船舶用 装着タイプ

複合型ガス検知器
XA-4400Ⅱ-J

本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 X
国土交通省
（型式承認番号 第5530号）（一財）
日本舶用品検定協会 検定合格品（一財）日本海事協会 適合鑑定書No.KC19ES34

SOLAS条約対応の船舶用持ち運び式ガス検知器

4種類のガスを同時検知・同時表示▼実物大吸引式タイプ

としてもポンプユニットセット

PA-4000Ⅱ-J（オプション）

国土交通省
型式承認を取得！
国内初

SOLAS条約 XI-1章 第7規則※

閉囲区域の雰囲気を測定するための持ち運び式ガス検知器に対応※海上における人命の安全のための国際条約

可燃性ガス

硫化水素 一酸化炭素

約40時間連続使用可能
小型・軽量、耐衝撃性設計
防水・防塵構造（保護等級IP65・IP67相当）※ポンプユニットセット使用時はIP65相当

本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 X

温度

ユニット式 で選べる2WAY電源
ガス検知器本体● ポンプユニットセット使用時にも適合

乾電池・充電池ともに※ポンプユニットセット使用時はEx ia ⅡB T3 X

酸素単4形アルカリ乾電池1本

乾電池ユニット

ニッケル水素充電池1本※購入時に選択。もう一方のユニットをオプション購入することも可能です。

充電池ユニット
充電端子

複合型ガス検知器

XA-4400Ⅱ-J● 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報

装着例

3方向のランプと大音量アラーム（95db/30cm以上）、バイブレーション
で警報をお知らせします。

● 大きな表示画面

濃度表示が見やすい大きなLCD画面（バックライト付）。

● 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP65・IP67相当

胸に機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防塵、防水構造です。雨天時や水場の近くで使用しても壊れません。

安全ピンアダプタ（C-25）
使用

腕に※使用
アームベルト（ST-11）

腰に※使用
ベルトクリップ（ST-16）※水中のガス濃度を測定するものではありません。ガス検知口が濡れると一時的に検知できなくなりますので、ご使用になる場合はご注意ください。
※ポンプユニットセット使用時はIP65相当● 本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 X

防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能なEx ia ⅡC T3 X。

首にかけて※ポンプユニットセット使用時はEx ia ⅡB T3 X

仕型
検知検
ガ様対

象知ス

ガ原採気

方ネックストラップ（ST-21）※使用※オプション式

XA-4400Ⅱ-Jス

※1
イソブタン
（可燃性ガス）

硫化水素

一酸化炭素

酸素

理

接触燃焼式

定電位電解式

定電位電解式

ガルバニ電池式法

拡散式 ※ポンプユニットセット（PA-4000Ⅱ-J）
使用により吸引式として使用可能（101〜110%LEL）
検知範囲（サービスレンジ） 0〜100％LEL

0〜30.0ppm（30.1〜150.0ppm）

0〜300ppm（301〜2000ppm）

0〜25.0vol％（25.1〜50.0vol％）表示分解能1％LEL

0〜35ppm:0.1ppm
35〜150ppm:0.5ppm

0〜350ppm:1ppm
350〜2000ppm:5ppm

0.1vol％警報

設定値

1段目：10％LEL
2段目：30％LEL

1段目：5.0ppm
TWA：10.0ppm

1段目：50ppm 2段目：150ppm
TWA：25ppm STEL：300ppm

1段目：19.5vol%2段目：18.0vol%

使 用 温 湿 度 範 囲
連 続 使 用 時 間
電

2段目：15.0ppm
STEL：15.0ppm−20〜+50℃ 30〜85%RH（但し、結露なきこと） ポンプユニットセット使用時：−10〜+40℃ 30〜85%RH（但し、結露なきこと）※2

ロングライフモード時 約40時間、ロングライフモードOFF時 約20時間（可燃性ガスセンサなしの場合 約800時間）
ポンプユニットセット使用時：ロングライフモード時 約30時間、ロングライフモードOFF時 約20時間（可燃性ガスセンサなしの場合 約30時間）

源乾電池ユニット：単4形アルカリ乾電池（パナソニック製）
1本 充電池ユニット:ニッケル水素電池（FDK製）
1本 ポンプユニットセット：単3形アルカリ乾電池（パナソニック製）
1本

表示

方式

LCD表示

警報

方式

ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示（自己保持）

防爆構

造

Ex ia ⅡC T3 X (本質安全防爆構造) ポンプユニットセット使用時：Ex ia ⅡB T3 X
（本質安全防爆構造）

保護

等

級

IP65・IP67相当 ポンプユニットセット使用時：IP65相当（但し、吸排気口除く）

機自己診断(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻・温度表示、警報テスト、（データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要）
能 ブザー音量設定、ブザー消音、ロングライフモード、データロギング
ポンプユニット（P-400-J）：ランプ表示(電池残量(電源)：緑色2個、トラブル：黄色1個)、トラブル表示(電池残量低下、流量低下(閉塞)、モーター電流異常)

主な外 形 寸 法 ／ 質 量

W70×H73×D26mm（突起部除く）／約130g（電池除く） ポンプユニットセット使用時：W123×H118×D40mm（突起部除く）／約365g（電池除く）

標準付

属品

安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池又はニッケル水素電池、フィルタエレメント8枚、可燃性ガスセンサ用フィルタ、一酸化炭素用フィルタ、ガス濃度換算補正係数表、ガス校正手順書

オプ

ショ

ン

レザーケース、ネックストラップ、プロテクトカバー、ベルトクリップ、アームベルト、安全帯アダプタ、ロギングデータ収集セット、ポンプユニットセット、簡易点検治具、テドラバックセット、点検用硫化水素ガス発生キット、乾電池ユニット、充電池ユニット、充電器、ACアダプタ※1 ガス濃度換算補正係数表で他のガスへの読み替えが可能です。 ※2 25℃、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF時。使用環境、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります。
● 4ガスタイプ、3ガスタイプ、2ガスタイプと検知対象ガスに合わせてお選びいただけます（詳しくはお問い合わせください）
。

各部名称

標準付属品

赤外通信窓警報ランプ

AIR ADJ.
スイッチ

電池ユニット
POWER
スイッチ
警報ランプ

ブザー放音孔充電池仕様用ポンプユニットセット用

・１mガス導入管セット
・ 安全ピンアダプタ（C-25）

ガス検知口●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●検知器は指定対象ガスのものを、お使いください。指定の対象ガス以外でご使用になると事故の原因になるおそれがあります。

本社
東日本営業部
東
京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北上出張所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部
中部
北陸営業所
西日本営業部
関西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所

オプション例・レザーケース（C-36）

・ 簡易点検治具※（EG-127）※校正ガスは含みません

・ 充電器（BC-9）
・ ACアダプタ（AD-100）

・ 8mガス導入管
セット
・ 20mガス導入管 ・ 30mガス導入管

検知器の性能を維持し、安全を確保していただくため取扱説明書に沿って日常点検および定期点検を実施してください。

■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2111■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2703■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（大樹生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒025-0016 花 巻 市 高 木 第 2 1 地 割 9 3 - 8 TEL（0198）29−6633■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） TEL（048）643−1223■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Yビ ル 2 F ） TEL（043）209−1650■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） TEL（045）473−6451■ 〒460-0004 名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 4（ 坂 種 栄ビ ル7 F ） TEL（052）951−2650■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2111■ 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 2 - 7 - 4（ 倉 敷 ビ ル 5 F ） TEL（086）435−5087■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800（ツヅキ博多ビル３F） TEL（092）431−1881■ 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南４−３−１８■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） TEL（077）526−8222■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） TEL（079）225−8965※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

（D）2022年9月制作（A）7649-E050