Informations techniques

Installation électrique de capteurs de pression et de pressostatsélectroniques
Fiche technique WIKA IN 00.50

Description
WIKA propose des instruments de mesure avec une grandevariété de sorties électriques afin de satisfaire les différentes
exigences d'application spécifiques à chaque client.
En principe, les raccordements électriques sont divisés endeux catégories : ceux qui utilisent des connecteurs et ceux
qui utilisent des câbles avec des fils torsadés ouverts. Dansce dernier cas, deux variantes sont possibles : un câble
connecté directement au capteur de pression ou un câble
connecté au capteur de pression à l'aide d'un connecteur.
De plus, pour les raccordements électriques des capteursde pression, une distinction fondamentale est faite entre lesdeux caractéristiques des raccordements à 2 fils et à 3 fils.
Les pressostats électriques sont disponibles en versions àun ou deux contacts électriques.
Dans le cas des capteurs de pression avec signal de sortie
numérique, il est également possible de dupliquer la sortie
du signal et de séparer la sortie du signal et la tension d'alimentation.
En fonction des caractéristiques et de l'exécution détaillée dela catégorie de raccordement électrique, il existe différentes
affectations des fils torsadés ou des contacts du connecteur
concerné.
Ce document décrit les étapes de base et les exigences
de l'installation électrique. Vous trouverez des informationsindividuelles sur les produits dans le mode d'emploi correspondant.

Fiche technique WIKA IN 00.50 ∙ 07/2023

Exigences concernant le lieu d'installation
Le lieu d'installation doit remplir les conditions suivantes :■ Humidité de l'air ≤ 80 % h. r. (sans condensation).
■ Protégé contre les influences des intempéries.
■ Un espace suffisant pour une installation électrique entoute sécurité.
■ Les températures ambiantes admissibles demeurent
dans les limites de performance de l'instrument demesure. Prendre en compte les restrictions possibles
concernant la plage de température ambiante liées aux
contre-connecteurs utilisés.

Page 1 sur 4Raccordement électriquePréparation :■ Utiliser uniquement des accessoires d'origine.
■ Pour raccorder l'instrument, le contre-connecteur ou la sortie câble doivent être assemblés à l'avance.
■ Utiliser uniquement des câbles avec des caractéristiques adaptées aux conditions d'exploitation particulières.
■ Choisir un diamètre de câble qui correspond au passe-câble du connecteur.
→ Pour les accessoires, voir la fiche technique des capteurs de pression ou des pressostats électroniques correspondants.

Montage électrique :Contre-connecteur
Effectuer la connexion avec le contre-connecteur, voir « Montage d'un connecteur coudé DIN 175301-803 » à la page 2.
1. S'assurer que le presse étoupe du connecteur monté est bien serré.
2. Vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité existants.
3. Etablir la connexion. Serrer tous les presse-étoupes et vérifier que le joint est bien fixé, le cas échéant, afin de garantir
l'indice de protection.

Seule la combinaison correcte du connecteur et du contre-connecteur est en mesure d'assurer l'indice deprotection IP souhaité.

Sortie câble
1. Sélectionner l'option d'installation.
2. Les câbles dotés de tubes de ventilation doivent être ventilés dans l'atmosphère.
3. Si cela est spécifié, pour les versions avec câble, monter un soulagement de traction.
4. Protéger les départs de câble contre la pénétration d'humidité.

Pose d'un connecteur coudé DIN 175301-803
1. Dévisser la vis (1).

(D)

2. Desserrer le passe-câble (2).
3. Retirer soigneusement le connecteur coudé (5) + (6) de l'instrument.
4.

ATTENTION !
Montage inapproprié
Le joint d'étanchéité du connecteur sera endommagé.
▶ Ne pas essayer de pousser le bloc terminal (6) vers l'extérieur en utilisantle trou de vis (1) ou le passe-câble (2).
Par le trou de montage (D), hisser le bloc terminal (6) hors du boîtier d'angle (5).

(2)
(3)

(4)

5. Glissez le câble à travers le passe-câble (2), le joint (3), l'étanchéité (4) et le boîtier d'angle (5).

(1)

6. Connecter les extrémités de câble aux platines de raccordement (6) en accord avec lediagramme de connection.

(5)

7. Presser le boîtier d'angle (5) sur le bloc terminal (6).
8. S'assurer que les joints d'étanchéité ne sont pas endommagés et que le presse-étoupe etles joints d'étanchéité sont correctement positionnés afin d'assurer l'indice de protection.
9. Serrer le passe-câble (2) autour du câble.
10. Placer le joint plat (7) sur les fiches de connexion de l'instrument.

(6)
(7)
(8)

11. Pousser le connecteur coudé (5) + (6) sur l'instrument.
12. Serrer la vis (1).

Fiche technique WIKA IN 00.50 ∙ 07/2023

Page 2 sur 4

Types de raccordement : exemple de connecteur M12 et DIN-A
Prise de câble coudée, DIN 175301-803 A
Raccordement à 3 fils

Raccordement à 2 fils

U+U+S+

131
322U-

U-Connecteur circulaire M12x1, 4 plots
Raccordement à 2 fils

Raccordement à 3 fils

U+U+

21

2

1

34

3

4U-

Légende
U+
US+

S+
U-

Borne d'alimentation positive
Borne d'alimentation négative
Sortie analogique
Sortie tension
Charge→ La configuration du raccordement doit être indiquée sur la plaque signalétique concernée.

Fiche technique WIKA IN 00.50 ∙ 07/2023

Page 3 sur 4

07/2023 FR based on 03/2023 EN© 03/2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel de la technologie au moment de l'édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.

Fiche technique WIKA IN 00.50 ∙ 03/2023

Page 4 sur 4

WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne95220 Herblay/FranceTel. 01 71 68 10 00
info@wika.fr
www.wika.fr