シンクロ−デジタル変換器（1速）
特長

シンクロ発信器からの信号を BCD 信号に変換
盤の省スペース化に合わせ、小型化を実現、２出力
基本機能は前面キーで設定可能
垂直開度演算機能対応、パソコンで設定可能
２出力形名

SBA−４−2□

仕出力仕様

１：リレー接点出力
２：フォトMOS 出力

出力数

２：２出力

電源

４：AC 85〜264V

様入 力 信 号 シンクロ３線信号×１（１速） 定格 AC 90V max 50/60Hz
消費電流 2mA 以下
シンクロ発信器入力角度：360°以内
出 力 信 号 BCD　５桁 各桁パリティ付き 極性信号，BUSY信号付き 負論理
出力範囲：−７９９９９〜＋７９９９９形名により次のどちらかを指定
リレー接点出力 無電圧A接点（DC ３０V， ０.１A 総合で ２A 以下 抵抗負荷）
フォトMOS出力 無電圧A出力（AC/DC 125V， ０.１A 総合で ２A 以下）
2出力（OUTPUT1， OUTPUT2 のコネクタから同じ信号を出力）
論理 データ，パリティ，BUSY 1：ON（短絡） 0：OFF（開放）極性-：ON（短絡） +：OFF（開放）BUSY信号：データ変化時のみ出力
精度 フルスケール値に対する直線性 ±０.１％
追 従 速 度 シンクロの回転速度 ２０rpm以下
ＺＥＲＯ調整 入力の任意の位置で ZEROキーを押すことにより、出力を 0 に自動調整ホールド機能 入力の任意の範囲を 0%ホールド，上限ホールドして出力
リニアライザ機能（垂直開度演算機能）
入力と出力の関係が非直線な場合、折線演算により直線化
折点設定値：100点以下
SCALE機能 入力の任意の位置で、出力を任意の値（出力範囲内）に調整可能
ＥＬ加算機能 EL値を加算して出力設定値の記憶 設定値は内部の E2PROM に記憶し、電源断となっても保持
ＬＥＤ表示器 ７セグメント LED 文字高 ７.６２mm 文字色 赤色
警 報 出 力 電源断：電源断時、接点を短絡
エラー：エラー発生時、接点を短絡
リレー接点出力 無電圧接点（DC 30V，2A以下 抵抗負荷）
電源 AC 85〜264V 50/60Hz 消費電力 50VA（AC100V 約0.5A）以下
絶 縁 抵 抗 電気回路一括 と 外箱（FG）間（注1）20MΩ以上（DC 500V メガーにて）耐 電 圧 入力（S1， S２， S３），電源（R1， R２）一括 と 外箱（FG）間（注1）AC 2000V 50/60Hz 1分間
その他の電気回路一括 と 外箱（FG）間AC 500V 50/60Hz 1分間
動 作 温 度 -10〜+50℃
相 対 湿 度 30〜85%
ケ ー ス 色 マンセル N1.5 半ツヤ（黒色）質量 約 3.5kg
注1. 絶縁抵抗試験，耐電圧試験を実施する場合は、端子台のＥ端子の配線を外してください。
Ｅ端子を接続した状態で試験を実施しますと、内部のサージアブソーバが放電します。

4SBA

外形図ｍａｘ２２９０５０

１８０１．
６

ＳＢＡ Ｓ／Ｄ ＴＲＡＮＳＤＵＣＥＲ

ＳＥＴＯＫＭＯＤＥ ＳＥＴ ＮＥＸＴＣＯＭ

４Ｓ１５Ｓ２６Ｓ３７

Ｒ１８Ｒ２９Ｅ

１０ＦＧ−端子カバー＋ＲＳ２３２Ｃ

ＳＹＮＣＨＲＯ

３ＺＥＲＯ

ＳＯＵＲＣＥ２３０２２０２００２

ＰＷＲ
ＯＦＦ
ＥＲＲ

ＡＬＡＲＭ

１ＯＵＴＰＵＴ１ＯＵＴＰＵＴ２ＴＯＹＯ ＫＥＩＫＩ

端子ネジ Ｍ４４−φ５穴（取付ネジ Ｍ４）

結線図
ＳＢＡ−4−2□ シンクロ−デジタル変換器
ＲＳ２３２Ｃ（コネクタ）ＯＵＴＰＵＴ１（コネクタ）
ケーブル（端子台）
１

電源断
警報出力 エラー

３

Ｒ１

Ｓ１４

Ｓ２５

Ｓ３６Ｒ２７８９Ｆ

１０ＣＯＭ
Ｓ１
Ｓ２
Ｓ３
Ｒ１Ｒ２Ｅ

ＳＯＵＲＣＥ ＳＹＮＣＨＲＯＣＯＭ
シンクロ発信器

ＰＷＲ
ＯＦＦ
ＥＲＲ

２ＡＬＡＲＭ

初期設定用
何も接続しないでください。

ＦＧ

ＧＮＤ
供給電源
端子台のＥ端子はサージ保護用ＧＮＤ、ＦＧ端子はフレームＧＮＤです。
通常は、Ｅ端子とＦＧ端子は接続して接地します。
絶縁抵抗試験，耐電圧試験を実施する場合は、Ｅ端子は接続しないでください。

付属品

端子カバー、RS232Cダストキャップ

ＯＵＴＰＵＴ２（コネクタ）
ケーブル

ピンＮｏ． 出力
１ １×１０ ０
２ ２×１０ ０
３ ４×１０ ０
４ ８×１０ ０
５ Ｐ×１０ ０
６ １×１０ １
７ ２×１０ １
８ ４×１０ １
９ ８×１０ １
１０ Ｐ×１０ １
１１ １×１０ ２
１２ ２×１０ ２
１３ ４×１０ ２
１４ ８×１０ ２
１５ Ｐ×１０ ２
１６ １×１０ ３
１７ ２×１０ ３
１８ ４×１０ ３
１９ ８×１０ ３
２０ Ｐ×１０ ３
２１ １×１０ ４
２２ ２×１０ ４
２３ ４×１０ ４２４ ＮＯコネクション
２５ Ｐ×１０ ４
２６ ＢＵＳＹ
２７ 極性
２８ ＣＯＭ

ピンＮｏ． 出力
１ １×１０ ０
２ ２×１０ ０
３ ４×１０ ０
４ ８×１０ ０
５ Ｐ×１０ ０
６ １×１０ １
７ ２×１０ １
８ ４×１０ １
９ ８×１０ １
１０ Ｐ×１０ １
１１ １×１０ ２
１２ ２×１０ ２
１３ ４×１０ ２
１４ ８×１０ ２
１５ Ｐ×１０ ２
１６ １×１０ ３
１７ ２×１０ ３
１８ ４×１０ ３
１９ ８×１０ ３
２０ Ｐ×１０ ３
２１ １×１０ ４
２２ ２×１０ ４
２３ ４×１０ ４
２４ ＮＯコネクション
２５ Ｐ×１０ ４２６ ＢＵＳＹ
２７ 極性
２８ ＣＯＭＯＵＴＰＵＴ１，ＯＵＴＰＵＴ２ コネクタの形式
本体側コネクタ ：Ｓ−１６２８Ａ−ＳＴＡ（ヒロセ電機）
ケーブル側コネクタ：Ｐ−１６２８ＢＡ−ＣＡ（ヒロセ電機）5

シンクロ−デジタル変換器（2速）
特SBA-T

長高揚程開度計のシンクロ精粗 2 速信号を BCD 信号に変換盤の省スペース化に合わせて小型化を実現、2 出力
基本機能は前面キーで設定可能
垂直開度演算機能対応、パソコンで設定可能
形

名

SBA−４T−2□

仕出力仕様

１：リレー接点出力
２：フォトMOS 出力

出力数

２：２出力

入力仕様

T：シンクロ精粗2入力

電源

４：AC 85〜264V様

入 力 信 号 シンクロ３線信号×２（2速） 定格 AC 90V max 50/60Hz
消費電流 2mA 以下
回転比 精：粗 = 64：1
出 力 信 号 BCD　５桁 各桁パリティ付き 極性信号，BUSY信号付 負論理
出力範囲：−７９９９９〜＋７９９９９形名により次のどちらかを指定
リレー接点出力 無電圧A接点（DC ３０V， ０.１A 総合で ２A 以下 抵抗負荷）
フォトMOS出力 無電圧A出力（AC/DC 125V， ０.１A 総合で ２A 以下）
2出力（OUTPUT1， OUTPUT2 のコネクタから同じ信号を出力）
論理 データ，パリティ，BUSY 1：ON（短絡） 0：OFF（開放）極性-：ON（短絡） +：OFF（開放）データ更新　495msec 以上 （データ変化時のみBUSY信号出力）
精度 精（SYNCHRO1）入力：±０.１％（フルスケール値に対する直線性）
粗（SYNCHRO2）入力：±０.１％（フルスケール値に対する直線性）
精粗2速精度：±2 digit (SCALE = 32000以下)
追 従 速 度 シンクロの回転速度 ２０rpm以下
ＺＥＲＯ調整 入力の任意の位置で ZEROキーを押すことにより、出力を 0 に自動調整ホールド機能 入力の任意の範囲を 0%ホールド，上限ホールドして出力
リニアライザ機能（垂直開度演算機能）
入力と出力の関係が非直線な場合、折線演算により直線化
折点設定値：100点以下
SCALE機能 入力の任意の位置で、出力を任意の値（出力範囲内）に調整可能
ＥＬ加算機能 EL値を加算して出力設定値の記憶 設定値は内部の E2PROM に記憶し、電源断となっても保持
ＬＥＤ表示器 ７セグメント LED 文字高 ７.６２mm 文字色 赤色
警 報 出 力 電源断：電源断時、接点を短絡
エラー：エラー発生時、接点を短絡
リレー接点出力 無電圧接点（DC 30V，2A以下 抵抗負荷）
電源 AC 85〜264V 50/60Hz 消費電力 50VA（AC100V 約0.5A）以下
絶 縁 抵 抗 電気回路一括 と 外箱（FG）間（注1）20MΩ以上 DC 500V 絶縁抵抗計にて耐 電 圧 入力（1S1， 1S２， 1S３， 2S1， 2S2， 2S３），電源（R1， R２）一括 と 外箱（FG）間（注1）AC 2000V 50/60Hz 1分間
その他の電気回路一括 と 外箱（FG）間AC 500V 50/60Hz 1分間動 作 温 度 -10〜+50℃
相 対 湿 度 30〜85%
ケ ー ス 色 マンセル N1.5 半ツヤ（黒色）質
量 約 3.5kg
注1. 絶縁抵抗試験，耐電圧試験を実施する場合は、端子台のＥ端子の配線を外してください。

6外形図
ｍａｘ
２２９０５０１８０１．
６

ＳＢＡ−Ｔ Ｓ／Ｄ ＴＲＡＮＳＤＵＣＥＲ

ＳＥＴ
ＯＫ４２Ｓ１５２Ｓ２６２Ｓ３

７

１Ｓ１８

１Ｓ２

９

１Ｓ３１０

Ｒ１１１Ｒ２１２Ｅ

１３ＦＧ

２３０２２０２００

ＡＬＡＲＭ

ＣＯＭＺＥＲＯ−ＳＹＮＣＨＲＯ１ ＳＹＮＣＨＲＯ２３端子カバー

ＭＯＤＥ ＳＥＴ ＮＥＸＴ

ＳＯＵＲＣＥ

２ＰＷＲ
ＯＦＦ
ＥＲＲ

１＋ＲＳ２３２Ｃ

ＯＵＴＰＵＴ１ＯＵＴＰＵＴ２ＴＯＹＯ ＫＥＩＫＩ

端子ネジ Ｍ４４−φ５穴（取付ネジ Ｍ４）

結線図ＳＢＡ−４Ｔ−２□ シンクロ−デジタル変換器
ＲＳ２３２Ｃ（コネクタ）

ＯＵＴＰＵＴ１（コネクタ）

初期設定用
何も接続しないでください。

３ＣＯＭ

１／６４
ＳＹ１（精）
シンクロ発信器
Ｒ１２Ｓ１４２Ｓ２５２Ｓ３６１Ｓ１７１Ｓ２８１Ｓ３９Ｒ２１０
１１１２Ｆ

１３ＣＯＭ
２Ｓ１
２Ｓ２２Ｓ３
１Ｓ１
１Ｓ２
１Ｓ３
Ｒ１
Ｒ２

ＡＬＡＲＭ

２エラー

ＳＹ２（粗）
シンクロ発信器

ＰＷＲ
ＯＦＦ
ＥＲＲ

ＳＹＮＣＨＲＯ１ ＳＹＮＣＨＲＯ２

警報出力（端子台）
１ＳＯＵＲＣＥ

電源断

ケーブル

Ｅ
ＦＧ

ＧＮＤ
供給電源
端子台のＥ端子はサージ保護用ＧＮＤ、ＦＧ端子はフレームＧＮＤです。
通常は、Ｅ端子とＦＧ端子は接続して接地します。
耐電圧試験を実施する場合は、Ｅ端子は接続しないでください。

付属品

端子カバー、RS232Cダストキャップ

ＯＵＴＰＵＴ２（コネクタ）ケーブル

ピンＮｏ． 出力
１ １×１０ ０
２ ２×１０ ０
３ ４×１０ ０
４ ８×１０ ０
５ Ｐ×１０ ０
６ １×１０ １
７ ２×１０ １
８ ４×１０ １
９ ８×１０ １
１０ Ｐ×１０ １
１１ １×１０ ２
１２ ２×１０ ２
１３ ４×１０ ２
１４ ８×１０ ２
１５ Ｐ×１０ ２
１６ １×１０ ３
１７ ２×１０ ３
１８ ４×１０ ３
１９ ８×１０ ３
２０ Ｐ×１０ ３
２１ １×１０ ４
２２ ２×１０ ４
２３ ４×１０ ４
２４ ＮＯコネクション
２５ Ｐ×１０ ４
２６ ＢＵＳＹ
２７ 極性
２８ ＣＯＭ

ピンＮｏ． 出力
１ １×１０ ０
２ ２×１０ ０
３ ４×１０ ０
４ ８×１０ ０
５ Ｐ×１０ ０
６ １×１０ １
７ ２×１０ １
８ ４×１０ １
９ ８×１０ １
１０ Ｐ×１０ １
１１ １×１０ ２
１２ ２×１０ ２
１３ ４×１０ ２
１４ ８×１０ ２
１５ Ｐ×１０ ２
１６ １×１０ ３
１７ ２×１０ ３
１８ ４×１０ ３
１９ ８×１０ ３
２０ Ｐ×１０ ３
２１ １×１０ ４
２２ ２×１０ ４
２３ ４×１０ ４
２４ ＮＯコネクション
２５ Ｐ×１０ ４
２６ ＢＵＳＹ
２７ 極性
２８ ＣＯＭＯＵＴＰＵＴ１，ＯＵＴＰＵＴ２ コネクタの形式
本体側コネクタ ：Ｓ−１６２８Ａ−ＳＴＡ（ヒロセ電機）
ケーブル側コネクタ：Ｐ−１６２８ＢＡ−ＣＡ（ヒロセ電機）7