www.inbody.co.jp

The Portable Body Composition Analyzer

特定計量器対応

InBody Technology
統計補正を使用しない BIA 技術
BIA 法における統計補正とは、インピータンス・身長・体重の実測値だけでなく、特定人種や集団で表れる体成分の傾向を、体成分を算出する公式に予め組み込むことです。統計補正が入ると、測定時に入力する年齢・性別・人種などの情報によっても体成分が変わるため、BIA が不正確と言われてきた原因として指摘されてきました。しかし、InBody は統計補正を一切使用しておらず、同じ人ならどの国でどの性別・年齢を入力して測定しても、ありのままの同じ体成分が算出されます。

更に進化した独自の測定技術
20 〜 100kHz の多周波数を用いて長さと断面積の異なる右腕・左腕・体幹・右脚・左脚を分けて直接測定する DSM-BIA(Direct Segmental Multi-frequency

Bioelectrical Impedance Analysis) 技術。BIA 法と言っても全て同じではありません。また、SMFIM(Simultaneous Multi-frequency Impedance Measurement)
技術は、複数周波数のインピーダンスを同時に測定でき、更に多くの情報を計測しながらも所要時間を短縮しました。

客観的に数多く検証されている精度
体成分測定の Gold Standard として、DEXA( 全身 - 部位別の筋肉量・体脂肪量 )・水中体重法 ( 除脂肪量・体脂肪量 )・重水希釈法 ( 体水分量 )・臭化ナトリウム希釈法 ( 細胞外水分量 ) などがあります。このような方法と InBody は、様々な人種の健常者・疾患者・アスリート・高齢者・小児などを対象に第三者によって検証され、その結果が 40 件以上の国際論文として発表されています。また、各論文を通じては、被験者に関係なく一貫して高い精度が確認できます。

世界各地から論文として共有される活用事例
InBody は様々な条件で長年にかけて精度が検証されてきた結果、今は医療診断・臨床研究・治験などの様々な分野で活用されています。また、高い信頼性を背景に得られた成果は、世界中のジャーナルに公表されています。学術誌や学会誌で正式発表された活用事例は、常に学術専門チームがモニタリングしており、InBody の更なる活用に向けてのレファランスとして情報提供されます。

InBody に臨床公式の公開が必要ない理由
体成分を算出する臨床公式に統計補正を使用すると、公式を作った集団と体成分の傾向性が異なる症例では、その補正が誤差として働きます。そのため、従来の BIA 法を用いた研究では、信頼性の限界を明確に示す方法として、臨床公式を公開することが常識でした。しかし、 InBody はその必要がなく、統計補正を排除した公式の開発過程も開発者(Dr. Cha, Harvard Medical School) の論文で公開されており、臨床活用を報告した多くの論文でレファランスとなっています。1,2

InBody が時間をかけて体を測定する理由
新陳代謝で常に動いている体水分を安定的に測定するため、InBody は 5 つの部位を 2 周波数の交流電流で繰り返して測定し、合計 10 個のインピーダンスを計測します。細かく計測されるインピーダンスは統計補正を使用しない技術の基となります。また、全てのインピーダンス情報は画面・結果用紙・CSV の何れにも提供されるので、測定結果の信頼性を測定直後は勿論、後からでも確認することができます。

測定技術の紹介はYouTubeで見ることができます

InBody が精度 98％など特定数値を強調しない理由
技術開発の段階で特定集団でとても高い精度が確認されたからと言って、それが全ての症例に対して適用されるわけではありません。精度は測定条件によって変わり、特に統計補正が入る場合、試験群によって補正値が誤差になることもあります。InBody は会社主導の精度検証の結果よりも、第三者によって客観的に試験が行われ、更に厳しい審査を通過して論文として発表された結果を、本当の精度として提示します。

原理・精度に関する資料はこちら

InBody が圧倒的な数の研究報告を誇る理由
専門家向けの体成分分析に InBody が採択される理由は、技術的な優位性だけでありません。
当社は BIA 技術開発を先導する企業として、何より研究者の方々に対する研究支援を優先として考えます。また、InBody を用いた小さな研究報告も見逃さずにレファランスとして管理し、学会・勉強会・共同研究など様々な形で最新の情報を発信します。ホームページの専用窓口からは、全てのご質問・ご依頼に迅速に対応します。

活用事例に関する資料はこちら

1. Kichul Cha, Glenn M. Chertow, Jorge Gonzalez, J. Michael Lazarus, and Douglas W. Wilmore. Multifrequency bioelectrical impedance estimates the distribution of body water. Journal of Applied
Physiology 1995; 79(4), 1316-1319
2. Kichul Cha, Sunyoung Shin, Cheongmin Shon, Seunghoon Choi and Douglas W. Wilmore. Evaluation of segmental bioelectrical impedance analysis for measuring muscle distribution. J ICHPERSD-ASIA 1997; 11-14

(kg)
(kg)
(%)

InBodyが提供する主要項目と活用40 以上の結果項目から目的に見合った項目を選択することができます。
体成分分析

部位別体脂肪量

体を化学的観点から 4 つ ( 体水分・タンパク質・ミネラル・四肢と体幹の脂肪分布を示しています。量だけでなく、体脂肪 ) の成分に分けて現状を表示します。また、各成分標準体重に対する各体脂肪量の多さと評価も表示しますの役割も簡単に説明しています。

ので、どの部位に体脂肪が多く溜まっているか分かります。

筋肉・脂肪

体成分履歴

筋肉量と体脂肪量が体重に対して適切であるかを棒グラフ

測定 ID 毎に直近データを 8 件まで表示します。体重・で表示します。身長と性別から求める標準体重を基に筋筋肉量・体脂肪率が確認できます。

肉量・体脂肪量の標準値を定めており、グラフの形から体型を視覚化できます。
体重

体

体成分の状態を分かりやすく点数化して表示します。

重体

筋肉量と体脂肪量の均衡を基に評価しています。

重筋 肉 量

筋 肉 量筋 肉 量体 脂 肪量体 脂 肪量体 脂 肪量

標準体重普通型

InBody 点数

標準体重強靭型

標準体重肥満型

体重調節
体成分を考慮した適正体重と調節すべき筋肉量や体脂肪肥満指標量を表示します。この数値を目標にすることで健康的で身長と体重で計算した BMI だけでは、体重が標準でも体成分の均衡が取れた体重管理が可能になります。

体脂肪率の高い隠れ肥満を正しく評価することができません。InBody は BMI と体脂肪率を提供するため、総合的研究項目な肥満評価ができます。

栄養評価・生活習慣指導・研究などで活用できます。
特に下記の項目は様々な分野で注目されています。

部位別筋肉量筋肉量を四肢と体幹の部位別に測定し、現在体重に対して筋肉量が十分なのかを判断します。また、上下半身の筋肉の発達程度や左右の均衡が分かるので、運動療法の判断基準になります。

低体標準

骨格筋指数 (SMI )サルコペニアの診断に活用される項目で、四肢骨格筋量(kg)を身長(m)の二乗で除して計算します。アジア人における診断基準は次の通りです。1
男性 < 7.0kg/m 2、女性 < 5.7kg/m 2

運動別消費エネルギー量高低

重筋 肉 量低低左右体 脂 肪量低

測定した体重を基にそれぞれの運動を 30 分間実行した時の消費エネルギー量を表示します。

低インピーダンス
筋肉量が標準値(100%)より多いですが、現在の体重を支える各部位・周波数別のインピーダンス (Z) を表示します。には足りていない状態です。筋肉量を維持しながら体脂肪量をインピーダンスは交流電流が体水分に沿って流れる際に減らすことで、評価を「低」から「標準」に改善できます。

低体標準

高高

重筋 肉 量

発生する抵抗であり、全ての体成分結果の基になります。

高高

左右体 脂 肪量高高

筋肉量が標準値 (100%) より少ないですが、現在の体重を支えるには足りている状態です。しかし、筋肉量を中心に体重を増やす必要があります。

結果用紙の見方はYouTubeで見ることができます

1. Ref. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update on Sarcopenia Diagnosis and Treatment

豊富な結果用紙の種類
InBody270 は結果用紙の種類を変更することができ、目的に見合った項目を印刷できます。
小児用結果用紙
成長曲線は18 歳未満に対して、小児用体成分結果用紙を選択した場合に限って印刷されます。

体成分分析
体を化学的観点から 4 つ ( 体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪)の成分に分けて現状を表示します。また、各成分の役割も簡単に説明しています。

肥満指標
BMI と体脂肪率で小児の肥満状態を評価できます。
・BMI( 体格指数 )小児用結果用紙から提供される標準 BMI は、WHO が定めている身長別の標準 BMI を参考に設定しています。
・体脂肪率

標準体脂肪率は成人なら男性 15％(10 〜 20％)、女性 23％(18 〜28％)ですが、小児は年齢と成長度を考慮して設定しています。

成長曲線
小児標準成長曲線は身長と体重を同年齢の小児と比較することで、成長程度が確認できるグラフです。

サーマル結果用紙 ( オプション )2021/05/24 09:46

サーマルプリンターを使ったレシートタイプの結果用紙です。
熱転写式なのでトナーやインクが必要ありません。

InBodyの活用度を高めるオプション
InBodyと連動して使用することで、更に利便性を向上できます。
体成分結果用紙
印刷
結果用紙の下段に印字される体成分履歴の種類を選択してください。

IDSAMPLE

身長181cm

体重(kg)

筋肉量(kg)

体脂肪率(%)

細胞外水分比

65.9

51.7

年齢
3367.5

52.4

21.0

21.1

0.379

0.379

性別
男性

測定日時
2015.04.01. 17:02 ~ 2018.11.11. 08:54

69.0

71.1

53.0

53.4

74.0

54.4

21.5

21.7

22.1

0.375

0.376

0.377

73.8

55.0

21.0

73.8

55.9

73.955.3

22.1
20.2

0.374

54.9

53.6

21.4

0.378
0.374

73.5

72.0

21.0

0.378
0.374

72.3

55.6

18.7

73.3

57.3

17.3
0.379

0.376

72.9

55.2

最近

74.6

56.2

19.9

20.3

0.379

0.378

15.04.01. 15.05.09. 15.09.29. 15.12.15. 16.02.04. 16.05.11. 16.09.25. 17.01.12. 17.08.22. 17.10.06. 18.01.31. 18.06.22. 18.07.26. 18.09.02.
17:02
09:23
11:25
09:47
17:51
14:36
09:37
18:38
17:31
09:38
15:01
10:22
08:58
10:11

全体

73.0

55.4

19.7

0.376

18.11.11.
08:54

LookinBody

サーマルプリンター

パソコン経由で測定データが確認できま

場所を選ばず接続するだけでスペースの手動身長計 BSM170 と連動することで、す。型番の120＊1はインストール型、Web＊2

狭い場所でも測定結果の印刷ができます。

身長測定値を InBody に転送することが手動身長計できます。

はクラウド型です。

専用携帯用バッグ

専用支持台

バーコードリーダー

2 段に折り畳んだ InBody を専用の携帯用

InBody の後ろから支持台を設置すると、InBody にバーコードリーダーを接続するバッグに入れ、安全且つ簡単に持ち運ぶ

お年寄りの方や体の不自由な方も安心してことにより、簡単に個人情報を入力できことができます。

測定することができます。

ます。

Fast InBody270
使いやすくなった InBody をより簡便にご利用ください。

簡単且つ迅速な測定

ワイヤレス通信対応

InBody270 は 2 段に折り畳

データ管理ソフトは Wi-Fi

むことができ、収 納や持ちまたは Bluetooth で、クラウ運びに便利です。また、測定

ド型サービスは Wi-Fi で接時間が 15 秒で短く、測定中＊3続できます。の動きによる誤 差を最小限に抑えます。

＊1 必要システム構成

クラウドサービス

QR コード測定 結果をクラウドに保 存

InBody をクラウドに繋げなし、専用のウェブサイトからくても、LCD 画面や結果用データを管理することがで紙の QR コードを読み取ってきます。測 定 者はスマートスマートフォンで測定結果をフォンで測定 結果が閲覧で閲覧したり、アプリ経由でクきます。

＊4 ＊5
ラウドに保存ができます。

OS:MS Windows 10/11(32bit /64bit) 互 換 CPU:1.8GHz 以 上のプロセッサ HDD:10GB 以 上の空き容量 R AM:4GB 以 上 解像 度 :1024×768 以 上＊2 インターネットができる通信環境が必要です。 ＊3 別途 LookinBody の購入 ( 契約 ) が必要です。 ＊4 QR コードで読み取ったデータはアプリ経由でクラウドに保 存することができ、スマートフォンに専用の InBody アプリ ( 無料 ) を Google Play ストア、または App Store でダウンロードする必要があります。タブレット端末ではアプリをダウンロードできません。 ＊5 QR コードを結果用紙に表示するには、管理者メニューから「QR コード項目」を選択する必要があります。
通信方法 :USB/Serial(RS-232C)/LAN/Wi-Fi/Bluetooth/(検定付)主 要 仕 様生体電気インピーダンス

生体インピーダンス( Z) 2 種類の周波数(20kHz、100kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にインピーダンスを測定( BIA)測定項目
電極方式

8点接触型電極法

測定方法

部位別直接多周波数測定法( Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method、DSM-BIA 方式 )結果項目

[全身・部位別] 筋肉量、体脂肪量

同時多周波数インピーダンス測定法(Simultaneous Multi-frequency Impedance Measurement、SMFIM方式)[全身] 体重、BMI、体脂肪率、体水分量、除脂肪量、タンパク質量、ミネラル量、骨格筋量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、骨格筋指数(SMI)、適正体重、筋肉調節、脂肪調節、体重調節[その他] 体成分履歴( 8 回分測定結果)、インピーダンス(部位別・周波数別)
統計補正(人種・性別・年齢)の排除

体成分算出

機 能 仕 様ロゴ表示

結果用紙に施設名、住所、連絡先の記載が可能

結果確認

LCD画面(測定直後)、結果用紙、データ管理ソフト( LookinBody120)、クラウド型データ管理サービス( LookinBody Web)

結果用紙の種類

体成分結果用紙(専用/内蔵)、小児用結果用紙(内蔵)、サーマル結果用紙(オプション)

測定音

測定時の進行状況、環境設定保存、個人情報入力を知らせる案内音及び測定時の音声ガイドの設定可能

測定姿勢

立位

電極の種類

接触型電極

測定画面

セルフモード及び専門家モード

管理者メニュー

測定環境に合わせてInBody270の機器設定及び測定データの確認

結果保存

ID入力時に測定結果保存(測定合計100,000回まで保存可能)

データコピー

USBメモリーに保存可能( Excel、LookinBody で確認可能) ※株式会社インボディ・ジャパンが推奨するUSBメモリー

データバックアップ

USBメモリーで機器に保存されたデータのバックアップと復元

プリンター接続

USBポートオプション

データ管理ソフト( LookinBody120)、クラウド型データ管理サービス( LookinBody Web)、サーマルプリンター、手動身長計 BSM170 、専用携帯用バッグ、専用支持台、バーコードリーダー

その他仕様
使用電流200uA(±40uA)

消費電力

70VA

アダプタ

[電源入力] 100-240〜、50/60Hz、1.2A [電源出力] 12V、3.4A or表示画面

600×1024 7inch Color TFT LCD

入力インタフェース

タッチスクリーン、キーパッド

外部インタフェース

RS-232C×1、USB HOST×2、USB SLAVE×1、LAN(10T )×1、Wi-Fi×1、Bluetooth×1(LookinBody120 連動時のみ搭載)

対応プリンター

株式会社インボディ・ジャパンが推奨するプリンター

装置寸法

W356×L796×H995mm

装置重量14kg

測定時間15 秒[電源入力] 100-240〜、50/60Hz、0.5〜1.0A [電源出力] 12V、3.34A

動作環境[温度] 10〜40℃ [湿度] 30〜75％ RH [気圧] 70〜106kPa

運送及び保管環境[温度] -10〜70℃ [湿度] 10〜80 ％ RH [気圧] 50〜106kPa(結露がないこと)

体重測定

検定付 [ひょう量] 200kg [目量] 0.1kg [着衣量( PT )] 0〜 5.0kg(0.1kg単位) [精度等級] 3 級

身長範囲

110〜220cm

測定対象年齢

6歳以上

検定無 [ひょう量] 200kg [目量] 0.1kg [着衣量( PT )] 0〜 5.0kg(0.1kg単位)

995＊性能改良のため仕様・デザインは予告なしで変更することがありますのでご了承ください。
＊検定付は、InBodyで計測された体重が計量法で規定される「証明」に使用できるものを意味します。

外国製造業者( InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証

株式会社インボディ・ジャパン
東 京 本 社
大阪営業所
札幌営業所
仙台営業所名古屋営業所
広島営業所
松山営業所
福岡営業所

356

www.inbody.co.jp〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル

Tel 03-5875-5780
Tel 06-6155-6937
Tel 011-776-7571
Tel 022-302-6301
Tel 052-684-9616
Tel 082-236-7630
Tel 089-948-9073
Tel 092-292-1766

Fax 03-5875-5781
Fax 06-6155-6938
Fax 011-776-7572
Fax 022-302-6302
Fax 052-684-9617
Fax 082-236-7631
Fax 089-948-9074
Fax 092-292-1776

InBody、LookinBody は株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。
QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
Copyright© 1996～ by InBody Japan Inc. All rights reserved. IC-JPN-270C-231001

ご購入後のサポート体制に関する情報はこちら

796