Halcyonics アクティブ除振台仕様■卓上型アクティブ除振台
仕欅／モデル

Nano_20

除振周波数頷域減衰時間

外形寸法(mm)
製品質量
消費電力

i4

>5 Hz=23 dB(93%)>15 Hz=40 dB(99%)

除攘能力
搭載可能質量
アクチュエーター最大推力

Nano-30Jl-200 HzI

5-25kg

本体
204(W)x204(D)x69(H)コントロ ールユニット
218(W)x218(D)x86(H)

本体
400(W)x300(D)x75(H)
コントロ ールユニット
218(W)x2l8(D)x86(H)

本体： 5.6kg
コントロ ールユニット： 2.1 kg

O-l20kg

0-105kgまたは40-150kg

本体（コントロ ールユニット内臓）
400(W)x500(D)x90(H)本体（コントロ ールユニット内臓）
550(W)x700(D)x92(H)

20kg

40kg

垂直方向士8N、水平方向士4N

本体： ll.3kg
コントロ ールユニット： 2.1 kg

30-50 W

電源

>5 Hz=25 dB(94.4%)>10 Hz=40 dB(99%)

300 mso-a kg旦匹

0.6 -200 Hz

40-55 W

100-250 VAC 、 47-63 Hz

温度： 10-40℃、湿度.Q-60%、高度： 2500 mまで

動作環境

固定用ネジ穴M6 I 25個

オプション■ モジュ ール式アクティブ除振台
仕●／モデル
除振周波数領域
藤搬能力
減衰時間

搭載可能賣量
アクチュエーター最大措力

外形寸法(mm)

Vario_45-360
Vario_60-360
Varlo_90-360

Vario_Basic_40-100
Vario_Basic_60-100
Varlo_Baslc_90-100>5 Hz=25 dB(94.4%)>10 Hz=38 dB(98.7%)>5 Hz=23 dB(94.4%)>10 Hz=35 dB(98.2%)>5 Hz=25 dB(94.4%)>10 Hz=38 d8(98.7 %)O-lOOkg

0-360kg

O-lOOkg

Vario_45-100
Vario_60-100
Varlo_90-100

1 -200 Hz

Vario_Basic_40-300
Vario_Basic_60-300
Varlo_�_90-300

07 -200 Hz

l -200 Hz

300 ms0-300kg

垂直方向士8N、水平方向士4N

Vario_45: 9.9 kg
Vario_60: 11 kg
Vario_90: 12.5 kg
コントロ ールユニット： 4.8kg

電源-o-600kg

本体(2式）
Vario_Basic_40 : l20(W)x396(D)xlll (H)Vario_Basic_60: 13D(W)x636(D)xlll (H)Vario_Basic_90: l30(W)x932(D)xlll (H)コントロ ールユニット(2ポー ト） . 237(W)x345(D)xl35(H)(4ポー ト）： 450(W)x345(D)xl35(H)

本体： 6.8kg
コントロ ールユニット'4.5kg

35-50W、 Max.70 W

溝費電力->5 Hz=25 dB(94.4%)>10 Hz=35 dB(98.2 %)本体(2式）
Vario_45: 165(W)x481 (D)xl14(H)
Vario_60: 165(W)x600(D)xl14(H)
Vario_90: 165(W)x900(D)xl14(H)コントロ ールユニット
218(W)x218(D)x86(H)製品賣量

Vario_Basic_40-600
Vario_Basic_S0-600
Vario Basic 90-600

100-250 VAC、 47-63 Hz

本体： 10.4kg
コントロ ールユニット'4.5kg

本体： 8.6kg
コントロ ールユニット'4.5kg
10-zow、 Max.50 W

温度： 10-40℃、湿度： 0-60%、喬度： 2500 mまで動作環境● ワ ー クステ ー ション型アクティブ除振台
J_Vf.! f<stat面は阿"91!
0.6-200 Hz

仕鑽／モデルWorkstatl面14

廠搬能力>5 Hz=25 dB(94.4%)>9 Hz=40 dB(99%)>5 Hz=25 dB(94.4%)>10 Hz=40 dB(99%)

搭載可能質量O-l20kg

Io-105kgまたは40-150kg I

外形寸法(mm)l200(W)x800(D)x750(H)

800(W)x900(D)x750(H)

重量120kg

142 kg除撮周波数頷域減衰時間

アクチュエー ター最大推力

溝費電力

製品賣量

振動伝達率

――

,-

仕欅

halcyonics_nano

ロccurion

soloCioas foェ"'"">5 Hz=25 dB(94.4%)>10 Hz=35 dB(98.2%)

300 ms0-320kg、 0-lOOkg

0-310kg、 0-100kg0-290kg、 0-80kg

本体
770(W)x770(D)x750(H)コントロ ールユニット
237(W)x345(D)x135(H)本体
990(W)x810(D)x750(H)コントロ ールユニット
237(W)x345(D)x135(H)

本体
111O(W)x960(D)x750(H)コントロ ールユニット
237(W)x345(D)xl35(H)

垂直方向士8N、水平方向土4N

142kg

120kg

40-55 W

AE__200

352(W)x4l5(H)20kg

A旦_600600(W)x600(D)x800(H)70kg

AE__780780(W)x600(D)x940(H)80kg

AE_900950(W)x750(D)x940(H)

温度： 10-40℃、湿度·o-90%、高度： 2500 mまで

175kg

100kg

A旦1000950(W)xl050(D)x942(H)
120kg

50Hz:13.5dB、63Hz:15.7dB、80Hz.11.3dB、100Hz:2l.7dB、125Hz:25dB、160Hz:26.4dB、200Hz:30.7dB、250Hz:30.5dB、315Hz.25.3dB、400Hz.30.3dB、500Hz:33dB、630Hz:34.5dB、SOOHz:34.SdB, 1000Hz:34.2dB、1250Hz:32.7dB、1600Hz:3l.4dB、2000Hz:32.7dB、2500Hz:36.6dB、3150Hz.37.3dB、4000Hz:40dB, 5000Hz.43dB、6300Hz:44.7dB、8000Hz:44.3dB、1OOOOHz :43.2dB■ サポー トフレ ー ム■ カスタム除振台
�, レWorkstation Varlo_900

固定用ネジ穴 M6/ 25個■ 防音／防振ボックス (Acoustic_Enclosure)

動作環境

1-200 Hz

温度： 10-40℃、湿度：o-60%、高度： 2500 mまで

オプション仕欅／モデルWorkstation Vario
� ]!!9_J

100-250 VAC、 47-63 Hz

電源動作環境

内径寸法(mm)

Workstation―Vario. _1!00_

halcyonlcs_speclal design
別途こ相談下さいhalcyonics」4Accurion GmbHStresemannstrasse 30 37079 Goettingen,Ge『manyPhone:+49 551 999 60-14 Fax:+49 551 999 60-10
E-Maill:sf@accurion.com http://www.accurion.com/

モデル

遭用モデル
寸法

Support_Frame_600

Support_Frame_ 14

700x700x750 mm

650x650x750 mm

i4用

Acoustic_Enclosure_600用

halcyonics_special design

halcyonics_vario

ソフトワークス（株）〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北1丁目40番15号
TEL(053)439－8960 FAX(053)439－5561：

http://www.softworks.co.jp/