デジタルアラームセッター
（％換算）
DDP−□
□A
特長
DC50mA、DC300Vまでの直流信号であれば直接入力出来ます。
リレーの出力状態は全面LEDにより視認可能。
入力信号をLCDで％表示。
設定はメンブレンスイッチにより確実に行う事が出来ます。
表示はLCD（バックライト付）で見やすくなっています。
リレー接点出力は2 接点形と4 接点形の2タイプあります。
各チャネル毎にノーマルオープン（A）接点動作、ノーマルクローズ（B）接点動作を選択できます。
電源遅延、応答遅延、デッドバンドの調整、設定選択が可能。

製作仕様
入力
入力範囲
No.
DC ０〜１００ mV
１V
DC ０〜１２V
DC ０〜５３
DC ０〜１０ V
４V
DC １〜５５
DC ０〜１ mA
６
DC ０〜１０ mA
７
DC ４〜２０ mA
８
その他
９

入力過負荷耐量
V
DC ５V
DC ５０
DC ２５０ V
DC ５００ V
DC ２５０ V
DC １２ mA
DC １２５ mA
DC ２５０ mA

出力
リレー接点出力
接点容量
AC ２５０ V １ A
DC １００ V ０.２ A

補助電源
電源電圧
No.
V
DC ２４１（ DC １８〜３０ V ）AC １００〜２４０ V
２（ AC ９０〜２６４ V ）DC １００/１１０ V 含チャネル
２ CH
４ CH
２ CH（AC １００ V）
４ CH（AC １００ V）
２ CH（AC ２00 V）
４ CH（AC ２00 V）

消費電力
約 ８５ mA
約 １１０ mA
VA
約３VA
約４VA
約４
約 ４.７ VA

製作可能範囲：信号入力DC５０mA、DC３００Vまで。その他入力仕様については当社係員までご相談下さい。

接続図
使 用する時は付 属のオムロン製
IIPFソケット（又は同等品）を使用して下さい。

２接点形

Power
Input
Supply（−）（＋） − ＋４接点形

8 7 6 5493
10 11 1 2c abCH 1

性能（１）設 定 範 囲（２）測 定 誤 差（３）応 答 遅 延（４）電 源 遅 延（５）デ ッ ド バ ン ド（６）温 度 係 数
電圧（７）耐（８）絶 縁 抵 抗

Power
Input
Supply（−）（＋） − ＋

8 7 6 54GND

93
10 11 1 2c abCH 2

COM CH 1 CH 2GNDCOM CH 3 CH 4

注文時指定事項
００.０〜９９.９%（３桁デジタル設定）±（０.１％ of｜rdg｜＋１digit）
０.１〜１９９９秒（調整可能）
０.５〜１９９９秒（調整可能）
０.０〜２０.０％（調整可能）±０.０１％ /℃
２０００V １分間
１００MΩ以上

形名と補助電源□A
DDP−□
V
１ DC ２４（ DC １８〜３０ V ）２ AC １００〜２４０ V（ DC ９０〜２６４ V ）DC １００/１１０ V 含

ご注文の例
3チャネル
入力□−□
□
１ DC ０〜１００ mV ２ ２接点
V ４ ４接点
２ DC ０〜１
V
３ DC ０〜５
４ DC ０〜１０ V
V
５ DC １〜５
６ DC ０〜１ mA
７ DC ０〜１０ mA
８ DC ４〜２０ mA
その他
９①DDP−２A−１２ ②DDP−１A−３４

各接点の動作について比較出力は２系統持ち、それぞれ独立して動作モードを設定することが出来ます。
各接点の動作を示すと、下図のようになります。
２接点形H
上限設定（□）

条 件

入力設定関係

電源 Off任 意接点状態
２１０１９３１１２１０１９３１１２１０１９３１１H

電源 On
入力 ＜H

４接点形

Ｈ動作

件

入力と設定関係

電源 Off

任 意

電源 On
入力 ＜H

H

電源 On
入力 ≧H

H

CH １

○

出力
CH ３

CH ４２３１０ ９ １１ ９１０ ９ １１ ９１０ ９ １１ ９２２９９９入力設定関係

電源 Off

任 意

接点状態

９３９３９件

１９３１１２１０１９３１１２１０１９３１１L

Ｌ動作
条

２１０L

電源 On
入力 ＞L

CH ２

○

条 件

電源 On
入力 ≦L

H

電源 On
入力 ≧H

条

L
下限設定（□）

入力と設定関係

電源 Off

任 意

電源 On
入力 ＜L

L

電源 On
入力 ≧L

L

○

出力

CH ２

CH ３

CH ４１０ ９ １１ ９２９３９１０ ９ １１ ９２９３９１０ ９ １１ ９２９３９CH １○

設定方法について
１. 設定フロー
測定中【M】
チャネル選択【M】

チャネル選択選択されている設定チャネルのNoをブリンク表示▲▼キーでチャネル選択【E】キーで設定
ch１：CH１
ch２：CH２
ch３：CH３
ch４：CH４（ch３，４は４ch仕様のみ）

設定項目選択【E】 現在設定中のチャネルNo表示［CH１/２（/ ３/４）］
選択されたチャネルのリレー出力LEDがブリンク表示。
選択されている項目がブリンク▲▼キーで選択、選択された項目がブリンク表示。
【E】キーで設定
COMP：比較値設定
PICK UP DLY：応答速度
DEAD BAND：デッドバンド
HL：比較モード、：接点切換チャネル内のサブ項目の設定中
からは【M】キーで抜けられます。

【M】
電源遅延
【M】

変更無し

設定変更有/ 無電源遅延設定
現在設定されている遅延値を表示
START DLY表示▲▼キーで数値アップダウン連続押しで桁アップ【E】キーで設定０.５〜９９.９に設定可能

【E】

比較値設定
【E】 COMP表示
現在設定されている比較値を表示
HLに比較モード表示▲▼キーで数値アップダウン
連続押しで桁アップ【E】キーで設定００.０〜９９.９に設定可能【E】

応答速度設定PICK UP DLY表示【E】
現在設定されている応答速度値表示▲▼キーで数値アップダウン連続押しで桁アップ【E】キーで設定０.１〜９９.９に設定可能
デッドバンド設定
DEAD BAND表示【E】
現在設定されているデッドバンド値表示▲▼キーで数値アップダウン連続押しで桁アップ【E】キーで設定０〜２００に設定可能
比較モード設定
現在設定されている比較モード表示▲▼キーでH、L、HLに切換【E】キーで設定
上限比較：［H］ブリンク
下限比較：［L］ブリンク
比較動作なし：［HL］点灯【E】

変更有り接点切換
現在設定されている接点モード表示▲▼キーでオルタネートに切換【E】キーで設定
A接点モード：B接点モード：変更確認
設定の変更有り時CHGをブリンク表示する。 【M】 再設定へ
【E】キーで設定変更【M】キーで再設定へ【E】

接点切換無し変更確定

4【E】

２. 比較値の設定
比較設定は CH１〜CH４の４つの独立したチャネルを持っていて（４接点時）、それぞれのチャネルに属する項目（サブ項目）の比較値、デッドバンド、比較モードは、CH１〜CH４のサブ項目の設定ループ内で連続して行います。
【設定手順】
比較値は各チャネルに所属しますので、まず設定するチャネルを選択します。
測定中から設定モードに移るには、 MOD キーを押します。
測定中
チャネル

CH１

サブ項目

HL

C O M PPICK UP DLY
DEAD BAND

比較値００.０％
C O M P

チャネルの設定に入るとCH１〜CH４のどちらか既に設定されている方が点滅をし、他は連続点灯しています。
又は、 キーを押すと点滅しているチャネルが順に切り替わります。
設定しようとするチャネルを選択して ENT キーを押します。
（設定項目の内、チャネルに属している項目をサブ項目とします。）
チャネル内の設定（サブ項目）に入ります。
セレクトされている項目が点滅し、その他は点灯します。
キーで変更したい項目へ移動させます。
COMP が点滅している様にして ENT キーを押します。
COMP は連続点灯に変わり、その他は消えます。
（CH１の比較値 COMP が選択されました）
キー操作により比較値の数値を設定します。
まず キーを押すと最下位桁が１アップします。
そのまま押し続けると０.６秒後に下位２桁目がカウントアップを始め、１０カウント以上押しているとカウントアップする速度が増します。
キーも同様にカウントダウンを行ないます。
設定しようとする数値になるまで繰り返します。
目的の数値になったら ENT キーを押して確定します。
比較値の設定が終了すると再度チャネルの選択画面に戻ります。
そのままCH１のサブ項目の設定を続ける時は、 ENT キーを押しサブ項目の選択へ移ります。CH２を設定する時は キーを押してCH２が点滅している状態にし、 ENT キーを押します。

３. 比較モードの設定
比較モードは各チャネル毎に設定することができます。
比較モードは、H Ｌと動作させない状態の３種類の中から選択します。
【設定方法】
比較値の設定と同様に、 MOD キーを押してチャネルの選択をします。サブ項目の中で比較モードのセレクトをにより行ないます。
H 、Ｌ が点滅していれば、 ENT キーを押し比較モードの設定に入ります。
比較モードの設定に入ると、今度は H 、Ｌ が既に設定されていればその状態が表示され、設定が無ければCH１が H に、CH２が Ｌ の設定になります。（２接点形の場合）設定されているモードの H Ｌ が点滅し設定されていない方は連続点灯します。
設定を変更する時はキーにより変更し、 ENT キーで確定します。

5

４. デッドバンドの設定
デッドバンドは、リレー動作の不感帯を設定します。設定は各チャネル毎に行ないます。
デッドバンドの動作方向はリレーがOFFになる側に働きます。
【設定方法】
測定中 から MOD キーを押しチャネル選択へ移り、CH１〜CH４のいずれかを選択します。
DEAD BAND 表示が点滅する様にキーを操作し、ENT キーで確定します。
DEAD BAND 表示のみが点灯しその他は消えます。同時に選択したチャネルの数値表示部（７セグ）に現在設定されている数値を表示します。
数値を変更する場合は、キーを操作してデッドバンド値を設定しようとする数値に合わせます。
数値が目的の数値になったら ENT キーで確定します。
デッドバンドの設定が終了した時も、同様にチャネル選択状態に戻ります。
５. 応答速度の設定
応答速度の設定・変更は、測定中 から MOD キーを押し、チャネル選択へ移り、CH１〜CH４のいずれかを選択します。
選択はキーと ENT キーで行ないます。次にサブ項目の選択状態になります。
応答速度の設定状態は PICK UP DLY が点灯し、数値表示上段に設定されている数値が表示され、単位が％からSに変わります。この状態で ENT キーを押さずに、直接キーにより数値の入力変更ができます。入力・変更の終了は ENT キーを押します。また変更途中でキャンセルする時は、MOD キーを押すことで設定値を更新せずに次の項目［電源遅延］へ移ります。
６. 電源遅延の設定
電源遅延の設定は 測定中 から MOD キーを２回押して行ないます。
電源遅延の設定に入ると START DLY が点灯し、キーの操作により設定・変更を行ない、ENT キーを押して確定します。
７. 設定値変更の確認
設定値の変更を行なった場合に測定に入る前で確認の項目があります。
何れの項目にも変更が無ければ、確認の項目は通過します。
設定値の変更を行なった場合は、CHGと表示して点滅します。
変更に間違いが無ければ、ENT キーを再修正の時は MOD キーを押します。
ENT キーが押されれば、変更した内容が測定動作に反映しバックアップ・メモリーへ書き込みます。
MOD キーが押された場合には、設定モードに入った状態へ戻ります。前回の変更内容は残っていません。
８. 接点切替
各チャネル毎にノーマルオープン（A）接点動作（）、ノーマルクローズ（B）接点動作（）を選択できます。
接点切替の設定・変更は 測定中 から MOD を押し、チャネル選択へ移り、CH１〜CH４のいずれかを選択します。
接点切替の設定状態は「」が点滅する様にキーを操作し、ENT キーで確定します。
…ノーマルオープン（A）接点動作…ノーマルクローズ（Ｂ）接点動作以上を選択でき ENT キーで確定します。

バックライトおよびインジケータLEDについて
１. バックライト
バックライトは、通常の測定動作中は点灯しません。
どのキーが押されても点灯します。但し MOD キー以外は表示状態は変化しません。
（キー操作終了５分後にバックライトは消灯します。〕
２. リレーインジケータLED
各リレーには、リレーの状態を示しているLEDランプがあります。
LEDランプは、２色発光を使用しています。
比較動作が H の時は、リレーがONしている時に赤色が点灯し、OFFの時は消えます。
比較動作が L の時は、リレーがONしている時に黄緑色が点灯し、OFFの時は消えます。
このことによりハイ設定、ロー設定が離れた所からでも識別できます。

LOCKキーの動作について
LOCKキーがLOCK状態であっても MOD キーは動作します。
但し、設定の変更や切替えは行なえません。
測定中から MOD キーを一度押すと比較設定値がLCDに表示されるが、その状態で ENT キーを押しても何も変わらず、再度 MOD キーを一度押すと元の測定中に戻ります。
また、一度 MOD キーを押してLCDに比較設定値が表示された状態で放置すると、一定時間（１０秒）経過すると自動的に測定中に戻ります。

6

付属単位ラベルについて単位表示用にラベルが個々に付属します。単位は下記の種類を用意しています。単位で下記に含まれない場合は別途彫刻銘版を貼り付けます。
μmmin
×１０×１００mV
AmA%/seckg
MVarkPam/minm/sec
W℃mm/minVm/hmgm
kW
N・mkVkA×１０００mm/min/ht/hrpm
ppm
pHJmkPa

N・mkg/hr/min
N・m2
Nm3/h
m3/secm3/h
MW

MPahPaPa
Ngvar
m（T.P）
m（E.L）
m（A.P）

入力範囲を越えた場合の表示について入力に対する表示は前面より自由に設定できますが、設定範囲を越えた入力が印加される点滅表示となります。
表示有効範囲はスパンの１０％を下限値、上限値を越えた値となります。
例えば０〜１０００にスケーリングした場合は−１００〜１１００の間の値が有効値となります。

特殊スケーリングについて
下記の様に入力信号の増加方向と表示値の増加方向が逆になっている特殊スケーリングも可能です。
入力 DC １〜５ V
表示 −７６０〜０
この様な場合は、MIN値とMAX値が逆転しますが、内部CPUで演算させてスケーリングを行なっているため問題なく表示できます。

取扱上の注意
使用環境についてa）使用温度範囲
０〜５５℃−２０〜７０℃b）保存温度範囲c）相対湿度
２０〜８５％
周囲温度は製品の寿命に直接影響します。できるだけ高温、高湿、急激な変化をさけるようにして下さい。
d）振動、衝撃振動 １０〜５５Hz、複振幅 １.５mm
衝撃 １００m/S 2
振動、衝撃はリレーの誤動作を起こすことがあります。上記範囲内で使用して下さい。
接地端子（G端子）について安全の為、また動作安定の為、接地端子を接地して下さい。接地端子の構成は、機種により異なりますが、いずれも、他の電気回路及び外箱とは絶縁されています。
a）補助電源がACのもの
これらの機種では、電源トランスの静電シールドに接地端子を接続してあります。

内部電気回路

補助電源Gb）補助電源がDCのもの
電源部のノイズフィルターのコンデンサに接地端子を接続してあります。

補助電源

インバーター

G12

内部電気回路安全上の注意
DDPをソケットから外す時、また、取り付ける時は必ず電源、入力信号を遮断してから作業を行なって下さい。
通電したままでの作業は危険ですし、故障の原因にもなります。

外附付属品、及び変換器との組合わせ
直接入力できない高電圧、大電流の場合、外部に附属品が付きます。
a. DC高電圧（倍率器精度 ±１％）b. DC大電流（分流器精度 ±１％）
測定電圧

倍率器

測定電流

分流器

３０１〜５００V

M−２A

１.０１〜５A 未満

M−２A

５０１〜７４９V

M−２B

５A 以上 ５０A 未満

S−１０A

５０A 以上 ５０００A 未満

S−８A

７５０〜１５００V

M−３

１５０１〜３０００V

M−４A

３００１〜５０００V

M−６

c. AC高電圧（変換器精度 ±０.５％）、AC大電流（変換器精度 ±０.５％）
DPシリーズは直流入力専用となっています。交流に使用したい場合はVLS、ALSをご使用下さい。
例 AC１５００Ｖを測定する場合

AC １５００Ｖ

P.T.
１５００／１５０V

１５０Ｖ

例 AC１０００Ａを測定する場合

DDP
又はSDP

VLS-０

AC １０００A

C.T.
１０００／５A

AC０〜１５００V／DC０〜１０V（１MΩ） DC０〜１０V入力

５A

ALS-０

AC０〜５A／DC０〜１０V（１MΩ）

d. 温度測定
温度測定をする場合は当社温度変換器、CGP、JGPと組合わせて下さい。
白金測温抵抗体を使用する場合はCGP、熱電対を使用する場合はJGPを使用して下さい。
例 １０００℃を測定する場合
熱電対
測定対
象

JGP

DDP
・
SDP

０〜１０００℃／DC４〜２０mA

DC４〜２０mA入力

CGP

DDP
・
SDP

例 ２００℃を測定する場合
Pt
測定対
象

０〜２００℃／DC４〜２０mA

DC４〜２０mA入力

13DDP
又はSDP

DC０〜１０V入力

その他
近年機器の高速化、高周波化にともない、ノイズによるトラブルが多くなっております。使用環境に応じて入力側、電源側にノイズフィルタを設置するように配慮して下さい。
センサの出力信号など、低い電圧の信号を入力する場合、配線にはシールド線を使用して下さい。
外形寸法図
１１０１００５０５０

TOYO KEIKITOYO KEIKI

ALARM SETTER

ALARM SETTERHL
HL

C O M PPICK UP DLYSTART DLY
DEAD BAND

５ ６ ７４３２MAX

８MIN

単位表示（貼りラベル）

HL
HL

C O M PPICK UP DLYSTART DLY
DEAD BAND

POINT

MAX

MIN

POINT

７８１０９１０１１１MOD

MOD

ENTENT東洋計器
１FREE

２REPLAYLOCK

１３REPLAY

２接点形

５０

LOCK

４接点形

max. １３４３３５４４０±０.２

FREE

２４４

端子ネジ M３.５８７６５２−φ４.５穴

８０３５.４４９１１１２４１０３

ソケットを取り付けた状態（ １／２）

14