Preliminary

HPM-30GA-B24-2

製品仕様書
Product specification
圧力センサ：HPM-30GA-B24-2
Pressure sensor：HPM-30GA-B24-2

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

1/8

Preliminary

HPM-30GA-B24-2

-目次－
1．

－3－
適用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Application

2．

定格
Rating3．

外形寸法及び端子配列－3－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－5－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

External dimensions and terminal arrangement4．

－6－ブロック図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Block Diagram

5．

－7－
信頼性試験仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Reliability test

6．

注意事項
Notes－8－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

2/8

Preliminary
1．適用

HPM-30GA-B24-2

Application

本仕様は、ピエゾ抵抗型圧力センサHPM-30GA-B24-2に適用しますThis specification applies to piezoresistive pressure sensor HPM-30GA-B24-2.

2．定格

Rating2-1．絶対最大定格

Absolute Maximum Ratings
定格/Rating
項目/item
MIN TYP MAX
保存温度範囲-4085Storage temperature range

備考/Remarks
単位
Unit℃

凍結しないこと
Do not freeze

使用温度範囲Operating temperature limit-3085℃

凍結しないこと
Do not freeze

使用湿度範囲Operating humidity range

090%RH

結露しないこと
No condensation

電源電圧
Supply Voltage-0.36.0V

印加圧力Applied pressure-90100ｋPa※絶対最大定格範囲外で使用しないでください Do not use outside the absolute maximum rating range.
2-2．使用条件 Use conditions
定格/RatingMIN TYP MAX単位Unit

動作圧力範囲Operating pressure range

031.25ｋPa

動作電源電圧範囲
Operating supply voltage range

4.755.25V

圧力媒体Pressure medium

非腐食性気体Non-corrosive Gas

圧力種類
Pressure type

ゲージ圧
Gauge pressure

項目/item5

備考/Remarks

レシオメトリック/Ratiometric

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

3/8

Preliminary

HPM-30GA-B24-2

2-3．電気的特性（VDD=5V、T=25℃）
項目/itemElectrical characteristics（VDD=5V、T=25℃）
定格/Rating単位
備考/Remarks
Unit
MIN TYP MAX

出力形態
Output form

DC

出力関数
Output accuracy

0.5+(a×P【kPa】）

V

出力精度
Output accuracy-22%FS

圧力直線性
Pressure linearity-0.70.7%FS

圧力ヒステリシス
Pressure hysteresis-0.70.7%FS

絶縁抵抗
Insulation resistance

20--MΩ

耐電圧
Withstanding voltage

--

1ｍA

消費電流
Current consumption

--

2ｍA

0kPa ＝ 0.5V
31.25kPa ＝ 3V
P=Applied Pressure【ｋPa】
a＝2.5/31.25 【V/kPa】
T=-10～60℃
P=0～31.25kPa ※1
T=-10～60℃

DC500V 1min
端子-ポート間
between Terminal-Port
AC1ｋV 1min
端子-ポート間
between Terminal-Port※1 ： 出力スパン電圧【FS】 圧力P（kPa）、温度T（℃）の出力V(P,T)※1 ： Output span voltage 【FS】 Output of pressure P, temperature T（P,T）
出力スパン電圧【FS】 = V(31.25,25)－V（0,25）
Output span voltage 【FS】 = V(31.25,25) - V(0,25)
VOUTに接続する容量性負荷は、0.01uF以下として下さい。
The capacitive load connected to VOUT should be 0.01uF or less.
VOUTの出力シンク電流 及び 出力ソース電流は、1mA以下でご使用ください。
Output sink current and output source current of VOUT are 1 mA or less.

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

4/8

Preliminary

HPM-30GA-B24-2

3．外形寸法及び取付部寸法
External dimensions and terminal arrangement
External dimensions ［Unit：ｍｍ］

05GA
30GA
B03
B24-2XXXXXXXXXXHDKHDK■外形寸法 ［単位：ｍｍ］※パッケージ材質
Package material

パッケージ/Package ： PPS
端子/Terminal： 銅合金/Copper alloy

一般公差 ±0.5mm
General tolerance ± 0.5 mm■基板穴加工図Board hole machining drawing※ 本形状は実装品質を保証するものではありませんので、貴社にて事前にご確認の上ご使用頂きます様お願い致します。
This shape guarantees the mounting quality
Since there is not it, please check in advanceat your company Thank you for your use.

■端子配列
Terminal sequence
No

端子名Terminal name

1

GND

電源GND端子Power supply GND terminal

2VDD

電源入力端子Power supply input terminal

3VO

出力信号端子 ※1
Output signal terminal

45678NCNCNCNC
NC

未接続にてご使用願います
Please use it unconnected

機能 function※1 接続方法は4．ブロック図 の項をご参照願います
Refer to the "4．Block Diagram" section
for connection method※ 誤配線に注意してください。逆電圧がかかると、故障する恐れがあります。
Please be careful of miswiring
If reverse voltage is applied, there is a danger of failure.

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

5/8

Preliminary

HPM-30GA-B24-2

4．ブロック図 Block Diagram
IC2

VDD

EEPROM

Control
Logic

AmplifierSensorElement

3

1VO

4GND
■ 接続例 Connection example
VOは、DC電圧のアナログ出力端子です。
VOからの出力電圧をA/D変換することにより、圧力センサに印加される圧力値をMCUに取り込むことができます。
VO is analog output terminal of DC voltage.
By A/D-converting output voltage from VO terminal, pressure value applied to pressure
sensor can be taken into MCU.

VDD

20.1uF

VDD
VOGND

MCU

HPM-30GA-B24-2

13R
CA/DGND*1*2*3

VO端子に接続可能な容量性負荷CはMAX0.01uFです。
The capacitive load C that can be connected to the VO terminal is MAX 0.01uF.
VO端子の短絡はモジュールを破壊します。短絡には、十分ご注意ください。
A short circuit in the VO terminal will destroy the module. Please be careful about short circuit.
VO端子の短絡保護としてR（100Ω)の追加を推奨いたします。
It is recommended to add R (100Ω) as short-circuit protection for the VO terminal.

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

6/8

Preliminary

HPM-30GA-B24-2

5．信頼性試験仕様
試験項目

Reliability test
条件

高温放置試験
High temperaturestorage test

温度85℃、300hr放置
常温常湿中に出して4hr以上経過後の出力変化量±3％FS以下
Leave it at 85 ℃ for 300 hr
Output change amount after 4 hr or more out at normal temperatureand humidity ± 3% FS or less

低温放置試験
Cold storage test

温度-40℃、300hr放置
常温常湿中に出して4hr以上経過後の出力変化量±3％FS以下
Leave it at -40 ℃ for 300 hr
Output change amount after 4 hr or more out at normal temperatureand humidity ± 3% FS or less

耐湿放置試験
Moisture resistancetest

温度40℃、湿度90%RH、300hr放置
常温常湿中に出して4hr以上経過後の出力変化量±3％FS以下
Temperature 40℃, humidity 90% RH, leave for 300 hours
Output change amount after 4 hr or more out at normal temperatureand humidity ± 3% FS or less

熱サイクル試験
Heat cycle test

温度-40℃（0.5hr）⇔85℃（0.5hr）を100サイクル
常温常湿中に出して4hr以上経過後の出力変化量±3％FS以下
100 cycles of temperature -40 ℃ (0.5 hr) ⇔ 85 ℃ (0.5 hr)
Output change amount after 4 hr or more out at normal temperatureand humidity ± 3% FS or less

圧力サイクル試験
Pressure cycle test

常温、圧力 0ｋPa⇔31.25ｋPa サイクル時間4s（Duty1：1）、100,000サイクル
試験前後の出力変化量±3％FS以下
Room temperature, Pressure 0kPa⇔31.25kPa Cycle time 4 s (Duty 1: 1),
100,000 cycles
Output change before and after test ± 3% FS or less

過大圧力試験
Overpressure test

100ｋPaに2分間保持し、漏れなきこと確認
試験前後の出力変化量±3％FS以下
Maintain it at 100 kPa for 2 minutes and check that it will not leak
Output change before and after test ± 3% FS or lessHOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

7/8

Preliminary
6．注意事項HPM-30GA-B24-2
Notes

・ 2-1に記載された絶対最大定格の範囲内でご使用下さい。
絶対最大定格範囲外の環境、状態で使用された場合、破損・故障する恐れがあります。
Please use within the absolute maximum rating stated in 2-1.
There is fear of damage and the breakdown when used outside the range of absolute maximum ratings.
・ 本製品は防滴構造とはなっておりません。水などがかかったり、結露した場合、故障する恐れがあります。
また圧力媒体を凍結させないで下さい。ダイアフラムが破損する恐れがあります。
This product is not constructed as drip-proof. When it is sprayed with water, etc.,
or dew drops are produced, there is possibility of breakdown. Also, do not freeze pressure media,
otherwise there is possibility of diaphragm breakdown.
・ 本製品を高いところから落下及び、強い衝撃を加えると破損・故障する恐れがあります。
Please do not drop this product from high site. Do not apply strong impact. Otherwise,
there is possibility of breakdown, failure.
・ 圧力導入パイプ内、大気圧導入口内に異物等が入ると、リークや性能劣化の恐れがあります。
In case foreign object enters in pressure inlet valve, atmospheric air inlet valve,
there is possibility of leakage or degradation of performance.
・ 本製品に静電気・逆電圧を印加しないでください。電子部品が破壊され故障する恐れがあります。
製品の取扱いに際しては帯電防止対策に十分ご配慮頂きます様お願い致します。
Please do not apply static electricity reverse voltage to this product.
Otherwise, electronic components might break down or fail.
Please give special care for antistatic measures fully, when handling this product.
・ 腐食性気体（有機溶剤、亜硫酸ガス、硫化水素ガス等）に本製品が触れると、性能に悪影響を及ぼす恐れがあります。
If this product touches corrosive gas (organic solvent, sulfurous acid gas, hydrogen sulfide gas, etc.),
it may have bad influence on performance.
・ 本製品は、一般的電気機器に使用される事を意図しています。
医療機器、安全装置、航空・宇宙用機器、原子力制御機器、燃料制御器等の故障や動作不良として、直接または間接を問わず、生命、身体、財産などへ重大な損害を及ぼす事が予想される用途にご使用の場合は、事前に弊社担当窓口までお問い合わせください。
This sensor is intended to be used for general electrical equipment.
For any other uses falling into the following category, please contact to our company in advance.
Any uses in applications demanding extremely-high reliability such that failure or malfunction of medicalequipment, safety device, aviation and space instrument, nuclear control equipment, combustion control
apparatus, etc. is normally feared to cause serious damage to human life, body, property, etc., regardlessdirect or indirect.

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

8/8