マグネット式訓練用ＡＥＤパッドの考案
湖北地域消防本部（滋賀）

１田中浩治

村田邦彦

はじめに平 成 16年 7月 か ら 、一 般 市 民 も Ａ Ｅ Ｄ（ 自 動 体 外 式 除 細 動 器 ）を 使用 し て 除 細 動 が 実 施 で き る よ う に な り ま し た 。 平 成 23年 の 消 防 庁 統計によると、目撃された突然の心停止のうち、市民により除細動が実 施 さ れ な か っ た 場 合 の 社 会 復 帰 率 が 17.9％ で あ る こ と に 対 し 、 市
民 に よ り 除 細 動 が 実 施 さ れ た 場 合 の 社 会 復 帰 率 は 約 2倍 の 38.2％ で あることがわかっており、傷病者の命を救うためには早期除細動が有効であることは明確です。
しかし、目撃された突然の心停止のうち、実際にバイスタンダー（ そ の 場 に 居 合 わ せ た 市 民 ）に よ り 除 細 動 が 実 施 さ れ た の は 2万 2463件 中 667件（ Ａ Ｅ Ｄ 使 用 率 2.97％ ）で 、ま だ ま だ 一 般 市 民 の Ａ Ｅ Ｄ 使用率が低いのが現状です。

２

開発に至った経緯
当消防本部でも、ＡＥＤを一般市民に浸透させるべく、救命講習を積極的に実施してきましたが、一向に上がらないＡＥＤ使用率の統計を目の当たりにし、現状の救命講習に何か問題があるのではないかと考えました。そこで、講習終了後、受講者と指導者に何か問題点がなかったか聞き取り調査を行うと、下記の問題点が浮き彫りになりました。
⑴

訓練用ＡＥＤパッドの粘着力低下
何度も繰り返し使用するうちにパッドの粘着力が低下し、訓練人形に貼り付けたパッドがしっかりと密着しなかったり、剥がれ落ちたりしてしまい、仕方なくパッドを貼り付けたつもりで手技を続けてもらわなければなりません。また、粘着力が低下したパ－ 53 －1

ッドは台紙からも剥がれ落ちてしまい、台紙からパッドを剥がす手順も省略されてしまいます。
⑵

訓練人形に付着する粘着性の汚れや貼り付け跡
訓練人形のパッドを貼り付ける位置に、ベタベタとした粘着性の汚れや貼り付け跡が残り、受講者に不快な思い（汚い、触りたくない、気持ち悪い等）をさせてしまう上、訓練人形の清掃にも時間がかかります。

⑶

受講者の学習意欲と学習効果の低下
ＡＥＤの使用方法を学べる唯一の機会である救命講習にもかかわらず、上記⑴、⑵の問題によって、真剣に受講されている方の学習意欲を妨げ、学習効果を大幅に低下させてしまいます。

⑷

訓練用ＡＥＤパッドと本物のＡＥＤパッドの違い
現状の訓練用ＡＥＤパッドはシールのようなもので厚みもなく、本物のＡＥＤパッドとは異なります。そのため、受講者が実際の現場に遭遇した際、訓練用とは異なる本物のＡＥＤパッドに動揺し、正しく使用できない可能性が考えられます。

⑸

高価で維持費がかかる
粘 着 力 が 低 下 す る た び に 高 価 な 新 品 の パ ッ ド（ 6千 円 程 度 ）や 粘着 力 再 生 シ ー ト（ 2千 円 程 度 ）を 購 入 す る 必 要 が あ り 、維 持 費 が かかります。
上記の問題を解決することができれば、ＡＥＤを一般市民に浸透させるための大きな足掛かりになるのではないかと考え、今回、私たちの生活や暮らしの中で、身近に利用している磁石の性質に着目し、磁石を訓練用ＡＥＤパッドの貼り付け素材に利用した「マグネット式訓練用ＡＥＤパッド」を考案しました。

３

考案品の仕様⑴

マグネット式訓練用ＡＥＤパッド
期限切れのため救急現場で使用できなくなった本物のパッドを利 用 し ま す 。 こ の パ ッ ド 粘 着 面 の 周 り に 丸 型 マ グ ネ ッ ト （ 直 径 13－ 54 －2

㎜ 、厚 さ 2㎜ ）を 均 等 に 並 べ 、そ の 上 か ら パ ッ ド と 同 じ 形 に 切 り 取っ た 厚 さ 2㎜ の ス ポ ン ジ シ ー ト を 貼 り 付 け ま す 。
【 別 紙 ／ 写 真 1～ 4】⑵

マグネット式訓練用ＡＥＤパッドの台紙
厚 さ 1㎜ の マ グ ネ ッ ト シ ー ト を パ ッ ド の 形 に 合 わ せ て 切 り 取 り ます 。 【 別 紙 ／ 写 真 5、 6】⑶

マグネット式訓練用ＡＥＤパッドの台座⑴と同様に、期限切れのため救急現場で使用できなくなった本物のパッドを台座にも利用します（電極ケーブルとコネクターは取 り 除 く ）。こ の パ ッ ド の 粘 着 面 全 体 に 、⑴ で も 使 用 し た 丸 型 マ グ
ネットを均等に配置し、その上から、パッドと同じ形に切り取った 厚 さ 0.5㎜ の ス ポ ン ジ シ ー ト を 貼 り 付 け ま す 。こ れ を 訓 練 人 形 の裏面に貼り付け、⑴を訓練人形に貼り付けるための台座として使用 し ま す 。台 座 の 位 置 変 更 や 数 を 増 や す こ と も 可 能 で す 。
【別紙／写 真 7～ 10】

４

使用方法
実際のＡＥＤパッドと全く同じ使用方法であるため、現在、救命講習で指導している手順・手技のとおり実施できます。【別紙／写真 11】

５

考案品の利点⑴

マグネットの磁力は半永久的
ＡＥＤパッドの貼り付け素材がマグネットであるため、何回でも繰り返し使用することができ、講習中、貼り付けたパッドが剥がれ落ちず、常に、しっかりと密着させることができます。

⑵

訓練人形が汚れない訓練人形にベタベタとした粘着性の汚れや貼り付け跡が残らないため、受講者に不快な思いをさせることがなくなります。訓練
人形の清掃にかかる時間も大幅に短縮できます。

－ 55 －3

⑶正確なパッドの貼り付け位置を覚えられる台座（訓練人形裏面）がある位置でなければパッドを貼り付けることができないため、受講者は自然と正確なパッドの貼り付け位置を覚えられます。また、台座の磁石をＳ極とＮ極で使い分ければ、受講者が誤って、右前胸部のパッドを左側胸部に貼り付けようとした場合でも、パッドと台座の磁石が反発し合い、貼りつかないようにすることができます。

⑷

本物のＡＥＤパッドを使用期限切れのため救急現場で使用できなくなった本物のパッドを改 良 し て い る た め 、本 物 同 様 の 形 状 と 感 触 を 体 験 す る こ と が で き 、受講者が実際の現場に遭遇した際も、動揺せずに正しく使用することが期待できます。

⑸受講者の学習意欲と学習効果の向上
上記⑴から⑷により、受講者の学習意欲と学習効果の向上が期待できます。

⑹

安価に製作できる期限切れのため救急現場で使用できなくなった本物のパッドを有効利用しており、マグネット等も全て安価に購入できます。また 、誰 で も 容 易 に 製 作 で き 、維 持 費 も か か り ま せ ん 。
（考案品の製作 費 ： Ａ Ｅ Ｄ パ ッ ド 800円 、 パ ッ ド 台 紙 50円 、 パ ッ ド 台 座 400円 の計 1,250円 で 1セ ッ ト 製 作 で き ま し た 。）

６

その他
⑴

想定訓練用マグネット
訓練人形裏面の台座を利用して、訓練人形表面に貼り付けて使用する想定訓練用マグネット（水分、医療用貼り薬、心臓ペースメーカー等を模したマグネット）を製作しました。受講者にＡＥ
Ｄパッドを貼る際の注意点として、胸部の水分はタオル等で拭き取 る こ と 、ま た 、貼 り 薬 は 剥 が し て 薬 剤 を 拭 き 取 る こ と 、さ ら に 、心臓ペースメーカーがある場合は、そこを避けてパッドを貼り付－ 56 －4

けるように指導していますが、今まで、口頭でしか指導することができませんでした。しかし、この想定訓練用マグネットを使用
す る こ と で 、受 講 者 に 実 践 し て も ら い な が ら 指 導 で き ま す 。
【別紙／ 写 真 12、 13】⑵電極ケーブルの改良
Ａ Ｅ Ｄ パ ッ ド 電 極 ケ ー ブ ル の 途 中 に コ ネ ク タ ー （ 縦 1㎝ 、 横 3.5㎝ 、厚 さ 6㎜ ）を 設 け 、脱 着 可 能 に す る こ と で 、パ ッ ド や Ａ Ｅ Ｄ 接
続部を付け替え、様々な機種に対応することができます。【別紙／ 写 真 14、 15】

７

おわりに考案品を実際に救命講習で使用したところ、受講者からたくさんの感想を頂きました。
・「 以 前 に 受 講 し た 時 は パ ッ ド が 密 着 せ ず 、正 し い 手 順 と 手 技 を 実施できなかったが、マグネットのパッドはしっかり密着するため、正しい手順と手技を覚えることができました」
・「以前は訓練人形のベタベタとした粘着性の汚れが気になって手技に集中できなかったが、マグネットのパッドは人形に汚れが付着しないため、汚れを気にすることなく手技に集中できました」
・「 間 違 っ た 位 置 に パ ッ ド を 貼 る と 、し っ か り 密 着 し な か っ た り 剥がれ落ちたりしてしまうので、間違った位置にパッドを貼り付けることがなくなりました」
・「想定訓練用マグネットのおかげで臨場感のある実践的な訓練ができました」
・「 本 物 の Ａ Ｅ Ｄ パ ッ ド と 同 様 の 使 用 感 で あ る と 聞 い た の で 、実 際の現場に遭遇した際にも、戸惑うことなく自信を持って使用できそうです」
今後も、この考案品を使用することで、受講者がＡＥＤの手技を正しく理解し、私たち指導員もより効果的な指導ができると確信し－ 57 －5

ます。そして、この考案品がＡＥＤを広く一般市民に浸透させ、いざという時、自信を持って的確に救命処置が行えるバイスタンダーの育成、ひいては救命率の向上を図る一石になればと願います。

－ 58 －6

別紙１
写真１
期限切れのため救急現場で使用できなくなった本物のＡＥＤパッド。

写真２

表 面

裏 面（粘着面）

ＡＥＤパッドの表面と裏面。

写真３
ＡＥＤパッド粘着面の周りに丸型マグネット（ 直 径 13 ㎜ 、厚 さ 2 ㎜ ）を均等に並べる。

－ 59 －別紙２
写真４
そ の 上 か ら 、パ ッ ド と同じ形に切り取った
厚さ 2 ㎜のスポンジシートを貼り付ければ完成。

写真５
ＡＥＤパッドの台紙
厚さ 1 ㎜のマグネットシートをパッドの形に合わせて切り取れば 完 成 。機 種 に よ っ て
パッドの形は異なり、丸型と正方形がある。

写真６
台紙にＡＥＤパッドを貼り付けた状態。

－ 60 －

別紙３
写真７
ＡＥＤパッドの台座
期限切れの本物のパッドを利用。パッド粘着面全体に丸型
マ グ ネ ッ ト（ 直 径 13 ㎜ 、厚 さ2 ㎜）を均等に配置する。

写真８
その上から、パッドと同じ形に 切 り 取 っ た 厚 さ 0.5 ㎜ の ス
ポンジシートを貼り付ければ完成。

写真９
訓練人形の裏面に貼り付け、マグネット式訓練用ＡＥＤパッドを貼り付けるための台座として使用する。

台座－ 61 －

別紙４
写真１０
台座の数を増やすことも可能（最初の１枚さえ両面テープ等でしっかり貼り付けておけば、後から増やす台座は、磁石の磁力で貼り付くため両面テープ等は不要）

写真１１
実際のＡＥＤパッドと全く同じ使用方法。

水分医療用貼り薬
写真１２
想定訓練用マグネット（水分、医療用貼り薬、心臓ペースメーカー等を模したマグネット）

心臓ペースメーカー－ 62 －

別紙５
写真１３
訓練人形裏面の台座を利 用 し 、想 定 訓 練 用 マ グ
ネットを貼り付けること で 、受 講 者 に 様 々 な 想定訓練を実践してもらえる。

写真１４
ＡＥＤパッド電極ケーブルの途中にコネクター を 設 け 、脱 着 可 能 に す
る こ と で 、パ ッ ド や Ａ Ｅ
Ｄ接続部を付け替え、様々な機種に対応することができる。
コネクタ

写真１５
コネクター部分の拡大
写真－ 63 －一般財団法人
郵便番号

全 国 消 防 協 会

１０２－８１１９

東京都千代田区麹町一丁目６番２号
アーバンネット麹町ビル５階
電話 （０３）３２３４－１３２１㈹ＦＡＸ （０３）３２３４－１８４７
再生紙を使用しています。

※禁無断転載