新型コロナウイルス感染拡大に伴う心臓植込みデバイスフォローアップの実際について― デバイスフォローアップによる感染機会の減少を目的として ー

公益社団法人 日本臨床工学技士会
一般社団法人 日本不整脈心電学会
一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会

ペースメーカ、植込み型除細動器（TV-ICD・S-ICD）、心臓再同期療法（CRTP・CRTD）などの心臓植込みデバイスは生命維持装置として適切なフォローアップが安全使用の為に必要不可欠です。フォローアップにはペーシング閾値等の計測値、不整脈イベントや作動状況の確認、必要に応じた設定変更、そしてバッテリ残量の確認などが含まれます。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は無症状で経過する症例もあり、症状のみでの診断は難し
く、また循環器疾患などの基礎疾患を合併すると重症化リスクが高くなります 1)。病院・医院におけるデバイス外来では短時間で多数の患者が来院し、医療従事者が多数のデバイス患者に対応する状況
は感染のリスクを増加させる可能性があります。感染対策を取りながら安全にデバイス患者へ適切なケアを継続するための実際の対応や注意事項を記載します。

2020 年 5 月 12 日

1. 感染対策を考慮した安全なデバイスフォローアップの考え方(ア)遠隔モニタリングの積極的な活用
直接対面することなく、心臓植込みデバイスをチェックすることの出来る遠隔モニタリングは最も強力な感染防御策であり、優先的に活用すべきである 2)。
（遠隔モニタリング導入時には日本不整脈心電学会（JHRS）文書を参照のこと）http://new.jhrs.or.jp/pdf/others/info20200424.pdf① 既に遠隔モニタリングを導入している患者は作動状況やデータを確認し、積極的に対面診察のフォローアップ延期およびデバイス手動チェック削減（遠隔モニタリングデータ代用）を提言する。
② 新規植込み症例には遠隔モニタリングの導入を強く推奨する。
③ 遠隔モニタリングを導入していない患者に対しても遠隔モニタリングを導入することを推奨する。遠隔モニタリング導入説明にはパンフレットや DVD などを活用し、接触の機会を減ずる工夫をする。
④ デバイス外来以外の外来診察なども減少される傾向があり、医療ケアが不足している可能性がある。遠隔モニタリングによって得られる情報（患者活動度・心不全傾向など）を利用することで、患者状態変化の確認に活用できる。
⑤ 遠隔モニタリング機能が備わっていても、自動送信機能のないデバイス（別紙参照）患者では、手動により送信してもらう事で安全を確認する。
《注意事項》
一部機種においては手動、スケジュール送信を頻回に実施すると電池寿命に影響する機種がある。手動、スケジュール送信を頻回に予定される場合は、必ず各メーカーへ確認を行うこと。
(イ)外来フォローアップ延期について① 遠隔モニタリングを導入していない場合には、最新のデバイスチェックデータ、もしくは前回のフォローアップデータを吟味し、フォローアップ延期を検討する。
② リードや不整脈イベントなど患者状態が安定している場合には、特にバッテリ残量に注意
して外来延期を検討する。
③ フォローアップ延期中も自己検脈など患者自身によるデバイス作動確認方法と異常の早期検出の指導を行うこと。
④ 以下の患者は延期ではなく、遅延なくフォローアップを考慮すべきである。
1. RRT、ERI（選択的交換指標）もしくは ERI 近似値状態
2. ペーシング閾値等の計測値の大幅な変動
3. リードインピーダンス異常・ノイズ検出
4. 緊急度の高い心室性イベント・ショック作動
5. 設定変更が必要な状態
6. その他、不適切作動など早急な対応を要すべき状態

(ウ)外来フォローアップ時の感染対策
必要に応じて外来で対面診療を実施する際には、各施設での外来感染対策に準じた入室前の体温チェックや簡易問診、および標準予防策を実施すること。診察室や検査室などでの長時間滞在を避け、個人間の接触時間を軽減する方策をとること。
① デバイスの自動計測機能を活用し、チェック時にはペーシング閾値等の時間を要するチェ
ックは最低限とすること。
② テレメトリチェック実施後にはワンド・プログラマ等の使用機器はアルコールや抗ウイル
ス作用のある消毒剤含有のクロスでの清拭消毒を行うこと 1)2)。
③ 可能であればテレメトリワンドにディスポーザブルカバーやディスポーザブル手袋でカバーする。カバーを外した後には清拭消毒を行うこと。
④ 院内チェック用モニタ（心電図電話伝送装置用プログラムといった施設内で遠隔モニタ技術などを利用するシステム）も活用して、可能な限り個人間の接触時間を軽減する方策をとること。
(エ)デバイス患者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応① 感染が確認された患者には各施設のマニュアルに従い、外来・入院中の感染対策対応をとる
こと。
② 最新のデバイスチェックデータ、もしくは前回のフォローアップデータを確認し、新型コロ
ナウイルス感染症治療中のフォローアップは延期すること。
③ 上記（イ）④の項目に該当する場合には、PPE など各施設のマニュアルに従った感染対策を講じ、さらに上記（ウ）の対応を取り、遅延なくチェックや設定変更などを実施すること。
④ 新型コロナウイルス感染症疑い患者、濃厚接触者に関しても上記①〜③は同様の対応とすること。
2. フォローアップのためのデバイスバッテリ情報
直近約 10 年以降に販売実績のあるデバイス情報を掲載する。
なお、以下は技術情報であり、動作期間を保証するものではない。
・遠隔モニタリングの送信回数をむやみに増加（手動送信回数増・自動送信スケジュール間隔短縮）させるとバッテリ消費を増加させ、動作期間に悪影響を与える可能性がある。
・電池電圧は設定や作動状況に大きく影響される。
・予測寿命が表記されるデバイスについては作動状況による影響があるので、最小値を参照すること。ただし、測定誤差などの影響もあるので、最小値の期間を次のチェックまでの期間とすることは推奨されない。
・バッテリ消耗はリードインピーダンス、出力、ペーシング率、頻拍治療作動などで変動するため、チームで個々の症例の状況や疾患などを総合的に勘案すること。
・備考欄に「バッテリ注意情報有り」と記載がある機種は過去に回収情報などが報告されている（https://www.pmda.go.jp）。詳細はメーカーなどに問い合わせること。

(ア)現行フォローアップ機種一覧 ： 別紙(イ)メーカーごとのバッテリ確認情報 ：別紙
3. 参考資料
1）一般社団法人 日本環境感染学会 医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド
第 2 版改訂版 (ver.2.1)
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.1.pdf
2）HRS COVID-19 Task Force Update: April 15, 2020 Cardiac Implantable Electronic Device(CIED) Management
https://www.hrsonline.org/hrs-covid-19-task-force-update-april-15-2020

現行フォローアップ機種一覧（ペースメーカ）
2020/4現在
メーカ
機種名
Abbott（SJM） Verity ADx XL SR
Abbott（SJM） Verity ADx XL DR
Abbott（SJM） Verity ADx XL VDR
Abbott（SJM） Victory SR
Abbott（SJM） Victory XL DR
Abbott（SJM） Victory DR
Abbott（SJM） Zephyr XL SR
Abbott（SJM） Zephyr SR
Abbott（SJM） Zephyr XL DR
Abbott（SJM） Zephyr DR
Abbott（SJM） Accent SR
Abbott（SJM） Accent SR RF
Abbott（SJM） Accent DR
Abbott（SJM） Accent DR RF
Abbott（SJM） Accent MRI SR
Abbott（SJM） Accent MRI SR RF
Abbott（SJM） Accent MRI DR RF
Abbott（SJM） Assurity SR
Abbott（SJM） Assurity DR
Abbott（SJM） Endurity SR
Abbott（SJM） Assurity MRI SR
Abbott（SJM） Assurity MRI DR
Abbott（SJM） Endurity MRI SR
MicroPortENO DR
MicroPort
ENO SR
MicroPort
KORA 250 DR
MicroPort
KORA 250 SR
MicroPort
KORA 100 DR
MicroPort
KORA 100 SR
MicroPortREPLY 200 DR
MicroPortREPLY 200 SR
MicroPortREPLY DR
MicroPortREPLY SR
MicroPort
Symphony DR
MicroPort
Symphony VDR
MicroPort
Symphony SR
Medtronic
Attesta DR MRI
Medtronic

型式5157M/S
5357M/S
5456, 5456i
5610
5816
5810
5626
5620
5826
5820
PM1110PM1210PM2112PM2212
PM1124
PM1224
PM2224
PM1240PM2240PM1160PM1272
PM2272
PM1172
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
2550
2350
2250
ATDR01ATDRS1

販売期間
2007年～2017年
2005年～2017年
2005年～2017年
2008年～2010年
2008年～2012年
2008年～2011年
2009年～2016年
2009年～販売中
2009年～2016年
2009年～販売中
2011年～2016年
2011年～2016年
2011年～2017年
2011年～2017年
2013年～2016年
2013年～2016年
2013年～2016年
2015年～販売中
2015年～販売中
2015年～販売中
2015年～販売中
2015年～販売中
2015年～販売中
2019年～販売中
2019年～販売中
2016年～販売中
2016年～販売中
2015年～2016年
2015年～2016年
2014年～2015年
2014年～2015年
2008年～2014年
2008年～2014年
2005年～2009年
2005年～2009年
2005年～2009年
2019年～販売中
2019年～販売中

遠隔モニタリング
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
手動・自動送信可能
不可
手動・自動送信可能
不可
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
不可
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
不可
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
不可
不可
不可
不可
不可
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能

バッテリー表記

交換指標と作動

電池寿命（年）、電圧（V）-1
マグネットレート（min ）インピーダンス（kΩ）

電圧2.5V、マグネットレート86.3min -1
ペーシングインターバル延長（100ms）

電池寿命（年）、電圧（V）
マグネットレート（min -1）
ERIまでの残容量（％）

電圧2.6V、マグネットレート85min -1
ペーシングインターバル延長（100ms）「残容量N/A」表示

マグネットレート（ppm）
電池抵抗（KΩ)RRTまでの予測期間

RRT：マグネットレート80ppm
電池抵抗10kΩでVVI 70ppm

マグネットレート（ppm）
電池抵抗（KΩ)
電圧（V）、予測寿命（年）RRT:2.59V, 3000Ω もしくは2.50V
RRTからERI移行後に、VVI 65ppm

備考
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic

Attesta SR MRI
Sphera DR MRI
Sphera SR MRI
Azure S DR MRI
Azure S SR MRI
Azure XT DR MRI
Azure XT SR MRI
Advisa MRI
Advisa SR MRI
Advisa DR

Medtronic
Medtronic
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik

Sensia SR

ATSR01
SPDR01SPSR01
W3DR01
W3DR01
W2DR01
W2DR01
A3DR01
A3SR01
A5DR01ADDRS1
ADDR01
ADDR03
ADDR06ADDRL1ADSR01ADSR03ADSR06ADVDD01
VEDR01
SEDR01SEDRL1SESR012019年～販売中
2019年～販売中
2019年～販売中
2019年～販売中
2019年～販売中
2018年～販売中
2018年～販売中
2012年～2020年4月
2012年～2020年4月
2010年～2020年4月
2008年～2020年4月
2008年～2020年4月
2008年～販売中
2008年～販売中
2008年～2020年4月
2008年～2020年4月
2008年～販売中
2008年～販売中
2008年～2020年4月
2008年～2020年4月
2008年～2020年4月
2008年～2020年4月
2008年～2020年4月

手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能

EnRhythm DR

P1501DR2007年～2012年

手動送信のみ可能

電圧（V）

ERI:2.81V
ERI時、VVI 65ppm

バッテリ注意情報有り

MC1VR012017年～販売中

手動送信のみ可能

電圧（V）、予測寿命（年・月）

RRT:2.56V
RRTからERI移行後に、VVI 65ppm

バッテリ注意情報有り、遠隔モニタリングの使用を推奨

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

2006年～販売終了
2006年～販売終了
2006年～販売終了
2006年～販売終了
2006年～販売終了
2006年～販売終了
2010年～販売終了
2010年～販売終了
2010年～販売終了
2010年～販売終了
2010年～販売終了
2010年～販売終了
2010年～販売終了
2010年～販売終了

不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
不可
不可
不可
不可

Adapta DR

Adapta SR
Adapta VDD
Versa DR
Sensia DR

Micra
経ｶﾃｰﾃﾙﾍﾟｰｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
PhilosⅡDR
PhilosⅡSLR
PhilosⅡSR
Kalos DR
Kalos SLR
Kalos SR
Talos DR
Talos SR
Evia DR-T
Evia SR-T
Entovis DR
Entovis SR
Echos DR
Echos SR

電圧（V）、予測寿命（年）RRT:2.59V, 3000Ω もしくは2.50V
RRTからERI移行後に、VVI 65ppm

ーーー

電圧（V）、予測寿命（年・月）ステータスバー

RRT:2.63V
RRTからERI移行後に、VVI 65ppm

バッテリ注意情報有り、遠隔モニタリングの使用を推奨

RRT:2.83V
RRTからERI移行後に、VVI 65ppm

電圧（V）、予測寿命（年・月）
ERI:2.59V, 3000Ω
ERI移行後に、VVI 65ppm

予測寿命（年・月）
電池電圧（V）電池抵抗（Ω）

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

バッテリ確認時は、別紙の注意点を参照ERI：（レート11%減少）

バッテリゲージ（％）
予測寿命（年・月）
予測寿命（年・月）
電池電圧（V）、電池抵抗（Ω）

ーーーー
バッテリ確認時は、別紙の注意点を参照Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
BostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonEstella DR
Estella SR
Etrinsa 8 DR-T
Etrinsa 8 SR-T
Etrinsa 6 DR
Etrinsa 6 SR
Epyra 8 DR-T
Epyra 8 SR-T
Eluna 8 DR-T
Eluna 8 SR-T
Enitra 6 DR
Enitra 6 SR
Enticos 8 DR-T
Enticos 8 SR-T
Edora 8 DR-T
Edora 8 SR-T
Evity 8 DR-T
Evity 8 SR-T

ALTRUA20

ALTRUA60

INGENIO

INGENIO MRIACOCOLADEACOCOLADE MRI

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
S201
S203
S204
S205
S208
S601
S602
S603
S606
J172
J173
J174
J175
J176
J177
L300
L301
L321
L310
L311
L331

2012年～販売終了
2012年～販売終了
2014年～販売終了
2014年～販売終了
2014年～販売終了
2014年～販売終了
2014年～販売終了
2014年～販売終了
2015年～販売終了
2015年～販売終了
2017年～販売終了
2017年～販売終了
2017年～販売終了
2017年～販売終了
2017年～販売中
2017年〜販売中
2018年～販売中
2018年～販売中
2009年～2016年
2009年～2016年
2009年～2016年
2009年～2016年
2009年～2016年
2009年～2016年
2009年～2016年
2009年～2016年
2009年～2016年
2012年～2018年
2012年～2018年
2012年～2018年
2012年～2018年
2012年～2018年
2012年～2018年
2015年～販売中
2015年～販売中
2015年～販売中
2015年～販売中
2015年～販売中
2015年～販売中

不可
不可
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
不可
不可
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
不可
不可
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能

バッテリゲージ（％）
予測寿命（年・月）

ERI：（レート11%減少）

ERT：レートレスポンスオフおよびいくつかの診断機能オフ

予測寿命（年・月）

Explantで既存条件下3か月作動

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

現行フォローアップ機種一覧（ICD/CRTP/CRTD）
型式
CD1235-40/40Q

販売期間
2011年～2014年

遠隔モニタリング
手動・自動送信可能

Abbott（SJM） Fortify ST DR

CD2235-40/40Q

2011年～2014年

手動・自動送信可能

バッテリ注意情報有り
遠隔モニタリングの使用を推奨

Abbott（SJM） Ellipse Limited VR
Abbott（SJM） Ellipse Limited DR

CD1277-36/36Q
CD2277-36/36Q

2013年～2014年
2013年～2014年

手動・自動送信可能
手動・自動送信可能ーー

Abbott（SJM） Ellipse VR
Abbott（SJM） Ellipse DR

CD1377-36C/36QC
CD2377-36C/36QC

2013年～販売中
2013年〜販売中

手動・自動送信可能
手動・自動送信可能

Abbott（SJM） Fortify Assura VR

CD1359-40/40C/40Q/40QC

2013年～販売中

手動・自動送信可能

Abbott（SJM） Fortify Assura DR

CD2359-40/40C/40Q/40QC

2013年～販売中

手動・自動送信可能

MicroPort

PARADYM DR

8550

2010年～

不可ーMicroPort

PARADYM VR

8250

2010年～

不可ーMicroPort

PARADYM 2 DR

8552

2013年～2015年

不可MicroPort

PARADYM 2 VR

8252

2013年～2015年

不可PARADYM 2 RF DR
PARADYM 2 RF VR
INTENSIA DR
INTENSIA VR
PLATINIUM DR
PLATINIUM VR

9550
9250
154
124
1510/1540
1210/1240
DVFB2D4
DVFB2D1
DDMB2D4
DDMB2D1
DVMB2D4
DVMB2D1
DDBB2D4
DDBB2D1
DVBB2D4
DVBB2D1
D354DRM
D354DRG
D354VRM
D354VRG
D234DRG
D234VRCーーーーー

2014年～2015年
2014年～2015年
2014年～2015年
2014年～2015年
2015年～販売中
2015年～販売中
2017年～販売中
2017年～販売中
2014年～販売中
2014年～販売中
2014年～2019年
2014年～2019年
2013年～2019年
2013年～2019年
2013年～2019年
2013年～2019年
2011年～2014年
2011年～2014年
2011年～2014年
2011年～2014年
2009年～2012年
2009年～2012年
2009年～販売終了
2009年～販売終了
2012年～販売終了
2012年～販売終了
2012年～販売終了

手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能

ICD

MicroPort
ICD
MicroPort
MicroPort
MicroPort
MicroPort
MicroPort
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
ICD
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Biotronik
Biotronik
ICD Biotronik
Biotronik
Biotronik

Visia AF MRI XT VR
EVERA MRI XT DREVERA MRI XT VR
EVERA XT DREVERA XT VR
Protecta XT DR
Protecta XT VR
Secure DR
Secure VR
Lumax 540 VR-T
Lumax 540 DR-T
Lumax 740 VR-T
Lumax 740 DR-T
Lumax 740 VR-T DX

バッテリー表記

電池寿命（年）
前回最大チャージ（秒）ERIまでの残容量（％）

交換指標と作動2020/4現在
備考

タイプ メーカ
機種名
Abbott（SJM） Fortify ST VR「残容量N/A」表示

ーー
バッテリ注意情報有り
遠隔モニタリングの使用を推奨

ー
ー

電池電圧（V）

RRT：電池電圧2.66v
設定変更なし電池電圧（V）
RRTまでの予測期間

RRT：電池電圧2.62v
設定変更なしバッテリ注意情報有り（2018年7月）

電圧（V）、予測寿命（年・月）ステータスバー

RRT:2.73V

バッテリ注意情報有り、遠隔モニタリングの使用を推奨

電圧（V）

RRT:2.63V

バッテリゲージ（％）

ERI

ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

Biotronik
Biotronik

Ilesto 5 VR-T
Ilesto 5 DR-Tーー

2013年～販売終了
2013年～販売終了

自動送信のみ可能
自動送信のみ可能ーー

Biotronik
Biotronik

Ilesto 5 VR-T DX
Ilesto 7 VR-Tーー2013年～販売終了
2013年～販売終了

自動送信のみ可能
自動送信のみ可能ーー

Biotronik
Biotronik

Ilesto 7 DR-T
Ilesto 7 VR-T DXーー

2013年～販売終了
2013年～販売終了

自動送信のみ可能
自動送信のみ可能ーー

Biotronik

Iforia 7 VR-T DXー2014年～販売終了

自動送信のみ可能ーBiotronik
Biotronik

Itrevia 5 VR-T
Itrevia 5 DR-Tーー

2015年～販売終了
2015年～販売終了

自動送信のみ可能
自動送信のみ可能ーー

Biotronik
Biotronik

Itrevia 5 VR-T DX
Iperia 7 VR-T DXーー

2015年～販売終了
2015年～販売終了

自動送信のみ可能
自動送信のみ可能ーー

Biotronik

Iforia 7 VR-Tー2015年～販売終了

自動送信のみ可能ーBiotronik

Iforia 7 DR-Tー

2015年～販売終了

自動送信のみ可能

Biotronik

Iperia 7 VR-Tー2015年～販売終了

自動送信のみ可能

Biotronik
Biotronik

Iperia 7 DR-T
Ilivia 7 VR-Tーー2015年～販売終了
2016年～販売終了

自動送信のみ可能
自動送信のみ可能ーー

Biotronik

Ilivia 7 DR-Tー

2016年～販売終了

自動送信のみ可能ーIlivia 7 VR-T DX
Inlexa 7 VR-T
Inlexa 7 DR-T
Inlexa 7 VR-T DX
Acticor 7 VR-T
Acticor 7 DR-T
Acticor 7 VR-T DX
Ilivia Neo 7 VR-T
Ilivia Neo 7 DR-T
Ilivia Neo 7 VR-T DX

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
F102
F103
F110
F111
F160
F161
F162
F163
D020
D021
D022
D023
D150
D151
D152
D153
D432

2016年～販売終了
2016年～販売終了
2016年～販売終了
2016年～販売終了
2019年〜販売中
2019年〜販売中
2019年〜販売中
2019年〜販売中
2019年〜販売中
2019年〜販売中
2009年～2012年
2009年～2012年
2009年～2012年
2009年～2012年
2011年～2015年
2011年～2015年
2011年～2015年
2011年～2015年
2015年～2017年
2015年～2017年
2015年～2017年
2015年～2017年
2015年～2017年
2015年～2017年
2015年～2017年
2015年～2017年
2017年～販売中

自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能ーーーー

Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
Biotronik
BostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonICD Boston
BostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonBostonTELIGEN ICD

INCEPTA ICDDYNAGEN ICDRESONATE ICD

ー
バッテリゲージ（％）

ERI

ーHM web画面からの操作により追加送信も可能（但し、プログラマで本機能が事前にONにされている場合のみ）※追加送信の方法に関する質問はメーカー担当者まで問い合わせ

バッテリ注意情報有り（2013年8月）

Explantで100%ペーシング＋3回の最大エネルギーショック
予測寿命（年・月）
もしくはペーシングなしで6回の最大エネルギーショック

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

BostonBostonD433
D120

2017年～販売中
2017年～販売中

手動・自動送信可能
手動・自動送信可能

D121
D332

2017年～販売中
2017年～販売中

手動・自動送信可能
手動・自動送信可能

D333
D400

2017年～販売中
2017年～販売中

手動・自動送信可能
手動・自動送信可能

D401

2017年～販売中

手動・自動送信可能

D412
D413

2017年～販売中
2017年～販売中

手動・自動送信可能
手動・自動送信可能

A209
A219

2016年～販売終了
2016年～販売中

手動・自動送信可能
手動・自動送信可能

Abbott（SJM） Unify

CD3235-40/40Q

2011年～2014年

手動・自動送信可能

Abbott（SJM） Unify Quadra

CD3251-40/40Q

2012年～2014年

手動・自動送信可能

Abbott（SJM） Unify Assura

CD3361-40/40C/40Q/40QC

2013年～販売中

手動・自動送信可能

Abbott（SJM） Quadra Assura

CD3367-40/40C/40Q/40QC

2013年～2019年

手動・自動送信可能

Abbott（SJM） Quadra Assura MP

CD3371-40/40C/40Q/40QC

2017年～販売中

手動・自動送信可能

ー

8750
8752
9750
174
1711/1741
1744
1811/1841/1844
C174AWK
D234TRK
D354TRG
D354TRMDTBB2D1
DTBB2D4
DTBB2QQDTBA2D1
DTBA2D4
DTBA2Q1
DTBA2QQDTMC2QQDTMB2QQ
DTMA2QQーーーー

2011年～
2013年～2015年
2014年～2015年
2014年～2015年
2016年～販売中
2017年～販売中
2018年～販売中～2010年～2012年
2011年～2014年
2011年～2014年
2013年～2017年
2013年～2017年
2013年～2016年
2014年～販売中
2014年～販売中
2014年～販売中
2014年～2018年
2016年～2019年
2016年～2018年
2017年～販売中
2009年～販売終了
2012年～販売終了
2013年～販売終了
2013年～販売終了

不可
不可
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能

BostonBostonBostonBostonBostonBostonBoston
S-ICD

BostonBostonRESONATE ICD
MOMENTUM ICD
CHARISMA ICDPERCIVA ICD

EMBLEM S-ICD

CRTD

MicroPort
MicroPort
MicroPort
CRTD MicroPort
MicroPort
MicroPort
MicroPort
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
CRTD
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic
Biotronik
Biotronik
CRTD
Biotronik
Biotronik

PARADYM CRT-D
PARADYM 2 CRT-D
PARADYM 2 RF CRT-D
INTENSIA CRT-D
PLATINIUM CRT-D
PLATINIUM 4LV CRT-D
PLATINIUM CRT-D SonR
Concerto
Consulta CRT-D
Protecta XT CRT-D

Viva S

Viva XT

CompiaAmpliaClariaLumax 540 HF-T
Lumax 740 HF-T
Ilesto 5 HF-T
Ilesto 7 HF-Tーー
Explantで100%ペーシング＋3回の最大エネルギーショック
予測寿命（年・月）

もしくはペーシングなしで6回の最大エネルギーショック

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ERIで6回の最大エネルギーショック

電池寿命（年）
前回最大チャージ（秒）ERIまでの残容量（％）

「残容量N/A」表示

ーー

バッテリ注意情報有り
遠隔モニタリングの使用を推奨

電池電圧（V）

RRT：電池電圧2.66v 設定変更なし

ー
ー
ー
ー

電池電圧（V）
RRTまでの予測期間

RRT：電池電圧2.62v 設定変更なし

バッテリ注意情報有り（2018年7月）

RRT:2.62V

ー
ー
ー
ー

電圧（V）

電圧（V）、予測寿命（年・月）ステータスバー

バッテリゲージ（％）

RRT:2.63V

RRT:2.73V

バッテリ注意情報有り
遠隔モニタリングの使用を推奨

ERI

ー
ー
ー
ー

Biotronik
Biotronik

Itrevia 5 HF-T
Itrevia 7 HF-Tーー

2015年～販売終了
2015年～販売終了

自動送信のみ可能
自動送信のみ可能ーー

Biotronik
Biotronik

Inlexa 7 HF-T
Intica 7 HF-Tーー

2017年～販売終了
2017年～販売終了

自動送信のみ可能
自動送信のみ可能ーー

Biotronik

Acticor 7 HF-Tー

2019年～販売中

自動送信のみ可能

Biotronik

Ilivia Neo 7 HF-Tー

2019年～販売中

自動送信のみ可能

BostonBostonCOGNIS CRT-D

P107
P108

2009年～2012年
2009年～2012年

手動送信のみ可能
手動送信のみ可能

バッテリ注意情報有り（2013年8月）

P162

2011年～2015年

手動送信のみ可能

ー

P163
G150

2011年～2015年
2015年～2017年

手動送信のみ可能
手動・自動送信可能

ー
ー

G151
G156

2015年～2017年
2015年～2017年

手動・自動送信可能
手動・自動送信可能

CRTD Boston

G158

2015年～2017年

手動・自動送信可能

BostonG437

2017年～販売中

手動・自動送信可能

G447
G124
G125
G128
G138
G337
PM3222
PM3242
PM3542
PM35628042U
C2TR01
C3TR01
C5TR012017年～販売中
2017年～販売中
2017年～販売中
2017年～販売中
2017年～販売中
2017年～販売中
2014年～販売中
2014年～2018年
2017年～販売中
2017年～販売中～2011年
2011年～2015年
2011年～2017年
2015年～販売中

手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動送信のみ可能

W4TR062018年～販売中

手動・自動送信可能

W1TR04W4TR04
ー
ー
ー
W173
U125
U128
U225
U228

2019年～販売中
2019年～販売中
2014年～販売終了
2017年～販売中
2018年～販売中
2013年～2016年
2016年～2019年
2016年～2019年
2019年～販売中
2019年～販売中

手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
自動送信のみ可能
手動送信のみ可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能
手動・自動送信可能

バッテリゲージ（％）

BostonBostonBostonBostonBostonINCEPTA CRT-D

DYNAGEN CRT-D

RESONATE CRT-D
BostonBostonBostonMOMENTUM CRT-D
BostonBostonBostonCHARISMA CRT-D
Abbott（SJM） Allure CRT-P
Abbott（SJM） Allure Quadra CRT-P
CRTP
Abbott（SJM） Quadra Allure MRI CRT-P
Abbott（SJM） Quadra Allure MP
Medtronic
InSync Ⅲ
Medtronic
Syncra CRT-P
Medtronic
Consulta CRT-P
Medtronic
Viva CRT-P
CRTP
Medtronic
SolaraMedtronic
Medtronic
Biotronik
CRTP Biotronik
Biotronik
BostonBostonCRTP Boston
BostonBostonPercepta
Evia HF-T
Evity 8 HF-T
Enitra 8 HF-T
INVIVE CRT-P
VALITUDE CRT-P
VISIONIST CRT-P

ERI

Explantで100%ペーシング＋3回の最大エネルギーショック
予測寿命（年・月）ーーー

もしくはペーシングなしで6回の最大エネルギーショック

電池寿命（年）、電圧（V）
マグネットレート（min -1）
ERIまでの残容量（％）

HM web画面からの操作により追加送信も可能（但し、プログラマで本機能が事前にONにされている場合のみ）※追加送信の方法に関する質問はメーカー担当者まで問い合わせ

2.62V、85min -1
ペーシングインターバル延長（100ms）「残容量N/A」表示
ERI:2.59V, VVI 65ppm

電圧（V）、予測寿命（年・月）

RRT:2.77V
RRTからERI移行後に VVI 65ppm

電圧（V）、予測寿命（年・月）ステータスバー

RRT:2.63Vで180日経過、もしくは2.60V
RRTからERI移行後に VVI 65ppm

バッテリゲージ（％）
予測寿命（年・月）

ERI（レート11%減少）

予測寿命（年および月）

Explantで既存条件下3か月作動

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
バッテリ注意情報有りーーー
バッテリ注意情報有り
遠隔モニタリングの使用を推奨
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

デバイス対応表（Abbott社・日本光電社・フクダ電子社）
アボット

日本光電

フクダ電子

ペースメーカ Verity-

VerityVictory-

EmpriseZephyr-

Emprise +Accent MRI

Nuance MRI-

Accent MRI RF

Nuance MRI RF-

Assurity MRI

Zenex MRI-

Endurity MRI

Zenus MRI-

Allure CRT-P

Relieve RF-

Allure Quadra CRT-P

Relieve Quadra CRT-P-

Quadra Allure MRI CRT-P

Quadra Relieve MRI CRT-P-

Quadra Allure MP

Quadra Relieve MP-

Fortify ST

Heartminder ST-

EllipseNeutrino ICD-

Fortify Assura

Heartminder+

-

Unify

Excelis-Unify Quadra

Excelis Quadra-

Unify Assura

Excelis+-Quada Assura

Quadra + Excelis-

Quadra Assura MP

Quadra + Excelis MP

-

CRTP

ICD

CRTD

デバイス対応表（Biotronik社・日本光電社）
バイオトロニック

日本光電

ペースメーカ Kalos

PhilosⅡ

Evia

Entovis

Talos

Echos