LVS ® BARCODE VERIFIERS
LVS-9580 DPM
ポータブル型バーコード検証機

Durable, portablehandheld verifier

マイクロスキャンのLVS-9580DPMはハンドヘルド型のダイレクトパーツ・マーキング対応シンボル品質検証機です。
ISO/IEC、ANSI、GS1に基づくオフライン・バーコード
検証、そしてISO / IEC 29158R（AIM DPM）、MIL-STD130N Change 1に準拠したDPM検証を行います。
LVS-9580DPMは高解像度5.0メガピクセルCMOSカメラを搭載、普通印刷のバーコードと二次元シンボルを最大視野 76 x 57mm、そしてDPMでは最大視野 44 x44mmまでサポートします。

Weighs only 16.7 oz.
(.47 kg)

・金属、樹脂、複合材料、セラミック表面のマーク検証
・ISO/IEC 29158R, MIL-STD-130N Change 1に準拠
・ソフトウェアはGS1一般仕様書のDPM要求項目に準拠
・ドーム照明がワークに対し効果的なコントラストを生成
・1D/2DそしてDPMの多くの検証規格に装置一台で対応・設定、校正、解析、レポートは共通のLVSソフトウェアで対応
・多くのバーコード/スタックコード/二次元シンボルに対応

検証対応シンボル
Standardの特定と判りやすい検証結果を提供します。
◆二次元シンボルのISO/ANSI検証

各種2Dシンボル品質仕様にて規定された全てのパラメータで検証を行い、結果を提供します。
◆分析ツール

不良を特定評価するため数多くの分析ツールを備えています。
不良個所を色分け表示し、問題解決を容易にします。
◆ソフトウェア

LVS-95XXソフトウェアは、GS1 System Symbol Specification Tableに定められたDPM要求をサポートします。

Postalリニア系◆ソフトウェア：EAIV
Data
MatrixQR
CodeMicro
QR Code Aztec

2D系

スタック系

◆バーコードのISO/ANSI検証

リニア系1DバーコードをISO/ANSIの9項目パラメータで検査し、不良個所有効期限、GTIN、バッチ番号など全てのGS1アプリケーション識別子に対し、エンコードされたデータとの整合性を検査します。
◆ユーザー権限オプション

Micro
PDF417

PDF417

GS1 DataBar

注）裏面にサポートシンボル一覧を記載してます。

操作パスワードは暗号化され、ローカルデータベースに保存します。期限管理、誤入力パスワードの試行回数もカウントします。
◆動作環境

最新のWindowsで実行可能。

◆視野範囲• 水平方向 3.0 インチ（76 mm）• 垂直方向 2.25インチ（57.15 mm）• DPM検証 1.75インチ（44 mm）x 1.75インチ（44 mm）

LVS-9580DPM 仕様とオプション
検証対応シンボル

対応規格◆リニア（1D）
シンボル◆規格に基づいた実運用例◆GS1 米国認証

CodabarCode 128, Code 39, Code 93
DataBar
DataBar Expanded and Limited
DataBar Omnidirectional
DataBar Stacked and Truncated
EAN/JAN-13
EAN/JAN-8
Enterprise Intelligent Barcode (EIB)
4-State (4SB)
GS1-128
Hanxin CodeHIBCInterleaved 2 of 5 (ITF)
ITF-14
Japan Post
MSI Plessey
Pharmacode–Italian and Laetus
PZN 7 and PZN 8
UPC-A and UPC-E
USPS-128
USPS Intelligent Mail Barcode (4-StateCustomer Barcode)

AIAG/DAMA/JAPIA/Odette
ALDI
ISO/IEC TR 29158 (DPM Cat 0, 1, 2)
DHL
FPMAJ
French CIP
GS1 General Specifications
HDMA Guidelines
Health Industry Barcode (HIBC)
IFAH
Italian PharmacodeJapan Codabar
Laetus PharmacodeLaetus Standard
MIL-STD-130N
Pharmacy Product Number (PPN)
Automatic GS1 or ISO
GS1 (NTIN)
Miniature PharmacodePostal (EIB, USPS IMB/Code 128, POSTNET,
Japan Post)
PZN-big, normal, small (German Pharmacode)

Data Matrix for Healthcare
Data Matrix (ECC 200)
EAN/UPC
EAN/UPC and extended codes
EAN/UPC with CC
GS1 DataBar Omnidirectional
ITF-14
GS1 DataBar-14 with CC (formerly RSS-14with CC)
UCC/EAN with Supplementals
UCC/EAN-128
UCC/EAN-128 with CC◆二次元（2D）
シンボル

機械仕様

◆ISO 適合規格
ISO/IEC 15415, 15416
ISO/IEC 15426-1, 15426-2
ISO/IEC TR 29158 (DPM Cat 0)
ISO/IECシンボル仕様すべてをサポート

高さ: 215.9mm
幅: 120.6mm

Aztec
DataBar with CC-A, CC-B, or CC-C
EAN/JAN-13 with CC-A, CC-B, or CC-C
EAN/JAN-8 with CC-A, CC-B, or CC-C
ECC-200 (Data Matrix) including:• EIB CMDM
• French CIP• GS1 Data Matrix• NTIN and PPN
GS1-128 with CC-A, CC-B, or CC-C
MaxiCode
Micro QR CodeMicroPDF417
PDF417
QR CodeUPC-A with CC-A, CC-B, or CC-C
UPC-E with CC-A, CC-B, or CC-C
Note: CC = Composite Components
Contact Microscan for a complete list of
supported ECC-200 (Data Matrix) codes.

奥行: 139.7mm

重量: 本体0.47Kg、梱包一式1.81Kg
視野範囲

普通印刷 水平76.19mm x 縦57.15mm
DPM 44mm x 44mm

最小エレメント幅リニアシンボル=0.1mm
２Ｄシンボル=0.15mm

PC動作環境Windows 7 プロフェッショナル

Windows 8.1 プロフェッショナル
Windows 10 プロフェッショナル
Intel Core i3以上
RAM 4GB

画面 800 x 600画素以上
USB2.0以上 1ポート

USB2.0 タイプA/MINI-Bプラグ 3m長照明

赤色（波長660nM）

電気仕様

USBバスパワー 5VDC@180mA

通信仕様

USB2.0タイプA/MINI-Bプラグ3m長カメラ

5メガ・ピクセル

検証距離は概ね接触で運用
環境仕様

動作温度 4～46℃
動作湿度 5～95%

非結露&HUWLILHG+DUGZDUH/96+DQGKHOG%DUFRGH9HULILHU
0LFURVFDQ6\VWHPV,QF

ISO 9001 Registeredwww.microscan.com

21 CER PART 11

本製品は米GS1と21 CFR PART 11に適合校正(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ)

EAN/UPC キャリブレーション・カードを使用

適合規格

FCC, CE, UL, ISO-9001