液槽冷熱衝撃装置
TSB−22･TSB−52

CAT.NO.19137-Z2212

Reliabilityへのキーテクノロジー
ハイストレス化に対応。
カーエレクトロニクス分野における信頼性の追求は、ますます高度化へと向かっています。
液槽式冷熱衝撃試験は気槽式に比べより高い熱ストレスを与え、短時間に試験結果が得られる試験として注目されています。
エスペックは、ブライン液消費量や消費電力といったランニングコストの課題に応える液槽冷熱衝撃装置を開発。
IEC規格に準拠した欧州自動車規格にも適合しています。

TSB-22

2.1L

TSB-52

4.5L
2.1L
10L
4.5L
15L
10L
30L
TSB-22
TSB-10
TSB-52
TSB-15
TSB-10
TSB-301

TSB-15

2.1L
TSB-52

4.5L

TSB-22
TSB-10

2.1LL
10TSB-52
TSB-15

4.5LL
15
TSB-22
TSB-10
TSB-302.1LLL1030
TSB-52
TSB-154.5LL
15TSB-10
TSB-301030L
TSB-1515L
TSB-3030L2特長
IEC 60068-2-14 Nc及び国際標準に準拠した欧州自動車業界規格にも適合
温度変化試験方法
IEC 60068-2-14 Nc対応
（二液槽温度急変試験）

IEC 60068-2-14 Na対応
（温度急変試験）

IEC 60068-2-14 Nb対応
（定速温度変化試験）

液槽冷熱衝撃試験装置

冷熱衝撃装置

急速温度変化チャンバー

液槽式

気槽式
温度変化率≧ 30℃/min

高い

温度変化率＜ 30℃/min
ストレスの厳しさ

低い

試験時間の短縮

テストエリア移動

試料を高温と低温の二つの液槽に交互に浸せきすることによって、厳しい熱衝撃を与え、温度急変に耐える能力を確認します。すでに試験温度に到達している液体にさらすことにより、気槽冷熱衝撃試験に比べて、急激な温度変化を与えることができるため、短時間で評価ができます。

テストエリア移動時間10 秒以内
MIL-STD-883Lの規格に対応しています。高温槽⇔低温槽の移動には、試料への振動を抑えるエアーシリンダー方式を採用しています。

視認性と省エネに優れたLED灯
対応試験規格一覧3

試料移動エリアの視認性が上がりました。

試験規格

試験名称

JIS C 60068-2-14 Nc(IEC 60068-2-14 Nc)

二液槽温度急変試験

MIL-STD-883J 試験法 1011.9

MIL マイクロサーキットの試験法

MIL-STD-202 試験法 107

MIL 電気･電子コンポーネントの試験法

JESD22-A106B

熱衝撃試験

IEC 60749-11

半導体デバイスの機械的及び耐候性試験方法
二液槽温度急変試験

EIAJ ED-4701/307

半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法 - 熱衝撃試験

国際規格対応
熱衝撃試験
熱衝撃試験
Part 11

安 全 規 格 の機 械 安 全（ISO 12100 ）、低 電 圧（IEC 60204-1）、EMC（IEC61000-6-2、IEC 61000-6-4）に対応しています。
さらに、RoHS指令にも適合しています。

特長
ブライン液の消費量を大幅に低減
ベーパー漏れを防ぐテストエリアの気密性を高めるとともに、蒸発を防止。また、水分離されたブライン液はリサイクルすることで、消費量は従来器（TSB-5）の 3 分の1に低減します。

ブライン回収回路
試料移動エリア

送風機
凝縮器

ブライン蒸気を回収

ブライン液は一液、二液に対応

シャッター
シャッター
水分離フィルター

運転音を 65dB以下に低減
運転音の発生原因となる冷凍機などの機
械室を防音パネルで囲うことで、運転音を65dBまで低減（A特性）しました。

リサイクル

凝縮水タンク

ブライン液消費量（1 サイクル）
※参考値

（g）
43

試 料かごサイズ で 約 2.1L、4.5L、10L、15L、30Lをご用意しています。
（P.8をご覧ください。）
その他の容量も対応可能です。

3.9g

01─
3

Fan motor

1.4g

Condenser

TSB-52従来器
TSB-5Specimen transfer area

消費電力比較
Water
separation
filterShutter
運転条件 ： 20サイクル
H ：＋155℃ 5 分
L ：−70℃
Agitator 5 分
試料： TSB−5（従来器）1.5kg
2.0kg
TSB−52

Shutter
Agitator

Separation

Cold bath（従来器）
TSB−5
Water
30L
Recycle30L
15L

TSB−52Condensed water tank10.010L（

運転条件： 60Hz
外囲温度 ＋23℃
H ＋155℃ 5 分
L −70℃ 5 分
100サイクル
試料： TSB−5 1.5kg
TSB−52 2.0kg
ブライン液 ガルデン（DO2−TS）
Specimen
Specimentransferarea
約basketBrinecollection circuit
21

大容量をラインアップ

撹拌器
高温槽

分離

水

新冷凍回路技術で大幅な節電
地球温暖化防止とエネルギーの安定供給確保のために、省エネの必要性が一層高まっています。
冷凍回路 技術によって、TSB-52で 最大53％もの節電を実現します。
（従来器比）

撹拌器
低温槽

TSBは、一液（ガルデン®）を標準保証していますが、使用ブライン液はバルブの切換で一液と二液のいずれもがご利用いただけます。

試料かご4.5L

Hot bath

15L
20.0

53％

約

節電

30.0

10L
4.5L

2.1L
運転条件 ： 20サイクル
H ：＋155℃ 5 分
L ：−70℃ 5 分

ブライン液消費量（1 サイ40.0（g）
4消費電力
（kWh）

2.1L

試料 ： TSB−5（従来器） 1.5kg
TSB−5232.0kg

2※上記の数値は参考値です。

※参考

3.9g

4コントローラー

N計装

使いやすく見やすいタッチパネル計装
直感的で簡単操作
無線 LAN による接続例

LAN

タブレット端末

7インチワイドカラーLCD。画面下部のタブで、他の画面への切替が 可能です。
サイドメニューのアイコンにタッチすると、移動先の名称が表示される「スライドラベル」により、各画面間の移動の利便性も向上しました。

Wi-Fi ルーター

液面レベル

TSB

スマートフォン

各槽のブラインの残量を7段階で表示します。

スライドラベル
指でアイコンにタッチすると、移動先画面の説明が表示されます。

多言語対応
言語（日本語／英語／中国語（繁･簡）／韓国語）の切換が可能です。

クイックアクセス機能でより便利に
E-mail 通知

Ethernet

PC

イントラネット（社内 LAN）

温度設定値と測定値を記録

メールサーバー
TSB

携帯電話
スマートフォン
USBメモリーポート

試験パターンのコピーとPC 編集

TSB
編集※型式、装備オプションが異なる装置間では、一部の項目がコピーできない場合があります。

5

サンプリングデータ
冷熱衝撃装置 （温度設定値と測定値）
小型冷熱衝撃装置を内部メモリーに保存し、USBメモリーで取り出すことができます。計装画面だけでなく、Webブラウザーでグラフ表 示、データバックアップも可能です。
※USBメモリーは付属しておりません。

40パターン（最大 9999サイクル）の試験を登録することができます

コピー

TSB

目的画面へのショートカットや、ダイレクトに登録試験パターンを開始するなどのカスPC
タマイズができるクイックアクセス機能を★アイコンに設け、より便利にご利用いただけます。

装置間の試験パターンのコピーもより簡単にPCを使わずに、USBメモリーで装置間の試験パターンをコピーすることができます。

ネットワーク※イントラネット環境が必要です。

遠隔監視･操作で管理環境を向上
装置に独自のWebアプリケーションを搭載しており、装置のEthernetポート（LANポート）に接続することで、PCのWebブラウザー画面から装置モニター、パターン設定、運転開始/終了などが行えます。特別なソフトウェアをインストールする必要はなく、PCのWebブラウザーがあれば装置との接続が可能です。

無線 LAN による接続例

LAN

タブレット端末
Wi-Fi ルーター

TSB

スマートフォン

ログイン権限権限

画面

装置
パターン 運転開始／ メンテナンス
モニター
設定
終了
設定

Administrator

○○

○

○

Operator

○○

○

×

User

○×××▼遠隔操作「ON／OFF」▼Ethernet（LAN）の簡単な接続方法

Webブラウザーで試験パターンを編集できます
試験器に登録されている試験パターンを、Webブラウザーで編集することができます。また、ダウンロードした試験パターンをPCに保存できます。

E-mail 通知

PC

イントラネット（社内 LAN）

Ethernet

便利なE-mail通知

メールサーバー

試験終了やメンテナンス時期、万が一の装置の警報発生を、E-mailでお知らせします。

TSB

携帯電話
スマートフォン

※E-mail送信ができるイントラネット環境が必要です。

小試験パターンのコピーとPC 編集

エスペック オンラインコア（別売）

インターネット

環境試験器を複数台お使いの方にお勧めする集中管理システム

試験室
A

コピー
イントラネット

既設のイントラネットに接続するだけでWebブラウザーから、最大 100 台までの環境試験器の稼動状況が確認できます。
オプションの試験管理拡張パッケージで、試験データの収集からレポートの自動作成を行います。

TSBオフィス

TSB
試験室
B編集

ネットワーク
カメラ※型式、装備オプションが異なる装置間では、一部の項目がコピーできない場合があります。
計測器
他社メーカー試験器※接続対象機種はお問い合わせください。

6

仕様

TSB-22/TSB-52

型式

TSB−22

TSB−52方式

試料かご移動による2 液槽方式

使用ブライン

一液または二液のフッ素系不活性液体

温度範囲
性能※１

高温槽

＋70℃〜＋200℃

温度変動※2±2℃

温度上昇時間※3

外囲温度〜＋150℃ 90 分以内

温度下降時間※3＋150℃〜＋60℃ 70 分以内＋150℃〜＋60℃ 100 分以内

温度範囲
低温槽

−65℃〜 0℃

温度変動※2±2℃

温度上昇時間※3−65℃〜 0℃ 60 分以内−65℃〜 0℃ 75分以内

温度下降時間※3

外囲温度〜−65℃ 120 分以内

外囲温度〜−65℃ 90 分以内

試験性能※１

高温槽液温＋10＋150 0 ℃（ガルデン低温槽

液温−65−10 ℃（ガルデン D02−TS）0さらし時間
条件

高低温

サイクル数
試料D02−TS）

各5分

15サイクル
プラスチックモールドIC 1.0kg

試料移動時間プラスチックモールドIC 2.0kg

10 秒以内（高温槽と低温槽との間の移動時間）

騒音※465dB以下

加熱器

シーズヒータ

冷却器

冷却管コイル攪拌機

2台（高温槽、低温槽 各1台）

構成

冷凍方式：機械式二元冷凍方式（空冷凝縮器）
冷媒： R-508A、R-404A

冷凍機ユニット
駆動装置

水平、垂直移動エアー駆動式
方 式：冷凍機冷却による凝縮回収
冷凍機：低温槽冷却用冷凍機

ブライン回収回路

方 式：冷凍機による凝縮冷凍機：低温槽冷却用冷凍機

凝縮回路
テストエリア

試料かご寸法

W120×H150×D120mm（約2.1L）

試料かご耐荷重（等分布荷重）
低温槽および恒温槽内法

W150×H150×D200mm（約4.5L）

1.0kg

2.0kg

W260×H350×D440mm（約40L）

W290×H350×D520mm（約52L）

W1140×H1785×D1240

W1200×H1785×D1320

約 650kg

約790kg

外法※5（mm）
質量※6
電源（定格電圧の±10%）
要求設備

最大電流

AC200V、3φ、3W、50／60Hz
25A

43A

運転可能外囲温度範囲

0 〜＋40℃

エアー供給圧力0.4〜 0.7MPa（ 4〜7kgf／cm2 ）

エアー接続チューブ外径
エアー使用量φ8mm
15L／min.
（ANR）〈 3.6L／サイクル（ANR）〉※1 温度槽はJIS C60068-3-5:2006、JTM K07:2007 に基づいており、外囲温度+23.C、相対湿度 65%、定格電圧、無試料の場合とします。

高温槽の温度上昇時間および低温槽の温度下降時間は準備運転時の性能です。

※ 2 JTM K07による（時間間隔による試料かごの制御用センサー部の最高温度および最低温度の差）※ 3 各槽単体運転時の性能。
高温槽の場合低温槽の場合上昇は設定 155℃、下降は設定 40℃

上昇は設定 30℃、下降は設定−70℃※4 測定は反響の少ない無音響などの室内で行い、装置正面 1m、高さ 1.2mにおける値JIS-Z-8731:1999（A特性）。

※ 5 突起物を除く。

※ 6 ブライン液重量は含まない。

安全に関するご注意● 爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質は、試料としては絶対に使用しないでください。爆発、火災のおそれがあり、危険です。
● 引火性ガスまたは腐食性ガスを発生する物質や生物、許容発熱量を超えるものは試料として使用しないでください。
● 使用するブライン液は適正にクリーニングを実施してください。
適正液を用いなかった場合、極端に装置寿命が低下する他、有害な分解生成物を発生する場合がありますので、液体供給メーカーにご確認の上、使用してください。
● 製品をお使いになる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

7

仕様

大容量タイプ

型式

TSB－10

TSB－15方式

TSB－30試料かご移動による2液槽方式

高温槽温度範囲＋60℃～＋150℃

低温槽温度範囲－65℃～0℃

試料移動時間（高温槽⇔低温槽）
試料かご寸法（mm）

15秒以内

20秒以内

25秒以内

W175×H175×D300（約 10L） W215×H195×D350（約 15L）W300×H220×D450（約 30L）

試料かご耐荷重（等分布）
外法（mm）
質量5kg

10kg

10kg

W1410×H2100×D1520

W1610×H2310×D1520

W2871×H2185×D1846

約1150kg

約2500kg

約1100kg

要求設備

電源電圧

AC200V、3φ、3W、50／60Hz

最大電流

47A

132A

冷却水量（水温25℃）

空冷

5820L/hr

冷却水量（水温32℃）

空冷11700L/hr

配管接続口径空冷

50A

TSB-10

TSB-15

TSB-30

試料かご寸法（単位：mm）

TSB-10

TSB-15

TSB-30

H220
H175

D300

H195

D450

D350

W175W215W300

10L

15L

30L

Specimen basket size(unit:mm) 8

標準装備品TSB-22/TSB-52

試料移動エリア扉

温度過昇過冷防止器

室内灯スイッチ

Ethernet ポート
USBメモリーポート
試料電源制御端子タイムシグナル×2

アジャスター ×4

安全装置

TSB-22/TSB-52

付属品

TSB-22/TSB-52

●

漏電遮断器

●

配線用遮断器

試料かご（ステンレス鋼SUS304 5メッシュ金網製）
TSB-22(W120×H150×D120mm／耐荷重 1.0kg)
TSB-52(W150×H150×D200mm／耐荷重 2.0kg)

●

1個1個

電動機逆転防止リレー●

圧縮機サーマルリレー●

圧縮機温度スイッチ●

配電室扉スイッチ●

試料移動エリア扉スイッチ●

回収回路送風機温度スイッチ●

冷凍機高圧圧力スイッチ●

高温槽攪拌機温度スイッチ●

低温槽攪拌機温度スイッチ●

エアー圧力スイッチ●

高温槽空焚防止器●

低温槽空焚防止器●

試料かご蓋		1式●

●高温槽温度過昇防止器

ガラス管ヒューズ
（5A）		●

低温槽温度過冷防止器●

高温槽温度過昇過冷防止器（コントローラー内蔵）●

液供給用ロート		

1個●

低温槽温度過昇過冷防止器（コントローラー内蔵）●

液投入パイプ（ゴム栓付）

1本●

駆動装置移動時間（コントローラー内蔵）

●

コネクター
（温度記録計用端子）

1個●

テストエリア温度過昇過冷防止器（コントローラー内蔵）●

シャッター開放金具		

2個●

試料電源制御端子●水取マット		

1枚

●

ヒューズ

●

熱電対		

1本

●

液面最下限警報●

取扱説明書		

1式●

試料移動エリア扉施錠機構

●

保証書		

1部

●

ブラインドレンホース		●

内径 φ12mm
内径 φ 8mm

1個
2本1本※電源ケーブルは、付属していません。オプションでご用意しています。

9

オプション

TSB-22/TSB-52

電源電圧記録計 ペーパーレス

非常停止スイッチ・ AC 220V 60Hz
・ AC 380V 50Hz
・ AC 400V 50Hz
CEマーキングに適合しています。

5.7インチTFTカラー液晶ディスプレイを採用。槽内温度など各部の温度を記録します。
PL1S 入力数 1点（5点OFF※）
データセーブ周期 1秒
PL3S 入力数 3点（3点OFF※）
データセーブ周期 1秒
PL3L 入力数 3点（3点OFF※）
データセーブ周期 5 秒
・ 温度範囲 −100℃〜＋220℃
・ 内部メモリー：8MB・ 外部記憶媒体 コンパクトフラッシュメモリーカード		（256MB）		
USBポート※設定変更可能

装置を手動で緊急停止します。

電源ケーブル・ 5m
・ 10m※標準では装備していません。

内蔵エアーコンプレッサー
供給エアーがない場 合に機械室内に装備します。
エアータンク：5L

キャスター

記録計配線
温度記録計をお客さまでご用意される場合、または後日追加装備用の、電源線、温度センサ、アース線を装備します。

装置の移動が必要な場合に装備します。

※キャスター装備により本体の高さが 1797mmに変更になります。
（標準 1785mm）

試料かご付属品と同等品。
・ 材質 ステンレス鋼（5メッシュ）

通信機能

記録計用出力端子
試料温度を出力する端子。
・ 5 個（標準の1個を合わせて計 6 個）

−100℃〜＋220℃／ 100mm
RK−61：1打点
RK−63：3 打点
RK−64：6 打点

・ガード付

・カバー、ガード無し

装置用床固定金具
装置を床面に固定することができます。
装備品：L型チャンネル、六角ボルト※装置用防水パンと同時装備はできません。

装置用防水パン
万一、装置から水漏した場合、床面が濡れるのを防止します。
※装置用床固定金具と同時装備はできません。

液再生装置（日本国内のみ）
警報出力端子
安全装置動作時、異常状態を遠隔地へ知らせるために使用します。

標準装備のLANポートとは別に、パソコンなどとの接続用通信ポートコネクターを追加します。
・ RS-485
・ GPIB・ RS-232C

記録計 温度チャート式

・カバー付

ブライン液中に混入するダスト及び酸性物質を除去し、液の寿命延長･清浄度の維持･機器の腐食防止を行います。
電源：AC 100V 2A
液再生時期：1回/3000〜5000サイクル
フッ素イオン吸着量：
フィルターカートリッジ 1本につき約 9.12g
処理ブライン温度範囲：50℃〜80℃
外法：W300×L500×H695mm※RoHS非対応

温度測定用センサー

取扱説明書

試料温度などを測定するために使用。
・ T JIS C 1602（先端玉付）
・ 2m・ 4m・ 6m・ 8m・ 10m・ CD
・ 冊子

保守契約サービス
機器確認･修理等すべて含んだ「安心プラン」、部品代を除いた「お気軽プラン」の２つをご用意しています。

各種報告書･証明書
・ 試験検査報告書
・ 標準試験データ
・ 校正成績書
・ 校正証明書・ トレーサビリティ体系図・ トレーサビリティ証明書10https://www.espec.co.jp/

本社

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6● エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク

Tel: 06-6358-4753
営業･アフターサービス拠点仙台宇 都 宮
つ く ば
高崎
東京
西 東 京
神 奈 川
厚木静
岡
名 古 屋
金沢滋
賀大
阪兵
庫
広島
福岡

Tel : 022-218-1891
Tel : 028-667-8734
Tel : 029-854-7805
Tel : 027-370-3541
Tel : 03-6402-3592
Tel : 042-501-2571
Tel : 044-740-8450
Tel : 0463-94-9433
Tel : 054-654-6570
Tel : 052-777-2551
Tel : 076-268-1891
Tel : 077-551-2275
Tel : 072-834-1323
Tel : 078-950-1771
Tel : 082-832-8065
Tel : 092-471-0932

Fax : 022-218-1894
Fax : 028-667-8738
Fax : 029-854-7785
Fax : 027-370-3542
Fax : 03-6402-3593
Fax : 042-501-2573
Fax : 044-797-0073
Fax : 0463-94-6542
Fax : 054-654-6571
Fax : 052-777-2575
Fax : 076-268-1893
Fax : 077-551-2276
Fax : 072-834-7755
Fax : 078-950-1772
Fax : 082-832-8068
Fax : 092-474-3500

受託試験に関するお問い合わせは宇 都 宮
豊田神 奈 川神戸

Tel : 028-667-8735
Tel : 0565-25-3364
Tel : 044-740-8456
Tel : 078-951-0961

Fax : 028-667-8733
Fax : 0565-25-3365
Fax : 044-797-0073
Fax : 078-951-0964

レンタルに関するお問い合わせは
Tel : 06-6358-4746 Fax : 06-6358-4764
海外関連会社ESPEC NORTH AMERICA, INC.
Tel : 1-616-896-6100 Fax : 1-616-896-6150
ESPEC EUROPE GmbHTel : 49-211-361850-0
ESPEC ENVIRONMENTAL CHAMBERS
SALES AND ENGINEERING LTD. STI. (Turkey)
Tel : 90-212-438-1841 Fax : 90-212-438-1871
ESPEC ENVIRONMENTAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
Head Office
Tel : 86-21-51036677 Fax : 86-21-63372237
BEIJING Branch
Tel : 86-10-64627025 Fax : 86-10-64627036
GUANGZHOU Branch
Tel : 86-20-83317826 Fax : 86-20-83317825
SHENZHEN Branch
Tel : 86-755-83674422 Fax : 86-755-83674228
SUZHOU Branch
Tel : 86-512-68028890 Fax : 86-512-68028860
TIANJIN Branch
Tel : 86-22-26210366 Fax : 86-22-26282186
XI’AN Branch
Tel : 86-29-88312908 Fax : 86-29-88455957
CHENGDU Branch
Tel : 86-28-88457756 Fax : 86-28-88474456
WUXI Branch
Tel : 86-510-82735036 Fax : 86-510-82735039
ESPEC TEST TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
Tel : 86-21-68798008 Fax : 86-21-68798088
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
Tel : 66-3-810-9353
Fax : 66-3-810-9356
ESPEC ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.
Tel : 84-24-22208811 Fax : 84-24-22208822

ISO 9001（JIS Q 9001）審査登録

エスペックは日本規格協会ソリューションズ（株）より国
際規格 ISO 9001:2015（JIS Q 9001:2015）に基づく品質マネジメントシステムに審査登録しています。
エスペック株式会社（国内関連会社、海外関連会社はのぞく）

JIS Q 9001
JSAQ 004

MSCM001

ISO 27001（JIS Q 27001）
審査登録
エスペック株式会社（国内関連会社、海外関連会社はのぞく）
JIS Q 27001
JSAI 165

ISO 14001（JIS Q 14001）
審査登録

エスペック株式会社（海外関連会社はのぞく）

MS
CM021

EC99J20460051●製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

TS3B05C05（記載内容は2023年 2月現在のものです。）●本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。