温度−10℃～ 40℃
湿度85％以下(結露なきこと)

使用条件

測定間

隔 2回 / 秒

電外源
形

9Ｖ乾電池
(形式JIS S-006P)

法 68×166×32ｍｍ

寸

質量 約180ｇ（電池を含む）○測定基準面

受光窓ドーム先端○受光面均一性について受光窓の面内は受光感度が均一ではありません。
LED等の照度ムラのある光を受光窓に照射して測定する場合や、受光窓の一部分に光を入射して面積換算する照度測定では正しい照度値を得ることが出来ません。
○距離の逆２乗則の成立する距離範囲
測定基準面より５０ｃｍ以上
ご購入後、初めて測定される前に電池蓋をあけて電池と電池接点の間に挟んである絶縁紙を抜き取ってからご使用ください。

アフターサービス

資●修理・校正を依頼されるにはお買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グループにお送りください。

● 色補正係数料光●補修用部品の保有期間
本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打ち切り後、5年間を目安に保有しています。
■ホームページのご案内
http://www.kew-ltd.co.jp●新製品情報●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタログのダウン
ロード●販売終了製品情報

修理・校正に関するお問い合わせは共立電気計器 サービスセンター 修理グループ
営業時間 8:40 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0894-62-1172
修理を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で弊社サービスセンターまでお送りください。

送付先：〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０

ご使用に関するお問い合わせは共立電気計器 お客様相談室

電話受付時間 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0120-62-1172※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、
03-4540-7570 か最寄りの弊社営業所へおかけください。

等エネルギー光補正係数380～780nm

0.984

400～450nm

1.229

450～500nm

0.738

500～550nm

0.968

550～600nm

1.022

600～650nm

1.101

表様示

範

表

受

650～700nm

0.876

直蛍光ランプＦ６1.025蛍光ランプ

Ｆ８1.019蛍光ランプ

Ｆ１０1.033

光

素子 シリコンフォトダイオード
性 ±5% of rdg. ±1digit線

メタルハライドランプＨ１1.020

メタルハライドランプＨ２1.022

紫 外 域 応 答 度 u 4％

高圧水銀ランプ

1.025

1.017

⑴ 本体（ストラップ付） …………………… 1

取扱説明書⑵ キャップ …………………………………… 1⑶ ９Ｖ乾電池（JIS S-006P）………………… 1⑷ レザーケース ……………………………… 1⑸ 取扱説明書 ………………………………… 1

デジタル照度計

MODEL 5201
保証書

取扱方法
格 一般形Ａ級照度計に準拠(JIS C 1609-2010)
囲 0.1~19,990 lx
オート3段切換
示 ３･ １/ ２桁ＬＣＤ
測定範囲外(OVER)表示
電源電圧低下表示
オートパワーオフ機能（約20秒間表示を保持）

6％以下
10°
±1.5%以下
斜入射光特性 (f2) 30°± 3%以下60°±10%以下80°±30%以下可 視 域 相 対 分 光 標準比視感度からの外れ : ９%
応 答 度 特 性 (f1) 以下

ランプ 高圧ナトリウムランプ

本製品の構成は次の通りです。

●受光窓が汚れますと光の透過が妨げられ、測定誤差の原因となりますから、乾燥した布切れ等で拭いてください。
●故障の原因となりますから、落下等の強い衝撃や振動は避けてください。
●本体ケースはプラスチックですので、薬品（アセ ト ン、 ケ ト ン、 シ ン ナ ー 等 ） で 拭 い た り、60℃以上の温度に近づけないでください。
●校正試験を１年に1回程度行ってください。
●本製品は、精密な電子部品で構成されていますから、絶対に分解しないでください。万一異常が生じた場合、または校正依頼は、お買い上げ店もしくは弊社営業所にご相談ください。

規源

構成●《 ．．．》表示が点灯した時は、バッテリの低下警告ですから、市販の9Ｖ乾電池（JIS S-006P）と取り換えてください。電池の極性（＋−）を間違わないようにしてください。
●《−−−》表示は、内部で適正な測光レンジを切り換えているときに表示されます。3秒以上この表示が出ている時は、オーバーレンジですので測定することができません。
●使用状態でない時でも、過大の光（直射日光等）をあたえますと、劣化の原因となりますので、必ずキャップをして保管してください。
●レザーケースには、下図の方向で収納してください。逆に収納しますと、測定スイッチがONになり、電池の消耗を早めますので、ご注意ください。

仕●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について本製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）に校正することをおすすめいたします。

取扱注意

赤 外 域 応 答 度 r 4％
疲 労 特 性 (fF) ±2％
温度

特性 ±5％（23℃に対して）

湿度

特性 ±3％ (但し、結露なきこと)⑴ レザーケースから取り出します。
⑵ キャップをかぶせたまま、２秒程スイッチを押し続け、表示が<00.0>となっていることと、バッテリ低下表示《 ．．．》が出ていないことを確認します。
(注) 表示が<00.0>とならない場合、零調整を行います。
受光部裏側のゴム栓を外し、スイッチを押しながらセットドライバで<00.0>に調整してください。調整後は必ずゴム栓をしてください。
⑶ キャップを取り、受光面に光を入射させ、スイッチを押し続けます。
⑷ 表示が安定したところでスイッチを離すと、その時の表示がホールドされますので、表示値を読み取ります。約２０秒後に電源が自動的に切れます。
⑸ ホールド中にスイッチを押せばホールドが解除され、その時の入射光に応じた照度値が表示されます。

特長●レンジは自動的に選択されますので、面倒なレンジ選択が不要です。
●一定時間（約２０秒）表示を保持しますので読取、記録確認や任意の方向の照度が簡単に測定できます。
●オートパワーオフ機能（自動的に電源切断）を持っていますので、電池が浪費しません。（１～２時間／日の間欠的な使用の場合、約１０００時間以上使用できます。）

MODEL-5201
保証期間

ご購入日（製造番号年月日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合は、保証規定により無償で修理いたします。本書を添付の上、ご依頼ください。
お名前

ご住所

〒

お電話番号

◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1．取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

7-16

92-1307F

・JISで規定されている場所による照明例
照度範囲（ℓx）

事工

務

3,000

2,000

1,500

750500

玄関ホール（昼間）
役員室

所

場

1,000

照明例（JIS Z9110-2010抜粋）

200

受付、食堂
宿直室

150100

極めて細かい
視作業

30

20

15

書庫、喫茶室、更衣室
便所、洗面所

保健医療施設倉庫、エレベータ、廊下

階段
制御室、電気室
空調機械室、洗面所、
便所

製図室

手術室
救急室

教室、教職員室、食堂
体育館、宿直室

屋内非常階段出入口、廊下通路、倉庫

階段

被服教室、電子計算機室 講堂、集会室
実験実習室
ロッカー室
図書閲覧室、保健室
洗面所、便所

廊下

診察室、看護婦室
薬局、調剤室
一般検査室、生理検査室
アイソトープ室、霊安室

病室

育児室、待合室
面会室、外来の廊下
更衣室、洗面所
カルテ室、便所

X線室、物療室
運動機械室、宿直室
内視鏡検査室、X線透視室

食堂、レストラン
軽 飲 食 店

50階段設計室校

商店一般共通事項

75

屋内非常階段
会議室、電子計算機室
応接室、守衛室

製図室

学

300

エレベーターホール
エスカレータ

非常階段

眼科暗室

応接室
洗面所、便所

廊下、休憩室

陳列の最重要部
重要陳列部、レジスタ
包装台

商談室

階段

サンプルケース

レジスタ

階段

劇場
コンサートホール

調理室、食卓、帳場

待合室、客室
洗面所、便所

入場券売場

観客席、ロビー、電気室 玄関、休憩室
機械室、洗面所、便所 映写室、廊下

フロント、帳場、事務室

玄関、廊下

売店、楽屋、モニター室

階段
奈落作業場所

車寄せ、食堂階段

旅 館、 ホ テ ル
調理室、客室机

宴会場、広間、ロビー
洗面所、便所

モニター室
（上映中）

映写室
（上映中）

庭の重要
娯楽室、客室、玄関
廊下、浴室、脱衣室

階段

美 容、 理 髪 店

結髪、毛染、セット
メーキャップ

調髪、顔そり、着付
洗髪、レジスタ
店内便所

廊下

照度を規制した法令
労働安全衛生規則・事務所衛生基準規則・理容師施行規則・風俗営業取締法・消防法施工令・建築基準法施工令等があり、各々の場所での法定照度が規定されています。

107