温度変化測定用

磁気テープ、磁性粉等の磁化曲線、微分曲線の測定及びその解析、永久磁石の減磁曲線の測定及びその解析、レマネンス測定、高保持力成分測定、マルテンサイト量、透磁率の測定、バックグラウンドの補正、キュリー点の測定、酸化物高温超電導体の測定。

高感度磁化曲線

ハード磁性薄膜

磁化の温度依存性

アモルファス

酸化物高温超電導体 ( Bi Sr Ca Cu O ) の磁化曲線

4.4 K

20 K

60 K

営業品目
●層間抵抗試験機● 測定用電磁石● 交流磁歪測定装置●連続磁性測定装置● M R 測定装置

●電磁石励磁用電源●磁気異方性トルク計●ヘルムホルツコイル●残留磁化測定装置●走査型磁気力分布測定装置●単板磁気測定装置●配向用ソレイドコイル●多試料回転式磁化測定装置●プラズマボタン溶解炉●振動試料型磁力計●自動エプスタイン装置●デジタル磁束計●パルス磁化測定装置●磁化ベクトル測定装置●ホール効果測定装置●希土類磁石温度係数測定装置 ●直流自記磁束計●特注計測試験装置●磁気シールド評価装置●磁気テープ用脱磁装置●その他自動省力化装置● 磁場中熱処理装置●ガウスメータ〒194-0035 東京都町田市忠生 1 丁目 8 番地 13
TEL ( 042 )791-1211 (代表) FAX ( 042 )792-0490
http://www.toeikogyo.co. jp/

振動試料型磁力計 VSM- 5 型

6 . 豊富な解析用ソフトウェア
室温測定で使用するプログラム以外に、磁化の温度

本装置は弊社振動試料型磁力計の数多いシステムの中で、特に温度変化測定用に重点を置いて製作された装置で、下記の様な特長を有しています。

仕様 ( 標準システム品 )依存性、磁化の温度係数、酸化物高温超電導体等の測VSM-5 型 温度変化測定用振動試料型磁力計

標準付属品

定・解析プログラムが用意されています。

磁化測定部○校正及室温測定用● 磁化校正用標準試料● 磁界校正用標準試料● 室温用試料ホルダ・テープ用・磁性粉用・垂直磁化膜用● 室温用試料カプセル
アクリル製各種● 接続用ケーブル類● 冷却水用ホース○温度変化測定用● 石英製保護管● 加熱炉● 0℃ 基準温度装置● 低温制御用液体窒素デュワ
● 温度変化用振動棒(熱電対付き)・テープ・バルク用・粉体、バルク用・垂直磁化膜用● 石英製各種カプセル● 銅製各種カプセル● アルミ製カプセル○シグナル・インジゲーター

一般的な磁性材料用の解析プログラムも豊富に取り揃えてあります。

1 . 高範囲な温度領域における正確な温度制御
高温領域はヒーターを用いることにより、真空中あるいは不活性ガス中で室温から1200 K 付近までの温度制御が可能です。高温での結晶化温度やキュリー点等の相変化、あるいは磁化の温度係数を測定する場合に●磁気テープ、磁気ディスク、磁性粉、磁性トナー、光磁最適な機種です。また、低温領域は標準装備の液体窒

気薄膜、垂直磁化膜、ソフト・ハード磁性薄膜、薄帯、素デュワを使用して 77 K から 500 K までの温度制御が永久磁石、単結晶その他の微少試料、粉末等の磁化曲線可能です。

特性の測定。

さらに、極低温領域はオプションでガスフロータイ●酸化物、金属等の帯磁率、低透磁率非磁性合金の透磁率、プのクライオスタットが用意されており、4.2 K 付近か磁気変態点、磁気モーメント、角度依存性等の測定。

ら室温までの四角な温度制御が可能となります。

超電導材料等の磁化測定には高感度化が要求されます。ガスフロー方式の極低温クライオスタットを使用することにより、電磁石の小型化が可能となり、従来測定レンジ(1V /フルスケール)± 0.001 〜 ± 200 emu ( 室温専用時：±1 ×10 -4 emu より可能 ) ( 注 1 )

感度 ( 注 2 )約 1 ×10 -5 emu ( 室温専用時：約 2 ×10 -6 emu )ノイズ ( 注 3)

約 1 ×10 -5 emu ( 室温専用時：約 2 ×10 -6 emu )精度± 1 % 以内

B.G.C. 補正 ( 注 4 )常磁性分 0.02 emu / KOe、反磁性分 0.0025 emu / KOe

測定温度範囲

室温 〜 1200 K (注 5 )、77K 〜 500 K ( 注 6 )、4.2K 〜室温 (注 7 )

温度測定用熱電対

77 K 〜 1200 K プラチネル、4.2 K 〜 室温 Au ＋0.07 % Fe, Ag,

型式名

TRG-3 ホール式ガウスメータ

測定レンジ (1V /フルスケール)± 50, 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 25k Oe (1 Oe ≒・80 A/m )精度、直線性± 1 %、± 0.5 %

磁界発生部●磁気テープ、磁性粉の磁気転写、及び磁性塗料の分散性、●永久磁石の磁気余効の測定。
●キュリー点、ネール点等の温度変化の測定。
●酸化物高温超電導体の測定。
●人工格子膜、多層膜の測定。

TVA-5 磁化測定器

磁界測定部

レマネンス曲線の測定、磁気テープの SFD の測定等。

2 . 極低温測定における高感度化

型式名

型式名

TEM -WF 84.2R -153 電磁石TEM -WF84.2R -183 電磁石

発生磁界

最大15 kOe ( 約 1. 2 MA / m )最大 18 kOe ( 約 1. 4 MA / m )磁極間隔及び先端径42 mm , φ80 mm

オプション品

検出コイル有効間隔32 mm

方式形状

水冷式 , W ヨーク 45°傾斜型○室温専用高感度検出コイルユニット

回転及び移動手動回転自在車輪式

型式名

THS-D1- 503 電磁石電源

ました。

出力容量

3,150 W ( 50 A , 63 V )リップル

2 ×10 -4 以内

温度変化測定をしない場合、オプションの室温専用
高 感 度 検 出コイルユニットを 付 加 す る こ と に よ り 約

4 . 簡単な試料交換
試料が低温状態でも、試料室はガスフローを行えるため、空気の流入を避けて試料交換を行うことが可能です。

5 . 測定の完全自動化が可能
パソコンを使用し、C RT 画面との対話形式にて測定条件を指定する事により、測定はすべて自動で行えます。磁化曲線の測定は勿論、温度特性の測定も自動化していますので、スタートボタンを押せば測定が開始されます。特にパソコン制御により電磁石の残留磁界を打ち消し、零磁界を作る事が可能となっていますので、零磁界からの初磁化曲線の測定ができ、数多くの有効なデータを解析により求める事ができます。

○特殊仕様のソフトウェア○X-Y 記録計○低磁界測定ユニット○磁化ベクトル測定ユニット○磁性塗料測定ユニット

真空排気部

3 . 室温測定における高感度化

人工格子膜、微粒子等の磁化測定に威力を発揮します。

○-50℃ 〜 200℃
温度可変ユニット

電磁石電源部の装置に比して、数倍の感度を得ることが可能となり

2×10-6 emu 感度の磁化測定を行うことができます。

○液体 He クライオスタット（トランスファーチューブ付）

型式名

TVM- 5 真空排気装置

到達真空度

約 3 ×10 -6 Torr

温度制御部

VSM - 5 型 温度変化測定用振動試料型磁力計
1. TVA- 5 型 磁化測定器
2. TRG- 3 型 ホール式ガウスメータ
3. TEM-WF84.2 R 型 電磁石
4. THS-D1 型 電磁石電源
5. TVM- 5 型 真空排気装置
6. TTC-3 型 温度制御装置
7. 制御、 解析システム
8. 標準付属品

型式名

TTC -3 温度制御装置

制御範囲

4.2 K 〜 1200 K

設定方式

デジタルプログラム式

加熱炉用電源

出力容量 DC ：550W ( 50A, 110V )○トルク計との複合型磁力計○既設電磁石等との組み合せ制御、解析部
パソコン及インターフェイス

Windows7 、A / D 変換器、GP-IB ユニット、I /O ユニット等

ソフトウェア

測定制御及びデータ解析ユーティリティー

電源

AC 3 相 200V, 5.5 kVA
単相 100V, 4 kVA

冷却水以上が標準システム品ですが、御希望によっては、他のオプション機器 ( 低磁界測定ユニット等 ) や特注品の組合

4 〜 5 ℓ/ min 0.7〜1.2 kg / cm 2

総重量

約 1.5 ton

設置床面積

3 m ×4 m

約 2.2 ton

●性能向上等のため予告なく仕様を変更することがあります。

せも可能です。
表紙のシステムはオプションの記録計を搭載しています。

特殊仕様品

注

1：オプションの室温専用高感度検出コイルユニットを使用した場合

注 2 , 3：時定数 1sec 以上
注4：試料保持具、基板等の反磁性分又は常磁性分の打消しに用います。

注 5, 6, 7：標準付属品の高温用電気炉、低温制御用液体窒素デュワ及びオプションの液体 He クライオスタットを用い、温度制御装置の各種プログラム設定制御により、高精度にてコントロール出来ます。