タカラバイオの理化学機器一覧
PCR／リアルタイムPCR／シングルセル解析／NGSライブラリ－作製

PCR

汎用qPCR

多検体
qPCRシステム

シングルセル自動調製システム

NGSライブラリー作製自動化システム

PCR装置エンドポイントPCR装置

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® シリーズ
Thermal Cycler Dice® シリーズは2003年のリリース以降、長年ご愛顧いただいているロングセラー製品です。
低価格、コンパクトサイズ、堅牢性で高い評価をいただいています。

A4サイズに収まるコンパクトなサーマルサイクラー

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Touch［ 製品コード TP350 ］

詳細はこちら◆ 大きくて入力しやすい7インチカラータッチパネルを採用◆ 最大24℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載◆ USBメモリーによる装置間のプログラム移動が可能◆ 横幅 18 cm×奥行 28.5 cm、重量 5.0 kgの超コンパクト設計

累計販売台数 5,000台以上※の実績※2019年9月現在®

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Gradient［ TP600 ］

詳細はこちら◆ 4段階可動式操作パネルの採用により、使いやすい角度に設定可能◆ 最大20℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載■ エンドポイントPCR装置仕様
製品名

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Touch

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Gradient

製品コード

TP350

TP600

価格（税別）¥580,000¥550,000

外形寸法（mm）

180（W） × 285（D） × 205（H）※リッド閉時260（W） × 345（D） × 260（H）※パネル収納時

重量5.0 kg

11.5 kg

定格電源電圧

AC100～240 V, 50/60 Hz, 5 A（100 V時）

AC100～240 V, 50/60 Hz, 4.9 A（100 V時）

加熱冷却方式

ペルチェ素子ぺルチェ素子加熱速度

最大 3.0℃／秒

最大 3.0℃／秒

冷却速度最大 2.5℃／秒

最大 2.0℃／秒

ブロック材質アルミブロックアルミブロック

温度設定範囲4～99℃

4.0～99.9℃

温度精度±0.5℃ （30～99℃）

±0.5℃

温度均一性

±0.3℃ （30～99℃）±0.5℃

グラジエント機能

12段階 （最大温度幅 24℃）

40～75℃で設定可能 （最大温度幅 20℃）

サンプル数

0.2 ml×96

0.2 ml×96

ディスプレイ

7インチカラータッチパネル （感圧式）ブルー／ホワイトドットマトリクスLCD（240×64 ドット）保存プログラム数

内蔵メモリへ10,000以上 （USBメモリの使用も可能）

200 （最大ユーザー登録数 22）-1-

qPCR装置その1

汎用 リアルタイムPCR装置

Thermal Cycler Dice® Real Time System シリーズ
タカラバイオでは、リアルタイムPCR（qPCR）用試薬やプライマー／プローブに加え、qPCR装置も各種取り揃えて、皆様のqPCR実験をトータルにサポートしています。
「Thermal Cycler Dice® Real Time System シリーズ」 は、低価格とコンパクトサイズを実現しながら、高性能ハードウェアと非常に使いやすいソフトウェアを搭載しているユーザーフレンドリーなqPCR装置です。
◆ 便利な2種類のソフトウェアを標準装備◆ 長寿命LED光源を採用

・ Thermal Cycler Dice real Time System Software
・ 食品環境検査用ソフトウェア◆ 2種類の蛍光フィルターを標準装備
・ FAM
・ ROX / Texas Red◆ Multiplate RQ（オプション）
複数プレートのデータをまとめて相対定量解析

96ウェルモデル

Thermal Cycler Dice® Real Time System III［ 製品コード TP950 ］

III with PC
III with PC/MRQ
III (Cy5) with PC

詳細はこちら［ TP970 ］［ TP980 ］［ TP990 ］

48ウェルモデル

Thermal Cycler Dice® Real Time System Lite

［ TP700 ］

Lite MRQ［ TP760 ］

詳細はこちら■ リアルタイムPCR装置（Thermal Cycler Dice® Real Time System）仕様
Thermal Cycler Dice®
Real Time System III シリーズ

製品名

Thermal Cycler Dice®
Real Time System Lite / Lite MRQ

製品コード

TP950

TP970

TP980

TP990

TP700

TP760

価格（税別）¥3,300,000¥3,500,000¥3,665,000¥3,850,000¥2,530,000¥2,695,000

外形寸法（mm）

290（W） × 575（D） × 360（H）

294（W） × 480（D） × 304（H）

重量

16.1 kg

18.0 kg

定格電源電圧

AC100～240 V, 50/60 Hz, 750 VA

AC100～240 V, 50/60 Hz, 370 VA

加熱冷却方式

ぺルチェ素子ぺルチェ素子最大加熱速度

5.0℃／秒

3.0℃／秒

最大冷却速度

4.0℃／秒

2.4℃／秒

温度精度±0.5℃ （94℃設定／55℃設定にて）±0.5℃ （94℃設定／55℃に設定にて）蛍光励起光源

LED

LED

蛍光検出法

CCDカメラCCDカメラ搭載フィルター
オプションフィルター

2種・FAM

・ROX / Texas Red

・HEX / VIC

2種・Cy5・FAM

・ROX / Texas Red

・HEX / VIC

・Cy5

サンプル容器、容量

0.1 mlチューブ、96穴プレート

0.2 mlチューブ、48穴プレート

融解曲線分析

可能

可能

Multiplate RQ

TP980のみ付属

TP760のみ付属

タッチパネル

7インチ液晶タッチパネル（800×480 mm、400 cd/m2、LEDバックライト）

システム構成

未搭載®

装置本体、制御用コンピュータ （TP950除く、Windows 対応、日本語OS、ノート型）-2-

qPCR装置その2

多検体 リアルタイムPCRシステム

詳細はこちら
※本製品の輸入元はタカラバイオ株式会社、総販売元はワケンビーテック株式会社です。

SmartChip™ Real-Time PCR System

SmartChipシステムは、多くの研究者に慣れ親しまれているリアルタイムPCR技術によるシステムです。
SmartChip に よ り 、 一 度 に 5,184 反 応 の リ ア ル タ イ ム PCR を 行 い ま す 。 MultiSample NanoDispenser（MSND）は14通りの分注パターンに対応しており、1種類のチップで用途に合わせて最適な分注パターンを選択できます。また、反応ボリュームが100 nl/well と微量なので、試薬や貴重なサンプルを大幅に節約することができ、コスト削減に貢献します。

◆ ハイスループットのジェノタイピングや遺伝子発現を行う方に最適

SmartChip
5,184ウェル4 cm ： 縦72ウェル◆ 最大5,184反応のリアルタイムPCRが2時間以内に完了

100 nl／反応◆ 微量で反応を行うことにより、試薬や消耗品のコストを大幅削減
4 cm ： 横 72ウェル

SmartChip™ MultiSample NanoDispenser（MSND）••••

SmartChip™ Real-Time PCR Cycler• 5,184のリアルタイムPCR反応を一度に実行• 2時間で反応が完了• プローブ検出およびインターカレーター検出の両方に対応• 解析ソフトウェアを付属

ナノリットルレベルの精密分注装置
湿度コントロールされた閉鎖環境で分注
100 nl/well の反応ボリュームを実現
14種類の分注パターンに対応■ 多検体リアルタイムPCR装置（SmartChip™ Real-Time PCR Cycler）仕様
SmartChip™ Real-Time PCR Cycler

製品名
製品コード640022

価格（税別）

お問い合わせください

外形寸法（cm）

66（W） × 53（D） × 60（H）

重量57 kg

定格電源電圧

AC100～120/200～240 V, 50/60 Hz

加熱冷却方式

ぺルチェ素子

加熱速度

20秒未満 （65～95℃）、融解曲線分析時：0.5～2℃／step （サイクル条件設定により変更可能）

冷却速度

15秒未満 （95～65℃）

温度精度

76℃設定で±0.5℃

同時測定サンプル数5,184反応

蛍光検出法

冷却CCDカメラ （930万画素）

蛍光フィルター・FAM ・VIC ・ROX ・TB Green

反応液量

100 nl/well■ 関連製品

製 品 名SmartChip™ MyDesign Kit
SmartChip™ MyDesign Kit, 20 pack
MSND 384-well Source Plate and Seals-3-容 量

製品コード

価格（税別）

1回

640032¥41,000

20回

640036¥817,000

1 Set （20回）

640018¥32,000

シングルセル自動調製システム

シングルセル自動調製システム

詳細はこちらICELL8® cx Single-Cell System※本製品の輸入元はタカラバイオ株式会社、総販売元はワケンビーテック株式会社です。

NEWICELL8® cxシステムは、Illumina社の次世代シーケンサーを用いたシングルセルRNA-Seqのためのシングルセルをハイスループットで調製するシステムです。ナノスケールの微細なウェルを持つICELL8 Chip上に細胞サンプルを精密に分注することで、約1,200～1,500個のシングルセルを取得します。細胞分注後、システムに内蔵された顕微鏡を用いてChip上の全ウェルの画像を取得するため、生きたシングルセルが含まれたウェルのみを選択して、後の解析に用いることができます。
◆ 5～100 μmの幅広い細胞サイズに対応、様々なサイズの細胞集団を解析可能◆ イメージングによりシングルセルを自動判別し、ダブレットや空ウェル、死細胞を解析から排除◆ 最大8種類の細胞サンプルを、1枚のICELL8 Chip上で一度に解析可能■ システム構成
・ICELL8 cx システム本体
・ICELL8 Chip Cycler
・CellSelect Software
・制御解析用PC

Hoechstチャンネル

結果テーブル

非候補ウェル

候補ウェル

PI チャンネル

結果PI
テーブル チャンネル

ICELL8 Chipの各ナノウェルにサンプルを精密に分注することでシングルセルを取得■ アプリケーション例

CellSelect ソフトウェアによる解析

ICELL8 Chip・ シングルセル 3’ DE RNA-Seq
・ シングルセル 全長 RNA-Seq
・ シングルセル TCR profiling・ シングルセル ATAC-Seq■ ICELL8® cx Single-Cell System本体仕様
製品名ICELL8® cx Single-Cell System

製品コード640226

価格（税別）

お問い合わせください

外形寸法（cm）

107（W） × 56（D） × 56（H）

重量79.4 kg

電源AC100～240 V, 50/60 Hz-4-

シングルウェル マルチウェル
イメージ
イメージコントロール
ウェルNGSライブラリー作製自動化システム

NGSライブラリー作製自動化システム

詳細はこちら

Apollo™ Library Prep System※本製品の輸入元はタカラバイオ株式会社、総販売元はワケンビーテック株式会社です。

Apollo™ Library Prep Systemは、次世代シーケンサー（NGS）用ライブラリー作製をオートメーション化できるシステムです。
本体のタッチパネルでプロトコルを選択し、表示されるガイダンスに従ってサンプル・試薬・フィルターチップ・プレートをセットするだけの簡単操作でライブラリー調製を自動化することができます。
手作業に比べ、大幅な作業時間の短縮はもちろんのこと、ヒューマンエラーを回避し再現性を向上させます。
◆ 96サンプルまでのミドルスループットの自動化に最適◆ SMART-Seq® v4やThruPLEX®などのClontechブランドのNGS用ライブラリー作製キットの自動化スクリプトを標準搭載

直感的な操作が可能なタッチパネルディスプレイ

マグネットアームを内蔵し、フィルターチップ内でのマグ
ネットビーズ精製が可能

2個のペルチェ式温度制御ブロックを搭載。ライゲーション反応の実施や、運転終了後のサンプルを適切な温度で管理
試薬、フィルターチップ、チューブ等の配置場所がタッチパネルに表示されるためセットアップが容易■ Apollo™ Library Prep System仕様
製品名

Apollo™ Library Prep System

製品コード640078

価格（税別）

お問い合わせください

温度制御

ペルチェ式ブロック×2 （4～95℃）

磁気ビーズ精製

フィルターチップ内で精製

プレート

専用96ウェルプレート

外形寸法（cm）

80（W） × 70（D） × 68（H）

重量91 kg

電源

100～240 VAC, 50/60 Hz

実機を用いたデモンストレーションを受付中です。
ご希望の方は、弊社支店または弊社販売店までお問い合わせください。
・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
・理化学機器の使用は添付の取扱い説明書をご確認の上、専門知識をお持ちの方が行ってください。
・本パンフレット記載のSmartChip Real-Time PCR System、ICELL8 cx Single-Cell System、Apollo Library Prep SystemはTakara Bio USA社の製品です。
・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
・本パンフレット記載の価格は2019年10月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2019年9月作成G

取扱店
東京支店
TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
関西支店
TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
テクニカルサポートライン
TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
Websitehttp://www.takara-bio.co.jp
Facebook
http://www.facebook.com/takarabio.jp