57●新規高性能水系SEC用充てんカラム
TSK−GEL SuperMultiporePWシリーズおよびTSKgel SuperOligoPWの特性とその応用
バイオサイエンス事業部 セパレーションメディア製造部 セパレーションセンター

徳永岩枝
津田
森山邦行
俊直
輝彦
弘之

ム上に歪んだ部分が観察されることがあり、正確で測１．はじめに定精度に優れたものではなかった。

合成高分子、天然高分子を問わず、また水溶性、非今回、このような課題を克服するカラムとして、有機溶水溶性の高分子材料の分子量分布を測定する方法とし媒系細孔多分散型充てん剤TSK−GEL SuperMultiporeHZて、世界の研究・開発者、分析関係者にサイズ排除クシリーズを既に上市しているが、この特長を保有したロマトグラフィー（SEC）が広く普及し浸透している。

水系の細孔多分散型充てん剤TSK−GEL SuperMultiporePW

当社においては、既に水系SEC用充てんカラムではシリーズを新たに上市した。本シリーズは現行TSK−

TSK−GEL PW & PWXLシリーズをまたSEC測定におけGEL PWXLシリーズと比較し、前述の特長に加え単分る分子量データの正確性および再現性に優れた細孔多散微粒子化充てん剤をセミミクロカラムに充てんして分散型有機溶媒系セミミクロSECカラムTSK−GELいるため従来のカラムと同等の分離性能が半分の測定

SuperMultiporeHZシリーズ１）を上市し、市場での高い評価と地位を確保している。

時間で達成され、溶媒消費量も1／3に低減した。
また、水溶性オリゴマーおよび低分子試料の分離用

今回、これまでの現行TSK−GEL SuperMultiporeHZグレードとして、現行カラムの分離性能を半分の測定シリーズと同様の特長を保持した単一粒子内に幅広い時間で達成したTSKgel SuperOligoPWもライナップし細孔径を有する新規の水系細孔多分散型充てん剤の合た。

成法を確立し、またオリゴマー分離用の水系高性能充てん剤も開発した。

図１に、本開発品である細孔特性（分子量分画範囲）の異なる4グレードの電子顕微鏡写真を示した。TSK−

本報告では、これらの新規細孔多分散型水系セミミ

GEL SuperMultiporePWシリーズは粒子径分布の狭いクロSECカラムTSK−GEL SuperMultiporePWシリーズ

単分散粒子で単一粒子内に幅広い細孔径を有した細孔およびオリゴマー分離用高性能水系セミミクロSECカ多分散型充てん剤であることがわかる。

ラムTSKgel SuperOligoPWの基本特性と応用について紹介する。

３．TSK−GEL SuperMultiporePWシリーズおよびTSKgel SuperOligoPWの基本特性

２．TSK−GEL SuperMultiporePWシリーズおよびTSKgel SuperOligoPWの特長

３.１

細孔特性

表１に示すようにTSK−GEL SuperMultiporePWシリ

従来よりSEC測定においては、細孔径の異なる各種ーズには、低分子用1グレードと高分子用2グレードのカラムを複数本接続して分子量分画範囲の適正化を図計3グレードを揃え、幅広いポリマーの分子量測定にる方法、あるいは細孔径の異なる充てん剤を最適な比対応が可能としている。また、オリゴマー分離用グレ率でブレンドし細孔特性（分子量分画範囲および較正ードとしてTSKgel SuperOligoPWも揃えた。

曲線の直線性）を改良したミックスベッドカラムを使用することが一般的であった。
しかし、このような方法では、満足な近似較正曲線が作成され難いこと、また測定実試料のクロマトグラ

図２には、水溶離液における標準ポリエチレンオキサイド（PEO）およびポリエチレングリコール（PEG）での較正曲線を示した。
低分子用グレードのTSKgel SuperMultiporePW−N

58

TOSOH Research ＆ Technology Review Vol.54（2010）

TSKgel SuperMultiporePW−N（4μm）

充てん剤基材
粒子径
排除限界分子量（PEO，PEG／H2O）
分子量分画範囲（PEO，PEG／H2O）
カラム理論段数
カラムサイズ
ガードカラムサイズ

TSKgel SuperMultiporePW−M（5μm）

TSKgel SuperMultiporePW−H（8μm）

TSKgel SuperOligoPW（3μm）

図１

TSK−GEL SuperMultiporePWおよびTSKgel SuperOligoPWのSEM写真表１

TSK−GEL SuperMultiporePW & TSKgel SuperOligoPWの物性一覧表

SuperMultiporePW−N
Polymethacrylate
4μmSuperMultiporePW−M
Polymethacrylate
5μmSuperMultiporePW−H
Polymethacrylate
8μmSuperOligoPW
Polymethacrylate
3μm

100,000〜150,000

600,000〜1,500,000―――――

4,000〜8,000

300〜50,000

500〜1,000,000

1,000〜10,000,000

100〜3,000

16,000TP／15cm
6.0mml.D.×15cm
4.6mml.D.×3.5cm

12,000TP／15cm
6.0mml.D.×15cm
4.6mml.D.×3.5cm

7,000TP／15cm
6.0mml.D.×15cm
4.6mml.D.×3.5cm

16,000TP／15cm
6.0mml.D.×15cm
4.6mml.D.×3.5cmの分子量分画範囲は、300〜50,000であり、中高分子３.２理論段高さ（HETP）の流速依存性用グレードであるTSKgel SuperMultiporePW−Mの分

TSK−GEL SuperMultiporePWシ リ ー ズ お よ び

子量分画範囲は、500〜1,000,000に設定し、高分子用

TSKgel SuperOligoPWを用いて、低分子試料（エチレグレードのTSKgel SuperMultiporePW−Hは、さらにングリコール（EG））におけるHETPと測定流速の関高分子領域の1,000から10,000,000までの分子量分画範係を図４に示した。各グレードにおける最適流速（最囲とした。これら3グレードは、それぞれの分子量分小HETP）は、0.5〜0.6mL／minである。

画範囲において優れた直線性を有した較正曲線に設計されている。
また、オリゴマー分離用グレードのTSKgel SuperOligoPWの分子量分画範囲は、100〜3,000である。
図３では、TSKgel SuperMultiporePW−Mと中高分子用として一般的な細孔径の異なるカラム接続系

図４に示すように低分子試料では、高流速での高いカラム効率は維持されるが、実際の高分子試料のSEC測定においては、高分子試料の最適流速は低くなり、この傾向は分子量が高くなれば大きくなる。分子量数万以上の高分子試料では0.3mL／min程度の低流速測定が望ましい。

（ TSKgel G5000PW XL +G3000PW XL は 、 TSKgel
SuperMultiporePW−Mのカラムと同じサイズを使用した。
）の較正曲線を比較した。

３.３

試料注入量の影響

図５に、TSK−GEL SuperMultiporePWシリーズおよ

細孔多分散型充てん剤であるTSKgel SuperMultiporePW−M

びTSKgel SuperOligoPWにおける低分子試料（EG）のは、現行カラム系に比較して較正曲線の直線性に優れHETPの注入量依存性を示す。TSK−GEL SuperMultiporePWていることより高精度の分子量測定が可能である。

シリーズおよびTSKgel SuperOligoPWの最大試料注入
量は、20μLであり、望ましくは10μL以下である。

東ソー研究・技術報告 第54巻（2010）

SuperOligoPW
SuperMultiporePW−N
SuperMultiporePW−M
SuperMultiporePW−H

Log Molecular Weight（Mw）

1.E＋07
1.E＋06
1.E＋05
1.E＋04
1.E＋03
1.E＋02
1.E＋01
1.5

2.5

3.5
4.5
Elution time（min）

5.5

TSK−GEL SuperMultiporePWシリーズおよびTSKgel SuperOligoPWの較正曲線
Conditions（6.0mml.D.×15cm）
Column：TSK−GEL SuperMultiporePW & TSKgel SuperOligoPW
Eluent：H2O
Flow rate：0.60mL／min
Temperature：25℃
Detection：RI
Sample：Poly（ethylene oxide）＆Poly（ethylene glycol）20μL
直線性

傾き

TSKgel SuperMultiporePW−N

0.9994−2.11

TSKgel SuperMultiporePW−M

0.9993−2.62

TSKgel SuperMultiporePW−H

0.9990−2.85

1.E＋07
Log Molecular Weight（Mw）

図２59

G5000PWXL＋G3000PWXLSuperMultiporePW−M

1.E＋06
1.E＋05
1.E＋04
1.E＋03
1.E＋02
1.E＋01
1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

Elution time（min）

図３

TSKgel SuperMultiporePW−MとTSK−GEL PWXLカラムの較正曲線

Conditions
Column：（A）TSKgel SuperMultiporePW−M（6.0mml.D.×15cm）×2（B）TSKgel G5000PWXL＋G3000PWXL（6.0mml.D.×15cm）×2Eluent：H2O
Flow rate：0.60mL／min
Temperature：25℃
Detection：RI
Sample：PEO，PEG 20μL

60

TOSOH Research ＆ Technology Review Vol.54（2010）

2420（C）

HETP

1612（B）（A）

8（D）
4000.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Flow rate（mL／min）

図４

TSK−GEL SuperMultiporePWおよびTSKgel SuperOligoPWにおける流速とHETPの関係
Conditions
Column：（A）TSKgel SuperMultiporePW−N（6.0mml.D.×15cm）（B）TSKgel SuperMultiporePW−M（6.0mml.D.×15cm）（C）TSKgel SuperMultiporePW−H（6.0mml.D.×15cm）（D）TSKgel SuperOligoPW（6.0mml.D.×15cm）
Eluent：H2O
Flow rate：0.10〜0.70mL／min
Temperature：25℃
Detection：RI
Sample：Ethylene glycol（0.5％）2μL

282420HETP（A）TSKgel SuperMultiporePW−H
1612 （B）TSKgel SuperMultiporePW−M
84（C）TSKgel SuperMultiporePW−N（D）TSKgel SuperOligoPW

01.E−01

1.E＋00

1.E＋01

1.E＋02

1.E＋03

Injection volume（μL）

図５

TSK−GEL SuperMultiporePWおよびTSKgel SuperOligoPWにおける試料注入量とHETPの関係
Conditions
Column：（A）TSKgel SuperMultiporePW−H（6.0mml.D.×15cm）（B）TSKgel SuperMultiporePW−M（6.0mml.D.×15cm）（C）TSKgel SuperMultiporePW−N（6.0mml.D.×15cm）（D）TSKgel SuperOligoPW（6.0mml.D.×15cm）
Eluent：H2O
Flow rate：0.60mL／min
Temperature：25℃
Detection：RI
Sample：EG（0.5％）
Inject. vol.：1〜100μL東ソー研究・技術報告 第54巻（2010）

３.４

３.５

分離性能

61

較正曲線の温度依存性

図 ６ に 、 TSKgel SuperMultiporePW−Nと 現 行

TSKgel SuperMultiporePW−Mと他社品水系SECカ

TSKgel G3000PW XL カラムにおける標準PEOおよびラムにおける水溶離液での標準PEOおよびPEGの較PEG混合物の分離クロマトグラムを示した。

正曲線の測定温度依存性を図10に示した。
他社品においては、標準試料の溶出時間の温度依存

TSKgel SuperMultiporePW−Nは現行品の分離性能性が大きく、温度が高くなるほど溶出が遅れたり、まを半分の測定時間で達成している。
図 ７ に 、 TSKgel SuperMultiporePW−Mと 現 行

た溶出していない。高温度条件下では較正曲線が作成

TSKgel G5000PW XL +G3000PW XL の標準PEOおよび不能になり分子量測定に支障を来たすことになる。

PEG混合物のクロマトグラムを比較した。TSKgel

これに対しTSKgel SuperMultiporePW−MにおいてSuperMultiporePW−Mは現行品の分離性能を半分の測は、標準試料の測定温度依存性は小さく、測定条件が定時間で達成していることを確認した。

制約されることが少ないため測定精度向上にも繋が

図８では、TSKgel SuperMultiporePW−Hと現行る。

TSKgel GMPWXLにおける標準PEOおよびPEG混合物の３.６

分離クロマトグラムの比較を行い、TSKgel SuperMultiporePW−

測定試料クロマトグラムの凹凸現象

細孔多分散型充てんカラムの最大の特徴は、その細Hは現行品の分離性能を半分の測定時間で達成してい孔特性（細孔構造）にあり、従来の細孔径の異なるカることがわかる。
図９には、TSKgel SuperOligoPWと現行TSKgel G−

ラムの複数本接続や細孔径の異なる充てん剤を混合しOligo−PWにおけるβ−シクロデキストリン分解物のクたミックスベッド型カラムで観察されたクロマトグラロマトグラムを示した。TSKgel SuperOligoPWの分離

ム上の凹凸現象が観られない所にある。
図11にTSKgel SuperMultiporePW−Mと現行TSKgel性能が現行品のそれを半分の測定時間で達成していることがわかる。

G（5000＋3000）PW XLによるポリビニルピロリドンの分離クロマトグラムを示す。現行品では、クロマトグ（A）TSKgel G3000PWXLmV

5030（B）TSKgel SuperMultiporePW−N

103579111315171921

Elution time（min）

図６

TSKgel SuperMultiporePW−NとTSKgel G3000PWXLカラムによるPEO混合物の分離
Conditions
Column：（A）TSKgel G3000PWXL（7.8mml.D.×30cm）×2（B）TSKgel SuperMultiporePW−N（6.0mml.D.×15cm）×2
Eluent：H2O
Flow rate：（A）1.0mL／min（B）0.6mL／min
Temperature：25℃
Detection：RI
Sample：PEO，PEG Mixture
Inject. vol.（A）100μL（B） 20μL

62

TOSOH Research ＆ Technology Review Vol.54（2010）

40（A）TSKgel G5000PWXL＋G3000PWXL30mV

2010（B）
TSKgel SuperMultiporePW−M
0−10357911131517192123

Elution time（min）

図７

TSKgel SuperMultiporePW−MとTSK−GEL PWXLカラムによるPEO混合物の分離
Conditions
Column：（A）TSKgel G5000PWXL＋G3000PWXL（7.8mml.D.×30cm）×2（B）TSKgel SuperMultiporePW−M（6.0mml.D.×15cm）×2
Eluent：H2O
Flow rate：（A）1.0mL／min（B）0.6mL／min
Temperature：25℃
Detection：RISample：PEO，PEG Mixture
Inject. vol.（A）100μL（B） 20μL

105（A）TSKgel GMPWXLmV

9585（B）TSKgel SuperMultiporePW−H

75357911131517192123Elution time（min）

図８TSKgel SuperMultiporePW−HとTSKgel GMPWXLカラムによるPEO混合物の分離
Conditions
Column：（A）TSKgel GMPWXL（7.8mml.D.×30cm）×2（B）TSKgel SuperMultiporePW−H（6.0mml.D.×15cm）×2Eluent：H2O
Flow rate：（A）1.0mL／min（B）0.6mL／min
Temperature：25℃
Detection：RISample：PEO，PEG Mixture
Inject. vol.（A）100μL（B） 20μL東ソー研究・技術報告 第54巻（2010）

6380（A）TSKgel G−Oligo−PWmV

604020（B）TSKgel SuperOligoPW

03579111315171921Elution time（min）

図９TSKgel SuperOligoPWとTSKgel G−Oligo−PWによるβ−シクロデキストリン分解物の分離
Conditions
Column：（A）TSKgel G−Oligo−PW（7.8mml.D.×30cm）×2（B）TSKgel SuperOligoPW（6.0mml.D.×15cm）×2
Eluent：H2O
Flow rate：（A）1.0mL／min（B）0.6mL／min
Temperature：25℃
Detection：RI
Sample：β−Cyclodextrin Hydrolysate
Inject. vol.（A）100μL（B） 20μL

TSKgel SuperMutliporePW−M

Log Molecular Weight（Mw）

1.E＋07

他社品A
（25℃）
（40℃）
（60℃）
（80℃）

1.E＋06

1.E＋07

（25℃）
（40℃）
（60℃）
（80℃）

1.E＋06

1.E＋05

1.E＋05

1.E＋04

1.E＋04

1.E＋03

1.E＋03

1.E＋02

1.E＋02
1.E＋01

1.E＋01
1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

1.5

2.5

3.5

4.5

Elution time（min）

図10 TSKgel SuperMultiporePW−Mと他社カラムの較正曲線の温度依存性
Conditions
Column：TSKgel SuperMultiporePW−M & Competitor A（6.0mml.D.×15cm）
Eluent：H2O
Flow rate：0.60mL／min
Temperature：25，40，60＆80℃
Detection：RI
Sample：Poly（ethylene oxide）＆Poly（ethylene glycol）20μL

5.5

6.5

64

TOSOH Research ＆ Technology Review Vol.54（2010）（A）TSK−GEL PWXL

mV

3515（B）TSKgel SuperMultiporePW−M

−51.5

3.5

5.5

7.5

9.5

11.5

Elution time（min）

図11 TSKgel SuperMultiporePW−MとTSK−GEL PWXLによるポリビニルピロリドンの分離
Conditions
Column：（A）TSKgel G5000PWXL＋G3000PWXL（7.8mml.D.×30cm）（6.0mml.D.×15cm）（B）TSKgel SuperMultiporePW−M
Eluent：100mmol／L NaNO3
Flow rate：（A）1.0mL／min（B）0.6mL／min
Temperature：25℃
Detection：RI
Sample：Polyvinylpyroridone（0.3％）
Inject. vol.（A）100μL（B） 20μL

ラム上に凹凸現象が観られるが、細孔多分散型カラム影響はなく、良好な測定再現性が期待される。

であるTSKgel SuperMultiporePW−Mではこの現象が観察されない。

４.２

TSKgel SuperMultiporePW−M

図12にTSKgel SuperMultiporePW−Mと現行TSKgel

TSKgel SuperMultiporePW−Mと現行TSK−GEL

G（5000＋3000）PW XLによるデキストランの分離クロ

PW XLカラムによる各種ポリマーのクロマトグラムをマトグラムを示す。ポリビニルピロリドン同様に、デ

図16に示し、これらポリマーの一部の平均分子量

キストランにおいても現行品ではクロマトグラムに凹（Mw）の測定再現性の比較を行った結果を表２に示凸現象が確認されるが、細孔多分散型カラムTSKgelした。

SuperMultiporePW−Mではこの現象が観察されないことを確認した。

現行品においては、本条件下ではいくつかのポリマーでスムースなクロマトグラムが得られず、分子量データも不満足な結果を示した 。また、平均分子量

４．分子量分布測定例
４.１

測定溶離液条件

TSKgel SuperMultiporePW−Mにおいては、ポリビニルピロリドンのクロマトグラムおよび平均分子量（Mw）の測定再現性（日内）も不充分なものであった。これに対しTSKgel SuperMultiporePW−Mで得られた各種ポリマーのクロマトグラムは凹凸もなく良好で、また平均分子量（Mw）の測定再現性（日内）は、現行品よりも高いことが確認された。

（Mw）の溶離液条件（塩濃度および測定温度）依存性を調べた結果を図 1 3 および図 1 4 に示す。また、

４.３

TSKgel SuperMultiporePW−H

図15ではTSKgel SuperMultiporePW−Hを用いて、ポ図17にTSKgel SuperMultiporePW−Hによる各種ポリビニルピロリドンのクロマトグラムおよび平均分子リマーのクロマトグラムと平均分子量（Mw）を示し量（Mw）の有機溶媒（アセトニトリル）濃度依存性た。

を調べた。
ここで得られた結果においては、溶離液条件の違いによるクロマトパターンおよび分子量データに大きないずれのポリマーについても、スムースなクロマトグラムが得られており、また平均分子量（Mw）の日内測定再現性も良好であった。

東ソー研究・技術報告 第54巻（2010）

5565（A）TSK−GEL PWXLmV

35（B）TSKgel SuperMultiporePW−M

15−5
1.5

3.5

5.5

7.5

9.5

11.5

Elution time（min）

図12

TSKgel SuperMultiporePW−MとTSK−GEL PWXLによるデキストランの分離
Conditions
Column：（A）TSKgel G5000PWXL＋G3000PWXL（7.8mml.D.×30cm）（B）TSKgel SuperMultiporePW−M（6.0mml.D.×15cm）
Eluent：100mmol／L NaNO3
Flow rate：（A）1.0mL／min（B）0.6mL／min
Temperature：25℃
Detection：RI
Sample：Dextran（0.3％）
Inject. vol.（A）100μL（B） 20μL

120（A）
100mV（B）
80（C）
60（D）

40
1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

Elution time（min）

図13 TSKgel SuperMultiporePW−Mによるポリビニルピロリドンのクロマトグラムの塩濃度依存性
Conditions
Column：TSKgel SuperMultiporePW−M（6.0mml.D.×15cm）
Eluent：25〜200mmol／L NaNO3
Flow rate：0.60mL／min
Temperature：40℃
Detection：RI
Sample：Polyvinylpyroridone（0.3%）20μL
NaNO3濃度（mmol／L）

Mw

（A）

200

19,000（B）

10019,000（C）

5021,000（D）

2522,00066

TOSOH Research ＆ Technology Review Vol.54（2010）

90（A）

mV

70

50（B）

30（C）

101.5

2.5

3.5

4.5

5.5

Elution time（min）

図14 TSKgel SuperMultiporePW−Mによるポリビニルピロリドンのクロマトグラムの温度依存性
Conditions
Column：TSKgel SuperMultiporePW−M（6.0mml.D.×15cm）
Eluent：100mmol／L NaNO3
Flow rate：0.60mL／min
Temperature：25，40＆60℃
Detection：RI
Sample：Polyvinylpyroridone（0.3%）20μL
温度（℃）

Mw

（A）

6020,000（B）

4019,000（C）

2519,00070（A）
50mV（B）
30（C）

10−10（D）

23456Elution time（min）

図15

TSKgel SuperMultiporePW−Hによるポリビニルピロリドンのクロマトグラムの有機溶媒濃度依存性
Conditions
Column：TSKgel SuperMultiporePW−H（6.0mml.D.×15cm）
Eluent：100mmol／L NaNO3／Acetonitrile（ACN）
Flow rate：0.60mL／min
Temperature：40℃
Detection：RI
Sample：Polyvinylpyroridone（0.3%）20μL
100mmol／L NaNO3／ACN

Mw

（A）

70／30

24,000（B）

80／2020,000（C）

90／1020,000（D）

100／019,000

東ソー研究・技術報告 第54巻（2010）

TSKgel G5000PWXL＋G3000PWXLTSKgel SuperMultiporePW−M

23564mV4mV

2355315675611531−5−535791135Elution time（min）

図167911Elution time（min）

TSKgel SuperMultiporePW−MとTSKgel G5000PWXL＋G3000PWXLによる各種ポリマーのクロマトグラム
Conditions
Column size：（6.0mml.D.×15cm）×2
Eluent：100mmol／L NaNO3
Flow rate：0.60mL／min
Temperature：40℃
Detection：RI
Sample：Polymer（0.3%）20μL
Mw

表２SuperMultiporePW−M

G5000＋3000PWXL（1）Carboxymethyl cellulose

134,000

115,000（2）Arabic gum

126,000

125,000（3）Hydroxypropylcellulose

108,000

55,000（4）Dextran

105,000105,000（5）Chondroitin sulfate sodium salt

48,00028,000（6）Polyvinylpyrrolidone

31,0009,300

TSKgel SuperMultiporePW−Mと現行品における各種試料の分子量再現性（日内）TSKgel SuperMultiporePW−M
TSK−GEL PWXLシリーズ（TSKgel G5000＋3000PWXL）

コンドロイチン硫酸Na
Ave.
RSD（％）
48,0000.49
34,6001.89

アラビアガム
Ave. RSD（％）
126,000
0.35
125,000（n ＝ 5）カルボキシメチルセルロース
Ave.
RSD（％）
134,000
0.67

0.57

115,000

1.05

Conditions
Column：TSKgel SuperMultiporePW−M（6.0mml.D.×15cm）×2
TSKgel G5000PWXL＋G3000PWXL（7.8mml.D.×30cm）×2
Eluent：100mmol／L NaNO3
Flow rate：0.6mL／min（SuperMultiporePW）
1.0mL／min（G5000PWXL＋G3000PWXL）
Temperature：40℃
Detection：RI
Sample volume：20μL（SuperMultiporePW）＆100μL（G5000PWXL＋G3000PWXL）

５．おわりにを確認した。
今回、われわれが開発したTSK−GEL SuperMultiporePW

細孔多分散型充てん剤は、従来のミックスベッドタ

シリーズは、新規な合成法により単分散微粒子化と細イプカラムなどに比較して、優れた細孔分布特性を有孔多分散型充てん剤を同時に達成することにより、高しているため理想的なクロマトグラムが得られ、測定分離性能を有し、かつ迅速な分子量分布測定に最適な再現性が高く正確な分子量分布データが得られること

水系の高性能セミミクロSECカラムである。

68

TOSOH Research ＆ Technology Review Vol.54（2010）36357mV

451521−54

図1768
Elution time（min）

1012

TSKgel SuperMultiporePW−Hによる各種ポリマーのクロマトグラム

Conditions
Column：TSKgel SuperMultiporePW−H（6.0mml.D.×15cm）×2
Eluent：100mmol／L NaNO3
Flow rate：0.60mL／min
Temperature：40℃
Detection：RI
Sample：Polymer（0.3%）20μL
Mw（1）Dextran

470,000（2）Carboxymethyl cellulose

150,000（3）Arabic gum

103,000（4）Dextran

95,000（5）Hydroxypropylcellulose

91,000（6）Chondroitin sulfate sodium salt

41,000（7）Polyvinylpyrrolidone

29,000

また、同時に開発した水溶性オリゴマー分離用カラムTSKgel SuperOligoPWは、現行水系SECカラムの分離性能を半分の分析時間で達成した低分子用高性能水系セミミクロSECカラムである。
本開発カラム群の性能を充分に発揮するために、安定性に優れたGPCシステムとの組合せによりさらに安定した分析が可能である。

参考文献
１）東ソー研究報告第51巻（2007）

細 孔 多 分 散 型 S E C 用 充 て ん カ ラ ム T S K −G E LSuperMultiporeHZシリーズの特性とその応用