−論文−●液化塩化水素中（AHCL）の水分挙動
鶴見曹達株式会社 研究開発本部 高根沢 敏 関口 貴夫 猪子 正憲

液化無水 塩化水素（Liquified Anhydrous Hydrogen Chloride:：LAHCL）はシリコンエピタキシャル及び化合物半導体の世界で幅広く使用されている。半導体製造の世界では顧客のニ−ズにより年々高集積化が要求され、それに伴い原料素材に要求される品質も厳しくなってきている。特に水分は水分そのものが汚染物であること以外に、工程の中で液化し腐食を促進し新たな工程内汚染を引き起こす重要な潜在因子である。日本
で採用されている水分分析法は露点法が最も一般的であるが、この方法は容器から無水塩化水素（AnhydrousHydrogen Chloride：AHCL）ガスを放出するときに、単蒸留操作の初留部分で測定することになり水の沸点がAHCLの沸点より高いため、ガス放出開始時は常に低い値を示し、釜残に近づくにしたがい水分濃度は高くなるという挙動を示す。即ち、容器内の水分平均値を測定できない性質がある。この問題を克服するため、無水石英を窓とする耐圧分光セルにLAHCLを採取し、水分の持つOH基のシグナル（1340nm）で定量する方法を開発した。
更に、本分析法を駆使して、AHCLの気相と液相間での水分分配定数を各温度で求めた。本定数は新規に精留塔などを設計する重要な指針となるほか、LAHCL中の水分濃度を管理することにより顧客が使用するAHCL中の水分動態を把握できることから極めて有用である。上記二つの成果を利用して開放整備容器内で起こる水分挙動を把握し、容器に基因する汚染源をつきとめ新しい容器整備方法を確立した。

1 緒言

AHCLガスの水分測定は一般的には露点法に代表される気相法で行われており、最近はFT−IRも一部で用いられだした。

LAHCLは重要な産業化学品としてゴム、医薬、無機及びしかし、気相法は高圧ガス容器中のAHCLガス初留分の水有機化学品の他にガソリン精製、金属加工及びウ−ルの再分を測定するため、AHCLをガスとして放出するとき、容器生に使用されている

1）

内で単蒸留現象が起き、水分は容器内で濃縮され、初期ガ。1950年代後半から半導体の世界でもシリコンエピタキシャル製造過程の中で使用されはじめた。

ス発生時は低い値を示す。即ち、容器中の全AHCLガス中のこのシリコンエピタキシャル製造方法は日進月歩で改良が水分把握には向かないと言える。そこで製造工程の管理、重ねられ、ド−パントと同じ挙動をする鉄などの金属不純製品実力値の把握には、平均値として測定できる液相法の物の管理に厳しい目が向けられた。この金属汚染原因は、ほうが有利と考え、既に、林LAHCLが持つ水分がある濃度を越えると、プロセスに気体計（Near infrared spectrophotometer：NIRS）を用いての状態で導入されたAHCLガス中の水分が減圧弁のような隘LAHCL中の水分平均値を測定できる方法を開発している。

路となる個所で液化し、塩酸となって構成材料である金属

本報告はその定量法を改良し、更には、AHCL中での気液間を腐食し、金属汚染物質を生成することによる。またAHCLの水分分配定数を求め、これを利用して顧客での水分挙動

ガス中の水分濃度が高いと、配管そして特に高温度であるを把握し、幾つかの重要な知見を得て、顧客満足度に役立エピタキシャル成長を行うリアクタ−内に金属汚染物質をてたものである。また、AHCL中での気液間の水分分配定数作り、それがド−パントとなりn型あるいはp型半導体汚染の温度依存性は精留塔設計の重要な指針となる。

等2）3）4）は近赤外分光光度を起こすケ−スもある。このような背景から、酸素、窒素、上記二つの試験成果のもとに、実際の流通過程における水等に代表されるガス成分不純物の中で、とりわけ水分の水分挙動を把握する意味で、顧客から回収した容器に残っ管理が極めて重要となる。ている液体状態のAHCL中の水分を求め、さらにはこの水分生成原因を検討し、新しい有効な容器整備方法を考案した。
またこれらの容器整備方法の妥当性を実際のデリバリ−を通して検証した。

東亞合成研究年報

2

TREND 2005 第8号

2 実

験の光を遮断して3000nmから1000nm迄の波長を走査した。
ついで、水分についての検量線を作成するため、Fig.2に示すように25kg容器を容器弁より油回転ポンプで10−1〜102.1 NIRS液相水分測定法−2

Fig.1に示すように25kgの容器の場合は転倒させバルブかTorrまで真空にした。既知量の水分を入れた水分容器

ら液体が取り出せるようにして、500kgの容器は静置させ液（500mL）をバルブ介して接続し、水分容器をヒ−タ−で温体側のバルブより、そして製造ラインでは液体が輸送されめて気化した状態でバルブを開にすることより容器内に水ているパイプにバルブを介してバイパスを作成し、そのバ分のほぼ全てを導入した。次にLAHCLを正確に25kg充填した。

イパス内に直径2.5cm無水石英ガラス窓を持った、SUS304

この水分とAHCLの混合はAHCLの吸湿性という水分親和製光路長9cmの耐圧分光セルを設置し、図に示す両方のバ性が預かっている。24時間放置後、容器を転倒器に設置し、ルブを開にすることによりLAHCLを耐圧分光セルに導入し前出の耐圧分光セルに液体状態のAHCLを採取した。ついでて採取した。

前出の分光光度計を用いて1400nm付近の波長を走査しOH

LAHCLを採取された耐圧分光セルを日立製作所製U−基の吸収強度を得た。

3500分光光度計の試料室に設置し、覆いをかけて外部から東亞合成研究年報

3

TREND 2005 第8号

2.2 AHCL中での水分挙動される容器に液体が残っている状態で回収できるよう、顧客に御願いしてそのLAHCL水分濃度を測定調査した。

Fig.3に示すように、（図中ではAHCLの採取口と排出口

また、5kg開放整備容器に容器と同質の磨いた試料片（1cmが省略されている）上記の耐圧分光セルに第3の接続バルブ
3を設け、図に示すような内容積約750cm の耐圧円筒容器を×1cm×0.8cm）を入れAHCLを充填した。一週間経過後、接続できるようにした。予め、耐圧分光セルの内容積を測容器内のAHCLを放出した。ついで容器を1時間かけて水蒸定しついでLAHCLを導入し、温度を正確に制御された室内（分気洗浄・空気乾燥したのち試料片を取り出しエタノ−ルに光器が設置されている実験室）に放置し、耐圧分光セルに浸漬した状態で東京都立アイソト−プ研究所でX線光電子分採取されたAHCLの質量を天秤で、水分の強度を分光光度計

光分析装置を用い、容器内表面の酸素原子数を求めた。測で求めた。ついで室内温度に対してLAHCL密度と気体状態定装置はアルバック・ファイ株式会社製のAHCL密度を物性表を用いて求めた5）。ついで油回転ポン

試料サイズは直径40mm以下、厚さ5mm以下とし、分析サ

プで予め10−2Torrまで真空にした耐圧円筒容器を接続し、イズは直径30μm〜3000x10000μmで、X線源は非モノクロバルブを開にした。室温を制御した上記室内に一晩放置し、X線（Mg、Al）であった。測定条件はX線源：MgKα線

円筒容器を接続して室内の温度になったことを確認した後、400W（15kV）、Arイオンスパッタリング：4KeV、スパッ分光光度計で水分の強度を求めた。また気相部の体積と液タ時間：180分、測定対象元素：Fe, Cl, C, O, 検出器条件：

相部の体積をLAHCL密度とAHCLガス密度そしてバルブ開

Aperture-4 Minimumであった。

ESCA5600Ciで、放前後で塩化水素の質量が保存されるという関係を連立方

後述するように、開放整備した直後の容器は水分が非常程式をたてて求めた。塩化水素と水分の質量が保存されるに高い状態で返ってくることが判明している。開放整備工

こと、同一温度では液相部の体積と気相部の体積が異なっ程では肉眼では見えない酸化鉄皮膜が生成する懸念があり、ても水分の分配比は変わらないことを利用し、バルブ開放

果たしてこの酸化鉄皮膜がAHCLと反応して水分汚染を引き前後の液相の水分濃度（正確には強度比）が判れば分配定起こすか否かを検証すると同時に容器整備方法確立するため、数が求まるFig.3に示した代数式を得た。バルブ開放前後の製品であるAHCLを充填し、AHCLと酸化皮膜の反応を行わ液相部の水分値を式に代入して、ある温度における塩化水せ水分を強制的に生成させるため40℃に加温保管して容器素気相と液相に対しての水分分配定数を算出した。式中で内水分の経時変化を求めた。二種の開放容器にAHCLをmは分配定数、ρは密度、Wは質量、Vは体積、Cは濃度で500kg充填した後、電気保温マットで包み40℃で保管し、適ある。

当な日数経過後NIRS液相分析を行った。この操作は約2ヶ月にわたって行った。なお、容器は40℃より高い温度に放室内の温度を変えて上記と同様の実験をおこなった。

置してはならないことが法律でうたわれていることから上2.3 開放整備容器からの水分除去

限を40℃とした。

上記二つの実験から得た知見をベ−スにして顧客から返却

東亞合成研究年報

4

TREND 2005 第8号

3 結

果

小さいが、妨害もなく定量操作に使用できることが判る。
ついで、従来5kg容器で作成していた検量線を新たに25kg容3.1 NIRS液相水分測定法器を用いることによりLAHCLの回収操作性が容易になることから、検量線の精度を向上させることを目的とした実験

AHCLと水分のスペクトルをFig.4に示す。この図から、結果をFig.5に示す。

この波長域にあるAHCLピ−クは1750nm付近と2400nmから3000nmにかけて存在する。一方、水のOH基が示すピ−ク
は1400nm、1900nm、2700nm付近に見られるが、本来なら吸収強度が大きい後二者のピ−クを定量に用いれば感度が上がるが、図に示されるようにLAHCLの吸収に妨害されて定量分析には使用できない。1400nm付近のOH基の吸収は3.2 AHCL中での水分挙動
各温度におけるAHCLの気相と液相の間での水分の分配定数を求めた結果をFig.6に示す。

3.3 開放整備容器からの水分除去
上記二つの実験から得た知見をベ−スにして、液体のAHCLが残っている状態の液相水分濃度を容器のサイクル回数あるいは容器開放整備からの経過日数に対して測定調査した結果をFig.7及び8にそれぞれ示す。

東亞合成研究年報

5

TREND 2005 第8号また、5kg開放整備容器を用いて容器と同質の磨いた試料3846nmの間にある25個以上の強い吸収波長5）が液体状態で片を入れAHCLの充填工程のモデルを経たテストピ−スを放あることにより更に強度を増し吸光度範囲を超えた吸収強射化分析を行った結果をFig.9に示す。

度のショルダ−が2500nmにまで及んだため、水分の吸収波開放整備工程で酸化鉄被膜が生成し、これがAHCLと反応長が重なり定量不能となっている。このAHCLによるバッグして水分汚染を引き起こすことを検証すると同時に容器整ラウンド処理としてコンピュ−タを用いてAHCLの吸収を記備方法として、製品であるAHCLを充填し40℃に加温保管し憶させ、実際の測定試料から相殺する方法を試みたがNIRSて容器内水分の経時変化を求めた結果をFig.10に示す。

機器が読み取れる計数値を超えているため解決しなかった。
Fig.5に示す検量線は相関係数が0.997と直線性に優れてい4 考察た。なおこの検量線は、前後するがAHCLの気相と液相間における分配定数を用いて気相部の水分を差し引いた純然た4.1 NIRS液相水分測定法

る液相中の水分濃度で表されている。水分濃度の定量値（重Fig.4に示されたように、この波長領域で水分を示す最も量ppm）は検量線の傾き（吸光度に対する重量水分濃度）

大きな吸収波長は2700nmにあるが、AHCLの3226nmから3422を試料測定から得られた吸光度に乗じて得られる。

東亞合成研究年報

6

TREND 2005 第8号

4.3 開放整備容器からの水分除去

1380nmから1430nmの領域で吸光度がベ−スラインに対して0.0005高い場合を検出下限界と仮定すると1.7ppmとなる。

Fig.7及び8から判るように、開放整備した直後の容器はFig.2に示す試料容器の内容積が500mLに対し高圧ガスの水分が非常に高い状態で返ってくることが判明した。そして、内容積は47Lであるから高圧ガス容器に導入された気体状態開放することなく使いこなせばこなすほどLAHCL中の水分の水分は47/47.5となり、即ち98.9％以上の水分は高圧ガスが減ることが判った。容器解放後の出荷回数と残存する水容器に導入されたことになり、この操作での補正は必要な分濃度との関係も経過した日数と残存する水分濃度の関係かった。

が同一傾向を示したのは、当社と顧客の間で容器が回転すまた純粋な水分ガスの吸収波長に対してLAHCL中の水分るに要する日数が略々同じであったこによることから当然吸収波長が数nmシフトする現象が観察されているが、波長の帰結であると考えた。

シフト値の振動数の差にプランク定数を乗じてそのエネル

当社容器整備工程とこの結果を照らし合わせると、バルギ−を求めたが、水素結合を示す値に比べて一桁低かった。

ブが外された容器を水蒸気洗浄し、ついで乾燥空気で約1

この点は塩化水素中の水分は水素結合より弱い相互作用、時間乾燥し、40℃に冷えた段階でバルブを取り付けている会合をしていると想定され、また塩化水素中の露点は不活工程で酸素が容器内材料と反応し酸化鉄が生成する危惧が性ガス中の露点より高いという現象と併せて今後検討してあった。

いく課題となる。

すなわち開放整備工程で酸化鉄皮膜が生成し、これがAHCLと反応して水分汚染を引き起こすことを検証する必要

4.2 AHCL中での水分挙動と同時にAHCLを充填することにより、このAHCLと酸化鉄

Fig.6はいわゆるアレニウスプロットとなっている。このを強制的に反応させて、容器洗浄を行えるか否かを明らか

傾きから液体のAHCLから気体のAHCLへ水が移行する際のにし、可能ならば新しい容器整備方法を確立することにした。

エネルギ−、即ち液化塩化水素中での水の蒸発の潜熱を求

それに先立って容器内表面にどの程度の酸素が生成していめると48kJ/molとなった。5〜30℃における大気圧下での蒸るかを確認したFig.9から35nm（スパッター速度1〜発の潜熱は48kJ/molであることから加圧下でもさほど変わ2nm/minで30分間のスパッター）の深さまで酸素は侵入しらないと言える。ちなみに10℃付近での分配定数は1/10とていることが判る。
ちなみに、Fig.9の酸素について面積計算をすると35nmなる。
工業用AHCLを流速5kg/hで放出したときの液相水分濃度までは原子個数比率で17.5％にも相当することが判った。参の実測値と分配定数を用いて気相中の水分濃度のシミュレ

考までに35nmまでの鉄原子に酸素が侵入していてそれが全−ションを行った様子をFig.10に示す。即ち最初に存在して水を生成したとしたら、どの程度の水分になるか評価した水分の一部が液相から気相に移り、気相を消費することてみた。単純化するため、FeOの結晶構造を使用せず、鉄により液体中に水分が濃縮されそれに伴い放出消費されるが単純に酸素に置き換わったとして評価した（FeOの結晶気相中の水分が高くなっていく様子が、残存しているAHCL構造を使用してもオーダーは変わらない）。鉄はこの温度量と分配定数、液中に濃縮された水分実測値で検証されてで面心立方格子で格子間距離2.86オングストロングであるこいる。実際の操作は初期LAHCL中の水分を実測し、その値とから内表面積1cm2深さ35nm当たりの鉄は6x1017個となり、に対してその温度の分配定数より気相部の水分を求め、一容器内表面35nm深さまで約17.5％の酸素がいると仮定して定時間ガスを放出した後、再度液相部の水分を実測しまた全容器内表面積6.72m 2を乗じると、容器内酸素原子個数は気相部の水分濃度を分配定数より求め、再度一定時間ガス1.2×1021個となる。これを質量に直して80mgの酸素となる。

放出を行ったときの液相部の水分濃度を分配定数を用いてこの酸素が水分生成の前駆物質とした場合0.18ppmとなり、計算で予測し、液相部の実測値と比較し、実測された水分顧客で5倍濃縮して戻ってくると0.9ppmとなる。上記は単純濃度と一致で検証されている。分配定数を利用して計算でに幾何学的表面積（実際の表面はこれよりオ−ダ−的に大求めた予測値と実測値を比較したところFig.10中に曲線できい）での計算であること、そして上記は25kg容器のモデ書かれた液相水分濃度は実測値と重なっていることが判る。

ルであり、500kg容器の場合は更に長い時間の容器整備が行また、容器内ではAHCLの放出に伴って単蒸留現象がおき、われることから、容器表面から鉄内部深くまで酸素が分布ガス放出に伴って液中の水分濃度が増加していくことが判することを考えると上記の値はかなり低い値を示している。

った。今後この放出速度により、液中に残留する水分の軌即ち、酸化鉄の存在を示したにすぎない結果である。また、跡が判る式、即ち飛散現象がどの流速以上で起こるかにつ

容器表面の鉄は容器内表面から外方向に向かって酸素を引いて知見を得ておく必要がある。

き付ける（Fe-O-OH）であろうが、現在のところ証明のすべはない。この実験結果を総括すると、定量的には酸化皮東亞合成研究年報

7

TREND 2005 第8号

膜が水分生成の前駆物質であると断定できるデ−タ−とはならないが、酸化皮膜の生成は棄却できない状態である。

Fig.11から判るように、加温保管日数を経ていくにつれて液体状態のAHCL中の水分は増加し、24重量ppmで飽和することが判った。この図から加温初期に急激に水分が増加する性質があり、乾食の速度式を含めて通常の速度式に当てはめたが該当するものはなかった。また、この図から判るように、1週間で飽和水分濃度の約7割が生成することから、品質管理手法として採用できるか否かを明らかにするため、容器にLAHCLを500kg充填し40℃で1週間保管した後、LAHCLを廃棄し、容器を開放することなく新たに500kgを充填して、残量100kgになるまでガスを放出させ、容器内に残留するLAHCL中の水分濃度変化を求めた結果をTable.1に示す。この結果は、何れの値も検出下限界近傍の値で、分光セルバッグラウンドの中に真値が埋没していて、ガス放出による単蒸留現象で濃縮して水分増加が認められるレベ

これまでの結果を活かし、開放整備容器からの水分汚染ルに達しないほどの水分除去効果が認められた。新規充填源を取り除くために、新規充填工程の検討を行った。その工程により水分汚染を取り除けることが確認できた。

結果を一括してFig.12に示す。この工程は開放整備容器にAHCLを充填し、加温保管することで酸化鉄皮膜を全て反応させることで、水分汚染源を除去するものである。検討の結果、新規充填工程を経た容器は水分が低く、新規充填工程により水分汚染を取り除けることが確認できた6）。

東亞合成研究年報

8TREND 2005 第8号

5 結論○開放整備工程において、水分汚染源である酸化鉄被膜が○NIRS液相水分測定法の開発によりAHCLの水分実力値を容器内に生成することが明らかになった。

管理できるようになった。
○水分分配定数の測定により気液水分濃度の関係を明らか○開放整備は水分の大きな汚染原因となることが判明した。にすることができ、さらには顧客での水分挙動を把握す○新規充填工程により、開放整備工程の水分汚染を除去でることができた。また、新精留塔の設計指針として役立きることが確認でき、新容器整備方法が確立できた。てていけることが分かった。

東亞合成研究年報

9TREND 2005 第8号

6 文献1）Compressed Gas Association, Inc. Third Edition
HANDBOOK OF COMPRESSED GASES, CHAMAN& HALL USA New York（1990）p.417
2）猪子正憲、林健司、特開平08-155466

ガス中の水分の定量方法及び試料容器
3）林健司、近藤雅博、秋山一則、富澤幸一、猪子正憲
液化塩化水素中微量水分の近赤外分光法による定量
日本分析化学会 第56回分析化学討論会（1995）p.318
4）林健司、久保田義治、佐瀬敏生、猪子正憲
液化塩化水素中の水分の液相状態での分析法
日本分析化学会 第45年会講演要旨集（1996）p.224
5）Wililliam Braker and Allen L. Mossman Six Edition
MATHESON GAS DATA BOOK

, Matheson Division

Searle Medical Products USA Inc. Lyndhurst, NJ p.383
6）高根沢敏、猪子正憲、特開2002-54799
高圧ガス容器不純物の除去

東亞合成研究年報

10TREND 2005 第8号