規格MAIN INTERVAL
START
STOP
COUNTER RESET
MAIN INTERVALSET CYCLESCYCLE COUNTER
EXT TRIGEXT TRIG 1
EXT TRIG 2,3波形設定
DELAY
INTERVALDURATION
TRAIN
TRIG SELECTOR
MIX
MIX2,3
EXT MIX
極性切換
アイソレータ出力

MANUAL, EXT, KEY
MANUAL, EXT
CYCLE COUNTER
リセット可能1ms~9900s ±0.1%
1～999（0設定にてFREE RUN）
0~999
0~+10V LEVEL設定可
TRIG LEVEL固定約3.5V
0~99s ±1%±2μs
100μ~999s ±0.1%
10μ~99.9s ±1%±2μs
1~999（0設定にてFREE RUN）
MAIN, EXT,
他チャネルEND/DELAY
2ch, 3chの波形合成可能
0~±10V以内
外部信号の合成可能
0~±10V以内, OFF,
当社製アイソレータ接続可能

OUTPUT
出力電圧
直線性
出力波形
立上り、立下り過渡偏差
出力インピーダンス±50V出力(1ch)
出力電圧
最大出力電流
MODURATION
DC
同期出力信号

電源・その他
電源
安全性

寸法・質量

電気刺激装置0~±10V0~±1V±50mV±1V~±10V±5%

SEN-8203MG

3μs以下
5％以下
100Ω以下０～±50V
400mA以上
外部信号のパルス変調可能
0~±10V直流出力可能
第1ch
0~±50V直流出力可能
MAIN INTERVAL, SET CYCLE
END, EXT TRIG1, END1/2/3,
DELAY1/2/3/, ＋15V, 20~30μs
パルス
AC１００V 50/60Hz
最大100VA
絶縁耐圧 AC1500V
1分間
絶縁抵抗 50MΩ以上（DC500V）
W440 x H200 x D400 15㎏

関連製品

電源
寸法・質量

アイソレータ SS-104JMG
高電圧、大電流出力
1, 10, 200V
1, 10, 30mA
高周波トランスによるアナログ信号伝送方式
スティムレータより供給
W160 x H120 x D250mm 2.2kg

品名・型式
特長
定電圧出力
定電流出力
電源
寸法・質量

4チャネルバスドライブ増幅器 SEG-3104MG
フィールドスティムレーション用
0 ~ 50V
0 ~ 400mA
AC100V 130VA
W406 x H100 x D200mm 6.5kg

品名・型式
特長
定電圧出力
定電流出力
信号伝送方式

アイソレータ SS-203JMG
両極性出力型
1, 10, 100V
10, 100μA, 1, 10mA
フォトカプラによるアナログ信号伝送方式
スティムレータより供給
W160 x H100 x D250mm 2kg

本製品は研究用機器です。臨床用途では使用できません。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
本カタログの掲載内容は2021年3月現在のものです。本内容は予告なく変更する場合があります。

本社〒113-0033

西日本営業所〒532-0003基礎医学研究用機器

文京区本郷３丁目１８番１４号 本郷ダイヤビル６階
TEL. 03 ( 3818 ) 8631
FAX. 03 ( 3818 ) 8632
大阪市淀川区宮原4‐4‐63 新大阪千代田ビル別館３F
TEL. 06 ( 6350 ) 0775

https://www.miyuki-net.co.jp/
MQS-07-217

メインインターバル方式の3チャネルスティムレータ

SEN-8203MGは神経生理学、薬理学分野等で要求される多様なニーズに対応できる、汎用型3チャネル電気刺激装置◇３チャネルのトレイン刺激が可能◇使用目的に応じ、各種のアイソレータを用意しています。（オプション）

刺激波形を3チャネル別々に設定でき、異なる3部位への同時刺激が可能です。
各チャネルは、それぞれ独立したトレイン刺激を出力することができます。

◇各チャネルの刺激の繰返しをメインインターバルとして独自に設定。

SS-104JMG

SS-203JMG◇第１チャネルでフィールドスティムレーションが可能

各チャネルの刺激波形の設定とは別に、各チャネルをトリガするメインインターバル部を内蔵。
トレイン刺激の繰り返し時間や刺激回数も設定できます。

最大±50V、400mAの出力容量を持つブースタアンプの内蔵により、第１チャネルの出力端子で直接フィールドスティムレーションを行うことができます。

■MAIN INTERVAL部
刺激の繰り返しを制御する部分です。
繰り返し周期と回数を設定でき、繰り返し回数は表示器に表示されます。
刺激の開始、停止はMANUAL、EXT SIGNALで制御できます。
開始は本体背面の「KEY START」端子と「E」端子のショートによっても行えます。

■刺激出力部
出力電圧はバーニアダイヤルにより0～±10Vの範囲で微調整できます。
さらに第１チャネルは±50V選択スイッチにより0～±50V、最大出力電流400mAの刺激をOUTPUTより取り出すことができます。出力は波形設定部で設定したパルス波形の他に直流刺激や合成波、変調波も取り出せます。
オプションのアイソレータを接続し、各チャネルアイソレータによる刺激ができます。
（SS-104JMGはいずれかのチャネルに2台のみ接続可能）
外部信号の合成波例

外部信号の変調形例◇各チャネルの同期を自由に設定できます。
各チャネルの刺激波形の設定とは別に、各チャネルをトリガするメインインターバル部を内蔵。
トレイン刺激の繰り返し時間や刺激回数も設定できます。

■TRIG SELECTOR
第１～３チャネルの波形設定部のトリガ信号は任意に選択できます。

■刺激波形設定部

第１ch

MAIN

DELAY2

DELAY3END2

END3

EXT1

第２ch

MAIN

DELAY1DELAY3

END1

END3

EXT2

第１～３チャネルの刺激波形は各々、DELAY、INTERVAL、DURATION、TRAIN
により任意に設定できます。

第３ch

MAIN

DELAY1DELAY2

END1

END2

EXT3

各時間の設定可能範囲

MAIN : MAIN INTERVALDELAY : 各チャネルの遅延信号

END : 各チャネルの刺激終了信号
EXT : 外部信号

MAIN INTERVALINTERVAL: 1ms ~ 10,000s: 100μs ~ 10,00s: 10μs ~ 100s
: 10μs ~ 100s

DELAY
DURATIONSTART◇合成により多様な波形を出力することができます。
第１チャネルはパネル面の設定だけで第２、第３のチャネルの波形を合成（加算）して出力できます。この機能を用いると、本装置1台で両極性刺激波や複合刺激波を簡単に出力できます。
第1chに第2ch、第3chの波形を合成した例
第1ch

第2ch

n回=SET CYCLES

MAIN INTERVAL

MAIN
INTERVALINTERVAL1n回=TRAIN1

第1ch出力波形
DELAY1VOLTAGE1

DURATION1
INTERVAL2

第3ch

第2ch出力波形
00n回=TRAIN2
DELAY2VOLTAGE2

DURATION2
INTERVAL3n回=TRAIN3

第3ch出力波形
DELAY3

DURATION3

VOLTAGE3