‫سیستم‬‫شرکت‬‫کتابچه راهنمای کاربر‬‫حق تکثیر‬‫‪.‬‬‫‪ ،‬وابسته به شرکت‬‫چاپ شده در ایاالت متحده آمریکا‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫‪ .‬تمامی حقوق محفوظ است‪.‬‬‫سند ثبت اختراع‪ ،‬عالئم تجاری‪ ،‬حق تکثیر‬‫تحت پوشش یک یا چند درخواست صادر شده یا در انتظار صدور برای ثبت اختراع‬‫ممکن است سیستم‬‫در ایاالت متحده آمریکا و سراسر جهان قرار گرفته باشد‪.‬‬‫عالمتهای تجاری ثبت شده یا عالمتهای تجاری شرکت‬‫" و طرح لوگوی‬‫"‬‫است‪.‬‬‫هستند‪ .‬همه نرم افزارها و اسناد مشمول حق تکثیر متعلق به شرکت‬‫و تماما ً متعلق به آن است‪ .‬تمامی حقوق‬‫از شرکتهای تابعه‬‫‪.‬‬‫محفوظ است‬‫مایکروسافت و ویندوز‪ ،‬به ترتیب عالمتهای تجاری ثبت شده و عالمتهای تجاری متعلق به شرکت‬‫مایکروسافت هستند‪ .‬همه عالئم تجاری یا عالمتهای خدماتی موجود در این کتابچه راهنما‪ ،‬متعلق به مالکین‬‫متبوع خود هستند‪.‬‬‫برای اطالعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید‪:‬‬‫فروشنده مجاز‬‫محلیتان‬‫‪ ،‬وابسته به شرکت‬‫ایاالت متحده آمریکا‬‫تلفن‪:‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫فهرست مطالب‬‫پیشگفتار ‪....................................................................................................................‬‬‫هدف کتابچه راهنما ‪....................................................................................................................‬‬‫هدف از استفاده ‪ /‬کاربردها ‪...........................................................................................................‬‬‫سلب مسئولیت تغییر در طراحی ‪.....................................................................................................‬‬‫سلب مسئولیت تکثیر‪...................................................................................................................‬‬‫بیانه کمک به نحوه استفاده کاربر ‪....................................................................................................‬‬‫موارد منع مصرف‪ ،‬هشدارها و موارد احتیاط‪......................................................................................‬‬‫موارد منع مصرف‪........................................................................................................‬‬‫هشدارها ‪....................................................................................................................‬‬‫هشدارهای مربوط به ایمنی برق‪.........................................................................................‬‬‫هشدارهای ایمنی در برابر اشعه‪.....................................................................................................‬‬‫ایمنی بیمار ‪............................................................................................................................‬‬‫مالحظات ایمنی دیگر ‪................................................................................................................‬‬‫)‪...............................................................................‬‬‫اعالمیه انطباق کمیسیون ارتباطات فدرال (‬‫مقدمه ‪.................................................................................................................‬‬‫بررسی اجمالی سیستم ‪................................................................................................................‬‬‫اجزای اصلی‬‫کار با سیستم ‪.......................................................................................................‬‬‫استفاده از پد لمسی‪/‬صفحه کلید ‪.....................................................................................................‬‬‫(دوز) ‪..................................................................................................................‬‬‫انرژی‬‫آماده سازی سیستم ‪...................................................................................................................‬‬‫گامهای مهم قبل از روشن کردن سیستم ‪...........................................................................................‬‬‫روشن کردن سیستم ‪..................................................................................................................‬‬‫دادههای بیماران موجود ‪.............................................................................................................‬‬‫افزودن بیمار جدید ‪...................................................................................................................‬‬‫ایجاد طرح جدید درمان ‪.............................................................................................................‬‬‫انتخاب چشم جهت درمان ‪..............................................................................................‬‬‫‪................................................................................‬‬‫انتخاب نوع درمان پیش فرض‬‫طرحهای درمانی با تنظیمات دلخواه ‪..................................................................................‬‬‫تغییر پارامترهای درمان با تنظیمات دلخواه‪..........................................................................‬‬‫آغاز درمان‪...........................................................................................................................‬‬‫‪.....................................................................‬‬‫وارد کردن کارت درمان ‪ /‬فعال سازی‬‫کارتهای فعال سازی یک بار مصرف ‪.............................................................................‬‬‫کارتهای فعال سازی چند بار مصرف ‪................................................................................‬‬‫‪.....................................................................‬‬‫محدودیتهای کنترل شده توسط کارت‬‫همگامسازی کنترل از راه دور همترازسازی ‪.......................................................................‬‬‫آماده سازی بیمار ‪...................................................................................................................‬‬‫استفاده از ریبوفالوین‪ ،‬القا و همترازسازی‪..........................................................................‬‬‫آغاز درمان‪..........................................................................................................................‬‬‫نظارت بر درمان ‪...................................................................................................................‬‬‫متوقف کردن درمان ‪................................................................................................................‬‬‫لغو در حین درمان‪..................................................................................................................‬‬‫عکس گرفتن‪..........................................................................................................................‬‬‫تکمیل درمان ‪........................................................................................................................‬‬‫بررسی عکسها‪......................................................................................................................‬‬‫حذف عکسها ‪........................................................................................................................‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫گزارش درمان بیمار‪................................................................................................................‬‬‫افزودن یادداشت به گزارش درمان بیمار‪............................................................................‬‬‫صدور گزارش درمان ‪.................................................................................................‬‬‫مشاهده گزارش درمان‪.................................................................................................‬‬‫‪.......................................................................................................‬‬‫خاموش کردن سیستم‬‫دسترسی به منوی گزینهها ‪.........................................................................................................‬‬‫مدیریت طرحهای از پیش تعیین شده کلینیک ‪.......................................................................‬‬‫منوی تنظیمات سیستم‪..................................................................................................‬‬‫تنظیمات سیستم – تغییر میزان صدای سیستم ‪.......................................................................‬‬‫تنظیمات سیستم – تغییر میزان رنگ سفید دوربین ‪.................................................................‬‬‫تنظیم سیستم – تغییر شدت خطوط متقاطع همترازسازی‪...........................................................‬‬‫تنظیمات سیستم – انتخاب یک زبان متفاوت برای سیستم‪..........................................................‬‬‫تنظیمات سیستم – صدور وقایع سرویس ‪............................................................................‬‬‫تنظیمات سیستم – گرفتن نسخه پشتیبان و بازیابی دادههای بیمار ‪.................................................‬‬‫تنظیمات سیستم – اولویت نمایش از پیش تعیین شده کلینیک ‪......................................................‬‬‫تنظیمات سرویس‪.......................................................................................................‬‬‫حالت نسخه نمایشی ‪....................................................................................................‬‬‫نگهداری ‪ /‬سرویس ‪..............................................................................................‬‬‫خط مشی نصب ‪.....................................................................................................................‬‬‫تعمیرات و نگهداری توسط مشتری ‪...............................................................................................‬‬‫اطالعات ضمانت نامه‪..............................................................................................................‬‬‫اطالعات قرارداد خدمات ‪..........................................................................................................‬‬‫لوازم یک بار مصرف ویژه هر بیمار‪............................................................................................‬‬‫عیب یابی ‪.............................................................................................................................‬‬‫کنترل از راه دور بی سیم ‪..............................................................................................‬‬‫دستورالعملهای مربوط به ضدعفونی کردن‪.....................................................................................‬‬‫تمیز کردن سیستم ‪...................................................................................................................‬‬‫تمیز کردن دهانه ‪....................................................................................................................‬‬‫تنظیم دسته انعطافپذیر ‪............................................................................................................‬‬‫جابجایی سیستم ‪......................................................................................................................‬‬‫شرایط نگهداری سیستم‪.............................................................................................................‬‬‫نرم افزار ‪............................................................................................................................‬‬‫خطرات مرتبط با دور ریختن محصوالت زائد ‪..................................................................................‬‬‫بررسی موارد قابل رویت‪..........................................................................................................‬‬‫طبقه بندی دستگاه ‪................................................................................................‬‬‫فهرست نماد ‪........................................................................................................‬‬‫مشخصات ‪..........................................................................................................‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫فهرست شکلها‬‫‪ .‬تصویر کلی سیستم ‪.........................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬تصویر سیستم با جزئیات ‪.................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫شکل ‪ . -‬کنترل از راه دور بی سیم ‪................................................................................................................‬‬‫‪...........................................................................................................................‬‬‫‪ .‬برچسب‬‫شکل‬‫‪.....................................................................................................................‬‬‫‪ .‬برچسب انتشار‬‫شکل‬‫‪ .‬برچسب طبقه بندی لیزر ‪.................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬کلید روشن کردن‪..........................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬پایگاه دادههای بیمار ‪.....................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬وارد کردن اطالعات بیمار‪..............................................................................................................‬‬‫شکل‬‫شکل ‪ . -‬ایجاد طرح جدید درمان ‪.................................................................................................................‬‬‫‪ .‬انتخاب چشم ‪..............................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫شکل ‪ . -‬اجرای یک طرح درمان پیش فرض ‪...................................................................................................‬‬‫شکل ‪ . -‬ذخیره طرح درمان از پیش تعیین شده کلینیک ‪........................................................................................‬‬‫پیوسته‪...........................................................................................‬‬‫شکل ‪ . -‬طرح درمان سفارشی – حالت‬‫‪.................................................................................................‬‬‫‪ .‬وارد کردن کارت فعال سازی‬‫شکل‬‫‪ .‬خواندن کارت فعال سازی ‪............................................................................................................‬‬‫شکل‬‫موجودی درمان کارت ‪...................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬موجودی کارت‪ :‬درمانهای باقیمانده‪..................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬هیچ درمانی باقی نمانده است ‪.........................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬پارامترهای درمان نامعتبر‪............................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬پارامترهای درمان نامعتبر‪............................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬همگامسازی کنترل از راه دور‪.......................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬وضعیت تنظیم سیستم‪..................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬وقفه در فرایند همگام سازی ‪..........................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬وضعیت چراغ نشانگر کنترل از راه دور و معنی آن ‪.............................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬وضعیت چراغ نشانگر کنترل از راه دور و معنی آن ‪............................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬آماده سازی جهت درمان‪ :‬استفاده از ریبوفالوین ‪...................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬تنظیم خطوط متقاطع در زمان القا ‪..................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬همترازسازی خطوط متقاطع قرمز – محورهای و و محور ‪..........................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬کارکردهای کنترل از راه دور ‪......................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪....................................................................................................................‬‬‫‪ .‬آغاز درمان‬‫شکل‬‫‪ .‬صفحه ی نمایش روند درمان ‪.......................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬صفحه ی نمایش توقف درمان ‪.......................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬تایید لغو درمان ناتمام ‪...............................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬تایید لغو درمان ‪.....................................................................................................................‬‬‫شکل ‪.‬‬‫‪ .‬درمان ناتمام کامل نشده ‪...............................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬عکس گرفتن ‪............................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬صفحه ی نمایش تکمیل درمان‪.......................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬انتخاب سطل زباله برای حذف ‪......................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬انتخاب بله برای حذف ‪...............................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬انتخاب گزینه انجام شد ‪...............................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬نمونه گزارش درمان ‪.................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬آیکون نظرات ‪.........................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬قسمت نظرات ‪.........................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬صدور گزارش درمان‪................................................................................................................‬‬‫شکل‬‫را وارد کنید ‪.................................................................................................................‬‬
‫‪.‬‬
‫شکل‬
‫باقی نمانده‪................................................................................‬‬‫و هیچ فضایی در‬‫‪ .3‬خطای‬‫شکل‬‫‪ .‬در حال تهیه گزارش درمان ‪.........................................................................................................‬‬‫شکل‬‫‪ .‬گزارش درمان منتقل شد ‪.............................................................................................................‬‬‫شکل‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬
‫شکل‬

‫‪ .‬صفحه از ‪ :‬جزئیات درمان ‪.....................................................................................................‬‬‫‪ .‬صفحه از ‪ :‬نظرات‪.............................................................................................................‬‬‫‪ .‬صفحه از ‪ :‬عکسها‪...............................................................................................................‬‬‫) را انتخاب کنید ‪..........................................................................‬‬‫‪ .‬گزینه خاموش کردن (‬‫‪ .‬تایید خاموش کردن ‪...................................................................................................................‬‬‫‪ .‬حالت خاموش ‪.........................................................................................................................‬‬‫) را فشار دهید ‪........................................................................................‬‬‫ دکمه گزینهها (‬‫‪ .‬مدیریت طرحهای از پیش تعیین شده کلینیک ‪......................................................................................‬‬‫‪ .‬منوی تنظیمات سیستم‪................................................................................................................‬‬‫‪ .‬ویرایش میزان صدا‪...................................................................................................................‬‬‫‪ .‬ویرایش میزان رنگ سفید دوربین ‪..................................................................................................‬‬‫‪ .‬شدت خطوط متقاطع همترازسازی ‪..................................................................................................‬‬‫‪ .‬ویرایش زبان سیستم ‪..................................................................................................................‬‬‫‪......................................................................................................‬‬‫‪ .‬انتقال وقایع سرویس به‬‫‪ .‬روند پیشروی صدور وقایع سرویس‪................................................................................................‬‬‫‪ .‬اولویت نمایش از پیش تعیین شده کلینیک ‪..........................................................................................‬‬‫‪ .‬فهرست بیماران‪ ،‬حالت نسخه نمایشی را نشان میدهد ‪...........................................................................‬‬‫‪ .‬حالت نسخه نمایشی در باالی صفحه نشان داده شده است ‪.........................................................................‬‬‫‪ .‬دسترسی به جای باتری ‪..................................................................................................................‬‬‫‪ .‬عدم موفقیت در همگامسازی کنترل از راه دور همترازسازی – کنترل از راه دور اصلی ‪.....................................‬‬‫‪ .‬عدم موفقیت در همگامسازی کنترل از راه دور همترازسازی ‪ -‬کنترل از راه دور ارتقاءیافته ‪.................................‬‬‫‪ .‬دسته را موازی با زمین قرار دهید ‪...................................................................................................‬‬‫‪........................................................................................................‬‬‫‪ .‬شل کردن پیچ تنظیم تعادل‬‫‪ .‬شل کردن پیچ تنظیم تعادل ‪.........................................................................................................‬‬‫‪ .4‬تنظیم فشار دسته با پیچ تنظیم قدرت ‪...............................................................................................‬‬‫‪ .‬وضعیت جابجایی سیستم ‪...............................................................................................................‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫از‬‫پیشگفتار‬‫هدف کتابچه راهنما‬‫است‪ .‬این کتابچه راهنما‬‫ساخت شرکت‬‫هدف از تهیه این کتابچه راهنما کمک به کاربران سیستم‬‫شامل تمام دستورالعملها‪ ،‬تصاویر محصول‪ ،‬گرافیک صفحه نمایش‪ ،‬پیغامهای خطا‪/‬عیبیابی و اطالعات مرتبط‬‫دیگر میشود‪ .‬کاربر موظف است اطمینان حاصل کند که تمام دستورالعملهای ایمنی این کتابچه راهنما به دقت‬‫اجرا میشوند‪.‬‬‫هدف از استفاده ‪ /‬کاربردها‬‫به ناحیه درمان هدف میرساند که هدف از این‬‫دوز یکسان و اندازهگیری شدهای را از پرتو‬‫سیستم‬‫کار نوردهی به قرنیه در جراحیهای عمل پیوند متقاطع (کراس لینکینگ) قرنیه است که طی آن قرنیهای که به‬‫علت بیماری یا جراحی انکساری ضعیف شده است‪ ،‬تثبیت میگردد‪.‬‬‫سلب مسئولیت تغییر در طراحی‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫به دلیل تغییرات در طراحی و پیشرفتهای محصول‪ ،‬ممکن است اطالعات موجود در این کتابچه‬‫راهنما بدون اطالع قبلی تغییر کند‪.‬‬‫در دسترس قرار دارد‪ .‬عالوه بر‬‫جدیدترین نسخه دفترچه راهنما در وبسایت‬‫هرگونه بهروزرسانی مرتبط با ایمنی و هشدارهای دفترچههای راهنما‬‫این‪،‬‬‫را به توزیعکنندگان و مشتریان اطالع میدهند‪.‬‬‫صفحات نمایش رایانه که در این کتابچه راهنما نشان داده شدهاند صرفا برای معرفی هستند‪ .‬بسته به‬‫نسخه نرمافزار سیستم‪ ،‬ممکن است تفاوتهای کوچکی بین نمایشگرهای واقعی و نمایشگرهای نشان‬‫داده شده در کتابچه راهنما دیده شود‪.‬‬‫تمام دادههای بیماران در این کتابچه شامل نمونه گرافیک های صفحه نمایش‪ ،‬غیرواقعی و صرفا جهت‬‫معرفی هستند‪ .‬هیچ اطالعات محرمانهای از بیماران با و یا بدون اجازه آنها افشا نشده است‪.‬‬‫سلب مسئولیت تکثیر‬‫بدون اجازه کتبی از طرف شرکت‬‫ارسال الکترونیکی به هر شکلی نیستند‪.‬‬‫‪ ،‬این کتابچه راهنما و هیچ بخشی از آن مجاز به تکثیر‪ ،‬کپی یا‬‫بیانه کمک به نحوه استفاده کاربر‬‫اگر هنگام اجرای سیستم‬‫بگیرید‪.‬‬‫با مشکلی مواجه شدید‪ ،‬لطفا با نمایندگی مجاز‬‫در منطقه خود تماس‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫موارد منع مصرف‪ ،‬هشدارها و موارد احتیاط‬‫موارد منع مصرف‬‫این قسمت موقعیتهایی را شرح میدهد که در آن این دستگاه نباید استفاده شود زیرا خطر استفاده بیشتر از‬‫منفعتهای احتمالی آن است‪ .‬موارد منع کاربرد این دستگاه عبارتند از‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫میکرون‪.‬‬‫ضخامت قرنیه‪ ،‬با اپیتلیوم‪ ،‬کمتر از‬‫اختالالت ذوب قرنیه‬‫بیماران آفاک‬‫بیماران سودوفاکیک بدون کاشت لنز مسدودکننده اشعه‬‫زنان باردار و شیرده‬‫کودکان‬‫هشدارها‬‫پزشکان باید منفعتهای احتمالی را در بیماران با شرایط زیر ارزیابی کنند‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫هرپس سیمپلکس‪ ،‬کراتیت هرپس زوستر‪ ،‬خراش راجعه قرنیه‪ ،‬دیستروفی قرنیه‬‫اختالل در بهبود اپیتلیال‬‫منظور از "احتیاط" در این کتابچه راهنما عبارتی است که به کاربر درباره بروز مشکالت احتمالی در‬‫استفاده یا استفاده نادرست از دستگاه گوشزد میکند‪ .‬چنین مشکالتی شامل عملکرد بد دستگاه‪ ،‬خرابی‬‫دستگاه‪ ،‬آسیب به دستگاه یا آسیب به وسایل دیگر است‪ .‬عبارت احتیاط شامل اقدامات احتیاطی نیز میشود‬‫که باید جهت پیشگیری از خطر انجام شوند‪.‬‬‫• منظور از "هشدار" در این کتابچه راهنما عبارتی است که به کاربر احتمال آسیب‪ ،‬مرگ و یا واکنشهای‬‫مخرب و جدی دیگر را در رابطه با استفاده یا استفاده نادرست از دستگاه گوشزد میکند‪.‬‬‫هشدارهای مربوط به ایمنی برق‬‫•‬‫•‬‫) است‪ .‬نصب و‬‫این دستگاه نیازمند اقدامات احتیاطی خاصی برای سازگاری الکترومغناطیسی (‬‫استفاده باید طبق اطالعات سازگاری الکترومغناطیسی موجود در این کتابچه راهنما انجام شود‪.‬‬‫تجهیزات ارتباطی دارای فرکانس رادیویی سیار یا قابل حمل می توانند بر تجهیزات برقی پزشکی از جمله‬‫تاثیر بگذارند‪.‬‬‫سیستم‬‫برای طبقه بندی تجهیزات‪ ،‬لطفا به فصل‬‫طبقه بندی تجهیزات مراجعه کنید‪.‬‬‫از‬‫هشدار‪ :‬هرگونه تعمیر یا سرویس را باید فقط نیروهای آموزش دیده‬‫هشدار‪ :‬بدون اجازه سازنده‪ ،‬هیچگونه تغییری در این دستگاه اعمال نکنید‪.‬‬‫انجام دهند‪.‬‬‫هشدار‪ :‬برای پیشگیری از خطر برق گرفتگی‪ ،‬این دستگاه باید فقط به منبع تغذیه اصلی با اتصال‬‫به زمین (سیم ارت) جهت محافظت وصل شود‪.‬‬‫برای جدا کردن اتصال از منبع اصلی‪ ،‬دوشاخه سیم را بگیرید و آن را از پریز بیرون بکشید‪.‬‬‫این سیستم برای کار مداوم با استفاده از اتصال خارجی طراحی شده است‪.‬‬‫هشدار‪ :‬این دستگاه با ولتاژهای خطرناک کار میکند و ممکن است باعث برقگرفتگی‪ ،‬سوختگی و‬‫‪ ،‬پنلهای ثابت را‬‫مرگ شود‪ .‬برای کاهش احتمال برقگرفتگی و پیشگیری از تماس با اشعه‬‫جدا نکنید‪ .‬اطمینان حاصل کنید که تمام سرویسهای دستگاه‪ ،‬غیر از مواردی که در این کتابچه‬‫راهنما شرح داده شده است‪ ،‬فقط توسط نیروهای سرویس آموزش دیده و دارای صالحیت‬‫انجام داده شوند‪.‬‬‫هشدار‪ :‬قبل از سرویس یا تمیز (ضدعفونی) کردن‪ ،‬دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه دیواری را‬‫جدا کنید‪.‬‬‫برای بیرون کشیدن دوشاخه از پریز‪ ،‬هرگز سیم را نکشید‪ .‬برای قطع کردن‪ ،‬دوشاخه سیم را‬‫بگیرید و سپس آن را از پریز بیرون بکشید‪.‬‬‫محل قرارگیری دستگاه باید طوری باشد که به راحتی بتوان دوشاخه را از پریز کشید‪.‬‬‫هشدار‪ :‬اگر سیم دستگاه آسیب دیده است‪ ،‬از آن استفاده نکنید‪.‬‬‫هشدار‪ :‬سیم را در جایی قرار دهید که جلوی پایتان را نگیرد‪ ،‬زیر پایتان نرود‪ ،‬تا نشود‪ ،‬له نشود‪،‬‬‫کشیده نشود‪ ،‬فشار به آن نیاید و یا به طور اتفاقی از پریز بیرون کشیده نشود‪.‬‬‫هشدار‪ :‬نزدیک آب از دستگاه استفاده نکنید و مراقب باشید روی هیچ قسمتی از آن آب نریزید‪.‬‬‫هشدار‪ :‬در کنار ترکیبات یا مواد بی حسی قابل اشتعال از سیستم‬‫هشدار‪ :‬هرگز مستقیم به اشعه‬‫سمت بیمار نگیرید‪.‬‬‫استفاده نکنید‪.‬‬‫نگاه نکنید‪ .‬غیر از مواقع درمانی‪ ،‬هرگز اشعه را مستقیم به‬‫هشدار‪ :‬نادیده گرفتن مقررات محلی هنگام استفاده از دستگاههای پزشکی الکترواپتیکال می تواند‬‫باعث عملکرد بد دستگاه گردد که از اختالالت الکترومغناطیسی ناشی می شود‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫هشدار‪ :‬کنترل از راه دور حاوی باتریهای قابل تعویض است؛ اگر نمیخواهید از سیستم برای مدت‬‫زمان زیادی استفاده کنید‪ ،‬باتریها را دربیاورید‪.‬‬‫هشدار‪ :‬استفاده از لوازم جانبی که همراه دستگاه نبوده‪ ،‬باعث عدم انطباق دستگاه میشود‬‫هشدار‪ :‬ممکن است این سیستم با تجهیزات دیگر تداخل داشته باشد حتی اگر آن تجهیزات از‬‫پیروی کنند‪.‬‬‫الزامات‬‫هشدار‪ :‬این دستگاه را در مجاورت یا همراه با تجهیزات دیگر استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث‬‫عملکرد نامناسب شود‪ .‬اگر چنین استفادهای ضروری است‪ ،‬این دستگاه و تجهیزات دیگر را باید‬‫زیر نظر گرفت و تایید کرد آیا به صورت طبیعی کار میکنند یا نه‪.‬‬‫هشدار‪ :‬تجهیزات ارتباطی فرکانس رادیویی قابل حمل (از جمله لوازم جانبی مانند کابل آنتن و‬‫سانتیمتر ( اینچ) از هر قسمتی از سیستم‬‫آنتنهای بیرونی) نباید در فاصله کمتر از‬‫ )‪ ،‬که این امر شامل کابلهای ذکر شده توسط سازنده نیز‬‫استفاده شوند (‬‫میشود‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬موجب کاهش کارایی این دستگاه می شود‪.‬‬‫هشدار‪ :‬هنگامی که از این دستگاه برای بیمار استفاده میشود‪ ،‬نباید آن را سرویس یا تعمیر کرد‪.‬‬‫هشدار‪ :‬تشدید مغناطیسی (‬‫کنید‪.‬‬‫) ایمن نیست – از دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی دوری‬‫هشدار‪ :‬از دستگاه خراب یا آسیب دیده استفاده نکنید‪ .‬ممکن است استفاده از چنین دستگاههایی به‬‫کاربر و یا بیمار آسیب بزند‪.‬‬‫هشدارهای ایمنی در برابر اشعه‬‫هشدار‪ :‬به منظور جلوگیری از بازتاب اشعه‬‫استفاده کنید‪.‬‬‫از سطوح فلزی صاف‪ ،‬فقط از ابزار مناسب لیزر‬‫از این محصول ساطع میشود‪ .‬از قرار دادن چشم و پوست در معرض محصوالت‬‫هشدار‪ :‬اشعه‬‫بدون محافظ‪ ،‬خودداری کنید‪ .‬غیر از موارد درمانی‪ ،‬هرگز شخص را مستقیما ً در معرض اشعه قرار‬‫ندهید‪.‬‬‫از‬‫ایمنی بیمار‬‫•‬‫برای اینکه حواس بیمار پرت نشود‪ ،‬درمان باید در محیطی آرام و ساکت انجام شود‪ .‬بیمار باید روی تخت‬‫یا صندلی مخصوص بیمار دراز بکشد‪ .‬سر بیمار باید به طرز راحتی روی پشتی سر تکیه داده شود‪ .‬تخت‬‫یا صندلی بیمار و یا دستگاه به هیچ وجه نباید در طول درمان حرکت داده شود‪.‬‬‫یک دستگاه پزشکی است‪ .‬بنابراین ممکن است فقط در مراکز درمانی یا‬‫احتیاط‪ :‬سیستم‬‫حوزههای پزشکی و تحت نظارت نیروهایی استفاده شود که در زمینه پزشکی آموزش دیدهاند‪.‬‬‫مالحظات ایمنی دیگر‬‫•‬‫هرگونه تغییر در پرتو نور خارجی سیستم با استفاده از عناصر نوری اکیدا ً ممنوع است‪.‬‬‫•‬‫ممکن است ابزارهای پالستیکی مانند اسپکولومها یا محافظهای چشم در اثر برخورد با اشعه‬‫ببینند و احتماال منجر به خرابی محصول شوند‪ .‬بنابراین‪ ،‬فقط باید از لوازم جانبی که‬‫کرده است و یا ابزار جراحی از جنس استیل ضدزنگ‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬‫•‬‫ممکن است علی رغم تالش جهت پوشاندن سطوح متالیک صاف‪ ،‬این سطوح بازتاب داشته باشند‪.‬‬‫بنابراین‪ ،‬فقط از ابزار مناسب لیزر باید استفاده شود‪.‬‬‫اعالمیه انطباق کمیسیون ارتباطات فدرال (‬‫آسیب‬‫توصیه‬‫)‬‫قوانین کمیسیون ارتباطات فدرال با محدودیتهای دستگاه دیجیتال‬‫این دستگاه تست شده است و طبق بخش‬‫کالس تطابق دارد‪ .‬هدف از این محدودیتها ایجاد حفاظت کامل و کافی در برابر اختالالت مضر در یک محیط‬‫مسکونی است‪ .‬این دستگاه انرژی فرکانس رادیویی تولید و از آن استفاده میکند و میتواند آن را تابش دهد و اگر‬‫طبق دستورالعمل کتابچه راهنما نصب و استفاده نشود‪ ،‬ممکن است در ارتباطات رادیویی اختالل ایجاد کند‪ .‬با این‬‫حال‪ ،‬هیچ تضمینی نیست که اختالل در دستگاه ویژه ای ایجاد نشود‪ .‬اگر این دستگاه موجب اختالل در گیرنده های‬‫رادیویی یا تلویزیونی شد‪ ،‬که این امر با خاموش و روشن کردن دستگاه مشخص میشود‪ ،‬بهتر است کاربر سعی‬‫کند با انجام یک یا چند مورد از اقدامات زیر اختالل را رفع کند‪:‬‬‫•‬‫جهت یا محل آنتن گیرنده را تغییر دهید‪.‬‬‫•‬‫فاصله بین دستگاه و گیرنده را بیشتر کنید‪.‬‬‫•‬‫دستگاه را به پریز برقی وصل کنید که مدار آن با آنچه که گیرنده به آن وصل است متفاوت باشد‪.‬‬‫•‬‫برای دریافت کمک‪ ،‬با بخش خدمات مشتری‬‫•‬‫جهت رعایت محدودیتهای کمیسیون ارتباطات فدرال در رابطه با انتشار اشعه‪ ،‬باید از کابلها و‬‫اتصاالتی استفاده کرد که دارای محافظ مناسب هستند و به درستی به زمین وصل شدهاند‪ .‬کابلها و‬‫موجود هستند‪ .‬بابت اختالالت رادیویی یا تلویزیونی که بر اثر تغییرات‬‫اتصاالت مناسب در‬‫مسئولیتی به عهده نمیگیرد‪ .‬تغییرات غیرمجاز میتواند‬‫غیرمجاز در دستگاه ایجاد شدهاند‪،‬‬‫مجوز کاربر برای استفاده از دستگاه را باطل کند‪.‬‬‫تماس بگیرید‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫‪ 2‬مقدمه‬‫بررسی اجمالی سیستم‬‫یک دستگاه پزشکی الکترونیکی است که پس از بهکارگیری محلول ریبوفالوین‪ ،‬اشعه ماوراءبنفش (با‬‫سیستم‬‫نانومتر) را با الگویی با پرتوی گسترده و دورانی به قرنیه میرساند‪ .‬قرار دادن ریبوفالوین در معرض‬‫طول موج‬‫تابش باعث ایجاد اکسیژن منفرد میشود که پیوندهای بین مولکولی در کالژن قرنیه تشکیل میدهد و قرنیه را از طریق‬‫و زمان تابش (یعنی فلوونس) بر قرنیه با استفاده از سیستم‬‫پیوند متقاطع (کراس لینکینگ) سفت میکند‪ .‬فالکس‬‫رایانه آنبورد کنترل میشود‪.‬‬‫سری اپتیک محل مکانیسم تابش ‪ UVA‬و دوربین است‪ .‬سازنده از قبل‪ ،‬ال ای دی را طوری تنظیم کرده است که اشعه‬‫َ‬‫ساطع کند‪.‬‬‫تا‬‫و با شدت‬‫‪ UVA‬با طول موج‬‫برای تولید یک منطقه دایرهای یکنواخت از تابش در صفحه‬‫از خروجی ثابت نصب شده در مسیر تابش اشعه‬‫درمان با قطر تقریبی میلی متر استفاده میشود‪ .‬از لیزرهای همترازسازی برای کمک به کاربر جهت تنظیم و متمرکز‬‫از طریق مشاهده لیزرهای همترازسازی‬‫کردن اشعه روی قرنیه بیمار استفاده شده است ‪ .‬همترازسازی دقیق اشعه‬‫به وسیله یک کنترل از راه دور بی سیم و یک سیستم درایو داخلی کنترل میشود‪ .‬میزان قدرت درمان توسط کاربر از‬‫میتوان آن را افزایش داد‪.‬‬‫قابل انتخاب است و هر بار به میزان‬‫تا‬‫افزایش داد‪ .‬با این حال‪ ،‬محدودیتهای‬‫کل میزان انرژی را میتوان در صفحه نمایش‪ ،‬هر بار به میزان‬‫کنترل میشوند‪.‬‬‫واقعی برق و انرژی توسط کارت درمان‬‫یک سیستم قابل حمل با دستهای انعطاف پذیر است که امکان حرکت دادن سیستم به منظور همترازسازی اشعه‬‫‪ ،‬قدرت‬‫به سمت قرنیه بیمار را فراهم میسازد‪ .‬پارامترهای درمان (مدت القای ریبوفالوین‪ ،‬مجموع انرژی‬‫) از طریق صفحه نمایش لمسی رایانه انتخاب میشوند‪.‬‬‫و زمانهای چرخه پالس‬‫سیستم‬‫همزمان با محلول ریبوفالوین و یک کارت‬‫استفاده میشود‪.‬‬‫و عکس از صفحه مربوط به رابط کاربری مندرج در این دفترچه راهنما صرفا ً کاربرد‬‫توجه‪ :‬تصاویر سیستم‬‫نمایشی دارد‪ .‬ممکن است محصول واقعی متفاوت باشد‪.‬‬‫از‬‫اجزای اصلی‬‫اجزای اصلی سیستم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫شامل موارد زیر است‪:‬‬‫و دوربین‬‫سری اپتیک با منبع‬‫َ‬‫با صفحه نمایش‬‫کنسول‬‫کنترل از راه دور بی سیم (با باتری قابل تعویض)‬‫(که یک بار مصرف است و بهطور جداگانه‬‫کیت درمان پیوند عرضی (کراس لینکینگ)‬‫عرضه میگردد)‬‫کابل برق جریان متناوب ویژه بیمارستان (قابل قفل شدن‪/‬قابل جدا شدن)‬‫‬‫شماره قطعه سیستم‪:‬‬‫شکل‬‫‪ .‬تصویر کلی سیستم‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫دسته انعطاف پذیر‬‫نشانگر ‪UV‬‬‫صفحه نمایش‬‫‪/‬کنسول‪/‬کارت‬‫خوان ‪RFID‬‬‫خروجی ‪UV‬‬‫دستگیره‬‫جلد کنترل از راه دور‬‫سیم شارژ‬‫شکل‬‫نشانگر باتری‬‫‪ .‬تصویر سیستم با جزئیات‬‫چپ‪/‬راست‬‫چپ‪/‬راست و‬‫جلو‪/‬عقب‬‫پایین‬‫باال‬‫باال‬‫چراغ نشانگر‬‫پایین‬‫دکمه همگام سازی‬‫کنترل از راه دور ارتقایافته‬‫یا‬‫کنترل از راه دور اصلی‬‫شکل ‪ . -‬کنترل از راه دور بی سیم‬

‫از‬

‫شکل‬

‫‪ .‬برچسب‬‫شکل‬‫‪ .‬برچسب انتشار‬‫شکل‬‫‪ .‬برچسب طبقه بندی لیزر‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫‪ 3‬کار با سیستم‬‫استفاده از پد لمسی‪/‬صفحه کلید‬‫جدول زیر کلیدها و آیکونهای مهم اختصاصی کاربرد سیستم‬‫را نشان داده و شرح میدهد‪.‬‬‫سیستم‬‫کلید پد لمسی‬‫آیکون‬‫را نشان داده و شرح میدهد‪ .‬فصل‬‫اجزای اصلی‬‫شرح‪/‬کارکرد‬‫دکمه خاموش کردن‬‫(صفحه اولیه)‬‫برق کنسول را قطع می کند‪.‬‬‫دکمه افزودن بیمار جدید‬‫(صفحه اولیه)‬‫اطالعات بیمار را قبل از درمان بیمار‬‫اضافه میکند‬‫دکمه گزینهها (صفحه‬‫اولیه)‬‫تنظیمات سیستم و مدیریت طرحهای‬‫از پیش تعیین شده را نمایش میدهد‬‫دکمه موجودی کارت‬‫فعالسازی‬‫موجودی کارت درمان را نمایش‬‫میدهد‬‫مدیریت طرحهای از پیش‬‫تعیین شده کلینیک‬‫پارامترهای طرح درمان از پیش تعیین‬‫شده را تغییر میدهد‬‫تنظیمات سیستم‬‫منوی تنظیمات سیستم را نمایش میدهد‬‫تنظیمات خدمات‬‫قابلیت ویرایش پارامترهای پیش فرض‬‫ایجاد طرح درمان جدید‬‫برای شروع کار (صفحه‬‫نمای کلی از وضعیت‬‫بیمار)‬‫طرح درمانی از پیش تعیین شده یا‬‫تغییریافته را برای بیمار آغاز میکند‬‫عالمت مثبت (صفحههای‬‫پروتکل بالینی مختلف)‬‫مقدار جریان را افزایش میدهد‪.‬‬‫عالمت منفی (صفحههای‬‫پروتکل بالینی مختلف)‬‫مقدار جریان را کاهش میدهد‬‫از‬‫کلید پد لمسی‬‫دکمه‬‫مختلف)‬‫آیکون‬‫(صفحههای‬‫شرح‪/‬کارکرد‬‫همه موارد وارد شده در صفحه را‬‫لغو میکند و به صفحه قبلی باز‬‫میگردد‪.‬‬‫دکمه تایید (صفحههای‬‫مختلف)‬‫دستور میدهد که سیستم موارد وارد‬‫شده در صفحه فعلی را قبول کند و به‬‫مرحله بعدی برود‪.‬‬‫دکمه لغو (صفحههای‬‫مختلف)‬‫همه موارد وارد شده در صفحه را‬‫لغو میکند و به صفحه قبلی باز‬‫میگردد‪.‬‬‫دکمه انجام شد (صفحههای‬‫مختلف)‬‫هر گونه تغییرات در صفحه را ثبت‬‫میکند یا به کاربر اطالعیه میدهد و‬‫سپس به صفحه قبلی بازمی گردد‪.‬‬‫دکمه صدور‬‫گزارش درمان بیمار را به‬‫میفرستد‬‫دکمه افزودن نظر (صفحه‬‫نمای کلی از وضعیت‬‫بیمار)‬‫به گزارش درمان بیمار‪ ،‬یادداشت‬‫میافزاید‪.‬‬‫آیکون سطل زباله‬‫عکسهای گرفته شده در طول درمان‬‫را حذف میکند‪.‬‬‫دکمه لغو درمان‬‫(صفحههای پروتکل بالینی‬‫مختلف)‬‫جلسه درمان برای یک بیمار را لغو‬‫میکند‬‫دکمه راه اندازی زمان سنج‬‫زمان سنج درمان را راه اندازی‬‫میکند‬‫دکمه تغییر نوع درمان‬‫نوع درمان را تغییر میدهد‬‫دکمه اجرای درمان‬‫(صفحههای پروتکل بالینی‬‫مختلف)‬‫درمان را آغاز میکند‬‫احتیاط‪ :‬فقط کارکنان دارای صالحیت و باتجربه باید از سیستم‬‫استفاده کنند‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫انرژی‬‫•‬‫| صفحه‬‫(دوز)‬‫(دوز)‪ ،‬محصول قدرت‬‫انرژی‬‫تنظیم هستند و زمان محاسبه شده تابش‬‫است‪ .‬انرژی‬‫(شدت) و زمان تابش‬‫نمایش داده میشود‪.‬‬‫و قدرت‬‫•‬‫سیستم‪ ،‬انرژی‬‫•‬‫این گزینهها در طول حالت طرح درمان‪ ،‬قابل انتخاب توسط کاربر هستند‪ .‬رجوع کنید به بخش‬‫•‬‫دو حالت درمان با‬‫‪ ،‬قدرت‬‫‪ ،‬زمان تابش‬‫و مجموع زمان درمان را در طول درمان ردیابی میکند‪.‬‬‫موجود است‪ ،‬پیوسته (‬‫‪ o‬حالت پیوسته‪ :‬خروجی‬‫قابل‬‫) و پالسدار (‬‫در طول مدت درمان‬‫)‪.‬‬‫‪ ،‬ثابت است‪.‬‬‫پارامترهای حالت پیوسته‬‫مدت زمان القا‪:‬‬‫انرژی‬‫قدرت‬‫ثانیه –‬‫دقیقه‬‫–‬‫–‬‫را با هر بار افزایش به میزان‬‫*کاربر میتواند انرژی‬‫کنترل میشود‪.‬‬‫توسط کارت‬‫‪ o‬حالت پالسدار‪ :‬خروجی‬‫انتخاب کند‪ .‬محدوده انرژی‬‫در فواصل انتخاب شده توسط کاربر‪ ،‬روشن و خاموش میشود‪.‬‬‫پارامترهای حالت پالسدار‪:‬‬‫مدت زمان القا‪:‬‬‫انرژی‬‫قدرت‬‫زمان روشن بودن‬‫زمان خاموش بودن‬‫ثانیه –‬‫دقیقه‬
‫–‬

‫تا‬
‫تا‬

‫ثانیه‬‫ثانیه‬‫–‬‫را با هر بار افزایش به میزان‬‫*کاربر میتواند انرژی‬‫کنترل میشود‪.‬‬‫توسط کارت‬‫•‬‫انتخاب کند‪ .‬محدوده انرژی‬‫برای کسب اطالعات مربوط به فرموالسیون‪ ،‬لطفا ً به دستورالعملهای استفاده از ریبوفالوین رجوع کنید‪.‬‬‫از‬‫آماده سازی سیستم‬‫•‬‫را در کنار تخت یا صندلی درمان قرار دهید‪ .‬چرخهای زیر دستگاه را قفل کنید تا دستگاه در‬‫سیستم‬‫جای خود محکم بایستد‪.‬‬‫•‬‫دقت کنید که سیستم روشن باشد‪.‬‬‫•‬‫وقتی سیستم در حال استفاده است‪ ،‬سری آن را دور از نور قرار دهید‪ ،‬مثالً جلوی پنجره قرار نداشته باشد‪.‬‬‫•‬‫خروجی شیشه ای اشعه را چک کنید تا گرد و خاک و کثیفی روی آن نباشد‪ .‬برای دستورالعملهای مربوط به‬‫رجوع کنید‪.‬‬‫و‬‫تمیزکاری‪ ،‬به بخشهای‬‫گامهای مهم قبل از روشن کردن سیستم‬‫•‬‫کاربر مسئول اطمینان از درست کار کردن سیستم‬‫•‬‫برای اطمینان از این که سیستم به درستی کار میکند‪ ،‬نکات الزامی زیر را در نظر بگیرید‪.‬‬‫قبل از شروع درمان است‪.‬‬‫‪ o‬دستگاه‪ ،‬لوازم جانبی و کابلهای اتصال را بررسی کنید تا ببینید آیا آسیب قابل رویتی دارند یا خیر‪.‬‬‫‪ o‬مقررات محلی مربوط به استفاده از دستگاههای برقی‪-‬نوری (الکترواپتیکال) پزشکی قابل حمل را مد‬‫نظر قرار دهید‪.‬‬‫روشن کردن سیستم‬‫•‬‫کلید اصلی موجود در پایه سیستم‬‫جریان متناوب را برای سیستم‬‫•‬‫را فشار دهید و رها کنید‪ .‬رجوع کنید به شکل ‪. -‬‬‫دکمه روشن کردن واقع در کنار صفحه نمایش‬‫یک ترتیب روشن شدن را آغاز خواهد کرد‪ ،‬سیستم عامل و همه فایلهای پیکربندی و مرجع را‬‫سیستم‬‫بارگذاری خواهد نمود‪.‬‬‫را که در مجاورت دوشاخه برق است‪ ،‬روشن کنید‪ .‬این کلید‪ ،‬برق‬‫فراهم میآورد‪.‬‬

‫شکل‬

‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫‪ .‬کلید روشن کردن‬‫توجه‪ :‬در صورت بروز خطا هنگام روشن شدن‪ ،‬لطفا ً هر گونه پیام خطا را یادداشت کنید و با‬‫فروشنده یا مرکز خدمات مشتریان خود تماس بگیرید‪.‬‬‫برای دستورالعملهای مربوط به ترتیب خاموش کردن‪ ،‬لطفا ً به قسمت‬‫فهرست بیماران که در شکل‬‫مراجعه کنید‪.‬‬‫نشان داده شده‪ ،‬موارد زیر را ذخیره میکند‪:‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫‪ o‬بیمارانی که قبالً درمان شدهاند‬‫‪ o‬بیماران درمان نشده با طرحهای درمانی ذخیره شده‬‫‪ o‬بیماران جدید که هیچ گونه طرح درمانی به آنها اختصاص نیافته‬‫شکل‬‫‪ .‬پایگاه دادههای بیمار‬‫دادههای بیماران موجود‬‫•‬‫برای جستجو در فهرست بیماران به منظور یافتن یک بیمار مشخص‪ ،‬روی کادر جستجوی بیماران‬‫) ضربه بزنید تا یک صفحه کلید نمایان شود‪ .‬نام بیماران را تایپ کنید تا نتایج‬‫(‬‫گردآوری شوند‪.‬‬‫از‬‫افزودن بیمار جدید‬‫•‬‫برای افزودن یک بیمار جدید‪ ،‬دکمه افزودن بیمار جدید (‬‫نشان داده شده‪ ،‬نمایان شود‪.‬‬‫بازشو (پاپ آپ) که در شکل‬

‫شکل‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫) را انتخاب کنید تا پنجره‬‫‪ .‬وارد کردن اطالعات بیمار‬‫)‪ ،‬قسمت نام خانوادگی‬‫) نمایان خواهد شد‪.‬‬‫در صورت انتخاب گزینه استفاده از بیمار ناشناس (‬‫به صورت ناشناس خواهد ماند و یک شماره افزایشی در کادر "نام" (‬‫) قابل استفاده خواهد شد‪.‬‬‫پس از تکمیل اطالعات بیمار‪ ،‬دکمه تایید (‬‫)‪ ،‬در هر زمان میتوان بیماران را اضافه و در پایگاه دادهها ذخیره نمود‪.‬‬‫پس از فشار دادن دکمه تایید (‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫ایجاد طرح جدید درمان‬‫•‬‫•‬‫بیماری را که میخواهید درمان کنید از پایگاه دادههای انتخاب کنید‬‫گزینه ایجاد طرح درمان جدید برای آغاز (‬‫را انتخاب کنید‬‫شکل ‪ . -‬ایجاد طرح جدید درمان‬‫انتخاب چشم جهت درمان‬‫•‬‫•‬‫) یا چپ‬‫چشمی را که میخواهید درمان کنید‪ ،‬انتخاب نمایید‪ :‬راست (‬‫به رنگ آبی درمیآید‪.‬‬‫پس از انتخاب چشم‪ ،‬این قسمت مطابق با شکل‬‫شکل‬‫‪ .‬انتخاب چشم‬

‫)‬

‫از‬

‫انتخاب نوع درمان پیش فرض‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫از پیش برنامهریزی شده است‪:‬‬‫مطابق با شکل‬‫سیستم با طرح درمانی پیش فرض‬‫)‬‫‪ o‬کراسلینکینگ کالژن قرنیـه تسریع شده بدون حضور اپیتلیوم (‬‫)‬‫‪ o‬کراسلینکینگ کالژن قرنیـه متعارف (‬‫‪o‬‬‫از پیش تعیین شدهاند‪.‬‬‫پارامترهای درمان برای طرحهای درمانی پیش فرض‬‫‪ ،‬گزینه‬‫دلخواه خود را انتخاب و سپس برای ادامه‪ ،‬مطابق با شکل‬‫طرح درمانی پیش فرض‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬‫اجرای درمان (‬‫شکل ‪ . -‬اجرای یک طرح درمان پیش فرض‬‫طرحهای درمانی با تنظیمات دلخواه‬‫•‬‫•‬‫را میتوان برای تغییر دوز انرژی‪ ،‬تابش یا سایر پارامترهای‬‫هر یک از طرحهای پیش فرض‬‫درمانی ویرایش کرد و سپس برای استفاده در آینده‪ ،‬آن را به عنوان طرح درمانی ذخیره کرد‪.‬‬‫را انتخاب کنید یا برای ایجاد یک طرح جدید "با‬‫به عنوان نقطه شروع‪ ،‬پیش فرض‬‫) را انتخاب نمایید‪.‬‬‫تنظیمات دلخواه"‪ ،‬سربرگ نوع درمان با تنظیمات دلخواه (‬‫‪ ،‬برای ذخیره آن در سربرگ نوع درمان با تنظیمات دلخواه‬‫‪ o‬در صورت انتخاب پیش فرض‬‫)‪ ،‬گزینه ذخیره به عنوان مورد از پیش تعیین شده کلینیک‬‫(‬‫) را فشار دهید‪.‬‬‫(‬‫‪ o‬برای طرح درمانی از پیش تعیین شده کلینیک‪ ،‬یک نام وارد کنید‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫شکل ‪ . -‬ذخیره طرح درمان از پیش تعیین شده کلینیک‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫)‪ ،‬طرح درمان‬‫) را انتخاب کنید و سپس از سربرگ نوع درمان با تنظیمات دلخواه (‬‫تایید (‬‫جدید از پیش تعیین شده کلینیک را انتخاب کنید‪.‬‬‫پارامترهای فردی را میتوان در طرحهای درمانی "با تنظیمات دلخواه" ویرایش کرد‪.‬‬‫پارامتر خاص مربوطه را فشار دهید و از فلشها برای افزایش یا کاهش مقدار مورد دلخواه استفاده کنید‪.‬‬‫در صورت تمایل به استفاده از همین طرح درمانی با تنظیمات دلخواه در آینده‪ ،‬ذخیره تغییرات‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬‫(‬‫تغییر پارامترهای درمان با تنظیمات دلخواه‬‫•‬‫دو حالت درمان‬‫موجود است‪ ،‬پیوسته (‬‫حالت پیوسته (‬‫)‪ :‬خروجی‬‫حالت پالسدار (‬‫•‬‫)‪ :‬خروجی‬‫) و پالسدار (‬‫در طول مدت درمان‬‫)‪.‬‬‫‪ ،‬ثابت است‪.‬‬‫در فواصل انتخاب شده توسط کاربر‪ ،‬روشن و خاموش میشود‪.‬‬‫در مثال زیر‪ ،‬کاربر با فشار دادن منوی کشویی در سمت راست تابش‬‫) را انتخاب میکند‪.‬‬‫از نوع پیوسته (‬‫‪ ،‬حالت درمان‬‫شکل‬‫مطابق با‬‫از‬‫شکل ‪ . -‬طرح درمان سفارشی – حالت‬‫•‬‫پیوسته‬‫سایر پارامترهای درمان سفارشی دلخواه را وارد کنید‪:‬‬‫‪ o‬مجموع دوز‬‫*‬‫‪ o‬تابش‬‫توجه‪ :‬کل زمان درمان به طور خودکار محاسبه و نمایش داده میشود‪.‬‬‫را با هر بار افزایش به میزان‬‫* کاربر میتواند دوز‬‫کنترل میشود‪.‬‬‫توسط کارت‬‫•‬‫با انتخاب گزینه اجرای درمان (‬‫انتخاب کند‪ .‬محدوده دوز‬‫) همه پارامترهای درمان را مرور و تایید کنید‪.‬‬‫آغاز درمان‬‫•‬‫•‬‫از پایگاه دادههای بیماران‪ ،‬بیمار را انتخاب کنید‪.‬‬‫اگر یک طرح درمان تازه ایجاد شده است‪ ،‬اجرای درمان (‬‫وارد کردن کارت درمان ‪ /‬فعال سازی‬‫•‬‫کارت فعال سازی را وارد جای کارت‬‫کنید و آن را همانجا بگذارید‪.‬‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫شکل‬‫‪ .‬وارد کردن کارت فعال سازی‬‫کارتهای فعال سازی یک بار مصرف‬‫•‬‫کارت را تا زمان تکمیل شدن خواندن کارت در جای خود نگه دارید‪.‬‬

‫شکل‬
‫•‬

‫‪ .‬خواندن کارت فعال سازی‬‫همان طور که در شکل ‪ -‬نشان داده شده است‪ ،‬به کاربر اعالم خواهد شد که فقط یک درمان در کارت باقی‬‫مانده است‪.‬‬

‫از‬

‫شکل‬
‫•‬

‫موجودی درمان کارت‬‫وقتی کارت خوانده شد و اعتبار درمان توسط سیستم پذیرفته شد‪ ،‬دکمه تایید (‬‫این زمان میتواند در صورت تمایل کارت را بردارد‪.‬‬‫) روشن میشود‪ .‬کاربر در‬‫کارتهای فعال سازی چند بار مصرف‬‫•‬‫•‬‫وقتی یک کارت فعال سازی چندکاره چند بار مصرف وارد دستگاه شود‪ ،‬صفحه نمایش تعداد درمانهای‬‫باقیمانده در کارت را نشان خواهد داد‪.‬‬‫برای استفاده بعدی نگه داشت‪.‬‬‫کارت فعال سازی را میتوان برداشت یا در جای کارت‬‫شکل‬‫‪ .‬موجودی کارت‪ :‬درمانهای باقیمانده‬‫‪ o‬اگر در کارت درمان فقط یک درمان باقی مانده باشد‪ ،‬مطابق با شکل ‪ ، -‬سیستم به کاربر چنین هشداری‬‫میدهد‪ :‬ارتقاء کارت قبل از درمان بعدی‬‫‪ o‬اگر هیچ درمانی در کارت باقی نمانده باشد‪ ،‬مطابق با شکل ‪ ، -‬سیستم به کاربر اعالم میکند که یک کارت‬‫دیگر را وارد نماید‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫شکل‬‫‪ .‬هیچ درمانی باقی نمانده است‬‫محدودیتهای کنترل شده توسط کارت‬‫را در برنامه انتخاب کرده باشد که خارج از مقدار(مقادیر) مجاز کنترل شده‬‫‪ o‬اگر کاربر یک محدوده دوز‬‫)‪ ،‬یک پیام با عنوان‬‫باشد‪ ،‬پس از انتخاب اجرای درمان (‬‫توسط کارت‬‫) نمایان خواهد شد‪.‬‬‫پارامترهای درمان نامعتبر (‬‫شکل‬‫‪ .‬پارامترهای درمان نامعتبر‬‫‪ o‬برای وارد کردن پارامترهای مناسب‪ ،‬به پارامترهای درمان بازگردید‪.‬‬‫در برنامه را انتخاب کرده باشد‬‫‪ o‬اگر کاربر کارت درمان را وارد کرده و در عین حال‪ ،‬یک محدوده دوز‬‫باشد‪ ،‬مطابق با شکل ‪ ، -‬پیام زیر نمایان‬‫که خارج از مقدار(مقادیر) مجاز کنترل شده توسط کارت‬‫غیرفعال خواهد شد‪.‬‬‫خواهد شد و گزینه اجرای درمان‬

‫از‬

‫شکل‬

‫‪ .‬پارامترهای درمان نامعتبر‬‫همگامسازی کنترل از راه دور همترازسازی‬‫‪ o‬پیام همگامسازی کنترل از راه دور همترازسازی به مدت‬‫دوب دهاوخ نایامن‪.‬‬‫شکل‬‫ثانیه مطابق با شکل‬‫‪ -‬در صفحه نمایش‬‫‪ .‬همگامسازی کنترل از راه دور‬‫‪ o‬در صورت استفاده از کنترل از راه دور ارتقایافته (به شکل ‪ -‬رجوع کنید)‪ ،‬هر دکمه جهتداری را فشار‬‫ثانیهای همگامسازی شود‪ .‬در صورت تمایل به استفاده از‬‫دهید تا کنترل از راه دور ظرف بازه زمانی‬‫کنترل‪ ،‬برای هر بار استفاده‪ ،‬انجام این کار ضروری است‪.‬‬‫‪ o‬در صورت استفاده از کنترل از راه دور اصلی (به شکل ‪ -‬رجوع کنید)‪ ،‬دکمه همگام سازی روی کنترل از‬‫نشان داده شده است فشار دهید تا کنترل از راه دور ظرف بازه زمانی ثانیهای‬‫راه دور را که با‬‫همگامسازی شود‪ .‬برای دیدن محل دکمه همگامسازی‪ ،‬به شکل ‪ -‬رجوع کنید‪ .‬در صورت تمایل به استفاده‬‫از کنترل‪ ،‬برای هر بار استفاده‪ ،‬انجام این کار ضروری است‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫چراغ نشانگر‬‫برای همگامسازی (‪ )SYNC‬فشار‬‫دهید‬‫شکل‬‫‪ .‬وضعیت تنظیم سیستم‬‫ثانیهای همگامسازی‪ ،‬سیستم هر دو ثانیه یک بار صدای بوق خواهد داد‪.‬‬‫ثانیهای‪ ،‬دکمه همگامسازی فشار داده نشود‪ ،‬پیام همگامسازی کنترل از راه دور‬‫در صفحه نمایش مطابق با شکل ‪ -‬نمایان خواهد‬‫‪ o‬در طول بازه زمانی‬‫‪ o‬اگر در بازه زمانی‬‫همترازسازی‬‫شد‪.‬‬‫‪ o‬برای تالش مجدد جهت همگام سازی کنترل از راه دور‪ ،‬تایید (‬‫) کنید‪.‬‬
‫(‬

‫شکل‬

‫) را فشار دهید یا درمان را لغو‬‫‪ .‬وقفه در فرایند همگام سازی‬‫‪ o‬وضعیتهای مختلف چراغ نشانگر کنترل از راه دور اصلی در شکل ‪ -‬نشان داده شدهاند‪.‬‬‫• یک چراغ نشانگر کنترل که همواره روشن است بدین معنی است که کنترل از راه دور با‬‫همگامسازی شده است‪.‬‬‫ً‬‫• اگر چراغ نشانگر مدام چشمک میزند‪ ،‬برای این که درست کار کند‪ ،‬فورا باتریهای کنترل را‬‫تعویض کنید‪.‬‬

‫از‬

‫شکل‬

‫‪ .‬وضعیت چراغ نشانگر کنترل از راه دور و معنی آن‬‫‪ o‬وضعیتهای مختلف چراغ نشانگر فشاری و چراغ نشانگر باتری کنترل از راه دور ارتقاءیافته در‬‫ نشان داده شدهاند‪.‬‬‫شکل‬‫معنی‬‫وضعیت چراغ نشانگر فشاری‬‫خاموش‬‫‪ o‬بدون نور‬‫در حال همگامسازی‬‫‪ o‬نور آبی در حال چرخش‬‫همگامسازی شده و آماده‬‫‪ o‬نور آبی ثابت‬‫همگامسازی از دست رفته‬‫‪ o‬نور نارنجی ثابت‬‫معنی‬‫وضعیت چراغ نشانگر باتری‬‫خاموش‬‫‪ o‬بدون نور‬‫باتری در وضعیت خوبی است‬‫‪ o‬نور آبی ثابت‬‫باتری نیاز به تعویض دارد‬‫‪ o‬نور نارنجی ثابت‬‫باتری باید حتما تعویض شود‬‫‪ o‬نور نارنجی چشمک زن‬‫شکل‬‫‪ .‬وضعیت چراغ نشانگر کنترل از راه دور و معنی آن‬‫‪ ،‬یک خودآزمایی داخلی‬‫قبل از هر درمان به منظور تایید کالیبراسیون صحیح‬‫توجه‪ :‬سیستم‬‫انجام میدهد‪ .‬خودآزمایی داخلی از یک مجموعه سنسورهای نوری استفاده میکند تا اطمینان حاصل شود که‬‫برای هر درمان تابیده میشود‪ .‬در صورت عدم موفقیت خودآزمایی داخلی‪ ،‬پیام‬‫میزان درستی از‬‫خطایی ایجاد خواهد شد و امکان ادامه درمان وجود نخواهد داشت‪ .‬در صورت بروز چنین حالتی‪ ،‬فوراً با‬‫فروشنده یا مرکز خدمات مشتریان خود تماس بگیرید‪.‬‬‫آماده سازی بیمار‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫دقت کنید که بیمار حتما روی تخت یا صندلی مخصوص بیمار‪ ،‬صاف دراز کشیده باشد یا به صورت شیب دار‬‫به پشت تکیه داده باشد‪ .‬سر او باید روی پشت سری صندلی قرار گرفته باشد‪.‬‬‫میز یا صندلی و پشت سری را تنظیم کنید تا بیمار بتواند در طول درمان بدون حرکت سر راحت تکیه دهد‪.‬‬‫) را بگذارید‪ .‬توجه‪:‬‬‫با استفاده از تکنیک بالینی استاندارد‪ ،‬اسپکولوم پلکی و پوششهای اختیاری (‬‫تصاویر چشم موجود در صفحه‪ ،‬اسپکولوم پلکی را به تصویر نمیکشند‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫استفاده از ریبوفالوین‪ ،‬القا و همترازسازی‬‫‪ o‬مطابق با دستورالعملهای استفاده از ریبوفالوین (‬‫) را فشار دهید‪.‬‬‫زمان سنج (‬‫شکل‬‫)‪ ،‬ریبوفالوین را در چشم مورد نظر بچکانید و آغاز‬‫‪ .‬آماده سازی جهت درمان‪ :‬استفاده از ریبوفالوین‬‫شرح داده شده در این کتابچه راهنما‪ ،‬نیست‪ .‬برای اطالعات‬‫احتیاط‪ :‬ریبوفالوین بخشی از سیستم‬‫بیشتر‪ ،‬لطفا ً به دستورالعملهای استفاده از ریبوفالوین رجوع کنید‪.‬‬‫‪o‬‬‫لیزرهای قرمز همترازسازی‬‫دقیقه قبل از پایان مدت القا‪ ،‬مطابق با شکل‬‫شکل‬‫مطابق با شکل‬‫‪o‬‬‫‪ -‬روشن خواهند شد‪.‬‬‫‪ .‬تنظیم خطوط متقاطع در زمان القا‬‫ دارای دو لیزر همترازسازی است‪.‬‬‫و‬

‫‪.‬‬

‫•‬

‫خط متقاطع قرمز برای قرارگیری محور‬‫•‬‫یک خط متقاطع قرمز ثانویه برای قرارگیری محور ‪.‬‬‫‪ o‬توجه‪ :‬ظاهر خطوط متقاطع ممکن است متفاوت باشد‪ .‬ممکن است ضخیمتر‪ ،‬نازکتر‪ ،‬بلندتر یا کوتاهتر باشند‪.‬‬‫از‬‫لیزر همترازسازی‬‫محور و‬‫لیزر همترازسازی‬‫محور‬‫شکل‬‫‪ .‬همترازسازی خطوط متقاطع قرمز – محورهای‬‫و‬‫و محور‬‫‪ o‬پس از روشن شدن لیزرهای همترازسازی‪ ،‬خطوط متقاطع را روی چشمی که قرار است درمان شود همتراز و‬‫تنظیم کنید‪.‬‬‫را به سمت جلو و عقب و چپ و راست حرکت دهید تا خطوط متقاطع قرمز‬‫در مرکز مردمک تراز و تنظیم شوند‪.‬‬

‫•‬

‫سری‬
‫با دست‪َ ،‬‬‫محورهای‬‫•‬‫را به سمت باال و پایین حرکت دهید تا خطوط متقاطع قرمز ثانویه محور‬‫سری‬‫با دست‪َ ،‬‬‫مرکز خطوط متقاطع قرمز اول‪ ،‬تراز و تنظیم شوند‪.‬‬‫•‬‫با استفاده از کنترل از راه دور بی سیم یا با فشار دادن فلشهای موجود در صفحه نمایش‪ ،‬تا جایی که‬‫الزم است‪ ،‬با دقت خطوط را همتراز و تنظیم کنید‪.‬‬‫در سری‬‫‪ o‬توجه‪ :‬به منظور همترازسازی صحیح هنگام استفاده از کنترل از راه دور‪ ،‬لوگوی‬‫ کارکردهای کنترل از راه دور را برای استفاده در طول فرایند‬‫باید رو به کاربر قرار گیرد‪ .‬شکل‬‫همترازسازی نشان میدهد‪.‬‬‫چپ‪/‬راست‬‫نشانگر باتری‬‫باال‬‫چپ‪/‬راست و جلو‪/‬عقب‬‫پایین‬‫باال‬‫پایین‬‫یا‬‫کنترل از راه دور ارتقاءیافته‬‫شکل‬‫کنترل از راه دور اصلی‬‫‪ .‬کارکردهای کنترل از راه دور‬‫در‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫آغاز درمان‬‫•‬‫پس از اتمام مرحله ریختن ریبوفالوین‪ ،‬القا و همترازسازی خطوط متقاطع‪ ،‬با فشردن دکمه آغاز درمان‬‫‪ ،‬درمان را آغاز کنید‪.‬‬‫مطابق با شکل‬‫شکل‬‫‪ .‬آغاز درمان‬‫•‬‫بیمار باید در طول درمان‪ ،‬روی خطوط متقاطع قرمز همترازسازی‬‫•‬‫بیمار باید در طول درمان بیحرکت باشد‪.‬‬‫و‬‫متمرکز باشد‪.‬‬‫هشدار‪ :‬درمانها را فقط پس از استفاده از ماده حساس به نور آغاز کنید‪.‬‬‫احتیاط‪ :‬وقتی لوگوی‬‫میشود‪.‬‬‫هشدار‪ :‬دقت کنید که سیستم‬‫طول درمان‪ ،‬حرکت نکنند‪.‬‬‫در سری اپتیکال از رنگ آبی به سبز‪ ،‬فلش میزند‪ ،‬نور‬‫ساطع‬‫و تخت یا صندلی بیمار حتما محکم باشند و پس از همترازسازی و در‬‫نظارت بر درمان‬‫•‬‫روشن شده باشد و در صورت نیاز با استفاده از‬‫مدام چک کنید که ناحیه مورد نظر در قرنیه با نور‬‫کنترل از راه دور بی سیم یا فلشهای موجود در صفحه نمایش‪ ،‬تنظیمات الزم را انجام دهید‪.‬‬

‫از‬

‫شکل‬

‫‪ .‬صفحه ی نمایش روند درمان‬‫در طول زمانهای خاموش قابل رویت نخواهد بود‪.‬‬‫‪ o‬توجه‪ :‬هنگام استفاده از حالت درمان پالسدار‪ ،‬نور‬‫تغییر نخواهد یافت‪.‬‬‫خاموش است‬‫طی این روند‪ ،‬صفحه نمایش به حالت‬‫متوقف کردن درمان‬‫•‬‫پس از اتمام مدت زمان سنج تنظیم شده توسط کاربر‪ ،‬درمان به طور خودکار متوقف میشود‪.‬‬‫•‬‫کاربر میتواند تصمیم بگیرد که درمان را کامال متوقف نماید و یا تنها در آن وقفه ای ایجاد کند‪ .‬در این‬‫خاموش کرد‪.‬‬‫را میتوان با فشار دادن دکمه توقف درمان‬‫صورت‪ ،‬نور‬

‫شکل‬

‫•‬

‫‪ .‬صفحه ی نمایش توقف درمان‬‫) یا از سر گیری درمان‬‫به منظور لغو یا از سر گرفتن درمان‪ ،‬به ترتیب لغو درمان (‬‫مراجعه کنید‪.‬‬‫را انتخاب کنید‪ .‬در صورت لغو جلسه‪ ،‬به بخش‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫لغو در حین درمان‬‫•‬‫•‬‫در صورت انتخاب ترتیب لغو درمان (‬‫یک پنجره بازشوی هشدار نمایان خواهد شد‪.‬‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬‫به منظور تایید لغو درمان‪ ،‬بله (‬

‫شکل‬

‫•‬

‫‪ .‬تایید لغو درمان ناتمام‬‫ ‪ ،‬یک پیام "درمان لغو شد"‬‫در صورت تایید لغو درمان‪ ،‬مطابق با شکل‬‫در صفحه نمایش نمایان خواهد شد‪.‬‬‫شکل ‪.‬‬‫•‬‫•‬‫) در حین درمان‪ ،‬مطابق با شکل‬‫‪ .‬تایید لغو درمان‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬‫در صفحه تایید لغو درمان‪ ،‬تایید (‬‫ نمایش داده خواهد شد‪.‬‬‫اطالعات درمان ناتمام مطابق با شکل‬

‫‪،‬‬

‫از‬

‫‪ .‬درمان ناتمام کامل نشده‬‫شکل‬‫عکس گرفتن‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫در هر مرحله از فرایند درمان میتوان عکس گرفت‪.‬‬‫به منظور عکس گرفتن‪ ،‬مطابق با شکل ‪ ، -‬دکمه دوربین در قسمت باال سمت راست گوشه تصویر چشم را‬‫انتخاب کنید‪.‬‬‫عکس به طور خودکار ذخیره میشود و برای بررسی پس از درمان‪ ،‬در دسترس خواهد بود‪.‬‬‫شکل‬‫‪ .‬عکس گرفتن‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫تکمیل درمان‬‫•‬‫هنگام تکمیل درمان‪ ،‬خالصهای از پارامترهای درمان نمایش داده خواهد شد و صفحه نمایش مطابق با شکل‬‫را نشان خواهد داد‪.‬‬‫‪" -‬درمان تکمیل شد"‬

‫شکل‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫‪ .‬صفحه ی نمایش تکمیل درمان‬‫با دقت‪ ،‬دستگاه را از ناحیه بیمار دور کنید‪.‬‬‫سپس‪ ،‬مراقبتهای پس از عمل عادی را انجام دهید‪.‬‬‫اسپکولوم را بردارید‪.‬‬‫بررسی عکسها‬‫• همه عکسهایی که در طول درمان گرفته شدند جهت بررسی پس از درمان در دسترس هستند‪.‬‬‫‪ o‬برای وارد شدن به گالری عکسها مطابق با شکل ‪ ، -‬مشاهده عکسها‬‫کنید‪.‬‬‫را انتخاب‬‫حذف عکسها‬‫•‬‫•‬‫عکسهای گرفته شده در طول درمان را میتوان حذف کرد‪.‬‬‫در گالری عکس‪ ،‬مطابق با شکل ‪ ، -‬آیکون سطل زباله در کنار عکسی را که میخواهید حذف کنید‪،‬‬‫انتخاب نمایید‪.‬‬

‫از‬

‫شکل‬

‫•‬

‫‪ .‬انتخاب سطل زباله برای حذف‬‫پس از انتخاب عکس برای حذف کردن‪ ،‬برای حذف عکس‪ ،‬گزینه بله (‬‫خیر ( ) را انتخاب کنید‪.‬‬

‫شکل‬

‫•‬
‫•‬

‫) و برای نگه داشتن عکس گزینه‬‫‪ .‬انتخاب بله برای حذف‬‫پس از تایید حذف‪ ،‬عکس غیرقابل بازگشت خوهد بود‪.‬‬‫به منظور تایید این که کدام عکسها در گزارش درمان نمایش داده خواهند شد‪ ،‬انجام شد‬‫انتخاب کنید‪.‬‬‫را‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫شکل‬‫‪ .‬انتخاب گزینه انجام شد‬‫گزارش درمان بیمار‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫یک گزارش درمان تهیه میشود که حاوی اطالعات بیمار‪ ،‬جزئیات درمان‪ ،‬عکسهای گرفته شده در طول‬‫ نشان داده شده است‪.‬‬‫درمان و یادداشت برداریها می باشد‪ .‬یک نمونه گزارش در شکل‬‫گزارشهای درمان حتی اگر درمان متوقف یا لغو شود‪ ،‬تهیه میشوند‪.‬‬‫یک عالمت تیک سبز در کنار مراحل تکمیل شده نمایان خواهد شد‪.‬‬‫یک عالمت قرمز در کنار مراحل ناتمام نمایان خواهد شد‪.‬‬

‫از‬

‫شکل‬

‫‪ .‬نمونه گزارش درمان‬‫افزودن یادداشت به گزارش درمان بیمار‬‫‪ o‬از صفحه نمایش پایگاه دادههای بیماران‪ ،‬نام بیمار را انتخاب کنید‪.‬‬‫‪ o‬برای وارد کردن نظرات درباره درمان بیمار‪ ،‬مطابق با شکل ‪ -‬آیکون پیام را فشار دهید‪.‬‬‫ نظرات در گزارش‬‫‪ o‬صفحه کلید به منظور افزودن نظر در گزارش بیمار قابل استفاده خواهد شد‪ .‬شکل‬‫بیمار را نشان می دهد‪.‬‬‫شکل‬‫‪ .‬آیکون نظرات‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫شکل‬‫‪ .‬قسمت نظرات‬‫صدور گزارش درمان‬‫‪ ،‬به منظور ذخیره گزارش در‬‫‪ o‬مطابق با شکل‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬‫(‬‫صادر خواهد شد‪.‬‬‫‪ o‬گزارش در قالب فایل‬‫شکل‬‫‪ ،‬گزینه صدور گزارش درمان‬‫‪ .‬صدور گزارش درمان‬‫ نشان خواهد داد‪.‬‬‫مطابق با شکل‬‫‪ o‬صفحه نمایش پیامی درباره وارد کردن‬‫عرضه نمیکند‪.‬‬‫برای ذخیره دادههای بیماران‪،‬‬‫توجه‪:‬‬

‫از‬

‫شکل‬

‫‪ o‬اگر ‪ USB‬پُر باشد یا سیستم قادر به خواندن‬‫خواهد شد‪.‬‬‫شکل‬‫‪ o‬اگر‬‫(‬‫‪ .3‬خطای‬‫‪.‬‬‫را وارد کنید‬‫نباشد‪ ،‬یک پیام خطا مطابق با شکل‬‫و هیچ فضایی در‬‫‪ -‬نمایش داده‬‫باقی نمانده‬‫هیچ مشکلی نداشته باشد‪ ،‬چنین پیامی نمایان خواهد شد‪ :‬در حال تهیه گزارش درمان‬
‫)‬

‫شکل‬

‫‪ .‬در حال تهیه گزارش درمان‬‫‪ o‬وقتی گزارش درمان منتقل شد‪ ،‬یک پیام تایید مطابق با شکل‬‫‪ -‬نمایان می گردد‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫شکل‬‫‪ .‬گزارش درمان منتقل شد‬‫مشاهده گزارش درمان‬‫‪ o‬گزارش کامل درمان را میتوان در سیستم یا (در صورت صدور) در‬‫‪ o‬هر گونه عکس یا نظر افزوده شده نیز در گزارش گنجانده خواهد شد‪.‬‬‫مرور کرد‪.‬‬

‫از‬

‫شکل‬

‫‪ .‬صفحه از ‪ :‬جزئیات درمان‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫شکل‬‫‪ .‬صفحه‬‫از ‪ :‬نظرات‬

‫از‬

‫شکل‬

‫‪ .‬صفحه‬‫از ‪ :‬عکسها‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫خاموش کردن سیستم‬‫•‬‫مطابق با شکل‬‫کنید‪.‬‬‫•‬‫با انتخاب بله‬‫‪ ، -‬گزینه خاموش کردن‬‫شکل‬‫را در صفحه اصلی فهرست بیماران انتخاب‬‫‪ .‬گزینه خاموش کردن (‬‫مطابق با شکل‬‫شکل‬‫) را انتخاب کنید‬‫‪ ، -‬خاموش کردن سیستم را تایید کنید‪.‬‬‫‪ .‬تایید خاموش کردن‬

‫از‬

‫•‬
‫•‬

‫منتظر بمانید تا نرم افزار خاموش و صفحه خالی نشان داده شود‪.‬‬‫ به حالت خاموش‬‫را مطابق با شکل‬‫کلید برق اصلی واقع در پایه‬‫شکل‬‫قرار دهید‪.‬‬‫‪ .‬حالت خاموش‬‫دسترسی به منوی گزینهها‬‫‪ o‬از صفحه اصلی فهرست بیماران‪ ،‬مطابق با شکل‬‫گزینهای نمایش داده شود‪.‬‬

‫شکل‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،‬دکمه گزینهها (‬‫دکمه گزینهها (‬‫) را فشار دهید تا منوی‬‫) را فشار دهید‬‫مدیریت طرحهای از پیش تعیین شده کلینیک‬‫‪ o‬برای تغییر دادن طرحهای درمانی از پیش تعیین شده سفارشی‪ ،‬مدیریت طرحهای از پیش تعیین شده کلینیک‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬‫(‬‫‪ o‬تا طرح از پیش تعیین شده کلینیک را میتوان ذخیره کرد‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫شکل‬‫‪ .‬مدیریت طرحهای از پیش تعیین شده کلینیک‬‫منوی تنظیمات سیستم‬‫‪ o‬برای دسترسی به تنظیمات سیستم مطابق با شکل‬‫منوی گزینهها انتخاب کنید‪.‬‬‫شکل‬‫‪ ، -‬تنظیمات سیستم‬‫‪ .‬منوی تنظیمات سیستم‬‫را از‬‫از‬‫تنظیمات سیستم – تغییر میزان صدای سیستم‬‫‪ o‬از منوی تنظیمات به منظور تغییر میزان صدا‪ ،‬میزان صدا (‬‫شکل‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬‫‪ .‬ویرایش میزان صدا‬‫تنظیمات سیستم – تغییر میزان رنگ سفید دوربین‬‫) را انتخاب کنید‬‫‪ o‬از منوی تنظیمات سیستم‪ ،‬گزینه میزان رنگ سفید دوربین (‬‫تا شرایط نور داخل کنسول را تغییر دهید‪.‬‬‫)‬‫‪ o‬میزان رنگ سفید مورد نظر را انتخاب کنید و برای بازگشت به منوی تنظیمات سیستم روی ذخیره (‬‫کلیک کنید‪.‬‬‫است‪.‬‬‫است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تنظیم پیش فرض سیستم‪ ،‬تنگستن‬‫‪ o‬توجه‪ :‬نور معمولی اتاق زیر‬‫در صورت استفاده از یک منبع نوری متفاوت‪ ،‬شاید بهتر باشد میزان رنگ سفید را تغییر داد‪.‬‬‫شکل‬‫‪ .‬ویرایش میزان رنگ سفید دوربین‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫تنظیم سیستم – تغییر شدت خطوط متقاطع همترازسازی‬‫‪ o‬از منوی تنظیمات سیستم‪ ،‬گزینه شدت خطوط متقاطع همترازسازی‬‫را به منظور تغییر روشنایی خطوط متقاطع همترازسازی‬‫انتخاب کنید‪ .‬صفحه نمایش نشان داده شده در عکس ‪ -‬نمایان خواهد شد‪.‬‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬‫‪ o‬روشنایی خطوط متقاطع را تنظیم و ذخیره (‬‫‪ .‬شدت خطوط متقاطع همترازسازی‬‫شکل‬‫تنظیمات سیستم – انتخاب یک زبان متفاوت برای سیستم‬‫‪ o‬به منظور تغییر زبان صفحه نمایش گرافیکی‪ ،‬زبان سیستم (‬‫ ‪ ،‬زبان مد نظر را از منو انتخاب کنید‪.‬‬‫‪ o‬مطابق با شکل‬‫شکل‬‫‪ .‬ویرایش زبان سیستم‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬‫از‬‫تنظیمات سیستم – صدور وقایع سرویس‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬‫‪ o‬از منوی تنظیمات سیستم‪ ،‬صدور وقایع سرویس (‬‫پیروی کنید‪.‬‬‫‪ o‬مطابق با شکل ‪ ، -‬از دستورالعملهای موجود در صفحه برای وارد کردن‬‫شکل‬‫‪ .‬انتقال وقایع سرویس به‬‫‪ o‬سیستم به طور خودکار‪ ،‬انتقال وقایع سرویس را آغاز میکند و نوار روند انتقال را مطابق با شکل‬‫میدهد‪.‬‬‫شکل‬‫‪ -‬نشان‬‫‪ .‬روند پیشروی صدور وقایع سرویس‬‫‪ o‬پس از تکمیل شدن صدور‪ ،‬برای بازگشت به منوی تنظیمات سیستم تایید (‬‫) را فشار دهید‪.‬‬‫تنظیمات سیستم – گرفتن نسخه پشتیبان و بازیابی دادههای بیمار‬‫) از منوی گزینهها‪،‬‬‫‪ o‬با انتخاب گزینه گرفتن نسخه پشتیبان از دادههای بیمار (‬‫پشتیبان گیری کرد و برای یک زمان دیگر خارج از سیستم آنها را ذخیره‬‫دادههای بیمار را میتوان در‬‫نمود‪.‬‬‫ً‬‫ذخیره شده بودند میتوان با انتخاب گزینه بازیابی دادههای بیمار‬‫‪ o‬دادههای بیمار را که قبال در یک‬‫) از منوی گزینهها به سیستم بازیابی کرد‪.‬‬‫(‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫تنظیمات سیستم – اولویت نمایش از پیش تعیین شده کلینیک‬‫را نشان میدهد‬‫‪ o‬صفحه نمایش طرح درمان‪ ،‬اول موارد پیش فرض‬‫‪ o‬به منظور نمایش سربرگ تنظیمات دلخواه به عنوان سربرگ اصلی طرح درمان به جای سربرگ پیش‬‫) را از منوی اولویت نمایش از پیش تعیین شده کلینیک‬‫‪ ،‬گزینه تنظیمات دلخواه (‬‫فرضهای‬‫) انتخاب کنید‪.‬‬
‫(‬

‫شکل‬

‫‪ .‬اولویت نمایش از پیش تعیین شده کلینیک‬‫تنظیمات سرویس‬‫و بخش سرویسدهی و از طریق کارت دسترسی‬‫‪ o‬دسترسی به تنظیمات سرویس فقط برای کارکنان‬‫فراهم می باشد‪.‬‬‫به تنظیمات پیشرفته‬‫‪ o‬در صورت انتخاب این گزینه‪ ،‬از کاربر درخواست خواهد شد که یک کارت دسترسی را اسکن کند‪.‬‬‫حالت نسخه نمایشی‬‫توجه‪ :‬برای استفاده در درمان بیماران نیست‬‫بدون نیاز به‬‫‪ o‬حالت نسخه نمایشی این امکان را برای کاربران فراهم میآورد تا درباره استفاده از سیستم‬‫‪ ،‬آموزش ببینند‪.‬‬‫کارت درمان و بدون استفاده از نور‬‫) را انتخاب کنید‬‫ حالت نسخه نمایشی (‬‫) را انتخاب کنید‬‫ برای استفاده از سیستم در حالت نسخه نمایشی‪ ،‬آغاز (‬‫ و شکل ‪ -‬نشان خواهد داد که سیستم در حال حاضر در‬‫مطابق با شکل‬‫‪ o‬صفحه نمایش سیستم‬‫است‪.‬‬‫حالت نسخه نمایشی‬‫)‪ ،‬از صفحه فهرست بیماران حالت نسخه نمایشی‬‫‪ o‬به منظور خروج از حالت نسخه نمایشی (‬‫) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫(‬

‫از‬

‫شکل‬

‫‪ .‬فهرست بیماران‪ ،‬حالت نسخه نمایشی را نشان میدهد‬‫شکل‬‫‪ .‬حالت نسخه نمایشی در باالی صفحه نشان داده شده است‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫‪ 4‬نگهداری ‪ /‬سرویس‬‫طبق تعریف‪" ،‬نگهداری" به رویههای غیرفنی اشاره دارد که هر کاربر روزانه باید به منظور کارکرد درست‬‫سیستم اجرا کند‪ .‬در مقابل‪ ،‬کلمه "سرویس" به وظایفی اشاره دارد که فقط باید توسط نماینده صالحیتدار سرویس‬‫دهی انجام شود‪.‬‬‫خط مشی نصب‬
‫•‬

‫•‬

‫‪ ،‬نصب کامل اولیه‬‫‪ ،‬یک پرسنل آموزش دیده یا مجاز‬‫برای هر مشتری جدید سیستم‬‫و شروع به کار سیستم را انجام می دهد‪ .‬پس از نصب اولیه و وقتی سیستم به درستی شروع به کار‬‫را به یک کاربر تعیین شده‬‫می تواند آموزش ابتدایی کار با سیستم‬‫کرد‪ ،‬این نماینده‬‫نیز ارائه دهد‪.‬‬‫در نتیجه‪ ،‬این کتابچه راهنما هیچ گونه دستورالعمل خاصی درباره نصب یا راهاندازی سیستم ارائه‬‫نمی دهد‪ .‬طبق قرارداد خدماتی بسته شده با شما‪ ،‬هر گونه تنظیم سخت افزاری دیگر به غیر از آنچه‬‫برای راه اندازی عادی مشخص شده است باید توسط یا با راهنمایی یک فروشنده مجاز‬‫انجام شود‪.‬‬‫تعمیرات و نگهداری توسط مشتری‬‫•‬‫انجام‬‫به طور کلی‪ ،‬مشتری نیاز نیست که هیچ گونه نگهداری و تعمیرات خاصی برای سیستم‬‫دهد‪ .‬همه تعمیرات یا سرویس دهیها باید توسط یک نماینده سرویس دهی صالحیتدار مطابق با‬‫قرارداد خدمات انجام شود‪ .‬اگر با سیستم خود مشکل دارید‪ ،‬به بخش عیب یابی زیر مراجعه کنید یا با‬‫محلی خود تماس بگیرید‪.‬‬‫نماینده‬‫اطالعات ضمانت نامه‬‫•‬‫ضمانت نامه به طور جداگانه همراه با اطالعات خرید ارائه میشود‪.‬‬‫اطالعات قرارداد خدمات‬‫•‬‫ارائه میشود‪ .‬این قرارداد موجبات خدمات رسانی و‬‫یک قرارداد خدمات در تمام سیستمهای‬‫ارتقاءهای زمان بندی شده منظم را فراهم میآورد‪ .‬همچنین موجبات هر گونه خدمات رسانی الزم‬‫برنامه ریزی نشده را نیز فراهم میآورد‪.‬‬‫لوازم یک بار مصرف ویژه هر بیمار‬‫•‬‫سفارش‬‫یا فروشنده مجاز‬‫لوازم یک بار مصرف ویژه هر بیمار را میتوان به‬‫برای سیستم‬‫یا محصوالت تایید شده توسط‬‫داد‪ .‬فقط از محصوالت‬‫بابت خرابی یا اشکال در عملکرد سیستم که بنا بر تشخیص خود‪ ،‬به‬‫خود استفاده کنید‪.‬‬‫علت استفاده از لوازم غیرمجاز ایجاد شده باشد‪ ،‬مسئولیتی به عهده نخواهد گرفت‪.‬‬‫از‬‫عیب یابی‬‫•‬‫وضعیت خود را در شروع به طور خودکار چک میکند‪ .‬اگر وضعیت نادرست باشد‪،‬‬‫سیستم‬‫نرم افزار مانع آغاز درمان توسط کاربر میشود‪.‬‬‫کنترل از راه دور بی سیم‬‫•‬‫از یک کنترل از راه دور دارای باتری قابل تعویض استفاده میکند‪ .‬به منظور تعویض‬‫سیستم‬‫باتریهای کنترل از راه دور‪ ،‬قسمت جلویی دکمهدار کنترل را به پایین بکشید و در عین حال‪ ،‬پشت‬‫کنترل را به سمت مخالف یعنی به سمت باال فشار دهید‪ .‬رجوع کنید به شکل‬

‫شکل‬

‫•‬

‫•‬

‫‪ .‬دسترسی به جای باتری‬‫اگر باتریها ضعیف شده باشند‪ ،‬ارتباط سیستم با کنترل از راه دور قطع می شود و به کاربر اعالم‬‫میکند که باید دوباره تالش کند‪ .‬اگر کنترل از راه دور قادر به همگامسازی نباشد‪ ،‬گزینه ادامه بدون‬‫) را‬‫) یا لغو درمان (‬‫کنترل (‬‫انتخاب کنید‪.‬‬‫را با استفاده از کنترل از راه دور اصلی‬‫راهنمای موجود در صفحه برای سیستمهای‬‫شکل‬‫را با استفاده از کنترل‬‫راهنمای موجود در صفحه برای سیستمهای‬‫نشان میدهد؛ شکل‬‫ارتقاءیافته نشان میدهد‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫شکل‬‫| صفحه‬‫‪ .‬عدم موفقیت در همگامسازی کنترل از راه دور همترازسازی – کنترل از راه دور اصلی‬

‫از‬

‫شکل‬

‫‪ .‬عدم موفقیت در همگامسازی کنترل از راه دور همترازسازی ‪ -‬کنترل از راه دور ارتقاءیافته‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫•‬‫| صفحه‬‫کنترل از راه دور اصلی‬‫‪ o‬اگر چراغ روی کنترل‪ ،‬دو بار در ثانیه چشمک بزند‪ ،‬باتریهای کنترل باید تعویض شوند‪.‬‬‫‪ o‬اگر چراغ روی کنترل‪ ،‬یک بار در ثانیه چشمک بزند‪ ،‬در این صورت همگامسازی نشده است‪.‬‬‫‪ o‬اگر کنترل با فشردن دکمه "‬‫•‬‫" مجدداً همگامسازی نشد‪ ،‬باتریها را تعویض کنید‪.‬‬‫کنترل از راه دور ارتقاءیافته‬‫‪ o‬اگر چراغ وضعیت باتری نارنجی باشد‪ ،‬باتریهای کنترل باید به زودی تعویض شوند‪.‬‬‫‪ o‬اگر چراغ وضعیت باتری به رنگ نارنجی چشمک بزند‪ ،‬باتریهای کنترل باید فوراً تعویض شوند‬‫– شارژ موجود برای تکمیل درمان با استفاده از کنترل کافی نیست‪.‬‬‫•‬‫در صورتی که تعویض باتریها مانع از همگامسازی سیستم میشود‪ ،‬با نماینده سرویس دهی‬‫محلی خود تماس بگیرید‪.‬‬‫دستورالعملهای مربوط به ضدعفونی کردن‬‫•‬‫•‬‫به منظور استریل شدن توسط کاربر طراحی نشدهاند‪.‬‬‫هیچ یک از اجزای سیستم‬‫فقط تمیز کردن و ضد عفونی سطوح خارجی توصیه میشود‪.‬‬‫‪ %‬یا محلولهای سفید کننده‬‫‪ o‬جهت انجام ضد عفونی‪ ،‬فقط از الکل ایزوپروپیل‬‫استفاده کنید‪ .‬از دستمال مرطوب نرم و بدون فیبر استفاده کنید‪.‬‬‫‪%‬‬‫تمیز کردن سیستم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫از یک پارچه مرطوب و نرم استفاده کنید‪.‬‬‫برای تمیز کردن سیستم‬‫قسمت بیرونی سیستم را میتوان با استفاده از پارچهای بدون پرز و مرطوب با سفید کننده رقیق‪ ،‬آب‬‫صابون یا الکل ایزوپروپیل تمیز کرد‪.‬‬‫‪ %‬یا محلول سفید کننده کلر ‪ %‬نیز استفاده کرد‪.‬‬‫در صورت لزوم میتوان از ایزوپروپیل الکل‬‫از غوطه ور کردن سیستم در مایع و یا ریختن مایع روی سیستم خودداری کنید‪.‬‬‫احتیاط‪ :‬قبل از هرگونه تمیزکاری‪ ،‬سیستم را خاموش کرده و سیم برق را از پریز اصلی جدا کنید‪.‬‬‫احتیاط‪ :‬پنجره شیشهای خروجی اشعه نباید تحت هیچ شرایطی با مواد تمیز کننده خیلی قوی تماس‬‫داشته باشد‪.‬‬

‫•‬
‫•‬

‫هنگام تمیز کردن سطوح دستگاه‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که مایعات تمیز کننده به داخل دستگاه نفوذ نکند‪،‬‬‫زیرا این نشتی باعث آسیب به دستگاه میشود‪.‬‬‫برای تمیز کردن کنترل از راه دور از پارچهای بدون پرز و مرطوب با الکل ایزوپروپیل استفاده کنید‪.‬‬‫تمیز کردن دهانه‬‫•‬‫•‬‫دهانه اشعه را قبل از درمان به طور منظم بررسی کنید‪.‬‬‫از دستمال مرطوب لنز دوربین یا هوای فشرده برای تمیز کردن گرد و غبار و ذرات از سطح شیشه‬‫خروجی استفاده کنید‪.‬‬‫از‬‫تنظیم دسته انعطافپذیر‬‫اگر دسته انعطافپذیر توانست سری اپتیک را در حالت عمودی ثابت نگه ندارد‪ ،‬برای تنظیم تعادل آن‪ ،‬مراحل‬‫زیر را به ترتیب انجام دهید‪.‬‬‫•‬‫دسته را در دامنه کامل حرکت خود به باال و پایین بچرخانید و دسته را به صورت افقی‪ ،‬یعنی تقریبا‬‫موازی با زمین قرار دهید‪.‬‬

‫شکل‬

‫•‬

‫اگر دسته خود به خود سمت پایین میرود‪ ،‬دسته را تا باالترین دامنه حرکتی خود بلند کرده و با چرخاندن‬‫استفاده‬‫پیچ به مقدار حداقل نصف یک دور کامل‪ ،‬پیچ تنظیم تعادل را شل کنید‪ .‬از آچار آلن ‪/‬‬
‫کنید‪ .‬به شکل ‪ -‬نگاه کنید‪.‬‬

‫شکل‬

‫•‬

‫‪ .‬دسته را موازی با زمین قرار دهید‬‫‪ .‬شل کردن پیچ تنظیم تعادل‬‫دسته را به صورت افقی تغییر وضعیت دهید‪ .‬پیچ تنظیم تعادل ‪ B‬را با پیچاندن پیچ به مقدار حداقل نصف‬‫یک دور کامل‪ ،‬شل کنید‪ .‬از آچار آلن ‪ /‬استفاده کنید‪ .‬به شکل ‪ -‬نگاه کنید‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫شکل‬‫‪ .‬شل کردن پیچ تنظیم تعادل‬‫•‬‫با نگه داشتن بار تا جای الزم‪ ،‬حالت افقی دسته را حفظ کنید‪.‬‬‫•‬‫فشار دسته را با پیچ تنظیم قدرت تنظیم کنید‪ .‬از یک آچار آلن ‪ /‬استفاده کنید و پیچ را خالف‬‫جهت عقربههای ساعت آن قدر بپیچانید که دسته به آرامی شروع به حرکت به سمت باال کند‪ .‬اگر پس از‬‫تنظیم به آرامی روی دسته ضربه بزنید‪ ،‬ممکن است کمی به عقب برگردد‪ .‬شکل ‪ -‬را نگاه کنید‪.‬‬‫دور پیچاندن نیاز باشد‪ .‬اگر دسته همچنان شل است و پیچ را‬‫تا‬‫توجه‪ :‬ممکن است به‬‫محلی خود تماس بگیرید‪.‬‬‫دیگر نمیتوان چرخاند‪ ،‬با نماینده سرویس دهی‬‫شکل‬‫‪ .4‬تنظیم فشار دسته با پیچ تنظیم قدرت‬‫•‬‫پیچ تنظیم قدرت‬‫•‬‫دقت کنید که دسته ثابت باشد که خود به خود به سمت باال نرود‪.‬‬‫•‬‫دسته را به باالترین حالت خود باال بکشید و پیچ تنظیم تعادل را آنقدر سفت کنید که تماس رخ دهد و‬‫سپس با حداکثر نصف دور یا سه چهارم دور پیچاندن‪ ،‬آن را سفت کنید‪ .‬به شکل ‪ -‬نگاه کنید‪.‬‬‫•‬‫دسته را در حالت افقی قرار دهید و پیچ تنظیم تعادل را آنقدر سفت کنید که تماس رخ دهد و سپس با‬‫حداکثر نصف دور یا سه چهارم دور پیچاندن‪ ،‬آن را سفت کنید‪ .‬به شکل ‪ -‬نگاه کنید‪.‬‬‫•‬‫دسته را به اندازه دامنه کامل حرکتی خود‪ ،‬به سمت باال و پایین بچرخانید‪ .‬دقت کنید که به سمت باال یا‬‫پایین رانده نشود‪.‬‬‫•‬‫توجه‪ :‬اگر دسته از هر حالتی به سمت باال میرود‪ ،‬به حالت افقی بازگردانید و پیچ تنظیم قدرت را‬‫درجهت عقربههای ساعت‪ ،‬هر بار به اندازه یک چهارم دور بچرخانید تا دیگر خود به خود باال نرود‪.‬‬‫را دو دور کامل در در جهت عقربههای ساعت بچرخانید‪.‬‬‫از‬‫جابجایی سیستم‬
‫•‬

‫•‬

‫به عنوان یک سیستم قابل جابجایی در محیط مطب طراحی شده است‪ .‬اگر بنا به هر دلیلی‪ ،‬نیاز‬‫محلی خود تماس بگیرید‪ .‬بسته بندی‬‫داشتید‪ ،‬با نماینده‬‫به حمل و نقل یا ارسال سیستم‬‫انجام شود‪.‬‬‫و حمل و نقل سیستم باید فقط توسط پرسنل آموزش دیده و مجاز‬‫از یک اتاق به اتاق دیگر‪ ،‬مانیتور باید در قسمت کناری سیستم قرار گیرد و‬‫قبل از انتقال سیستم‬‫باید نزدیک دستگیره حمل قرار گیرد و دسته دستگاه باید به سمت عقب باشد‪ .‬سپس سیستم‬‫سری‬‫را میتوان به راحتی با دستگیره حمل هل داد و از چارچوب در رد کرد‪.‬‬‫مانیتور‬‫دسته در قسمت‬‫عقب‬‫در قسمت‬‫کناری‬‫در‬‫سری اپتیک‬‫نزدیکی دستگیره‬‫شکل‬‫‪ .‬وضعیت جابجایی سیستم‬‫شرایط نگهداری سیستم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫– مشخصات آمده است توجه‬‫به مشخصات مربوط به میزان دما و رطوبت نگهداری که در فصل‬‫کنید‪.‬‬‫همه پنلهای سیستم را به منظور جلوگیری از ورود گرد و خاک و رطوبت ببندید؛ انجام این کار‬‫الزامی است‪.‬‬‫همه اجزاء را خاموش کنید و کلید برق اصلی را نیز خاموش نمایید‪ .‬دوشاخه برق را از پریز بیرون‬‫بکشید‪ .‬باتریها را از کنترل از راه دور بی سیم خارج کنید‪.‬‬‫هیچ یک از اجزاء سیستم را از هم جدا نکنید زیرا این کار ممکن است منجر به عدم انطباق یا آسیب‬‫شود‪.‬‬‫نرم افزار‬‫•‬‫در صورت خرابی یا درست کار نکردن نرم افزار‪ ،‬با نماینده سرویس دهی‬‫تماس بگیرید‪ .‬بهروزرسانیهای نرم افزار‪ ،‬فقط باید توسط نمایندگان سرویس دهی‬‫شوند‪.‬‬‫محلی خود‬‫انجام‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫خطرات مرتبط با دور ریختن محصوالت زائد‬‫•‬‫هنگام دور ریختن محصوالت زائد‪ ،‬از همه مقررات محلی مربوطه پیروی کنید‪.‬‬‫بررسی موارد قابل رویت‬‫•‬‫قبل از هر بار درمان‪ ،‬همه اجزاء دستگاه را به طور منظم از بابت وجود آسیب با خرابی بررسی کنید‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫‪ 5‬طبقه بندی دستگاه‬‫مطابق با استاندارد الکتریکی تجهیزات پزشکی‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬

‫محافظت در برابر شوک الکتریکی‬‫‪ o‬کالس (منبع برقی خارجی)‬‫درجه محافظت در برابر شوک الکتریکی‬‫‪ o‬طبقه بندی نشده‪ ،‬قطعه مورد استفاده برای دستگاه فراهم نشده است‬‫(هیچ محافظتی در برابر ورود آب وجود‬‫‪ o‬محافظت سیستم در برابر ورود اجسام‬‫ندارد)‬‫‪ o‬محافظت کنترل از راه دور ارتقاءیافته در برابر ورود اجسام‪:‬‬‫روش استریل یا ضدعفونی کردن‬‫‪ o‬دستگاه قابل ضدعفونی‬‫• درجه محافظت در برابر استفاده در حضور یک مخلوط قابل اشتعال‬‫‪ o‬محافظتی وجود ندارد‬‫• شرایط استفاده‬‫‪ o‬خدمات رسانی مداوم‬‫مطابق با بخش‬‫کمیسیون ارتباطات فدرال‪،‬‬‫•‬‫کالس‬‫مطابق با استاندارد‬
‫•‬

‫و‬

‫مربوط به ایمنی محصوالت لیزری‬‫لیزرهای همترازسازی در دسته محصول لیزری کالس قرار دارند‪.‬‬‫مربوط به ایمنی فوتوبیولوژیکی المپها و سیستمهای المپی‬‫مطابق با استاندارد‬‫•‬‫•‬‫مطابق با الحاقیه‬‫گروه خطر‬‫گروه خطر‬‫بخشنامه‬‫•‬‫کالس‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫)‬‫الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (‬‫) را ملزم میدارد‪ .‬نصب و‬‫پیروی از موارد احتیاطی ویژه ای مرتبط با سازگاری الکترومغناطیسی (‬‫سیستم‬‫ارائه شده در این کتابچه راهنما انجام شود‪ .‬تجهیزات قابل حمل و سیار ارتباطی با‬‫استفاده باید مطابق با اطالعات‬‫اثر بگذارد‪.‬‬‫فرکانس رادیویی ( ) ممکن است روی سیستم‬‫راهنمایی و اعالمیه سازنده – انتشار امواج الکترومغناطیسی‬‫به منظور استفاده در محیط الکترومغناطیسی مندرج در ذیل طراحی گردیده است‪ .‬مشتری یا کاربر سیستم‬‫سیستم‬‫باید اطمینان حاصل کند که از سیستم در چنین محیطی استفاده میشود‪.‬‬‫انطباق‬‫تست انتشار‬‫محیط الکترومغناطیسی ‪ -‬راهنمایی‬‫میزان انتشار فرکانس‬‫رادیویی ( )‬‫گروه‬‫از انرژی فرکانس رادیویی ( ) فقط برای‬‫سیستم‬‫عملکرد داخلی خود استفاده میکند‪ .‬بنابراین‪ ،‬میزان انتشار‬‫بسیار کم است و احتماالً هیچ اختاللی در تجهیزات‬‫الکترونیکی اطراف ایجاد نمیکند‪.‬‬‫میزان انتشار فرکانس‬‫رادیویی ( )‬‫کالس‬‫برای استفاده در کلیه مراکز مناسب است از‬‫سیستم‬‫جمله مراکز خانگی و مراکزی که مستقیما ً به شبکه برق ولتاژ‬‫پایین عمومی متصل هستند که برای ساختمانهایی با مصارف‬‫خانگی برق رسانی میکند‪.‬‬‫میزان انتشار هارمونیک‬‫کالس‬‫نوسانات ولتاژ‪ /‬ایجاد اختالل‬‫در نور (سوسو زدن نور)‬‫مطابقت دارد‬‫هشدار‪ :‬ویژگیهای انتشار این تجهیزات‪ ،‬آن را برای استفاده در‬‫مناطق صنعتی و بیمارستانها مناسب میسازد (‪CISPR 11‬‬‫کالس ‪ .)A‬این تجهیزات در صورت استفاده در یک محیط مسکونی‬‫(که معموالً ‪ CISPR 11‬کالس ‪ B‬برای آن الزامی است) ممکن‬‫است محافظت کافی را جهت خدمات ارتباطی با فرکانس رادیویی‬‫فراهم نسازد‪ .‬ممکن است کاربر ناچار به انجام اقدامات کاهشدهنده‬‫مشکالت‪ ،‬مانند جابجایی یا تغییر جهت تجهیزات شود‪.‬‬‫از‬‫راهنمایی و اعالمیه سازنده – ایمنی الکترومغناطیسی‬‫به منظور استفاده در محیط الکترومغناطیسی مشخص شده در ذیل طراحی شده است‪ .‬مشتری یا کاربر‬‫باید اطمینان حاصل کند که از این سیستم در چنین محیطی استفاده میشود‪.‬‬‫سیستم‬‫سیستم‬‫تست ایمنی‬‫تخلیه الکترواستاتیک‬‫)‬‫(‬‫تست الکتریکی حفاظت در‬‫برابر جریانهای‬‫گذرا‪/‬لحظهای‬‫جریان برقی نابهنجار‬‫افت ناگهانی ولتاژ‪،‬‬‫قطعیهای کوتاه مدت و‬‫تغییرات ولتاژ در خطوط‬‫ورودی برق‬‫سطح تست‬‫سطح انطباق‬‫محیط الکترومغناطیسی ‪-‬‬
‫راهنمایی‬‫کیلوولت تخلیه تماس‬‫‪ -/+‬کیلوولت تخلیه تماس‬‫کیلوولت تخلیه هوا‬‫‪ -/+‬کیلوولت تخلیه هوا‬‫کفپوش باید از جنس چوب‪ ،‬بتن یا‬‫سرامیک باشد‪ .‬در صورتی که کف زمین‬‫با مواد مصنوعی (سنتتیک) پوشیده شده‬‫‪%‬‬‫باشد‪ ،‬رطوبت نسبی باید حداقل‬‫باشد‪.‬‬‫‪ -/+‬کیلوولت برای خطوط برقی‬‫‪ -/+‬کیلوولت برای خطوط برقی‬‫‪ -/+‬کیلوولت برای خطوط‬‫ورودی‪/‬خروجی‬‫کاربرد ندارد‬‫کیفیت برق اصلی باید مانند کیفیت برق‬‫معمول یک محیط تجاری یا بیمارستانی‬‫باشد‪.‬‬‫خطوط ورودی‪/‬خروجی‬‫‪ -/+‬کیلوولت خط (خطوط) به‬‫خط (خطوط)‬‫‪ -/+‬کیلوولت خط (خطوط) به‬‫خط (خطوط)‬‫‪ -/+‬کیلوولت خط (خطوط) به‬‫زمین‬‫‪ -/+‬کیلوولت خط (خطوط) به‬‫زمین‬‫افت ناگهانی در‬‫چرخه‬‫)‬‫(‬‫برای‬‫افت ناگهانی در‬‫چرخه‬‫)‬‫افت ناگهانی در‬‫(‬‫برای چرخه‬‫)‬‫(افت ناگهانی‬‫برای چرخه‬

‫در‬

‫)‬

‫(‬
‫برای‬‫(‬‫برای‬‫افت ناگهانی در‬‫چرخه‬‫‪/‬‬‫(افت ناگهانی‬‫برای ثانیه‬

‫در‬

‫در‬
‫(افت ناگهانی‬‫چرخه‬‫برای ‪/‬‬

‫)‬

‫)‬

‫(افت ناگهانی‬‫برای ثانیه‬

‫در‬

‫)‬

‫کیفیت برق اصلی باید مانند کیفیت برق‬‫معمول یک محیط تجاری یا بیمارستانی‬‫باشد‪.‬‬‫کیفیت برق اصلی باید مانند کیفیت برق‬‫معمول یک محیط تجاری یا بیمارستانی‬‫نیاز دارد‬‫باشد‪ .‬اگر کاربر سیستم‬‫که در زمان قطع شدن برق اصلی به‬‫صورت مداوم از دستگاه استفاده کند‪،،‬‬‫توصیه میشود که برق سیستم‬‫توسط یک منبع برقی بدون قطعی یا‬‫باتری تامین شود‪.‬‬‫)‬‫فرکانس برق‬‫میدان‬‫مغناطیسی‬‫توجه‪:‬‬‫ولتاژ برق اصلی جریان متناوب قبل از اعمال سطح تست است‪.‬‬‫فرکانس برق میدانهای مغناطیسی باید در‬‫سطحی باشد که متناسب با یک مکان‬‫معمول در یک محیط تجاری یا‬‫بیمارستانی معمول است‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫راهنمایی و اعالمیه سازنده – امینی الکترومغناطیسی‬‫به منظور استفاده در محیط الکترومغناطیسی مشخص شده در ذیل طراحی شده است‪ .‬مشتری یا کاربر‬‫باید اطمینان حاصل کند که از این سیستم در چنین محیطی استفاده میشود‪.‬‬‫سیستم‬‫سیستم‬‫سطح تست‬‫تست ایمنی‬‫محیط الکترومغناطیسی ‪ -‬راهنمایی‬‫سطح انطباق‬‫با هر یک‬‫فاصله تجهیزات قابل حمل و سیار ارتباطات‬‫از جمله کابلها نباید کمتر از فاصله‬‫از اجزاء سیستم‬‫توصیه شدهای باشد که از طریق معادله مربوط به فرکانس‬‫فرستنده محاسبه گردیده است‪.‬‬‫فاصله توصیه شده‬‫فرکانس رادیویی هدایتی‬‫‪ 𝑑=1,2√𝑃 80 MHz‬تا 𝑃√‪800 MHz 𝑑=1,2‬‬‫تا‬‫منتشر شده‬‫‪ 𝑑=1,2√𝑃 𝑑=2,3√𝑃 80 MHz‬تا ‪2.7 GHz‬‬‫تا‬‫که در آن حداکثر میزان قدرت خروجی فرستنده به وات‬‫( ) مطابق با سازنده فرستنده و ‪ ،‬فاصله توصیه شده به‬‫متر ( ) است‪.‬‬‫ثابت طبق آن چه‬‫قدرت میدان مغناطیسی از فرستندههای‬‫از طریق بررسی سایت الکترومغناطیسی تعیین شده‪ ،‬الف‪ :‬باید‬‫کمتر از سطح انطباق در هر محدوده فرکانسی باشد؛ ب‪:‬‬‫ممکن است در نزدیکی تجهیزاتی با نماد زیر تداخل رخ دهد‪:‬‬‫میدانهای مجاورتی‬‫تجیهزات بی سیم ارتباطات‬‫نکته در‬‫نکته‬‫است‪.‬‬‫فرکانس خاص‪.‬‬‫سطح ایمنی‬‫و‬‫فرکانس خاص‪.‬‬‫‪-‬‬‫سطح ایمنی‬‫‪-‬‬‫‪ ،‬باالترین محدوده فرکانسی اعمال میشود‪.‬‬‫این رهنمودها ممکن است برای همه موقعیتها صدق نکند‪ .‬انتشار الکترومغناطیسی تحت تاثیر جذب و انعکاس سازهها‪ ،‬اشیا و افراد‬‫و‬‫الف قدرت میدان مغناطیسی از فرستندههای ثابت مانند ایستگاههای پایه رادیو‪ ،‬تلفن (همراه‪/‬بی سیم) و رادیوهای سیار زمینی‪ ،‬رادیوی آماتور‪ ،‬پخش رادیو‬‫‪ ،‬یک بررسی سایت‬‫و پخش تلویزیون را نمیتوان به صورت نظری با دقت تخمین زد‪ .‬به منظور بررسی محیط الکترومغناطیسی فرستندهای ثابت‬‫در آن استفاده میشود بیشتر از سطح‬‫الکترومغناطیسی باید در نظر گرفته شود‪ .‬در صورتی که قدرت میدان مغناطیسی اندازه گیری شده در محلی که سیستم‬‫باید به منظور تایید کارکرد عادی تحت نظارت قرار گیرد‪ .‬در صورت مشاهده عملکرد غیرعادی‪ ،‬ممکن است‬‫مربوطه در فوق باشد‪ ،‬سیستم‬‫انطباق‬‫الزم باشد‪.‬‬‫انجام اقدامات دیگر مانند تغییر جهت یا تغییر مکان سیستم‬‫ب‬‫در محدوده فرکانس‬‫تا‬‫‪ ،‬قدرت میدان مغناطیسی باید کمتر از‬‫باشد‪.‬‬

‫از‬‫فواصل توصیه شده بین تجهیزات قابل حمل و سیار ارتباطات‬‫و سیستم‬‫تحت کنترل است‪.‬‬‫به منظور استفاده در یک محیط الکترومغناطیسی طراحی شده که در آن تداخالت انتشار شده‬‫سیستم‬‫(فرستندهها) و سیستم‬‫میتواند با حفظ حداقل فاصله بین تجهیزات قابل حمل و سیار ارتباطات‬‫مشتری یا کاربر سیستم‬‫طبق توصیههای ذیل مطابق با حداکثر قدرت خروجی تجهیزات ارتباطاتی‪ ،‬به جلوگیری از بروز اختالالت الکترومغناطیسی‬‫کمک کند‪.‬‬‫میزان حداکثر قدرت‬‫خروجی فرستنده‬‫( )‬‫فاصله مطابق با فرکانس فرستنده به متر‬
‫تا‬

‫تا‬

‫تا‬

‫𝑃√‪𝑑 = 1.2‬‬‫𝑃√‪𝑑 = 1.2‬‬‫𝑷√𝟑 ‪𝒅 = 𝟐.‬‬‫برای فرستندههایی که حداکثر قدرت خروجی آنها در لیست فوق ذکر نشده است‪ ،‬فاصله ( ) توصیه شده به متر ( ) را میتوان با‬‫استفاده از معادله مربوط به فرکانس فرستنده تخمین زد که در آن حداکثر میزان قدرت خروجی فرستنده به وات ( ) مطابق با‬‫سازنده فرستنده است‪.‬‬‫‪ ،‬باالترین محدوده فرکانسی اعمال میشود‪.‬‬‫و‬‫نکته در‬‫نکته این رهنمودها ممکن است برای همه موقعیتها صدق نکند‪ .‬انتشار الکترومغناطیسی تحت تاثیر جذب و انعکاس سازهها‪،‬‬‫اشیا و افراد است‪.‬‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫است که امواج با فرکانس‬‫دارای سامانه بازشناسی با امواج رادیویی‬‫سیستم‬‫می کند‪ .‬این کارکرد ممکن است با سایر تجهیزات مختل شود حتی اگر این تجهیزات با الزامات انشار‬‫دارای فرستندههای‬‫سیستم‬‫را میفرستد و دریافت‬‫مطابقت داشته باشند‪.‬‬‫زیر است‪:‬‬‫•‬‫آنتن جدانشدنی‪ :‬حداکثر محدوده بازخوانی‬‫است‪.‬‬‫حداکثر قدرت خروجی‬‫‪،‬‬‫مطابق با‪:‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫اینچ‬‫بیشترین میزان انتشار تولید شده توسط تجهیزات مذکور در زیر آمده است‪:‬‬‫سطح (‪ )dB μV/m‬حد (‪ )dB μV/m‬در‬‫در فاصله ‪ 30‬متری فاصله ‪ 30‬متری‬‫اصلی‬‫فرکانس (‪)MHz‬‬‫پاراگراف )‪15.225 (a‬‬‫‪( 13.56‬نقطه اوج)‬‫‪29.8‬‬‫‪84‬‬‫حد )‪ (μV/m‬در‬‫فاصله ‪ 30‬متری‬‫حاشیه (‪)dB‬‬‫‪15,848‬‬‫‪-54.2‬‬‫سایر‬‫فرکانس (‪)MHz‬‬‫سطح (‪)dB μV/m‬‬‫حد (‪)dB μV/m‬‬‫حاشیه (‪)dB‬‬‫هارمونیک‬‫‪( 27.12‬نقطه اوج)‬‫‪-5.2‬‬‫‪29.5‬‬‫‪-34.7‬‬‫غیرواقعی‬‫‪( 200.6‬نقطه اوج)‬‫‪34.5‬‬‫‪40.0‬‬‫‪-5.5‬‬‫منتقل شده‬‫‪( 0.199‬میانگین)‬‫‪38.8‬‬‫‪54.6‬‬‫‪-15.8‬‬‫کنترل از راه دور بیسیم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫محدوده فرکانس‬‫تا‬‫انتشار مطابق با‬‫بخش‬‫کنترل از راه دور بیسیم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫محدوده فرکانس‬‫انتشار مطابق با‬

‫تا‬
‫بخش‬

‫از‬

‫‪ 6‬فهرست نماد‬‫نماد متنی‬‫تعریف‬‫تصویر نماد‬‫‪ .1‬نماد عدم استفاده در حضور مواد‬‫بیحسی قابل اشتعال‬‫خطر‪ ،‬ریسک انفجار نباید استفاده شود‪.‬‬‫‪ .2‬نماد‬‫جریان متناوب‬‫‪ " " .3‬در یک کتاب‬‫توجه‪ :‬به اسناد همراه مراجعه کنید‬‫‪ .4‬نماد زمین به صورت دایره‬‫حفاظت اتصال به زمین (گراند)‬‫‪ .5‬نماد حفاظت در برابر ورود اجسام‬‫(کنترل از راه دور اصلی)‬‫(کنترل از راه دور ارتقاءیافته)‬‫کنترل از راه دور اصلی‪ :‬محافظت در‬‫برابر ورود مواد (مواد جامد کمتر از‬‫و بدون محافظت در برابر‬‫ورود آب)‪ .‬کنترل از راه دور ارتقاءیافته‪:‬‬‫محافظت در برابر ورود گرد و خاک یا‬‫آب در صورت نگه داشتن دستگاه به‬‫صورت ایستاده یا پاشیده شدن کمی آب‪.‬‬‫‪ .6‬دکمه روشن کردن‬‫حالت استندبای (آماده باش)‬‫‪ .7‬کلید برق‬‫روشن‬‫‪ .8‬کلید برق‬‫خاموش‬‫‪ .9‬عالمت‬‫عالمت مطابقت‬‫‪ .10‬سازنده‬‫نام و نشانی سازنده‬‫‪ ! .11‬در یک مثلث‬‫هشدار درباره اخطاری خاص در کتابچه‬‫راهنمای کاربر‬‫‪ .12‬وزن خالص (به کیلوگرم)‬‫وزن ناخالص (به کیلوگرم)‬‫وزن‬‫‪ .13‬چتر همراه با قطرات باران‬‫در جای خشک نگه دارید‪ :‬در جایی دور‬‫از رطوبت نگه دارید (این نماد با یا بدون‬‫قطرات باران است)‬‫کتابچه راهنمای کاربر سیستم‬‫| صفحه‬‫نماد متنی‬‫‪ .14‬لیوان شکسته‬‫تعریف‬‫تصویر نماد‬‫یا‬‫محتویات شکستنی هستند‪ ،‬با احتیاط با آن‬‫کار کنید‬‫‪ .15‬دو فلش به سمت باال‬‫کارتن را طوری نگه دارید که فلشها رو‬‫به باال باشند‬‫‪ .16‬قطره آب در یک جعبه‬‫محدودیتهای رطوبت (درصدهای موجود‬‫در زیر و باالی نماد‪ ،‬محدودیت قابل قبول‬‫برای رطوبت است)‬‫‪ .17‬محدودیتهای دمای کار با دستگاه‬‫محدودیتهای دمای کار با دستگاه‬‫‪ .18‬محدودیتهای دمای نگهداری‬‫محدودیتهای دمای نگهداری‬‫در دایره که روی آن خط‬‫‪.19‬‬‫کشیده شده است‬‫تشدید مغناطیسی ایمن نیست – از دستگاه‬‫)‬‫تصویرسازی تشدید مغناطیسی (‬‫دور نگه دارید‬‫‪ .20‬محدودیتهای فشار نگهداری‬‫محدودیتهای فشار جو در نگهداری‬‫‪ .21‬محدودیتهای فشار کار با دستگاه‬‫محدودیتهای فشار جو کار با دستگاه‬‫‪ .22‬سیگنال منتشر شده‬‫فرکانس رادیویی ارسالی از طریق دستگاه‬‫از‬‫‪ 7‬مشخصات‬‫مشخصات‬‫شرح‬‫الکتریکی‬‫خطوط ولتاژ‬‫جریان‬‫تک فاز‬‫‪،‬‬‫کنترل از راه دور اصلی‬‫باتری‬‫کنترل از راه دور ارتقاءیافته‬‫باتری‬‫لیست کابلها و لوازم جانبی‬‫کنترل از راه دور بی سیم‬‫کابل برق جریان متناوب ویژه بیمارستان‬‫(قابل قفل شدن‪/‬قابل جدا شدن)‬‫ارسال انرژی‬‫تابش‬‫منبع نوری ال ای دی‬‫تابش‬‫تا‬‫ولت جریان متناوب‬‫رابطهای بیرونی‬‫ابعاد فیزیکی‬‫وزن (بسته بندی)‬‫عمر باتری کنترل از راه دور‬‫(شرایط عادی کار)‬‫و فرکانسهای کارکرد مربوط به‬‫کنترل از راه دور و دانگل‬‫شرایط محیطی کار با دستگاه‬‫دمای محیط‬‫رطوبت نسبی‬‫فشار جو‬‫شرایط حمل و نقل و نگهداری‬‫دمای محیط‬‫رطوبت نسبی‬‫فشار جو‬‫حداکثر‬‫(طول عرض ارتفاع)‬‫کیلوگرم‬‫وزن خالص‬‫کیلوگرم‬‫وزن ناخالص‬‫ساعت‬‫(کنترل از راه دور اصلی)‬‫(کنترل از راه دور ارتقاءیافته)‬‫این سیستم تحت شرایط جوی (بدون تراکم) زیر کار میکند‪.‬‬‫درجه سانتیگراد‬‫‪ +‬تا ‪+‬‬‫‪ ،%‬غیرمتراکم‬‫‪ %‬تا‬‫تا‬‫این دستگاه بدون آسیب یا افت عملکرد‪ ،‬شرایط حمل و نقل و‬‫نگهداری را تحمل میکند‪.‬‬‫درجه سانتیگراد‬‫ تا ‪+‬‬‫‪ ،%‬غیرمتراکم‬‫‪ %‬تا‬‫تا‬