శமඡଳ଍োৡಎ઼QG-PLUS“ ユーザー目線 ”を簡単、詳細に数値化・解析

ハードウェアの着用不要
ストレスのないキャリブレーション
豊富な計測・表示・解析機能
アイコンによる分かりやすいオペレーション
デスクトップ PC・ノート PC・タブレットなどマルチに対応

●VT3 mini eye tracker angle

QGプラスはモニター専用の視線解析システムです。
モニタ上のマーカーを見るだけで簡単にキャリブレーションが行え、視線やウィンクなどによりマウスと同様のカーソル移動が行えます。
計測中の視線の情報は、座標データとして、またテスト対象となる画面は、キャプチャー画像として、さらに音声の情報はWavファイルとして、バックグラウンドで保存されタイムラインに沿って整列されます。これらのデータを解析ソフトにより時系列で再生し、どのタイミングで何を見ていたのか忠実にトレースすることができます。
使用方法

本体カメラをモニタの下に装着し、USB ケーブルで PC と接続するだけで使用可能です。あとはソフトウェアを起動すれば、マウス操作と同様に、視線で画面上のカーソルを移動することができます。ノートパソコンも使用可能ですので、試験者と被験者が離れた場所で試験することも可能です。

ユニットの両端に装備されたＬＥＤから近赤外光を照射し、角膜反射を利用して、瞳に写り込んだ２つの輝点と瞳孔の３ポイントから、瞳のポジションを正確に得ることができます。

主な用途
ユーザビリティ調査

心理テスト

ゲームの画面テスト

モニターを使った、心理テストにも利用可能です。裏で常時データを取得し続けますので動画、テキストなどテストソースを問わず利用できます。また、キーボードやマウスなどのイベント情報も併せて記録できますので、インプットした際の反応など、刺激情報も確認できます。

ゲームの画面デザインやユーザビリティーの調査に利用可能です。動きのある対戦型のゲームや、ドライブゲームなどでも、動画ファイルでの記録ができますので各シーンに合わせたデザインの調整に利用できます。また、ゲームの熟練者と初心者の目配りの違いなどにも利用でき、ゲームの上達用途にも利用可能です。

広告評価
心理学
マーケティング
リハビリテーション
運転評価
安全教育
技能伝承
ゲーム・シミュレーターデザイン
開発・評価
ニューロサイエンス‫پ‬෤ೳप೧ऽोञ৖ীऋ‫ؚ‬ఏ૆द๣હऔोॊউটॢছ঒दघ‫؛‬

ソフトウェア
ソフトウェアの操作は、 ①キャリブレーション、 ②座標計測・保存、 ③データ解析 の流れで行います。
マウス操作としてお使いの場合は保存や解析の機能は不要です。

67(3 キャリブレーション設定
キャリブレーション

モニターを見ながら、簡易なユーザーインターフェースで、キャリブレーションを行います。
モニター上に表示されるマーカーポイントを、指示された順に注目することで、キャリブレーションが行えます。

67(3 計測

得られた結果にずれが生じたときには、オフセット設定により補正することができます。
設定画面の 1 ポイントを注目するだけです。

データ保存プログラム▼ユーザー使用の画面
計測プログラムは常駐型のソフトとして、使用中のアプリケーションソフトの裏で動作し続けます。
テストしたいアプリケーションの種類を問わず、Webページ、デザインソフト、ゲーム（一部制限あり）、表計算、動画の再生、どんなアプリケーションでも立ち上げた瞬間から注目ポイントのデータを残すことができます。
保存されるデータは座標データ、画面データ、音声データ、イベントデータの４種類です。全てのデータは同一のタイム後は、ユーザーが用途に応じたアプリケーションをご使用するだけです。

67(3 解①再生析

軌跡表示

計測したデータをタイムラインに沿って動画で再生できます。
Flashや、切り替えを含むWebページ、ゲームソフトなど、動きのあるデータの時間的な経過を確認するのに有効です。
タイムライン上で特定の範囲を設定することにより、その範囲のくり返し再生が行えます。

コードによってシンクロされています。

解析プログラム②ヒートマップ表示③注視点プロット

どこをよく見ていたか、注視時間の累積をヒートマップで表示できます。
画面が遷移した場合は、タイムライン上の設定範囲ごとに表示できます。

どこを、どの順番で、どれだけの時間注視していたか分析するためのデータです。
一定時間同じところで視線が停止（注目）した場合、停止時間に応じて円が大きく表示されます。
また測定開始から注視したポイントの順番を番号で表示します。

商品構成
●本体
●QG-PLUS ソフトウェア●USB ケーブル●USB プロテクトキー

QGプラスはコンパクトなボディと高い拡張性で様々な用途・環境に応じた使い方が可能です。
専用モニターやデスクスタンドをはじめとした豊富なオプション、ソフトウェアのカスタマイズなど、お使いのシーンに最適なソリューションをご提案します。お気軽にご相談ください。

システム・ラインナップの仕様一覧
Quick Glance スペック高性能なコンパクトモデル

MINI

追加ユニットで自在な環境を構築できるスタンダードモデル

RM●最適距離 40cm 〜 75cm
●モニタサイズ：22 インチまで●最適距離 40cm 〜 300cm●モニタサイズ：オプションで自在に対応可能

システム組込向け基盤モデル

５０インチモニタ対応・大画面用モデル

OEM●最適距離 40cm 〜 75cm
●モニタサイズ：22 インチまで●最適距離 :120cm 〜 200cm●モニタサイズ : 50インチまで

モデル名

OEM

MINI

対応モニタ

22 インチ

筐体サイズ

XL

RM

XL

24 インチ（オプションで自在）

50 インチ96cm × 5cm × 8cm

25. 4cm × 2. 6cm × 3. 2cm

28. 5cm × 2cm

28cm × 3.9cm × 3.5cm

0. 21kg

0. 1kg0. 28kg

2kg

40 〜 300cm

120 〜 200cm

28cm × 16cm × 35cm

22.5cm ×17cm × 30cm

重量
最適距離40 〜 75cm

頭部可動許容範囲（水平 × 上下 × 前後）

31. 5cm × 22. 5cm × 35cm

精度

0. 5°

計測周期（fps）

60

検出方法

暗瞳孔角膜反射（両眼または片眼）USB2. 0（mini-B）

インターフェース
電源
消費電力

USB2. 0（mini-B）または基盤コネクタ

USB2. 0（mini-B）

USB2. 0（mini-B）

USB バスパワー

AC

２. ５W

12W

QG-PLUS ソフトウェアスペック
記録方式

ハードディスク記録

計測データ容量10 分につき約 1. 9GB（音声無し）／約 2. 8GB（音声あり）（モニター解像度フル HD１９２０×１０８０） ※PC 依存

キャリブレーション

ドットマトリクス（５，９，１６ポイント選択式）

データ同期

タイムスタンプ

画像データ

WMV（動画）／ BMP（静止画）

座標・数値データ

CSV

視線・瞳孔径XY 視線座標値（ピクセル）、瞳孔径データ（ミリ）

解析・表示項目

ヒートマップ表示、エリア・注視点プロット解析、軌跡・停留点表示

マウス・キーボード入力

イベント情報として取得可能シーン分割

キーボードイベント、またはタイムラインからの選択で任意シーンごとの解析・保存が可能

マイク入力

４４. 1KHZ

スクリーンキャプチャー動画
リアルタイムデータ出力

フル HD（1920×1080)で約１０〜２０fps（JPEG 圧縮８０％、Core i 7-4500U のとき）※PC 依存

16 ビットステレオ（WAV ファイル）として保存可能 ※PC 依存

UDPْ௓တ৿੿୭୆ٓ
&38&RUH'XR*+] ਰ঱‫ ط‬5$0‫*؟‬% ਰ঱‫ ط‬+''*% ਰ঱‫ط‬অॹड़ढ़‫؟ॻش‬2SHQ*/ ਰ঱‫ؚ‬ওঔজ‫*ڭ‬% ਰ঱‫ ط‬26‫؟‬:LQGRZV‫ؙ‬ELW ऽञमELWड़ঌঞ‫ش‬३ঙথ‫پ‬3& ൂோध੶ൗऋँॊඨ৯म‫ؚ‬उ௢஘भ 3& ୭୆‫ق‬ঔॽॱ‫ੰش‬൸২‫&؞‬38 ச২‫؞‬ఠଢਃચ‫؞‬ওঔজ୤‫؞‬26 ृ౎॔উজॣ‫ش‬३ঙথभ༎௮૾ய‫ك‬प୶஭औोऽघ‫؛‬

東京本社■ 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町1-8
Tel.03-5457-1212 Fax.03-5457-1213
大阪営業所■ 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-2-5富士ビルフォレスト5F Tel.06-6537-6600 Fax.06-6537-6601

ディテクトホームページ

http://www.ditect.co.jp/ॹॕॸॡॺଲષपणःथभถखःੲਾम঍‫ش‬঒ঌ‫ش‬४॑ओ༮ऎटऔः‫؛‬৸ଲષൕൗ‫ؚ‬னંভলனੲਾ‫ؚ‬ৱમभओட੷‫؞‬उਖः়ॎचुऒठैदਭऐહऐथउॉऽघ‫؛‬QGPLUS-201706