ElectricalТехническая
информация
temperature measurementВарианты монтажаКомбинация фитингов с манометрами дляперерабатывающей промышленностиWIKA типовой лист IN 00.34

Во многих отраслях промышленности
измерительные приборы подвержены воздействиюкритических рабочих условий. WIKA в зависимостиот типа применения поставляет механическиеаксессуары к манометрам, такие как устройствазащиты от перегрузки по давлению, отсечныеклапаны или сифоны, с целью противостоять,например, большим броскам давления илиэкстремальным температурам,Увеличение стоимости за счет аксессуаров
Комбинация манометров и соответствующихдополнительных фитингов обеспечивает защиту, атакже расширение функций всего измерительного
узла. WIKA предлагает квалифицированный монтаж
всех необходимых элементов вместе с манометрами вединый узел, называемый “сборка”.
Разнообразный ассортимент аксессуаров позволяет
собрать узел для самых разнообразных применений итребований заказчика.

Пример монтажа

Valves and protective devicesМодель 910.11 отсечной клапан

Модель 910.12 демпферОтсечной и дросселирующий клапанЗащита от бросков давления и пульсацийдавления средыТиповой лист AC 09.02

Типовой лист AC 09.03

Модель 910.13 устройство защиты отперегрузки по давлению

Модель 910.14 переходник

Регулируемое устрйоство защиты отперегрузки по давлению
Типовой лист AC 09.04
Модель 910.15 сифон
Защита от пульсаций и перегрева
Типовой лист AC 09.06

Модель 910.80 монофланец
Комбинация запорного и спускногоклапанов
Типовой лист AC 09.17

WIKA типовой лист IN 00.34 ∙ 03/2018Переходник для монтажа вентилей иустройств защиты
Типовой лист AC 09.05
Модели IV30, IV31, IV50, IV51
вентильный блокОтсечка, компенсация давления,сбросные и дренажные клапаны дляприборов измерения дифференциального
давления
Типовой лист AC 09.23
Модели IV10, IV11, IV20, IV21 отсечнойклапан
Игольчатый клапан и многопортовый клапан
Запорно-спускной вентиль
Типовые листы AC 09.19 и AC 09.21

Страница 1 из 3Инструкции по монтажуWIKA производит монтаж необходимых фитингов кпромышленным манометрам. Монтаж осуществляетсяв строгом соответствии со стандартами WIKA,
применимыми к уплотнениям и контролю утечек. Приотсутствии специальных требований заказчика сборкавыполняется, как указано в приведенной ниже таблице.
Заказ на монтаж фитингов
Заказ на монтаж, начиная с манометраСтандартная конфигурация и опцииУстройство защиты отперегрузки по давлению

Регулировочный винт (длинная сторона) расположен справа,как показано на чертеже.
Значение уставки стандартно зависит от типа чувствительного
элемента:Демпфер

Регулировочный винт расположен спереди, так же как ициферблат.

Трубка Бурдона:Мембрана или коробчатая
пружина:1,1 x ВПИВ интервале между ВПИ имакс. допустимым значениемперегрузки

Отсечной клапан(квадратный или плоскийвариант конструкции)Дренажные соединения (если есть) направлены назад.
При поставке все рукоятки из соображений безопасностинаходятся в полностью закрытом положении.

Вентильный блок(только для манометровдифференциальногодавления)Ориентация определяется обоими резьбовымитехнологическими присоединениями манометровдифференциального давления.

Сифон■■ U-образный сифон: технологическое присоединениенаправлено назад■■ Спиральный сифон: верхняя часть трубы направленавперед.

Фланец(соединительный илимонофланец)Страница 2 из 3Фланцы (если есть) являются первым дополнительным
компонентом со стороны процесса. Поэтому возможнапоставка сборочной единицы с фланцами.

WIKA типовой лист IN 00.34 ∙ 03/2018Инструкции по монтажуСборка всех компонентов производится в строгомсоответствии с указанными значениями крутящегомомента и требуемым положением. Каждая точкамонтажа тщательно герметизируется. В зависимости оттипа резьбового присоединения, диапазона давленияи температуры используется фторопластовая лента,уплотнение из нержавеющей стали или другие типыуплотнений (более подробная информация приведена втиповом листе WIKA модель 910.17).
При выполнении сборки для применений с кислородом
допускается использование только соответствующих
проверенных уплотняющих и смазочных материалов.
Тест на герметичностьВ соответствии с EN 12266-1:2003 все точкигерметизации должны тестироваться с помощью спреядля обнаружения утечек при стандартном значениитестового давления.
В точках герметизации после нанесения спрея дляобнаружения утечек становятся видимыми пузырькигаза. Пузырьковый метод позволяет обнаруживатьутечки до приблизительно 1 · 10-3 мбар л/с.
Для критических применений, в зависимости отсложности сборки, выполняются дополнительные тесты.
Помимо пузырькового метода WIKA также использует
метод определения утечек по перепаду давления илигелиевый течеискатель. В соответствии со стандартом
поиска утечек EN 1779 (метод с использованиемтестового газа B4 и B6) утечки менее 1 · 10-6 мбар · л/смогут определяться с помощью гелия.
Дополнительная информация04/2018 RU based on 03/2018 DEДополнительная информация по выбору, монтажу иэксплуатации манометров с пластичными элементами
приведена в Технической информации IN 00.05.

© 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.
Спецификации, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации данного документа.
Возможны технические изменения характеристик и материалов.

WIKA типовой лист IN 00.34 ∙ 03/2018Страница 3 из 3АО «ВИКА МЕРА»142770 Новомосковский АО,
пос. Сосенское, д. Николо-Хованское,Технопарк «ИНДИГО»,Производственно-АдминистративныйКомплекс WIKA
Тел.: +7 495 648 01 80
info@wika.ru ∙ www.wika.ru