渦電流式膜厚計（多機能型）
ＥＤＹ－Ⅱ
取 扱 説 明 書

●お使いになる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
●お読みになった後も大切に保存し、常に参照して下さい。

株式会社サンコウ電子研究所

多機能型渦電流式膜厚計ＥＤＹ－Ⅱ（エディツー）をご採用いただき、有難うございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。
尚、本書は大切に保存し、常に参照して下さい。

本器は鉄以外の金属（アルミ、アルミ合金、銅など）または磁性のないステンレスの表面に処理された絶縁性皮膜（塗装、ライニング、アルマイト層など）の膜厚の測定に用います。
1) 各種塗装
アルミ、ステンレス製の内外装建材、機械、タンクなどに施された
塗装膜厚の測定。
2) 陽極酸化皮膜
アルミサッシ、台所用品、家電製品などに施されたアルマイト皮膜の測定。
3) ライニング
各種機器、部品、化学プラントなどに施されたライニング膜の測定。

●お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
●本書はお読みになった後も大切に保存し、常に参照して下さい。

◎ 測定原理高周波電界によって金属表面に誘起される渦電流の大きさと、表面皮膜の厚さとの電気的相関性を利用して、非鉄金属素地に表面処理された絶縁性皮膜の厚さを、簡単、素早く、
正確に非破壊で測定します。
即ち、高周波発信器から供給される高周波電流をプローブ内のコイルに流し、金属を近づけると強く流れ、離すと弱くなります。
この原理を利用して、プローブから金属までの距離（Ｄ）を渦電流の強弱とし、この電流の変化を測定します。

◎ 用

途

鉄以外の金属（アルミ、アルミ合金、銅など）やオーステナイト系ステンレス（磁性のないステンレス）に表面処理された絶縁性皮膜（アルマイト、塗装、ライニングなど）の膜厚を非破壊で測定。
●

陽極酸化皮膜

・・

アルミサッシ、台所用品、家電製品などのアルマイト皮膜の厚さ測定。

●

各種塗装

・・・・

アルミ、ステンレス製の内外装建材、機械、タンクなどの塗装皮膜の厚さ測定。

●

ライニング

・・・

各種機器、部品、化学プラントなどのライニング皮膜の厚
さ測定。

目
項

次

目

ページ

１．主要諸元１

２．各部の名称・機能

２

３．準

３

備

3.1 ゼロ板の用意
3.2 プローブの装（脱）着
3.3 プローブの使い方

４．検量線の設定
4.1
検量線№の選択
4.1.1 検量線№の選択から測定モードへの移行
4.2
０点の校正
4.2.1 「ＺＥＲＯ」校正作業時の誤りデータの消去
4.2.2 「ＺＥＲＯ」校正のみで測定モードに移行する方法
4.3
標準厚板による校正
4.3.1 表示されている値の格納部からの消去
4.3.2 検量線校正モードから測定モードへの移行
4.4
検量線校正値の一括消去
4.5
工場出荷時の検量線設定値への移行

５．測

定

5.1
キーの操作
5.1.1
基本形計測（データを表示するのみ）
5.1.2
メモリ・モード形計測（データの保存を実行しながら表示する）
5.1.2.1 メモリ・モード設定
5.1.2.2 メモリ・モードでの測定
5.1.2.3 表示されている値の格納部からの消去
5.1.2.4 メモリ・モードの解除
5.1.2.5 保存領域単位のデータ消去
5.1.2.6 Ｂｌｏｃｋ単位のデータ消去モードの解除
5.2
プローブの取扱い5.3
データの表示

３
３
４

４
５
７
８
８
９
９
１０
１１
１２
１２

１２
１２
１２
１３
１３
１５
１６
１６
１６
１８
１９
１９

項

目

ページ

６．付加機能１９

6.1
上限／下限 設定
6.1.1
上限／下限 設定時に於ける測定値の表示
6.1.2
上限／下限の消去
6.2
キー入力ロック
6.3
分解能力切り替え
6.4
プリンタ出力6.4.1
測定時の同時プリント出力
6.4.2
プリント出力の解除
6.4.3
メモリに格納されたデータのプリント出力
6.4.4
プリント・モードの解除
6.5
パソコンへのデータ転送
6.5.1
パソコン側のプログラムの準備
6.5.1.2 通信方式
6.5.1.3 通信制御手順
6.5.1.4 転送データの形式
6.5.2
測定時の同時転送
6.5.3
同時転送モードの解除
6.5.4
データ保存領域に格納されたデータの転送
6.5.5
データ転送モードの解除

２０
２０
２０
２１
２１
２１
２１
２２
２２
２３
２４
２５
２５
２５
２７
２８
２８
２８
２９

７．電池交換３０

８．保守・点検３０

測定精度向上のための注意事項

３１

(１)
１．主要諸元
1. 型

式 :

ＥＤＹ－Ⅱ

2. 測定方式 :渦電流式

3. 測定範囲 :０～９００μｍ

4. 測定精度 :均一面に対して±１μｍ又は指示値の±２％5. 表示方式 :ＬＣＤによる数値表示

6. 分解能:１μｍ (但し、モード切替により、0～100μm間は､0.1μm )7. 検量線:

５本

8. 付加機能 :

多点校正式(1)上限／下限値設定（いずれか片方のみの設定も可能）アラーム(2)メモリ測定値

８,０００点 (1,000点×５Block、3,000点×１Block )(3)専用プリンタ（ＥＤＰ－１０００）への出力(4)ＲＳ－２３２Ｃに準拠したパソコンへの転送インタフェース（接続ケーブルはオプション）(5)キー入力ロック(6)オートパワーオフ（約５分）(7)分解能切り替え( 0～100μm間：１μm､ 0.1μm切替 ）9. プローブ :１点定圧接触式Ｖカット付 φ１１×５５mm

10. 電

単４乾電池(1.5V)×４本
専用ＡＣアダプタ（オプション）

源 :11. 使用温度 :０～４０℃（結露しないこと）

12. 本体寸法 :８０(W) ×３５(H) ×１５０(D)mm

13. 本体重量 :約３００ｇ

２．各部の名称・機能（２）

パソコン接続用コネクタ

プリンタ(EDP-1000)接続用コネクタ

プローブ接続用コネクタ

ＡＣアダプタ接続用コネクタ

パソコン接続用専用ケーブル（別売）を接続します。

プリンタ(EDP-1000:別売) を接続します。

プローブを接続します。

専用ＡＣアダプタ（別売）を接続します。

ＬＣＤ表示部
データ等を表示します。

ＣＯＭキー

ＰＲＴキー

ＭＥＭＯキー

プリンタへのデータ転送モードにします。

メモリへのデータ格納モードにします。

0N/OFFキー
ＣＬＲキー

・パソコンへのデータ転送モードにします。

・電源をＯＮにします。
・表示されているデータを消去します。
・手動で電源をＯＦＦします。
・検量線の誤入力消去に使います。
・キーロック状態を解除します。

HI/LO キー・メモリの消去に使います。

・上限値、下限値設定の起動に使います。

0.1/１キーCAL/SETキー
・0 ～ 100μ間の表示分解能の切替え(1μ・ 0.1μm）に使います。

・検量線校正モードの起動・上限値、下限値の設定
・メモリ・ブロックの設定≫

・プリンタへのデータ転送の起動に使います。

ＺＥＲＯキー

ＬＯＣＫキー・ＺＥＲＯ点の校正に使用します。

・電源 ON/OFF キーを除く全てのキーがロックされます。

≪

・パソコンへのデータ転送の起動

キー（カーソルキー）

キー（カーソルキー）

ハンドストラップ・検量線の校正・上限値、下限値の設定に使います。このキーを押すとＬＣＤの表示値が大きくなります。

・検量線の校正・落下を防ぐため本器の使用中は手首に通します。

・上限値、下限値の設定に使います。このキーを押すとＬＣＤの表示値が小さくなります。

(３)
３．準 備
3.1 ゼロ板の用意
測定対象物の素地（同種、同厚、同形状）を用意してください。
・同 種
測定対象物の素地と同材質のものを使用してください。
※付属している“ テスト用ゼロ板”〔材質：アルミニウム１０５０〕は本器の動作チェック用です。測定対象物の素地を用意して下さい。
・同

厚

測定対象物の素地とできるだけ同じ厚さのものを使用してください。

・同形状

測定対象物の素地と同形状（パイプ径、曲率、幾何学的形状など）のものを使用してください。

・大きさ

プローブが余裕をもって操作できるものを使用してください。

・表面状態

表面はできるだけ平滑で、表面処理（酸化皮膜など）のなされていないもの、又、錆や汚れは取り除いてください。

3.2 プローブの装（脱）着
プローブの本体の装（脱）着は、下記の要領で行ってください。
※電源は、必ずＯＦＦにしておいて下さい。
※プローブには互換性がありません。
本体No.とプローブNo.が同じことを確認して下さい。

装
着

幅の広い切り込みを右にして差し込み、Ａ○を時計回しに締めます。

脱Ａ○を反時計回しに緩めそのまま静かに
引き抜きます。
※コードを引っ張らないで下さい。
断線の原因になります。

着※本体にプローブを接続していないと、電源ＯＮしません。
電源ＯＮの状態でプローブを外しますと、［ＰＥ］と表示され、電源は自動的にＯＦＦされます。［ＰＥ］は、Probe Errorの略

(４)3.3 プローブの使い方

プローブの中央部分を図のように持って測定物表面に垂直に・素早く・静かに押し当てて下さい。
ピッと音がして測定値が表示されます。
音がしない場合、４～５cm離してから再度測定して下さい。

正しい使い方誤った使い方プローブの中央部を持って表面に垂直に、斜めに押し当てないで下さ押し当てたまま、横方向に静かに押し下げて下さい。

い。

ずらさないで下さい。

ないで下さい。

ピーッという音がして測定値が表示され正確に測定できません。

プローブと、測定物の両方

測定誤差を大きくする原に傷がつきます。

因になります。

ます。音がしない場合、４～５㎝離してあまりゆっくり押し当てから再度測定して下さい。

４．検量線の設定
本器は５本の独立した検量線校正値を設定することができます。
各検量線は「ＺＥＲＯ」点を含め１０点迄の校正ポイント（校正に使用する標準厚板の厚さ）をとることができます。
■

注

意

：

①検量線の精度をより高めるため、電源をＯＮにして５～１０分程度時間をおいてから検量線入力を行って下さい。
但し、本器にはオートパワーオフの機能がありますので何も操作しないで放置しておくと約５分で電源がＯＦＦになります。
この場合、再度電源をＯＮして充分にウォーミングアップをして下さい。
②校正に使用する標準厚板の厚さは以下の記述内容に従って選択して下さい。
０～２４．９μｍ：５μｍ以上間隔をあけて下さい。

２５μｍ

～

９９．９μｍ：１０μｍ以上間隔をあけて下さい。

１００μｍ

～

：

１００μｍ以上間隔をあけて下さい。

(５)4.1 検量線Ｎo.( CAL No.

) の選択

０点調整、或は標準板による調整を行う場合にはまず、検量線№を選択します。
検量線№は以下の手順で選択します。
操作≫(1)「 」キーを押しながら、同時に「CAL/SET」キーを押します。

説

明

ブザーが２回鳴り、「 CAL-No. 1」が表示されます｡（「1」はブリンク表示）「μｍ」の単位は消えます。
検量線校正値が格納されていない場合にはＬＣＤ上の値が消えブランクとなります。
検量線校正値が既に入っている場合にはＬＣＤ上に次に例示する表示がでます。
０５｛Ｆ

ＺＥＲＯ調整を含み検量線校正は５点で行われて、そのデータが格納されていることを示します。

データが入っていることを示します。
「CAL/SET」 キーを押すと「１」のブリンクは停止し№１が選択されます。
№１を選択しない場合には 「CAL/SET」キーは押さずに次のステップに移ります。
ブザーが２回鳴り､ 「 CAL-No.
2」 が表示されます｡（「2」はブリンク表示）
検量線校正値が格納されていない場合にはＬＣＤ上の値が消えブランクとなります。
検量線校正値が既に入っている場合にはＬＣＤ上に次に例示する表示がでます。
Ｆ

０５｛」キーを押します。

≫(2)「

ＺＥＲＯ調整を含み検量線校正は５点で行われて、そのデータが格納されていることを示します。

データが入っていることを示します。
「CAL/SET」キーを押すと「２」のブリンクは停止し№２が選択されます。
№２を選択しない場合には「CAL/SET」キーは押さずに次のステップに移ります。

(６)
≪

操
(3)「

作
」キーを押します。

説

明

ブザーが２回鳴り､「 CAL-No.
3」が表示されます｡(「3」はブリンク表示)
検量線校正値が格納されていない場合にはＬＣＤ上の値が消えブランクとなります。
検量線校正値が既に入っている場合にはＬＣＤ上に次に例示する表示がでます。
０５｛Ｆ

ＺＥＲＯ調整を含み検量線校正は５点で行われて、そのデータが格納されていることを示します。

データが入っていることを示します。

≪「CAL/SET」キーを押すと「３」のブリンクは停止し№３が選択されます。
№３を選択しない場合には「CAL/SET」キーは押さずに次のステップに移ります。
(4)「」キーを押します。

ブザーが２回鳴り､ ｢CAL-No.
4｣が表示されます｡(「4」はブリンク表示)
検量線校正値が格納されていない場合にはＬＣＤ上の値が消えブランクとなります。
検量線校正値が既に入っている場合にはＬＣＤ上に次に例示する表示がでます。
０５｛Ｆ

ＺＥＲＯ調整を含み検量線校正は５点で行われて、そのデータが格納されていることを示します。

データが入っていることを示します。

≪「CAL/SET」 キーを押すと「４」のブリンクは停止し№４が選択されます。
№４を選択しない場合には 「CAL/SET」キーは押さずに次のステップに移ります。
(5)「」キーを押します。

ブザーが２回鳴り､「 CAL-No.
5 」 が表示されます｡(「5」はブリンク表示)
検量線校正値が格納されていない場合にはＬＣＤ上の値が消えブランクとなります。
検量線校正値が既に入っている場合にはＬＣＤ上に次に例示する表示がでます。
０５｛Ｆ

ＺＥＲＯ調整を含み検量線校正は５点で行われて、そのデータが格納されていることを示します。

データが入っていることを示します。

≪「CAL/SET」 キーを押すと「５」のブリンクは停止し№５が選択されます。
№５を選択しない場合には 「CAL/SET」キーは押さずに次のステップに移ります。
(6)「」キーを押す。

前述の(1)の状態に戻ります。

≪

(７)

「CAL/SET」キー

№１選択

≪

」キー

「CAL/SET」キー

№２選択

≪

」キー

「CAL/SET」キー

№３選択

≪

」キー

」キー

「CAL/SET」キー

№４選択

≪

「

」キー

「CAL/SET」キー№５選択「CAL/SET」キー

「

「

「

≫

「

(「CAL/SET」キー＋「

図１．

」キー）、又は「CAL/SET」 キー

検量線Ｎｏ．の選択

4.1.1 検量線Ｎｏ．の選択から測定モードへの移行
検量線№が選択されると、次のステップとしては「ＺＥＲＯ」調整及び標準厚板による調整となります。
但し、既に検量線校正値が入っていてそのデータをベースとして測定を実行したい場合には№を選択した後、測定モードに戻す必要があります。この場合は、「CAL/SET」を押して或る
キャリブレーション№を選択した後に、以下の操作を行って測定モードに移行して下さい。
（測定可能状態）
操

作≫「CAL/SET」 キーを押しながら「 」キーを同時に押します。

説明

ブザーが２回鳴り、検量線№を選択する操作に入る直前の測定値が表示されます。
（測定値がない場合は-μm）「μｍ」の単位が再び表示されます。

検量線の校正は以下の手順で行います。
■

注

意

：

検量線校正値が既に格納されている場合には、校正値の入力はできません。
新しい検量線校正値を入力する場合には後述する手順で先ず格納されている
校正値を消去してから行って下さい。

(８)4.2 ０点の校正
操

作

説

明

(1)「CAL/SET」キーを押します。

「０（２桁目）」が点滅します。
ブザーが１回鳴ります。

(2)プローブを素地板に接します。

「ＸＸ」（数字）が表示されます。
ブザーが１回鳴ります。
ＬＣＤ左上に 「 CAL 」が表示され、検量線校正・モードに移行したことを示す。
この表示は「検量線校正・モード」にある間は表示されています。

(3)プローブを素地板より離します。

「ＸＸ」が点滅します。

(4)「ZERO」キーを押します。

ブザーが１回鳴ります。
ＬＣＤ左上の 「 CAL 」は表示されています。
「ＸＸ」は「０」（１桁目）に変わり点滅します。

(5)〈1〉１回で済ます場合には「CAL/SET」 キーを押して下さい。

「０」が２桁目の位置で暫く表示された後、１桁目に移って表示されます。
キャリブレーションモードは継続していますのでＬＣＤ
左上の 「 CAL 」は表示されています。

〈2･1〉２回以上の「０」値でキャリブレーションする
場合にはプローブを再び「素地」板に接します。

「０」或は「ＸＸ」が「０」表示に代わり点滅表示されます。

〈2･2〉プローブを素地板より離します。

「０」或は「ＸＸ」が点滅表示されています。

〈2･3〉「ZERO」キーを押します。

ブザーが１回鳴ります。
「０」が点滅しています。

〈2･4〉〈2･1〉→〈2･3〉項の操作
を必要回数繰り返します。
〈2･5A〉繰り返し回数が１０回に達すると自動的に「ZERO」
校正を終了します。

点滅表示の「０」或は「ＸＸ」が「０」（１桁目）に代わり表示されます。キャリブレーションモードは継続しているのでＬＣＤ左上の 「 CAL 」は表示されています。

〈2･5B〉１０回以内に「ZERO」
校正を終了する場合、「CAL/SET」 キーを押して下さい。

点滅表示の「０」或は「ＸＸ」が「０」（１桁目）に代わり表示されます。キャリブレーションモードは継続しているのでＬＣＤ左上の 「 CAL 」は表示されています。

4.2.1 「ＺＥＲＯ」校正作業時の誤りデータの消去「ＺＥＲＯ」校正操作時にプローブの接し方等にミスがあってそのデータ１ヶのみを消去したい場合には「ＺＥＲＯ」キーを押さないで、再度、正しくプローブを接し、新しいデータを取込んだ後「ＺＥＲＯ」キーを押します。

(９)4.2.2 「ＺＥＲＯ」校正のみで測定モードに移行する方法「ＺＥＲＯ」校正を終了した場合には、次に標準厚板による校正をしなければなりません。
但し、「ＺＥＲＯ」校正のみ実行して測定モードに戻りたい場合には以下の操作をします。
操作

説「０」の表示が「－」表示に変わります。
「 CAL 」の表示が消えこのモードに移行する前の状態（基本モード又はメモリモード）に戻り測定可能状態と
なります。

≫

「CAL/SET」 キーを押しながら「 」キーを押します。

明〈 CAL / SET 〉 キー

プローブを素地板に「ＺＥＲＯ」キー「CAL」表示「CAL/SET」キー「CAL」表示プローブを素地板に「ＺＥＲＯ」キー「CAL/SET」キー「CAL」表示しています。

〈ｉ回くり返し〉ｉ＝２～９〈１０回目〉
プローブを素地板に「ＺＥＲＯ」キー
ＺＥＲＯ調整モードを抜けます。

図２．「ＺＥＲＯ」校正

4.3 標準厚板による校正
本器では最大９点迄の基準値の設定が可能です。
但し、基準値の間隔は４ページの４.項に記述した間隔を守ってください。
操作(1)０板の上に標準厚板を乗せてプローブを接します。
数値が表示された後、プローブ
は接しておいても、又は離してもかまいません。

説
計測結果が表示されます。
同時にブザーが１回鳴ります。

明

(10)
作

説

≪

≫

操

明

(3)〈1〉同一基準点での検量線校正を１回で済ます場合には「CAL/SET」
キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、ＬＣＤ左上に 「 CAL 」が表示されます。
点滅表示されている値が「－ －」の表示に替わります。
標準厚板を変えて次の基準点での校正が可能な状態に移行します。

〈2･1〉同一基準点での校正操作をして平均値を得たい場合、少し間をおいて標準厚板にプローブを接します。

計測結果が点滅表示されます。
同時にブザーが鳴ります。

≪「 CAL 」 表示は検量線校正モードにある間は表示されています。

≫(2)「 」或は「 」を押して表示値を標準厚板の値に合わせて下さい。

〈2･2〉「 」或は「 」を押します。
表示値が標準厚板の値に達すると表示値はそれ以上は変化しな
くなります。

表示値は標準厚板の値となります。
同時にブザーが１回鳴ります。

〈2･3〉〈2･1〉→〈2･2〉項の操作を必要
回数繰り返して下さい。
〈2･4A〉繰り返し回数が10回に達すると自動的にその基準点での校正動作を終了します。

点滅表示されている値が「－ －」の表示に替わります。
「 CAL 」 は継続して表示されています。
標準厚板を変えて次の基準点での校正操作が可能な状態になります。

〈2･4B〉10回以内にキャリブレーションを終了する場合､「CAL/SET」キーを押して下さい。

点滅表示の「－ －」に替わります。
「CAL」は継続して表示されています。
標準厚板を変えて次の基準点での校正操作が可能な状態になります。

4.3.1 表示されている値の格納部からの消去
操作時にプローブの接し方等にミスがあってＬＣＤ上に表示された基準値１ヶのみを消去したい場合には、以下の操作をして下さい。
操作「CLR」キーを押して下さい。

説明「－Ｅ－」が１秒間表示され、ＬＣＤ上に表示されていたデータは消去されます。
消された後、ＬＣＤ上には直前の値がブリンク表示され
ます。

(11)

プローブを標準厚板に≪≫プローブを離します「」キー又は「」キー「CAL/SET」キー「ＣＡＬ」表示プローブを標準厚板に接します≪≫

プローブを離します（接していてもかまいません）「」キー又は「」キー「CAL/SET」キー「ＣＡＬ」表示〈ｉ回くり返し〉ｉ＝２～９〈１０回目〉
プローブを標準厚板に接します

「

≪

≫

プローブを離します（接していてもかまいません）」キー又は「」キー次の基準値に移行「ＣＡＬ」表示

図３．

標準厚板による基準値の校正

4.3.2 検量線校正モードから測定モードへの移行
検量線の校正操作を終了して（１０点実行した後、更に実行しようとして（Ｆ１０）のエラーメッセージが出た場合を含む）検量線校正モードから測定モードに移行するには次の操作を行って下さい。
操

作≫「CAL/SET」キーを押しながら「 」キーを同時に押して
下さい。

説

明

ＬＣＤ左上の 「 CAL 」の表示が消えます。
「－ －」の点滅表示がこのモードに入る直前の値に変わり（何も測定データがない場合には「－」表示）
ブザーが１回鳴って直前の測定モードに移行します。

(12)4.4 検量線校正値の一括消去
検量線校正操作により設定した値を一括して消去するには先ず 4.1項の手順により消去の必要な検量線№を選択します。 次に「ＣＬＲ」キーを押すと検量線№及び「－Ｅ－」が点滅してクリアして良いか確認を求めてきます。
例：－ Ｅ
CAL No.

－
3

点滅

≫

再び「ＣＬＲ」キーを押すと選択した検量線№に格納されていた値は全てクリアされます。
表示は次の№に移ります。 最初に「ＣＬＲ」キーを押した後にクリアを中止する場合、「CAL/SET」キーを押しながら同時に「 」キーを押すと現在の検量線№が選択されます。
4.5 工場出荷時の検量線設定値への移行≪

或る検量線№が選択されている場合に、工場出荷時の検量線設定値に移行させるには「ＺＥＲＯ」キーを押したまま「 」キーを連続して５回押します。（※）
この場合 「CAL-No.
」（選択されている数値も含め）の表示は消え、工場出荷時の検量線設定値に戻ります。

≪≪（※）注 意 ：「ＺＥＲＯ」キーを先に押したまま「 」キーを押して下さい。
先に「 」キーを押した後に「ＺＥＲＯ」キーを押しても動作しません。

５．測 定
測定対象物の素地が純アルミニューム平板であれば電源ＯＮ後直ちに計測を開始しても誤差の少ない測定が可能です。
材質が異なる素地（特にステンレス）、曲面の素地、パイプの素地等の場合には、必ず４項の手順に従って、ＺＥＲＯ調整及び標準厚板による調整をして下さい。

5.1 キーの操作
5.1.1 基本形計測（データを表示するのみ）
操

作(1) 《電源「ＯＮ」》「ON/OFF」キーを押して下さい。

説

明

表示が「－－－μ」→「－－μ」→「－μ」と変化します。
ブザーが１回鳴り、測定可能状態となります。
ＬＣＤ右下側に「Non-Fe」が表示される。
前回、電源をＯＦＦする前に使用していた検量線№が表示されます。
〈例〉 CAL-No.

3↑
前回使用した検量線校正値が入っているブロック№

工場出荷時の検量線を使用していた場合には何も表示されません。

(13)
操

作

説

(2) 《測定終了後の操作》「ON/OFF」キーを押して下さい。

明

ブザーが１回鳴り、電源ＯＦＦの準備のための処理を実行します。処理が終了すると再度ブザーが１回鳴り
電源がＯＦＦされます。
■注意：「ON/OFF」キーを押さずに放置しておくと約５分後にブザーが鳴った後、電源がＯＦＦされます。

■

注

意

：

電源をＯＮする際には、本器が測定可能状態になる迄、プローブは測定
対象物を含め金属製品より十分に離して下さい。

5.1.2 メモリ・モード形計測（データの保存を実行しながら表示する）
操

作

説《電源ＯＮ》「ON/OFF」キーを押して下さい。

前回電源をＯＦＦした時の状態になります。
① 最後のモードが基本モードであれば前述の 5.1.1項に記述状態になります。
② 最後のモードがメモリモードであればその時に使用していたメモリブロックの№及び、同じく使用していた検量線№が表示されます。
〈例〉CAL-No.
BLK-No.

5.1.2.1

明2

最後に使用していた検量線№
3

最後に使用していたメモリ・ブロック№

メモリ・モード設定

計測データを格納するデータの保存領域は最大 8,000データを格納することができます。
この領域は６ブロック(3,000ﾃﾞｰﾀ×1ﾌﾞﾛｯｸ、1,000ﾃﾞｰﾀ×５ﾌﾞﾛｯｸ）より構成されています｡
3,000 データ格納部は「 Block 」、1,000データ格納部はそれぞれ「第１Block」「第２Block」「第３Block」「第４Block」「第５Block」に割り当てられています。
操作(1)「MEMO」キーを押して下さい。

説

明

ブザーが２回鳴り、ＬＣＤ上の下側に「 BLK 」がブリンク表示
され同時に格納されている最後のデータの保存№が表示されます。
μｍは表示されません。また、データがない場合はブランクになります。ここで「CAL/SET」キーを押すとブザーが１回鳴り、「 BLK 」のブリンクは停止し、Blockデータ格納領域が確定します。データ番号は消え、「μｍ」の単位が表示されます。
Blockモードを使用しない場合には「CAL/SET」キーは押さないで次のステップに移ります。
■注意：2,000 データ以上格納されている場合には保存№は
以下の例のように４桁目（千位の桁）と下３桁を交互に表示します。
〈例〉 2,350データ

２

３５０

交互表示 ( 0.5秒間隔程度）

(14)
操

作

説

明

(2)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り､「BLK-No. 1」が表示され、同時に格納されている最後のデータの保存№が表示されます。
μｍは表示されません。また、データがない場合はブランクになります。（「１」はﾌﾞﾘﾝｸ）ここで「CAL/SET」キーを押すとブザーが１回鳴り、「１」のブリンクは停止し、第１ブロックがデータ格納領域として確定します。
データ番号は消え、「μｍ」の単位が表示されます。
第１ブロックを使用しない場合には「CAL／SET」キーは押さないで次のステップに移ります。

(3)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り､「BLK-No.
2」が表示され、同時に格納されている最後のデータの保存№が表示されます。
μｍは表示されません。また、データがない場合はブランクになります。（「２」はﾌﾞﾘﾝｸ）ここで「CAL/SET」キーを押すとブザーが１回鳴り、「２」のブリンクは停止し、第２ブロックがデータ格納領域として確定します。
データ番号は消え、「μｍ」の単位が表示されます。
第２ブロックを使用しない場合には「CAL/SET」キーは押さないで次のステップに移ります。

(4)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り､「BLK-No.
3」が表示され、同時に格納されている最後のデータの保存№が表示されます。
μｍは表示されません。また、データがない場合はブランクになります。（「３」はﾌﾞﾘﾝｸ）ここで「CAL/SET」キーを押すとブザーが１回鳴り、「３」のブリンクは停止し、第３ブロックがデータ格納領域として確定します。
データ番号は消え、「μｍ」の単位が表示されます。
第３ブロックを使用しない場合には「CAL/SET」キーは押さないで次のステップに移ります。

(5)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り､「BLK-No.
4」が表示され、同時に格納されている最後のデータの保存№が表示されます。
μｍは表示されません。また、データがない場合はブランクになります。（「４」はﾌﾞﾘﾝｸ）ここで「CAL/SET」キーを押すとブザーが１回鳴り、「４」のブリンクは停止し、第４ブロックがデータ格納領域として確定します。
データ番号は消え、「μｍ」の単位が表示されます。
第４ブロックを使用しない場合には「CAL/SET」キーは押さないで次のステップに移ります。

(6)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り､「BLK-No.
5 」が表示され、同時に格納されている最後のデータの保存№が表示されます。
μｍは表示されません。また、データがない場合はブランクになります。（「５」はﾌﾞﾘﾝｸ）ここで「CAL/SET」キーを押すとブザーが１回鳴り、「５」のブリンクは停止し、第５ブロックがデータ格納領域として確定します。
データ番号は消え、「μｍ」の単位が表示されます。
第５ブロックを使用しない場合には「CAL/SET」キーは押さないで次のステップに移ります。

(7)「MEMO」キーを押して下さい。

上の(1)の状態に戻ります。

(15)「 MEMO 」 キー

「 CAL/SET 」キーBlock「 MEMO 」 キー

「 CAL/SET 」キー

Block №１

「 MEMO 」 キー

「 CAL/SET 」キー

Block №２

「 MEMO 」 キー

「 CAL/SET 」キー

Block №３

「 MEMO 」 キー

「 CAL/SET 」キー

Block №４

「 MEMO 」 キー

「 CAL/SET 」キー

Block №５

図４．

■

注

意

データ保存領域の選択：①選択した保存領域全てにデータが格納されている場合にはエラー表示（「ＥＥＥ」をブリンク）し、同時にブザーが３回鳴ります。
この場合、「ＭＥＭＯ」キーを押して別のブロックを選択して下さい。
②選択した保存領域に既にデータが格納されているが未だ余地がある場合には、新しいデータは既に格納されたデータの次から格納されます。

5.1.2.2 メモリモードでの測定
操

作

プローブを測定対象物に
接します。
■

注

意

説

明

ブザーが１回鳴り、測定結果が、ＬＣＤ上に表示されます。
データは保存領域に格納されます。

：①「Ｐｒｔ．」モードが設定されていて、専用プリンタが接続されている場合には、専用プリンタで測定値が印字されます。
②「ＣＯＭ．」モードが設定されていて、パソコンが接続されている場合には、測定値がパソコンへ転送されます。
③パソコン側のプログラムはお客様にて作成して下さい。

(16)5.1.2.3 表示されている値の格納部からの消去
測定してＬＣＤ上に表示されたデータに測定ミス等があってそのデータ１個を保存領域より消したい場合には以下の手順で操作します。
操

作説「CLR」キーを押して下さい。

■

注

意

：

明

「 -E- 」が１秒間表示され、ＬＣＤに表示されていたデータ
は保存領域から消されます。
消された後、ＬＣＤ上には１つ前のデータが表示されます。

既にデータが格納されている保存領域に格納の余地がある場合に、入力したデータの消去は、電源ＯＮ後に新しく格納されたデータに限られます。
電源ＯＮ以前に既に格納されたデータの消去は、上述の「CLR」キーの操作ではできません。この場合は 5.1.2.5項の保存領域単位のデータ消去の操作を行って下さい。

5.1.2.4 メモリ・モードの解除
操

作

説

先に「CAL/SET」キーを押しながら同時に「MEMO」キーを押して下さい。

明

ブザーが３回鳴り、ＬＣＤ表示面下側に表示されている「BLK」（又は「BLK-No.
2」＝第２ブロック使用時の例）表示が消えるとメモリ・モードは解除されこの操作をする直前の測定値がＬＣＤ上に表示されます。

5.1.2.5 保存領域単位のデータ消去
操

作

説

明

(1)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、ＬＣＤ上の下側に「 BLK 」がブリンク表示されます。ここで「CLR」キーを押すと「 -E- 」がＬＣＤ上に同時にブリンク表示され、消去の再確認を求めてきます。再度「CLR」キーを押すと「 BLK 」と「 -E- 」のブリンクはストップ
して BlocK のデータは全て消えて､ Blockの指定はBlock No.1に移ります。
メモリ内の全データを消さない場合には「CLR」キーを押さずに「CAL/SET」キーを押しながら、同時に「MEMO」キーを押して、一旦、メモリ・モードを解除して下さい。

(2)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、「BLK-No. 1」の「１」がＬＣＤ上に
ブリンク表示されます。
Block No.1のデータを消す場合には「CLR」キーを押すと「 -E- 」
がＬＣＤ上に同時にブリンク表示され、消去の再確認を求めてきます。再度「CLR」キーを押すと「１」と「 -E- 」のブリンク
はストップしBlock No.1のデータは全て消えてBlock No.1の指定はBlock No.2に移ります。
Block No.1のデータを消さない場合には「CLR」キーは押さずに「CAL/SET」キーを押しながら、同時に「MEMO」キーを押して、一旦、メモリ・モードを解除して下さい。

(17)
操

作

説

明

(3)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、「BLK-No.
2」の「２」がＬＣＤ上に
ブリンク表示されます。
Block No.2のデータを消す場合には「CLR」キーを押すと「－Ｅ－」がＬＣＤ上に同時にブリンク表示され、消去の再確認を求めてきます。再度「CLR」キーを押すと「２」と「－Ｅ－」のブリンク
はストップしBlock No.2のデータは全て消えてBlock No.2の指定はBlock No.3に移ります。
Block No.2のデータを消さない場合には「CLR」キーは押さずに「CAL/SET」キーを押しながら、同時に「MEMO」キーを押して、一旦、メモリ・モードを解除して下さい。

(4)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、「BLK-No.
3」の「３」がＬＣＤ上に
ブリンク表示されます。
Block No.3のデータを消す場合には「CLR」キーを押すと「－Ｅ－」がＬＣＤ上に同時にブリンク表示され、消去の再確認を求めてきます。再度「CLR」キーを押すと「３」と「－Ｅ－」のブリンク
はストップしBlock No.3のデータは全て消えてBlock No.3の指定はBlock No.4に移ります。
Block No.3のデータを消さない場合には「CLR」キーは押さずに「CAL/SET」キーを押しながら、同時に「MEMO」キーを押して、一旦、メモリ・モードを解除して下さい。

(5)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、「BLK-No.
4」の「４」がＬＣＤ上に
ブリンク表示されます。
Block No.4のデータを消す場合には「CLR」キーを押すと「－Ｅ－」がＬＣＤ上に同時にブリンク表示され、消去の再確認を求めてきます。再度「CLR」キーを押すと「４」と「－Ｅ－」のブリンク
はストップしBlock No.4のデータは全て消えてBlock No.4の指定はBlock No.5に移ります。
Block No.4のデータを消さない場合には「CLR」キーは押さずに「CAL/SET」キーを押しながら、同時に「MEMO」キーを押して、一旦、メモリ・モードを解除して下さい。

(6)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、「BLK-No.
5 」の「５」がＬＣＤ上に
ブリンク表示されます。
Block No.5のデータを消す場合には「CLR」キーを押すと「－Ｅ－」がＬＣＤ上に同時にブリンク表示され、消去の再確認を求めてきます。再度「CLR」キーを押すと「５」と「－Ｅ－」のブリンク
はストップしBlock No.5のデータは全て消えてBlock No.5の指定はBlockに移ります。
Block No.5のデータを消さない場合には「CLR」キーは押さずに「CAL/SET」キーを押しながら、同時に「MEMO」キーを押して、一旦、メモリ・モードを解除して下さい。

(7)「MEMO」キーを押して下さい。

前述の(1)に戻ります。

(18)「MEMO」キー →「CLR」キー →「CLR」キー → Blockﾒﾓﾘ消去「CAL/SET」キー/「MEMO」キー → ﾒﾓﾘ･ﾓｰﾄﾞの解除「MEMO」キー →「CLR」キー →「CLR」キー → Block No.1 消去「CAL/SET」キー/「MEMO」キー → ﾒﾓﾘ･ﾓｰﾄﾞの解除「MEMO」キー →「CLR」キー →「CLR」キー → Block No.2 消去「CAL/SET」キー/「MEMO」キー → ﾒﾓﾘ･ﾓｰﾄﾞの解除「MEMO」キー →「CLR」キー →「CLR」キー → Block No.3 消去「CAL/SET」キー/「MEMO」キー → ﾒﾓﾘ･ﾓｰﾄﾞの解除「MEMO」キー →「CLR」キー →「CLR」キー → Block No.4 消去「CAL/SET」キー/「MEMO」キー → ﾒﾓﾘ･ﾓｰﾄﾞの解除「MEMO」キー →「CLR」キー →「CLR」キー → Block No.5 消去「CAL/SET」キー/「MEMO」キー → ﾒﾓﾘ･ﾓｰﾄﾞの解除

図５．Ｂｌｏｃｋ単位のデータ消去

5.1.2.6 Ｂｌｏｃｋ単位のデータ消去モードの解除
消去の動作がスタートしてしまうと、中止はできないので、データの消去操作は慎重に行って下さい。
消去を実行する前の Block No.の選択の段階で消去を中止する場合、または測定モードに戻る場合には次の操作をして下さい。
操

作「CAL/SET」キーと「MEMO」キーを同時に押して下さい。

説明

ブザーが３回鳴り「－Ｐ－」がＬＣＤ上にブリンクして表示されます。
ＬＣＤ上の「－Ｐ－」表示が消えると消去モードは解除され、測定モードに戻って「 -μm 」がＬＣＤ
上に表示されます。

(19)5.2 プローブの取扱い
プローブはプローブの外筒可動部分の根元を下図のように持って下さい。

5.3 データの表示
プローブを測定対象物に接すると測定値がＬＣＤ上に表示されます。
表示形式は次のようになります。
表示例［ ３ μm ］ （１μmの表示分解能）［ ０.７ μm ］、［ ８７.５ μm ］ (0.1μmの表示分解能：0～99.9μm間）［ ３０２ μm ］ （100μm以上の例）
６．付加機能本器には高度な膜厚測定作業に対応できるよう、多くの特徴ある機能が付加されています。
そのうち、キーボードより操作できる付加機能は以下の３種類です。
①

上限／下限値設定②

キー入力 ロック③

分解能切り替え(20)6.1 上限／下限 設定
操作

説(1)「HI/LO」キーを押して下さい。

■

注

意

明

「Ｈ」表示が２桁目（10位桁）の位置で点滅します。ブザーが１回鳴ります。

：下限値のみの設定の場合には、(2)の操作をせずに再度「HI/LO」キーを押して下さい。
表示は「Ｌ」が２桁目 (10位桁）で点滅し、下限値の設定に移行します。

≪≫(2)上限設定値に近い標準厚板を０板の上に乗せてプローブを接します。
(3)「 」或は「 」を押して表示を上限値に合わせて下さい。
■

注

意「測定値」→「上限値」：上限値のみの設定の場合には、(4)の操作をせずに「CAL/SET」キーを押して下さい。
表示は「－」又は直前の測定値に替わり、測定モードに移行します。

(5)下限設定値に近い標準厚板を０板の上に乗せてプローブを接します。

測定値が点滅表示されます。

≪「Ｌ」表示が２桁目 (10位桁）の位置で点滅します。ブザーが１回鳴ります。

≫(4)「HI/LO」キーを押して下さい。

(6)「 」或は「 」を押して表示を下限値に合わせて下さい。

「測定値」→「下限値」(7)「CAL/SET」キーを押して下さい。

表示は「－」（測定可能状態の表示）
又は、上限／下限値の設定操作を行う
直前の測定値に替わり、測定モードに移行します。

6.1.1 上限／下限 設定時に於ける測定値の表示
状

態

表

示

(1)測定値が上限設定値を越えた場合：

ブザーが３回鳴ります。
「ＨＨＨ」と測定値が交互に表示されます。

(2)測定値が下限設定値を越えた場合：

ブザーが３回鳴ります。
「ＬＬＬ」と測定値が交互に表示されます。

6.1.2 上限／下限の消去設定した上限値及び下限値を解除するには以下の操作を行います。
操

作「CAL/SET」キーを押しながら同時に「HI/LO」キーを押して
下さい。

説

明

ブザーが１回鳴ります。
「－Ｅ－」が表示された後、直前の測定値が表示されます｡
電源ＯＮして、測定作業前の場合には「－μm 」が表示
されます。

(21)
6.2 キー入力ロック
この機能は測定作業中に誤ってキーを押してしまって、生ずる誤動作を防ぐためにキーの機能を無効にする機能です。この機能を使う場合には「ＬＯＣＫ」キーを押して下さい。
ブザーが長めの音で３回鳴り、「ON/OFF」キーを除いた他の全てのキーがロックされます。
各キーの機能を有効にするには 一旦、電源をＯＦＦし再度電源をＯＮして下さい。

6.3 分解能力切り替え
この機能は 0～100μmの間の表示を１μmの分解能にするか又は 0.1μmの分解能にするかを選択する機能です。１μmの表示分解能のときに「0.1/1」キーを押すとブザーが２回鳴り、0.1μm 分解能モードになります。測定値は､ 0.1μm･モードで表示されます。
再度「0.1/1」キーを押すとブザーが２回鳴り、１μm分解能モードになります。
測定値は、１μm･モードで表示されます。
即ち、このキーを押す毎に分解能は交互に替わります。

6.4 プリンタ出力
本器には専用プリンタ (EDP-1000) を接続しプリント出力する機能を持っています。
プリンタ出力には以下の２通りの方法があります。
①計測時の同時プリント出力。
②メモリに格納されたデータのプリント出力。
■

注 意

：

①電源のON/OFFは必ずプリンタの接続を終了してから行って下さい。
②プリンタへの出力データは最大 1,000データ迄です。従ってBlockに
3,000データが格納されている場合には３回に分けて印字出力します。
6.4.1 測定時の同時プリント出力測定と同時にプリンタへデータを出力する場合には膜厚計側は次のように操作します。
プリンタ側はあらかじめ次のように準備します。
①上限、下限を設定しない場合①ケーブルを膜厚計に接続します。
②「ＭＯＤＥ」スイッチを「ＮＯＲＭＡＬ」側にセットします。
③「ＰＯＷＥＲ」スイッチをＯＮします。
④「ＳＴＡＲＴ」キーを押します。
②上限、下限を設定した場合①

ケーブルを膜厚計に接続します。

②「ＭＯＤＥ」スイッチを「ＬＩＭＩＴ」側にセットします。
③「ＰＯＷＥＲ」スイッチをＯＮします。
④「ＳＴＡＲＴ」キーを押します。

(22)
■

注

意

：

上限、又は下限のいずれか一方のみを設定して、プリンタを使用する場合には、膜厚計に限界値を設定する際に他方にダミーのデータを設定して下さい。
（例）①上限のみを設定する場合、下限は０μmに設定する。
②下限のみを設定する場合、上限は９００μmに設定する。

操

作

説

明

(1)「PRT」キーを押して下さい。

ブザーが１回鳴り、ＬＣＤ上右下の 「 Prt 」がブリンク表示されます。

(2)「CAL/SET」キーを押して下さい。

「 Prt 」のブリンクが停止しプリント・モードに入ります。

6.4.2 プリント出力の解除
プリンタへのデータ出力を解除（中止する）する場合には次のように操作します。
操

作説(1)「CAL/SET」キーを押しながら「PRT」キーを押して下さい。

明

長めのブザーが２回鳴ります。
ＬＣＤ右下の「 Prt 」の表示が消え、プリント出力が解除されたことを示します。

6.4.3 メモリに格納されたデータのプリント出力
メモリに格納したデータをプリンタへ出力するには本器側は次のように操作します。
プリンタ側の準備は前述と同じです。
操

作

説

明

(1)「PRT」キーを押して下さい。

ブザーが１回鳴り、ＬＣＤ上右下に「 Prt 」がブリンク表示されます。

(2)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、ＬＣＤ上の下側に「 BLK 」がブリンク表示され「 BLK 」が選択されていることを知らせます。
「CAL/SET」キーを押すと「 Prt 」と「 BLK 」のブリンクは停止し､「Block」がプリント出力する領域として確定し出力を開始します。
他の Blockを選択する場合には「CAL/SET」キーを押さないで次のステップに移ります。

(3)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り､ BLK-No. 1の「１」がブリンク
表示され､「Block No.1」が選択されていることを知らせます｡「CAL/SET」キーを押すと「 Prt 」と「１」のブリンクは停止
し「Block No.1」がプリント出力する領域として確定し出力を開始します。
他の Blockを選択する場合には「CAL/SET」キーを押さないで次のステップに移ります。

(23)
操

作

説

明

(4)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、BLK-No.
2の「２」がブリンク
表示され､「Block No.2」が選択されていることを知らせます｡「CAL/SET」キーを押すと「 Prt 」と「２」のブリンクは停止
し、「Block No.2」がプリント出力する領域として確定し出力を開始します。他の Blockを選択する場合には「CAL/SET」
キーを押さないで次のステップに移ります。

(5)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、BLK-No.
3の「３」がブリンク
表示され､「Block No.3」が選択されていることを知らせます｡「CAL/SET」キーを押すと「 Prt 」と「３」のブリンクは停止
し、「Block No.3」がプリント出力する領域として確定し出力を開始します。他の Blockを選択する場合には「CAL/SET」
キーを押さないで次のステップに移ります。

(6)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、BLK-No.
4の「４」がブリンク
表示され､「Block No.4」が選択されていることを知らせます｡「CAL/SET」キーを押すと「 Prt 」と「４」のブリンクは停止
し、「Block No.4」がプリント出力する領域として確定し出力を開始します。他の Blockを選択する場合には「CAL/SET」
キーを押さないで次のステップに移ります。

(7)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、BLK-No.
5 の「５」がブリンク表示され､「Block No.5」が選択されていることを知らせます｡「CAL/SET」キーを押すと「 Prt 」と「５」のブリンクは停止
し、「Block No.5」がプリント出力する領域として確定し出力を開始します。他の Blockを選択する場合には「CAL/SET」
キーを押さないで次のステップに移ります。

(8)「MEMO」キーを押して下さい。

前述の(2)のステップへ戻ります。

(9) プリンタが接続されプリント可能状態にあることを確認して下さい。
(10)「CAL/SET」キーを押して下さい。

選択したメモリBlockのデータがプリント出力されます。
選択したメモリBlock内の全データの出力が終了すると「 Prt 」の表示が消え「－」がＬＣＤ上に表示され、測定モードに戻ります。

6.4.4 プリント・モードの解除
メモリBlock 内のデータ印字中は、印字が終了する迄プリントモードの解除はできません。
プリント出力を起動する前のメモリBlock 選択の段階でプリント・モードを解除するには
次のように操作します。
操

作(1)「CAL/SET」キーを押しながら「PRT」キーを押します。

説明

長めのブザーが２回鳴ります。
ＬＣＤ上に表示されている「 Prt 」が消えプリント・モードが解除されたことを示します。

(24)「 PRT 」キー

「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー (「Block」のプリント出力 )「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー (「Block No.1」のプリント出力 )「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー (「Block No.2」のプリント出力 )「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー (「Block No.3」のプリント出力 )「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー (「Block No.4」のプリント出力 )「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー (「Block No.5」のプリント出力 )図６．

メモリＢｌｏｃｋに格納されたデータのプリント出力

6.5 パソコンへのデータ転送
本器はパソコンへデータを転送する機能を有します。
パソコンへのインターフェースの電気的特性はＲＳ－２３２Ｃ(CCITT-V24) のサブセットに準拠します。 即ち、本器では以下に記述する信号線を使用します。
1.

ＳＥＮＤ

ＤＡＴＡ（ＳＤ）

2.

ＲＥＣＥＩＶＥ

3.

ＲＥＱＵＥＳＴ－ＴＯ－ＳＥＮＤ（ＲＳ）

4.

ＣＬＥＡＲ－ＴＯ－ＳＥＮＤ（ＣＳ）5.

ＳＩＧＮＡＬＤＡＴＡ（ＲＤ）

ＧＲＯＵＮＤ（ＳＧ）パソコンへのデータ転送機能は本器とパソコンを接続しないと「ＣＯＭ」キーを押しても転送モードになりません。パソコンへの接続は別売の専用ケーブルを使用して下さい。
なお、別にケーブルを用意される場合には下記にご注意下さい。
■

注 意

：

①

別に用意される場合、ケーブルの誤接続やケーブル間のショートがないように十分にチェックして下さい。誤接続やショートのある場合には、本器やパソコンの内部を損傷する恐れがあります。

②

パソコンでデータ転送する場合に本器の消費電流は増加し、電池が消耗します
ので、別売の専用ＡＣアダプタの使用をお薦めします。

(25)ケーブルの接続は以下のようにしてください。
パソコン ＲＳ－２３２Ｃ(Ｄサブコネクタ)

本

ＳＤ・
ＲＤ・
ＲＳ・
ＣＳ・
ＳＧ・

器

・ＳＤ
・ＲＤ
・ＲＳ
・ＣＳ
・ＳＧ

※本器側のコネクタ・ソケットと信号との接続を右図に示します。
対応するケーブル側のコネクタは「ＳＲ３０－１０ＰＧ－６Ｐ」（ＨＲＳ－ヒロセ電機製）を使用して下さい。

パソコンへのデータ転送機能は次の２種類である。
① 計測が行われると同時にそのデータをパソコンへ転送する。
② 選択した保存領域のデータをパソコンへ転送する。
6.5.1 パソコン側のプログラムの準備
パソコン側のプログラムはお客様にて製作、準備をして頂きます。
プログラムの製作に必要な転送部のプロトコル及び転送されるデータの形式は以下のようになります。
6.5.1.2 通信方式
① 転送形式

②
③

転送速度
誤り検出

：

調歩同期 (Asynchronovs) 式（１×スタートビット、８×データビット（ＪＩＳ－８転送形式)、
１×パリティビット、２×ストップビット）： １,２００ｂｐｓ： 偶数パリティ

6.5.1.3 通信制御手順
データの通信は最も簡単な以下の手順で制御します。
膜
次のデータ
送信

厚 計

パソコン
受信待期

Ｓ
Ｅ
Ｔ（データ№ｉ）ＴＸ
Ｘ〈 i = 1,2,3,･･･n 〉

・
受信処理
ＮＡＫ

（再送要求）
ＡＣＫ
（有）
データ
？
なし

終了
ＥＯＴ（終了）※また、送受信のタイミングおよび転送データの形式を次頁に示します。

ＲＳ

CAL
SET
キー
Push

RS
READY
送出データ

D1

D2

D3

応答

ＣＳ

D4

D5

D6

D7

Ｐ

ｽﾄｯﾌﾟ1 ｽﾄｯﾌﾟ２（次の測定）（データ再送）（何らかの応答を待つ）(※ 1)100ms以上（データ送出後応答が受けられる迄の時間）(※ 2)約30ms（ＮＡＫ受信後データ再送開始までの時間）（次の測定）

プローブを接する（再送データ）

（ＡＣＫ）
（ＮＡＫ）
（無応答）

(※1) (※2)

約
150ms

パソコン
応答

転送データ形式

パソコンより「オフ」「オン」

LCD ﾃﾞｰﾀ表
送示
出

約0.5 ～ 1 SEC

プローブを
接する

ｽﾀｰﾄ D0

データ収集・処理

Push

COM
キー

データ送出タイミング

）
（

２６

(27)
6.5.1.4 転送データの形式
転送されるデータの形式を以下に記述します。
①

測定と同時に転送する場合
Ｓ
Ｔ
Ｘ＄：※※※※＋

Ｅｘ．ｘｘｘｘ Ｔ
Ｘ（１５バイト）

転送データ（単位：ｍｍ）
測定データの正／負を示します
記号４ヶ：メモリ・Block内のデータ転送の転送番号のために予約されています。
セパレータ
同時転送を示すフラグ②

メモリ・Ｂｌｏｃｋ内のデータを転送する場合
Ｓ
Ｔ
Ｘ

ｉ：ｎｎｎｎ＋ｘ．ｘｘｘｘＥ
Ｔ
Ｘ

上述と同一です。
転送するメモリBlock を示します。
※＝ 「Block」,「Block No.1」,「Block No.2」,「Block No.3」,「Block No.4」「Block No.5」の全ブロック内のデータ転送を示します。

０＝ 「Block」内のデータ転送を示します。

１＝ 「Block No.1」 内のデータ転送を示します。

２＝ 「Block No.2」 内のデータ転送を示します。

３＝ 「Block No.3」 内のデータ転送を示します。

４＝ 「Block No.4」 内のデータ転送を示します。

５＝ 「Block No.5」 内のデータ転送を示します。

nnnn ＝ 転送番号

(28)6.5.2 測定時の同時転送測定したデータを同時にパソコンに転送する場合に本器側は次の操作を行います。
本器の操作を行う前にパソコン・ケーブルを接続して本器とパソコンを結合し、パソコン側を受信可能状態にセットします。
操

作

説

明

(1)「COM」キーを押して下さい。

ブザーが１回鳴り、ＬＣＤ上右下に「 Com. 」がブリンク表示されます。

(2)「CAL/SET」キーを押して下さい。

ブザーが１回鳴り、「 Com. 」の表示のブリンクが停止し、本器は転送モードに入ります。モード設定後、設定操作を行う
前に表示されていたデータが再び表示されます。

6.5.3 同時転送モードの解除
パソコンへのデータ転送を解除（中止）する場合には次のように操作します。
操

作(1)「CAL/SET」キーを押しながら同時に「COM」
キーを押して下さい。

説明

長めのブザー音が２回鳴ります。
ＬＣＤ上右下の「 Com. 」の表示が消えます。

6.5.4 データ保存領域に格納されたデータの転送
メモリに格納したデータをパソコンへ転送するには本器側は次のように操作します。
パソコン側の準備は前述と同じです。
操

作

説

明

(1)「COM」キーを押して下さい。

ブザーが１回鳴り、ＬＣＤ上右下に「 Com. 」がブリンク表示されます。

(2)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り､ ＬＣＤ上下側に「 BLK-No. 1 2 3 4 5 」（BLK,1,2,3,4,5,はブリンク）表示されます。ここで「CAL/SET」
キーを押すとブザーが１回鳴り、ブリンクは停止し、メモリ全体（1～8,000ﾃﾞｰﾀ）がデータ転送領域として確定します。
全領域のデータを転送しない場合には「CAL/SET」キーを押さないで次のステップに移ります。

(3)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、ＬＣＤ上下側に「 BLK 」がブリンク表示されます。ここで「CAL/SET」キーを押すとブザーが１回鳴り、「 BLK 」のブリンクは停止し､「Block」がデータ転送領域として確定します。
他の領域を選択する場合には「CAL/SET」キーを押さないで次のステップに移ります。

(4)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、BLK-No. 1の「１」がＬＣＤ上に
ブリンク表示され、Block-No1.が選択されていることを知らせます。
「CAL/SET」キーを押すと、「 Com. 」と「１」のブリンクは停止し､ Block No.1がデータ転送領域として確定します。
他の領域を選択する場合には「CAL/SET」キーを押さないで次のステップに移ります。

(29)
操

作

説

明

(5)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、BLK-No.
2の「２」がＬＣＤ上に
ブリンク表示され、 Block No.2 が選択されていることを知らせます。
「CAL/SET」キーを押すと、「 Com. 」と「２」のブリンクは停止し､ Block No.2がデータ転送領域として確定します。
他の領域を選択する場合には「CAL/SET」キーを押さないで次のステップに移ります。

(6)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、BLK-No.
3の「３」がＬＣＤ上に
ブリンク表示され、Block No.3が選択されていることを知らせます。
「CAL/SET」 キーを押すと、「 Com. 」と「３」のブリンクは停止し､ Block No.3 がデータ転送領域として確定します。
他の領域を選択する場合には「CAL/SET」キーを押さないで次のステップに移ります。

(7)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、BLK-No.
4の「４」がＬＣＤ上に
ブリンク表示され、 Block No.4 が選択されていることを知らせます。
「CAL/SET」キーを押すと、「 Com. 」と「４」のブリンクは停止し､ Block No.4がデータ転送領域として確定します。
他の領域を選択する場合には「CAL/SET」キーを押さないで次のステップに移ります。

(8)「MEMO」キーを押して下さい。

ブザーが２回鳴り、BLK-No.
5 の「５」がＬＣＤ上に
ブリンク表示され、 Block No.5 が選択されていることを知らせます。
「CAL/SET」キーを押すと、「 Com. 」と「５」のブリンクは停止し､ Block No.5がデータ転送領域として確定します。
他の領域を選択する場合には「CAL/SET」キーを押さないで次のステップに移ります。

(9)「MEMO」キーを押して前述の(2)のステップに戻ります。

(10) パソコンが接続され、データ転送可能状態にあることを確認して下さい。
(11)「CAL/SET」キーを押して下さい。

選択したメモリBlockのデータがパソコンへ転送されます。
全データの出力が終了すると「 Com. 」の表示が消え､「－」がＬＣＤ上に表示され、測定モードに戻ります。

6.5.5 データ転送モードの解除
メモリBlock内のデータが出力中はデータ転送の解除はできません。
データ転送を起動する前のメモリBlockの選択の段階でデータ転送モードを解除するには
次のように操作します。
操

作(1)「CAL/SET」キーを押しながら「COM」キーを押します。

説明

長めのブザーが２回鳴ります。
ＬＣＤ上右下に表示されている「 Com. 」が消え、転送モードが解除されたことを示します。

(30)「 COM 」キー

「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー (全保存領域のデータ転送）「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー ( 「Block」のデータ転送 )「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー ( 「Block No.1」 のデータ転送）「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー ( 「Block No.2」 のデータ転送）「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー ( 「Block No.3」 のデータ転送）「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー ( 「Block No.4」 のデータ転送）「 MEMO 」 キー

「CAL/SET」キー ( 「Block No.5」 のデータ転送）

図７．

メモリＢｌｏｃｋに格納されたデータのパソコンへの転送

７．電池交換
電池が消耗して使用限界に近づくと表示部の左下側に「ＬＯＢＡＴ」と表示されます。
この場合には、誤動作の要因にもなりますので早めに電池を交換して下さい。
電池の交換は 必ず電源をＯＦＦにした後に行ってください。
電源をＯＦＦにせずに行うとメモリー内の値が変わってしまうことがあります。
電池は４本共新しいものと交換して下さい。

８．保守・点検● 使用温度範囲は０～４０℃、測定中は結露、水ぬれ、ホコリ、高熱、振動などは避けて下さい。
● プローブの先端は傷つけないよう、ていねいに操作して下さい。
● 保管は高温多湿を避け、ホコリのない場所にして下さい。
● 長期間使用しない場合は、電池をはずして保管して下さい。
● 測定精度を保つために、１年に一度は定期点検に出して下さい。

(31)◆ 測定精度向上のための注意事項 ◆
①

ゼ

②

ロ

板

・・・

ゼロ調整・標準調整(ＣＡＬ)で使用するゼロ板は、測定対象物の素地と同種、同厚、同形状のものを用意して下さい。
異なったゼロ板で調整すると正確に測定できません。
※付属している“テスト用ゼロ板”［材質：アルミニウム
１０５０］は、本器の動作チェック用です。
実際の測定対象物の素地を用意して下さい。

標準厚板

・・・・

測定対象の塗膜など皮膜厚より少し厚めの標準厚板で標準調整(ＣＡＬ)をして下さい。
※かけ離れた標準厚板を使用すると誤差の原因になります。
標準厚板が傷んだり、曲がったりした場合は新しいものと交換して下さい。
付属以外の標準厚板をご希望の際は、最寄りの営業所にお申し付け下さい。（１５μｍ以上）

③

皮膜の性質

・・・

皮膜成分に金属物が含まれている場合、正確に測定できません。
弾性皮膜の場合、30～50μｍ程度の標準厚板をのせてから測定し、測定値からその厚さを差引くと、凹みによる影響を防ぐ事ができます。

④

端・角など
の影響

・・・

測定対象物の端・角およびその付近は電界の状態が不均一になります。一般に端から15mm～20mm以上離れた部分を測定して下さい。
突起部、湾曲部、その他急激な変形部分の付近も同様な注意が必要です。

⑤

表面粗さ
の影響

・・・

素地の表面粗さ、測定面の表面粗さは、ともに測定値に影響を与えます。
数ヵ所を測定し、その平均値を求めて下さい。

⑥

圧延の影響

・・・

素地に圧延ムラが存在しているときがあります。
そのため部位により測定値に誤差が生じることがあります。その場合は数ヵ所を測定し、平均値を求めて下さい。

⑦

温度の影響

・・・

使用温度範囲は０～４０℃以内です、特に本体とプロー
ブとの温度差が大きいと誤差の原因なります。

主要営業品目膜
厚計
ピンホール探知器
検針器
鉄 片 探 知 器
水分計
鉄 筋 探 査 機結露計

東 京営 業 所：〒101-0047 東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル２階
TEL 03-3254-5031 FAX 03-3254-5038
大 阪営 業 所：〒530-0046 大阪市北区菅原町2-3 小西ビル
TEL 06-6362-7805 FAX 06-6365-7381
名古屋営業所：〒462-0847 名古屋市北区金城3-11-27 名北ビル
TEL 052-915-2650 FAX 052-915-7238
福 岡営 業 所：〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町11-11
TEL 092-282-6801 FAX 092-282-6803
本社：〒213-0026 川崎市高津区久末1677
TEL 044-751-7121 FAX 044-755-3212