Model 64B Accelerometer

DC応答加速度計
DC応答
MEMS
加速度計

高耐久性ローノイズケーブル
防塵防滴 IP65
SAE J2570規格準拠
Model 64Bは、非常に優れたダイナミックレンジと安定性を提供する先進のピエゾ抵抗MEMSセンサー素子を基盤としています。このセンサーはフルブリッジ出力構造で、0～+50℃の温度領域で補正する特長を持ち合わせています。微量のガスダンピ
ングが突出した衝撃生存性とフラットな振幅及び位相応答を最大7kHzまで提供します。Model 64Bは衝突試験用人体ダミー用センサーSAE J211規格に準拠しています。

寸法図面

特長
・ピエゾ抵抗MEMSセンサ
・計測レンジ：±50～±6000 g
・印加電圧：2～10 Vdc
・作動温度：-40 ℃～+121 ℃
・ローノイズ被覆ケーブル
・他軸感度1%未満 オプション
・ゼロオフセット：±25mV未満

応用例
・衝突安全試験
乗用車
トラック

RV車
・衝撃試験

p.3

Model 64B Rev F
9/2015日本代理店
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社
東京都台東区浅草橋3-20-15 浅草橋ミハマビル4F
Tel : 03-5820-7021 Mail : asdummy@fitpacific.com

製品仕様
特別に断りのない限り、すべての値は±24°C, 80 Hz, 10 Vdcでの標準値です。Measurement Specialtiesは、これらの仕様を予告なく更新および変更する権利を留保します。

Parameters
DYNAMIC
計測レンジ (g)感度 (mV/g)1応答周波数 (Hz)Notes

固有周波数 (Hz)
ダンピング比率
耐衝撃性 (g)非直線性 (% of reading)
他軸感度 (%)±50
20-4000-10000-1400
4000
0.5
5000
±1<3

ELECTRICAL
ゼロオフセット (mV)
印加電圧 (Vdc)
入力抵抗 (Ω)
出力抵抗 (Ω)
絶縁抵抗 (MΩ)
残留ノイズ (μV RMS)
グランド<±252 to 10
2400-6000
2400-6000>100<10
取り付け面から絶縁<±10mV オプション

ENVIRONMENTAL
ゼロオフセット温度依存性 (%FSO/°C)
感度温度依存性 (%/°C)
使用温度 (°C)
保管温度 (°C)
耐湿性

±0.04
-0.20 ±0.05-40 to +121
-40 to +121
エポキシ樹脂にて密封, IP65

From 0 to +50°C
From 0 to +50°C

PHYSICAL
筐体・カバー材質
ケーブル
重量（ケーブル含まず）
取り付け
1
出力は印加電圧に比例±100
0.90-500
0-12000-1500
6000
0.5
5000
±1<3±2000.80-600
0-14000-1900
8000
0.5
5000
±1<3±5000.40-800
0-20000-2800
15000
0.3
10000
±1<3±20000.15
0-30000-50000-7000
26000
0.05
10000
±1<3±6000
0.100-30000-5000
0-7000
26000
0.05
10000
±1<3CS-FREQ-0100
AC-A02053
MTG-E4121140A

標準<1% オプション@100Vdc

アルマイト
4x #32 AWG Conductors PFA Insulated, Braided Shield, TPE Jacket
1.0グラム2x #0-80 x 3/16” Socket Head Cap Screws

校正証明書付き:
付属品:
オプション:± 2%± ½dB
± 1dB

DC応答
M
E
M
S
加速度計

トルク 3 lb-in

NIST Traceable Amplitude Calibration from 20Hz to ±1dB Frequency Limit
2x #0-80 (3/16 length) Socket Head Cap Screw, 2x #0 Washer, 1x Allen Key
Triaxial Mounting Block
3-Channel Precision Low Noise DC Amplifier
Auto-Zero Inline Amplifier

The information in this sheet has been carefully reviewed and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. Furthermore, thisinformation does not convey to the purchaser of such devices any license under the patent rights to the manufacturer. Measurement Specialties, Inc. reserves theright to make changes without further notice to any product herein. Measurement Specialties, Inc. makes no warranty, representation or guarantee regarding thesuitability of its product for any particular purpose, nor does Measurement Specialties, Inc. assume any liability arising out of the application or use of any product or
circuit and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. Typical parameters can and do vary in different
applications. All operating parameters must be validated for each customer application by customer’s technical experts. Measurement Specialties, Inc. does notconvey any license under its patent rights nor the rights of others.

製品型番
型番 ： Model Number＋計測レンジ＋ケーブル長＋オプション
64B-GGGG-CCCT-ZZZllll_____オプションll

l_____他軸感度1%未満オプション（T）、通常品はブランク

ll_____ケーブル長 （360 ＝ 360 インチ）

オプション番号-001

5Vdc 校正-004

ゼロオフセット10mV未満-005

2Vdc 校正

l_______計測レンジ （0100 ＝ ±100 g）
例 ： 64B-2000-360→Model 64B、計測レンジ±2000g、ケーブル長360インチ（標準9mまで指定可）、オプションなし
p.4