2003 年 9 月 9 日
亀田貴雄
４４次越冬隊による雪氷関連の観測現状報告
44 次越冬隊は 2002 年 2 月より各種の観測を開始し、その後観測を継続しております。これまでの状況は、「ドームふじ観測拠点週間報告」や極地研へ提出している「月例報告」、また、5 月末までの分は「雪氷・気象観測の現状報告」で報告してきました。6 月から 8 月までの雪氷関連の観測の現状（ドームふじ観測拠点および昭和）を報告します。下記の観測状況について、コメント、アドバイス等、何かあれば各担当者までお問い合わせください。
１． ドームふじ観測拠点
１．１ 基本観測

積雪量観測（亀田）

３６本雪尺

観測頻度
（計画時）
半月毎

氷床表面歪 （古川）（DF80）

歪方陣

年１回

GPS 精密位置観測（古川）(ドームふじ、DF80)

干渉測位

年１回（連続が望ましい）

雪温分布（亀田）

専用装置（ロガー記録）１時間毎

表面積雪サンプリング（本山）各 250ccx2 本

半月毎

積雪断面観測（２ｍ深）（本山）
気象定常観測（高橋、杉田）・ 気温、気圧、風速、風向、日射・天候、雲量、雲形、視程4cm 間隔でｻﾝﾌﾟﾘ
ﾝｸﾞ、100ccx2

年１回

・専用装置
・目視観測

・１分毎
・日３回
09,15,21LT
１時間毎

観測項目（主担当者）

無人気象観測（無人気象観測グ
ループ）(気温、風速、風向)

観測機材

専用装置
（ロガー記録）実施状況
2003 年 1 月 30 日から予定どおり半月毎に実施。
まだ実施していない。観測計画
を主担当者（古川氏）に問い合わせ中。
ドームふじにて１ヶ月に１回、３ 日 間 連 続 観 測 を 継 続 。 DF80
では未実施。DF80 での観測は冬開け後に実施予定。
10 分毎で継続観測。測定深度
は、0m、0.05m、0.1m、0.2m、0.4m、0.8m、1.2m、1.5m、2m、3m、6m、11m 深 (2 月 1 日の値)。
１本は新しい表面積雪、１本は比較的古い表面積雪採取として、予定どおり実施。また、随時、霜もサンプリングしている。
2003 年 2 月上旬に実施。

予定どおり実施。
詳細は以下に記載。
積雪深以外は予定どおり実施。
10 月 に デ ー タ 回 収 を す る 予定。

・気象定常観測の問題点①気温
PC とデータロガーの接続時に気温データにノイズが混入する状態が続いているため、極力データロガーとパソコンを接続しないことで対応している。得られたデータについては、ノイズと思われるものを削除することで補正を行っている。
②気圧

2 月下旬より気圧計 PTB210(VAISALA)に時折データ飛びが現れるようになった。定時観測時に予備の気圧計 F4711（YOKOGAWA）との比較を行うことで補正を行ってきたが、4 月下旬頃から症状が激しくなってきたので、5 月 9 日からは F4711 のデータを連続で取得し、正規データとしている。
③風向風速
風向風速については今のところ特に問題はない。
・無人気象観測の問題点
ARGOS システムの風速計（BENDIX）回転する環境条件（気温、風速）を調べている。
付着する霜の影響も調べるため、7 月からは霜落としをしないで経過を観察している。
１．２

研究観測（担当：亀田）

観測項目
積雪の圧密速度

氷 床 表 面 高 度(Coffeecan method）
雪結晶の観測雪まりもの観測

雪面での昇華量

積雪の硬さ分布および表面摩擦力
地吹雪・降雪観測

積雪層構造の形成（断面観測 2m 程度）
露点観測

観測機材
専用装置

観測頻度
（計画時）
１時間毎

実施状況

予定どおり観測。ただし、測定制御に問題があり、数日毎に自動的に測定が停止してしまう問題がある。気がつくたびに測定を手動で再開している。
基 準 点 作 成 用 ロ ッ １ヶ月毎
観測機材の準備状況に問題があり、実施ドおよび GPSしていない。
実体顕微鏡
降雪時
１週間に１回、降雪や霜の顕微鏡写真を撮影。
実体顕微鏡、形成時
7 月および 8 月に形成されたので、内部構造、および静電特性（電荷、静電圧）静電特性（電荷おを測定。現在、測定結果をメーカーに送よび静電圧）測定
り、データの精度を検討中。
器
蒸発皿、電子天秤 1 時間毎（電子天 １ 日 ２ 回 の 蒸 発 皿 の 質 量 測 定 を 継 続 し秤を屋外に設置） ている。昇華に加えて、雪面での毎日の積雪量、雪尺への着霜量（厚さ）も測定している。
ラムゾンデ、３ヶ月毎
表面摩擦は、３ヶ月毎に実施。硬さ分布は、ピット観察時に実施（２月）。
ばねばかり専用測器（SPC）
１０分間隔１分観測で継続観測。ただし、センサーは、本来は風上に向くようになっているが、この「首振り部」が硬くなり、現在はセンサーの向きは風向に追従していない。１週間毎にデータ回収をしている。
雪質、密度、硬度、 ３ヶ月毎
忙しいので、未実施。
サンプリング
専 用 装 置 （ 静 電 容 １時間毎、連続バイサラ HMT327（静電容量式）を用い量式）て、1 分毎に継続観測。測定したデータの精度について、メーカー担当者に問い合わせをしている。また、HMT327 と同じ高さに気温センサー（通風式、直流12V）を設置していたが、低温のためか通風ファンが回転しなくなった。今後は交流 100V 仕様のファンを用意すべき。

１．３

研究観測（担当：藤田）

観測項目

専用装置

観測頻度
（計画時）
連続実体顕微鏡

毎日

観測機材

エアロゾル観測（粒径別粒子数および鉛直プロファイル）ダイアモンドダストと降雪の分離
積雪内水蒸気輸送

専用装置

降雪サンプリング

安定同位体用毎日

係留気球観測係留気球による温湿度測定

４〜５日毎

放射収支観測長波、短波各２台

連続露点観測専用装置（鏡面式） 連続実施状況
シーロメーターを用いて、約１５秒間隔、ドームから高度７．５ｋｍまでのレーザー光の散乱を継続測定。
ほぼ毎日、降雪粒子をデジタルカメラにて撮影（分離は難しいと思われる）
３ヶ月おきに４０ｃｍ深のピットで、２ｃｍ間隔で密度測定と同位体用のサンプリングをおこなっている。
１日１回、同位体分析用、単位面積あたりの堆積量も測定
モデムとパソコンの接続などに手間取り、冬前には観測できず。冬明けに開始する予定。
短波・長波ともに上下を測定。６秒サンプリングの１分平均値を記録。短波放射計には頻繁に霜が着き、大気外入力日射（計算値）よりも大きい値を示す時があった。テープヒーターを巻いた後は良い値を出している。上向き短波放射計はまだ対処していない。長波放射計は上下とも順調にデータ取得中。
鏡面式は、３月初旬から静電容量式に比べて高めの値を出すようになる。スチー
ムドリル作業時に、ボイラーから出た黒煙を吸い込んだことが原因かと思われる。ペリチェ素子が故障している模様。
現在観測はしていない。

１．３ その他

観測項目
宇宙塵の採取コアチップの回収（宇宙塵採取）観測機材
・フィルターおよび濾過装置
・生活用水で使用している濾過フィルターの持ち帰りなし観測頻度（計画時）・100 ﾘｯﾄﾙの融水からの濾過・連続177m か ら 1235m
までの 16 深度

実施状況
・実施せず。
・生活用水フィルター交換時に随時実施。

実施せず（掘削開始後に実施予定）。

２．

昭和基地および周辺沿岸域観測項目（主担当者）（観測担当：橋田）

観測機材

氷床氷縁監視（古川・平沢） 航空機か ら の鉛
直写真撮影
沿岸域の消耗量観測（平頭 雪尺氷河） （古川・斉藤）
沿岸域の消耗量観測雪尺（とっつきルート）（古川・斉藤）観測頻度（計画時）
融雪期

実施せず。

年１回実施せず。

年１回

氷床表面質量収支のモニタリングの一環として、昭和基地〜とっつき岬の雪尺（海氷上に設置したルート標識）測定を5月23〜24日に実施した。

実施状況