流体解析ソフトウェア【2024年度4月版】

FlownizerⅡ

流体解析ソフトウェア

2D/2D3C/3DPTV
Flownizer は、国産流体計測ソフトウェアとして発売以来多くのユーザー様に愛用されてきました
使いやすいユーザーインターフェースと高速処理による効率化は好評を博しております
このたび、新機能や新しい解析項目を追加しFlownizerⅡとして生まれ変わりました

使いやすさ、分かりやすさはそのままに新しい魅力を備えた FlownizerⅡを ご体感ください●自動車風洞試験・フロントグリル廻りの流れ●河川モデル実験●津波の飛越モデル試験●障害物後方の渦度（水流）●血流観察●マイクロ流路における流れ●バルブやエンジン内部の可視化と流速計測●攪拌装置と粘性試験 など●電気製品廻りの気流●円筒水槽における回流（３次元）

FlownizerⅡ 2D/2D3C
解りやすい操作画面とツリー構造
2次元 PIV・2次元 PTV とステレオ PIV（2D3Cのみ）の3モード
相関係数マップやマスキング・多彩な画像前処理など多様な機能を搭載
次元平面内のトレーサー粒子について流速計測を行います。
可視化と撮影 2通常、レーザーシート光など狭い空間だけを照射できる照明を使います。

▼2D（PIV・PTV）▼2D3C（ステレオ PTV）

レーザーシート

レーザーシート

カメラ

カメラ１

カメラ２

ソフトウェアの機能
設定●相関係数マップ便利機能

計測結果に最も影響の大きい検査領域（テンプレートサイズ）と探査範囲の設定も相関係数マップが強力にガイドします。
流速計測の初心者でも最善の結果が得られる設定値を見つけられます。
空間方向と時間方向、両方を簡単なインターフェースで調べることが可能です。

●プロジェクト間データ比較●バッチ処理●簡易レポート出力●FFT 解析ＰＩＶプロジェクトを複数読み込み
ベクトルを選択するとグラフが作成され流速変化の比較ができます。
時間のオフセットも設定できます。

エクセル等で編集可能な簡易レポートを簡単に出力する事ができます。

結果の表示●ベクトル表示、コンター表示、流線表示
生ベクトル、平均ベクトル、補間ベクトル、スムージングベクトルなど生成選択
流線・流跡線・流脈線などのオーバレイ表示、透明度の設定などが可能
描画表示されたデータはそれぞれ CSV データとして出力できます。

●グラフ表示指定したラインなどのプロファ
イル毎のグラフを横軸時間で表示します。動画再生に同期してカーソル移動のアニメーションが表示されます。

表示項目

速度、速度標準偏差、相関係数、
速度勾配テンソル、渦度、
乱流エネルギー、レイノルズ応力

基準となるプロジェクトの解析を行っておけば別プロジェクトに対して同じ処理をする事が可能。大幅に時間を短縮できます。

フーリエ変換でパワースペクトル密度を求める事ができます。

FlownizerⅡ 3DPTV
3次元空間に散布されたトレーサー粒子をトラッキングして空間内の 3 次元ベクトルXYZを算出
同期撮影可能なステレオカメラで撮影します

可視化と撮影カメラ配置

キャリブレーションプレートの撮影

奥行き方向 Z の量を管理して 2 組撮影

流体 の 撮影

同一空間を囲むように配置したステレオカメラ

照明
カメラ１

カメラ２

カメラ３

FlownizerⅡ 3D PTVのお任せ機能
粒子マスク相関法

粒子の抽出に面倒な、画像処理のノウハウは不要です。
保有された仮想粒子像により、取得された画像内の小さな粒子や暗い粒子なども自動で抽出します。

ボリュームセルフ キャリブレーション得られた 3 次元結果を 2 次元画像上に再投影します。
再投影された結果と現実の粒子像の位置ズレから誤差の傾向を導き、
カメラパラメータを微調整します。
新しいカメラパラメータを用いて再度空間マッチングを行い３次元結果を算出します。
この繰り返しにより誤差を順次縮小し極限まで計測誤差を低減します。
繰り返し回数などは事前に設定しておけば、すべて計算や処理はソフトウェアが自動で行います。

許容範囲での空間マッチング

変位マップ

すべての粒子のすべての時間における変位のマッ
プを等高線表示します。
これにより最適な探査範囲を設定することができます。

カメラパラメータ

3次元座標結果

2次元再投影誤差 の 傾向補正

ソフトウェアの処理の流れ❹空間マッチング

複数のカメラでとらえた粒子を
各カメラの映像をもとに対応付けします。
これにより粒子の各時刻での３次元位置が数値化されます。

対象動画と、キャリブレーション用画像の読み込み❶画像選択 カメラごとに整理して確認します。

❺時系列接続（ベクトル計算）❷カメラキャリブレーション

専用キャリブレーションプレート
なら、原点と X、Y 方向のマーカをクリックするだけで、ドット配置のすべてのマーカを自動で検出します。
完了すると、カメラ配置のガイド表示によりキャリブレーションが成功したことが明瞭に判断でき
ます。

❸粒子検出

数値化された３次元座標群を、
時間軸方向に接続して時刻間の移動量＝流速を求めます。

速度分布の等高線表示、粒子の軌跡表示、⑥結果の表示 時間軸切断・空間切断による速度コンター表示

キャリブレーションが終わると、粒子検出のスイッチが有効になります。

円筒水槽における攪拌

シャボン玉を応用した上昇気流

システム構築関係
シャインフラグアダプタ

キャリブレーションプレート

ステレオ PIV 撮影時通常の撮影では、レーザーシート面とカメラが正対せずフォーカスできない場合があります。

●Z 軸方向に複数の平面で構成されるプレート
ドットマーカは平面ごとに千鳥配置

シャインフラグ アダプタはこの光軸をずらして、奥行き方向にフォーカスを確保します。

●単一平面プレート
ドットマーカは方眼格子点配置

FlownizerⅡシリーズ比較
計測対象空間※2D3C は 2D の上位互換です。製品としては 2D の機能を含みます。
※2D3C は 2D からのアップグレードの対象となります。

２D

２D3C

３DPTV

平面、または疑似平面
表面流の場合は投影面として計測

平面
レーザーシート光の厚さ分の空間

立体

3 次元（X，Y，Z）

3 次元（X，Y，Z）

PIV

PTV

2台

2 台以上（3 台以上推奨）

使用を推奨

不使用

複数平面構成のプレート推奨

プレートを指定量移動

検出ベクトル成分 2 次元（X，Y）
計測手法 PIVまたはPTV （選択）

カメラ台数 1 台
シャインフラグアダプタ 不使用
キャリブレーション ドットキャリブレーションプレート
または、簡易スケール

システム構築例
数量

数量 品名

数量 品名

品名
ハイスピードカメラ

1 ハイスピードカメラ

2 ハイスピードカメラ

3

レンズ

1 レンズ

2 レンズ

3

シートレーザー1 シートレーザー

1 LED 照明

1

FlownizerⅡ 2D ソフトウェア

1 FlownizerⅡ 2D3C ソフトウェア

1 FlownizerⅡ 3DPTV ソフトウェア

1シャインフラグアダプタ

2 専用キャリブレーションプレート

1

専用キャリブレーションプレート

1 キャリブレーションプレート移動機構

1

主な仕様
対応画像フォーマット

動画／ AVI、WMV

出力形式

連番静止画／ BMP、JPG、TIFF、PNG

CSV データ、動画データ（AVI、WMV）、静止画（BMP、JPG）
X，Y，Z

成分別速度 X，Y

X，Y，Z

出力数値 相関係数、速度勾配テンソル、渦度、乱流エネルギー、レイノルズ応力
結果表示流線 流線、流脈線、流跡線

ーー

グラフ表示 指定ポイント、ライン、エリア
過誤ベクトル選択 輝度、相関係数、速度数値フィルタ、速度角度フィルタ、速度上限下限
対応 OS

平均流速

ー

Windows10（64 ビット）、Windows11（64 ビット）CPU

インテル Corei5 以上推奨

メモリ

8GB 以上の RAM（推奨 16GB 以上）
空き容量

ストレージ
モニタ XGA 以上の解像度（推奨 1,280×800 以上）

100GB 以上SXGA 以上の解像度※本資料における仕様外観その他は、予告なく変更されることがございます。

WEBサイト

http://www.ditect.co.jp/

ディテクト製品についての詳しい情報はホームページをご覧ください。
全製品掲載、展示会出展情報、 資料のご請求・お問い合わせもこちらで受け付けております。
東京事業所■〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-29.グリーン南平台ビル4F Tel.03-5457-1212
大阪営業所■〒550-0012 大阪市西区立売堀1-2-5.富士ビルフォレスト4F

Fax.03-5457-1213

Tel.06-6537-6600 Fax.06-6537-6601

FlownizerⅡ-202404