サンコウ膜厚計
SAMAC－F

東京・大阪・仙台・名古屋・福岡・川崎

2020年10月

目次

ページ

安全上の注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １
お守り下さい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３
準備‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４・同梱品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４
・各部の名称‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５・本器に電池を入れる‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６・本器の持ち方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７・プローブの押し当て方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７
操作方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８（１）電源の入れ方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８（２）電源の切り方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８（３）ゼロ調整‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９（４）標準調整（CAL）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11（５）ゼロ調整－特殊な調整方法 －‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13（６）「ゼロ調整」が困難な場合の２点調整‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16（７）検量線の消去‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
測定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
機能設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23（１）連続測定モードの設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23（２）分解能の設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25（３）オートパワーオフ機能の設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26（４）バックライトの設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
測定精度向上のための注意事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
こんな時は（故障かな？と思ったら）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30
仕様‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32

参考資料（測定の原理）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33

安全上の注意（安全に正しくお使いいただくために）お使いになる人や他人への危害、財産の損失を未然に防ぐため、ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みになり、正しくお使い下さい。
また、お読みになったあと、いつでも取り出せる所に保管して下さい。

警告
禁止

禁止

●本
 器を水中に入れたり、ぬらさないようにしてください。故障の原因になります。
万一本器内に水が入った場合には、点検・修理に出して下さい。
● 本器の内部に金属や異物を入れないで下さい。故障の原因になります。
万一本器内に金属や異物が入った場合には、点検・修理に出して下さい。
● コネクタにねじ回しや棒を差し込まないで下さい。故障の原因になります。

禁止

禁止

禁止

 げたり、ぶつけたり、落としたりしないで下さい。怪我や破損、故障の原因に●投なります。
 対に分解したり、改造したりしないで下さい。異常動作や故障の原因になりま
●絶
す。



安全上の注意（安全に正しくお使いいただくために）警告● 長期間ご使用にならないときは、必ず本器から電池を取り出して下さい。
電池が古くなり電解液が流れ出すと、異常動作や故障の原因になります。

必ず実施● 電池の交換は、必ず本書の「本器に電池を入れる」の項をお読み下さい。
必ず実施

 池は子供やペットの手の届かない所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合●電はすぐに医師に相談して下さい。

必ず実施

 池を火中や水の中に入れないで下さい。保管する場合は、火気、高温、湿気を●電
さけ、暗く涼しい、乾燥した場所に保管して下さい。

必ず実施

 池に衝撃を与えたり、傷つけないで下さい。また、分解、ハンダ付け等の加工●電をしないで下さい。

必ず実施

 池を短絡したり、充電したりしないで下さい。また電池をペンチ等の金属製の●電もので持たないで下さい。

必ず実施● 交換する電池は、指定の新しい電池（使用期限に注意）を使って下さい。
必ず実施● 電池を入れるときは、極性（＋、−）に注意して正しく入れて下さい。
必ず実施

 池が液漏れした場合は、漏れた液を布等で良くふき取り新しい電池に交換して
●電
下さい。
ま
 た、漏れた液には直接触れないで下さい。皮膚や衣服に付いてしまった場合は水でよく洗って下さい。

必ず実施● 電池の廃棄は、地域の条例や法律に従って下さい。
必ず実施安全上の注意（安全に正しくお使いいただくために）
注意
禁止

禁止

禁止

禁止

● ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤等を噴きかけたりしないで下さい。
ひび割れ、故障の原因になります。
● 炎天下の自動車内や暖房器具の近くなど、温度が高くなるところで保管しないで下さい。本器に悪い影響を与え、故障の原因になります。
● 本器の上に乗ったり、踏みつけたり、物を置いたりしないで下さい。
破損や、怪我の原因になります。
● ゴム製品やビニール製品を長時間接触させたままにしないで下さい。
付着してはがれなくなることがあります。

お守り下さい● ご使用になるまえに必ず本書をよく読み、正しい操作をして下さい。
● 本器は精密機器です。乱暴な取り扱いはしないで下さい。故障の原因になります。
● プローブの先端で物を叩いたり、引っかいたりしないで下さい。
正しい測定が出来なくなり、故障の原因になります。
● プローブの先端は、いつも清潔な状態にして下さい。
ほこり、ゴミ等が付いていると精度の高い測定が出来なくなります。
● ご使用後は、汚れを落とし、湿気や、ちり、ほこりのない場所に保管して下さい● 測定の精度を保つために、定期的に点検をおこなって下さい。
●電 気的なノイズが発生する場所や、強い磁気がある場所でのご使用は避けて下さい。
誤動作や、故障の原因になることがあります。



準備
◆同梱品

同梱品を確認して下さい。

・ 本器
SAMAC － F・ 単４型アルカリ乾電池（２本）
・ 取扱説明書（本書）・ 検査合格書（保証書）兼ユーザー登録用紙
・ 本体収納ケース
・ テスト用ゼロ板（鉄素地用）
・ 標準厚板（フィルム：２枚、ベークライト：1 枚）・ ゼロ板・標準厚板収納ケース
・ ハンドストラップコード

◆各部の名称
表示部
ハンドストラップ取付穴
電源キー
電池収納部
（背面）

操作キ−
安定脚
（着脱式）

電磁式プローブ● 電磁式プローブ
内 蔵プローブにより鉄素地上の皮膜の厚さを測定します。
● 表示部測 定値、操作ガイド、障害状態等を表示します。バックライト機能付。
● 電源キー本 器の電源をＯＮ、ＯＦＦします。
● 操作キ－（１）「ZERO」キー
測定前に素材のゼロ点を設定します。
」キー、
「▼」キー
（２）「▲
バ
 ックライトのＯＮ /OFF、標準調整時の数値設定をおこないます。
（３）「CAL/DELETE」キー
CAL：
標準調整の起動、及び終了をします。
DELETE： 調整時に取込んだ異常値を取消します。
（「ゼロ調整」「、標準調整」操作の場合のみ「▼」キーとの組合せで有効）		
※ 電源キー・操作キーは、他のキーとの組合せ使用で各種機能の設定をおこないます。
● 電池収納部（背面）単 ４型の乾電池を２本収納します。
● ハンドストラップ取付穴
落 下防止用ストラップを取付けます。
● 安定脚（着脱式）
プ
 ローブの圧接状態を安定させるためのものですが、
取外しての使用が可能です。
測 定部位等により障害になる場合は、取外してご使用ください。
（2 ヶ所のネジを外して下さい。
）
測 定が不安定になる場合がありますのでご注意下さい。

◆本器に電池を入れる① 本体裏面の電池蓋をはずします。
電池蓋止めネジを外し、上部を少し上に持ち上げます。
下方にずらしてはずします。
（上に持ち上げるとき電池蓋のツメを破損しないよう注意して下さい）② 電池を入れます。
必ず○＋、○－の表示を確認して、表示のとおり電池を入れます。
③ 電池蓋を取付け、上部をネジで締めます。
※ 電池交換時に電源 ON になることがありますが故障ではありません。

注意●電 池は同梱品、または、指定のタイプの新品電池（使用期限に注意）を使用して下さい。
 池の誤った使い方は液漏れや破裂の原因になります。新しい電池と古い電池●電を混ぜて使用したり、違う種類の電池を混ぜて使用しないで下さい。
● 長期間ご使用にならない場合には本器から電池を取り出して下さい。
液漏れにより故障することがあります。
● 電池を保管するときはお子様やペットの手の届かないところに保管して下さい。
● 電池を廃棄するときは地域の条例や法律にしたがって下さい。
◎表示部に関して本器に電池を入れたとき、表示部に次のようなメッセ−ジと、警告が表示される場合があります。
これは故障ではありません。 この場合はブザーが鳴って表示が消えるまでお待ち下さい。

本器の表示部に下記のような BAT マークが表示される場合には電池が消耗しています。
2 本とも新しい電池に交換して下さい。

◆本器の持ち方
SAMAC 本体の下部を左図のように持ち、測定対象物表面に垂直に・素早く・静かに押し当てて下さい。
「ピッ」と音がして測定値が表示部に表示されます。
音がしない場合は５〜７cm 位離してから再度測定して下さい。

◆プローブの押し当て方

・測定操作以外のときは、プローブを金属製品から５cm 以上離して下さい。
・SAMAC はプローブが本体に内蔵されているので、本体が傾くと測定誤差の増大に繋がります。
・測定するときには、測定する対象物に垂直に押し当てて下さい。
・押し当てるスピードが遅いと測定値に大きな誤差が生ずる場合があります。

プ ロ ー ブ は 素 早く（「スッ」という感じで）測定する対象物に押し当てて下さい。

あまりゆっくり押し当てないで下さい。測定誤差を大きくする原因になります。

斜めに押し当てないで下さい。正確に測定できません。

注意● プローブで、測定する対象物を叩くような押し当て方はしないで下さい。
プローブの故障の原因になります。また、測定する対象物を傷つける恐れがあります。
 殊な測定操作の場合を除き、プローブで測定する対象物の表面を擦らないで下さい。
●特プ ローブの先端が削れて故障の原因になります。また、測定対象物を傷つける恐れがあります。
操作方法（１） 電源の入れ方
ON／OFF キーを押します。
コメントが約３秒間継続します。

注意

ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

この表示の間は、プローブを空中に保持し金属を近づけないで下さい。
この間に測定操作をすると、
「誤操作」
のメッ
セージが表示され、電源を OFF します。

バックライトが ON の時に点灯します。

測定作業や、調整操作ができるようになります。

（２） 電源の切り方
ON／OFF キーを押します。
ブザーが「ピー」と鳴ります。

コメントが約２秒間継続します。

ブザーが「ピー」と鳴り
電源OFFします。

（３） ゼロ調整

電 源をＯＮした後、「起動中 プローブを・・・・」のコメントが終了すれば、測定作
業や調整操作を始めることができます。

※一 般的に膜厚計は、測定する素材の組成や形状・厚さの違いにより測定誤差を生じます。測定誤差を出来る限り小さくして、精度の高い測定結果を得るために、測定作業の前には必ず【ゼロ調整】と【標準調整】をおこなって下さい。
※実
 際に測定する対象物の母材と、出来るだけ同じ材質で、同形状のものを用意します。
（これを「ゼロ板」と呼びます）
ZERO キーを押します。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

CAL／DELETE キーは、
１データ “ 削除 ” の機能に切り替わります。

プローブをゼロ板に押し当てます。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

ゼロ調整操作中であることを示します。

測定された平均値です。
“ ０” より掛け離れた数値を測定した場合はCAL／DELETE ＋ ▼ キーを押すこと
で直前の測定データを１つ削除できます。
全て削除したときには “ － ” を表示します。
プローブを
「ゼロ板」
から離します。

●プローブを「ゼロ板」に押し当てる操作を１～
20 回繰り返しおこなって下さい。
（プローブを押し当てる度、平均値が表示されます。
）
任意の回数、
または20回終了したら◆ゼロ板に押し当てる操作を 20 回まで行うとそZERO キーを押します。
れ以後はブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴り入力を受け付けなくなります。


ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

CAL／DELETE キーの “ 削除 ” 機能が停止します。
左上の【ゼロ調整】表示が消えます。
ゼロ調整が終了し、測定作業や調整操作ができるようになります。

●プ
 ロ−ブを複数回、「ゼロ板」に押し当て、測定値が “ ０ ” 近辺であることを確認して下さい。値が “ ０ ” より大きく離れている場合は、「ゼロ調整」を最初からやり直して下さい。正しく調整されていない場合があります。
 ロ調整時に “LLLL” が表示されたときは、調整点が大きくずれている場合です。メッ●ゼキ等、素地になにも施されていないことを確認し、再度ゼロ調整をおこなって下さい。
“ ０ ” が安定して出ることを確認して下さい。
※ゼ ロ調整をおこなうと、以前の「ゼロ調整値」は消去され、最後の「ゼロ調整値」が格納されます。

10

（４） 標準調整（CAL）●「ゼロ調整」に使用した「ゼロ板」を用意します。
● 測定する皮膜の厚みと同じか、またはやや厚めの「標準厚板」を用意します。
●「標準厚板」を「ゼロ板」の上に乗せます。
● CAL／DELETE キーを押します。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

CAL／DELETE キーは、
１データ “ 削除 ” 機能に切り替わります。

		
標準調整（CAL）を中止する時は、
再度 CAL／DELETE キーを押して下さい。

プローブを標準厚板の上からゼロ板に押し当てます。
押し当てる度にブザーが「ピッ」と鳴ります。
標準調整操作中であることを示します。

測定された平均値です。
“ 標準厚板 ” より掛け離れた数値を測定した場合、 CAL／DELETE ＋ ▼ キーを押すことで直前の測定データを１データ削除できます。データを全て削除したときには “ － ” を表示します。
●「ゼロ板」上の「標準厚板」の測定操作を１～ 20 回
繰り返しおこなって下さい。
（プローブを押し当てた度、平均値が表示されます）
●測 定操作を 20 回まで行うと、それ以後はブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴り、入力を受け付けなくなります。

またはキーを押して、数値を標準厚板の厚さ（この例では、100μｍ）に合せます。

▲ または ▼ キーが押されるとCAL／DELETE キーの “ 削除 ” 機能が停止します。
▲ キーを押すと数値が大きくなります。
▼ キーを押すと数値が小さくなります。
（キーは押し続けると早送りになります）

11

標準厚板の厚さに合せます。

数値を標準厚板の厚さに合せたら、
CAL／DELETE キーを押します。
プザーが「ピッ」と鳴り、左上の【標準調整】
表示が消え、測定モードに戻ります。

測定モードです。

●プ ローブを複数回「ゼロ板」上の「標準厚板」に押し当て、測定値が「標準厚板」に表示されている厚さ近辺であれば OK です。
 定値が「標準厚板」に表示されている厚さと大きく離れている場合には、●測「標準調整」を最初からやり直して下さい。

 準調整をおこなうと、以前の「標準調整値」は消去され、最後の「標準調整値」が※標格納されます。

12

（５） ゼロ調整 - 特殊な調整方法 -◎図のように素材の表面に幾層も重ねて塗装をした場合、それぞれの塗装膜の厚さを測る
場合があります。
例えば、図の第 4 層のみの膜厚を測る場合には、
３
 層の上面を「ゼロ」点と仮定して前項（３）、（４）と同様に「ゼロ調整」、「標準調整」をおこないます。

◆ 特殊な調整方法の解除
測 定作業が終わって、再び素材の表面を「ゼロ点」として「ゼロ調整」をする場合、１層から３層までの塗装膜の厚さが約 50 μｍ以上ある場合には、次の方法で「ゼロ調整」をおこなって下さい。
50 μｍ未満の場合は、通常の手順で「ゼロ調整」をおこなって解除して下さい。
●
 実際に測定する対象物の母材と、出来るだけ同じ材質で、同形状のものを用意します。
（これを「ゼロ板」とします）
ZERO キーを押します。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

CAL／DELETE キーは、
１データ “ 削除 ” の機能に切り替わります。

プローブをゼロ板に押し当てます。
ブザーが「ピッ、
ピッ、ピッ」と3回鳴ります。

13

ZERO キーを1回押します。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。
もう1度 ZERO キーを押します。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

プローブをゼロ板に押し当てます。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

ゼロ調整操作中であることを示します。

プローブを
「ゼロ板」
から離します。

測定された平均値です。
“０”より掛け離れた数値を測定した場合は、
CAL／DELETE ＋ ▼ キーを押すこと
で直前の測定データを１データ削除できます。
データを全て削除したときには “－ ” を表
示します。

●プ
 ローブを「ゼロ板」に押し当てる操作を 1 〜 20 回
繰り返しおこなって下さい。
（プローブを押し当てた度、平均値が表示されます）


任意の回数、
または20回終了したらZERO キーを押します。

◆ゼ ロ板に押し当てる操作を 20 回まで行うと、それ以後はブザーが「ピッ、ピッ」と 2 回鳴り、入力を受け付けなくなります14

CAL／DELETE キーの “ 削除 ” 機能が停止します。

ブザーが「ピッ」と鳴ります。

左上の【ゼロ調整】が消えます。
ゼロ調整が終了し、測定作業や調整操作ができるようになります。

 ロ−ブを複数回「ゼロ板」に押し当て、測定値が “０” 近辺であれば OK です。
●プ
値
 が “０” より大きく離れている場合は、「ゼロ調整」を最初からやり直して下さい。
正 しく調整されていない場合があります。
●ゼ ロ調整時に “LLLL” が表示されたときは、調整点が大きくずれている場合です。
メ ッキ等、素地になにも施されていないことを確認し、再度ゼロ調整をおこなって下さい。
“０” が安定して出ることを確認して下さい。
※ ゼロ調整をおこなうと、以前の「ゼロ調整値」は消去され、最後の「ゼロ調整値」が格納されます。

15

（６）「ゼロ調整」が困難な場合の２点調整

ブラスト鋼板のように表面が荒れており通常の「ゼロ調整」が困難な場合の校正方法として測定対象の皮膜の厚さを挟んだ『厚さの異なる 2 枚の標準厚板』を使う校正方法が「JIS
K5600」に定められています。
この 2 点調整機能は、同規定に準拠します。

注意
この調整と、通常の「ゼロ調整」や「標準厚板による調整」とを混合して使用することはできません。万一、混合して調整を行うと調整結果が大きく狂います。
 定対象の素地と同一のブラスト鋼板と、測定皮膜の厚さを挟んだ、厚さの異なる２●測枚の標準厚板を用意して下さい。
２枚の標準厚板の厚さの間隔は下表を参考に適切なものを選んで下さい。
測定する皮膜の厚さ（予想する厚さ）～ 49.9 μｍ
50.0 ～ 99.9 μｍ
100.0 ～ 499.9 μｍ
500 ～ 999 μｍ
1.0 ～ 2.5 ｍｍ

２枚の標準厚板の厚さの間隔
10 μｍ 以上
25 μｍ 以上
50 μｍ 以上
199 μｍ 以上
0.5 ｍｍ 以上

ZERO キーを３秒間押し続けます。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

CAL／DELETE キーは、
1 データ “ 削除 ” 機能に切り替わります。

薄い方の「標準厚板」を素地に重ね、プローブを押し当てます。

押し当てるたびにブザーが「ピッ」と鳴ります。

特殊調整操作中であることを示します。

測定された平均値です。
“ 標準厚板 ” と掛け離れた値を測定した場
合は CAL／DELETE ＋ ▼ キーを押すことで直前の測定データを１データ削除
し、その前までの平均値を表示します。
全て削除したときには “ － ” を表示します。

16

●薄 い方の「標準厚板」の測定操作
を１〜 20 回繰り返しおこなって下さい。
（プローブを押し当てた度、平均
値が表示されます）

任意の回数、
または20回終了したらZERO キーを押します。
ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴ります。

◆測定操作を 20 回まで行うと、それ以後はブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴り、入力を受け付けなくなります。

▲ または ▼ キーを押すとブザーが
「ピッ」
と鳴り、
平均値が表示されます。

平均値です。

▲ 、▼ キーを押して数値を標準厚板の厚さ（この例では25μｍ）に合せます。

▲ キーを押すと数値が大きくなります。
▼ キーを押すと数値が小さくなります。
（キーは押し続けると早送りになります）
標準厚板の厚さに合せます。

数値を標準厚板の厚さに合せたら、ZERO キー を押します。
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

17

厚い方の「標準厚板」を素地に重ね、プローブを押し当てます。

押し当てるたびにブザーが「ピッ」と鳴ります。

測定された平均値です。
“ 標準厚板 ” と掛け離れた値を測定した場合は、 CAL／DELETE ＋ ▼任意の回数、
または20回終了したらZERO キーを押します。
ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴ります。

キーを押すことで直前の測定データ
を１データ削除し、その前までの平均値を表示します。
全て削除したときには “ － ” を表示します。
 ローブで厚い方の「標準厚板」●プの測定操作を１～ 20 回繰り返しおこなって下さい。
（プローブを押し当てた度、平均
値が表示されます）◆測 定操作を 20 回まで行うと、それ以降はブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴り、入力を受け付けなくなります。

▲ または ▼ キーを押すとブザーが
「ピッ」
と鳴り、
最後の測定までの平均値が表示されます。

18

平均値です。

▲ または ▼ キーを押して、数値を標準厚板の厚さ（この例では200μｍ）に合せます。

▲ キーを押すと数値が大きくなります。
▼ キーを押すと数値が小さくなります。
（キーは押し続けると早送りになります）

標準厚板の厚さに合せます。
数値を標準厚板の厚さに合せたら、ZERO キーを押します。
ブザーが「ピッ、ピッ、ピッ」と３回鳴ります。

約 0.5 秒画面が表示されます。

ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

測定モードです。

19

●調 整をおこなった素地上に「標準厚板」を重ね、プローブを複数回押し当てて下さい。
表示値が「標準厚板」に表示されている厚さの近辺であれば OK です。
２枚の「標準厚板」それぞれに対しておこなって下さい。
「特殊調整」● 測定値が「標準厚板」に表示されている厚さと大きく離れている場合には、を最初からやり直して下さい。
※特 殊調整作業を行うと以前の全ての「調整値」は消され、最終の「特殊調整値」が格納されます。

20

（７） 検量線の消去

電池交換後などで、画面表示が変わらなくなった時や、測定や「ゼロ調整」
、
「標準調整
（CAL）
」ができなくなった時は、下記の方法で検量線の消去をおこなって下さい。
 の操作は SAMAC の動作不良時におこないます。通常は、古い調整データが入って※こいる状態のままおこなって下さい。自動的に古いデータを消去し、工場出荷時にもどります。
ZERO キーを押したまま、▼ キーを押します。
ブザーが
「ピー、
ピー」と２回鳴ります。

※検量線の消去を中止する場合は、電源を OFF して下さい。

▼ キーを押します。
ブザーが
「ピー、
ピー」
と２回鳴ります。

検量線の消去が終わり、ブザーが「ピッ、ピッ」と２回鳴ります。

最後に測定した値が表示されます。
測定作業や、本器の調整操作ができるようになります。
検量線の消去終了後、測定前には必ず「ゼロ調整」、「標準調整」をおこなって
下さい。
21

測定
本器の落下を防ぐため、必ずハンドストラップに手首を通してご使用下さい。

電源ONの状態で、測定対象物にプローブを押し当てると
ブザーが
「ピッ」
と鳴ります。

測定した結果が表示されます。

対象物にプローブを押し当てる度、ブザーが「ピッ」と鳴り、測定値が表示されます。

22

機能設定
（１） 連続測定モードの設定
右図の様に、塗装面などを連続して測定する
場合に使用するモードです。
プローブを押し当てている間、連続して測定値を取り込み表示します。

通常モードでは、プローブを押し当てたときの１測定値が保持（表示）されますが、連続測定モードでは、プロー
ブを押し当てている間、約 0.5 秒毎に測定値を取り込み表示します。
ZERO キーを押したまま、▲ キーを押します。
ブザーが
「ピッ、
ピッ」と２回鳴ります。
本器は「連続測定モード」になります。
データは約0.5秒間隔で連続的に測定され、「ピッ」音と共に表示されます。

23

注意「連続測定モード」でのプローブを移動させながらの測定は、磁極を摩耗させ、プローブや測定面を傷つけるおそれがあります。
この測定方法は必要最小限に留めて下さい。

「連続測定モード」
を元の状態に戻すには、設定時と同じ操作をします。
ZERO キーを押したまま、▲ キーを押します。
ブザーが
「ピッ、
ピッ」
と２回鳴ります。

本器の「連続測定モード」
は解除され、元の状態に戻ります。

測定した値は、次の測定時まで保持されます。

24

（２） 分解能の設定
500μｍまでの表示値は分解能切替が可能です。
0〜400μｍ間は0.1μｍ単位で、また400〜500μｍ間は0.5μｍ単位で読み取ることが出来ます。
● 電源が入っている場合、一旦、電源を切ります。
CAL/DELETE キーを押したまま、ON/OFF キーをブザーが２回鳴るまで３秒以上押し続けます。
ブザーが
「ピー、
ピー」
と２回鳴ります。

０～400μｍ間は0.1μｍ単位で、400μｍ～500μｍ間は0.5μｍ単位で表示されます。

「0.1μｍ、0.5μｍ」
表示分解能を元の状態に戻すには、上記と同じ操作をします。
● 本器の電源が入っている場合、
一旦、電源を切ります。
CAL/DELETE キーを押したまま、ON/OFF キーをブザーが２回鳴るまで３秒以上押し続けます。
ブザーが
「ピー、
ピー」
と２回鳴ります。

少数点以下は表示されません。
（小数点以下は四捨五入されます。
）

25

（３） オートパワーオフ機能の設定

キー操作や、測定作業をしない状態が約３分以上続くと、本器の電源は自動的に OFF になります。この機能は下記の操作で解除することが出来ます。
何もしない状態が約３分続くとブザーが「ピー」と鳴ります。

コメントが約５秒間表示されます。

ブザーが
「ピー」
と鳴り、
本器は電源をOFFします。

● 本器の電源が入っている場合、
一旦、電源を切ります。
▲ キーを押したまま、ON／OFF キーを５秒以上押し続けます。
ブザーが
「ピッ、
ピッ」と２回鳴ります。

約５秒間表示されます。

測定可能状態にもどります。
ON／OFF キーが押されるまで
電源はOFFしません。

ḗ䝞䞀䜼䛴

26

● 本器の電源が入っている場合、一旦、電源を切ります。
▼ キーを押したまま、ON／OFF キーを５秒以上押し続けます。
ブザーが
「ピッ、
ピッ」
と２回鳴ります。

約５秒間表示されます。

測定可能状態にもどります。
オートパワーオフ機能が有効になります。

何もしない状態が約３分続くとブザーが「ピー」と鳴り、本器は電源をOFFします。

27

（４） バックライトの設定

本器の LCD にはバックライト機能があります。
周りの環境が暗く、LCD の数値が読みづらい時にはバックライトを ON 出来ます。

《バックライトの点灯》
キーを３秒以上押し続けます。
ブザーが
「ピッ、
ピッ」
と２回鳴り、
バックライトが点灯します。

バックライトが点灯時に表示。

《バックライトの消灯》
キーを３秒以上押し続けます。
ブザーが
「ピッ、
ピッ」
と２回鳴り、
バックライトが消灯します。

ಕᣚ䛛䜒䜄䛟䚯

28

マークが消え、
バックライトが消灯。

測定精度向上のための注意事項①ゼ ロ 板

ゼロ調整・標準調整（CAL）で使用するゼロ板は、測定対象物の素地と同種、同厚、同形状のものを用意して下さい。
異なったゼロ板で調整すると正確に測定できません。
※付属している “ テスト用ゼロ板 ” は本器の動作チェック用です。
実際の測定には最適なゼロ板を用意して下さい。
（９ページ参照）② 標準厚板

測定対象の皮膜厚より少し厚めの標準厚板で標準調整（CAL）をおこなって下さい。
※かけ離れた標準厚板を使用すると誤差の原因になります。
標 準厚板が傷んだり、曲がったりした場合は新しいものと交換して下さい。
付
 属以外の標準厚板をご希望の際は、最寄りの営業所にお申し付け下さい。
（16 μｍ以上）③ 皮膜の性質

皮膜成分に磁性物が含まれている場合、正確に測定できません。
弾性皮膜の場合、30 〜 50 μｍ程度の標準厚板をのせてから測定し、測定値からその厚さを差引くと、凹みによる影響を小さくする事ができます。

④ 端・角などの影響

測定対象物の端・角およびその付近は磁束の状態が不均一になります。
一般に端から15mm〜20mm以上中心に寄った部分を測定して下さい。
突起部、湾曲部、その他急激な変形部分の付近も同様な注意が必要です。

⑤ 表面粗さの影響

素地の表面粗さ、測定面の表面粗さは、ともに測定値に影響を与えます。その場合は数ヵ所を測定し、平均値を求める事で影響を小さくできます。

⑥ 圧延の影響

素地に圧延ムラが存在している場合があります。
そのため部位により測定値に誤差が生じることがあります。
その場合は数ヵ所を測定し、平均値を求める事で影響を小さくできます。

⑦ 温度の影響

使用温度範囲は 0 〜 40℃以内です。
特に本体とプローブとの温度差が大きいと誤差の原因になります。

⑧ 残留磁気、
迷走磁界の影響

電磁石式搬送方式などにより、素地に残留磁気がある場合や、アー
ク溶接などからでる強い磁界によって測定値に影響がでる場合があ
ります。

29

こんな時は（故障かな？ と思ったら）修理・サービスをご依頼される前に次の点をお調べください。
こんな時は「ON/OFF」
キーを押したが調べるところ／原因
電池が消耗していないですか？

何の反応もない。

置

電池を２本とも新品と交換してみて下さい。

電池を２本とも新品と交換して 本器が故障していると「ON/OFF」
キーを押したが処

販売店または最寄りの当社思われます。

営業所に修理をご依頼下さい。

電池が消耗しています。

しばらくの間は使用可能ですが、何の反応もない。

まもなく電池がなくなります。
新しい電池を準備して下さい。

BAT

さらに電池が消耗しており新しい電池に交換して下さい。

すぐに使えなくなります。

BAT

電池消耗
電池を交換
して下さい。

電池が無くなっています。

新しい電池に交換して下さい。

「ON/OFF」
キーを押した直後に“起動中…”を表示中はプローブを

プローブを対象物に押し当てた

測定対象物や金属から離し、空中に可能性があります。

保持して下さい。

《電源OFF》

誤操作！

プローブを空中に保持して下さい。
《電源OFF》

30

こんな時は障害！

プローブに障害が発生しています
交換して下さい。

調べるところ／原因処

置

プローブが故障していると販売店または最寄りの当社思われます。

営業所に修理をご依頼下さい。

本体とプローブの両方に販売店または最寄りの当社

障害が発生していると営業所に修理をご依頼下さい。

《電源OFF》

障害！

プローブと本体に異常があります。
修理が必要です。

思われます。

《電源OFF》

31

仕様
項

目

品 名 型 式説
プローブ一体型膜厚計

明 （摘 要）ＳＡＭＡＣ－ F

測 定 方 式

電磁誘導式

表 示 方 式グラフィックＬＣＤ（データ・メッセージ）、バックライト機能付

測 定 範 囲０～２．
５mm

検 量 線 校 正
（CAL）

２点校正式

ゼロ点
：
標準調整点：

素地を使用する校正
素地と標準厚板を使用する校正

表 示 分 解 能

1 μｍ
：0 ～ 999 μｍ
0．01mm：1．00 ～ 2．50mm
切替により
0 ．1 μｍ： 0 ～ 400 μｍ、
0．5 μｍ：400 ～ 500 μｍ

測 定 精 度
（平滑面に対して）

0 ～ 100 μｍ：±１μｍ
または指示値の± 2％以内
101 μｍ～ 2．50 ｍｍ：± 2％以内

プ ロ ー ブ

１点定圧接触式、クロスＶカット付、測定部φ 28mm（プローブ部約φ 10mm）付 加 機 能①②③④

キ ー の 種 類

ON／OFF 、 ZERO 、 ▲電

３Ｖ ＤＣ （単４アルカリ乾電池×２本）、連続使用 約 25 時間

源

測定モ－ド切替（ホ－ルド／連続）
オートパワーオフ設定（約３分）
バックライト機能設定
表示分解能切替、 ▼ 、 CAL／DELETE

使 用 温 度

０～ 40℃ （結露しないこと）

付

標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、標準厚板収納ケース
本体収納ケース、ハンドストラップコード

属品

外 形 寸 法63（Ｗ） × 84（Ｈ） × 30（Ｄ）mm

本 体 重 量約 125 ｇ（電池含む）
2014 年４月

32

参考資料（測定の原理）● 電磁誘導式
プローブから発生する交流磁界に鉄等の磁性金属が接近すると磁界に影響を与え、磁性金属がプローブに接近するほど磁性金属とプローブは強く引き合い逆に遠ざかるとその力は弱くなります。
これは、プローブから発生する磁気の“通りや す さ ＝ Reluctance” に 関 係 し ま す が、 この Reluctance の変化を磁性金属からの距離との相関関係として予め明らかにすることで、
Reluctance の変化を膜厚値に変換することができます。
Reluctance は 直 接 に は 観 測 し 難 い“ 磁 気 量 ”
ですがコイルを用いて電磁誘導の原理で磁気量を電気量に置換え、膜厚値への変換処理をおこないます。

● 渦電流式
プローブから発生する交流磁界に金属が接近すると金属の表面に渦電流が発生します。
金属がプローブに接近するほど渦電流は強く、磁場の密度も高くなり逆に遠ざかると渦電流は弱く、磁場の密度も疎になります。
ここで、磁場の疎密度と金属からの距離との相関関係を予め明らかにすることで、磁場の疎密度の変化を膜厚値に変換することができます。
磁場の疎密度は直接には観測し難いのでコイルを用いて電磁誘導の原理で電気量に置換
え、膜厚値への変換処理をおこないます。
一般的に渦電流式は、鉄等の高周波電流の通り難い素材ではなく、アルミや銅等の高周波電流を良く通す素材に対して、最適な高周波電流を用いることで実現されます。

33

本社：〒213－0026 川 崎 市 高 津 区 久 末 1 6 7 7

東京営業所：〒101－0047 東京都千代田区内神田2－6－4 柴田ビル2階
TEL 03－3254－5031 FAX 03－3254－5038
大阪営業所：〒530－0044 大阪市北区東天満1－11－9 和氣ビル2階
TEL 06－6881－1230 FAX 06－6881－1232
仙台営業所：〒983－0868 仙台市宮城野区鉄砲町中2－5 ボヌール・エスト1階TEL 022－292－7030 FAX 022－292－7033
名古屋営業所：〒462－0847 名古屋市北区金城3 －1 1 －2 7 名 北 ビ ル
TEL 052－915－2650 FAX 052－915－7238
福岡営業所：〒812－0023 福 岡 市 博 多 区 奈 良 屋 町 1 1 － 1 1
TEL 092－282－6801 FAX 092－282－6803
SV2010.1S