tNIRS-1 非侵襲脳酸素モニタ C12707
商品コードNo. 113 02 010

仕様
型名
測定項目

C12707
酸素化ヘモグロビン濃度

O2Hb（μＭ）

脱酸素化ヘモグロビン濃度
総ヘモグロビン濃度
組織酸素飽和度

HHb（μＭ）

tHb （μＭ）

StO2（％）

測定範囲（％） ０ ％〜９９ ％StO2

測定サンプル間隔

5 s 〜 60 s (5 sステップ)

測定方式

TRS法（時間分解分光法）

光源

レーザダイオード（クラス１）

照射光

専用架台セット
商品コードNo. 113 22 050

波長755 nm、816 nm、850 nm(公称値)
パルス発振、繰り返し周波数9 MHz●tNIRS-1 非侵襲脳酸素モニタ本体・・・・・・・・・・・・・1

光検出器

MPPC（multi-pixel photon counter）●プローブファイバA型 tNIRS-1用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

チャンネル数

2チャンネル

バッテリ動作時間

約30分間（フル充電時）●装着パッドA型 tNIRS-1用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

データ保存回数20回分

外部保存

USBメモリプローブファイバ長

約3.5 ｍ

生体情報モニタへの接続

Philips社 IntelliBridge Interface Module接続により可能

電源

AC 100 V、50 Hz/60 Hz

消費電力

90 VA

寸法・質量tNIRS-1本体●取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1●電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

装着パッド A型 tNIRS-1用 A12930
商品コードNo. 113 22 030

データ取り込みソフトウエア tNIRS-1用
Ｕ13962 商品コードNo. 113 22 010

定量性・再現性に優れたTRS法を応用した世界初の臨床用脳酸素モニタ

292 mm(W)×291 mm(H)×207 mm(D)約7.5 kg
医療機器認証番号

225AFBZX00091000【技術情報】①定量性

プローブファイバ A型 tNIRS-1用 A12588
商品コードNo. 113 22 020②自社開発の高速センサ(MPPC) と３波長半導体レーザ

オプション名▲高速センサ(MPPC)●MPPC（multi-pixel photon counter）
時間分解分光法ではナノセカンドオーダーの光の粒を数える必要があります。超高速の光信号を安定して取得するために、電子冷却素子を内蔵した自社開発センサを採用し測定精度を向上させました。

称

商品コードNo.

リファレンスNo.

装着パッド A型 tNIRS-1用(10個入り)

113 22 030

A12930

プローブファイバ A型 tNIRS-1用

113 22 020

A12588

専用架台セット（tNIRS-1）

113 22 050

データ取り込みソフトウエア tNIRS-1用

113 22 010

Ｕ13962

ティー ニ ル ス ワ ン

R●レーザダイオード
照射光源に半値幅の狭い自社開発半導体レーザを採用し測定精度を向上させました。

※tNIRS は、浜松ホトニクス㈱の登録商標です。

非侵襲脳酸素モニタ C12707【関連文献】
1) S.Fujisaka, et al.: A Clinical Tissue Oximeter Using NIR Time-Resolved Spectroscopy. Advs Exp Med Biol, 2015, 876: (to be published)2) B.Chance, et al.: Time Resolved Spectroscopy of Hemoglobin and Myoglobin Resting and Ischemic Muscle. Anal. Biochem., 1988,174:698-707
3) Y.Yamashita, et al.: In vivo Measurement of Reduced Scattering and Absorption Coeﬃcients of Living Tissue using Time-Resolved Spectroscopy. OSA TOPS, 1996, Vol.2:387-390.
4) D.T.Delpy, et al.: Estimation of optical pathlength through tissue from direct time of ﬂight measurement, Physics in Medicine and Biology, 33, 1988 : 1433-14425) M.Oda, et al.: Nearinfrared Time-Resolved Spectroscopy System for Tissue Oxyganation Monitor. Proc.SPIE, 2000, 4160 : 204-210.

www.hamamatsu.com□ システム営業推進部 〒431-3196 浜松市東区常光町812 TEL (053)431-0143 FAX (053)433-8031 E-Mail sales@sys.hpk.co.jp

Cat. No. SMES0032J02
MAR/2017 IP（2000）

O2Hb

酸素化ヘモグロビン濃度（ティーニルス ワン）
非侵襲脳酸素モニタ C12707
tNIRS-1は、定量性・再現性に優れた時間分解分光法による

HHb

脱酸素化ヘモグロビン濃度

tHb

総ヘモグロビン濃度

StO2

脳酸素モニタです。従来装置では困難であった、組織血液量の定量化、長時間に及ぶ ICU、CCU患者の間歇的な経過観察等を可能にします。
従来、TRS法は基礎研究の分野で使われていました。
自社開発の高速センサと３波長半導体レーザを採用し、TRS法を応用した世界初の臨床用脳酸素モニタを実現しました。

▶長時間にわたり脳酸素・脳血流管理が必要な患者のモニタリング▶脳機能・精神疾患の研究

組織酸素飽和度

時間分解分光法（Time Resolved Spectroscopy）とは●患者間、測定部位、測定部位形状の影響を受けず定量的な計測が可能●再現性に優れ、経日観察が可能
HHb、tHb 濃度、組織酸素飽和度（StO2）をリアルタイム測定●O2Hb、●生体に安全なクラス1レーザを使用●患者移動の際にワンタッチで着脱可能なプローブファイバ●測定したデータを USB メモリへ手軽に保存

測定項目

従 来 法（ M B L 法 、S R S 法 ）は、透 過 光 の 光 強 度を測 定し、そ の情報から酸素飽和度などを算出しますが、測定部位の形状やプローブの 装 着 状 態 の 違 いに影 響されやすく、定 量 性 の 点で応用に限界がありました。

StO2（％）

組織酸素飽和度

StO2（％）の測定開始時からの変化

時間分解分光法（TRS法）は、生体に照射する光に短パルス光を用い、透過光の時間応答波形を測定します。測定部位の形状やプローブの装着状態に影響されにくく、酸素飽和度などを精度 良く安 定 的に測 定できます。特に定 量 性・再 現 性に優 れているため、日をまたいだデータの比較も可能になります。

tHb

総ヘモグロビン濃度

O2Hb

酸素化ヘモグロビン濃度

HHb

脱酸素化ヘモグロビン濃度

Philips 社製モニタとの接続
原理
入射波形

測定波形

短パルス光の照射ρ
（4 cm）

理論波形
時間応答波形の測定

デ ジ タ ル 出 力 に IntelliBridge
モジュールを接続すれば、tNIRS-1のデータをPhilips社製モニタで表示可能です。データの一元管理を行うことができます。

約 30 分のバッテリ駆動が可能

TRS 法により実現した高精度な組織血液量の定量測定と組織酸素飽和度測定※※時間分解分光法

バッテリを搭載しているため、移動中でもモニタリングを継続できます。
理論式

タッチパネルと日本語表示で簡単操作入射された短パルス光の時間的広がりを解析する方法です。

タッチ パ ネ ル で 直 感 的 な 操 作 を 実 現 。ユ ー ザ ー にや さしい
日本 語 ヘ ルプ画 面も表 示できます。

・測定波形に合致するように理論波形をフィッティングを取得
・最も波形が一致した時の吸収係数（μa）
から生体の酸素飽和度（StO2）、・3波長の吸収係数（μa）
総ヘモグロビン濃度（tHb）を算出

USB メモリへ保存測定したデータをUSBメモリへ手軽に保存できます。