Informação técnica

Calibrador de temperatura de bloco seco
WIKA folha de dados IN 00.42

Os calibradores de temperatura tipo bloco seco são um tipo
popular de instrumento para verificação de instrumentos demedição de temperatura.
A construção e operação de um calibrador de temperaturade bloco seco é a seguinte:■ Em um corpo sólido (o inserto), existe um número
específico de orifícios.
■ Nestes orifícios estão localizadas as sondas detemperatura / instrumentos de medição a serem testados(itens de teste).

■ O corpo sólido é adequado para a temperatura de teste

usando um calibrador de bloco seco e seu controlador detemperatura, para calibrar os itens de teste.
■ A temperatura nos orifícios deste bloco (inserto) dependeda seleção correta das condições de trabalho.

Condições de estrutura para o uso das inserções corretas
As duas condições de trabalho decisivas na seleção doinserto são duas propriedades:
Material
As dimensões e o material dos insertos serem compatíveis
com a construção do bloco. O design externo com chanfros,bordas deslocadas ou um orifício de ventilação garante quea melhor estabilidade possa ser garantida dentro do inserto.
Ao longo da faixa de temperatura completa de um calibradorde bloco seco, apenas um material é usado:■ Alumínio (até 450 °C [842 °F])
■ Latão (até 650 °C [1.202 °F])
■ Cerâmica (até 1.200 °C [2.192 °F])
O material, por sua vez, garante que a temperaturaseja transferida suficientemente e rapidamente paraos termômetros imersos. Quanto melhor este material
corresponder à construção do bloco, mais rápido será otempo de transferência da temperatura para os itens deteste.

Inserto correto, diâmetro do furo e material Sonda de temperatura
 Inserto■ Dimensões■ Material■ Diâmetro do furo Furação para o inserto
 Calibrador de

temperaturaDimensões
Os orifícios na inserção são combinados com as sondas
que devem ser imersas e temperadas. Os orifícios devem terdiâmetros de 0,3 a 0,5 mm [0,01 a 0,02 pol] maiores que odiâmetro dos termômetros que devem ser imersos no furo.
Esta é a dimensão ideal que impede a obstrução mecânica
do sensor através da expansão térmica e, além disso,garante o menor espaço de ar.
WIKA folha de dados IN 00.42 ∙ 07/2018

Página 1 de 3
Folha de dados mostrando instrumentos similares e acessórios:
Para melhorar a incerteza total da calibração com um calibrador de temperatura de bloco
seco; consulte a folha de dados IN 00.32

Alguns cenários que podem levar a erros de mediçãoInserto de outro calibrador
Uma troca de insertos de um calibrador para outro não é
prontamente possível. Material e dimensões não coincidem.
Além disso, é possível que o diâmetro da inserção seencaixe, mas não o comprimento, e isso se projeta na
parte superior do calibrador. Isso afeta dramaticamente atransferência de calor. Assim, as especificações da folha dedados não podem mais ser mantidas.

Inserto de outro calibrador Sonda de temperatura
 Inserto■ Dimensões■ Material■ Diâmetro do furo Furação para o inserto
 Calibrador detemperaturaDimensões da inserção muito pequenas
Se as dimensões externas do inserto não corresponderemao bloco, então pode haver lacunas de ar que atuam comoum isolante. Desta forma as especificações da folha dedados não podem mais ser atendidas, uma temperatura
estável não pode ser controlada e também o ponto de ajustenão pode ser alcançado.

Dimensões da inserção muito pequenas






 Sonda de temperatura
 Inserto■ Dimensões muito

■ Diâmetro do furopequenas■ Material Furação para o inserto
 Calibrador detemperatura

 Lacuna de ar muito

Material incorreto do inserto
Se o material não corresponder ao bloco, a transferênciade calor não poderá mais ser garantida como ideal. Isso
pode impedir que as especificações da folha de dados
sejam mantidas. No pior caso, o material de inserção nãosuportaria a temperatura máxima de serviço e derreteria.
Assim, o calibrador não pode mais ser usado.

grandeMaterial incorreto do inserto Sonda de temperatura
 Inserto■ Diâmetro externo■ Material incorreto■ Diâmetro do furo Furação para o inserto
 Calibrador de

temperatura

WIKA folha de dados IN 00.42 ∙ 07/2018

Página 2 de 3

Orifício muito curto
Se o orifício no inserto for perfurado muito curto, atemperatura no bloco não corresponderá à exibida no visor.
Isso tem um gradiente axial, o que significa que há uma
diferença de temperatura de baixo para cima. Calibradores
são sempre medidos na parte inferior do inserto. Caso sejanecessário um orifício tão curto devido à sonda, usa-seuma referência externa adicional que é imersa na mesma
profundidade. Assim, a exibição calibrada de maneirarastreável do calibrador não é mais confiável, e sim apenas areferência externa.

Orifício muito curto Sonda de temperatura
 Inserto■ Dimensões■ Orifício muito curto ■ Material Furação para o inserto
 Calibrador detemperaturaTrabalhar com uma referência externa é atualmente muito
difundido e tem benefícios significativos.

Vantagens com medições com uma referência externa
Aplicação flexível do equipamento■ Um calibrador de bloco seco e uma referência externa
também podem ser usados independentemente um dooutro.
■ Ao adquirir várias referências externas, diferentes níveisde precisão podem ser alcançados com um calibrador.
■ Quase todos os comprimentos de sonda podem sercalibrados com bons resultados; contanto que ostermômetros sejam inseridos na mesma profundidade nocalibrador (“garantia de sucesso”).

Medição com referências externas

09/2018 PT based on 07/2018 ENRetorno simples e calibração precisa possível para areferência externa
Se alguém não confia mais na exibição do calibrador para poder fazer isso, então a indicação do display deve
ser recalibrada - deve-se ler o valor de referência em um
instrumento externo. A referência externa deve ser calibradade maneira rastreável. Isso é mais fácil de enviar do que
um calibrador, devido às dimensões e peso. Além disso,para uma referência externa, não é apenas uma calibraçãocomparativa que é viável, mas possivelmente também uma
calibração em pontos fixos.
Uma calibração comparativa e uma calibração de ponto fixo
da referência prometem melhores exatidões..

 Sonda de temperatura
 Inserto■ Dimensões■ Orifício muito curto ■ Material Furação para o inserto
 Calibrador de Sonda de temperatura

temperaturade referência

© 07/2018 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos são reservados.
Especificações e dimensões apresentadas neste folheto representam a condição de engenharia no período da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.

WIKA folha de dados IN 00.42 ∙ 07/2018

Página 3 de 3

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/BrasilTel.
+55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
http://www.wika.com.br/