Abbott device① プログラマでのバッテリ情報確認【Pacemaker（Zephyr/Victory/Verityシリーズ）】【Pacemaker（Accent/Assurity/Endurityシリーズ）、CRTP（Allure/Quadra Allureシリーズ）】【ICD（Fortify/Ellipse/Fortify Assuraシリーズ）、CRTD（Unify/Quadra Assuraシリーズ）】

アボットメディカルジャパン
バッテリチェック方法

Abbott device② 印刷（PDF）データでのバッテリ情報確認【全デバイス共通】③ バッテリ情報の判読【Pacemaker（Zephyr/Victory/Verityシリーズ）】

バッテリ情報の判読☑電池寿命（年）☑マグネットレート（min-1）☑電圧（V） ※バッテリーと表示【Pacemaker（Accent/Assurity/Endurityシリーズ）、CRTP（Allure/Quadra Allureシリーズ）】

バッテリ情報の判読☑電池寿命（年） ☑マグネットレート（min-1）☑電圧（V）☑ERIまでの残容量（％）※ERIまでの残容量
ERIになると、“N/A”と表示（N/Aは0%の意味）

アボットメディカルジャパン
バッテリチェック方法

Abbott device③ バッテリ情報の判読 (続き)【ICD（Fortify/Ellipse/Fortify Assuraシリーズ）、CRTD（Unify/Quadra Assuraシリーズ）】
バッテリ情報の判読☑電池寿命（年）☑ERIまでの残容量（％）※電池電圧は表示されません※ERIまでの残容量
ERIになると、“N/A”と表示（N/Aは0%の意味）✔ ERIになった日が表示されるため、その日から3カ月以内の交換を推奨してください✔ ICDやCRTDはERI～EOLの期間において、最低6回のMax Energyでのショックを放出できるように設計されていますが、ERIになったら速やかにデバイス交換を検討してください④遠隔モニタリング【Pacemaker（Accent/Assurityシリーズ）、CRTP（Allure/Quadra Allureシリーズ）】【ICD（Fortify/Ellipse/Fortify Assuraシリーズ）、CRTD（Unify/Quadra Assuraシリーズ）】✔ 遠隔モニタリング（Merlin.net）では、プログラマの印刷データ（PDF）と全く同じものが表示されます

アボットメディカルジャパン
バッテリチェック方法

＜MicroPort 社製 BRADY / TACHY デバイスのバッテリー評価方法＞
BRADY デバイスのバッテリー評価：REPLY/ENO/KORATACHY デバイスのバッテリー評価：PLATINIUM

TACHY デバイスのバッテリー評価：PARADYM / INTENSIA

日本マイクロポートCRM
バッテリチェック方法

印刷イメージでのバッテリー評価：

印刷の方法① 印刷項目の選択（画面は通常の選択項目）② 印刷ボタン（外部プリンタを使用する場合は出力先を選択）

日本マイクロポートCRM
バッテリチェック方法

Attesta, Sphera, Adapta, Versa, Sensia, InSync III

Reveal DX, Reveal XT, Reveal LINQ
Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓑ

画面左上部にある『Battery Status』Ⓐを確認します。メド
トロニックのICMは植込みから3年が製品寿命の目安となりますが、ステータスが『Good』以外になりましたら交換を推奨します。各機種により指標が異なりますので、別紙の一覧表を参考にしてください。
必要に応じて、『印刷』Ⓑをタッチしデータを印刷します。

ⒸⒹ

画面右側にある『<データ』Ⓐアイコンをタッチし、表示されるプルダウンメニューから『電池およびリード測定』Ⓑを選択します。
表示された『電池およびリード測定』画面の中から予測寿命、電圧、インピーダンス（Ⓒ）を確認します。各機種により指標が異なりますので、別紙の一覧表を参考にしてください。
必要に応じて、『印刷』Ⓓをタッチし電池に関するデータを印刷します。

Ⓒ

印刷された『Quick Look Report』にはプログラマー画面と同じ情報が表示されています。別紙の一覧表を参考に『Battery Status』Ⓒを確認してください。

Ⓔ

印刷された『電池およびリード測定レポート』にはプログラマー画面と同じ情報が表示されています。別紙の一覧表を参考に、予測寿命、電圧、インピーダンス（Ⓔ）を確認してください。

日本メドトロニック
バッテリチェック方法

EnRhythm, Concerto, Secura, Consulta, Protecta

Advisa, Micra, Syncra CRT-P, Consulta CRT-P, Viva CRT-P
ⒶⒶⒷ

ⒷⒸⒸ

画面左上にある『電池』Ⓐをタッチし、『データ-電池およびリード測定』開きます。
『データ-電池およびリード測定』が表示されたら電池電圧Ⓑを確認します。各機種により指標が異なりますので、別紙の一覧表を参考にしてください。
必要に応じて、『印刷』Ⓒをタッチし電池に関するデータを印刷します。

画面左上にある『予測寿命』Ⓐをタッチし、『データ-電池およびリード測定』開きます。
『データ-電池およびリード測定』が表示されたら電池電圧、予測寿命（Ⓑ）を確認します。各機種により指標が異なりますので、別紙の一覧表を参考にしてください。
必要に応じて、『印刷』Ⓒをタッチし電池に関するデータを印刷します。

ⒹⒹ

印刷された『電池およびリード測定レポート』にはプログラマー画面と同じ情報が印刷されています。別紙の一覧表を参考に、電池電圧Ⓓを確認してください。

印刷された『電池およびリード測定レポート』にはプログラマー画面と同じ情報が印刷されています。別紙の一覧表を参考に、電池電圧、予測寿命（Ⓓ）を確認してください。

日本メドトロニック
バッテリチェック方法

Azure, Evera, Visia, Viva CRT-D, Compia, Amplia, Claria,Percepta, SolaraⒶⒷⒸ

画面左上にある『予測寿命』Ⓐをタッチし、『データ-電池およびリード測定』開きます。
『データ-電池およびリード測定』が表示されたら予測寿
命、電池電圧（Ⓑ）を確認します。各機種により指標が異なりますので、別紙の一覧表を参考にしてください。
必要に応じて、『印刷』Ⓒをタッチし電池に関するデータを印刷します。

Ⓓ

印刷された『電池およびリード測定レポート』にはプログラマー画面と同じ情報が印刷されています。別紙の一覧表を参考に、予測寿命、電圧（Ⓓ）を確認してください。

日本メドトロニック
バッテリチェック方法

①プログラマ画面のバッテリ情報確認②印刷（PDF）データでのバッテリ情報確認

全ICD、CRT-D
ERIまでの予測寿命[%]にてバッテリ残量を確認してください。

現行デバイス

現⾏デバイス「Follow-up」画⾯のバッテリゲージ[％]、及びERIまでの予測寿命[何年何ヶ⽉]にてバッテリ残量を確認してください。

現⾏デバイス（ペースメーカ、CRT-P）

ICD、CRT-DはERIまでの予測寿命は表⽰されませんので、ERIまでの予測寿命[何年何ヶ⽉]及びバッテリゲージ[%]のみで判断してください。

[%]にてバッテリ残量を確認してください。

最後に「Print」を押してください。

※現行デバイスとEvia,Estellaシリーズのプログラマ画面は同デザインです

Evia,Estellaシリーズ（ペースメーカ）

Eviaシリーズ(ペースメーカ、CRT-P)
ERIまでの予測寿命[何年何ヶ⽉]及び[%]にてバッテリ残量を確認してください。

バイオトロニックジャパン
バッテリチェック方法

過去デバイス（ペースメーカ）

過去デバイス「Follow-up」画⾯のERIまでの予測寿命「何年何ヶ⽉」にてバッテリ残量を確認してください。

（ペースメーカ）
過去デバイス（ペースメーカ）
ERIまでの予測寿命[何年何ヶ⽉]にてバッテリ残量を確認してください

最後に「Print」を押してください。

過去デバイス（Lumax 540）

過去デバイス（Lumax540）「Status」画⾯のバッテリゲージ[％]

全ICD、CRT-D

にてバッテリ残量を確認してください。

ERIまでの予測寿命[%]にてバッテリ残量を確認してください。

最後に「Print」を押してください。

③ バッテリ情報の判読
基本、バッテリゲージ（％）、予測寿命（何年何ヶ月）で判断をお願い致します。
【注意】下表の機種は既に期待寿命を過ぎております。以下の二点について、ご留意ください。
①リチウムヨウ素電池の特性として、期待寿命が過ぎた電池では急激な電池抵抗の上昇と電池電圧の低下をきたすことがあります。交換指標が現れていなくても、期待寿命が過ぎている場合には1～2か月ごとのフォローアップを推奨します。
②期待寿命を過ぎている電池ではフォローアップ中にも急激な電池低下をきたすことがあります。フォローアップの際には必ず心電図を装着してからワンドによるテレメトリーを行ってください。
製品名PhilosⅡ DR

期待寿命
5.9年

PhilosⅡ SLR

7.3年

PhilosⅡ SR

7.3年

Kalos DR

5.9年

Kalos SLR

7.3年

Kalos SR

7.3年

Talos DR

5.9年

Talos SR

7.3年

Echos DR

5.9年

Echos SR

7.3年

設定条件
DDDRモード,100%ペーシング,60ppm,3.6V/0.4ms,500Ω
VDDモード,100%ペーシング,60ppm,3.6V/0.4ms,500Ω
VVIRモード,
100%ペーシング,60ppm,3.6V/0.4ms,500Ω
DDDRモード,
100%ペーシング,60ppm,3.6V/0.4ms,500Ω
VDDモード,100%ペーシング,60ppm,3.6V/0.4ms,500Ω
VVIRモード,
100%ペーシング,60ppm,3.6V/0.4ms,500Ω
DDDRモード,
100%ペーシング,60ppm,3.6V/0.4ms,500Ω
VVIRモード,100%ペーシング,60ppm,3.6V/0.4ms,500Ω
DDDRモード,100%ペーシング,60ppm,3.6V/0.4ms,500Ω
VVIRモード,100%ペーシング,60ppm,3.6V/0.4ms,500Ω

バイオトロニックジャパン
バッテリチェック方法

ボストン製デバイス電池状態確認⽅法 1①プログラマでのバッテリ情報確認

プログラマ起動画⾯より「Quick Start」を選択
患者様使⽤機種を⾃動判別してイントロゲート（データ読込）が開始します

現⾏世代機種の画⾯表⽰

イントロゲート後「電池」欄の「EXPLANTまでのおおよその時間」に交換指標までの年⽉⽇が表⽰されます

旧世代機種の画⾯表⽰

イントロゲート後「Battery Status」欄の「Longevity Remaining」に交換指標までの年⽉⽇が表⽰されます

ボストン・サイエンティフィックジャパン
バッテリチェック方法

ボストン製デバイス電池状態確認⽅法 2②印刷(PDF)でのバッテリ情報確認
印刷 英語表記「Longevity Remaining」に交換指標までの年⽉⽇が表⽰されますPDF ⽇本語表記「交換までの予測期間」に交換指標までの年⽉⽇が表⽰されます③バッテリ状態の判読
旧機種の表記BOL
ERT
EOL

電池状態が⼗分ある状態を⽰します
交換指標を⽰します（3か⽉以内の交換が必要）
電池容量低下を⽰します （即時交換が必要）

新機種の表記One Year Remaining 残存期間1年を⽰します
Explant
交換指標を⽰します
Depleted
電池容量低下を⽰します（3か⽉以内の交換が必要）（即時交換が必要）

ボストン・サイエンティフィックジャパン
バッテリチェック方法