Model 620 Angular Rate Sensor

DC応答シリコンMEMSジャイロセンサー
DC応答MEMSジャイロセン
サー±500～±50,000゜/secの計測レンジ
高耐衝撃性、小型・軽量パッケージ
3軸一体型有（Model 603）
Model 620ジャイロセンサーは自動車衝突安全テストや角速度の正確な測定を必要とするシステ
ム設計のためにデザインされた小型アナログ角速度センサーです。Model 620シリーズは、過度な衝撃や振動を受ける環境下でも信頼できる角速度センサーを提供するためにメーカー独自のエレクト ロニクス技術でパッケ ージ 化し、シリ コンMEMSセンシング素子を採用しています。計測条
件に応じて、幅広い計測レンジの中から選択が可能です。

寸法図面

特長
・±500～±50,000゜/secの計測レンジ
・印加電圧7～16Vdc（5Vオプション有）・-40℃～+105℃までの温度範囲

・衝撃に強いパッケージ
・低他軸感度応用例
・自動車衝突安全テスト
・ダミー用
・歩行者保護インパクトテスト
・転倒テスト・モータースポーツ・生体力学テスト・ロボットシステム設計
Model 620 Rev B
p.19

9/2015

日本代理店
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社
東京都台東区浅草橋3-20-15 浅草橋ミハマビル4F
Tel : 03-5820-7021 Mail : asdummy@fitpacific.com

製品仕様
特別に断りのない限り、すべての値は+24°C, 12Vdcでの標準値です。Measurement Specialtiesは、これらの仕様を予告なく更新および変更する権利を留保します。

Parameters
DYNAMIC
型番
計測レンジ (deg/sec)
感度 (mV/deg/sec)
応答周波数 (Hz)非直線性 (%FSO)
他軸感度 (%)
耐衝撃性 (g)残留ノイズ (mV RMS)

-0500
±500
4.00
0-1000±0.5<13000
3.66

ELECTRICAL
ゼロオフセット (mV)
印加電圧 (Vdc), Model 620
印加電圧 (Vdc), Model 620M1
印加電流 (mA)
線形加速度による影響 (deg/sec/g)
コモンモード電圧 (Vdc)
フルスケール出力 (Vpk)
出力抵抗 (Ω)
絶縁抵抗 (MΩ)
起動時間 (msec)
グランド±100
7 to 165.0 ±0.25<80.1
2.5±2400>100<100
取り付け面から絶縁

差動出力時

ENVIRONMENTAL
ゼロオフセット温度依存性 (%FSO)
感度温度依存性 (%)
使用温度 (°C)
耐湿性 (素子、回路)
耐湿性 (筐体)±2.5±2.0-40 to +105
半田にて密封エポキシ樹脂にて密封, IP65

-40 to +105°C-40 to +105°C

PHYSICAL
筐体材質
ケーブル
重量 (ケーブル含まず)
取り付け
取り付けネジトルク

アルマイト
5x, #30 AWG Conductors, PFA Insulated, Braided Shield, PU Jacket
3 グラム
2x #0-80
4 lb-in (0.45 N-m)

Notes

CS-ARLIN
AC-A04531
AC-A04532
121

校正証明書付き:
付属品:
オプション:

-1500
±1500
1.33
0-1000±0.5<130001.20-6000
±6000
0.333
0-1000±0.5<130002.38-12K±12K
0.167
0-2000±0.5<150001.22-18K±18K
0.111
0-2000±0.5<15000
1.20

-24K
±24K
0.083
0-2000±0.5<150001.20-50K±50K
0.040
0-3300±0.5<150001.50

印加電圧に比例+1dB/-3dB
BFSL

通過帯域

±5%±15%@100Vdc

DC
応答MEM
Sジャイロセン
サーNIST Traceable Linearity Calibration to FS Range
2x #0-80 (3/8 length) Socket Head Cap Screw and Washer
Triaxial Mounting Block
3-Channel Precision Low Noise DC Amplifier

The information in this sheet has been carefully reviewed and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. Furthermore, thisinformation does not convey to the purchaser of such devices any license under the patent rights to the manufacturer. Measurement Specialties, Inc. reserves theright to make changes without further notice to any product herein. Measurement Specialties, Inc. makes no warranty, representation or guarantee regarding thesuitability of its product for any particular purpose, nor does Measurement Specialties, Inc. assume any liability arising out of the application or use of any product or
circuit and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. Typical parameters can and do vary in different
applications. All operating parameters must be validated for each customer application by customer’s technical experts. Measurement Specialties, Inc. does notconvey any license under its patent rights nor the rights of others.

製品型番
型番 ： Model Number＋計測レンジ＋ケーブル長＋オプション
620-GGGG-CCC-ZZZ
llll_____オプション (Lemo & Dallas IDチップオプション、 指定のない場合はブランク)
lll_____ ケーブル長 (360 ＝ 360 インチ)

ll_____ 計測レンジ (1500 ＝ ±1500deg/sec、 50K ＝ ±50,000deg/sec)

l_______Model (620 ＝ 7 to 16Vdc 印加電圧仕様、 620M1 ＝ 5Vdc 印加電圧仕様)
例 ： 620-1500-360→Model 620、計測レンジ±1500deg/sec、ケーブル長360インチ（標準9mまで指定可）、オプションなし

p.20