高精細近赤外線カメラ

ABA-013VIR
VGA: ABA-003VIR

SXGA:
新製品

可視領域から近赤外線領域までをカバー
ソニー製IMX990/991センサー採用、画像検査の新しい 眼
SＷIRカメラ

R画像

カラー画像

近赤外画像

G画像
モノクロ画像B画像

ABA-013VIR/ABA-003VIR

高精度・広視野アプリケーション用

ソニー製
IMX990 センサー搭載

半導体欠陥検査向け
高精細SXGA近赤外線カメラ

ABA-013VIR

微細な欠陥も捉える画素サイズ

5μm

1.3 メガピクセル解像度

従来比４倍の■ 高解像度の撮像事例《使用環境》
マイクロスコープレンズ
光学 倍率：15xレンズ×絞り0.6=9x）
視野幅0.71mm/枠内対象物=約60 μm

ウェハマーキング
約60µm

従来品の撮像ABA-013VIRの撮像

可視領域400nmから■ 近赤外線カメラ撮像事例

近赤外領域1700nmまで

可視光カラーリンゴ

可視光モノクロ

近赤外ワイドバンド対応
780nm 1000nm

1500nm2000nm←キズ2500nm｛ABA-013VIR/003VIR :InGaAs SXGA AREA CAMERA
400
1700
可視光の領域から対応

当社 ABA-003IR
950
1700

780nm 1000nm

X線10pm

紫外線10nm

1500nm

可視光

380nm

水と油

2000nm

近赤外線

780nm

中赤外線

2.5um

2500nm

遠赤外線
8.0um

0.1ｍm

醤油と金属片高速アプリケーション用

ソニー製
IMX991 センサー搭載

食品・素材異物検査向け
高速VGA近赤外線カメラ

ABA-003VIR

従来比４分の１、画素サイズ5μm「高速インライン検査に対応した」
近赤外線カメラ■ 検査事例①：色や形状の異なる食品の選別
カラーやモノクロカメラだけでは ◎ 菓子（キャンディとグミ）識別できない食品などの異物混入を識別することが可能になります。

水分量の差で選別水分量が多いと暗く撮像されます。

■ 検査事例②：外観では確認が難しい検査
外観検査だけでは難しい内容物の ◎ 樹脂ボトル検査を完成状態で可能にします。
取付の有無や内容量の確認

シリコン◎ 樹脂包装電球

内部の割れを検出

繊維木材

木材の割れ→封印部分の噛み込みを検出

■ ABA-013VIR/ABA-003VIR の主な仕様
Model Name

ABA-013VIR

ABA-003VIR

Image sensor

Effective pixels： 1280H x 1024V

Effective pixels： 640H x 512V

Image effective size： 6.4mm x 5.12mm

Image effective size： 3.2mm x 2.56mm

Pixel size: 5 μ m × 5 μ m

Pixel size: 5 μ m × 5 μ m

Interface

Gigabit Ethernet (1000BASE-T) / Camera Link (SDR)

Spectral response range

400nm ～ 1700nm

Pixel clock interval

74.25MHz Data rate：18.5625MHzFrame rate

8bit

60.00FPS (max) @GigE

240.00FPS (max) @GigE

10bit

30.00FPS (max) @GigE

120.00FPS (max) @GigE

12bit

30.00FPS (max) @GigE

120.00FPS (max) @GigE

134.73FPS (max) @Camera Link

258.80FPS (max) @Camera Link

125.26FPS (max) @Camera Link

240.61FPS (max) @Camera Link

71.52FPS (max) @Camera Link

137.39FPS (max) @Camera Link

Exposure time

6 μ sec ～ 10msec (Setting range: 6 μ sec to 9.99sec)

Shutter

Global shutter

Signal to noise ratio

54dB

Sensor readout noise

200e-Gain up

0dB ～ +12dB

Main function

Status LED, internal cooling mechanism, external trigger, various correction (DSNU, PRNU, pixel defect, shading), ROI, Field Upgrade Function

Video output

8 / 10 / 12bit

Synchronization

Internal, ExternalPowerInput voltage：

Lens mountC mount, 1/2 inch format or larger

Operating temperature/humidity+0℃ ～ +45℃ / 20 ～ 80% (Non-condensing)

Storage temperature/humidity-15℃ ～ +65℃ / 20 ～ 80% (Non-condensing)Sensor setting temperature+5℃ ～ +35℃ / 20 ～ 80% (However, to use within operating temperature)

External dimensions

58(W) x 58(H) x 90(D) mm (Including mounting parts and protrusions.)

Weight400g

Adaptive standard

RoHS2, CE(in preparation)■ IF 背面 (GigE)

DC+12V~DC+24V ± 1V / Power consumption：7W■帯域特性

Software development kit
Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
For image acquisition / communication:
SDK-TransFlyer (Model name: AZP-ACAPTF-01)
GigE Vision®, GenICam™, GenICam™ GenTL Compliance
Camera Link
For image acquisition:
SDK-AcapLib2 (Model name: AZP-ACAP-02)
For camera communication:HyperTerminal Or
compliant software

注）本カタログに使用されたカメラ写真のレンズは別売

株式会社 アバールデータ 〒194-0023 東京都町田市旭町1-25-10
お問い合わせ先電話

042-732-1030

本社：

お問い合わせ先FAX

042-732-1032

本社：

Eメール

sales@avaldata.co.jp
ホームページ

www.avaldata.co.jp※当社は 品質システム ISO9001、環境システム ISO14001の認証を取得しています。

証券コード6918◎本カタログに記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
製品使用上のご注意◎仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みいただき、製品保証範囲内でご使用ください。

2021年4月現在
aa21040xx02