Gewebeverarbeitung und -einbettung

Histostar-Ausgieß-Station
Die Histostar™-Ausgieß-Station wurde entwickelt, um den Bedienerkomfort zu
verbessern und die Produktivität zu steigern. Dadurch wird ein nahtloser Übergangvon der Gewebeverarbeitung zur Mikrotomie ermöglicht.

Kühl und konturiert• Alle Handauflagen sind glatt und isoliert und bieten eine kühle und komfortable
Arbeitsfläche. Das Gehäuse ist geformt, um Druckpunkte und unangenehme
Hitzebereiche zu beseitigen.
• Die kühle LED-Beleuchtung sorgt mit fünf einstellbaren Lichtstärken für die
Beleuchtung der Probe ohne die Notwendigkeit weiterer Lichtquellen. Ein
schmaler Dosierkopf verbessert die Sicht auf die Proben.

Hoher Durchsatz• In seinem großen Gewebelagerbereich kann der HistoStar Körbe von allen
gängigen Gewebeeinbettautomaten aufnehmen. Der 5-Liter-Paraffinbehälter,eines der größten Korblagerungsfächer, und die großflächige Kühlplatte sind auf
maximale Produktivität selbst in Laboren mit höchster Auslastung ausgerichtet.

Technische Daten
Abmessungen:Einbettmodul (T x B x H):
58,7 x 65 x 43 cm
Kühlmodul (T x B x H):
58,5 x 43 x 36,5 cm
Gewicht:
Einbettmodul: 25 kg
Kühlmodul: 20 kg• Einfache Handhabung von Proben aller Größen. Der Abgabehebel lässt sicheinfach verstellen, um sich auf die zu verarbeitende Probengröße anzupassen.
Sogar Super Mega™-Kassetten von Epredia lassen sich so einfach ausgießen.
Zwei unterschiedliche Düsenlängen ermöglichen die Anpassung für den
persönlichen Komfort.
• Das große, einfach abzulesende Touchscreen-Display ermöglicht den schnellen
Zugriff auf die präzise Temperatursteuerung und andere Parameter. Der
programmierbare Schlafmodus spart Energie und unterstützt die Arbeitsabläufe
der Anwender.
• Integrierter ParaTrimmer™ – überschüssiges Paraffin kann während desAusgießens ohne Abkratzen entfernt werden.
• Einstellbare Kühlplatte mit variabler Temperatur +/- 5 °C. Nimmt bis zu 72 Blöcke
gleichzeitig auf

Kapazität des Wachsbehälters: 5 lTemperaturen
Wachsbehälter: 50–70 ºC
Cold Spot: 5 °C
Hot Spot: 50–70 °C
Gewebelagerbereich: 50–70 °C
Lager für Ausgießformen: 50–70 °C
Kühlplatte: Einstellbar, –12 bis –5 °C

44

Kontaktieren Sie uns| www.epredia.com

Gewebeverarbeitung und -einbettung

Beschreibung

Bestellnummer

HistoStar-Instrument (komplett)100–120 V, 50/60 Hz

A81000002

220–140 V, 50/60 Hz

A81000001

Einbettmodul
100–240 V, 50/60 Hz

A81000007

HistoStar-Kühlmodul
100–120 V, 50/60 Hz

A81000005

220–240 V, 50/60 Hz

A81000004

Zubehör

Bestellnummer

Andrückhilfe-Set; 2/Pck. (1 x 20 mm; 1 x 12 mm)

A81010030Spachtel-Set, 5/Pck.

A81010031

Abdeckung für Kassettenlagerbereich

A81010026

Lupeneinheit

A81010032

Fußschalter

AP16629

Elektrisch beheizte Pinzette, Rot, 1-mm-Spitze

A81010033

Elektrisch beheizte Pinzette, Gelb, 2-mm-Spitze

A81010034

Elektrisch beheizte Pinzette, Blau, 4-mm-Spitze

A81010035

Dokumentenhalter-Set

A81010036

Hierzu passend:

Paraffin
Optimieren Sie die Verwendung Ihrer Histostar-Ausgieß-Station mit einer breiten
Palette an Epredia-Paraffin. Finden Sie unter Dutzenden von Sorten das beste
Paraffin für Ihren Gewebetyp, um Schnitte von höchster Qualität herzustellen.

Kassetten

Kapseln
undAusgießformen

Trennmittel fürAusgießformen

Paraffin

Kontaktieren Sie uns| www.epredia.com

45