ULLA

Ultra Low Level Analyzer
ウルトラ極低レベル液体シンチレーションアナライザー

究極のウルトラ低レベル液体シンチレーションアナライザー
The ultimate ultra low level analyzer.
Hidex
年以上にわたり、液体シンチレーションカウンター分野のコミュニティに貢献しHidex 社は
has 30servedthe liquid scintillation counting community for three decades.

In
recent years, the global market has been missing a true ultra low level LSC thatて参りました。近年の世界市場では、最も厳しいニーズを満たす真のウルトラ低レベル液体シン
wouldmeet the most demanding needs. Applications in hydrogeology when
チレーションカウンターが不足していました。世界中のきれいな水資源をマッピングする際の地
mapping
the global clean water resources, detection of biogenic carbon content
質学、生物由来素材の炭素含有量の検出、土壌、食料、飲料水に含まれるアルファ線およびベー
in materials or measuring trace concentrations of alpha and beta isotopes in
タ線同位体の微量濃度の測定におけるアプリケーションには、絶対的な精度と正確さが要求され
soil, food and drinking water require absolute accuracy and precision. True to ourます。常に革新的でありたいという理念に従い、Hidex 社はこの要求を満たすための最先端の測heritage of constant innovation we have developed our next state of the art counter
定装置を開発しました。
tomeet these requirements.

Hidex 300 SL

Hidex 600 SLe

Hidex ULLA

Hidex
existing
Hidex ULLAULLA combines
は、technology,
latest innovations
既存の技法、最新のイノベーション、andthe modern usability.
現代的な使いやすさを兼ね備えています。
鉛の蓋は、測定中の検出器を完全にLead cap shields the detector
測定チャンバーには反射性の高い不透明
Measurement chamber withペイントを塗布しており、集光を最大限にします。
maximises light collection.

ガス注入口から測定チャンバー内の空気を窒素ガスで置換します。
the measurement chamber.
PMT 検出器とガード検出器の周りを覆う
Extensive
lead shield surrounding
広範囲の鉛シールドで、環境放射能から
thedetector and the guard provideの影響を効率よく遮蔽します。
optimalshield from environmental
radiation.

遮蔽します。
during counting.

3 本の PMT
Three
PMTsがもたらす最適な測定
provide optimum
ジオメトリにより、TDCRによるカウ
measurement geometryandントが効果的に得られます。
enable TDCR counting.
PMTactiveと一緒に組み込まれているアクAn
plastic scintillator
ティブ
プラスチックシンチレータ
guard, coupled to a PMT,
ガード検出器が測定チャンバーを取
surrounds the measurement

り囲み、効果的にバックグラウンドパルスの検出と除去を行います。
backgroundpulse detection
and removal.

極低レベルバックグラウンドとUltra
low background and triple
トリプルコインシデンス（同時計数）検出器
coincidence detector
Lowbackground is achieved
with heavy passive lead
極低レベルのバックグラウン
ドは、重厚なパッシブ鉛シールドと幾何
shieldand geometrically optimal active guard, which
学的に最適なアクティブガードで覆われた最新のトリプル
PMT 検出surrounds
moderntriple-PMTdetector
facilitating器によって実現します。また、トリプル PMT 検出器は、放射能測定 に お い て 一 般 的 な TDCR（Triple to Double Coincidence

freecounting, and absoluteactivity counting
by TDCRRatio）測定技法により、非常に高い計数効率、ルミネッセンスフリー
techniquefamiliar from isotope metrology.
測定、放射能の絶対値測定を容易にします。

Vials are deionized prior to loading to remove static
バイアルは、静電気を除去するために測定チャンバー内に入る前にelectricity.
Cooling modules maintain the samples stable
脱イオンされます。冷却モジュールは、サンプルを安定的かつ最適
and in optimum temperature for highest counting
な温度で維持し、最高の計数効率を実現します。検出器内を窒素ガスで置換することにより、地下の実験室でしばしば影響を受ける

toremove
Rn-222 gas often found in undergroundRn-222
ガスを除去することができます。
laboratories.

TDCR 技法を用いたクエンチ補正
Quenchcorrection with TDCR
Default
quench correction
is done by TDCR method. Eu標準のクエンチ補正はTDCR 技法によって行います。従来のExternal
Eu-152 standard source is available as an152 外部標準線源もオプションとして搭載可能です。また、内蔵のoptionforconventional quench correction. Alternatively,ガンマ線源の代わりに、外部線源として宇宙放射線を用いた
QPC
it is possible
use QPCmethod,which uses natural（CosmicPeaktoQuench技法）を使用することもできます。
cosmic radiation as the external radioactive source
instead of built in gamma source.

Digital Pbshield andデジタルPb シールドとHidex
biofuel methodHidex バイオ燃料測定法
Uniquemathematical methods for Hidex TDCR counters.
HidexTDCR カウンター独自の数学的手法です。デジタル Pb シーDigitalPb
to decrease background uncertainty andルドは、バックグランドの不確実性を減らします。バイオ燃料測定
法は、サンプルと同様のブランクが用意できない場合でも、サンプ

sampleswhen similar blank is not available.
ルのバックグラウンド計数率を取得することができます。

Ideal for:最適な研究
• H-3 in water.
・トリチウム水• C-14 dating.
・C-14 年代測定
• Detection of biogenic carbon content in materials,
・燃料など生物由来素材の炭素含有量の検出
such as fuels.
・土壌、食品、飲料水に含まれるアルファ線およびベータ線同位体• Alpha and beta isotopes in soil, food and drinking water.の測定

アルファ/ ベータ弁別機能
Alpha/betaseparation
3D グラフィック解析ツールによるアルファ線/ ベータ線補正を採用
UniqueHidex
alpha beta separation electronics
withした
Hidex 社独自のアルファ/ ベータ弁別機能は、ベータ線放射
3D graphicalAB-calibration
tool facilitating reliable and性同位体の存在下でのアルファ線放射性同位体を、確実かつ高感
sensitive
detection of alpha isotopes in the presence of度に検出します。
betaisotopes.

Hidex VALO
Hidex
VALOユーザーソフトウェア
user software
Hidex isVALO
は、Hidex
液体シンチレーションカウンター用に特別VALO
a modernuser-friendly
software designedに設計された現代的なユーザーフレンドリーのソフトウェアです。
ユーザーのフィードバックに基づき、メソッドの構築、サンプルの読based on user feedback with special attention
on usability–み込み、結果の評価など使いやすさに特に配慮の上、開発されましfrom building up the methods, to loading of samples, toた。新しいエネルギーのROIを含むデータの自動再処理と、サンevaluation of the results.
Thefeatures include automatic
プルの再測定なしでアルファ/ベータ弁別を行う機能を備えていま
reprocessing of data with new energy ROIs and a/b
す。
discriminator without remeasuring the samples.

仕様およびテクニカルデータ
Hidex ULLA
サンプル容量 20/7/5mL

80/192/192（本）測定できる主な放射性同位体3（%）
計数効率3H/14C

H, 14C, 90Sr/90Y, 226Ra, 222Rn , 総アルファ/ベータ放射能

70/97（アンクエンチド標準線源）＞35（トリチウム水サンプル8mL+カクテル剤12mL）

バックグラウンド（CPM）*水中3H（サンプル8mL+カクテル剤12mL）*計数効率は25%の3H ROIFOM*水中3H（サンプル8mL+カクテル剤12mL）<1CPM（一般的な実験室の環境）>600（最適化無し）>900（最適化とデジタル鉛シールド有）寸法

幅69cm×高さ130cm×奥行95cm（冷却モジュール含む）

重量約800kg*性能値は、フィンランドのトゥルクにあるHidex社の施設で測定されました。

関連製品

Hidex
300SL

Hidex
600SLeHidex
AMG

LSC 用のサンプル調整装置

市場で最も先進的で運搬が容易な装置であり、外部線源なしで DPM 結果の得られる全自動液体シンチレーションカウンターです。

中 央 研 究 施 設で使 用できる、多サンプル用の全自動 TDCR液 体シンチレーションカウン
ターです。

コンパクトでタッチスクリーン操作の Hidex 全自動ガンマカウ
ンターは、核医学のアプリケーションにも最適な装置です。

Hidex Q-ARE 放射性核種用の自動抽出クロマトグラフィーシステムです。
Hidex 600OX 3H および 14C
放射性標識サンプルの燃焼装置です。

Hidex 社について

Hidex 社は、きわめて高いテクノロジーを有するフィンランドの最先端企業です。生命科学、放射能測定、核医学等に使用される測定装置を開発、製造しており、世界的にも知られている企業のひとつです。Hidex 社は、最新のテクノロジーと、優れた伝統的製造技術を持ち合わせています。世界中の科学コミュニティと強く結ばれた Hidex 社は、革新と開発に挑戦し続け、一層の科学的な開発研究を推進し、日々邁進し続けております。

データおよび仕様は予告なく変更する場合があります。Hidex 社は製品の使用を変更する権利を有します。

2306/500ks