任意波形ファンクションジェネレータ
AFG-2000/2100 シリーズ

ユーザーマニュアル

ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

保証
任意波形ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100 シリーズ
このたびは Good Will Instrument 社の計測器をお買い上げいただきありがとうございます。今後とも当社の製品を末永くご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
AFG-2000/2100 シリーズは、正常な使用状態で発生する故障について、お買い上げの日より 2 年間に発生した故障については無償で修理を致します。ただし、ケーブル類など付属品は除きます。
また、保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
1．火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
2．不当な修理、調整、改造がなされた場合。
3．取扱いが不適当なために生ずる故障、損傷。
4．故障が本製品以外の原因による場合。
5．お買い上げ明細書類のご提示がない場合。
お買い上げ時の明細書（納品書、領収書など）は保証書の代わりとなりま
すので、大切に保管してください。
また、校正作業につきましては有償にて受け賜ります。
この保証は日本国内で使用される場合にのみ有効です。
This warranty is valid only Japan.

本マニュアルについてご使用に際しては、必ず本マニュアルを最後までお読みいただき、正しくご使用ください。また、いつでも見られるよう保存してください。
本書の内容に関しましては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたらご購入元または弊社までご連絡ください。

2018.12.
このマニュアルは著作権によって保護された知的財産情報を含んでいます。 当社はすべての権利を保持します。 当社の文書による事前承諾なしに、このマニュアルを複写、転載、翻訳することはできません。
このマニュアルに記載された情報は印刷時点のものです。製品の仕様、機器、および保守手順は、いつでも予告なしで変更することがありますので予めご了承ください。

Good Will Instrument Co., Ltd.
No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan.

目次

目次
本マニュアルについて ............................................................ 3

安全上の注意 ........................................................... 3
先ず初めに ............................................................... 8
主な特徴 .................................................................................. 8
パネル外観 ............................................................................ 10
ファンクションジェネレータの設定 ....................................... 16

クイック リファレンス .............................................. 18
キー入力の方法 .................................................................... 19
出力のオン/オフ ................................................................... 20
波形の選択 ............................................................................ 21
ARB（任意波形） ................................................................... 23
変調(AFG-2100 シリーズのみ) .......................................... 24
スイープ(AFG-2100 シリーズのみ) .................................... 28
周波数カウンタ(AFG-2100 シリーズのみ) ........................ 29
保存/呼出し .......................................................................... 30
初期設定 ................................................................................ 31

操作 .......................................................................... 33
波形の選択 ............................................................................ 35
周波数の設定........................................................................ 35
振幅の設定 ............................................................................ 36
終端インピーダンスの設定 .................................................. 38
DC オフセットの設定 ............................................................ 39
デューティ比/シンメトリの設定 ........................................... 40
振幅変調(AM)(AFG-2100 シリーズのみ) ......................... 41
周波数変調(FM)(AFG-2100 シリーズのみ) ..................... 49
周波数偏差変調(FSK) (AFG-2100 シリーズ) .................. 57
1

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

周波数スイープ(AFG-2100 シリーズ) ................................ 65
任意波形の作成.................................................................... 71
周波数カウンタ(AFG-2100 シリーズのみ) ........................ 73
SYNC 出力ポートを使用 ...................................................... 74
パネル設定と ARB 波形の保存と呼出し ........................... 78

リモートインターフェース ....................................... 81
USB リモートインターフェースを選択 ................................. 83
コマンドの構文 ...................................................................... 84
コマンド一覧 ........................................................................... 89
システムコマンド .................................................................... 91
ステータスレジスタ コマンド ................................................. 91
APPLｙコマンド ...................................................................... 92
出力コマンド ........................................................................... 97
振幅(AM)変調コマンド ........................................................ 105
AM 概要 ............................................................................... 105
周波数変調(FM)コマンド .................................................... 109
FM の概要 ............................................................................ 109
周波数偏差変調(FSK)コマンド ......................................... 113
FSK の概要 .......................................................................... 113
周波数スイープコマンド ..................................................... 117
スイープの概要 ................................................................... 117
周波数カウンタコマンド ...................................................... 122
任意波形コマンド ................................................................ 124
任意波形の概要.................................................................. 124
保存/呼出しコマンド ........................................................... 127

付録 ....................................................................... 128
エラーメッセージ .................................................................. 128
AFG-2000/2100 シリーズ 仕様 ....................................... 130
EC Declaration of Conformity ......................................... 135

索引 ....................................................................... 135
2安全上の注意

安全上の注意この章は、本器を操作および保存する場合に気をつけなければならない重要な安全上の注意を含んでいます。
本器を最良の状態に保つために操作を開始する前に以下の注意をよく読んで安全を確保してください。

安全記号
以下の安全記号が本マニュアルもしくは本器上に記載されています。

警告

警告: ただちに人体の負傷や生命の危険につながる恐れのある箇所、用法が記載されています。

注意

注意: 本器または他の機器へ損害をもたらす恐れのある箇所、用法が記載されています。
危険:高電圧の恐れあり
危険・警告・注意:マニュアルを参照してください

保護導体端子シャーシ(フレーム)端子
危険：高温注意
二重絶縁3

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

安全上の注意事項
一般注意事項•

電源コードは、製品に付属したものを使用してください。ただし、入力電源電圧によっては付属の電源コードが使用できない場合があります。その場合は、適切な電源コードを使用してください。

•

各端子グランドと電源コードのグランドは共通です。
信号のグランド側をフローリング状態で使用しないでください。

•

入力端子には、製品を破損しないために最大入力が決められています。製品故障の原因となりますので定格・仕様欄または安全上の注意にある仕様を越えないようにしてください。
周波数が高くなったり、高圧パルスによっては入力できる最大電圧が低下します。

•

BNC コネクタの接地側に危険な高電圧を決して接続しないでください。火災や感電につながります。

•

感電防止のため保護接地端子は大地アースへ必ず接続してください。

•

重い物を本器に置かないでください。

•

激しい衝撃または荒い取り扱いを避けてください。
本器の破損につながります。

•

本器に静電気を与えないでください。

•

裸線を BNC 端子などに接続しないでください。

•

冷却用ファンの通気口をふさがないでください。
製品の通気口をふさいだ状態で使用すると故障、火災の危険があります。

•

濡れた手で電源コードのプラグに触らないでください。感電の原因となります。

•

可燃性の物を本器に置かないでください。

•

各入力および出力端子には、正しいケーブルを誤使用ください。裸線で接続しないでください。

注意4

安全上の注意
測定カテゴリー) EN61010-1：2010 は測定カテゴリと以下のそれらの要件を指定します。 AFG-2000/2100 シリーズはカテゴリ II の部類です。
• 測定カテゴリ IV は、建造物への引込み電路、引込み口から電力量メータおよび一次過電流保護装置（分電盤）までの電路を規定します。
• 測定カテゴリ III は、直接分電盤から電気を取り込む機器（固定設備）の一次側および分電盤からコンセントまでの電路を規定します。
• 測定カテゴリ II は、コンセントに接続する電源コード付機器（家庭用電気製品など）の一次側電路を規定します。
• 測定カテゴリ I は、コンセントからトランスなどを経由した機器内の二次側の電気回路を規定します。ただしこの測定カテゴリは廃止され、Ⅱ/Ⅲ/Ⅳに属さない測定カテゴリ 0 に変更されます。

電源電圧

•

入力電圧： AC100 ～ 240V、50 ～ 60Hz.

•

電源コードは、感電を避けるため本器に付属している３芯の電源コード、または使用する電源電圧に対応したもののみ使用し、必ずアース端子のあるコン
セントへ差し込んでください。2 芯のコードを使用される場合は必ず接地をしてください。

•

ヒューズが溶断した場合と思われる場合、当社までご連絡ください。間違えてヒューズを交換された場
合、火災の危険があります。

•

ヒューズタイプ： F1A/250V•

ヒューズ交換は、本体内にあるため認定作業者のみ行なってください。

•

クリーニング前に電源コードを外してください。

•

中性洗剤と水の混合液に浸した柔らかい布地を使用します。 液体はスプレーしないでください。本器に液体が入らないようにしてください。

•

ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなど危険な材料を含む化学物質を使用しないでください。

警告

ヒューズ
警告

クリーニング

5

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
操作環境•

設置および使用箇所: 屋内で直射日光があたらな
い場所、ほこりがつかない環境、ほとんど汚染のない状態(以下の注意事項参照)を必ず守ってください•

相対湿度： < 80%•

標高：< 2000m•

温度： 0℃～40℃(汚染度) EN 61010-1：2010 は汚染度と要求事項を以下のように規定しています。 AFG-2000/2100 シリーズ は汚染度 2 に該当します。
汚染とは「絶縁耐力または表面抵抗を減少させる個体、液体、またはガス (イオン化ガス) の異物の添加」を指します。
• 汚染度 1： 汚染物質が無いか、または有っても乾燥しており、非伝導性の汚染物質のみが存在する場合。 汚染は影響しない状態。
• 汚染度 2： 通常は非伝導性の汚染のみが存在する。 しかし、時々結露による一時的な伝導が発生する。
• 汚染度 3： 伝導性汚染物質または結露により伝導性になり得る
非伝導性物質のみが存在する。 これらの状況で、機器は直射
日光や風圧から保護されるが、温度や湿度は管理されない。

保存環境

カバー・パネル•

保存場所：屋内•

相対湿度：< 70%•

温度：-10℃～70℃•

サービスマン以外の方がカバーやパネルを取り外さないでください。本器を分解することは禁止されています。

•

本製品の調整や修理は、当社のサービス技術および認定された者が行います。

•

サービスに関しましては、お買上げいただきました
当社代理店（取扱店）にお問い合わせ下さいますようお願い致します。なお、商品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

警告
調整・修理

6

安全上の注意
保守点検につい • 製品の性能、安全性を維持するため定期的な保て守、点検、クリーニング、校正をお勧めします。

校正•

この製品は、当社の厳格な試験・検査を経て出荷されておりますが、部品などの経年変化により、性能・仕様に多少の変化が生じることがあります。製品の性能・仕様を安定した状態でご使用いただくた
めに定期的な校正をお勧めいたします。校正についてのご相談はご購入元または当社までご連絡く
ださい。

ご使用について•本製品は、一般家庭・消費者向けに設計・製造された製品ではありません。電気的知識を有する方がマニュアルの内容を理解し、安全を確認した上でご使用ください。また、電気的知識のない方が使用される場合には事故につながる可能性があるので、必ず電気的知識を有する方の監督下にてご使用ください。

7

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

先ず初めに
この章では、本器の主な機能、外観を紹介し、基本機能の簡単使用方法を紹介します。総合的な操作手順については、操作の章を参照してください。

主な特徴
モデル名
周波数範囲
出力波形
振幅レンジ

AFG-2005 AFG-2105 AFG-2012 AFG-2112 AFG-2025 AFG-2125

0.1Hz～5MHz
0.1Hz～12MHz 0.1Hz～25MHz
正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、ARB
0.1Hz～20MHz
1mVpp～10 Vpp (50Ω 負荷)
2mVpp～20 Vpp (オープン)
20MHzHz～25MHz
1 mVpp～5 Vpp (50Ω 負荷)
2 mVpp～10 Vpp (オープン)

オフセット可変

○

○

○

○

○

○

デューティ可変

○

○

○

○

○

○

SYNC (TTL)出力

○

○

○

○

○

○

保存/呼出し

○

○

○

○

○

○

スイープ機能

—

○

—

○

—

○

AM

—

○

—

○

—

○

FM

—

○

—

○

—

○

FSK

—

○

—

○

—

○

周波数カウンタ
ARB

—

○

—

○

—

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

USB インターフェース
8先ず初めに機能•

DDS 方式を採用し高分解能な波形を出力できます。

•

5MHz/12MHz/25MHz DDS (Direct Digital
Synthesis)方式の信号出力•

周波数分解能：0.1Hz•

フル機能任意波形
サンプルレート：20 MS/s
繰り返しレート：10MHz
波形長：4K ポイント
振幅分解能：10 ビット
波形メモリ：10 個×4K（メモリ番号：10～19）

特徴•

正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ•

内部/外部 AM, FM, FSK 変調•

変調/スイープ信号出力•

設定メモリ：10 個保存/呼出し（メモリ番号：0～9）•

出力過負荷保護機能•

任意波形編集用 PC ソフトウェアで編集可能*

インターフェース • USB インターフェースを標準装備•

3.5 インチ LCD ディスプレイ

* 任意波形編集用 PC ソフトウェアは弊社 Web サイトよりダウンロードしてください。

9

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

パネル外観
AFG-2105/2112/2125 前面パネル
矢印キー
数値キー
3.5インチLCDディスプレイ
ファンクションキー スクロールノブ
AFG-2125

SYNC出力端子

OUTPUTAr bitr ar y Fun c tion Gene r ator

S YNC

FU N C

7

8

9

4

5

6

1

2

3

FR EQ
50Ω

AMPL

MAIN

メイン出力端子O FSTEn terD U TYPo intVa lue

ARB

0

/

50Ω

OU TPU T
Save/Recall

POWER

INT/EXT

Hop

Hz/VppkHz/Vrms

MHz/dBm%

Shape

DEP /DEV

Rate

Start /Stop

Gate

AM

FM

FSK

LIN /LOG

Sweep

Count

Enterキー

Shift

電源スイッチ
ARBキー

操作キー

メイン出力オン/オフキー

AFG-2005/2012/2025 前面パネル
矢印キー
数値キー
3.5インチLCDディスプレイ
ファンクションキー スクロールノブ
AFG-2025

SYNC出力端子

OUTPUTAr b itr a r y Fun c tion G ene r a to r

SYNC

FUN C

7

8

9

4

5

6

1

2

3

FR EQ
50 W

AMPL

O FST

DU TY

Po in tMAIN

メイン出力端子En te r050 W/
O U TPU T

POWER

Save/Recall
Hz/ Vpp

kHz/ Vrms

Va lu eMHz / dBm

%

Shift

Enterキー

ARB

電源スイッチ
ARBキー

10

操作キー

メイン出力オン/オフキー先ず初めにLCD ディスプレイ 3.5 インチ、 3 カラーLCD ディスプレイ
キーパッド

7

8

9

4

5

6

1

2

3

/

0

ディジタル・キーパッドは値とパラメーターを入力するために使用します。キーパッドは、選択キーおよび可変取手と共にしばしば使用されます。
スクロールノブは 1 デジットステップ
で値とパラメーターを編集するために使用します。

スクロールノブ

矢印キーと共に使用します。

減少
増加
パラメーターを編集するとき数字を選択するために使用します。

矢印キー
出力端子

SYNC 出力端子(インピーダンス：50Ω)OUTPUT
SYNC

50W
MAIN

メイン出力端子(インピーダンス：50Ω)50W

エンターキー
電源ボタン

出力コントロールキー
終端インピーダ
ンス

入力値を確定するために使用しま
す。

Enter

電源をオン/オフします

POWER

OUTPUTShift+

OUTPUT

操作キー

Hz/Vpp

出力をオン/オフします
終端インピーダンス設定を変更します。
50Ω ⇔ HI（ハイインピーダンス）
Hz または Vpp 単位を選択します11

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
Save/Recall
Shift

Hz/Vpp+kHz または Vrms 単位を選択します

kHz/Vrms

INT/EXTShift+

kHz/Vrms

Hop+

MHz/dBm

LIN/LOG%+

AM キーは AM 変調のオン/オフをし
ます*.

AM

Shape

+

FM キーは FM 変調のオン/オフをします*
DEP/DEV
FM

+

Rate
FSK

+

Start/Stop

12+

AM、FM、FSK 変調とスイープレート
を設定します。*
スイープ機能を選択します*

Sweep

Shift

変調度または周波数偏差を選択します*
FSK 変調を選択します*

FSK

Shift

変調波形を選択します*

AM

FM

Shift

スイープをリニア（直線）またはログ（対数）*に設定します。
シフト・キーは操作キー上のセカンド機能を選択するために使用します。

Shift

Shift

FSK 変調用の “Hop”周波数を設定します％に単位を設定します

%

Shift

変調および FSK 関数*のためのソースを内部または外部に設定します。
MHz または dBm 単位を選択します

MHz/dBm

Shift

メモリへ波形を保存または呼出しま
す

Sweep

スタートまたはストップ周波数を設定します*先ず初めに周波数カウンタのオン/オフをします
*

Count

Gate
Shift

+

ARB 編集キー

周波数カウンタのゲート時間を設定します*
任意波形編集キー

Point

Value

ARB

ファンクション
キー

Count

FUNC

Point キーは任意波形のポイント番
号を設定します
Value キーは選択したポイントの振幅値を設定します
FUNC キーは出力波形のタイプを選択するのに使用します：
正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、
ARB（任意波形）

FREQ

選択した波形の周波数を設定します

AMPL

選択した波形の振幅を設定します

OFST

DUTY

OFST は選択した波形の DC オフ
セットを設定します
DUTY キーは、ランプ波と方形波のデューティ比を設定します*表示されるファンクション/特徴は AFG-2105/2112/2125 のみです13

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

AFG-2105/2112/2125 背面パネル
MOD出力端子WARN IN G
TO AVOID ELECTRIC SHOCK THE POWER CORD PROTECTIVEGROUNDING CONDUCTOR MUST BE CONNECTED TO GROUND.
NO OPERATOR SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
DO NOT REMOVE COVERS. REFER SERVICING TOQUALIFIED PERSONNEL.

AC 10 0 -24 0 V
5 0-6 0 H z 2 5VA

SER . N O . L ABELO U TPU T

IN PU T

MOD

Counter

TriggerMOD

周波数カウンタ
入力端子
MOD入力端子USBデバイスポート トリガ入力端子

電源ソケット

AFG-2005/2012/2025 背面パネル
WARN IN G
TO AVOID ELECTRIC SHOCK THE POWER CORD PROTECTIVEGROUNDING CONDUCTOR MUST BE CONNECTED TO GROUND.
NO OPERATOR SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
DO NOT REMOVE COVERS. REFER SERVICING TOQUALIFIED PERSONNEL.

AC 10 0 -24 0 V
5 0- 6 0 H z 2 5VA

SER . N O . L ABEL

電源ソケットMOD 出力USBデバイスポート
OUTPUT

INPUT

MODCounter

変調出力ポート

カウンタ入力カウンタ入力ポート

MOD 入力変調入力ポート

トリガ入力

TriggerMOD

トリガ入力ポート

タイプ B USB ポート

B タイプ USB コネクタは PC リモートコ
ントロールに使用します

電源ソケット

電源：AC100～240V、50～60HzAC 100-240V
50-60Hz 25VA

14

先ず初めにディスプレイ
周波数カウンタ
ゲート時間

波形の種類

USBアイコン
周波数表示
パラメータ表示変調、スイープ
カウンタメニュー
波形の種類
Func キーで出力波形を選択します
カウンタ設定カウンタのゲート時間を設定します*USB アイコン

USB インターフェースの状態を表示

周波数表示

メイン波形の周波数設定を表示します
パラメータ表示

第 2 波形パラメータと設定を表示します
変調、スイープ、
カウンタ メニュー

変調波形とソースと同時に変調、スイープとカウンタ機
能を表示*.
*表示されるファンクション/機能は AFG-2105/2112/2125 のみです15

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

ファンクションジェネレータの設定
概要
スタンドの調整

この章では、ハンドルの設定方法と電源投入方法について説明しますハンドルを左右に引き回転させますA F G -2 1 2 5

OUTPUT

Arbitrary Function Generator

16

9

5

6

1

2

3

50W
MAIN

OFST
Enter

DUTY

ARB

ハンドルを立て持ち運
べるようにします

8

4
AMPL

Value

ハンドルを立てチルト状態にします。

7
FREQ

Point

AFG を水平に置きま
す。

SYNC

FUNC

50W

/

0

OUTPUT
Save/Recall

POWER

INT/EXT

Hop

LIN/LOG

Hz/VppkHz/Vrms

MHz/dBm%

Shape

DEP/DEV

Rate

Start/Stop

Gate

AM

FM

FSK

Sweep

Count

Shift

先ず初めに注意

電源の投入

ハンドルを取り外すことができる位置です。
ハンドルを図の状態
で、本器を運搬しないで下さい。

1. 背面パネルのソケットに電源コードを挿入します

2. 前面パネルの電源スイッチ
を押します

POWER

3. 電源がオンになり前回の電源オフ時の状態になります。

ファンクションジェネレータが起動し使用できるようになります17

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

クイック リファレンス
この章では、操作ショートカットと工場出荷時の初期設定を説明します。
機能の便利なリファレンスとしてこの章を使用してください。この章では、クイックリファレンスとして使用される、パラメータ、設定および制限事項の詳細な説明は、操作の章（33 ページ）や仕様（130 ページ）を参照してください。

キー入力の方法 .................................................................... 19
出力のオン/オフ ................................................................... 20
波形の選択 ............................................................................ 21
正弦波 ........................................................................................................ 21
方形波 ........................................................................................................ 21
ランプ波 ..................................................................................................... 22

ARB（任意波形） .................................................................... 23
ARB – ポイント ....................................................................................... 23

変調(AFG-2100 シリーズのみ) .......................................... 24
AM 変調(AFG-2100 シリーズのみ) .............................................. 24
FM 変調(AFG-2100 シリーズのみ) ............................................... 25
FSK 変調 (AFG-2100 シリーズのみ) ........................................... 26

スイープ(AFG-2100 シリーズのみ) .................................... 28
周波数カウンタ(AFG-2100 シリーズのみ) ........................ 29
保存/呼出し ........................................................................... 30
保存 ............................................................................................................. 30
呼出し ......................................................................................................... 30

初期設定 ................................................................................ 31

18

クイック リファレンス

キー入力の方法概要

本器には、3 種類のデジタル入力方法があります。数
値キーパッド、矢印キー、スクロールノブ
次の手順で、パラメータを編集するデジタル入力の方法を紹介します。
1. 最初に ARB または関数キーの内 1 つを押し編集する関数を選択してください。選択された機能は点滅します。

ファンクションキー
A FG - 2 0 2 5

Arbitrary Function Generator
FU NC

FREQ
AMPL
OFST
D UTY
Point
Value
ARB

ARBキー
2. 矢印キーで編集したい桁へ
カーソルを移動しパラメータを編集します。

カーソル
3. スクロールノブを使用しカーソ
ルのある数字のパラメータを変更します。上記の例において、スクロールノブを回すと、0.1V 値を変化させます。右回りで値が増加し、左回りで値が減少します。

19

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

4. Enter キーを押し新しいパラメ
ータ値を確定します
5. あるいは、テンキーで選択されたパラメーターの値を設定することができます。

Enter

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

6. テンキーで編集し終えるためには、ユニットキーのうちの 1
つを選択してください。(Hz、kHz、MHz、Vpp、Vrms、dBm、％)/

Hz/VppkHz/Vrms

MHz/dBm%

出力のオン/オフ
High Z/50Ω

パネル操作

1. OUTPUT キーを押し選択した波形を出力します。

OUTPUT

出力がオンになると OUTPUT キーが緑色に点灯します。
OUTPUTOUTPUT
High Z/50Ω

2. 出力をオフするには
OUTPUT キーを再度押します。

OUTPUTOUTPUT キーが消灯し出力がオフになります。
OUTPUT

20

OUTPUTクイック リファレンス

波形の選択
正弦波
例： 正弦波、10kHz、1Vpp、DC 2V
出力

1. FUNC キーを押し正弦波（Sine）を選択し
ます

MAIN

50W

2. FREQ > 1 > 0 > kHzの順でキーを押します。
3. AMPL > 1 > Vpp の順でキーを押します。
4. OFST > 2 > Vpp の順でキーを押します。
5. OUTPUT キーを押し
ます

FUNC

→

FREQ

1

0

AMPL

1

Hz/Vpp

OFST

2

Hz/VppkHz/Vrms

OUTPUT方形波
例：方形波、10kHz、 3Vpp、デューティ比 75％
出力1. FUNC キーを押し方
形波（Square）を選択
します。

MAIN

50W

2. FREQ > 1 > 0 > kHzの順でキーを押しま
す。

FUNC

FREQ

→

1

0

kHz/Vrms

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

3. AMPL > 3 > Vpp の順でキーを押します。
4. DUTY > 7 > 5 > ％の順でキーを押します。
5. 出力（OUTPUT）キーを押します。

AMPL

3

Hz/Vpp

DUTY

7

5

%

OUTPUT

ランプ波
例：ランプ波（Ramp 波）、10kHz、3Vpp、シンメトリ 25％
Output

1. FUNC キーを押しランプ波（Ramp）を選
択します。

MAIN

50W

2. FREQ > 1 > 0 > kHzの順でキーを押します。
3. AMPL > 3 > Vpp の順でキーを押します。
4. UTY > 2 > 5 > ％の順でキーを押します。
5. 出力（OUTPUT）キーを押します。

22

FUNC

→

FREQ

1

0

AMPL

3

Hz/VppDUTY

25

OUTPUT

kHz/Vrms%

クイック リファレンス

ARB（任意波形）
ARB – ポイント
例： ARB アドレス番号：2 ポイント目、10 kHz, 1Vpp.
Output

1. FUNC キーを押し
ARB 波形を選択しま
す。

MAIN

50W

2. FREQ > 1 > 0 > kHzの順でキーを押します。
3. AMPL > 1 > Vpp の順でキーを押します。
4. Point > 0 > Enter の順でキーを押します。
5. Value > 5 > 1 >1 >Enter の順でキーを押します。
6. Point > 1 > Enter の順でキーを押します。
7. Value > ± > 5 > 1>1 > Enter の順でキーを押します。(-511)
8. 出力（OUTPUT）キーを押します。

FUNC

→

FREQ

1

0

AMPL

1

Hz/Vpp

Point

0

Enter

Value

5

1

kHz/Vrms

1

Enter

Point

1

Value

/

Enter

OUTPUT

Enter

5

1

1

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

変調(AFG-2100 シリーズのみ)
AM 変調(AFG-2100 シリーズのみ)
例：AM 変調、変調波形：100Hz、方形波、1Vpp、キャリア波形：1kHz 正弦波。変調度：70％、内部ソース信号
Output

1. FUNC キーを押し正弦波を選択します。

MAIN

50W

2. FREQ > 1 > kHz の順でキーを押します。
3. AMPL > 1 > Vpp の順でキーを押しま
す。

FUNC

FREQ

1

kHz/Vrms

AMPL

1

Hz/Vpp4. AM の順でキーを押
します。

AM

INT/EXT

5. Shift > INT/EXT >の順でキーを押し INT（内部ソース）を選択
します

Shift

+

kHz/Vrms

Shape

6. Shift > Shape の順
でキーを押し方形波を選択します。

Shift

+

AM

→

Rate

7. Shift > Rate > 1 > 0> 0 > Hz の順でキーを押します。

Shift

0

24

→

+
Hz/VppFSK

1

0

クイック リファレンス

8. Shift > DEP/DEV> 7> 0 > ％の順でキーを押します。

9. 出力（OUTPUT）キーを押します。
10. AM キーをもう一度押すと AM 機能が解除されます。

DEP/DEV
Shift

FM

+

7

0

%

OUTPUTAM

FM 変調(AFG-2100 シリーズのみ)
例：FM 変調、変調波形：方形波、100Hz、キャリア波形：正弦波、1Vpp、
1kHz、周波数偏差：100Hz、内部ソース
Output

1. FUNC キーを押し正弦波を選択します。

MAIN

50W

2. FREQ > 1 > kHz の順でキーを押します。
3. AMPL > 1 > Vpp の順でキーを押します。
4. FM キーを押します。
5. Shift > INT/EXT >の順でキーを押し INT
ソースを選択します。
6. Shift > Shape キーを
押し Square wave 方
形波を選択します。

FUNC

→

FREQ

1

kHz/Vrms

AMPL

1

Hz/VppFM

INT/EXTShift+

kHz/Vrms

Shape
Shift

+

AM

→

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
Rate

7. Shift > Rate > 1 > 0> 0 > Hz の順でキーを押します。

Shift

0

1

0

DEP/DEV

8. Shift > DEP/DEV> 1> 0 > 0> Hz の順でキーを押します。

Shift

FM

+
Hz/Vpp0

10. FM キーを再度押すと解除されます。

1

Hz/Vpp09. 出力（OUTPUT）キーを押します。

FSK+

OUTPUTFM

FSK 変調 (AFG-2100 シリーズのみ)
例：FSK 変調。Hop 周波数：10Hz、1Vpp、キャリア波形：ランプ波、1kHz。
レート：100Hz（変調周波数）、INT(内部)ソース
Output

1. FUNC キーを押しラ
ンプ波を選択しま
す。

MAIN

50W

2. FREQ > 1 > kHz の順でキーを押します。
3. AMPL > 1 > Vpp の順でキーを押します。
4. FSK キーを押しま
す。

26

FUNC

→

FREQ

1

kHz/Vrms

AMPL

1

Hz/Vpp

FSK

クイック リファレンス
INT/EXT

5. Shift > INT/EXT >の順でキーを押し INT（内部）ソースを選択
します。

Shift

Rate

6. Shift > Rate > 1 > 0> 0 > Hz の順でキーを押します。

Shift

8. 出力（OUTPUT）キーを押します。
9. FSK キーを再度押すと FSK 機能が解除さ
れます。

+

FSK

1

0

1

0

Hz/Vpp0

7. Shift > Hop > 1 > 0 >Hz の順でキーを押します。

+

kHz/Vrms

Hop
Shift

+

Hz/VppOUTPUTFSK

MHz/dBmAFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

スイープ(AFG-2100 シリーズのみ)
例：周波数スイープ：スタート周波数：1Hz、ストップ周波数：1MHz、レート
1Hz、1Vpp、リニアスイープ
Output

1. FUNC キーを押しラ
ンプ波を選択しま
す。

MAIN

50W

2. AMPL > 1 > Vpp の順でキーを押します。
3. Sweep キーを押します。
4. Shift > INT/EXT >の順でキーを押し INT（内部）ソースを選択します。
5. Shift > Start/Stopの順でキーを押します。 Start> 1 > Hz を選択します。
6. Shift > Start/Stopの順でキーを押します。Stop> 1 > MHzを選択します。
7. Shift > Rate > 1 >Hz の順でキーを押し
ます。

28

FUNC

→

AMPL

Hz/Vpp1

Sweep

INT/EXTShift+

kHz/Vrms

Start/Stop
Shift

+

Sweep

1

Hz/VppStart/Stop
Shift

+

Sweep

1

MHz/dBm

Rate
Shift

Hz/Vpp+FSK

1

クイック リファレンス

8. Shift > LIN/LOG >の順でキーを押します。LINS を選択します。
9. 出力（OUTPUT）キーを押します。
10. Sweep キーを再度押すと Sweep 機能が解除されます。

LIN/LOG
Shift

%

+

OUTPUT

Sweep

周波数カウンタ(AFG-2100 シリーズのみ)
例：周波数カウンタ機能、ゲート時間：1 秒
Input
OUTPUT

INPUT

MODCounter

1. Count キーを押します。
2. Shift > Gate キーを押しゲート時間 1S(1秒)を選択します。

FSK

MOD

Count

Gate
Shift

+

Count

3. カウンタ入力端子へ信号を入力します。
4. Count キーを再度押すと周波数カウンタ機
能が解除されます。

CountAFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

保存/呼出し保存
例： メモリへ設定を保存する。
1. Shift > Save/Recall.
の順でキーを押し
Save を選択します。

Save/Recall
Shift

+

Hz/Vpp

パラメータ表示部

2. スクロールノブを回し保存するメモリ番号を選択します。
3. Enter キーを押し、保存を実行します。

0～9
Enter

呼出し
例：メモリから設定を呼出します。
1. Shift > Save/Recallの順でキーを押し、Recall を選択します。

Save/Recall
Shift

+

Hz/Vpp

パラメータ表示部

2. スクロールノブを回し呼出すメモリ番号を選択します。

30

0～9

クイック リファレンス

3. Enter キーを押し、呼出しを実行します。

Enter

任意波形の保存・呼出しについてはパネル設定と ARB 波形の保存と呼出し（78 ページ）を参照してください。

初期設定
初期設定は*RST コマンドかキー入力：Duty,1,2,3,4,8,Enter で行いま
す。
出力設定

変調
(AM/FM/FSK)

機能

正弦波

周波数

1kHz

振幅

100mVpp

オフセット

0.00Vdc

出力単位

Vpp

出力端子

50Ω

終端インピーダンス50Ω

キャリア波形

1kHz 正弦波

変調波形

100Hz 正弦波

AM 変調度

100%

FM 偏差

10Hz

FSK Hop 周波数

100Hz

FSK 周波数

500Hz

変調状態

Off

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

スイープ

システム設定スタート/ストップ周波数

100Hz/1kHz

スイープ時間1s

スイープレート

100Hz

スイープタイプ

リニア

スイープ状態

オフ

電源オフ信号オン

ディスプレイモードオン

エラーキュークリア

メモリ設定 (ARB)

変更なし

Outputオフ

インターフェース USB
設定.

USB-CDC

校正

制限あり

32

校正メニュー

操作

操作
この章では、基本波形の出力方法と、ARB（任意）波形を作成する方法を説明しています。 また、AFG-2105 / 2112/2125 の変調、スイープ、FSK
やカウンタ機能などの高度な機能を実行する方法も説明しています。

波形の選択 ............................................................................ 35
正弦波、方形波、ランプ波とノイズ波形 ...................................... 35

周波数の設定........................................................................ 35
振幅の設定 ............................................................................ 36
終端インピーダンスの設定 .................................................. 38
DC オフセットの設定 ............................................................ 39
デューティ比/シンメトリの設定 ........................................... 40
振幅変調(AM)(AFG-2100 シリーズのみ) ......................... 41
AM 変調を選択する ............................................................................. 42
AM キャリア波形 .................................................................................... 42
キャリア周波数を設定......................................................................... 42
キャリア波形の振幅を設定............................................................... 44
変調波形を設定..................................................................................... 45
変調波の周波数を設定(レート) ...................................................... 45
変調度 ........................................................................................................ 46
変調ソースの設定................................................................................. 48

周波数変調(FM)(AFG-2100 シリーズのみ) ..................... 49
FM 変調を選択 ....................................................................................... 49
FM キャリア波形 .................................................................................... 50
キャリア周波数を設定......................................................................... 50
キャリア波形の振幅を設定............................................................... 51
変調波形を設定..................................................................................... 52
変調周波数（レート）の設定.............................................................. 53
周波数偏差 .............................................................................................. 54
変調ソースを設定 ................................................................................. 55

周波数偏差変調(FSK) (AFG-2100 シリーズ) .................. 57
FSK 変調を選択..................................................................................... 57

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
FSK キャリア波形 .................................................................................. 58
FSK キャリア周波数 ............................................................................. 58
キャリア波形の振幅を設定............................................................... 60
Hop 周波数の設定 ............................................................................... 61
FSK レート................................................................................................. 62
FSK ソースの設定................................................................................. 63

周波数スイープ(AFG-2100 シリーズ) ................................ 65
スイープの選択 ...................................................................................... 65
スタートとストップ周波数を設定...................................................... 66
スイープモード ........................................................................................ 68
スイープレート ......................................................................................... 69
スイープソースを設定 (トリガ) ......................................................... 70

任意波形の作成.................................................................... 71
周波数カウンタ(AFG-2100 シリーズのみ) ........................ 73
周波数カウンタ機能を選択............................................................... 73
ゲート時間の設定 ................................................................................. 74

SYNC 出力ポートを使用 ...................................................... 74
SYNC ポートに接続する .................................................................... 75
SYNC 出力信号 ..................................................................................... 76

パネル設定と ARB 波形の保存と呼出し ........................... 78

34

操作

波形の選択
本器は、標準波形として正弦波、方形波、ランプ波とノイズ波形を出力することができます：。

正弦波、方形波、ランプ波とノイズ波形
パネル操作

1. FUNC キーを押し、標準波形を選択します。
(Sine, Square, Ramp, Noise).

FUNC

→

例：
正弦波

注意

変調、FSK、スイープとカウンタ機能は、標準波形を出力する前に無効にする必要があります。

周波数の設定パネル操作

1. FREQ キーを押します。

FREQ

2. FREQ アイコンが周波数表示エリアで点滅します。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

3. 矢印キーとスクロー
ルノブと Enter キー
を使用し周波数を設定します。
新たな周波数を入力する
のにキーパッドと単位キーを使用します。

→

7

8

9

4

5

6

1

2

3

範囲

Hz/Vpp→0

Enter

kHz/Vrms
MHz/dBm/

正弦波

0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125）

方形波0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125）

ランプ波0.1Hz～1MHz例：
周波数 = 1kHz

振幅の設定
パネル操作

1. AMPL キーを押します。

AMPL

2. 第 2 ディスプレイエリアの AMPL アイコンが点滅
します。

36

操作

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
で振幅を編集します。
4. キーパッドと単位キーで新たな振幅を入
力します。

→

7

8

9

4

5

6

1

2

3

レンジ

例：
AMPL= 1Vpp

Hz/Vpp

→
0

/

Enter

kHz/Vrms
MHz/dBm

無負荷

2mVpp～20Vpp (0.1Hz～20MHz)
2mVpp～10Vpp (20MHz～25MHz)50Ω負荷

1mVpp～10Vpp (0.1Hz～20MHz)
1mVpp～ 5Vpp (20MHz – 25MHz）

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

終端インピーダンスの設定
概要

本器の終端インピーダンス設定を 50Ωまたは
High-Z に設定できます。終端インピーダンスがハイインピーダンスに設定されている場合、出力表示が 50Ωのときの倍になります。
例えば、振幅を 10Vpp（終端インピーダンス 50Ω
のとき）に設定しているとき、終端インピーダンス
をハイインピーダンスに切り替えたると振幅表示
が 20Vpp になります。
注意

dBm 単位は、終端インピーダンス high-Z をサポートしていません。
振幅単位が dBm のとき High-Z 終端インピーダ
ンスに切り替えると、振幅の単位は自動的に
Vpp に変更されます。
終端インピーダンスが High-Z に設定されている場合は、振幅の単位を dBm に設定することはできません。先ず終端インピーダンスを 50Ωに戻って変更します。

パネル操作

1. SHIFT+OUTPUT キーを押し50 と High-Z を切り換えま
す。

Shift

+

2. 選択した終端インピーダンスが、ディスプレイ上に一瞬表示されます。
50Ω:High-Z:

38

操作

DC オフセットの設定
パネル操作

1. OFST キーを押します。

OFST

2. 第 2 ディスプレイエリアに OFST アイコンが点滅します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
でオフセット電圧を編集します。
キーパッドと単位キーで新たなオフ
セット電圧を入力し
ます。
範囲

例：
OFST= 1VDC

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

→

Enter

→

Hz/Vpp/

無負荷(AC+DC)±10Vpk (0.1Hz～20MHz)±5 Vpk (20MHz～25MHz）

50Ω負荷 (AC+DC)±5 Vpk (0.1Hz～20MHz)±2.5 Vpk (20MHz～25MHz）

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

デューティ比/シンメトリの設定
概要

パネル操作

DUTY キーで、標準の方形波かランプ波のデューティ
比かシンメトリを設定します。
1. 方形波またはランプ波を選択 Page 35
します。
2. DUTY キーを押します。

DUTY

3. 第 2 ディスプレイエリアの duty アイコンが点滅します。

4. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
でデューティ比を編集します。
キーパッドと単位キーで新たなデュー
ティ比を入力します。

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

デューティ比

Enter

→

%

/

≦100kHz

1.0％～99.0％≦ 5MHz20.0％～80.0％≦ 10MHz

40.0％～60.0％≦ 25MHz

50.0％(固定)

10%

40

→

50%

90%

操作

シンメトリ範囲

全周波数

0％～100％
0%

50%

100%

例：
デューティ比=50.0％

振幅変調(AM)(AFG-2100 シリーズのみ)
AM 変調波形は、キャリア波形および変調波形から生成されます。
変調されたキャリア波形の振幅は、変調波形の振幅に依存します。
AFG-2100 シリーズは、内部または外部変調ソースとキャリア周波数、振幅およびオフセットも設定トすることができます。
AM 変調機能は、AFG-2105、AFG-2112 および AFG-2125 のみ搭載して
います。

変調された
キャリア波形変調波形

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

AM 変調を選択する
パネル操作

1. AM キーを押します。

AM

2. 変調、スイープとカウンタメニューが表示されます。AM 変調の機能が有効な場合 AM アイコンが点灯します。
例：
AM 変調が有効

AM 変調は、AM キーを再度押すと解除されます。
注意

AM キャリア波形
概要

キャリア波形を選択する
範囲

FUNC キーで AM キャリア波形を選択します。正弦波、方形波、あるいはランプ波をキャリア波形として使用することができます。デフォルトのキャリア波形は正弦波に設定されています。ノイズはキャリア波形として利用できません。キャリア波形を選択する前に、AM を有効にしてください。 42 ページ。
1. FUNC キーを押しキャリア波
FUNC
形を選択します。
→(Sine, Square, Ramp).
AM キャリア波形

正弦波、方形波、ランプ波

キャリア周波数を設定
パネル操作
42

1. FREQ キーを押します。

FREQ

操作

2. 周波数ディスプレイエリアの FREQ アイコンが点灯します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
でデューティ比を編集します。
キーパッドと単位キーで新たなデュー
ティ比を入力します。

→

7

8

9

4

5

6

1

2

3

範囲

例：
周波数 = 1kHz

Hz/Vpp

→
0

/

Enter

kHz/Vrms
MHz/dBm

正弦波

0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125）

方形波0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125）

ランプ波0.1Hz～1MHz

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

キャリア波形の振幅を設定
パネル操作

1. AMPL キーを押します。

AMPL

2. 第 2 ディスプレイエリアの AMPL アイコンが点滅します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
で振幅を編集します。
キーパッドと単位キーで新たな振幅を入力します。

→

7

8

9

4

5

6

1

2

3

レンジ

例：
AMPL= 1Vpp

44

Hz/Vpp

→
0

/

Enter

kHz/Vrms

MHz/dBm

無負荷

2mVpp～20Vpp (0.1Hz～20MHz)
2mVpp～10Vpp (20MHz～25MHz)50Ω負荷

1mVpp～10Vpp (0.1Hz～20MHz)
1mVpp～5Vpp (20MHz～25MHz)

操作

変調波形を設定
AFG-2100 シリーズは、正弦波、方形波、ランプ波を変調波形として持っています。初期設定は、正弦波です。
パネル操作 n1. Shift + Shape キーで変調波
形を選択します。

Shape
Shift

+

AM

→
2. 選択した変調波形がパネル下に青色で表示され
ます。

制限

方形波

デューティ比 ：50％

ランプ波

シンメトリ

：50％

例：
波形=正弦波

変調波の周波数を設定(レート)
パネル操作

Rate

1. Shift + Rate キーを押します。
Shift

+

FSK

2. 周波数表示エリアの Rate アイコンが点滅します。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
でレートを編集します。
キーパッドと単位キーで新たなレートを入力します。

→

7

8

9

4

5

6

Hz/Vpp

→
1

2

0

範囲

Enter

(内部ソース)

2mHz～20kHz

初期値

100Hz

3

kHz/Vrms/

例：
Rate= 100Hz

変調度
変調度は、未変調のキャリア振幅の比率(パーセンテージとしての)および変調された波形の最小振幅偏差です。別の表現では、変調度はキャリア
波形と比較して変調された波形の最大振幅をパーセンテージで表します。
パネル操作

1. Shift + DEP/DEV キーを押します。

DEP/DEV
Shift

+

FM

2. 第 2 ディスプレイエリアの DEP アイコンが点滅し
ます。
46

操作

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
で変調度を編集します。
4. キーパッドと％キー
で新たな変調度を入
力します。

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

範囲

→

Enter

→

%

/

変調度

0％～120％

初期値

100％

例：
DEP= 100%注意

変調度が 100％を超えると出力は±5V ピ
ークを超えることができません。（50Ω負荷）
外部変調ソースを選択すると変調度は背面パネルの MOD 入力ポートからの±5V に制限されます。
例えば、変調度を 100％に設定したら最大
振幅は＋5V で最小振幅は－5V です。

注意

MOD 入力ポートから直流電圧を入力した場
合、正電圧で振幅が大きくなり、負電圧で振幅が最小になります。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

変調ソースの設定
パネル操作

1. Shift + INT/EXT キーを押し変調ソースを選択します。

INT/EXTShift+

kHz/Vrms→
2. 変調ソースが画面下に表示されます。

注意

外部変調ソースが選択されると背面パネルにある MOD 入力ポートからの±5V に制限されます。例えば、変調度が 100％に設定されると最大振幅は＋5V、最小振幅は－5V です。

例：
ソース = INT

例：外部 MOD 入
力信号

48

AM変調出力

0V

MOD入力
信号

+5V
0V
-5V

操作

周波数変調(FM)(AFG-2100 シリーズのみ)
FM 波形は、キャリア（搬送）波と変調波から生成されます。キャリア波形の瞬時周波数は、変調波形の振幅によって異なります。 FM 変調機能は、
AFG- 2112、AFG- 2125、AFG- 2105 のみの機能です。

変調波形

変調された
キャリア波形FM 変調を選択
パネル操作

1. FM キーを押します。

FM

2. 変調、スイープ、カウンタメニューが表示されます。FM 変調が有効になると FM アイコンが表示
されます。

例：
FM が有効AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
FM 変調は FM キーを再度押すと解除されます。
注意

FM キャリア波形
概要

キャリア波形形状の選択
範囲

FUNC キーで FM キャリア波（搬送波）の波形を選択します。正弦波、方形波やランプ波をキャリアとして使用することができます。初期設定は正弦波です。ノイズ
は、キャリア波形の形状としては使用できません。キャ
リア波形の形状を選択する前に、FM 変調を有効にしてくさい。49 ページ
1. FUNC キーを押しキャリア波
FUNC
形を選択します。
→(Sine, Square, Ramp).
FM キャリア波形

正弦波、方形波、ランプ波

キャリア周波数を設定
概要

パネル操作

キャリア周波数は、周波数偏差と等しいかそれ以上でなければなりません。
1. FREQ キーを押します。

FREQ

2. 周波数ディスプレイエリアに FREQ アイコンが点滅します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
で周波数を編集しま
す。

50

→

Enter

操作

キーパッドと％キーで新たな周波数を入
力します。

7

8

9

4

5

6

1

2

3

→
0

範囲

Hz/VppkHz/Vrms

MHz/dBm/

正弦波

0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125）

方形波0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125）

ランプ波0.1Hz～1MHz

例：
FREQ = 1kHz

キャリア波形の振幅を設定
パネル操作

1. AMPL キーを押します。

AMPL

2. 第 2 ディスプレイエリアの AMPL アイコンが点滅します。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
で振幅を編集します。
キーパッドと％キーで新たな振幅を入力
します。

→

7

8

9

4

5

6

1

2

3

範囲

Hz/Vpp→0

Enter

kHz/Vrms
MHz/dBm/

無負荷

2mVpp～20Vpp (0.1Hz～20MHz)
2mVpp～10Vpp (20MHz～25MHz)50Ω負荷

1mVpp～10Vpp (0.1Hz～20MHz)
1mVpp～5Vpp (20MHz～25MHz)例：
AMPL= 1Vpp

変調波形を設定
AFG- 2100 シリーズは、変調波形として正弦波、方形波、ランプ波を持っています。初期値は、正弦波です。変調波形は、内部ソースのみです。
パネル操作

1. Shift + Shape キーを押し波形形状を選択します。

Shape
Shift

+

AM

→
2. 波形形状はパネル下に青色で表示されます。

52

操作

制限

方形波

デューティ比 ：50％

ランプ波

シンメトリ

：50％

例：
波形形状=正弦波

変調周波数（レート）の設定
パネル操作

Rate

1. Shift + Rate キーを押します。
Shift

+

FSK

2. 周波数ディスプレイエリアに RATE アイコンが点滅します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
でレートを編集します。
キーパッドと単位キーで新たなレートを入力します。

→

7

8

9

4

5

6

Enter

Hz/Vpp

→
1

0

2

3

/

kHz/Vrms

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
範囲(内部ソース)

2mHz～20kHz

初期値

100Hz

例：
レート= 100Hz

周波数偏差
周波数偏差は、キャリア波と被変調波からのピーク周波数偏差です。
パネル操作

DEP/DEV

1. Shift + DEP/DEV キーを押し
ます。

Shift

+

FM

2. 周波数ディスプレイエリアに DEV アイコンが点滅します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
で周波数偏差を編集します。
キーパッドと単位キーで新たな周波数偏差を入力します。

→

7

8

9

4

5

6

1

2

3

54

Hz/Vpp

→
0

/

Enter

kHz/Vrms

MHz/dBm

操作
レンジ

注意

正弦波

0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125）

方形波0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125）

ランプ波

DC～1MHz

初期値

10Hz

周波数偏差はキャリア周波数と等しいか小さいくなけ
ればいけません。
キャリア周波数と周波数偏差の和は最大キャリアと等
しいか小さくなければいけません。
最大周波数偏差は設定キャリア周波数により制限されます。

例：
DEV = 10Hz

変調ソースを設定
パネル操作

1. Shift + INT/EXT キーを押し変調ソースを選択します。

INT/EXT
Shift→
2. 変調ソースが画面下に表示されます。

+

kHz/Vrms

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
範囲

ソース

INT, EXT

外部ソースでは、背面パネルの接続
MOD 入力ポートに変調ソース信号(EXT ソースのみ) を入力します。

注意

OUTPUT

INPUT

MODCounter

TriggerMOD

ソースが EXT(外部)にセットされる場合、キャリア波形
は外部信号によって変調されます。周波数偏差は、
MOD 入力ポートに入力される±5V 信号によって制御されます。±5V 入力信号は、直接設定した周波数偏差に対応します。+5V で設定偏差周波数によって周波数を増加させます。また、-5V は偏差周波数によって設定された量によって周波数をキャリア周波数以下にします。
例えば:偏差周波数が 1kHz に設定されれば、-5V の入力電圧がキャリアのそれより下の周波数を 1kHz 遅くし、+5V の入力電圧は周波数を 1kHz に増加させます。

例：
ソース= INT

56

操作
例：外部 MOD 入
力信号
FM変調出力

0V

MOD入力
信号

+5V
0V
-5V

周波数偏差変調(FSK) (AFG-2100 シリーズ)
周波数偏差変調（Frequency Shift Keying Modulation）は 2 つのプリセット
された周波数(キャリア周波数、ホップ周波数))間の周波数をシフトするために使用されます。
背面パネル上のトリガ入力ポートからの電圧を入力するかあるいはレー
ト設定によってキャリアとホップ周波数のシフトする周波数が決定されます。
FSK 変調機能は、AFG-2100 シリーズ（AFG-2105, AFG-2112、AFG2125）にのみ搭載されています。

キャリア周波数

ホップ周波数FSK 変調を選択
パネル操作

1. FSK キーを押します。

FSKAFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

2. 変調、スイープ、カウンタメニューが表示されます。FSK が有効になると FSK アイコンが表示されます。

例：
FSK を有効にする

注意

FSK 変調は FSK キーを再度押すことで解除されます。

FSK キャリア波形
概要

キャリアの選択

範囲

FUNC キーで FSK キャリア波形を選択します。正弦波、方形波またはランプ波が使用できます。 初期設定
は正弦波です。ノイズと ARB（任意波形）はキャリア波形として使用できません。
1. FUNC キーを押しキャリア波形を選択します。
(Sine, Square, Ramp).
FSK キャリア波形

FUNC

→

正弦波、方形波、ランプ波

FSK キャリア周波数
最高キャリア周波数は、キャリア波形に依存しています。全キャリア波形のための初期設定キャリア周波数は 1kHz です。
58

操作
ソースとして EXT が選択されている場合、トリガ入力ポートの電圧レベル
が出力周波数を制御します。
トリガ入力信号が論理値ローの場合、キャリア周波数が出力され、信号が論理値ハイの場合、ホップ周波数が出力されます。
パネル操作

1. FREQ キーを押します。

FREQ

2. FREQ アイコンが周波数ディスプレイエリアで点滅します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
で周波数を編集します。
キーパッドと単位キーで新たな周波数を入力します。

→

7

8

9

4

5

6

1

2

3

レンジ

Hz/Vpp

→
0

/

Enter

kHz/Vrms
MHz/dBm

正弦波

0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125

方形波0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125）

ランプ波0.1Hz～1MHz

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル例：
周波数=1kHz

キャリア波形の振幅を設定
パネル操作

1. AMPL キーを押します。

AMPL

2. 第 2 ディスプレイエリアの AMPL アイコンが点滅します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
で振幅を編集します。
4. キーパッドと単位キーで新たな振幅を入力します。

→

7

8

9

4

5

6

1

2

3

レンジ

60

Hz/Vpp

→
0

/

Enter

kHz/Vrms

MHz/dBm

無負荷

2mVpp～20Vpp (0.1Hz～20MHz)
2mVpp～10Vpp (20MHz～25MHz)50Ω負荷

1mVpp～10Vpp (0.1Hz～20MHz)
1mVpp～5Vpp (20MHz～25MHz)

操作
例：
AMPL= 1Vpp

Hop 周波数の設定
すべての波形形の初期設定ホップ周波数は 100Hz です。デューティ比50%の方形波が内部変調波形に使用されます。EXT が選択されている場
合、トリガ入力信号の電圧レベルは出力周波数を制御します。トリガ入力
信号が論理値ローの場合、キャリア周波数が出力され信号が論理値ハイの場合、ホップ周波数が出力されます。
パネル操作

Hop

1. Shift + Hop キーを押します。
Shift

+

MHz/dBm

2. HOP アイコンが周波数ディスプレイエリアで点滅します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
で HOP 周波数を編集します。
キーパッドと単位キーで新たな HOP 周
波数を入力します。

→

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

/

Enter

Hz/Vpp→kHz/Vrms

MHz/dBmAFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
範囲

正弦波

0.1Hz～5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125

方形波0.1Hz～5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125

ランプ波0.1Hz～1MHz

初期値

100Hz

例：
Hop = 100HzFSK レート
FSK レート機能は、出力周波数がキャリアとホップ周波数間で切り替わる
レートを決定します。
FSK レート機能は、内部 FSK ソースのみです。
パネル操作

Rate

1. Shift + Rate キーを押します。
Shift

+

FSK

2. Rate アイコンが周波数ディスプレイエリアで点滅
します。

62

操作

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
でレートを編集します。
キーパッドと単位キーで新たなレートを入力します。

→

7

8

9

4

5

6

Hz/Vpp

→
1

2

0

レンジ

Enter

3

kHz/Vrms/(内部ソース)

2mHz～20kHz

初期値

100Hz

例：
Rate= 1KHz

FSK ソースの設定
AFG-2000 は初期設定ソースとしての内部と共に、内部・外部 FSK ソースを受け付けます。FSK ソースが内部に設定されている場合、FSK レート
は FSK レート機能を使用して生成されます。
外部ソースが選択されている場合、FSK レートは背面パネル上のトリガ
入力信号の周波数と同じです。
入力信号が論理値ローの場合、キャリア周波数は出力され、信号の論理値がハイの場合、ホップ周波数が出力されます。
パネル操作

1. Shift + INT/EXT キーで変調
ソースを選択します。

INT/EXT
Shift

→

+

kHz/Vrms

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

2. FSK ソースが画面下に表示されます。

範囲

ソース

接続
(EXT ソースのみ)

INT, EXT

外部ソースについては、背面パ OUTPUT
MOD
ネル上のトリガ入力ポートに FSK
レートソース信号を接続してください。

Trigger

INPUT
CounterMOD

例：
Source = EXT

例：外部トリガ入
力信号

FSK出力

0V

トリガ入力
信号

注意

64

ソースが EXT(外部)にセットさた場合、キャリア波形は
外部トリガ信号によって切り替わります。約 0.7V 以下でキャリア周波数を出力し約 0.7V 以上で HOP 周波数を出力します。

操作

周波数スイープ(AFG-2100 シリーズ)
機能発生器は、ノイズと ARB を除く正弦波、方形波またはランプ波でスイープをすることができます。スイープモードにおいて、本器は指定ステップ
回数でスタート周波数からストップ周波数まで掃引します。外部ソースが選択されている場合、本器はトリガ入力ポートから TTL レベルのパルスが入力されるたびに、一回掃引をします。スイープのステップ間は、リニア
またはログです。スイープは、周波数がアップまたはダウンすることができます。AFG-2105、AFG-2112 と AFG-2125 のみの機能です。

スイープ

スイープの選択
パネル操作

1. Sweep キーを押します。

Sweep

2. 変調、スイープとカウンタメニューが表示されます。スイープ機能が有効なとき SWEEP アイコンが表示されます。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル例：
スイープが有効注意

Sweep キーをもう一度押すとスイープ機能が解除されます。

スタートとストップ周波数を設定
スタート周波数とストップ周波数は、スイープの上限と下限を定義します。
本器は、スタート周波数からストップ周波数へスイープしスタート周波数に戻ります。スイープは、全スイープレンジで連続位相です。
パネル操作

1. Shift + Start/Stop キーを押すとスタート周波数とストップ
周波数間が切り換わります。
Start 周波数アイコンを選択します。

Start/Stop
Shift

+

Sweep

→ Start

2. Start アイコンが周波数ディスプレイエリアで点滅します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
でスタート周波数を編集します。

66

→

Enter

操作

4. キーパッドと単位キーで新たなスター
ト周波数を入力しま
す。
範囲

7

8

9

4

5

6

1

2

3

Hz/Vpp→0/

kHz/Vrms

MHz/dBm

正弦波

0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125

方形波0.1Hz～ 5MHz（AFG-2005/2105）
0.1Hz～12MHz（AFG-2012/2112）
0.1Hz～25MHz（AFG-2025/2125

ランプ波0.1Hz～1MHz

初期値

Start：100Hz、Stop：1kHz

5. ステップ 1 から 3 を繰り返しストップ周波数を設
定します。
注意

例：
スタート = 100Hz

低い周波数から高い周波数へスイープするにはスター
ト周波数＜ストップ周波数と設定してください。高い周波数から低い周波数へスイープするにはスタート周波数＞ストップ周波数と設定してください。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル例：
ストップ= 1kHz

スイープモード
スイープモードはリニア（直線）またはログ（対数）を選択します。初期設定
はリニアスイープです。
パネル設定

1. Shift + LIN/LOG キーを押し直線（LINS）または対数（LOGS）スイープを選択します。

LIN/LOG
Shift

+

%

→

2. LINS または LOGS アイコンが画面下に表示されます。

例：
スイープ= LINS

68

操作

スイープレート
スイープレートは、スタート周波数からストップ周波数までスイープを実行するのに要する時間を設定します。
本器は、スキャンの長さに依存したスキャンを自動的に走査の長さに依存する走査の中で使用される個別の頻度の数を決定します。
スイープレートは、スタート周波数からストップ周波数まで掃引する時間を決めます。ファンクションジェネレータは自動的にスキャンの長さに応じて、スキャンで使用されている離散的な周波数の数を決定します。
パネル操作

Rate

1. Shift + Rate キーを押します。
Shift

+

FSK

2. Rate アイコンが周波数ディスプレイエリアで点滅します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
でレートを編集します。
キーパッドと単位キーで新たなレートを入力します。

→

7

8

9

4

5

6

Hz/Vpp

→
1

0

範囲

Enter

2

3

kHz/Vrms/

スイープレート

1kHz～2mHz (1ms～500s)

初期値

100Hz

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル例：
レート= 100Hz

スイープソースを設定 (トリガ)EXT に設定したソースで、本器は、トリガ信号を受信するたびにスイープをします。スイープ出力が完了したら、本器は次のスイープを開始する前にトリガ信号を待ちます。初期設定のトリガソースは INT(内部)です。
パネル操作

1. Shift + INT/EXT キーを押し変調ソースを選択します。

INT/EXTShift+

kHz/Vrms→
2. トリガソースが画面下に表示されます。

範囲
接続(EXT ソースのみ)

70

ソース

INT, EXT

3. 外部トリガソースを使用するには背面パネルにあるトリガ
入力ポートにスイープトリガ
信号を接続します。

OUTPUT

INPUT

MODCounter

Trigger

MOD

操作
例：
ソース = EXT

注意

例：外部トリガ入力信号

外部ソースを使用すると、背面パネルのトリガ入力ポートからトリガパルス（TTL）受信するたびにスイープ出力を実行します。
入力するトリガ周波数は、スイープレート（スイープ時間）パルス（トリガパスル幅>125ns より大きくなければいけません。

スイープ出力

0V

トリガ入力
信号

任意波形の作成
AFG-2000 および AFG- 2100 はどちらも、簡単な任意波形編集機能を持っています。 ARB 機能は、サンプリングレート 20MHz で波形を生成し、±511 ポイントの垂直レンジと 4K データポイントで波形を作成することができます。
キャリア波形の選択

1. FUNC キーを押し ARB 機能
を選択します。
2. Point キーを押します。

FUNC

Point

→

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

3. 第 2 ディスプレイエリアの POINT アイコンが点滅します。

4. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
でポイント数を選択します。
キーパッドと単位キーで新たなポイント数を入力します。
範囲

ポイント：

7

8

9

4

5

6

1

2

3

or
/

0

Enter

0～4096

5. Value キーを押します。

Point

6. 第 2 ディスプレイエリアの Value アイコンが点滅します。

7. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
で選択ポイントの値を選択します。
8. キーパッドと単位キーで新たなポイン
ト値を入力します。
範囲

値：

7

8

9

4

5

6

1

2

3

or
0

/

Enter

±511 (垂直分解能 10 ビッ)

9. ステップ 2 から 7 を繰り返し ARB 波形の残りのポイント値を設定します。
72

操作

注意
注意

波形データの設定は、アドレスを連続して登録する必要があります。
ポイントの水平位置は、設定周波数に依存します。
例えば、設定周波数は 1kHz（周期=1ms）の場合は、その後、各ポイントは 0.01ms（1ms/サンプルレート）ごとに配置されます。

例：
ポイント“0”を+511 に設定

注意

ARB データを保存するには保存/呼出し 78 ページを参照してください。

周波数カウンタ(AFG-2100 シリーズのみ)
周波数カウンタ機能を選択
接続

パネル操作

背面パネルにあるカウンタ入力
ポートへ信号を接続します。

1. Count キーを押します。

OUTPUT

INPUT

MODCounter

Trigger

MOD

Gate
Count

2. カウンタが有効なとき現在のゲート時間と Count
アイコンがディスプレイに表示されます。入力周
波数が周波数ディスプレイエリアに表示されます。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
例：入力周波数
1kHz

ゲート時間の設定
パネル操作

1. Count 機能が、アクティブで 73 ページ
あることを確認してください。
2. Shift + Gate キーを押し希望するゲート時間を選択しま
す。

範囲

ゲート時間

Gate
Shift

+

Count

0.01s、0.1s、1s、10s

3. 現在のゲート時間がディスプレイのカウンタ設定
エリアに表示されます。

SYNC 出力ポートを使用
74

操作

SYNC ポートに接続する
概要

SYNC 出力ポートは、ファンクション出力の同期信号として使用します。ノイズ出力機能を除いてすべての出力信号には同期信号を持っています。

接続

同期信号を入力したいデバイスへの前面パネルの SYNC 出力ポートから BNC ケーブルを使用して接続
します。

注意

OUTPUT
SYNC

50W

SYNC 信号は、メイン出力が出力されていない場合でも出力されます。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

SYNC 出力信号
正弦波の SYNC
出力

SYNC 出力：デューティ比 50％の TTL 波形です。
SYNC 出力は、正弦波出力が正のときの論理値にハ
イです。

出力図
正弦波出力

0V

SYNC出力方形波の SYNC
出力0V

SYNC 出力：出力している方形波のデューティ比に対応した TTL 方形波です。SYNC 出力は方形波出力が正のとき論理値ハイです。

出力図
方形波
出力

SYNC出力ランプ波形のSYNC 出力0V

0V

SYNC 出力： デューティ比 50％の TTL 波形です。
SYNC 出力は方形波が正のとき論理値ハイです。

出力図
ランプ波
出力

SYNC出力

76

0V

0V

操作

ARB の同期出力 SYNC 出力：ARB 周期（パルス幅=1/サンプルレート）のスタート毎に TTL 正パルスを出力します。
出力図
ARB出力

SYNC出力AM の SYNC 出
力

0V

0V

SYNC 出力：デューティ比 50％の TTL 波形です。
SYNC 出力は、変調出力が正のとき論理値ハイです。

出力図
AM変調出力SYNC出力FM の SYNC 出
力

0V

0V

SYNC 出力：デューティ比 50％の TTL 波形です。
SYNC 出力は、変調出力が正のとき理論値ハイです。
（SYNC 出力は、変調出力周波数に同期しています。）

出力図
FM変調出力SYNC出力

0V

0V

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

FSK の SYNC 出 SYNC 出力： デューティ比 50％の TTL 波形です。
力
SYNC 出力は、変調出力が正のとき理論値ハイです。
（SYNC 出力は変調出力周波数に同期しています）
出力図
FSK出力

SYNC出力0V

0V

スイープの SYNC SYNC 出力：TTL 波形。SYNC 出力はスイープ出力が出力正のとき理論値ハイです。（SYNC 出力は、スイープ出
力周波数に同期しています。）
出力図
スイープ出力0V

SYNC出力0V

パネル設定と ARB 波形の保存と呼出し
本器には、パネル設定と ARB データを本体内の不揮発性メモリへ保存する機能を持っています。 メモリ 0～19 番号へそれぞれ 10 個メモリできます。メモリ 0～9 番は、パネル設定を保存/呼出しできます。メモリ 10～
19 番は ARB データを保存/呼出しできます。
機器は次の状態を保存します：選択した機能（ARB を含む）、周波数、振幅、DC オフセット、デューティ比/シンメトリおよび変調パラメータを保存し
ます。

78

操作

パネル操作

1. Shift + Save/Recall キーを押し保存（Save：状態の保存）または呼出し（Recall：状態の呼出し）を選択します。

Save/Recall
Shift

+

Hz/Vpp→ Save2. 第 2 ディスプレイエリアの Save または Recall
アイコンが点滅します。

3. 矢印キー、スクロー
ルノブと Enter キー
で save/recall 番号を選択します。
4. キーパッドと単位キーで新たなsave/recall 番号を入
力します。
注意

例：
保存状態

7

8

9

4

5

6

1

2

3

or
0

/

Enter

機器の状態は 10 個（0～9 番）のどこにでも保存できます。ARB データは、10 個（10～19 番）のどこにでも保存できます。状態を保存したとき、以前に保存した
状態を上書します。メモリは、保存したデータがある番
号のみ呼出しできます。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
例：
Recall 状態

80

リモートインターフェース

リモートインターフェース
USB リモートインターフェースを選択 ................................. 83
リモートコントロール端子の接続 .................................................... 84

コマンドの構文 ...................................................................... 84
コマンド一覧 .......................................................................... 89
システムコマンド ................................................................... 91*IDN? .......................................................................................................... 91*RST ........................................................................................................... 91

ステータスレジスタ コマンド................................................. 91*CLS ........................................................................................................... 91

APPLｙコマンド ...................................................................... 92
SOURce[1]:APPLy:SINusoid ............................................................ 94
SOURce[1]:APPLy:SQUare .............................................................. 94
SOURce[1]:APPLy:RAMP.................................................................. 95
SOURce[1]:APPLy:NOISe ................................................................. 95
SOURce[1]:APPLy:USER................................................................... 96
SOURce[1]:APPLy? ............................................................................. 96

出力コマンド .......................................................................... 97
SOURce[1]:FUNCtion .......................................................................... 97
SOURce[1]:FREQuency ..................................................................... 98
SOURce[1]:AMPLitude ....................................................................... 99
SOURce[1]:DCOffset ........................................................................ 100
SOURce[1]:SQUare:DCYCle .......................................................... 101
SOURce[1]:RAMP:SYMMetry ........................................................ 102
SOURce[1]:OUTPut ........................................................................... 103
SOURce[1]:OUTPut:LOAD ............................................................. 103
SOURce[1]:VOLTage:UNIT ............................................................. 104

振幅(AM)変調コマンド ....................................................... 105
AM 概要 .................................................................................................. 105
SOURce[1]:AM:STATe ...................................................................... 105
SOURce[1]:AM:SOURce .................................................................. 106

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
SOURce[1]:AM:INTernal:FUNCtion ............................................. 107
SOURce[1]:AM:INTernal:FREQuency ......................................... 107
SOURce[1]:AM:DEPTh...................................................................... 108

周波数変調(FM)コマンド .................................................... 109
FM の概要 .............................................................................................. 109
SOURce[1]:FM:STATe ...................................................................... 109
SOURce[1]:FM:SOURce ................................................................... 110
SOURce[1]:FM:INTernal:FUNCtion .............................................. 111
SOURce[1]:FM:INTernal:FREQuency ......................................... 111
SOURce[1]:FM:DEViation ................................................................ 112

周波数偏差変調(FSK)コマンド ......................................... 113
FSK の概要 ............................................................................................ 113
SOURce[1]:FSKey:STATe ............................................................... 114
SOURce[1]:FSKey:SOURce............................................................ 114
SOURce[1]:FSKey:FREQuency ..................................................... 115
SOURce[1]:FSKey:INTernal:RATE ............................................... 115

周波数スイープコマンド ..................................................... 117
スイープの概要 .................................................................................... 117
SOURce[1]:SWEep:STATe .............................................................. 118
SOURce[1]:FREQuency:STARt .................................................... 118
SOURce[1]:FREQuency:STOP ...................................................... 119
SOURce[1]:SWEep:SPACing .......................................................... 120
SOURce[1]:SWEep:RATE ................................................................ 120
SOURce[1]:SWEep:SOURce........................................................... 121

周波数カウンタコマンド ...................................................... 122
COUNter:GATe..................................................................................... 122
COUNter:STATe .................................................................................. 122
COUNter:VALue？.............................................................................. 123

任意波形コマンド ................................................................ 124
任意波形の概要 .................................................................................. 124
SOURce[1]:FUNCtion USER .......................................................... 124
DATA:DAC .............................................................................................. 125

保存/呼出しコマンド ........................................................... 127*SAV ......................................................................................................... 127*RCL ......................................................................................................... 127

82

リモートインターフェース

USB リモートインターフェースを選択
本器は USB 接続のリモートインターフェースを標準装備しています。
USB 設定パネル操作

PC 側コネクタ

タイプ A、ホスト

本器側コネクタタイプ B、スレーブ

スピード

1.1/2.0 (フルスピード)

1. USB ケーブルを PC から背面パネ
ルの USB ポートへ接続します。
1. PC が USB ドライバを要求してきたら付属 CD ま
たは弊社ウェブサイト(www.instek.co.jp)からダウンロードした USB ドライバファイル(*.inf)を選択します。要求がない場合は PC のデバイスマネー
ジャで、COM ポートを確認します。
“ほかのデバイス”に本器がある時はデバイスド
ライバの更新で USB ドライバファイル(*.inf)を指定してください。COM ポートが増えていればこのポートを使います。ドライバのインストールにはPC の管理者権限が必要です。
2. USB 接続が有効になると本器のディスプレイにUSB アイコンが表示されます。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

リモートコントロール端子の接続
ターミナルアプリ RealTerm,PuTTY などのシリアルターミナルアプリを起ケーション
動します。Windows のデバイスマネージャから COM ポ
ート、ボーレート、ストップビットデータビットとパリティをメモしておきます。COM ポート設定をチェックするにはPC のデバイスマネージャからポートを参照してください。
機能チェックターミナルアプリでクエリコマンドを送信します。
*idn?
このコマンドは製造者、モデル番号、シリアル番号とファームウェア番号が次のフォーマットで返ります。
GW INSTEK, AFG-2125, SN:XXXXXXXX,Vm.mm

注意ターミナルアプリを使用するとき^j と ^m をターミネータ
として使用します。

PC ソフトウェア

弊社ウェブサイトからダウンロード可能な PC ソフトウ
ェアは、波形をダウンロードすることができます。

コマンドの構文
準拠規格

コマンドツリー84•

IEEE488.2, 1992 (フルコンパチブル)•

SCPI, 1994 (一部コンパチブル)

SCPI(Standard Commands for Programmable
Instruments)規格は、プログラム可能な計測器のコマンド構文と構造を定義する ASCII ベースの規格です。
コマンドは、階層ツリー構造に基づいています。各コマ
ンドのキーワードは、ルートノードとして最初のキーワ
ードとコマンドツリーのノードです。各サブノードは、コ
ロンで区切られています。
以下は、ルートノード SOURCE [1]とサブノードのAPPLy/OUTPut と SINusoid/SQUare セクションです。

リモートインターフェース

SOURce[1|2]:OUTPut:APPLy:SINusoid

コマンドの種類

Root node:SQUare2nd node

3rd node

コマンドは、シンプルコマンド、組み合わせコマンドとクエリの異なる 3 タイプに分類できます。
単一コマンドパラメータの有無に関係ない単一
コマンド

例

*OPC

組み合わせ
コマンド

2 つ以上のパラメータの有無に関係なくにコマンドをコロン（：）で区切ってコマンドを組み合わせることができます。

例

SOURce:APPLy:SQUare

クエリコマンド

クエリコマンドは、単一または組み合わせコマンドに続けて疑問符（?）
を付けたコマンドです。パラメータ（データ）が返されます。該当するパラメータの最大値または最小値などを問い合わせることができます。

例

SOURce1:FREQuency?
SOURce1:FREQuency? MIN

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
コマンド形式コマンドとクエリは、長文と短文の 2 種類の形式があります。コマンドの構文は大文字でかかれた部分の短文と大文字と小文字を含んだ長文で書かれています。
long
long

SOURce1:DCOffset
short

short

コマンドに大文字、小文字の区別はありません。
不完全なコマンドはエラーとなり認識されません。
以下は正しく書かれたコマンドの例です：
長文

SOURce1:DCOffset
SOURCE1:DCOFFSET
source1:dcoffset

短文:SOUR1:DCO
sour1:dco

コマンド形式SOURce1:DCOffset < offset>LF 1: コマンドヘッダ
1

2

3

4

2: 一文字空白
3: パラメータ
4:メッセージターミネータ

角括弧[ ]

角括弧を含むコマンドは、内容が省略可能であることを示しています。コマンドの機能は、角括弧で囲まれた
項目の有無に関係なく同じです。実際にコマンドを送りには括弧は必要ありません。
例えば、周波数クエリは次の 3 つの形式のいずれかを使用することができます：
SOURce1:FREQuency? [MINimum|MAXimum]
SOURce1:FREQuency? MAXimum
SOURce1:FREQuency? MINimum
SOURce1:FREQuency?

86リモートインターフェース
中括弧{ }

中括弧{ }が含まれているコマンドは括弧内のある項目が選択されている必要があります。中括弧は、コマンドで送信されません。

かぎ括弧<>

かぎ括弧は、パラメータの値が指定されている必要があります。詳細については、以下のパラメータの説明を参照してください。かぎ括弧は、コマンドで送信され
ません。

バー |

バーはコマンド形式で複数のパラメータを区切るために使用されます。

パラメータ

種類

説明

例

<Boolean>

ブール論理

0, 1/ON,OFF

<NR1>

整数

0, 1, 2, 3

<NR2>

実数

0.1, 3.14, 8.5

<NR3>

浮動小数点

4.5e-1, 8.25e+1<NRf>

NR1, 2, 3 のいずれ 1, 1.5, 4.5e-1
か<NRf+><Numeric>

MINimum,
1, 1.5, 4.5e-1
MAXimum,MAX, MIN, DEF
DEFault の文字か、NRf のいずれか<aard>

任意波形 ASCII 文
字.

<discrete>

機能の文字列IMM, EXT, MAN

末尾に周波数単位 1 KHZ, 1.0 HZ,
ΜHZ<peak deviation を含んだ NRf+
<frequency>
in Hz><rate in Hz><amplitude>

末尾に電圧単位を VPP, dBm, Vrms
含んだ NRf+<offset>

末尾に電圧単位を V
含んだ NRf+

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル<seconds>

末尾に時間単位を nS, uS, mS, S
含んだ NRf+<percent>

NRf タイプ

N/A<depth inpercent>
メッセージターミ
ネータ

注意

LF CR

ラインフィード(改行)とキャリッジリターン（CR）

LF

ラインフィードコード(改行)^j または^m は、ターミナルプログラムで使用するとき必ず必要です。

コマンドセパレー 一文字空白
タ88

一文字空白は、キーワード/コマンド
ヘッダからパラメータを区切るために使用されます。

コロン ( : )コロンは、各ノード上でキーワードを区切るために使用されます。

セミコロン ( ; )セミコロンは、異なるノードレベルのコマンドを組み合わせて使用することができます。
例：
SOURce1:PWM:SOURce?
SOURce:PULSe:WIDTh?
→SOURce1:PWM:SOURce?;SOURce:PULSe:WIDTh?

カンマ ( , )コマンドで複数のパラメータを使用する場合、パラメータを区切るためにカンマを使用します。
例：
SOURce:APPLy:SQUare 10KHZ,2.0
VPP,-1VDC

リモートインターフェース

コマンド一覧
システムコマンド .................................................................... 91*IDN? .......................................................................................................... 91*RST ........................................................................................................... 91

ステータスレジスタ コマンド................................................. 91*CLS ........................................................................................................... 91

APPLｙコマンド ...................................................................... 92
SOURce[1]:APPLy:SINusoid ............................................................ 94
SOURce[1]:APPLy:SQUare .............................................................. 94
SOURce[1]:APPLy:RAMP.................................................................. 95
SOURce[1]:APPLy:NOISe ................................................................. 95
SOURce[1]:APPLy:USER................................................................... 96
SOURce[1]:APPLy? ............................................................................. 96

出力コマンド .......................................................................... 97
SOURce[1]:FUNCtion .......................................................................... 97
SOURce[1]:FREQuency ..................................................................... 98
SOURce[1]:AMPLitude ....................................................................... 99
SOURce[1]:DCOffset ........................................................................ 100
SOURce[1]:SQUare:DCYCle .......................................................... 101
SOURce[1]:RAMP:SYMMetry ........................................................ 102
SOURce[1]:OUTPut ........................................................................... 103
SOURce[1]:OUTPut:LOAD ............................................................. 103
SOURce[1]:VOLTage:UNIT ............................................................. 104

振幅(AM)変調コマンド ....................................................... 105
AM 概要 .................................................................................................. 105
SOURce[1]:AM:STATe ...................................................................... 105
SOURce[1]:AM:SOURce .................................................................. 106
SOURce[1]:AM:INTernal:FUNCtion ............................................. 107
SOURce[1]:AM:INTernal:FREQuency ......................................... 107
SOURce[1]:AM:DEPTh...................................................................... 108

周波数変調(FM)コマンド .................................................... 109
FM の概要 .............................................................................................. 109
SOURce[1]:FM:STATe ...................................................................... 109
SOURce[1]:FM:SOURce ................................................................... 110
SOURce[1]:FM:INTernal:FUNCtion .............................................. 111
SOURce[1]:FM:INTernal:FREQuency ......................................... 111
SOURce[1]:FM:DEViation ................................................................ 112

周波数偏差変調(FSK)コマンド ......................................... 113
FSK の概要 ............................................................................................ 113

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
SOURce[1]:FSKey:STATe ............................................................... 114
SOURce[1]:FSKey:SOURce............................................................ 114
SOURce[1]:FSKey:FREQuency ..................................................... 115
SOURce[1]:FSKey:INTernal:RATE ............................................... 115

周波数スイープコマンド ..................................................... 117
スイープの概要 .................................................................................... 117
SOURce[1]:SWEep:STATe .............................................................. 118
SOURce[1]:FREQuency:STARt .................................................... 118
SOURce[1]:FREQuency:STOP ...................................................... 119
SOURce[1]:SWEep:SPACing .......................................................... 120
SOURce[1]:SWEep:RATE ................................................................ 120
SOURce[1]:SWEep:SOURce........................................................... 121

周波数カウンタコマンド ...................................................... 122
COUNter:GATe..................................................................................... 122
COUNter:STATe .................................................................................. 122
COUNter:VALue？.............................................................................. 123

任意波形コマンド ................................................................ 124
任意波形の概要 .................................................................................. 124
SOURce[1]:FUNCtion USER .......................................................... 124
DATA:DAC .............................................................................................. 125

保存/呼出しコマンド ........................................................... 127*SAV ......................................................................................................... 127*RCL ......................................................................................................... 127

90

リモートインターフェース

システムコマンド
*IDN?

Query

次の形式での製造者、モデル番号、シリアル番号、
ファームウェアのバージョン番号を返します。

説明

GW INSTEK,AFG-2025,SN:XXXXXXXX,Vm.mm
クエリ構文

IDN?

戻り値

<string>

クエリ例

*IDN?
>GW INSTEK,AFG-2025,SN:XXXXXXXX,Vm.mm
ファンクションジェネレータの識別を返します。

*RST
説明

Set

工場出荷時の状態にリセットします。
注意

構文*RST コマンドは、メモリに保存したパネル設定/ARB
波形は削除しません。
*RST

ステータスレジスタ コマンド
*CLS

Set

説明

* CLS コマンドは、すべてのイベントレジスタ、エラー
キューをクリアし、* OPC コマンドを取り消します。

構文

*CLS

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

APPLｙコマンド
APPLy コマンドは、5 種類の出力（正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、
ユーザ（ARB））があります。Apply コマンドは、リモートで波形を出力する
最も簡単な方法です。周波数、振幅、オフセットは、機能ごとに指定することができます。
Apply コマンドは、変調、スイープモードを実行している場合は、その機能を解除し、ただちにトリガソースを設定します。さらに SOURce[1]:OUTPON OUTP ON：コマンドで出力をオンにします。
周波数、振幅、オフセットパラメータは、ネストされた角カッコで囲んで示しているように周波数が指定されており、振幅がすでに設定されている場
合は、オフセットのみ指定でき、周波数がすでに設定されている場合は振幅にのみ指定できます。次の例文を参照してください。
SOURce1:APPLy:<function> [<frequency> [,<amplitude> [,<offset>] ]]
出力周波数

出力周波数の場合、最小値、最大値および初期値
が、周波数を指定する代わりに使用できます。全ての波形の初期周波数は 1kHz に設定されています。
最大値と最小周波数は使用する機能とモデルによって異なります。範囲外の周波数の出力が指定された場合は、最大/最小周波数が使用されます。 "-222"エラーがリモートターミナルから生成されます。
機能

最小周波数

最大周波数

Sine

0.1Hz

25MHz*

Square0.1Hz25MHz*

Ramp

0.1Hz

1MHz

Noise

設定できません

User (ARB)

0.1Hz

20MHz** AFG-2005/2105 は 5MHz、AFG-2012/2112 は12MHz までです。
92リモートインターフェース

出力振幅振幅を設定するとき、MINimum, MAXimum と DEFault
を振幅値の指定をする代わりに使用することができます。範囲は、使用されている波形に依存します。全ての波形振幅の初期値は 100mV（50Ω 負荷）です。
Vrms、dBm または Vpp 単位は、現在のコマンドで使用する出力単位を指定します。
VOLT:UNIT コマンドはすべてのコマンドに対しての初期単位(Vrms、dBm、Vpp)を設定するので注意が必要です。
単位が指定されない場合、これは Apply コマンドに適用可能になります。単位の初期値は、Vpp に設定されています。
出力振幅は選択された機能や単位に影響を受けます。 VPP、Vrms または dBm の値は、クレストファクタの違いにより、最大値が異なります。5Vrms の方形波
は正弦波の 3.536 Vrms と同じです。

DC オフセット
電圧

オフセットパラメータは、特定の DC オフセット値の代
わりに、MINimum、MAXimum あるいは DEFault に設定することができます。
DC オフセットの初期値は 0V です。DC オフセットの最大、最小値は次のように出力振幅により制限されます。
| Voffset | < Vmax – Vpp/2
これは、DC オフセットの大きさは出力振幅で決まることを意味しています。
設定した DC オフセットが範囲外の場合、最大/最小オ
フセットが代わりに設定され、エラー“-222”がリモートターミナルから生成されます。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

SOURce[1]:APPLy:SINusoid

Set

説明

コマンドが実行されると正弦波を出力します。周波数、振幅、オフセットを設定することもできます。

構文

SOURce[1]:APPLy:SINusoid [<frequency>[,<amplitude> [,<offset>] ]]パラメータ<frequency>

0.1Hz～25MHz*<amplitude>

1mV～10Vpp (50Ω)<offset>-5V～+5V (50Ω)*最大周波数は、AFG-2005/2105 は 5MHz、AFG2012/2112 は 12MHz です。
例

SOURce1:APPL:SIN MAX,3.0,-2.5
出力は、25MHz（最大周波数）、3Vpp 正弦波で DC オ
フセットが-2.5V です。

SOURce[1]:APPLy:SQUare

Set

説明

コマンドが実行されると方形波を出力します。周波数、振幅、オフセットを設定することもできます。デューティ
比は 50％に固定されています。デューティ比を変更する場合は、SOURce[1]:SQUare:DCYCle コマンドを使用
してください。101 ページを参照ください。

構文

SOURce[1]:APPLy:SQUare [<frequency>[,<amplitude> [,<offset>] ]]パラメータ<frequency>

0.1Hz～25MHz*<amplitude>

1mV～10V (50Ω)<offset>-5V～+5V (50Ω)*最大周波数は、AFG-2005/2105 は 5MHz、AFG2012/2112 は 12MHz です。
例

SOURce1:APPL:SQU MAX, DEF, DEF
25MHz、100mVpp (初期値)オフセット 0mV（初期値）
0ｍV の方形波が出力されます。

94リモートインターフェース

SOURce[1]:APPLy:RAMP

Set

説明

コマンドが実行されるとランプ波を出力します。周波数、振幅、オフセットを設定することもできます。
シンメトリは 100％固定です。シンメトリを変更する場
合は、SOURce[1]:RAMP:SYMMetry コマンドを使用してください。102 ページを参照ください。

構文

SOURce[1]:APPLy:RAMP [<frequency> [,<amplitude>[,<offset>] ]]パラメータ<frequency>

0.1Hz～1MHz<amplitude>

1mV～10V (50Ω)<offset>-5V～+5V (50Ω)

例SOUR1:APPL:RAMP 2KHZ,MAX,MAX
周波数が 2kHz に設定され、振幅とオフセットは最大です。

SOURce[1]:APPLy:NOISeSet

帯域幅 20MHz のガウスノイズを出力します。振幅とオフセットを設定できます。

説明

注意

ノイズ機能では、周波数パラメータを使わないのでDEFault を指定します。周波数の値は、次の機能で使用するために記憶されます。

構文

SOURce[1]:APPLy:NOISe [<frequency|DEFault>[,<amplitude> [,<offset>] ]]パラメータ<frequency>

0.1Hz～20MHz*<amplitude>

1mV～10V (50Ω)<offset>-5V～+5V (50Ω)*最大周波数は、AFG-2005/2105 は 5MHz、AFG2012/2112 は 12MHz までです。
例

SOURce1:APPL:NOIS DEF,5.0,2.0
オフセット 2V で振幅 5V のノイズが出力されます。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

SOURce[1]:APPLy:USER

Set

FUNC:USER コマンドで指定された任意波形を出力し
ます。

説明

注意

周波数と振幅はこの機能では使用しません。しかし、値（または DEFault）を指定する必要があります。値は、次の機能で使用するために記憶されます。

構文

SOURce[1]:APPLy:USER [<frequency> [,<amplitude>[,<offset>] ]]パラメータ<frequency>

0.1Hz～10MHz<amplitude>

1mV～10V (50Ω)<offset>-5V～ +5V (50Ω)

例SOUR1:APPL:USER
FUNC:USER コマンドで指定された任意波形を出力します。

SOURce[1]:APPLy?
説明

Query

現在の設定を文字列で出力します。
注意

クエリ構文

Apply コマンドを送ると、返された文字列を渡すことができます。これは既知の状態にファンクションジェネレ
ータを戻すために使用することを目的としています。
I.e., SOURce[1]:APPL:<passed back string>
SOURce[1]:APPLy?

パラメータ Return <string>Parameter
クエリ例

Function(<NRf>), frequency(<NRf>),
amplitude(<NRf>),offset(<NRf>)

SOUR1:APPL?
>SIN +5.0000000000000E+03,+3.0000E+00,-2.50E+00
現在の機能およびパラメーター、正弦波、5kHz、
3Vpp、オフセット-2.5V を備えた文字列を返します。

96リモートインターフェース

出力コマンドApply コマンドとは異なり、Output コマンドは、ファンクションジェネレータ
をプログラムするためにローレベルコマンドです。
このセクションでは、ファンクションジェネレータのプログラミングに使用するローレベルのコマンドについて説明します。 APPLy コマンドがファンク
ションジェネレータをプログラムする最も簡単な方法ですが、個々のパラメータを変更する機能がありません。一方、出力コマンドは、個々のパラメータまたは Apply コマンドでプログラムすることができないパラメータを設定するために使用することができます。.

SOURce[1]:FUNCtion

Set
Query

FUNCtion コマンドは選択と選択した出力機能を出力します。
ユーザパラメータは、事前に SOURce[1]:FUNC:USERによって設定された任意波形を出力します。

説明以前に設定された周波数、振幅、オフセット値が自動的に適用されます。
注意

ファンクションモードが変更され、現在の周波数設定
は、新しいモードでサポートされていない場合、周波数
設定は、次に大きい値に変更されます。
VPP と Vrms または dBm の振幅値は、そのようなクレストファクタとして違いにより、最大値を持つことができます。 5Vrms の方形波が正弦波に変更される場合
は、Vrms の値は自動的に 3.536Vrms に調整されます。
変調、掃引モードは、基本的な波形のいくつかで使用できます。モードがサポートされていない場合は、競合するモードは無効になります。以下の表を参照してください。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
Sine

Square

Ramp

Noise

ARB

AM
FM

✓

✓

✓





✓

✓

✓





FSK

✓

✓

✓





SWEEP

✓

✓

✓





構文

SOURce[1]:FUNCtion {SINusoid|SQUare|RAMP |NOISe |USER}

例

SOUR1:FUNC SIN
出力を正弦波に設定します

クエリ構文

SOURce[1]:FUNCtion?

戻り値

SIN, SQU, RAMP, NOIS,
USER

クエリ例

SOUR1:FUNC?

現在の出力タイプを返します。

>SIN
現在の出力波形は正弦波です。

SOURce[1]:FREQuency

Set
Query

SSOURce[1]:FUNCtion コマンドで出力周波数を設定します。クエリコマンドで現在の周波数設定を返します。

説明

注意最大および最小周波数はファンクションモードに依存します。
正弦波、方形波
ランプ波

0.1Hz～25MHz*

ノイズ

設定できません

ARB

0.1Hz～10MHz*

0.1Hz～1MHz*最大周波数は、AFG-2005/2105 は 5MHz、AFG-2012/2112 は 12MHz までです。

98リモートインターフェース
ファンクションモードが変更され、現在の周波数設定
は、新しいモードでサポートされていない場合、周波数
設定は、次に大きな値に変更されます。
方形波のデューティ比は周波数設定に依存します。
1％～99％ (周波数 < 100KHz)
20％～80％ (100KHz < 周波数 < 5 MHz)40％～60％ (5 MHz < 周波数 < 10 MHz)
50％ (周波数 > 10 MHz)
周波数が変更されデューティ比が新しい周波数でサポートされていない場合、その周波数で利用可能な最も高いデューティ比が適用されます。エラー“-221”がリモートターミナルから生成されます。
構文

SOURce[1]:FREQuency{<frequency>|MINimum|MAXimum}

例

SOUR1:FREQ MAX
現在のモードの最大周波数が設定されます。

クエリ構文

SOURce[1]:FREQuency?

戻り値

<NR3>

クエリ例

SOUR1:FREQ? MAX

現在のモードの周波数が返ります。

>+1.0000000000000E+03
現在のモードで設定できる最高周波数は 1MHz です。

SOURce[1]:AMPLitude

Set
Query

SOURce[1]:FUNCtion コマンドで出力振幅を設定します。クエリコマンドで現在の振幅設定が返します。

説明

注意

最大と最小振幅は出力終端に依存します。全ての機能で振幅の初期値は 100mVpp(50Ω)です。
オフセットと振幅は次の方程式で表されます。
|Voffset| < Vmax – Vpp/2

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
出力振幅は選択された機能や単位の影響を受けます。 VPP と Vrms または dBm の値は、そのクレストフ
ァクタの違いにより、異なる最大値になります。
5Vrms の方形波は 3.536 Vrms の正弦波と同じです。
SOURce[1]:AMPlitude コマンドが使用されるごとに、振幅ユニットは明示的に使用することができます。同様に VOLT：UNIT コマンドを使用するたびに、すべてのコ
マンドの振幅単位を設定するために使用できます。
構文

SOURce[1]:AMPLitude {< amplitude>|MINimum|MAXimum}

例

SOUR1:AMPL MAX
現在のモードで最大振幅を設定します。

クエリ構文

SOURce[1]:AMPLitude? {MINimum|MAXimum}

Return Parameter <NR3>
クエリ例

現在のモードの振幅を返します。

SOUR1:AMPL? MAX>+5.0000E+00
現在のモードで設定できる最大振幅は 5V です。

SOURce[1]:DCOffset

Set
Query

現在のモードの DC オフセットを設定またはクエリしま
す。

説明

注意

オフセットパラメータは、最小または最大に設定することができます。オフセットの初期値は、0V です。オフセ
ットは、以下に示すように出力振幅によって制限されます。
|Voffset| < Vmax – Vpp/2
設定した出力が範囲外の場合、最大オフセット値が設定されます。
最大オフセット値は±5V（50Ω負荷）です。

100

リモートインターフェース

構文

SOURce[1]:DCOffset {< offset> |MINimum|MAXimum}

例

SOUR1:DCO MAX
オフセット電圧を現在のモードの最大値に設定しま
す。

クエリ構文

SOURce[1]:DCOffset? {MINimum|MAXimum}

戻り値

<NR3>

クエリ例

SOUR1:DCO?

現在のモードのオフセット値を返します。

>+3.0000E+00
現在のモードで+3V に設定されています。

SOURce[1]:SQUare:DCYCle

Set
Query

方形波のデューティ比を設定またはクエリします。波形
モードが変更されても設定は保存されます。デューティ
比の初期値は 50％です。

説明

注意

方形波のデューティ比は周波数設定に依存します。
1％～99％ (周波数 < 100KHz)
20％～80％ (100KHz <周波数< 5 MHz)40％～60％ (5 MHz <周波数 < 10 MHz)
50％ (周波数 > 10 MHz
周波数が変更され、デューティ比がその周波数でサポートされていない場合、最大デューティ比が設定され、エラー“-221”がリモートターミナルに生成されます。
方形波の場合、Apply コマンド、AM/ FM 変調モードでは、デューティ比の設定は無視されます。

構文

SOURce[1]:SQUare:DCYCle {< percent>|MINimum|MAXimum}AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
例

SOUR1:SQU:DCYC MAX
現在の周波数でデューティ比を最大に設定します。

クエリ構文

SOURce[1]:SQUare:DCYCle? {MINimum|MAXimum}

戻り値

<NR3>

クエリ例

SOUR1:SQU:DCYC?

デューティ比をパーセンテージで返します。

>+5.00E+01
デューティ比が 50％に設定されています。

SOURce[1]:RAMP:SYMMetry

Set
Query

ランプ波のシンメトリ（対称性）を設定またはクエリしま
す。機能モードが変更された場合でも設定は記憶されています。シンメトリの初期値は 100％です。

説明

シンメトリ 0％は、通過する負方向のランプ波形です。
シンメトリ 100％は、正方向のランプ波形です。
0%
50%
100%

注意

ランプ波形の場合、Apply コマンドと AM/ FM 変調モードは、現在のシンメトリ設定を無視します。

構文

SOURce[1]:RAMP:SYMMetry {< percent>|MINimum|MAXimum}

例

SOUR[1]:RAMP:SYMM MAX
シンメトリを 100％に設定します。

クエリ

SOURce[1]:RAMP:SYMMetry? {MINimum|MAXimum}

戻り値

<NR3>

クエリ例

SOUR1:RAMP:SYMMetry?

シンメトリをパーセンテージで返します。

>+1.0000E+02
シンメトリを 100％で設定します。
102

リモートインターフェース

SOURce[1]:OUTPut

Set
Query

説明

フロントパネルの出力を有効/無効、またはクエリします。初期値は、オフに設定されています。

構文

SOURce[1]:OUTPut {OFF|ON}

例

SOURce[1]:OUTP ON
OUTPUT をオンにします。

クエリ構文

SOURce[1]:OUTPut?

戻り値

1

オン

0

オフ

クエリ例

SOURce1:OUTP?
>1
現在の出力がオンです。

SOURce[1]:OUTPut:LOAD

Set
Query

説明

終端インピーダンスの設定を 50Ωまたはハイインピー
ダンスに変更できます。

構文

SOURce[1]:OUTPut：LOAD|DEF|INF}

例SOURce1:OUTPut：LOAD INF
終端インピーダンスの設定をハイにします。

クエリ構文

SOURce1:OUTPut：LOAD?

戻り値

DEF

50Ω

INF

ハイ

クエリ例

SOURce1:OUTPut：LOAD?
>DEF
終端インピーダンスの設定は 50Ωです。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

SOURce[1]:VOLTage:UNIT

Set
Query

出力の振幅単位を設定またはクエリします。単位は
VPP、VRMS、DBM の 3 種類があります。
SOURce[1]:VOLTage:UNIT コマンドはオフセットの単位は設定しません。

説明

注意

VOLTage:UNIT コマンドで設定した単位は、Apply コマ
ンドで設定するようなもし異なる単位が Apply コマンドと共に使用されるコマ
ンドで特別に使用されなければ、VOLTage:UNIT コマ
ンドで設定された単位がデフォルト値としてすべての振幅単位に使用されます。

構文

SOURce[1]:VOLTage:UNIT {VPP|VRMS|DBM}

例SOUR1:VOLT:UNIT VPP
振幅の単位を Vpp に設定します。

クエリ構文

SOURce[1]:VOLTage:UNIT?

戻り値

VPP

Vpp

VRMS

Vrms

DBM

dBm

クエリ例

SOUR1:VOLT:UNIT?
>VPP
振幅単位を Vpp に設定します。

104リモートインターフェース

振幅(AM)変調コマンド
AM 概要
AM 波形を生成するには、次のコマンド順に実行してください。
AM 変調を有効にする

1. SOURce[1]:AM:STAT ON コマンドで AM 変調をオンにします。

キャリア設定2. APPLy コマンドでキャリア波形を選択してください。代わりに、同等の FUNC、FREQ、AMP およ
び DCO コマンドで周波数、振幅およびオフセット
でキャリア波形を設定することができます。正弦波、正方形あるいはランプ波をキャリア波として使用ができます。

変調ソースを選
択

波形を選択
変調周波数を設定

3. SOURce[1]:AM:SOUR コマンドで内部または外部
変調ソースを選択します。
4. SOURce[1]:AM:INT:FUNC コマンドで正弦波、方形波またはランプ波から変調波形を選択します。
内部ソースのみ。
5. SOURce[1]:AM:INT:FREQ コマンドで変調周波数を設定します。内部ソースのみ。

変調度を設定6. SOURce[1]:AM:DEPT コマンドで変調度を設定します。

SOURce[1]:AM:STATe

Set
Query

説明

AM 変調の有効/無効を設定します。初期設定は無効です。AM 変調は、他のパラメータを設定する前に有効にする必要があります。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

変調モードは、1 つのモードのみ使用可能です。
注意

AM 調整が有効なとき、他の変調モード(inc、スイープ/FSK)は無効になります。

構文

SOURce[1]:AM:STATe {OFF|ON}

例

SOUR1:AM:STAT ON
AM 変調を有効にする。

クエリ構文

SOURce[1]:AM:STATe?

戻り値0

無効(OFF)1

有効(ON)

クエリ例

SOUR1:AM:STAT?
>1
現在、AM 変調モードが有効です。

SOURce[1]:AM:SOURce

Set
Query

変調ソースを内部/外部に設定またはクエリします。初期値は、内部変調ソースです。

説明

注意

外部変調ソースが選択されている場合、変調度は背面パネルにある MOD（外部変調入力）端子からの±5V に制限されます。例えば、変調度が 100％に設定される場合、最大振幅は+5V で最小振幅は-5V です。

構文

SOURce[1]:AM:SOURce {INTernal|EXTernal}

例

SOUR1:AM:SOUR EXT
変調信号のソースは外部です。

クエリ構文

SOURce[1]:AM:SOURce?

戻り値

INT

内部ソース

EXT

外部ソース

106

リモートインターフェース
クエリ例

SOUR1:AM:SOUR?
>INT
変調ソースは、内部に設定されています。

SOURce[1]:AM:INTernal:FUNCtion

Set
Query

変調波形を正弦波、方形波またはランプ波から変調波形を設定します。初期値は正弦波です。

説明

注意

方形波はデューティ比 50％です。ランプ波のシンメトリ
は 100％です。

構文

SOURce[1]:AM:INTernal:FUNCtion {SINusoid|SQUare|
RAMP }

例

SOUR1:AM:INT:FUNC SIN
AM 変調の波形は正弦波です。

クエリ構文

SOURce[1]:AM:INTernal:FUNCtion?

戻り値

SIN

正弦波

SQU

方形波

RAMP

ランプ波

クエリ例

SOUR1:AM:INT:FUNC?
>SIN
変調波形は正弦波です。

SOURce[1]:AM:INTernal:FREQuency

Set
Query

説明

内部変調波形の周波数を設定します。初期値は100Hz です。

構文

SOURce[1]:AM:INTernal:FREQuency{<frequency>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<周波数>

2 mHz～20 kHz

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

例

SOUR1:AM:INT:FREQ +1.0000E+02
変調周波数を 100Hz に設定します。

クエリ例

SOURce[1]:AM:INTernal:FREQuency?
[MINimum|MAXimum]

戻り値

<NR3>

クエリ例

SOUR1:AM:INT:FREQ? MIN

周波数の戻り値は Hz です。

>+1.0000E+02
許容される最小周波数を返します。

SOURce[1]:AM:DEPTh

Set
Query

内部ソースの変調度を設定またはクエリします。初期値は、100％です。

説明

注意

本器は変調度に関係なく、±5V 以上は出力されません。外部ソースの変調度は、SOURce[1]:AM:DEPTh コ
マンドではなく背面パネルの MOD 入力端子の入力（±5V）に制御さます。

構文

SOURce[1]:AM:DEPTh {<depth in percent>|MINimum|MAXimum}

パラメータ<変調度％>

例

SOUR1:AM:DEPT 50

0～120%

変調度を 50％に設定します。
クエリ構文

SOURce[1]:AM:DEPTh? [MINimum|MAXimum]

戻り値

<NR3>

クエリ例

SOUR1:AM:DEPT?

変調度の戻り値は％です。

>+1.0000E+02
変調度は 100％です。

108リモートインターフェース

周波数変調(FM)コマンド
FM の概要以下の手順で、FM 変調波形を生成します。
FM 変調を有効にする

1. SOURce[1]: FM:STAT ON コマンドで FM 変調をオンします。

キャリアの設定

2. APPLy コマンドでキャリア波形を選択します。代
わりに、FUNC、FREQ、AMPL、および DCOffs コ
マンドで、周波数、振幅とオフセットを指定しキャ
リア波の波形を生成するのに使用できます。

変調ソースの選択
波形の選択

変調周波数の設定

ピーク周波数偏差を設定します。

3. SOURce[1]:FM:SOUR コマンドで内部または外部
変調ソースを選択します。
4. SOURce[1]:FM:INT:FUNC コマンドで変調波形として正弦波、方形波およびランプ波を選択します。 内部ソースの場合のみです。
5. SOURce[1]: FM:INT:FREQ コマンドで変調周波数を設定します。内部ソースの場合のみです。
6. SOURce[1]:FM:DEV コマンドで周波数偏差を設定します。

SOURce[1]:FM:STATe

Set
Query

FM 変調の有効/無効を設定します。初期値では FM
変調は無効です。FM 変調は、他のパラメータを設定する前に有効にする必要があります。

説明注意

変調モードは、1 つのモードのみ使用可能です。FM 調
整が有効な時、他の変調モード(AM、FSK、スイープなど)は無効になります。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
構文

SOUR[1]:FM:STATe {OFF|ON}

例

SOUR1:FM:STAT ON
FM 変調を有効にします。

クエリ構文

SOURce[1]:FM:STATe?

戻り値0

無効(OFF)1

有効(ON)

クエリ例

SOUR1:FM:STAT?
>1
FM 変調モードは現在有効です。

SOURce[1]:FM:SOURce

Set
Query

変調ソースを内部または外部に設定またはクエリします。初期値は、内部変調ソースです。

説明

注意

外部変調ソースが選択されている場合、周波数偏差は背面パネルにある MOD（外部変調入力）端子からの±5V に制限されます。例えば、周波数偏差が100Hz に設定される場合、100Hz で周波数が増加します。

構文

SOURce[1]:FM:SOURce {INTernal|EXTernal}

例

SOUR1:FM:SOUR EXT
変調ソースを外部に設定します。

クエリ構文

SOURce[1]:FM:SOURce?

戻り値

INT

内部

EXT

外部

クエリ例

SOUR1:FM:SOUR?
>INT
変調ソースを内部に設定します。

110

リモートインターフェース

SOURce[1]:FM:INTernal:FUNCtion

Set
Query

変調波形を正弦波、方形波またはランプ波に設定します。初期値は、正弦波です。

説明

注意

方形波はデューティ比 50％です。ランプ波のシンメトリ
は 100％です。

構文

SOURce[1]:FM:INTernal:FUNCtion{SINusoid|SQUare|RAMP }例

SOUR1:FM:INT:FUNC SIN
FM 変調波形を正弦波に設定します。

クエリ構文

SOURce[1]:FM:INTernal:FUNCtion?

戻り値

SIN

正弦波

SQU

方形波

RAMP

ランプ波

クエリ例

SOUR1:FM:INT:FUNC?
>SIN
変調波形は正弦波です。

SOURce[1]:FM:INTernal:FREQuency

Set
Query

説明

内部変調波形のときのみ周波数を設定します。初期値は、1kHz です。

構文

SOURce[1]:FM:INTernal:FREQuency{<frequency>|MINimum|MAXimum}

パラメータ<frequency> 2 mHz～20 kHz

例

SOUR1:FM:INT:FREQ +1.0000E+02
変調周波数を 100Hz に設定します。

クエリ構文

SOURce[1]:FM:INTernal:FREQuency?
[MINimum|MAXimum]AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

戻り値

<NR3>

周波数の戻り値の単位は Hz です。

Query Example

SOUR1:FM:INT:FREQ? MAX>+2.0000E+04
許容される最大周波数を返します。

SOURce[1]:FM:DEViation

Set
Query

キャリア波形から、変調波形のピーク周波数偏差を設定またはクエリします。ピーク偏差の初期値は 100Hzです。外部ソースの周波数偏差は、背面パネルのMOD 入力端子からの±5V で制御されます。正の信号（>0～+5 V）で（設定した最大周波数偏差へ）偏差が増加し、負の電圧が偏差が減少します。

説明注意

変調周波数とキャリア周波数のピーク偏差の関係を以下に示します。
ピーク偏差=変調周波数 - キャリア周波数
キャリア周波数は、ピーク偏差の周波数より以上である必要があります。偏差とキャリア周波数の合計は、特定のキャリア波形+1kHz のための最大周波数を超えないようにする必要があります。
上記の条件で偏差が範囲外に設定された場合、偏差は自動的に設定可能な最大値に設定され"out ofrange（範囲外）"エラーをなります。
例えば、方形波のキャリア波形の場合、偏差は、デューティ比の周波数の境界を超過する可能性があります。この場合、デューティ比は許容される最大値に設定され“-221”エラーが生成されます。

構文

SOURce[1]:FM:DEViation {<peak deviation in
Hz>|MINimum|MAXimum}パラメータ<peak deviation in Hz>

DC～25MHz*
DC～1MHz (ランプ波)

112

リモートインターフェース* AFG-2112 は、12MHz に AFG-2105 は 5MHz に制限されます。
例

SOUR1:FM:DEV MAX
周波数偏差を最大値に設定します。

クエリ構文

SOURce[1]:FM:DEViation? [MINimum|MAXimum]

戻り値

<NR3>

Query Example

SOURce1:FM:DEViation? MAX

周波数偏差の戻り値は Hz です。.

>+1.0000E+06
現在の波形の最大周波数偏差は 1MHz です。

周波数偏差変調(FSK)コマンド
FSK の概要
以下の手順で、FSK変調波形を生成します。
FSK 変調モードを有効にします1. SOURce[1]: FSK:STAT ON コマンドで FSK 変調
をオンします。

キャリア波形の設定

2. APPLy コマンドでキャリア波形を設定します。代
わりに、FUNC、FREQ、AMPL、および DCOffs コ
マンドで、周波数、振幅とオフセットを指定しキャ
リア波の波形を生成するのに使用できます。キャ
リア波形には、正弦波、方形波およびランプ波が使用できます。

FSK ソース波形の選択

3. SOURce[1]:FSK:SOUR コマンドで内部または外部ソースを設定します。

FSK HOP 周波数の選択

4. SOURce[1]:FSK:FREQ コマンドで HOP 周波数を設定します。

FSK レートの設定

5. SOURce[1]: FSK:INT:RATE コマンドで FSK レートを設定します。FSK レートは内部ソースのときのみ設定できます。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

SOURce[1]:FSKey:STATe

Set
Query

FSK 変調をオンまたはオフします。FSK 変調の初期値はオフです。

説明注意

変調モードは、1 つのモードのみ使用可能です。FM 調
整が有効な時、他の変調モード(AM、FM、スイープなど)は無効になります。

構文

SOURce[1]:FSKey:STATe {OFF|ON}

例

SOUR1:FSK:STAT ON
FSK 変調を有効にします。

クエリ構文

SOURce[1]:FSKey:STATe?

戻り値0

無効 (OFF)1

有効 (ON)

クエリ例

SOUR1:FSK:STAT?
>1
現在、FSK 変調は有効です。

SOURce[1]:FSKey:SOURce

Set
Query

FSK ソースを内部または外部に設定またはクエリします。初期値は内部に設定されています。

説明注意

FSK ソースが外部に設定されている場合、FSK レート
は背面パネルのトリガ入力端子でコントロールされます。

構文

SOURce[1]:FSKey:SOURce {INTernal|EXTernal}

例

SOUR1:FSK:SOUR EXT
FSK ソースを外部に設定します。

クエリ構文

114

SOURce[1]:FSKey:SOURce?

リモートインターフェース
戻り値

クエリ例

INT

内部

EXT

外部

SOUR1:FSK:SOUR?
>INT
FSK ソースが内部に設定されています。

SOURce[1]:FSKey:FREQuency

Set
Query

FSK HOP 周波数を設定またはクエリします。初期値
は 100Hz に設定されています。

説明

FSK 変調波形はデューティ比 50％の方形波です。
注意
構文

SOURce[1]:FSKey:FREQuency{<frequency>|MINimum|MAXimum}

パラメータ<frequency> 0.1Hz～25MHz*
0.1Hz～1MHz (ランプ波)*AFG-2112 は 12MHz、AFG-3105 は 5MHz に制限されます。

例

SOUR1:FSK:FREQ +1.0000E+02
FSK ホップ周波数を 100Hz に設定します。

クエリ例

SOURce[1]:FSKey:FREQuency? [MINimum|MAXimum]

戻り値

<NR3>

クエリ例

SOUR1:FSK:FREQ? MAX

戻り値の周波数単位は Hz です。

>+2.0000E+07
許容された最大のホップ周波数を返します。

SOURce[1]:FSKey:INTernal:RATE

Set
Query

説明

FSK レートを設定またはクエリします。FSK レート設定
は内部ソースのときのみです。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
外部ソースの場合は、このコマンドを無視します。
注意
構文

SOURce[1]:FSKey:INTernal:RATE {<rate in Hz>|MINimum|MAXimum}

パラメータ<rate in Hz> 2 mHz～100 kHz

例

SOUR1:FSK:INT:RATE MAX
レートを最大値に設定します（100kHz）。

クエリ構文

SOURce[1]:FSKey:INTernal:RATE?
[MINimum|MAXimum]

戻り値

<NR3>

クエリ例

SOUR1:FSK:INT:RATE?

戻り値の単位は、Hz です。

>+1.0000E+05
FSK レートは 100kHz です。

116リモートインターフェース

周波数スイープコマンド
スイープの概要
以下の手順で、スイープ波形を生成します。
スイープモードを有効にします1. SOURce[1]: SWE:STAT ON コマンドでスイープ
モードをオンにします。

波形,振幅,オフセ
ットを選択します

2. APPLy コマンドでキャリア波形を設定します。代
わりに、FUNC、FREQ、AMPL、および DCOffs コ
マンドで、周波数、振幅とオフセットを指定しキャ
リア波の波形を生成するのに使用できます。波形には、正弦波およびランプ波が使用できます。

スイープの境界を選択します

スイープモードを選択します
スイープ時間の選択
スイープトリガ
ソースの選択3. スタート、ストップの境界周波数を設定します。
スタート～ SOURce[1]:FREQ:STAR とストップ
SOURce[1]:FREQ:STOP コマンドを使用しスタートとストップ周波数を設定します。スイープアップの場合、ストップ周波数をスタート周波数より高く設定してください。スイープダウンの場
合、スタート周波数をストップ周波数
より低く設定してください。
4. SOURce[1]:SWE:SPAC コマンドで直線または対数を選択してください。
5. SOURce[1]:SWE:RATE コマンドでスイープ時間（レート）を選択してください。
6. SOURce[1]:SOUR コマンドで内部または外部
スイープトリガソースを選択します。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

SOURce[1]:SWEep:STATe

Set
Query

スイープモードの有効/無効を設定またはクエリしま
す。スイープの初期値は無効です。スイープは、他のパラメータを設定する前に有効にする必要がありま
す。

説明

注意

スイープモードが有効なといは他のモードは無効です。

構文

SOURce[1]:SWEep:STATe {OFF|ON}

例

SOUR1:SWE:STAT ON
Enables sweep mode.

クエリ構文

SOURce[1]:SWEep:STATe?

戻り値0

無効 (オフ)1

有効 (オン)

クエリ例

SOUR1:SWE:STAT?
>1
現在、スイープモードは有効です。

SOURce[1]:FREQuency:STARt

Set
Query

スイープのスタート周波数を設定します。スタート周波数の初期値は、100Hz です。

説明注意

スイープアップにするにはスタート周波数よりストップ
周波数を高く設定してください。スイープダウンの場
合、ストップ周波数をスタート周波数より低く設定してく
ださい。

構文

SOURce[1]:FREQuency:STARt{<frequency>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<周波数>

118

0.1Hz～25MHz*
0.1Hz～1MHz (Ramp)

リモートインターフェース*AFG-2112 は 12MHz、AFG-2015 は 5MHz に制限されます。
例

SOUR1:FREQ:STAR +2.0000E+03
スタート周波数を 2kHz に設定します。

クエリ構文

SOURce[1]:FREQuency:STARt? [MINimum|
MAXimum]

戻り値

<NR3>

クエリ例

SOUR1:FREQ:STAR? MAX

スタート周波数を Hz で返します。

>+2.0000E+07
許容される最高周波数を返します。

SOURce[1]:FREQuency:STOP

Set
Query

スイープのストップ周波数を設定またはクエリします。
ストップ周波数の初期値は、1kHz です。

説明注意

スイープアップにするにはスタート周波数よりストップ
周波数を高く設定してください。スイープダウンの場
合、ストップ周波数をスタート周波数より低く設定してく
ださい。

構文

SOURce[1]:FREQuency:STOP{<frequency>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<周波数>

0.1Hz～25MHz*
0.1Hz～1MHz (ランプ波)* AFG-2112 は 12MHz、AFG-2015 は 5MHz に制限さ
れます。
クエリ例

SOUR1:FREQ:STOP +2.0000E+03
ストップ周波数を 2kHz に設定します。

クエリ構文

SOURce[1]:FREQuency:STOP? [MINimum|
MAXimum]

戻り値

<NR3>

ストップ周波数を Hz で返します。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
例

SOUR1:FREQ:STOP? MAX>+2.0000E+07
許容される最高ストップ周波数を返します。

SOURce[1]:SWEep:SPACing

Set
Query

説明

直線または対数スイープを設定またはクエリします。
初期値は、直線です。

構文

SOURce[1]:SWEep:SPACing {LINear|LOGarithmic}

例

SOUR1:SWE:SPAC LIN
直線スイープに設定します。

クエリ構文

SOURce[1]:SWEep:SPACing?

戻り値

LIN

直線

LOG

対数

クエリ例

SOUR1:SWE:SPAC?
>LIN
現在、直線で設定されています。

SOURce[1]:SWEep:RATE

Set
Query

スイープレートを設定またはクエリします。スイープレ
ートの初期値は 100Hz です。このコマンドは前面パネ
ルの Rate 機能を使用するのと同等です。

説明

注意
構文

本器は、自動的に掃引時間に基づいて、スイープに使用される周波数ポイントの数を決定します。
SOURce[1]:SWEep:RATE{<Hz>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

120

<Hz>

２ｍHz～1kHz(スイープ時間が 500s～1ms と同等)

リモートインターフェース
例

SOUR1:SWE:RATE +1.0000E+00
スイープ時間を 1Hz に設定します。

クエリ構文

SOURce[1]:SWEep:RATE? {<Hz>|
MINimum|MAXimum}

戻り値

<NR3>

スイープレートを Hz で返します。

クエリ例

SOUR1:SWE:RATE?
>+2.0000000E+01
スイープレート（20Hz）を返します。

SOURce[1]:SWEep:SOURce

Set
Query

内部または外部にトリガソースを設定またはクエリします。トリガソースの初期値は内部です。IMMediate は常にスイープ波形を出力します。EXTernal は外部トリガ
パルス（TTL の正極エッジ）ごとにスイープ波形を出力
します。

説明

注意

外部が選択されている場合、トリガ周期はスイープ時
間+100ns と等しいまたは大きくなくなければいけません。

構文

SOURce[1]: SWEep:SOURce {IMMediate|EXTernal|
MANual}例

SOUR1: SWE:SOUR EXT
スイープソースを外部に設定します。

クエリ構文

SOURce[1]: SWEep:SOURce?

戻り値

IMM

内部

EXT

外部

クエリ例

SOUR1:SWE:SOUR?
>IMM
スイープソース：内部を返します。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

周波数カウンタコマンド
COUNter:GATe

Set
Query

周波数カウンタ機能のゲート時間をクエリまたは設定
します。

説明

カウンタ機能は、AFG-2100 シリーズのみです。
注意
構文

COUNter:GATe <seconds>

パラメータ<seconds>

例

COUN:GAT 10S

0.01S、0.1S、1S、10S

ゲート時間を 10 秒に設定します。
クエリ構文

COUNter:GATe?

戻り値

<NR3>

クエリ例

COUN:GAT?
>1.000E-02

ゲート時間を秒で戻します。

現在のゲート時間は、0.01 秒です。

COUNter:STATe

Set
Query

説明

周波数カウンタ機能のオン/オフをします。

注意

カウンタ機能は、AFG-2100 シリーズのみです。

構文

COUNter:STATe [ON/OFF]

パラメータ

ON

カウンタ機能をオンします。

OFF

カウンタ機能をオフします。

例

COUN:STAT ON
周波数カウンタをオンします。

クエリ構文

122

COUNter:STATe?

リモートインターフェース

戻り値

クエリ例

0

カウンタ機能はオフです。

1

カウンタ機能はオンです。

COUN:STATe?
>1
カウンタ機能はオンです。

COUNter:VALue？

Query

説明

カウンタ周波数をクエリします。

注意

カウンタ機能は、AFG-2100 シリーズのみです。

構文

COUNter:VALue?

クエリ構文

COUNter:STATe?

戻り値

<NR3>

注意

読み値の桁数は、ゲート時間設定に依存します。

クエリ例

カウンタ周波数を返します。

ゲート時間

桁数

10s

8桁

1s

7桁

0.1s

6桁

0.01s

5桁

COUN:VAL?
>1.000E+3
カウンタ周波数は、1kHz です。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

任意波形コマンド任意波形の概要
以下の手順で、ARB(任意波形)を生成します。
任意波形を出力する

1. SOURce[1]:FUNCtion USER コマンドでメモリの現在選択されている任意波形を出力します。

波形の周波数、
振幅とオフセットを選択

2. APPLy コマンドで周波数、振幅とオフセットを選択します。代わりに、FUNC、FREQ、AMPL、および DCOffs コマンドが使用できます。

波形データをロード

3. 波形データ（波形ごとに 4K ポイント）は、DATA:DAC コマンドを使用して揮発性メモリにダウンロードできます。 ±511 の範囲内のバイナリ
整数または 10 進整数値を使用します。

波形レートを設定

4. 波形レートは波形の種類と周波数でのポイント数で生成されます。
レート =周波数 × # ポイント
範囲

レート：

0.1Hz～20MHz

周波数：

0.1Hz～10MHz# points:

2～4096

SOURce[1]:FUNCtion USER

Set
Query

説明

メモリで現在選択されている任意波形を出力するには
SOURce[1]:FUNCtion USER コマンドを使用してください。波形は、現在の周波数、振幅、オフセットの設定で出力されます。クエリは、現在の出力を返します。

構文

SOURce[1]:FUNCtion USER

124

リモートインターフェース
例

SOUR1:FUNC USER
メモリ内の現在選択されている波形を選択し出力しま
す。

クエリ構文

SOURce[1]:FUNCtion?

戻り値

SIN

正弦波

SQU

方形波

RAMP

ランプ波

NOIS

ノイズ波

ARB

任意波形

クエリ例

SOURce1:FUNCtion?
>SQU
現在の出力波形は、方形波です。

DATA:DAC

Set

DATA:DAC コマンドは IEEE-488.2 バイナリブロック
フォーマット、あるいは値の順序リストとして 2 進法か
10 進の整数値を使用するメモリへダウンロードできます。値がメモリへダウンロードされた後、任意波形を出力するには SOURce[1]:FUNCtion USER コマンドを使
用します。

説明

注意

整数値(±511)は、波形の最大および最小ピーク振幅に相当します。振幅が 5Vpp(オフセットが 0)の波形については、511 という値は 2.5V に相当します。また、511 は-2.5V に相当します。
整数値が全出力範囲を満たさない場合、振幅のピー
クは制限されます。
IEEE-488.2 のバイナリブロックフォーマットは 3 つのブロックで構成されます：
a. 初期記号 (#)
#216

ab c

b.

バイト数のデジット長(ASCII)

c.

バイト数

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
IEEE 488.2 バイナリブロックデータは波形データを再現するのに 2 バイト使用しています。したがって、バイトの数は常にデータポイントの数の 2 倍です。
上記の例において、データ・ブロックは 8 つのデータ
ポイントを表わします。
構文

DATA:DAC VOLATILE, <start>，{<binary block>|<value>, <value>, . . . }パラメータ<start>

任意波形の開始アドレス<binary block>

バイナリブロックフォーマットのポイント 2～4096<value>±511 の 10 進あるいは整数値

例1

DATA:DAC VOLATILE, 0, #216 Binary Data
上記コマンドで 8 整数数ポイントをバイナリブロックフォーマットを使用して、開始メモリ 1000 から 16 バイトを格納しました。
DATA:DAC VOLATILE, 0, 511, 206, 0, -206, -511,-206, 0, 206

例2

上記コマンドはオーダーリスト法で開始アドレス 0 から
データ(511, 206, 0, -206, -511, -206, 0, 206)を格納し
ました。
注意

126

任意波形データを変更する場合は、アドレス 0 から変更してください。途中のアドレスを書き換えるとデータが無効になる場合があります。

リモートインターフェース

保存/呼出しコマンド
最大 10 種類のパネル設定を、不揮発性メモリのメモリ番号 0～9 に保存することができます。また最大 10 個の異なる ARB 波形をメモリ番号 10～19 に保存することができます

*SAV

Set

現在のパネル設定または ARB 波形を、指定された場所へ保存します。パネル設定が保存されるとき、すべての現在の機器設定、波形の種類、変調パラメータおよび波形も保存されます。

説明

メモリ番号 0～9 は機器の状態のみ、メモリ位置 10～19 は ARB 波形データのみを保存します。
注意*RST コマンドは、メモリに保存したものは削除しません。

構文*SAV {NR1}

パラメータ

0～9

機器の設定

10～19

ARB データの保存

例*SAV 0
パネル設定をメモリ番号 0 へ保存します。

*RCL

Set

説明

保存した機器ステートをメモリ番号 0～9 から保存した
ARB 波形をメモリ番号 10～19 から呼出します。

構文*RCL {NR1}

パラメータ

0～9

機器の状態の呼出し

10～19

ARB データの呼出し

例*RCL 0
メモリ番号 0（事前にメモリ番号 0 へ保存してあると仮定して）から機器ステートを呼び出します。

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

付録
エラーメッセージ
本器は、特定のエラーコードの番号を持っています。ファンクションジェネ
レータを使用しながら設定エラーが発生すると、エラーメッセージが一瞬画面に表示されます。

インターフェース エラーメッセージ
エラーコード説明

E01

設定周波数によってデューティ比が変更されました

E02

ランプ波に合わせて周波数が変更されました

E03

FM 変調に合わせて周波数が変更されました

E04

FSK 変調に合わせて周波数が変更されました

E05

スイープに合わせて周波数が変更されました

E06

Mod 機能は、現在の設定では実行できません

E07

周波数が範囲外ですE08

周波数分解能が範囲外です。

E09

振幅が範囲外です。

E10

振幅分解能が範囲外です。

E11

オフセットが範囲外ですE12

オフセット分解能が範囲外ですE13

デューティ比が範囲外ですE14

デューティ分解能が範囲外です

E15

任意波形の周波数が範囲外です

E16

任意波形の周波数分解能が範囲外です

128

付録
E17

任意波形のレートが範囲外です

E18

任意波形のレート分解能が範囲外ですE19

任意波形のポイント番号が範囲外です

E20

任意波形のポイント分解能が範囲外ですE21

任意波形のポイント値が範囲外ですE22

任意波形のポイント値分解能が範囲外です

E23

Mod レートが範囲外です

E24

Mod レートの分解能が範囲外です

E25

Mod シンメトリが範囲外です

E26

Mod シンメトリの分解能が範囲外です

E27

AM 変調の変調度が範囲外です

E28

AM 変調の変調度が範囲外です

E29

FM 変調の偏差が範囲外です

E30

FM 変調の偏差分解能が範囲外です

E31

FSK 変調のホップ周波数が範囲外です

E32

FSK 変調のホップ周波数分解能が範囲外ですE33

スイープ周波数が範囲外ですE34

スイープ周波数の分解能が範囲外ですE35

スイープレートが範囲外ですE36

スイープレート分解能が範囲外です

E37

設定保存の保存メモリ番号が範囲外です

E38

設定呼出しの設定メモリ番号が範囲外です。

E39

呼出し設定にデータがありません

E40

値が分解能を越えていますE41

キューがオーバーフローですAFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

AFG-2000/2100 シリーズ 仕様
本器の仕様は、18℃～28℃の下で少なくとも 30 分以上エージングされた状態で、特に指定が無い場合の条件は 50Ω 負荷となります。
モデル名
波形
任意波形機能サンプルレート
繰り返しレート
波形メモリ長
振幅分解能
不揮発性メモリ
波形メモリ
周波数特性
範囲
正弦波

方形波
三角波、ランプ波

分解能
確度

安定度
エージング
許容値

出力特性
振幅
範囲*1

2005 2012 2025 2105 2112 2125
正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、 ARB
20MS/s10MHz
4k ポイント
10 ビット
4K ポイント
10 個（メモリ番号：10～19）
0.1Hz
～
5MHz
0.1Hz
～
5MHz

0.1Hz 0.1Hz 0.1Hz～～～
12MHz 25MHz 5MHz
0.1Hz 0.1Hz 0.1Hz～～～
12MHz 25MHz 5MHz

0.1Hz 0.1Hz～～
12MHz 25MHz
0.1Hz 0.1Hz～～
12MHz 25MHz

0.1Hz～1MHz
0.1Hz±20ppm±1ppm/year≦1mHz

1mVpp～10Vpp (50Ω負荷)
2mVpp～20Vpp (オープン)
1mVpp～5Vpp (50Ω負荷)：0MHz～25MHz
2mVpp～10Vpp (オープン)：20MHz～25MHz
確度
設定の±2%±1mVpp(1 kHz、Sin 波、50Ω、オフセット 0V)
分解能
1 mV または 3digits
平坦性±1％ (0.1dB) ≦100kHz(正弦波、リファレ ±3％ (0.3 dB)≦5MHz
ンス 1kHz、50Ω) ±5％ (0.4 dB)≦12MHz±20％(2dB) ≦20MHz±5％(0.4 dB) ≦25MHz

130

付録
単位
オフセッ 範囲
ト

波形
出力

確度
インピーダンス
アッテネータ
保護機能

SYNC
出力

レベル

Vpp、Vrms、dBm±5Vpk ac+dc (50Ω負荷)±10Vpk ac+dc (オープン)±2.5Vpk ac+dc (50Ω負荷)：20MHz～
25MHz）±5Vpk ac+dc (オープン)：20MHz～25MHz)
設定×2％＋5mV＋振幅×0.5％
50Ω typical (固定)> 300kΩ (出力オフ)—
短絡回路保護
過負荷で自動的にメイン出力のリレーを遮断し出力オフTTL コンパチブル 終端>1kΩ

インピーダンス
約 50Ω
立上り/立下り時 ≦25ns間
正弦波特性
高調波ひずみ-55dBc：DC～200kHz,
振幅 > 0.1Vpp-50dBc：200kHz～1MHz, 振幅 > 0.1Vpp-35dBc：1MHz～5MHz, 振幅 > 0.1Vpp-30dBc：5MHz～25MHz, 振幅 > 0.1Vpp
方形波特性
立上り/立下り時 ≦25ns 最大出力時(50Ω負荷)
間オーバーシュート <5%
アシンメトリ
周期の 1％＋1ns (デューティ 50%において)デューティ
1.0％～99.0％≦100kHz
可変範囲
20.0％～80.0％≦5MHz
40.0％～60.0％≦10MHz
50％≦25MHz
ランプ波特性
直線性< ピーク出力の 0.1％
シンメトリ可変0％～100％ (0.1％分解能)*2
範囲

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
AM 変調

AFG-2000

AFG-2100
正弦波、方形波、
三角波
正弦波、方形波、
三角波
内部：2mHz～20kHz
外部：DC～20kHz、±5V *3
0％～120.0％
内部 / 外部キャリア波形

—

変調波形

—

変調周波数

—

変調度
ソース

—
—

キャリア波形

—

変調波形

—

変調周波数

—

偏差
ソース

—
—

波形

—

タイプ
スタート/ストップ周波数
スイープ時間
ソース

—
—
—
—

1ms～500s
内部 / 外部（TTL レベル）

キャリア波形—

変調波形—

正弦波、方形波、
三角波
方形波、
デューティ比 50％

FM 変調
正弦波、方形波、
三角波
正弦波、方形波、
三角波
内部：2mHz～20kHz
外部：DC～20kHz、±5V *4DC～最大周波数/2
内部 / 外部

スイープ
正弦波、方形波、
三角波
直線または対数0.1Hz～最大周波数

FSK

132

付録
変調レート

—

周波数範囲
ソース
周波数カウンタ
範囲
確度——

タイムベース—

分解能—

入力インピー
ダンス
感度

—

保存/呼出
し
インターフ
ェース
ディスプレ
イ
一般仕様

—
—

内部：2mHz～100 kHz
外部：DC～100kHz、
TTL レベル
0.1Hz～最大周波数
内部 / 外部
5Hz～150MHz
タイムベース確度±1 カウント±20ppm
(23℃±5℃) *5
最大分解能：
100nHz（1Hz まで）
0.1Hz（100MHz）
1kΩ/1pF—

35mVrms～30Vms(5Hz～ 150MHz)
設定メモリ 10 個（メモリ番号：0～9）
USB (デバイス)
液晶

電源
消費電力
操作環境

AC100～240V、50～60Hz
約 25 VA (最大)仕様保証温度範囲：18℃～28℃
操作温度：0℃～40℃
相対湿度：≦ 80%, 0℃～40℃≦70%, 35℃～40℃
設置カテゴリ： CAT Ⅱ
動作高度
最大 2000m
保存温度-10℃～70℃、相対湿度：≤70%
寸法(W×H×D) 266(W) x 100(H) x 293(D) mm AFG-2000
266(W) x 107(H) x 293(D) mm AFG-2100
質量
約 2.5kgAFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル
付属品

GTL-101× 1
GTL-101× 2
Quick Start Guide ×1
CD (取扱説明書+ソフトウェア)×1
電源コード×1*1. 振幅を小さくすると S/N 比が悪くなります。
*2. 1KHz 基準、周波数が高くなると 0％および 100％付近のエッジ特性が悪くなります。
*3. MOD 入力ポートから直流電圧を入力した場合、正電圧で振幅が大きくなり、負電圧で振幅が最小になります。
*4. MOD 入力ポートから直流電圧を入力した場合、正電圧でキャリア
周波数増加し、負電圧でキャリア周波数が減算されます。
（キャリア周波数±最大偏差周波数）*5. 30 分のエージング後。周波数カウンタのタイムベースは、発振器のタイムベースと異なります。

134

付録

EU Declaration of Conformity
We GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.
declares that the below mentioned product
AFG-2005, AFG-2105, AFG-2012, AFG-2112, AFG-2025, AFG-2125
are herewith confirmed to comply with the requirements set out in theCouncil Directive on the Approximation of the Law of Member States
relating to the EMC: 2014/30/EU, LVD: 2014/35/EU.
For the evaluation regarding the Electromagnetic Compatibility and Low
Voltage Directive, the following standards were applied:◎ EMC

EN 61326-1 Electrical equipment for measurement, control
EN 61032-2-1 and laboratory use –– EMC requirements (2013)
Conducted and Radiated Emissions
EN 55011: 2009+A1:2010
Current Harmonic
EN 61000-3-2: 2014
Voltage Fluctuation
EN 61000-3-3: 2013
Electrostatic Discharge
EN 61000-4-2: 2009
Radiated Immunity
EN 61000-4-3: 2006+ A2:2010

Electrical Fast Transients
EN 61000-4-4: 2012
Surge Immunity
EN 61000-4-5: 2006
Conducted Susceptibility
EN 61000-4-6: 2014
Power Frequency Magnetic Field
EN 61000-4-8: 2010
Voltage Dips/ Interrupts
EN 61000-4-11: 2004

◎ Safety

Low Voltage Equipment Directive 2006/95/EC & 2014/35/EU
Safety Requirements EN 61010-1: 2010 (Third Edition)
GOODWILL INSTRUMENT CO., LTD.
No. 7-1, Jhongsing Road, Tucheng District, New Taipei City 236, Taiwan
Tel: +886-2-2268-0389
Fax: +886-2-2268-0639
Web: http://www.gwinstek.com
Email: marketing@goodwill.com.tw
GOODWILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO., LTD.
No. 521, Zhujiang Road, Snd, Suzhou Jiangsu 215011, China
Tel: +86-512-6661-7177
Fax: +86-512-6661-7277
Web: http://www.instek.com.cn
Email: marketing@instek.com.cn
GOODWILL INSTRUMENT EURO B.V.
De Run 5427A, 5504DG Veldhoven, The Netherlands
Tel: +31-(0)40-2557790
Fax: +31-(0)40-2541194
Email: sales@gw-instek.eu

AFG-2000/2100 シリーズ ユーザーマニュアル

索引
Declaration of conformity.......... 135
EN61010
汚染度 .................................................. 6
Operation
Offset ..................................................20
Outputon/off ..................................................20
PC ソフトウェアのダウンロード ... 84
SYNC 信号AM 変調 .............................................77
ARB ......................................................77
FM 変調 .............................................77
FSK 変調 ...........................................78
スイープ .............................................78
方形波 ................................................76
正弦波 ................................................76
USB
リモートインターフェース .............83
エラーメッセージ ........................ 128
キー入力 ...................................... 19
クイック リファレンス ................... 18
グランドシンボル............................ 3
ファンクション キー
キーの概要.......................................13
リモートインターフェース.............. 81
構文 .....................................................84
機能チェック .....................................84端子の接続 ......................................84
リモートコマンドAM 変調コマンド.......................... 105
Apply コマンド ..................................92
ARB コマンド ................................. 124
FM 変調コマンド .......................... 109
FSK コマンド .................................. 113
136

システムコマンド ............................ 91
スイープコマンド .......................... 117
ステータスレジスタコマンド ....... 91
出力コマンド .................................... 97
仕様 ............................................ 130
初期設定 ...................................... 31
前面パネル図 .............................. 10変調
AM 変調 ............................................ 41
FM 変調 ............................................. 49
FSK 変調........................................... 57
操作
AM レート .......................................... 45
AM 変調 ............................................ 42
キャリア周波数 ......................... 43
キャリア振幅 .............................. 44
キャリア波形 .............................. 42
ソース ............................................ 48
AM 変調 変調度 ............................ 46
AM 変調周波数 ............................. 45
AM 波形 ............................................ 45
ARB ..................................................... 71
FM 変調 ............................................. 49
キャリア周波数 ......................... 50
キャリア振幅 .............................. 51
キャリア波形 .............................. 50
ソース ............................................ 55
レート ............................................. 53
周波数偏移 ................................ 54索引
波形................................................52
FSK 変調 ...........................................58
キャリア周波数..........................59
キャリア振幅...............................60
キャリア波形...............................58
ホップ周波数 ..............................61
レート .............................................62
変調ソース ..................................64
オフセット ...........................................39
ゲート時間 ........................................74
シンメトリ ............................................40
スイープ .............................................65
スタート周波数 ..........................66
ストップ周波数 ...........................66
トリガ ソース ...............................70
モード .............................................68

スイープレート ................................ 69
デューティ ......................................... 40
パネル設定の保存/呼出し....... 79
任意波形の保存/呼出し波形 . 79
周波数................................................ 35
周波数カウンタ............................... 73
振幅..................................................... 36
正弦波................................................ 35
操作メニュー................................. 33
校正
安全上の注意.................................... 7
機器の設定 .................................. 16
機能一覧 ........................................ 9
背面パネル図............................... 14
表示図 .......................................... 15
調整・修理
安全上の注意.................................... 6
電源オン/オフ
安全上の注意.................................... 5
電源投入 ...................................... 17

お問い合わせ製品についてのご質問等につきましては、下記まで
お問い合わせください。
株式会社テクシオ・テクノロジー
本社：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 7F[ HOME PAGE ] ：http://www.texio.co.jp/
E-Mail：info@texio.co.jp
アフターサービスに関しては、下記サービスセンターへ
サービスセンター：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F
TEL. 045-620-2786

FAX.045-534-7183