型式承認取得品

くじ

この商品について取扱説明書

ご使用にあたってのお願い …………………… 3
各部の名称/付属品 …………………………… 5

準備する
本体とコントローラーを接続する …………… 7
コントローラーの設置 ………………………… 8
身長計の伸縮各種設定………………………………… 9

準備する

手動身長計付き体重計
BH-200A

安全上のご注意………………………………… 2

この商品についても……………………………………… 10

プリセット風袋量(着衣量)の設定 …………… 14

使いかた
体重をはかる …………………………………… 18

印刷する ………………………………………… 19
パソコンと接続する …………………………… 20

故障かな？ ……………………………………… 21

故障かな？

故障かな？

必要なとき

必要なとき

使いかた

身長・体重をはかる …………………………… 15仕様…………………………………………… 22

重力補正について……………………………… 23

仕

仕様

様

本書に記載されているイラストはイメージ図です。

お願い
本機はドットコード読み取り方式を搭載しています。従来の目盛りを数えることで相対的に長さをはかっていたエンコー
ダー方式から、位置を読み取る方式にすることで「絶対値」をはかることが可能になりました。

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。
この取扱説明書をよくお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。
また、必要なときにはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

安全上のご注意
この商品について

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本機を安全に正しくお使いください。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。
注意 この表示の欄は「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。

準備する

禁止

してはいけない「禁止」内容です。
必ず守る

お願い
お知らせ

「必ず守っていただく強制」内容です。

本機を最良の状態で保つために守っていただきたい内容です。
本機の使用・点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。

警告
タイル面やぬれた床など、すべりやすい所には絶対に置かない使いかた

転倒したり、
すべって大けがをするおそれがあります。
また、本機内部に水が入り、故障するおそれがあります。
寄りかかったり、端に乗ったり、飛び乗るなど強い力や衝撃を与えない
転倒したり、
すべって大けがをするおそれがあります。
また、本機が破損するおそれがあります。
分解や改造は絶対にしない
感電やけがのおそれがあります。
また、精度の保証ができません。
ぬれた手でACアダプターやプラグを抜き差ししない
禁止

感電や火災、漏電のおそれがあります。

必要なとき

タコ足配線をしない
火災のおそれがあります。
隙間や穴、コネクター差し込み口などに、指や無関係なものを入れない
けがや感電のおそれがあります。また、誤作動や故障のおそれがあります。
測定結果の評価や、それに基づく運動メニュー等は、自己判断しない
必ず資格を持った専門家の指示に従ってください。

注意
故障かな？

新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない電池を入れるときは、極性（⊕/⊖）の方向を間違わない
液漏れや発熱、破裂により、けがをしたり、本機が故障するおそれがあります。
禁止

持ち運ぶ際はカーソルなどの可動部や取り付けした付属部は持たない
不意な動作により、けがをしたり、本機が破損、故障するおそれがあります。
硬く平らで安定した場所に設置する
転倒してけがをしたり、正しく測定できない場合があります。
素足で乗るなど、肌が直接触れる場合はその部分を消毒用アルコールで拭く
交差感染のおそれがあるため、エチルアルコールなどで消毒してください。

仕コードやケーブルに気を付ける
ACアダプターや接続ケーブルに引っ掛かって転倒しないようにご注意ください。

様

必ず守る また、測定中にそれらのケーブルに触れると測定値に誤差を生じるおそれがあります。

段差や角に気を付ける
乗り台につまずいたり、ぶつかってけがをするおそれがあります。
高齢者、
お子様、
からだの不自由な方が使用する場合は、付き添いの方がサポートする
転倒してけがをしたり、正しく測定できない場合があります。

緊急停止
緊急時に備え、本機操作の間はコンセントの周りに物を置かないでください。
緊急時にはACアダプターを引き抜いてください。
また、電池駆動時は電池を外してください。

2

ご使用にあたってのお願い

充電式の電池を使用しない
公称電圧が1.2V以下の充電式電池は、本機の動作に必要な電圧が得られないため、誤作動や故障のおそれがあります。
必ず指定の電池をご使用ください。

この商品について正確な測定値を得るために温度変化の激しい場所では測定しない禁止

測定値に誤差を生じるおそれがあります。
20℃以上の温度差がある場所に移動するような場合は、2時間以上放置してからご使用ください。
本機はクラスB情報技術装置（主に家庭環境で使用されることを意図した装置)の基準に準拠していますが、干渉して誤動作する、させるおそれがあります。

精度を保つために準備する

電磁波を発生する、および影響を受けやすい機器の近くでは使用しない

本機は、精密に作られています。長く最良の状態を保つため、次のことを守ってご使用ください。
〈設置について〉■ じゅうたんや、畳の上では測定しない■ 振動の激しい場所では測定しない■ カーソルは強く押し当てない
必ず守る■ 上部支柱の目盛りは参考値として扱い、表示部の値を記録する

必要なとき〈測定について〉

使いかた■ 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くには置かない■ 温度変化の激しい場所には置かない■ 湿気の多い場所や水気のある場所には置かない■ 振動の激しい場所には置かない
ガスの発生する場所に放置しない
必ず守る ■ 化学薬品の保管場所や、■ 塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生じるおそれのある場所には置かない■ 電源の周波数と電圧および許容電流値（または消費電力）に注意する■ 高酸素濃度、可燃性麻酔ガス内には置かない〈取り扱いついて〉〈保管について〉■ 振動の激しい場所に保管しない■ 湿気やほこりの多い場所に保管しない■ 保管温度範囲外の場所に保管しない
必ず守る ■ 塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生じるおそれのない場所に保管する■ 長期間使用しない場合には、ACアダプターや電池を外して保管する様■ 本機および使用済み電池を廃棄処分される際には、各自治体の指導に従って処分する
必ず守る

仕〈廃棄について〉

故障かな？

■ 水洗いは絶対にしない■ 過度の衝撃や振動を与えない
必ず守る ■ コ−ド部分を持ってACアダプターや接続ケーブルを引き抜かない■ 使用する前に動作確認を行い、正常かつ安全に作動することを確認する〈お手入れについて〉■ 熱湯やベンジン、
シンナーなどは使用しない
必ず守る

汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を湿した布で拭き、その後乾いた布で拭き取ってください3ご使用にあたってのお願い（つづき）
この商品について次のことは、法律で定められています
必ずお守りください。

ご使用の地域■ 精度の保証ができませんので、定められた地域以外では使用しない（

定期検査■ 2年に1回、都道府県、
または特定市が行う定期検査を受ける■ 計量士の行う代検査を受ける

P.23）

準備する

用語説明
本機および本書は、計量法で用いられる用語で表記されておりますので、以下の用語説明をよくお読みになった上でお使いください。

使いかた■ ひょう量（ひょうりょう）
はかりの計量できる最大の重さを表します。
【例】ひょう量200kgの場合は、200kgまではかることができます。
※ひょう量を超える重さのものは、はかることができません。
■目量（めりょう）はかりの1つの目盛りの量を表し、デジタル表示のはかりの場合、数字が切り替わる間隔を表します。
【例】目量0.1kgの場合は、表示が0.1kg間隔で増減します。

必要なとき■ 風袋量（ふうたいりょう）
重さをはかるときに使う容器、袋、包装紙などを「風袋（ふうたい）」と呼びます。
そして、風袋の重さを差し引いて正味量をはかることを「風袋引き（ふうたいびき）」といい、事前に設定した風袋量を差し引くことを「プリセット
風袋引き(PT：Preset Tare)」といいます。

持ち運びについて■ 身長計の支柱を縮め、支柱ロックねじを取り付ける

故障かな？

■カーソルを下限までスライドする■ 本体からコントローラーのケーブルを外す■ 身長計下部の補助脚を収納する■ 支柱を持って調整脚が浮くまでかたむけ、
キャスター
で移動する

カーソル

注意
・持ち上げようとすると、腰を痛めるおそれがあります。必ずキャスターを使用して移動してください。

仕様・支柱の隙間や穴に指を入れないでください。けがをするおそれがあります。
・移動時に衝撃を与えないように丁寧に扱い、物などは載せないでください。

キャスター
（2カ所）

補助脚
（2カ所） 調整脚（4カ所）

4

各部の名称／付属品
この商品について本体

コントローラー表面

カーソルSETボタン

準備する

カーソル

上部支柱
（スリット側）裏面

バッテリーボックス

使いかた

上部支柱
（目盛り側）

支柱ロックねじ(2個)

背面カバー

必要なとき

スタンド
ロングモード
位置確認窓（2カ所）

2 支柱ロックねじコントローラーホルダー固定孔□取扱説明書（本書）

1 支柱ロックねじ※工場出荷時に取り付け済です。
ショートモード
位置確認窓（2カ所）□コントローラーホルダー

キャスター
（2カ所）

仕

測定台

下部支柱

□保証書

故障かな？

付属品

ロングモード
位置確認窓

水平器

様

補助脚
（2カ所）

□ACアダプター□ドライバー□ホルダー用ねじ（3本）
ワッシャー(3個)□クランプ（大1個、小2個）

調整脚（4カ所）※不足している物がありましたら、弊社お客様サービス相談室（裏表紙参照）
までご連絡ください。

5

各部の名称／付属品（つづき）
この商品についてコントローラー（表示部・ボタン）

準備する
使いかた

ボタン

表示部マーク
電源を入れるとき、切るときに使用します。

身長の測定中に点灯します。
体重モードに設定されていると測定中に点灯します。

必要なとき

プリセット風袋量(着衣量)を設定するときに使用します。体重計の測定待機中に長押しすると設定モードになります。設定項目を変更
したり、身長を手入力するときに使用します。

プリセット風袋量(着衣量)の設定中に点滅します。
プリセット風袋量(着衣量)が設定されていると、測定中に点灯します。

測定結果でBMIを表示するときに使用します。
設定項目を変更したり、身長を手入力するときに使用します。

体重計の測定値が安定すると点灯します。
電池が消耗していると点灯します。
速やかに交換してください。

体重計をゼロリセットするときに使用します。
測定結果を終了するときに使用します。
設定で前項に戻るときに使用します。

故障かな？

身長を決定・測定結果を出力するときに使用します。
設定で選択項目を決定するときに使用します。

測定結果の印刷中に点灯します。

お知らせ
は設定no.4(印刷枚数設定)が1または2のときにオプションの感熱式プリンターの接続の有無にかかわらず点滅します。
また、点灯中は次の操作には進めません。

本機に記載されている図記号と意味

仕

シリアル出力USB

様ACアダプターの極性（センターマイナス）

RS-232C

取扱説明書をご覧ください。
直流6V※拡大イメージ

6本体とコントローラーを接続する
この商品について本体とコントローラーの接続
注意
ACアダプター差し込み口やプラグに触れないでください。感電するおそれがあります。

準備する

コントローラーの接続ケーブル
を本体支柱背面のコネクターに接続します。

接続ケーブルコントローラーの背面カバー
を開け、ACアダプターのDCプ
ラグを差し込み口に差し込みます。

ACアダプター
差し込み口
DCプラグ

必要なとき

背面カバー

使いかた

ACアダプターを使用する場合

コード

電池を使用する場合
向きに電池を入れます。

2 バッテリーボックスをもとに戻します。
お知らせ

注意

故障かな？

1 コントローラー上部のバッテリーボックスを引き上げ、正しい・ACアダプター差し込み口にDCプラグが差し込まれていると電池では動作しません。
・電池は別売りです。

仕コントローラーを 支 柱 に 取り付 け た 状 態
で、バッテリーボックスを引き上げないでください。

●正確に測定するために、本機をできるだけ水平に設置してください。
●調整脚（4カ所）
を回転させ、水平器の気泡が中央に来るように調節してください。
●4カ所の調整脚および2カ所の補助脚が浮かないように調整してください。

様

水平の確認

黒いリング

気泡
水平器を上から見た状態
補助脚

調整脚

7

コントローラーの設置
この商品について卓上で使用する場合
コントローラーの背面に収納されているスタンドを最後まで大きく広げ、（ 左図のように深く傾けて）設置して
ください。
お知らせ
左右のゴム脚がしっかり卓上に接っしているか確認してください。

準備する

コントローラーホルダーの取り付け方
コントローラーを支柱に取り付けてご使用いただくときは、
コントローラーホルダーをご使用
ください。

使いかた

1 下部支柱にコントローラーホルダーを取り付けます。
お知らせ
目盛り側の下部支柱側面にコントローラーホルダー固定孔（３カ所）があります。付属のホルダー用ねじにワッシャーを取り付けて、ねじ留め
します。

必要なとき

2 コントローラー背面の凹部を取り付け板の奥まではめ
込みます。

取り付け板

故障かな？

3 コントローラーが上向きになるように角度調節ねじで調節します。

注意
角度調整ねじコントローラーホルダーの取り付けや、角度調整の際、隙間に手や指をはまさないようにご注意ください。

仕4 付属のクランプ（大／小）を図の位置を目安に貼り付

様

けて、接続ケーブルを収納します。
注意

クランプ（大）コントローラーを支柱に取り付けたときに、接続ケーブルにつまづいた
り、引っかかったりしないように収納してください。

クランプ（小）8

身長計の伸縮

215cmまで測定するとき（ロングモード）

この商品についてこの身長計は上部支柱を伸縮することで測定範囲を変更することができます。
ショートモード：75.0〜160.0cm/ロングモード：75.0〜215.0cm
出荷時はショートモードに設定されています。

注意

準備する

・上段支柱を伸縮するときは、あらかじめカーソルを上段支柱の中ほどにスライドしてください。
・図のように穴部に指を通し、支柱に近い位置でカーソルを持ってください。

1 ①、②の順に支柱ロックねじを外し、下部支柱を押さえながら上部支柱を引き上げます。

使いかた

支柱ロックねじ②

ロングモード
位置確認窓

支柱ロックねじ①

穴や隙間に指をはさまないようにご注意ください。

位置検出スイッチ

2 支柱が突き当たると、位置検出スイッチがロングモード位

置確認窓に収まります。位置確認窓と位置検出スイッチは支柱の両側面にあります。

故障かな？

2 支柱ロックねじ

必要なとき

注意

ロングモード
位置確認窓
断面イメージ図
1 支柱ロックねじ

仕支柱ロックねじ②

ロングモード
位置確認窓

支柱ロックねじ①様

3 ①、②の順に支柱ロックねじを取り付けます。

ねじが奥まで入らない場合は、位置検出スイッチが確認できるまで上部支柱をスライドしてください。
注意・支柱ロックねじは必ず取り付けてください。
また使用前には確実に支柱がロックされていることを確認してください。
・移動する際は、上部支柱を縮めてショートモードにし、必ず支柱ロック
ねじを取り付けてください。
またコントローラーの接続ケーブルなどを外してください。

9

各種設定
この商品について※測定に戻る場合は、を押します。

設定モードについて

1

準備する

2

を押して電源を入れます。
が表示されて安定すると、 と が点灯します。
を3秒以上長押しするとno.1が表示され、設定モードになります。
設定項目内容

使いかた

設定番号
設定内容
no.1
日時の設定
no.2
表示固定の設定
no.3
オートパワーオフの設定
no.4
印刷枚数の設定
no.5
ブザー音の設定
no.6
RS-232C出力の設定
no.7
RS-232C電源供給の設定
no.8
印刷項目追加の設定
no.9
測定モードの設定
no.10
バージョン情報

選択項目
年、
月、
日、時、分
oFF、5、10(秒)、on
oFF、5、10、30、60(分)oFF、1、2 (枚)oFF、onPrnt(プリンター)、Pc
oFF、onoFF、on
身長体重、体重

出荷時設定
on
oFF
oFF
on
Prnt
oFF
oFF
身長体重

お知らせ
変更された設定内容は、電源を切っても保持されます。

必要なとき

3
日時の設定（またはで設定番号を選択し、を押します。

)
日付と時刻を設定します。

故障かな？

1

または

でno.1を選択し、

2

または

で年、
月、
日、時、分の順に選択し、を押します。

を押します。
お知らせ
初回起動時や長期間使用しなかった際には日時の設定画面が表示されます。測定値の出力、印刷で使用されます。

表示固定の設定（)

仕身長体重計モードで測定台から降りた後の結果表示を固定する時間を設定します。

様

1

または

でno.2を選択し、2またはで表示固定の設定を選択し、を押します。

を押します。
(on/oFF/5秒/10秒)
お知らせ
測定台から降りた後も結果を表示したい場合は、onに設定して
ください。

10

オートパワーオフの設定（※測定に戻る場合は、を押します。

）
自動で電源が切れるまでの時間を設定します。
またはでno.3を選択し、2またはで電源が切れるまでの時間を選択し、を押します。

を押します。(oFF/5分/10分/30分/60分)

準備する
使いかた

印刷枚数の設定（1

この商品について設定モードについては10ページをご参照ください。

）
オプションの感熱式プリンターでの印刷枚数を設定します。
またはでno.4を選択し、2またはで印刷枚数を選択し、を押します。

を押します。
(oFF/1/2)

必要なとき

1

お知らせ

ブザー音の設定（

故障かな？

オプションの感熱式プリンターを接続すると、測定結果を印刷することができます。
RS-232C出力の設定でPrntを選択してください。
（
P.12）

）
仕

ブザー音のオン/オフを設定します。
またはでno.5を選択し、2

またはでブザー音のオン/オフを選択し、を押します。

様

1を押します。(oFF/on)
お知らせ
oFFに設定した場合でも、電源を入れたときやエラー時にはブザーが鳴ります。

11

各種設定（つづき）
この商品について設定モードについては、10ページをご参照ください。

RS-232C出力の設定（※測定に戻る場合は、を押します。

）
RS-232Cシリアルポートからの出力形式を設定します。

準備する

1

または

でno.6を選択し、を押します。

2

またはで出力を選択し、を押します。

(Prnt/Pc)
お知らせ
オプションの感熱式プリンターを接続する場合、Prnt(プリンター)を選択してください。

使いかた

RS-232C電源供給の設定（）
RS-232Cシリアルポートの9番ピンからオプションのワイ
ヤレスアダプターなどへの５Vの電源供給を設定します。

必要なとき

1

または

でno.7を選択し、2またはで電源供給のオン/オフを選択し、を押します。

を押します。(oFF/on)
注意

故障かな？

電源供給が必要な専用のオプション商品を接続しない場合は必ずoFFでお使いください。設定をonにした状態で非対応の機器を接続すると、相手機器を破損するおそれがあります。

印刷項目追加の設定（）
身長体重モードで測定したときの印刷項目の追加を設定
します。

仕
様

1

または

でno.8を選択し、2

またはで印刷項目追加のオン/オフを選択し、を押します。

を押します。(oFF/on)
お知らせ

onに設定すると、オプションの感熱式プリンターで測定結果を印刷した際に、標準体重、肥満度の項目が追加されます。
（
P.19）

12

）
測定モードから身長体重計モード、体重計モードを選択
します。
または

でno.9を選択し、2またはで測定モードを選択し、ます。
（

を押します。
を押し：身長体重/ ：体重）

ソフトウェアのバージョン情報を表示します。

1

3

でno.10を選択し、バージョン情報が表示され、を押します。

を押すと表示が切り替わります。

必要なとき

2

または

使いかた

）

準備する

バージョン情報の表示（

1

この商品について測定モードの設定（を押して、設定番号の選択に戻ります。

故障かな？
仕
様

13

プリセット風袋量（着衣量）の設定
この商品についてプリセット風袋量（着衣量）
を設定すると、体重測定のときに着衣の重さを差し引いて測定することができます。プリセット風袋量（着衣量）は0.0〜10.0kgで設定できます。

1 コントローラーのを押して電源を入れます。

が表示されてはかりが安定すると、とが点灯します。
準備する
使いかた

2

を押すと、 が点滅して数値が点灯し、プリセッ
ト風袋量（着衣量）の設定モードになります。

必要なとき

3

または

故障かな？

択し、

でプリセット風袋量（着衣量）を選を押します。

が表示されてはかり

が安定すると、設定値が引かれて が点灯します。

仕
様

お知らせ
プリセット風袋量(着衣量)が設定されているとのゼロリセット（0点の再取得）は機能しません。
設定されたプリセット風袋量（着衣量）は電源を切っても、保存されます。
設定値からずれているときは、電源を入れなおしてください。

14身長・体重をはかる
この商品について

身長体重モード
身長、体重を測定します。

1

測定の準備をする

注意

準備する

図のように穴部に指を通し、支柱に近い 位置でカーソルを持ちます。カーソルを上方にスライドさせます。
カーソルをスライドする際は、周囲の安全を確認して操作してください。
カーソルの先端が顔などにぶつかると、けがをするおそれが
あります。

お知らせ

電源を入れるコントローラーのを押して電源を入れます。

が表示されてはかりが安定すると、とが点灯します。

必要なとき

2

使いかた

支柱の近くを持つことでスムーズな操作、より正確な測定ができ
ます。

お知らせ

3

故障かな？

プリセット風袋量(着衣量)を設定していると、設定値が差し引
かれが点灯します。(
P.14)

体重をはかる様

お願い

仕測定対象者は測定台に乗ります。
測定値が安定すると が点灯して体重が確定します。
体重の測定値に誤差が生じるため、身長計の支柱には寄りかからないでください。

15身長・体重をはかる（つづき）
この商品について4

身長をはかる
カーソルを下方にスライドし、頭の上に合わせます。

準備する
お願い
上部支柱の目盛りは参考値です。表示部の値を記録してください。

使いかた

お知らせ
推奨測定方法・靴下などを脱ぐ
・支柱を背にして測定台に乗る・かかと、お尻、背中を支柱に接する・あごを引き、正面を向く

身長の手動入力

必要なとき

測定範囲（75.0〜215.0cm/0.1cm単位）外の方は身長を手動で入力できます。
または

で入力して

できます。
（70.0〜249.5cm／0.5cm単位）
測定に戻るときは、

故障かな？
仕
様

16

を押すと、出力、印刷することがを押してください。

表示した値を固定するを押して測定値を固定し、設定により出力します。

が消灯します。

この商品について

5

測定値の出力れます。
（

を押すと、測定結果がパソコンに出力さP.20）

・オプションの感熱式プリンター（別売）を接続し、印刷枚数の設定で1または2を選択した場合、定結果が印刷されます。(

を押すと、表示に

が点滅し測

準備する

・パソコンを接続してP.11、19)

お知らせ

お知らせ
を押さずに
（

故障かな？

6

を押すと、身長の手動入力になります。

P.16）

必要なとき

BMIを確認する場合は、測定値を固定してを押すと、表示が切り替わります。
2」で計算されます。
BMIは、「体重（kg）／身長（ｍ）

使いかた

カーソル上のSETボタンでも同じ操作ができます。

測定を終了する
カーソルを上方にスライドし、測定対象者は測定台から降ります。
仕を押して、測定を終了します。

様

お知らせ
表示固定の設定でoFF、5秒または10秒を選択すると、さなくても測定を終了することができます。(
P.10)

を押

17

体重をはかる
この商品について

体重モードが表示され、体重のみを測定します。(
P.13)
体重モードでは、表示固定の設定は機能しません。

1 コントローラーの準備するを押して電源を入れます。
が表示されてはかりが安定すると、 とが点灯します。
お知らせ
プリセット風袋量(着衣量)を設定していると、設定値と灯します。(
P.14)

使いかた

2

測定台に乗ります。
測定値が安定すると が点灯して確定・出力します。

必要なとき
故障かな？
仕
様

18

が点

3 測定台から降ります。

印刷する

コントローラーと感熱式プリンターを接続する
コントローラーのRS-232Cシリアルポートから専用の接続ケーブル（別売）で接続してください。
設定でRS-232Cシリアルポートの出力をPrnt(プリンター)に設定してください。
（
P.12）

この商品についてオプションの感熱式プリンター(別売)をRS-232Cケーブルで接続すると、測定値を印刷することができます。

準備する

接続ケーブル(別売)

使いかた

感熱式プリンター(別売)

RS電源供給機能（
P.12）は、オプションの感熱式プリンターには使用できません。
設定をoFFにして、必ずプリンターに付属のACアダプターを接続してください。

必要なとき

お願い

お知らせ
RS-232Cシリアルポートに接続した感熱式プリンター出力と、USB接続したパソコン出力は同時に使用することができます。

カテゴリーネーム
身長

測定した体重です。

BMI「体重（kg）／身長（ｍ）2」で計算されます。
疾病が少ないのは「22」とされています。

標準体重

BMIが22になる値を標準体重としています。

肥満度

1 3：48

氏名

1. 0kg

測定結果

身長
体重
BMI
標準体重
肥満度

必要に応じて手書きでご記入ください。

様

体重

入力項目
着衣量（PT）

ロゴ

仕

測定した身長です。

体重計
BH-200A
2019/04/26
氏名

故障かな？

印刷結果の説明（身長体重モード、印刷項目追加の設定がonの場合）

163. 7cm
66. 0kg
24. 6
59. 0kg
11. 9 %

（体重−標準体重）×100で計算した値です。
標準体重

19

パソコンと接続する
この商品についてUSBポート

RS-232C
シリアルポート

コントローラーとパソコンを接続する
コントローラーのRS-232CシリアルポートまたはUSBポート
から専用のケーブル（別売）で接続してください。

お知らせ

準備する

RS-232Cシリアルポートを接続する場合、出力の設定をPcにして
ください。
（
P.12）
RS-232Cシリアルポートに接続した感熱式プリンター出力と、USB接続したパソコン出力は同時に使用することができます。

通信仕様
使いかた

測定データは、受信側（パソコンなど）の状態にかかわらず測定直後に送信されます。このため測定以前に受信側が、常に受信可能な状態になっている必要があります。
詳しくは、別紙「シリアル出力説明書」
を弊社ホームページ（http://www.tanita.co.jp）
よりダウンロードしてご確認ください。

必要なとき

通 信 規 格EIA RS-232C準拠

通 信 方 式調歩同期式信 号 速 度

9600bps

データビット長

8ビット

パ リ テ ィなし
（NONE）

ストップビット

1ビット

フロー制御

なし

故障かな？

コントローラーの背面にRS-232Cシリアルポート:D-sub9ピン（メス）とUSBポート：タイプB（メス）
がついて
います。

USBポート
RS-232Cシリアルポート(タイプB、
メス） （D-sub9ピン、
メス）

対応ケーブル

仕様

RS-232Cストレートケーブル：9ピン
（オス）
・9ピン
（メス）
USBケーブル : タイプA（オス）・タイプB（オス）※USB2.0規格に対応

・パソコンと接続する場合は、それぞれに合ったケーブルで接続してください。
・ケーブルは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
・USB接続により通信する場合は、ご使用のパソコンによってはUSBドライバーのインストールが必要となることがあります。
USBドライバーは、
弊社ホームページ（http://www.tanita.co.jp）
よりダウンロードできます。

20

故障かな？

症

ご確認くださいを 押しても何も表示されない

・ACアダプターをご使用の場合
コントローラーとACアダプターが正しく接続されているかご確認
ください。
また、
コンセントに正しく接続されているかご確認くださ
い。
（
P.7）
・電池をご使用の場合
電池の極性（⊕/⊖）が正しくセットされているかご確認ください。
ACアダプター差し込み口からプラグを抜いてください。
（
P.7）

を押すと、

が表示されるを押すと、表示がすぐに消えるが表示される本体とコントローラーが正しく接続されているかご確認ください。

上部支柱が伸縮できない

位置検出窓から位置検出スイッチを細い棒状の物で軽く押し込みながらスライドしてください。

が表示される

上部支柱の位置がずれています。下部支柱の位置確認窓を確認し、支柱ロックねじを取り付けてください。
（
P.9）

体重の測定待機中になっているかご確認ください。

が表示される

測定台の上から降りてください。
また、物をおろしてください。

が表示される

測定する重量が、測定できる範囲を超えています。

故障かな？

・振動がある場所に設置していませんか？
・測定台がかたむいていませんか？
水平器をご確認ください。
（
P.7）

体重が安定しない・測定台の隙間に物がはさまっていませんか？
取り除いてください。

ゼロリセットを押しても表示されないがP.14）

RS-232Cシリアルポートから出力・印刷
されない、
または結果が異なる

RS-232C出力の設定が正しいかご確認ください。
（

操作中に表示が消える

オートパワーオフの設定をご確認ください。ボタン操作がなかったと
きに自動で電源が切れます。

様

測定値の下限読み取り範囲外となっています。
カーソルを上方に動かしてください。

仕が表示されるが点灯していませんか？
プリセット風袋量(着衣量)の設定をご確認ください。
（

必要なとき

設定モードにならない

使いかた

を押すと、

電池が消耗しています。速やかに新品の電池に交換してください。
（
P.7）

準備する

状

この商品について「故障かな？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

P.12）

21

仕
この商品について

品

様
名

体重測定部

準備する

身長測定部
入力項目

出力項目

使いかた

外部インターフェイス
表示部
電源
電池寿命
消費電力
使用条件

必要なとき
故障かな？
仕
様

22

保管・輸送条件
質量
時計精度

手動身長計付き体重計 BH-200A
電気抵抗線式はかり
計量方式
3級
精度等級
200kg（風袋量含む）
ひょう量
0.1kg
目量（最小表示）
プリセット風袋量（着衣量） 0.0〜10.0kg
2.0〜200kg（0.1kg単位）
測定範囲
読み取り方式
ドットコードロングモード
75.0〜215.0cm(0.1cm単位)
測定範囲
ショートモード
75.0〜160.0cm（0.1cm単位）※170.0〜249.5cm（0.5cm単位）
身長
2.0〜200kg（0.1kg単位）
体重0.1cm単位
身長（測定時）
BMI
0.1単位
標準体重
0.1kg単位
肥満度
0.1%単位
USB2.0(タイプB)、RS-232C(D-sub9ピン)
TN液晶表示
ACアダプター
AC100V(50/60Hz)
電池
単3形アルカリ乾電池（LR6）×4本
約20時間※2
3VA以下
温度範囲
5〜35℃
湿度範囲
30〜80%(結露なきこと)
温度範囲-10〜60℃
湿度範囲
10〜90%(結露なきこと)
本体 約13.1kg、コントローラー 約0.7kg
平均月差 ±1分以内（常温）※1 測定範囲外の方は手動で入力することができます。
※2 ご使用条件により異なります。
※デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。

重力補正について

本機は地球の重力差を補正し使用地域にあわせて正しい測定結果が得られるように調整されています。
本機に貼ってある「重力加速度シール」の番号で示される地域以外ではご使用にならないでください。
（正確にはかるために、重力加速度の記載は計量法に定められています）
引っ越しなどにより、使用できる地域以外に移動する場合は、お買い求め先にご連絡ください。

使

用 で き る 地域

重力加速度（m/s2)

釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、オホーツク総合振興局管内、根室振興局管内、釧路総合振興局管内

9.804〜9.807（2）

札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩市、北広島
市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、上川総合振興局管内、空知総合振興局管内

9.804〜9.806（3）

函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、北斗市、渡島総合振興局管内、檜山振興局管内、胆振総合振興局管内、日高振興局管内、十勝総合振興局管内

9.803〜9.806

（4）

青森県

9.802〜9.804（5）

岩手県、秋田県

9.800〜9.804（6）宮城県、山形県

9.799〜9.802（7）福島県、茨城県、新潟県

9.798〜9.801（8）栃木県、富山県、石川県

9.797〜9.800（9）群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、福井県、京都府、鳥取県、島根県

9.796〜9.799

神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良9.795〜9.798（11） 東京都（八丈支庁管内に限る）、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県

9.794〜9.797（12） 熊本県、宮崎県

9.794〜9.796（13） 鹿児島県（奄美市、大島郡を除く）

9.794〜9.797（14） 東京都（小笠原支庁管内に限る）

9.794〜9.795（15）

9.791〜9.794

鹿児島県（奄美市、大島郡に限る）（16） 沖縄県

必要なとき（10） 県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県

使いかた

（1）

準備する

使用地域
番
号

この商品についてお願い

9.789〜9.792

故障かな？
仕
様

23

アフターサービスについて
1、保証書について
保証書は、必ず「販売店名、
お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間は、
お買い上げ日より1年です。
2、修理を依頼されるとき●保証期間中は、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本機と保証書をお送りください。
●保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場
合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。

© 2019 TANITA Corporation

BH2007601(1)-1906FA