仕型式

様XP-333Ⅲai

検 知 対 象ガス

ガス器具燃焼排ガス中の一酸化炭素（CO）

検 知 原 理

定電位電解式採 気 方 式

自動吸引式

検 知 範 囲SAFETYモード：0～2000ppm
SAFETYモード以外：0.000～0.499vol%

指 示 精 度応 答 速 度

各部名称
採取管フード

一酸化炭素測定器

採取管－10～0℃

0～40℃

0.000～0.014vol%指示値±0.003vol%±1digit

指示値±0.002vol%±1digit0.015～0.250vol%指示値±20%±1digit

指示値±10%±1digit0.251～0.499vol%指示値±40%±1digit

指示値±20%±1digit（COメータ）XP-333Ⅲai

測定ガス濃度の90%を通過する時間が14秒以内

警 報 設 定 値
1段目：50ppm 2段目：150ppm（SAFETYモード）NOx フィルタセット

SAFETY（セーフティ）モード・・・・・・・環境中のCOを検知、警報レベルのCOをお知らせ

照明ランプ

PEAK（ピーク）モード・・・・・・・・・・・・・・・・測定時間中※1のピーク値を測定
測 定 機 能ブザー孔

AVERAGE（アベレージ）モード・・・測定時間中※1の平均値を測定
JUDGE（ジャッジ）モード・・・・・・・・・・・燃焼機器の状態を判定

排気口

MONITOR（モニター）モード・・・・・瞬時値を測定

赤外通信窓

液 晶 表 示

濃度指示、測定状態、電池残量表示、各種エラー

液晶表示

エラー 表 示センサエラー（センサ異常、センサ断線、オートゼロエラー、エアー調整不良）、ポンプエラー、その他エラー

フィルタ交換目安

6か月に一度または400回以上使用時（寿命時は紫→こげ茶に変色）

LED インジケータ

電源スイッチMENU スイッチ
照明スイッチ

使用温湿度範囲 －10～40℃/90%RH以下（ただし、結露なきこと）
電源

連続使用時間※2単3形アルカリ乾電池2本

IP22相当※4外 形 寸 法

約W92×H180×D42mm（収納時）
約W76×H467×D85mm（使用時）

質約380ｇ（収納時）/約310ｇ（使用時）

標 準 付 属 品

LED インジケータ

新機能搭載で作業性が大幅アップ!

ブザー表示

ポンプ動作表示（ポンプ正常動作時に回転）

電池残量表示測定モード表示ガス濃度表示※1 測定時間はMENUモードで設定した値となります（初期設定25秒）。
※2 電池使用時間は、環境条件、使用条件、保存期間などにより異なります。
※3 レザーケース収納状態にて。
※4 IP22相当とは、指での機器内部の危険な場所への接近に対して保護している構造（IP2X）、および外郭が鉛直に対して両側に15度以内で傾斜したとき、4位置で各2.5分（合計10分）、鉛直に落下する水滴によっても機器内部に有害な影響をおよぼさない構造（IPX2）を意味します。
●「Xai®」「、Xai STATION®」「、Xai CONNECT®」は新コスモス電機の登録商標です。
●「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、新コスモス電機はライセンスに基づいて使用しています。

安全に関するご注意

ガス給湯器、湯沸かし器などのＬＣＤ表示（ガス濃度画面）

NOｘフィルタセット一式（NOｘフィルタ、ドレンフィルタ含む）、採取管フード、採取管、パイプ型採取管、レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント、ハンドストラップ●ご使用前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●検知器は指定対象ガスのものをお使いください。指定の対象ガス以外でご使用になると事故の原因になるおそれがあります。

0～0.499vol%の測定が可能で、保守点検用に最適です。

約50時間（無警報、25℃にて）

保 護 等 級 ※3

量Bluetooth スイッチ

片手で持てるコンパクト設計

タイマー表示検 知 器 の 性 能を維 持し、安 全を確 保していただくために取扱説明書に沿って日常点検および定期点検を実施してください。

カラー液晶で画面が見やすい

取扱説明書
ダウンロードXai®対応ガス検知器
Xai STATION®
（サイ ステーション）

Xai SERVER（サイ サーバー）

Xai CONNECT®
（サイ コネクト）

Xai（サイ）対応により、検知器の日常点検や測定データの運用・管理が効率的に※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※このカタログは、再生紙を使用しています。

（P）
2020年6月制作（A）
7655-D020

使いやすく、より安全に。測定からデータの管理・運用までをトータルサポート。
片手で持てるコンパクト・スリム設計

測定中の濃度変化がLEDの色でわかる

従来品から導入ケーブルをカットし、軽量＆スリム化を実現。
片手での測定が可能となりました。
ケース収納時もコンパクトです。

〈測定例〉

本体の上下に搭載したLEDインジケータが、測定中のガス濃度の危険度をリアルタイムに色で表示します。
判定モード：JL1［約0.080vol%］0.000vol%判定モード：JL2［約0.125vol%以上］

下部のLEDで高い位置の測定も便利に従来品と比べて、電池が3本から2本へと低減しました。

ケース収納時測定機能は5つのモードを搭載

下部にもLEDがついているので、表示画面が見えない状態でもガス濃度の変化が分かります。

※測定時間はMENUモードで設定した値となります（初期設定25秒）

LEDインジケーターの点滅で、測定の進行度合いが分かります。

測定に便利な5つのモードを搭載。電源ONにするとSAFETY（セーフティ）モードへ移行します。
SAFETY（セーフティ）モード PICKUP

環境中のCOを検知、警報レベルのCOをお知らせ

PEAK（ピーク）モード

測定時間中 ※のピーク値を測定

AVERAGE（アベレージ）モード

測定時間中 ※の平均値を測定

JUDGE（ジャッジ）モード
MONITOR（モニター）モード

PICK
UP

PICK
UP

採取管の取り付けがワンタッチ式で作業性アップ
採取管とフィルタ部分がワンタッチで接続できるので、取り付け・取り外しの作業性がアップしました。

燃焼機器の状態を判定
パチッ!と簡単接続

瞬時値を測定※ＣＯやその他のガスが存在する雰囲気中で電源を入れるとゼロ点調整ができません。
正しくCO濃度測定をするために、必ず清浄空気中で電源を入れてください。

ネットワークを活用したガス検知器の管理・運用システム「Xaiサイ

コ ネクト

サイ

測定する燃焼機器のタイプ を選択すると、機器に合わせた基準濃度が設定され、測定後に判定結果を「注意」「危険」「禁止」の3段階で表示します。

Xai STATION
サイ ステーション

Xai STATIONによる点検の様子（赤外線通信）サイ

XP-333Ⅲai

Xai 対応ガス検知器

Xai SERVER
サイ サーバー

Xai CONNECT
サイ コネクト2 設定濃度表示

3 測定画面

4 判定結果表示ス テ ーション「Xai STATION」との連携により検知器の日常点検を自動化。
作業の均質化及び効率化を実現します。

● 測定時間および設定濃度は選択した※

ス テ ーション

XP-333ⅢaiはBluetooth®通信機能と赤外線通信を搭載しており、「Xai STATION」や「Xai CONNECT」との連携が可能です。

幅広い燃焼機器の状態判定に JUDGE（ジャッジ）モード
機器によって異なります。
※初期設定では16タイプから選択。
「日本ガス石油機器工業会ガイドライン」を採用。

」対応

（サイ）

サイ

さまざまな燃焼機器の状態判定をおこないます。

1 機器選択測定先を照らす照明ランプがついたので、暗所でも測定箇所を見分けられます。

作業前の安全確認に役立つ SAFETY（セーフティー）モード
これから作業しようとする環境が危険な状態でないかを確認できます。
電源が入った状態で作業現場に持ち込むと、作業環境のCO濃度が警報レベルに達したときにブザー、ランプ点滅、バックライト点灯でお知らせします。
（1段目：50ppm 2段目：150ppm）

PICK
UP

照明ランプが搭載され、暗所での作業性アップ

コ ネクト

専用アプリ「Xai CONNECT」との連携により本体に記録された測定データの運用・管理が容易になりました（Bluetoothによる通信）。
検知器本体に蓄積された測定データを元にしたレポート作成が可能。

日常点検報告書

日常点検履歴画面