RS-0942-6
信号変換器付ガス検知部
SD-3EC(酸素)シリーズ仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス表示
検知範囲※1
警報設定値※1
サンプリング方式
設定流量
指示精度（同一条件下）
警報遅れ時間（同一条件下）
電源表示
警報タイプ
ガス警報
表示
復帰動作※1
自己診断
故障警報
表示
復帰動作
自己診断
警告
表示動作
各種機能
外部出力※1
伝送方式
ガス濃度
出力

伝送仕様
伝送ケーブル※2
伝送距離※7接点出力(オプション)※1
電源供給電源※3
電源ケーブル※2※7
消費電力
材質
ケーブル接続口※1

筐体

配管接続口
保護等級
取付方法※1
外形寸法※5質量※5

使用温度範囲※4
使用湿度範囲※4
操作方法
防爆構造
ATEX
防爆認証

IECEx

SD-3EC
SD-3DEC
定電位電解式酸素
7セグメントLED(5桁)、3色ランプ(赤、緑、黄)センサ仕様によるセンサ仕様による
拡散式
吸引式(外部ユニットによる導入)－
0.4～1.5L/min±0.6vol%以内
18vol%警報において10～11vol%のガスを与えて10秒以内（配管遅れは含まず）
電源ランプ点灯(緑)
2段警報(L-LL、またはL-H、H-HH)
警報ランプ点灯(赤)
自動復帰または自己保持システム異常(E-9) 、センサ異常(E-1)
故障ランプ点灯(黄) 、エラー番号表示
システム異常：自己保持、センサ異常：自動復帰(ただし、センサ抜けの場合は自己保持)
センサ寿命診断、時計異常診断、通信診断、センサ警告
ガス濃度値とエラー番号の交互点滅表示
通常動作と同じ
警報遅延、サプレス、HART通信(HART7)
ガス濃度出力(DC4～20mA with HART通信)、接点出力（オプション）
3線式アナログ伝送(電源共通<電源、信号、コモン>) または 2線式アナログ伝送(電流ソース)
DC4～20mA(非絶縁・リニア出力)、負荷抵抗 600Ω以下(供給電圧ディレーティング)、分解能最大 250分割(仕様による)シールド付きケーブル 1.25sq(1.308mm2/AWG16) または 2.0sq(2.08mm2/AWG14)(電源線と共通)
1.25sq(1.308mm2/AWG16)の場合：1.25km以下、2.0sq(2.08mm2/AWG14)の場合：2km以下
SPDT(ガス警報出力×2点、故障警報出力×1点)、常時非励磁(警報時励磁) または 常時励磁(警報時非励磁)、AC250V・2A、DC30V・1A(抵抗負荷)、最小負荷 DC5V・0.1A
DC24V(DC18～30V)
シールド付きケーブル 1.25sq(1.308mm2/AWG16) または 2.0sq(2.08mm2/AWG14)(伝送ケーブルと共通)
最大2.8W
ステンレススチール：SCS14(SUS316相当）
ATEX/IECEx：M25×1.5、変換アダプタ(オプション)：NPT3/4、NPT1/2、M20×1.5
Japan Ex：耐圧パッキン式ケーブルグランド<M20×1.5>(適合ケーブル外径φ6.0～12.0mm)、<M25×1.5>(適合ケーブル外径φ12.0～16.0mm)－NPT1/4(O.Dφ8-1t・SUS管用エルボユニオン)
IP66/67相当
壁掛け(標準)／2B ポール取付け(オプション)
約171(W)×277(H)×127(D)mm(突起部は除く)
約171(W)×289(H)×127(D)mm(突起部は除く)
約6.7kg約7.0kg
ATEX/IECEx：-40～+70℃(急変なきこと)
Japan Ex：-20～+70℃(急変なきこと)
0～95%RH以下(結露なきこと)
専用マグネット式コントロールキー
耐圧防爆構造Ⅱ 2 G Ex db ⅡC T4 Gb-50℃≦Ta≦+70℃(避雷器未装着時)、-40℃≦Ta≦+70℃(避雷器装着時)
Ex db ⅡC T4 Gb-50℃≦Ta≦+70℃(避雷器未装着時)、-40℃≦Ta≦+70℃(避雷器装着時)
Ex db ⅡC T4 Gb、-20℃≦Ta≦+70℃
SIL2に適合(HFT=0)、冗長化によりSIL3適合(HFT=1)
CE Marking

Japan Ex
機能安全(IEC61508:2010)※6※8
各種認証※1 注文時にご指定ください。
※2 防爆上、ケーブルは使用環境で想定される最大温度よりも耐熱が5℃以上高いものを使用してください。
※3 機器異常時にヒューズを正常に断線するためには、一時的に2.5A以上の出力が可能な電源を使用してください。
※4 センサ仕様により制約がある場合はセンサ仕様に従ってください。
※5 外径寸法および質量はケーブルグランドを除いた値となります。
※6 SD-3DECと組み合わせて使用する外部ユニットは、SIL認証品を選定してください。
※7 ケーブルの種類等に依存します。
※8 機能安全(IEC61508)に関わる仕様については、Safety Manual(PT2E-306)を参照してください。

RS-0942-6
外観図（ケーブルグランドは除く）
＜拡散式＞

＜吸引式＞
※外部ユニットによる導入

74

74

端子台図
＜3線のケーブル使用時＞
端子番号＜4線のケーブル使用時＞
端子番号

電源・信号ケーブルの接続

１

電源(+)

１

DC24V

２

コモン(電源(-）、信号(-))

３信号(+)

４

未使用

電源・信号ケーブルの接続
電源(+)
DC24V

4-20mA
withHART２電源(-)

３信号(+)

４信号(-)

4-20mA
with
HART＜接点出力(オプション)＞
Relay1(ALARM1)
端子番号
１
２
３ケーブルの接続
N.O.
コモン
N.C.

N.O.：Normal Open
N.C.：Normal Close

Relay2(ALARM2)
端子番号
１
２
３ケーブルの接続
N.O.
コモン
N.C.

Relay3(FAULT)
端子番号１２３ケーブルの接続
N.O.
コモン
N.C.

RS-0943-6
信号変換器付ガス検知部
SD-3EC(毒性ガス)シリーズ仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス※1
表示
検知範囲※1
警報設定値※1
サンプリング方式
設定流量
警報精度（同一条件下）
警報遅れ時間（同一条件下）
電源表示
警報タイプ
ガス警報
表示
復帰動作※1
自己診断
故障警報
表示
復帰動作
自己診断
警告
表示動作
各種機能
外部出力※1
伝送方式
ガス濃度出力伝送仕様
伝送ケーブル※2
伝送距離※7接点出力(オプション)※1
電源

供給電源※3
電源ケーブル※2※7
消費電力
材質
ケーブル接続口※1

筐体

配管接続口
保護等級
取付方法※1
外形寸法※5質量※5

使用温度範囲※4
使用湿度範囲※4
操作方法
防爆構造
ATEX
防爆認証

IECEx

SD-3EC
SD-3DEC
定電位電解式
毒性ガス
7セグメントLED(5桁)、3色ランプ(赤、緑、黄)センサ仕様によるセンサ仕様による
拡散式
吸引式(外部ユニットによる導入)－
0.4～1.5L/min
警報設定値に対して±30%以内
警報設定値の1.6倍のガスを与えて30秒以内（配管遅れは含まず）
電源ランプ点灯(緑)
2段警報(H-HH)
警報ランプ点灯(赤)
自動復帰または自己保持システム異常(E-9) 、センサ異常(E-1)
故障ランプ点灯(黄) 、エラー番号表示
システム異常：自己保持、センサ異常：自動復帰(ただし、センサ抜けの場合は自己保持)
センサ寿命診断、時計異常診断、通信診断、センサ警告
ガス濃度値とエラー番号の交互点滅表示
通常動作と同じ
警報遅延、サプレス、ゼロ追尾、感度補正、HART通信(HART7)
ガス濃度出力(DC4～20mA with HART通信)、接点出力（オプション）
3線式アナログ伝送(電源共通<電源、信号、コモン>) または 2線式アナログ伝送(電流ソース)
DC4～20mA(非絶縁・リニア出力)、負荷抵抗 600Ω以下(供給電圧ディレーティング)、分解能最大 200分割(仕様による)シールド付きケーブル 1.25sq(1.308mm2/AWG16) または 2.0sq(2.08mm2/AWG14)(電源線と共通)
1.25sq(1.308mm2/AWG16)の場合：1.25km以下、2.0sq(2.08mm2/AWG14)の場合：2km以下
SPDT(ガス警報出力×2点、故障警報出力×1点)、常時非励磁(警報時励磁) または 常時励磁(警報時非励磁)、AC250V・2A、DC30V・1A(抵抗負荷)、最小負荷 DC5V・0.1A
DC24V(DC18～30V)
シールド付きケーブル 1.25sq(1.308mm2/AWG16) または 2.0sq(2.08mm2/AWG14)(伝送ケーブルと共通)
最大2.8W
ステンレススチール：SCS14(SUS316相当）
ATEX/IECEx：M25×1.5、変換アダプタ(オプション)：NPT3/4、NPT1/2、M20×1.5
Japan Ex：耐圧パッキン式ケーブルグランド<M20×1.5>(適合ケーブル外径φ6.0～12.0mm)、<M25×1.5>(適合ケーブル外径φ12.0～16.0mm)－NPT1/4(O.Dφ8-1t・SUS管用エルボユニオン)
IP66/67相当
壁掛け(標準)／2B ポール取付け(オプション)
約171(W)×277(H)×127(D)mm(突起部は除く)
約171(W)×289(H)×127(D)mm(突起部は除く)
約6.7kg約7.0kg
ATEX/IECEx：-40～+70℃(急変なきこと)
Japan Ex：-20～+70℃(急変なきこと)
0～95%RH以下(結露なきこと)
専用マグネット式コントロールキー
耐圧防爆構造Ⅱ 2 G Ex db ⅡC T4 Gb-50℃≦Ta≦+70℃(避雷器未装着時)、-40℃≦Ta≦+70℃(避雷器装着時)
Ex db ⅡC T4 Gb-50℃≦Ta≦+70℃(避雷器未装着時)、-40℃≦Ta≦+70℃(避雷器装着時)
Ex db ⅡC T4 Gb、-20℃≦Ta≦+70℃
SIL2に適合(HFT=0)、冗長化によりSIL3適合(HFT=1)
CE Marking

Japan Ex
機能安全(IEC61508:2010)※6※8
各種認証※1 注文時にご指定ください。
※2 防爆上、ケーブルは使用環境で想定される最大温度よりも耐熱が5℃以上高いものを使用してください。
※3 機器異常時にヒューズを正常に断線するためには、一時的に2.5A以上の出力が可能な電源を使用してください。
※4 センサ仕様により制約がある場合はセンサ仕様に従ってください。
※5 外形寸法および質量はケーブルグランドを除いた値となります。
※6 SD-3DECと組み合わせて使用する外部ユニットは、SIL認証品を選定してください。
※7 ケーブルの種類等に依存します。
※8 機能安全(IEC61508)に関わる仕様については、Safety Manual(PT2E-306)を参照してください。

RS-0943-6
外観図（ケ―ブルグランドは除く）
＜拡散式＞

＜吸引式＞
※外部ユニットによる導入

74

74

端子台図
＜3線のケーブル使用時＞
端子番号＜4線のケーブル使用時＞
端子番号

電源・信号ケーブルの接続

１

電源(+)

２

コモン(電源(-）、信号(-))

３信号(+)

４

未使用

DC24V

電源・信号ケーブルの接続

１電源(+)

２電源(-)

３信号(+)

４信号(-)

DC24V

4-20mAwith
HART

4-20mA
with
HART＜接点出力(オプション)＞
Relay1(ALARM1)
端子番号
１
２
３

ケーブルの接続
N.O.
コモン
N.C.

N.O.：Normal Open
N.C.：Normal Close

Relay2(ALARM2)
端子番号
１
２３ケーブルの接続
N.O.
コモン
N.C.

Relay3(FAULT)
端子番号
１
２
３

ケーブルの接続N.O.
コモン
N.C.

RS-0944-5
信号変換器付ガス検知部
SD-3ECSシリーズ仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス表示
検知範囲※1
警報設定値※1
サンプリング方式
設定流量
警報精度（同一条件下）
警報遅れ時間（同一条件下）
電源表示
警報タイプ
ガス警報
表示
復帰動作※1
自己診断
故障警報
表示
復帰動作
自己診断
警告
表示動作
各種機能
外部出力※1
伝送方式
ガス濃度
出力

伝送仕様
伝送ケーブル※2
伝送距離※7接点出力(オプション)※1
電源供給電源※3
電源ケーブル※2※7
消費電力
材質
ケーブル接続口※1

筐体

配管接続口
保護等級
取付方法※1
外形寸法※5質量※5

使用温度範囲※4
使用湿度範囲※4
操作方法
防爆構造
ATEX
防爆認証

IECEx

SD-3ECS
SD-3DECS
定電位電解式
硫化水素
7セグメントLED(5桁)、3色ランプ(赤、緑、黄)センサ仕様によるセンサ仕様による
拡散式
吸引式(外部ユニットによる導入)－
0.4～1.5L/min
警報設定値に対して±30%以内
警報設定値の1.6倍のガスを与えて30秒以内（配管遅れは含まず）
電源ランプ点灯(緑)
2段警報(H-HH)
警報ランプ点灯(赤)
自動復帰または自己保持システム異常(E-9) 、センサ異常(E-1)
故障ランプ点灯(黄) 、エラー番号表示
システム異常：自己保持、センサ異常：自動復帰(ただし、センサ抜けの場合は自己保持)
センサ寿命診断、時計異常診断、通信診断、センサ警告
ガス濃度値とエラー番号の交互点滅表示
通常動作と同じ
警報遅延、サプレス、ゼロ追尾、感度補正、HART通信(HART7)
ガス濃度出力(DC4～20mA with HART通信)、接点出力（オプション）
3線式アナログ伝送(電源共通<電源、信号、コモン>) または 2線式アナログ伝送(電流ソース)
DC4～20mA(非絶縁・リニア出力)、負荷抵抗 600Ω以下(供給電圧ディレーティング)、分解能最大 200分割(仕様による)シールド付きケーブル 1.25sq(1.308mm2/AWG16) または 2.0sq(2.08mm2/AWG14)(電源線と共通)
1.25sq(1.308mm2/AWG16)の場合：1.25km以下、2.0sq(2.08mm2/AWG14)の場合：2km以下
SPDT(ガス警報出力×2点、故障警報出力×1点)、常時非励磁(警報時励磁) または 常時励磁(警報時非励磁)、AC250V・2A、DC30V・1A(抵抗負荷)、最小負荷 DC5V・0.1A
DC24V(DC18～30V)
シールド付きケーブル 1.25sq(1.308mm2/AWG16) または 2.0sq(2.08mm2/AWG14)(伝送ケーブルと共通)
最大2.8W
ステンレススチール：SCS14(SUS316相当）
ATEX/IECEx：M25×1.5、変換アダプタ(オプション)：NPT3/4、NPT1/2、M20×1.5
Japan Ex：耐圧パッキン式ケーブルグランド<M20×1.5>(適合ケーブル外径φ6.0～12.0mm)、<M25×1.5>(適合ケーブル外径φ12.0～16.0mm)－NPT1/4(O.Dφ8-1t・SUS管用エルボユニオン)
IP66/67相当
壁掛け(標準)／2B ポール取付け(オプション)約171(W)×277(H)×127(D)mm(突起部は除く)
約171(W)×289(H)×127(D)mm(突起部は除く)
約6.7kg約7.0kg
ATEX/IECEx：-40～+70℃(急変なきこと)
Japan Ex：-20～+70℃（急変なきこと）
0～95%RH以下(結露なきこと)
専用マグネット式コントロールキー
耐圧防爆構造Ⅱ 2 G Ex db ⅡC T4 Gb-50℃≦Ta≦+70℃(避雷器未装着時)、-40℃≦Ta≦+70℃(避雷器装着時)
Ex db ⅡC T4 Gb-50℃≦Ta≦+70℃(避雷器未装着時)、-40℃≦Ta≦+70℃(避雷器装着時)
Ex db ⅡC T4 Gb、-20℃≦Ta≦+70℃
SIL2に適合(HFT=0)、冗長化によりSIL3適合(HFT=1)
CE Marking

Japan Ex
機能安全(IEC61508:2010)※6※8
各種認証※1 注文時にご指定ください。
※2 防爆上、ケーブルは使用環境で想定される最大温度よりも耐熱が5℃以上高いものを使用してください。
※3 機器異常時にヒューズを正常に断線するためには、一時的に2.5A以上の出力が可能な電源を使用してください。
※4 センサ仕様により制約がある場合はセンサ仕様に従ってください。
※5 外形寸法および質量はケーブルグランドを除いた値になります。
※6 SD-3DECSと組み合わせて使用する外部ユニットは、SIL認証品を選定してください。
※7 ケーブルの種類等に依存します。
※8 機能安全(IEC61508)に関わる仕様については、Safety Manual(PT2E-306)を参照してください。

RS-0944-5
外観図（ケーブルグランドは除く）
＜拡散式＞

＜吸引式＞
※外部ユニットによる導入

74

74

端子台図
＜3線のケーブル使用時＞
端子番号＜4線のケーブル使用時＞
端子番号

電源・信号ケーブルの接続

１

電源(+)

１DC24V２

コモン(電源(-）、信号(-))

３信号(+)

４未使用

電源・信号ケーブルの接続
電源(+)
DC24V4-20mA
with
HART

２電源(-)

３信号(+)

４信号(-)

4-20mA
with
HART＜接点出力(オプション)＞
Relay1(ALARM1)
端子番号
１
２
３

ケーブルの接続
N.O.
コモン
N.C.

N.O.：Normal Open
N.C.：Normal Close

Relay2(ALARM2)
端子番号
１
２
３

ケーブルの接続
N.O.
コモン
N.C.

Relay3(FAULT)
端子番号
１
２
３

ケーブルの接続
N.O.
コモン
N.C.

RS-0945-5
信号変換器付ガス検知部
SD-3ECBシリーズ仕様書
型式
検知原理
検知対象ガス※1
表示
検知範囲※1
警報設定値※1
サンプリング方式
設定流量
警報精度（同一条件下）
警報遅れ時間（同一条件下）
電源表示
警報タイプ
ガス警報
表示
復帰動作※1
自己診断
故障警報
表示
復帰動作
自己診断
警告
表示動作
各種機能
外部出力※1
伝送方式
ガス濃度出力伝送仕様
伝送ケーブル※2
伝送距離※7接点出力(オプション)※1電源供給電源※3
電源ケーブル※2※7
消費電力
材質
ケーブル接続口※1

筐体

配管接続口
保護等級
取付方法※1
外形寸法※5質量※5

使用温度範囲※4

SD-3ECB
SD-3DECB
定電位電解式
毒性ガス
7セグメントLED(5桁)、3色ランプ(赤、緑、黄)センサ仕様によるセンサ仕様による
拡散式
吸引式(外部ユニットによる導入)－
0.4～1.5L/min
警報設定値に対して±30%以内
警報設定値の1.6倍のガスを与えて30秒以内 または 60秒以内（配管遅れは含まず）
電源ランプ点灯(緑)
2段警報(H-HH)
警報ランプ点灯(赤)
自動復帰または自己保持システム異常(E-9) 、センサ異常(E-1)
故障ランプ点灯(黄) 、エラー番号表示
システム異常：自己保持、センサ異常：自動復帰(ただし、センサ抜けの場合は自己保持)
センサ寿命診断、時計異常診断、通信診断、センサ警告
ガス濃度値とエラー番号の交互点滅表示
通常動作と同じ
警報遅延、サプレス、ゼロ追尾、感度補正、HART通信
ガス濃度出力(DC4～20mA with HART通信)、接点出力（オプション）
3線式アナログ伝送(電源共通<電源、信号、コモン>) または 2線式アナログ伝送(電流ソース)
DC4～20mA(非絶縁・リニア出力)、負荷抵抗 600Ω以下(供給電圧ディレーティング)、分解能最大 200分割(仕様による)シールド付きケーブル 1.25sq(1.308mm2/AWG16) または 2.0sq(2.08mm2/AWG14)(電源線と共通)
1.25sq(1.308mm2/AWG16)の場合：1.25km以下、2.0sq(2.08mm2/AWG14)の場合：2km以下
SPDT(ガス警報出力×2点、故障警報出力×1点)、常時非励磁(警報時励磁) または 常時励磁(警報時非励磁)、AC250V・2A、DC30V・1A(抵抗負荷)、最小負荷 DC5V・0.1A
DC24V(DC18～30V)
シールド付きケーブル 1.25sq(1.308mm2/AWG16) または 2.0sq(2.08mm2/AWG14)(伝送ケーブルと共通)
最大3.1W
ステンレススチール：SCS14(SUS316相当）
ATEX/IECEx：M25×1.5、変換アダプタ(オプション)：NPT3/4、NPT1/2、M20×1.5
Japan Ex：耐圧パッキン式ケーブルグランド<M20×1.5>(適合ケーブル外径φ6.0～12.0mm)、<M25×1.5>(適合ケーブル外径φ12.0～16.0mm)－NPT1/4(O.Dφ8-1t・SUS管用エルボユニオン)
IP66/67相当
壁掛け(標準)／2B ポール取付け(オプション)
約171(W)×322(H)×127(D)mm(突起部は除く)
約171(W)×334(H)×127(D)mm(突起部は除く)
約7.3kg約7.6kg
ATEX/IECEx：-40～+70℃(急変なきこと)
Japan Ex：-20～+70℃（急変なきこと）
0～95%RH以下(結露なきこと)
専用マグネット式コントロールキー
耐圧防爆構造＋本質安全防爆構造
Ⅱ 2 G Ex db ia ⅡC T4 Gb、-40℃≦Ta≦+70℃
Ex db ia ⅡC T4 Gb、-40℃≦Ta≦+70℃
Ex db ia ⅡC T4 Gb、-20℃≦Ta≦+70℃
SIL2に適合(HFT=0)、冗長化によりSIL3適合(HFT=1)
CE Marking
HART7

使用湿度範囲※4
操作方法
防爆構造
ATEX
防爆認証
IECEx
Japan Ex機能安全(IEC61508:2010)※6※8
各種認証
HART通信※1 注文時にご指定ください。
※2 防爆上、ケーブルは使用環境で想定される最大温度よりも耐熱が5℃以上高いものを使用してください。
※3 機器異常時にヒューズを正常に断線するためには、一時的に2.5A以上の出力が可能な電源を使用してください。
※4 センサ仕様により制約がある場合はセンサ仕様に従ってください。
※5 外形寸法および質量はケーブルグランドを除いた値になります。
※6 SD-3DECBと組み合わせて使用する外部ユニットは、SIL認証品を選定してください。
※7 ケーブルの種類等に依存します。
※8 機能安全(IEC61508)に関わる仕様については、Safety Manual(PT2E-306)を参照してください。

RS-0945-5
外観図（ケーブルグランドは除く）
＜拡散式＞

＜吸引式＞
※外部ユニットによる導入

74

74

端子台図
＜3線のケーブル使用時＞
端子番号＜4線のケーブル使用時＞
端子番号

電源・信号ケーブルの接続

１

電源(+)

２

コモン(電源(-）、信号(-))

３信号(+)

４

未使用

DC24V

電源・信号ケーブルの接続

１電源(+)

２電源(-)

３信号(+)

４信号(-)

DC24V

4-20mAwith
HART

4-20mA
with
HART＜接点出力(オプション)＞
Relay1(ALARM1)
端子番号
１
２
３ケーブルの接続
N.O.
コモン
N.C.

N.O.：Normal Open
N.C.：Normal Close

Relay2(ALARM2)
端子番号
１
２
３ケーブルの接続
N.O.
コモン
N.C.

Relay3(FAULT)
端子番号１２３ケーブルの接続
N.O.
コモン
N.C.