土と水を守る

2022-2023
CATALOGDAIKI カタログ ご利用の皆様へ
御照会、御注文の際には、カタログ記載の製品番号を正確に御指示下さい。
製品の向上を常に心掛けていますので、掲載してある写真、仕様等を一部変更することがあります。悪しからず御了承下さいます様お願い申し上げます。
このカタログに掲載されていない、特別仕様の製品、試作品の設計、製作も承りますので御照会下さい。
詳細な仕様等について、別途単品カタログをご用意しております。
お気軽にお申しつけください。

世界の優れた製品を日本へ
日本総販売
代理店

日本総販売
代理店

オランダEijkelkamp Soil&Waterは、土壌劣化、食料安全保障、都市化、汚染、土地開発と自然資源をテーマとして世界中の土壌と水のプロジェクトに関わり、そのプロジェクトのためのソリューションを開発、生産、提供している企業です。

オランダSonicSampDrill社は、Eijkelkamp社のグループ会社で、土壌掘削装置（ボーリングマシン）及び地質調査機器メーカーです。業界標準より優れた掘削能力と人間工学的設計による安全性にも配慮。
1台の装置で軟弱地盤から硬い土壌まで高品質な土壌コアサンプリン
グも可能です。

［Daiki 取扱製品］土壌採取用ハンドオーガー、
地下水水位ロガーDIVERシリーズ、
地下水採取ポンプMP-1など［Daiki 取扱製品］
ボーリングマシン：
ソニックドリルシリーズ、CPTコーン、
ビデオコーンなど

正規販売
代理店
ドイツBaumüller社は、モーターと自動化システムの大手メーカー。
ソフ
トウェアモジュール、
コントローラ、
コンバータ、モーター、
オートメーションソリューションのサービスプログラム全体に至るまで、
インテリジェン
トなシステムソリューションを世界40か国で提供。
また、長年のモーター開発の経験と生産技術を活かし、ハイブリット車と完全電気駆動システムのためのエネルギー効率の良いコンポーネントも提供しています。

［Daiki 取扱製品］射出成型機など組込みモーターから
モータドライバー・制御ソフトまでトータルで対応いたします

日本総販売
代理店
Multisensor Systemsは、水および空気モニタリング機器の開発、製造をしているイギリス企業。非常に高度な感度と、汚染事象や偶発的な流出に対する応答時間を最適化するオンラインレポート機能を有した計測器など、最高品質の規格に基づいて設計・製造された製品ラインナップは業界をリードしています。

［Daiki 取扱製品］VOCガスモニタ、水中油モニタ、
アンモニアモニタ、THM（総トリハロメタン）
モニタなど

日本総販売
代理店
Gasmetは、さまざまな産業、環境および安全アプリケーションのガス分
析装置および監視システムを開発、製造、販売するフィンランドのハイテク企業。中でも、Daikiが取り扱っている世界で最もコンパクトな大気用
FTIRポータブルガスアナライザGT5000は軽量でバッテリー駆動で、他に比類ない可搬性能を有した製品です。最大50個のガス成分を同時に測定可能で、
ハードウェアを変更することなく新しい測定ガスのパラメー
タを追加可能な優れた機能を持っています。

［Daiki 取扱製品］Gasmet GT5000、DX4015

2022-2023
CATALOG
総 合 カ タ ロ グ

土と水を守る

Daiki Catalog 2022-2023

001

製 品 コ ード 順 索 引
製品番号

品

名

製品番号

品

名

カタログ 価格表

533

DIK-2012

土壌団粒分析器

恒温式

60

11

22・84

3

DIK-2205

振トウ瓶 500ml国際法

6211

土壌硬度・水分自動計測ロボット

20ー

DIK-2201

振トウ瓶 1000ml国際法

62

11

DIK-0501

Daiki Location Manager Ⅱ

81

3

DIK-2202

振トウ瓶 1000mlケ−ン式6211

DIK-0751

土壌Ehセンサー

19・86

3

DIK-2300

土壌用円孔篩 φ200mm

6211

DIK-2310

土壌用円孔篩 φ150mm

6211

DIK-0302

IoT対応型環境計測・制御システム

DIK-0465

土壌ガス拡散係数測定装置

DIK-500R

DIK-GT5000

IoT対応型ポータブルFTIRガス分析装置

6

3

DIK-DX4015

ポータブルFTIRガス分析装置

73

DIK-2330

土壌用円孔篩 φ100mm

6211DIK-1150

デジタル実容積測定装置

584DIK-2400

土壌用アミ篩 φ200mm

6212DIK-1201

山中式容積重測定器

614

DIK-2410

土壌用アミ篩 φ150mm

6212DIK-1501

土壌採取用円筒 200ml

27

4

DIK-2430

土壌用アミ篩 φ100mm

DIK-1506

芝本式土壌採取用円筒 400ml

27

4

DIK-2610

無粉塵型自動粉砕篩分け装置

DIK-1601

採土器

26

4

DIK-3046

DIK-1621

コア・サンプラー（20cm用）

26

5DIK-1630

採土補助器 100ml用

26

DIK-1631

採土補助器 400ml用

DIK-1640

農研式検土杖 1m用

DIK-1641

62

12

21・59

12

テンシオメータ 2ch

65

13

DIK-3162

テンシオメータ（圧力ゲージタイプ）

65

13

5

DIK-3187

ミニテンシオメータ（2chタイプ）

65

13

26

5

DIK-3210ｉテンシオメータ

18・64

13

28

5

DIK-3220

IoT対応型iテンシオメータ

18・64

ー

農研式検土杖 1.5m用

28

5

DIK-3343

土壌pF測定器（水頭圧、減圧兼用型）

72

14

DIK-1650

省力型採土器235

DIK-3404

広域土壌pF測定器

72

14DIK-1673

検土器

断面用

27

5

DIK-3424

多容量土壌pF測定器

73

14

5

DIK-3483

多容量土壌pF測定器

73

14

RK4Ⅱ

DIK-1674

検土器

丸

27

DIK-1675

検土器

円弧

27

5

DIK-3521

砂柱法キット74

15

DIK-1676

検土器

平

27

5

DIK-3915

真空生成器

74

15

DIK-1680

土塊採取器

19

ー

DIK-3923

バッテリー式真空ポンプ

7415DIK-1721

テンシオメータ用オーガーφ20mm 1m用

28

5

DIK-3954

自動土壌溶液採取器

8715DIK-1801

ステンレス試料円筒 100ml

26

5

DIK-300B

土壌溶液採取器（HPP式）

88

15

DIK-1803

ステンレス試料円筒 50ml

26

5

DIK-301B

土壌溶液採取器（ファイバー式）10cm用

88

15DIK-1815

表面土壌採取器セット
（5cm）

33

5

DIK-305A

土壌溶液採取器（ファイバー式）5cm用

88

15

DIK-1830

最大容水量測定皿 ヒルガード式

61

5

DIK-311F

土壌水分計（DIK表示器タイプ）

66

16

芝本用

DIK-100A

ハンドオーガー29〜31

6

DIK-312B

土壌水分計（HH2表示器タイプ）

66

16

DIK-101A

ホールオーガーセット 1m用

32

7

DIK-321E

土壌水分計（自記タイプ）

66

16

DIK-102A

ルートオーガーセット 30cm x 3本

32

7

DIK-330E

土壌水分計（2chタイプ）

66

16

DIK-104A

半円形オーガーセット 1m用

32

7

DIK-350E

プロファイル水分計（4層測定タイプ）

67

17

DIK-105A

ピートサンプラー 5m用

35

8

DIK-351E

プロファイル水分計（6層測定タイプ）

67

17

DIK-106B

φ4cm×50cmオーガーセット

32

8

DIK-355B

プロファイル水分計（4層表示タイプ）

6717DIK-107A

フラップオーガー

35

8

DIK-356B

プロファイル水分計（6層表示タイプ）

6717DIK-110C

ライナー採土器338DIK-4012

土壌透水性測定器

7618DIK-115B

土壌採土器（5cm用）

33

9

DIK-4026

デジタル透水モニター

14・77

18

DIK-121E

パーカッション採土器（エンジン式）

34

9

DIK-4050

変水位透水性測定器

7618DIK-161E

PCライナー採土器3410DIK-4056

デジタル土壌透水性測定器1点式

14・77

18

DIK-162E

PCライナー採土器（50cm用）

35

10

DIK-4060

デジタル土壌透水性測定器5点式

14・77

18

10〜11 10

DIK-4065

自動給水型デジタル透水モニター5点式

15・77

18

DAIKIソニックドリルシリーズ

4点式

5点式

ピストン・サンプラー（採泥用）2m用

3610

DIK-4201

シリンダーインテーク測定器

7818

DIK-180A

マルチ・サンプラー（採泥・採水用）5m用

3610

DIK-5212

土壌ガスサンプラー

83

19

DIK-185A

セディメントコアサンプラー

37

ーDIK-5505

土壌抵抗測定器8119DIK-190A

底質採泥器

37

10

DIK-5532

デジタル貫入式土壌硬度計

8019DIK-2001

土壌団粒分析器

60

11

DIK-170A

002

カタログ 価格表

Daiki Catalog 2022-2023

80cm

SR-2型

製 品 コ ード 順 索 引
製品番号DIK-5553

品

名カタログ 価格表▼DIK-xxxx 以外の番号で始まる製品

プッシュコーン（土壌硬度計）82

19

DIK-5558

デジタル土壌硬度計82

19AF-123

標準土色帖

55

30

DIK-5561

クラスト硬度計

83

19

AF-133

土性練習用土壌標本

5530

DIK-5590

簡易型貫入式土壌硬度計

8319AF-173

パーミアテスト-W

78

30

DIK-6000

降雨装置

52

20

METER社製品シリーズ

68〜71 30

DIK-6050

自動制御型レインシミュレーター

17・52

20

MS-1200

水中油モニタ8・9・48 31

DIK-6800

ペーパーディスク型簡易地下水流向流速計 17・54

20

MS-1800

VOCガスモニタ

8・9・49 31

製品番号

品

名

カタログ 価格表

DIK-603D

CTDダイバー水位計

4021MS-2000

総トリハロメタンモニタ

8・9・50 31

DIK-612A

マイクロダイバー

40

22

MS-3500

アンモニアモニタ

8・9・51 31

DIK-613A

セラダイバー

40

22

Baumüllerシリーズ

DIK-615A

TDダイバー

41

22

ソイルペッカー

DIK-615A-E1

BAROダイバー

41

21・22

DIK-615A-G050 IoT対応型ダイバー水位計遠隔データ観測システム

40

21・22

DIK-655A

フィールドポンプ4323

DIK-652A

手動式フィールドポンプ

43

23

DIK-662B

小型水中ポンプ

9,15,25m用

44

23

DIK-665A

小型水中ポンプ

35m用

45

23

DIK-666A

小型水中ポンプ

60m用

45

24

DIK-670B-A1

スマート小型水中ポンプ

20m用

45

24

DIK-671A

スマート小型水中ポンプ

35m用

DIK-MP1

地下水採取用小型水中ポンプ

DIK-685A

45

24

16・46

24

ベイラーサンプラー（フッ素系樹脂製）

4225

DIK-687A

透明ベイラーサンプラー（PVC製）

42

25

DIK-688A

ベイラーサンプラー（ステンレス製）

42

25

DIK-7401

倒伏試験器

53

26

DIK-7500

根系採取装置56

26

DIK-8333

pFメータ
（20㎝）

86

27

DIK-8334

pＦメータ
（40㎝）

86

27

DIK-8343

pFメータ（ポット用）

8627

DIK-8392

ミズトール（畑地用20㎝）

87

27

DIK-8393

ミズトール（ポット用）

87

27

DIK-8500-53

ルートプロファイルサンプラー

55

28

DIK-8502

芝草根圏調査器具セット「クリアルート」

55

28

DIK-840A

pHメータ LAQUAtwin-pH-22B

89

28

DIK-841A

ECメータ LAQUAtwin-EC-33B

89

28

DIK-842A

カリウムイオンメータLAQUAtwin-K-11

89

28

DIK-843A

ナトリウムイオンメータLAQUAtwin-Na-11

89

28

DIK-844A

カルシウムイオンメータLAQUAtwin-Ca-11 89

28

DIK-846A

作物体用硝酸イオン測定キット LAQUAtwin-NO3-11C

90

28

DIK-847A

土壌用硝酸イオン測定キット LAQUAtwin-NO3-11S

90

28

DIK-848A-A1

硝酸イオンメータ（ミズトール用）LAQUAtwin-NO3-11

90

28

DIK-9900

塩基置換容量（CEC）測定用抽出キット

53

29

12・13

ー

24

ー

Daiki Catalog 2022-2023

003

目 次
世界の優れた製品を日本へ［Gasmet社］
ポータブルFTIRガス分析装置

新製品

06・07

［Multi Sensor社］

水中油モニタ、VOCガスモニタ、
総トリハロメタンモニタ、アンモニアモニタ［SSD+ビデオコーン］
ソニックドリル、
ビデオコーン［Baumueller社］
産業用モーター

08・09
10・11
12・13

新 製 品・ピック アップ 製 品
DIK-4056/4060 デジタル土壌透水性測定器 1点式/5点式 新 製 品
DIK-4065 自動給水型デジタル透水モニター5点式 新 製 品
DIK-MP1 地下水採取用小型水中ポンプ
DIK-6800 ペーパーディスク型簡易地下水流向流速計 新 製 品
DIK-3210/3220 iテンシオメータ/IoT対応型iテンシオメータ
DIK-1680 土塊採取器 新 製 品
DIK-0751 土壌Ehセンサー 新 製 品
DIK-500R 土壌硬度・水分自動計測ロボット 新 製 品
DIK-2610 無粉塵型自動粉砕篩分け装置
DIK-0465 土壌ガス拡散係数測定装置 新 製 品
DIK-1650 省力型採土器

14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23

▶製品のたまご ソイルペッカー

24

環境調査機器25-46

土壌採取・採泥機器

26-37

DIK-1601
採土器
DIK-1801
ステンレス試料円筒 100ml
DIK-1803
ステンレス試料円筒 50ml
DIK-1621
コア・サンプラー（20cm用）
DIK-1630
採土補助器 100ml用
DIK-1631
採土補助器 400ml用
DIK-1501
土壌採取用円筒 200ml
DIK-1506
芝本式土壌採取用円筒 400ml
DIK-1673
検土器 断面用
DIK-1674
検土器 丸
DIK-1675
検土器 円弧DIK-1676
検土器 平
DIK-1640
農研式検土杖 1m用
DIK-1641
農研式検土杖 1.5m用
DIK-1721
テンシオメータ用オーガーφ20mm 1m用
DIK-100A ハンドオーガー
DIK-100A-A1 オーガー粘土質用刃先 穴径φ7cm
DIK-100A-B1 オーガー標準タイプ刃先 穴径φ7cm
DIK-100A-B2 オーガー標準タイプ刃先 穴径φ4cm
DIK-100A-C1 砂質（細砂）用刃先 穴径φ7cm
DIK-100A-D1 オーガー砂質（粗砂用）刃先 穴径φ7cm
DIK-100A-E1 オーガーレキ質用刃先 穴径φ7cm
DIK-100A-F1 オーガー多石質用刃先 穴径φ7cm
DIK-100A-G1 オーガースクリュウ型刃先 穴径φ4cm
DIK-100A-H2 オーガー半円形刃先 穴径φ3cm 採土部50cm
DIK-100A-H4 オーガー半円形刃先 穴径φ6cm 採土部50cm
DIK-100A-H6 オーガー半円形刃先 穴径φ2cm 採土部50cm
DIK-101A-A1 オーガー標準タイプ刃先 穴径φ10cm

004

Daiki Catalog 2022-2023

26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31

31
32
32
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37

DIK-100A ハンドオーガーシリーズ各種部品
DIK-101A ホールオーガーセット 1m用
DIK-102A ルートオーガーセット 30cm×3本
DIK-104A 半円形オーガーセット 1m用
DIK-106B φ4cm×50cmオーガーセット
DIK-110C ライナー採土器
DIK-115B 土壌採土器（5cm）
DIK-1815 表面土壌採取器セット（5cm）
DIK-121E パーカッション採土器（エンジン式）
DIK-161E PCライナー採土器
DIK-162E PCライナー採土器（50cm用）
DIK-105A ピートサンプラー 5m用
DIK-107A フラップオーガー
DIK-170A ピストン・サンプラー(採泥用）2m用
DIK-180A マルチ・サンプラー(採泥・採水用）5m用
DIK-185A セディメントコアサンプラー
DIK-190A 底質採泥器

地下水採取・地下水位測定機器
DIK-603D
DIK-612A
DIK-613A

CTDダイバー水位計
マイクロダイバー
セラダイバー

39-46

DIK-615A-G050 IoT対応型ダイバー水位計遠隔データ観測システム
DIK-615A
TDダイバー
DIK-615A-E1 BAROダイバー(大気補正用）
DIVER
オプション
DIK-685A
ベイラーサンプラー（フッ素系樹脂製）
DIK-687A
透明ベイラーサンプラー（PVC製）
DIK-688A
ベイラーサンプラー（ステンレス製）
DIK-655A
フィールドポンプ 新 製 品
DIK-652A
手動式フィールドポンプ
DIK-662B
小型水中ポンプ 9・15・25m用
DIK-670B-A1 スマート小型水中ポンプ 20m用
DIK-671A
スマート小型水中ポンプ 35m用
DIK-665A
小型水中ポンプ 35m用
DIK-666A
小型水中ポンプ 60m用
DIK-MP1
地下水採取用小型水中ポンプ

理化学機器
MS-1200 水中油モニタ
MS-1800 VOCガスモニタ
MS-2000 総トリハロメタンモニタ
MS-3500 アンモニアモニタ
DIK-6000 降雨装置
DIK-6050 自動制御型レインシミュレーター

DIK-0302 IoT対応型環境計測・制御システム
DIK-7401 倒伏試験器
DIK-9900 塩基置換容量(CEC)測定用抽出キット
DIK-6800 ペーパーディスク型簡易地下水流向流速計
AF-123
標準土色帖
AF-133
土性練習用土壌標本
DIK-8502 芝草根圏調査器具セット「クリアルート」
DIK-8500-13 ルートプロファイルサンプラー
DIK-7500 根系採取装置 新 製 品

40
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
44
45
45
45
45
46

47-56
48
49
50
51
52
52
53
53
53
54
55
55
55
55
56

INDEX
土壌物理性測定機器

57-84

土壌三相・土壌粉砕篩分け

58-62

DIK-1150 デジタル実容積測定装置
DIK-2610 無粉塵型自動粉砕篩分け装置 RK4Ⅱ
DIK-2001 土壌団粒分析器
DIK-2012 土壌団粒分析器 恒温式
DIK-1201 山中式容積重測定器
DIK-1830 最大容水量測定皿 ヒルガード式
DIK-2205 振トウ瓶 500ml 国際法
DIK-2201 振トウ瓶 1000ml 国際法
DIK-2202 振トウ瓶 1000ml ケーン式
DIK-2300/2310/2330 土壌用円孔篩
DIK-2400/2410/2430 土壌用アミ篩

土壌水分・pF測定
DIK-3210 iテンシオメータ
DIK-3220 IoT対応型iテンシオメータ 新 製 品
DIK-3046 テンシオメータ 2ch
DIK-3187 ミニテンシオメータ（2chタイプ）
DIK-3162 テンシオメータ（圧力ゲージタイプ）
DIK-311F 土壌水分計（DIK表示器タイプ）
DIK-312B 土壌水分計（HH2表示器タイプ）
DIK-321E 土壌水分計（自記タイプ）
DIK-330E 土壌水分計（2chタイプ）
DIK-350E プロファイル水分計（4層測定タイプ）
DIK-351E プロファイル水分計（6層測定タイプ）
DIK-355B プロファイル水分計（4層表示タイプ）
DIK-356B プロファイル水分計（6層表示タイプ）
EC-5
土壌水分センサー
10HS
土壌水分センサー
TEROS-10 土壌水分センサー
TEROS-11 土壌水分・温度センサー
TEROS-12 土壌水分・温度・ECセンサーTEROS-21 水ポテンシャルセンサー
ATMOS-41 複合型気象計測ユニット
ZSC
Bluetoothセンサーインターフェイス
ZL6
データロガーZL6 Basic Basicデータロガー 新 製 品
DIK-3343 土壌pF測定器（水頭圧、減圧兼用型）
DIK-3404 広域土壌pF測定器
DIK-3424 多容量土壌pF測定器
DIK-3483 多容量土壌pF測定器 芝本用
DIK-3521 砂柱法キット
DIK-3923 バッテリー式真空ポンプ
DIK-3915 真空生成器

58
59
60
60
61
61
62
62
62
62
62

64-74
64
64
65
65
65
66
66
66
66
67
67
67
67
68
68
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
74

透水性
DIK-4012
DIK-4050
DIk-4056
DIK-4060
DIK-4065
DIK-4201
AF-17375-78
土壌透水性測定器 4点式
変水位透水性測定器 5点式
デジタル土壌透水性測定器1点式 新 製 品
デジタル土壌透水性測定器5点式 新 製 品
自動給水型デジタル透水モニター5点式 新 製 品
シリンダーインテーク測定器
パーミアテスト-W

土壌硬度・土壌ガス採取

76
76
77
77
77
78
78

79-84

DIK-5532 デジタル貫入式土壌硬度計
DIK-5505 土壌抵抗測定器 SR-2型
DIK-0501 Daiki Location Manager Ⅱ
DIK-5558 デジタル土壌硬度計（デジタルプッシュコーン）新 製 品
DIK-5553 プッシュコーン（土壌硬度計）DIK-5561 クラスト硬度計
DIK-5212 土壌ガスサンプラー 80cm
DIK-5590 簡易型貫入式土壌硬度計
DIK-0465 土壌ガス拡散係数測定装置 新 製 品

80
81
81
82
82
82
83
83
84

85-90

農業向け測定機器

DIK-0751 土壌Ehセンサー
DIK-8333 pFメータ（20cm）
DIK-8334 pFメータ（40cm）
DIK-8343 pFメータ（ポット用）
DIK-8392 ミズトール（畑地用 20cm）
DIK-8393 ミズトール（ポット用）
DIK-3954 自動土壌溶液採取器
DIK-300B 土壌溶液採取器（HPP式）
DIK-301B 土壌溶液採取器（ファイバー式）10cm用
DIK-305A 土壌溶液採取器（ファイバー式）5cm用
DIK-840A pHメータ LAQUAtwin-pH-22B
DIK-841A ECメータ LAQUAtwin-EC-33B
DIK-842A カリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11
DIK-843A ナトリウムイオンメータ LAQUAtwin-Na-11
DIK-844A カルシウムイオンメータ LAQUAtwin-Ca-11
DIK-846A 作物体用硝酸イオン測定キット LAQUAtwin-NO3-11C
DIK-847A 土壌用硝酸イオン測定キット LAQUAtwin-NO3-11S
DIK-848A-A1 硝酸イオンメータ（ミズトール用）LAQUAtwin-NO3-11

86
86
86
86
87
87
87
88
88
88
89
89
89
89
89
90
90
90

92-99

付録
三相分布について

92・93

土壌集合体・粒径分析について

94

土壌の保水性について

95・96・97

土壌の透水性について

98・99

歴史・沿革

100

Daiki Catalog 2022-2023005

世界の優れた製品を日本へ

DIK-GT5000
IoT対応型ポータブルFTIRガス分析装置［ 特長 ］▶ IoT対応型なので、インターネットに接続すれば、遠隔地での操作、データ取得も可能！
▶ 小型軽量（9.4kg）、
バッテリー駆動サンプリングポンプ内蔵▶ 約400種から最大50成分（オプション）
を選択し、多成分同時測定・分析が可能▶ 専用ソフトがWindowsタブレットに対応して直感的に使用可能▶ 少量の雨などでも野外で使用可能（IP54）▶ 土壌フラックスや各種現場環境の大気中ガス測定に最適▶ 校正は1日1回のゼロ校正のみの簡単測定▶ 測定時間は、
わずか2分の高速応答▶ 低ランニングコスト▶ 通常時、感度校正不要（年に一度必要）［使用できる測定現場］▶ 工場敷地内の雰囲気中のガス成分測定▶ フィルターや触媒の試験（高温ガスを除く）▶ GHG（温室効果ガス）の測定（オプション）▶ コンテナ燻蒸ガスの残留確認（オプション）▶ 病院内の麻酔ガス発生機の漏れ確認（オプション）▶ 未知混合ガス成分の定性定量（オプション）

ケーススタディや紹介動画はこちら▶
仕測定セル温度
サンプル流量電源

様

雰囲気温度（結露のない事）
2L/min（大気エアー）
ＤＣ11.25Vリチウムイオンバッテリ ※

消費電力

153W

使用雰囲気温度

0〜40℃

操作部

Windows10搭載タブレットPC

サンプル中水分量

0〜3%（V/V）

サンプルセル容積0.5L

測定濃度範囲

sub-ppm〜% level（ガス成分による）測定波数範囲900〜4,200 cm-1

光路長

5.0m

外形寸法

161×287×450mm（H×W×D）

重量

約9.4kg（バッテリー込）※ バッテリー動作時間、新品時約3時間（Bluetooth ON時、周囲温度による）

006

Daiki Catalog 2022-2023

DIK-DX4015
ポータブルFTIRガス分析装置［ 特長 ］▶ セルを加温するので、DIK-GT5000よりも含水率の多いガスでも測定可能▶ 小型軽量（14.9kg）、
サンプリングポンプ内蔵▶ 約400種から最大50成分（オプション）
を選択し、多成分同時測定・分析が可能▶ 校正は1日1回のゼロ校正のみの簡単測定▶ 測定時間は、
わずか2分の高速応答▶ 低ランニングコスト▶ 通常時、感度校正不要（年に一度必要）
仕

2〜6L/min（大気エアー）

サンプル流量電源

様

雰囲気温度（結露のない事）

測定セル温度

100-115 OR 230VAC/50-60Ｈｚ12VDC
平均150W(最大300W）

消費電力
使用雰囲気温度

0〜40℃

操作部

PC(RS232C cable）

サンプル中水分量

0〜5% (V/V)

サンプルセル容積0.4L

測定濃度範囲

sub-ppm〜% level（ガス成分による）測定波数範囲900〜4,200 cm-1

光路長

2.5〜10μm

外形寸法

438×164×445mm (H×W×D)

重量

約14.9kg

FTIR×DRONE Project
Gasmet製「ポータブルFTIRガス分析装置」をドローンに取り付け、25m、50m上空各3地点においての、大気中のガス濃度を測定するモニタリング試験を実施しました。
（旧型DIK-DX4040にて）今回の試験では同時に25成分のガス分析を行い、特に二酸化炭
素、一酸化炭素、
メタン、亜酸化窒素、
アンモニアの測定をメインに行ないました。
モニタリング試験は、大型ドローンメーカーであるサイトテック株
式会社様にご協力頂き、サイトテック製ドローン「YOROI」にFTIR
ガス分析装置を取り付け、実施しています。

FTIR×DRONE Projectの紹介ホームページはこちら▶

Daiki Catalog 2022-2023

007

世界の優れた製品を日本へNEW

水中油モニタ、VOCガスモニタ
総トリハロメタンモニタ、アンモニアモニタ
Multisensor 水質分析装置シリーズ
Multisensor 水質分析装置は ▶最新の半導体ガスセンサを使用した全く新しい水質分析装置です▶センサ部が直接測定液に触れることがないためメンテナンスが容易です▶従来、マニュアル操作でバッチ測定していた分析を連続で監視することができます▶水処置プロセスを見直し省力化に役立てることができます▶測定原理はヘンリーの法則によるもので、一定の割合で液体と気体の入った密閉容器があるとき気相中の揮発性成分は液相中の量に比例するので、気相中の濃度を測定すると、液相中の濃度を知ることができます

ガスセンサ：ヘッドスペース内のエアーがガスセンサーを通過して濃度を計測します。水中の濃度と平衡に達するまで増加します。

ヘッドスペースのエアーは小型ポンプで吸引されガスセンサへ送られます。

測定するサンプル（液体）は容器（タンク）へ連続的に流入し、タンクのヘッドスペース内では揮発性成分と水蒸気の濃度が平衡に達するまで増加します。

マンチェスター大学との共同研究により開発されたMultisensor の e-Nose は選択性に優れた半導体センサです。

（詳細は、P.48〜51を参照ください）

008

Daiki Catalog 2022-2023

MS-1200 水中油モニタ

MS-1800 VOCガスモニタ

MS-1200は、水中の炭化水素、油（水の中の油）、
VOC（揮発性有機化合物）
を低濃度から測定できる
オンライン監視装置です。
非常に低濃度の測定が可能です。
河川、地下水などを監視し、汚染濃度の変化によりアラームをだすこともできます。
測定範囲：5〜3000 ppb

MS-1800は、排水のモニタリング、製造ラインや油、燃料漏れの検出に使用できる装置です。
測定は連続サンプリングモード搭載で、オンライン監視が可能で、任意設定可能なアラーム警報出力付きです。
測定範囲；1〜500ppm

MS-2000 総トリハロメタンモニタ

MS-3500 アンモニアモニタ

MS-2000は、水中の総トリハロメタンを連続的に測定・監視することができます。
塩素または塩素ベースの消毒剤を使用して水を消毒すると、フミン
酸やフルボ酸などの天然有機物（NOM）と相互作用し、
トリハロメタン、
ハロ酢酸などのDBPs（消毒副生成物）が生成されます。
THM(総トリハロメタン)は、各国の異なる法律に従って世界各地で監視されています。
測定範囲：0〜200ppb

MS-3500は、排水中のアンモニアを連続的に測定・監視できる装置です。
その頑丈な構造と設計により、排水処理プラントの最前線でアンモニアを確実に測定することができ、オペレータに業界では現在知られていないレベルの管理と知識を与えることができます。
また、他のシステムとは異なり、高価なメンテナンス体制、複雑なろ過システム、信頼性の低いオートクリーニング装置を必要とせずに、排水の入口に直接設置できます。
さらに、その非接触測定方式は、過酷な環境でも信頼性の高い測定結果を提供します。
測定範囲；1〜200ppm

Daiki Catalog 2022-2023009

世界の優れた製品を日本へ

ソニックドリル、
ビデオコーン
CPT-CONEシリーズ
CPT-Video-CONE
6個の高輝度LEDを搭載した小型カラービデオカメラを内蔵し、撮影面は二重層の耐久性に優れた傷のつきにくいサファイアガラスで保護されています。
ガラスとカメラ

ユニットを簡単に交換することが可能です。

Compact-Crawler-CPT
コンパクトクローラーCPTシリーズは、小さいながらもパ

ワフルなユニットで、狭い場所でもCPT試験することがで

Seismic-CONE
地震CPTは、CPT全体で一定の間隔で一時停止し、地表きます。さらに、小さなトラックで輸送することもできます。
このため、都市部での使用に最適です。必要な反力

は、ドリルモーターに取り付け可能な4つのグラウンドアン

で地震波形を生成することによって測定されます。
これら

カーで得る事ができます。地下室や、
ノイズ、
または 排気よって検出されます。地震モジュールには、10㎠または外して床にボルトで固定することができます。

の波形は、CPTコーンの背後にある地震モジュールにガスが気になる場合、CPTプッシャーをユニットから取り15㎠のコーンで使用して地震コーン貫入試験を実行で狭い現場などに最適
取り外し可能なCPTプッシャー
統合された地上固定システム
操作が簡単

きる3軸加速度計が搭載されています。

波速度プロファイルを取得するための効率的で信頼性の高い方法
土壌挙動の測定
土壌の液状化評価に適していますコンパクトクローラー
CPT130
機械寸法
本体重量
油圧

土壌中の強磁性体による磁場の異常を検出するために使用できます。測定範囲は半径約2mです。
磁場の異常を検出する
オリエンテーション用の内蔵双方向傾斜計

Conductivity-CONE
2つの絶縁電極が含まれており、CPTコーンの背面に取り付けて、土壌の導電率を測定できます。

電気伝導度は500mS/mまで測定できます
層序、
水分含有量、
塩分含有量などをまとめて測定できます様L2,620xW790xH2,030mm
約1.1t

230barエンジン

クボタディーゼルエンジン

上昇速度

150mm/sec

出力Magnetmeter-CONE

仕10.7kW @3,600rpm

CPTストローク 550mm
CPT下降速度
貫入力
揚力15-25mm/sec
130kN
170kN

反力

グラウンドアンカーやグラウンドフレームによる

ロータリー
ヘッド トルク

1,750Nm

自社開発
未固結サンプラー

施工中のセメントミルクを回収して状態を確認できる採取器です。施工機などに装着して使用することができます。

010

Daiki Catalog 2022-2023

Sonic Samp Drill 10tシリーズ
Compact Roto Sonic V［ 特長 ］

Compact Roto Sonicシリーズの中でも最も効率的な掘削機になります。垂直掘削、斜め掘削（45度）作業が行えるように設計されています。

Sonic Samp Drill 10tシリーズ
Compact Roto Sonic Mito8［ 特長 ］

Compact Roto Sonic Mito8シリーズの中で最も多用

途な掘削機になります。垂直掘削、水平掘削、斜め掘削（180度）作業が行えるように設計されています。

［ 仕様 ］
ドリルヘッド［ 仕様 ］
ドリルヘッドSonic周波数：
140kN @ 0-150Hz
回転数（min-1）：0-120rpm
回転トルク
（ｋNm）
：
時計回り…右2.65kNm
反時計回り…左3.00kNm
最大チルト：70度

Sonic周波数：
150kN @ 0-150Hz
回転数（min-1）：0-120rpm
回転トルク
（ｋNm）
：
時計回り…右2.65kNm
反時計回り…左3.00kNm
チルト：70度

機体

機体

寸法・重量

寸法・重量

ディーゼル水冷エンジン：
CATERPILLAR社 C4.4型
エンジン出力：129.4 ｋW（173 HP）2,200 rpm
燃料タンク：軽油175ℓ
洗浄、AquaLock用高圧ポンプ：
19ℓ/min @ 210bar（21MPa）
掘削用大流量水ポンプ：
160ℓ/min @ 45bar（4.5MPa）
ステンレス製水タンク：450ℓ

ディーゼル水冷エンジン：
CATERPILLAR社（Tier4対応）
エンジン出力：110ｋW（148 HP）2,000 rpm
燃料タンク：軽油150ℓ
洗浄、AquaLock用高圧ポンプ：
19ℓ/min @ 210bar（21MPa）
掘削用大流量水ポンプ：
160ℓ/min @ 45bar（4.5MPa）
ステンレス製水タンク：300ℓ

運搬時（L×W×H）：
7,200mm×1,700mm×2,800mm
総重量（本体のみ）：10,500ｋｇ

Sonic Samp Drill 5tシリーズ
Small Roto sonic ML［ 特長 ］

Small Roto Sonicシリーズの中でも高性能になり深度が浅い地盤に適した掘削機になります。大きな機械が入ることができない場所で力を発揮します。

［ 仕様 ］
ドリルヘッドSonic周波数：
100kN @ 0-150Hz
回転数（min-1）：0-120rpm
回転トルク
（ｋNm）
：
時計回り…右1.20kNm
反時計回り…左1.40kNm
最大チルト：65度

運搬時（L×W×H）：
7,300mm×1,600mm×2,590mm
総重量（本体のみ）：10,500ｋｇ

Sonic Samp Drill 5tシリーズ
Small Roto sonic PL［ 特長 ］

Small Roto Sonicシリーズの中で最も小型で深度が浅い地盤に適した掘削機になります。大きな機械が入ることができない場所で力を発揮します。

［ 仕様 ］
ドリルヘッドSonic周波数：
100kN @ 0-150Hz
回転数（min-1）：0-120rpm
回転トルク
（ｋNm）
：
時計回り…右1.20kNm
反時計回り…左1.40kNm
最大チルト：65度

機体

機体

寸法・重量

寸法・重量

ディーゼル水冷エンジン：
CATERPILLAR社（Tier4対応）
エンジン出力：75ｋW（100 HP）1,800 rpm
燃料タンク：軽油83ℓ
洗浄、AquaLock用高圧ポンプ：
19ℓ/min @ 210bar（21MPa）
掘削用大流量水ポンプ：
160ℓ/min @ 45bar（4.5MPa）
ステンレス製水タンク：300ℓ
運搬時（L×W×H）：
5,140mm×1,700mm×2,800mm
総重量（本体のみ）：3,500〜5,000ｋｇ

ディーゼル水冷エンジン：
CATERPILLAR社（Tier4対応）
エンジン出力：49ｋW（66 HP）1,500 rpm
燃料タンク：軽油70ℓ
洗浄、AquaLock用高圧ポンプ：
19ℓ/min @ 210bar（21MPa）
掘削用大流量水ポンプ：
80ℓ/min @ 40bar（4.0MPa）
ステンレス製水タンク：300ℓ
運搬時（L×W×H）：
3,585mm×1,000mm×2,200mm
総重量（本体のみ）：3,200〜4,500ｋｇ

Daiki Catalog 2022-2023011

世界の優れた製品を日本へ

産業用モータードイツ（ニュルンベルク）に拠点を置くBaumüller社は、電気オートメーションおよび駆動システムの大手メーカーとして、
電気モーター、
コンバーター、モータードライバ、PLCなどの制御装置、モーションコントロールソフトウェア他、電気オート
メーション全体に至るまでの設計から開発・製造までを手掛けています。世界40カ国以上でインテリジェントシステムソリューションを展開しています。
BaudisBPLS

Control center,
Diagnostics

Engineering
Framework

Automation
Software
ProVizPROPROG4

ProSafety

ProDrive

ProCA M

ProEtherCATProPLC

Communication
・in preparation

b max HMI
Touchapanels

Operationb maxx-PanelPC

Controllers
b max-drivePLC

Actuators,
Sensors

b max-PLC02-Safe b maxx-controllerPLC

Drive VO

Servo converter,
Frequency
converterb max 5500

MotorsDS2

Bus coupler

Sate VOb max 4000
b max 5000 b max 5800

b maxx B ox PC

Standard VO

b max 3000

Encoderb max 1000

b max 2500 b max 2000

DST

DA

LSE

DSC / DSP

012

Daiki Catalog 2022-2023

DSD

DSDI / DSMI

GDM / DSM

Baumüller社の製品は、あらゆる産業で使用されています。ユーザーニーズに合った製品を、1台から設計・製造することもあります。製品企画の段階から、最終的な試運転・メンテナンスまでフォローします。

風力・水力発電システム

医療技術および製薬産業

金属加工

プラスチック機械

包装機

紙・印刷業界環境リサイクル技術

ロボティクス

テキスタイルマシン

EV・ハイブリッドシステム

造船

300ｋWまでの小水力発電、200ｋWまでの風力発電機に最適な機器を提供します。

押出成型、ブロー成型、射出成型に適した、モーターからコンバーター、
ソフトウェアに至るまで提供できます。

シュレッダー、
カッティングミル、粉砕機、プレス機など莫大なパワーには、
コンパクトな設計の高トルクモータが最適です。

フラットで省スペースな設計のおかげで、
ディスクモーター、補助ドライブなどは、ハイブリッドの圧雪車、農業機械、電気バスな
どの用途に使用されます。

コスト、生産性、省エネを向上させます。医療機器のためのドライブソリューションを開発します。

300ｋWまでの小水力発電、200ｋW充填、密封、打抜き、裁断などユーザー仕様に最適な制御システムと、サーボモータやドライブを組合せて提供します。

より高速で正確な制御は生産性を向上させます。ピックアンドプレースアプリケーショ
ンなど、ロボット業界のニーズを満たすコン
パクトでダイナミックなドライブを提供しています。

高トルクモータは、曲げ加工やサーボプレスで最高の品質を提供できます。

印刷業界で必要な精度と個々のカスタマイズに対応します。印刷プロセスと前後の処
理ステップにも積極的に取り組んでいます。

ファッショントレンドは常に短期間で大きく変わります。個々の駆動技術と分散型インテリジェンスを備えたモジュール式コンセ
プトにより、新規および変更された市場の要
求に柔軟に対応することができます。

船に適したモーターとコンバーターを提供。特にディーゼルエンジンとのハイブリッ
ド駆動を搭載した船がライン川の貨物運搬に使用されています。

Daiki Catalog 2022-2023

013

新 製 品・ピック アップ 製 品
NEW

DIK-4056/4060
デジタル土壌透水性測定器▶土壌の透水性測定をデジタル化。
自動測定により簡単・便利になりました▶透水係数測定範囲が広く、10−2〜10−6 cm/sec（定水位法から変水位法の範囲）までの測定が可能▶最大5サンプルを同時に測定可能（5点式）▶飽和透水係数を自動で計算・保存が可能▶測定終了予定時間表示機能付。
長時間を要する透水性の悪いサンプル測定に最適です

DIK-4056
デジタル土壌透水性測定器

アプリケーションの画面構成

014

Daiki Catalog 2022-2023

DIK-4060
デジタル土壌透水性測定器 5点式（詳細は、P.77を参照ください）

新 製 品・ピック アップ 製 品
NEW

DIK-4065
自動給水型デジタル透水モニター 5点式▶土壌の透水試験を完全自動化（給水・測定・計算・保存）▶透水係数測定範囲が広く、10−2〜10−6 cm/sec（定水位法から変水位法の範囲）までの測定が可能▶最大5台同時に5回まで連続で試験が可能▶測定終了時間表示機能付（長時間を要する透水性の悪いサンプル測定に最適）※この製品を使用するには別途、Microsoft Windows 10（32bit、64bit）対応のUSBコネクタを搭載したパソコンが必要です。
■仕様

［本体部］
測定範囲：変水位法 10-2〜10-6cm/sec
材質：アルミ（本体部）
外形寸法：約W860×D342×H508mm（突起部除）重量：約26.5kg
付属品：給水チューブ1本、USBケーブル1本［透水モニター］
測定範囲：変水位法 10-2〜10-6cm/sec
材質：SPCC
外形寸法：約W45×D51×H132mm（突起部除）
重量：約300g×5式
測定時間：1秒〜1年
付属品：USBケーブル5本［その他付属品］
×1組
DIK-1801
ステンレス試料円筒100ml 6ヶ布ケース入（番号刻印なし）
DIK-4001-13 ゴムリング×5個
DIK-4001-15 つの付きアミ皿×5個
DIK-4055-17 変水位目盛管×5本

DIK-4001-18
DIK-4001-19
DIK-4051-18
DIK-4001-22

おもり×5個アミ板×5枚水皿×5個
シリコンチューブ（O.DΦ10×I.D.Φ7×L150mm）（詳細は、P.77を参照ください）

Daiki Catalog 2022-2023

015

新 製 品・ピック アップ 製 品

DIK-MP1 地下水採取用小型水中ポンプ▶最大揚程90m!

細井戸用としては、唯一無二の高性能タイプです！

▶約500時間※1使用可能なモニタリングポンプです！
▶ポンプ本体部は直径45mm※2と細く、内径50mmの井戸でも使用可能です！
※1 保証値ではありません※2 フルセットでのご購入の場合DIK-MP1-64モータ冷却用ガイドにより、直径が55mmとなります

DIK-MP1-B1
地下水採取用小型水中ポンプMP1
電源ケーブル60m付

DIK-MP1-E1
ポンプ用コンバーター(110V仕様)(地下水採取用小型水中ポンプMP1用)

地下水採水現場イメージ

016

Daiki Catalog 2022-2023（詳細は、P.46を参照ください）

新 製 品・ピック アップ 製 品

DIK-6800 ペーパーディスク型
簡易地下水流向流速計▶取扱いに専門知識や熟練が不要▶電源不要で機械部がなく軽量なため、山間部や遠隔地、海外での運用も容易▶従来の熱量式地下水流向流速計と同程度の測定範囲（0.03〜1.0cm/min）を実現▶ディスク上に発生したテーリングを肉眼で読み取り、現地で流向流速を測定可能▶センサーを挿入してから，すぐに測定開始するので短時間（5分〜60分）で測定可能▶筐体のサイズは，VP50用とVP65用の2種類で現地適用試験済み（現在VP100用を開発中）▶深度15m以内程度の井戸で測定可能（現在深井戸用を開発中）▶従来の地下水流向流速計のおよそ50分の1の価格

テーリング読取り定規山口大学工学部と共同開発
本体

0.1cmと0.7cm/minのテーリング比較（P.54も参照ください）

Daiki Catalog 2022-2023

017

新 製 品・ピック アップ 製 品

DIK-3210 iテンシオメータ
DIK-3220 IoT対応型 iテンシオメータ
DLM Ⅱ 対応

▶新型土壌水分計！無線通信により煩わしいケーブル配線が不要！
▶データロガー・バッテリー内蔵の一体型！土壌水分のモニタリングに最適

無線通信ボタン

電源ボタン

データ表示器（グラフ表示画面）

ステータスランプ

DIK-3220iテンシオメータにSIM通信タイプが新登場！

水補充用開口部

水位センサー

CLOUD

圧力センサー(0〜-100kPa)

テンシオカップ

本体部

クラウド上でのデータ表示画面（P.64も参照ください）

018

Daiki Catalog 2022-2023

新 製 品・ピック アップ 製 品

DIK-1680 土塊採取器

NEW▶土塊採取器で採取した土塊を一定の高さから落下させた後、土壌サイズの分布から土壌構造の良否を判定します。
▶簡単に作土の物理性評価が可能▶圃場オンサイト計測による簡易な土壌物理性診断の標準手順書(下記QRコード)掲載製品▶

土塊分析による
土壌物理性簡易評価
マニュアル（Ver.1.0）▶

圃場オンサイト計測による
簡易な土壌物理性診断の
標準手順書

■仕様

採取部大きさ（縦・横・高）：150×150×200mm
材質：ステンレス
内容物：採取部2個NEW

DIK-0751 土壌Ehセンサー▶水田土壌や土壌表層水中の酸化還元電位を測定する為のセンサーです。
▶白金電極がセンサー埋め込み型(半周)で壊れにくく、安定した測定が可能です。
▶本体の材質にガラス繊維強化エポキシを採用し、本体の材質にガラス繊維強化エポキシを採用し、堅牢で土壌への挿入が簡単になりました！
※ORP電位を測定するには、比較電極と適切なpH/mvメータ、またはロガーが必要です。

Daiki Catalog 2022-2023

019

新 製 品・ピック アップ 製 品

DIK-500R 土壌硬度・水分自動計測ロボット
Penetrometer Robot
DIK-500R 土壌硬度・水分自動計測ロボットは、「平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促
進補助金」
により開発した製品（特許申請中）です。
● 本計測ロボットは、GPSデータを受信してプログラ
ムされた指定場所まで移動後、自動で貫入抵抗値と土壌水分値を測定します。
● リモコンでの手動制御も可能です。土壌硬度測定
時には、土壌面と垂直になるように自動チルト機能（前後左右±10°の範囲）を搭載しています。
● 農研機構中央農業総合研究センターと共同研究をおこない、ロボットにより土壌物理性を簡易に診
断・解析出来るシステムを開発中です。
一般的に、作物の根の伸長には貫入抵抗値(土壌硬度)が. 概ね 2000kPa以
下であることが望ましいと言われています。
本計測ロボットは、表層から深度
90cmまでの土壌硬度を1cm毎に測定し、5000kPaまでの土壌硬度測定が可能です。今までは土壌硬度を人力で測定していたため、測定者により測定
値のバラつきがありましたが、自動化によりデータの正確性・再現性を確保する事ができました。
また、土壌が硬い場合はかなりの労力が必要で、1日に数十地点の測定を行うのが限界でしたが、自動計測により1日で数百地点の測定が可能になりました。

GPSを使用した自動測定イメージ

土壌硬度測定用のコーンと土壌水分センサー

自動チルト機能イメージ（特許申請中）

測定イメージ※詳しい製品動画は、QRコードを読み取ってご覧ください。

020

Daiki Catalog 2022-2023

新 製 品・ピック アップ 製 品

DIK-2610 無粉塵型自動粉砕篩分け装置 RK4 Ⅱ
DLM Ⅱ 対応

特許第5055524号▶環境分析の土壌粉砕・篩分けに最適。土壌前処理時間の大幅な短縮を実現!
▶多試料の土壌粉砕と篩分けが同時に短時間で可能！
▶粉塵が出ないため、汚染土壌の粉砕や篩い分けも安心・安全！
▶容器をさらに使いやすい形にリニューアル致しました！
（オプション）

篩分け

短時間

無粉塵

多試料

粉砕

安全

＊本製品は、「平成22年埼玉県次世代産業参入支援事業費補助金」により開発しました（詳細は、P.59を参照ください）

Daiki Catalog 2022-2023

021

新 製 品・ピック アップ 製 品
NEW

DIK-0465

土壌ガス拡散係数測定装置

実際の圃場で土壌物理性の良否が判断できます
作物の湿害は酸素不足に起因するため、湿害が多発する日本では土壌物理性改善の目安として
土壌のガス移動特性を把握する事が重要です。
本製品は、土壌サンプルを採取せずに、現地圃場で土壌の物理性を判定するための製品として開発されました。湿害が生じやすい土壌構造を評価するための手法として最適です。
▶現地圃場で土壌物理性の良否判断が可能！測定時間は約30分▶製品に付属する表計算ソフトにより、誰でも簡単に測定値の判定が可能▶測定ガスは、
カセットガス等として入手が容易なイソブタンガスを採用
ファンスイッチ
ガスセンサー
ガス注入口

ファン

円筒

土壌

現地圃場でのガス注入作業

測定イメージ

本製品は農研機構
東北農業研究センターと共同で開発した製品です

現地圃場での測定「原位置におけるガス拡散係数の測定方法」
として農研機構のホームページにマニュアルが掲載されていますので、合わせてご確認ください。

022

Daiki Catalog 2022-2023（詳細は、P.84を参照ください）

新 製 品・ピック アップ 製 品

DIK-1650 省力型採土器
土壌分析用サンプルを容易に採取できる採土器
圃場の土壌分析に先立ち、土壌採取を移植ベラなどにより、深く前屈、もしくは腰を下ろして行う必要があります。
また、土壌養分が正確に測定できるよう、採取土層で均一となるよう柱状に採取する必要があります。福島県農業総合センターと大起理化工業株式会社は共同研究で土壌採取作業を容易に行える新たな採土器を開発しました。

［特 徴］

「はさみ」
のような機構で楕円筒状の採土部分が開閉します。
この機構により採土した土壌の取り出しが楽にできます。
・材質：ステンレス
・重量：580g
・採土量：120g前後
・対応深：〜20cm（15cm程度を推奨）
・対応圃場：水田、普通畑等（樹園地、草地等の硬度の高い未耕うん圃場での使用はお控えください）①作業時間の短縮

採土作業（採土、サンプル取りだし、器具清
掃の時間）の短縮が可能です（移植ベラの2/3、突き刺しタイプ採土器の1/3）。

②正確な土壌採取

採土部が円筒状であるため、上層下層の土壌量を均一に採土できます。また、複数地点を採土し混合する際も、等量での採土がやりやすくバラツキの少ない土壌試料採取ができます。

③ストレスの少ない作業の実現

本製品は
平成30年度〜令和2年度
食料生産地域再生のための先端技術展開事業により開発された製品です。

重量580gと軽量です。片手で採土できる機構となっており、もう片方の手でサンプル袋を持ちながらの作業が可能です。
採土時の作業は腰を落とす必要もなく、軽く前屈した姿勢で作業できます。

④生育作物の根のダメージを最小限に

採土時の圃場への差し込みはφ5cm程度の掘穴で済む（移植ベラでは10cm程度）ため、生育期間中の作物近傍の採土でも根へのダメージを抑えることができます。

Daiki Catalog 2022-2023023

製 品 の たまご
ここでは、孵化する卵のようにもう少しで生れそうな新製品を一足お先に紹介します！お客様からの製品化のリクエストをお待ちしております。

1

ソイルペッカー

一般社団法人NB研究所と共同開発！特許出願中！
● ベントナイト砕石NB工法斜面、法面敷設時の品質管理を目的に開発！
● 軟弱地盤、
トラフィカビリティのindexに適用することが可能！
● 道路土工指針で示されているコーン指数と極めて高い相関性あり！

ソイルペッカーの貫入抵抗力値Pcとコーン指数qcには、R 2 =0.998と非常に高い
相関性が認められました(Pc値260N以下の場合)。
日本道路協会「道路土工指針」
建設機械(ダンプトラック)の走行に必要なコーン指数qc値1200kN/㎡以上に対し、
ソイルペッカー貫入抵抗値Pcは150.3Nを示し、トラフィカビリティ測定に極めて有効であることが示されました。
（実施機関：一般財団法人地域地盤環境研究所）

024

Daiki Catalog 2022-2023

土壌採取
採泥機器
25-38

Daiki Catalog 2022-2023025

土 壌採取・採泥 機 器

Soil sampling equipment

DIK-1601

Soil Sampler

採土器

現場の土壌を乱さずに100ml試料円筒に採取するものです。通常土
壌採取深度は20cmまでですが、オプションの採土器用継柄を使用すれば、数ｍ延長することができます。

DIK-1621

Core Sampler(for 20cm)

コア・サンプラー（20cm用）

コア・サンプラ−は砂採取用の機器です。100ml試料円筒を４個セットし、同時に採取することができます。

［オプション］
採土器DIK-1601に接続して深さ1mまでの採取に使用できます。
DIK-1600-51
採土器用継柄 50cm 2本組
寸法：L500㎜×2本
材質：アルミ合金■仕様

寸 法：Ｗ270×D57×H345㎜
重 量：1.5kg
材 質：鋼鉄、ステンレス及びアルミ合金
付属品：ブラシ、ナイフ、布ケ−ス

DIK-1801

採土器に使用する土壌採取用の採土円筒です。
DIK-1801
ステンレス試料円筒 100ml
6ヶ1組 布ケース入り■仕様

構 成： 打込み円筒、
ハンドル、打込み用補助器、スペーサー、プッシャー、カッター
付属品： ステンレス試料円筒 100ml 6個

Stainless Sampling Tube 100ml

Supplemental Soil Sampler( 100ml)

ステンレス試料円筒 100ml

採土補助器 100ml用

■仕様

■仕様

土壌を撹乱、
未撹乱を問わず充填できるもので、
三相分布、
透水性、
ｐＦ
試験等の土壌物理試験を行うためには欠くことができないものです。

DIK-1803

採土補助器は表層の土壌や、ち密な土壌を採取する場合に多く使用される機器です（試料円筒は別売りです）。

寸 法：φ60×H190mm
重 量： 0.6kg
材 質： アルミ合金、鋼鉄

内径寸法：φ50×51㎜
材 質： SUS 304
数 量： 6ケ、布ケース入り

Stainless Sampling Tube 50ml

DIK-1631

Supplemental Soil Sampler( 400ml)

ステンレス試料円筒 50ml

採土補助器 400ml用

■仕様

■仕様

土壌を撹乱、
未撹乱を問わず充填できるもので、
三相分布、
透水性、
ｐＦ
試験等の土壌物理試験を行うためには欠くことができないものです。

内径寸法：φ50×25.5㎜
材 質： SUS 304
数 量： 12ケ、布ケース入り

026

DIK-1630

Daiki Catalog 2022-2023

採土補助器は表層の土壌や、ち密な土壌を採取する場合に多く使用される機器です。

寸重材

法：φ120×H190mm
量： 1.7kg
質： 鋼鉄

土壌採取・採 泥 機 器

Soil sampling equipment

DIK-1501

Sampling Tube 200ml

DIK-1674

土壌採取用円筒 200ml

検土器 丸

■仕様

■仕様

土壌採取用円筒は、森林土壌を定量採取する際に多く使用されている容器です。

寸
容材

法： 内径φ80×Ｈ40㎜
量： 200ml
質 ： 黄銅ニッケルメッキ、
アミ蓋、上蓋、下蓋付

DIK-1506

Sampling Tube 400ml,Shibamoto Type

土壌の断面調査等に使用されるものです。

形 状：丸
寸 法：52.5×260mm
付属品：折尺ファイバー製１ｍ、ケース付

検土器 円弧

■仕様

■仕様

寸
容
材

法：内径φ113×Ｈ40㎜
量：400ml
質：黄銅ニッケルメッキ、
アミ蓋、上蓋、下蓋付

DIK-1673

Hand Shovel,for Soil Profile

検土器 断面用

土壌の断面調査等に使用されるものです。

■仕様

形 状：円弧寸 法：49.5×260mm
付属品：折尺ファイバー製１ｍ、
ケース付

材
重

質：ステンレス製
量：約175g

材
重DIK-1675

芝本式土壌採取用円筒 400ml

芝本式土壌採取用円筒は、森林土壌を定量採取する際に多く使用されている容器です。

Hand Shovel,Round Tip

質：ステンレス製
量：約215g

Hand Shovel,Arc Tip

土壌の断面調査等に使用されるものです。

形 状：円弧寸 法：52×270mm
付属品：折尺ファイバー製１ｍ、
ケース付

材
重

DIK-1676

質：ステンレス製
量：約215g

Hand Shovel,Flat Tip

検土器 平

土壌の断面調査等に使用されるものです。

■仕様

形 状：平
寸 法：55×265mm
付属品：折尺ファイバー製１ｍ、
ケース付

材
重

質：ステンレス製
量：約220g

Daiki Catalog 2022-2023027

土壌採取・採泥 機 器
DIK-1640

Soil sampling equipment

Boring Stick,for 1m

農研式検土杖 1m用

農研式検土杖は土層、土質の調査用の機器です。

■仕様

全 長： 1210mm
採土部： W10mm×L300mm×H10mm
重 量： 約1.8kg
材 質： 鋼鉄 クロムメッキ仕上
付属品： ヘラ、肩掛式布ケ−ス

DIK-1641

Boring Stick,for1.5m

農研式検土杖 1.5m用

農研式検土杖は土層、土質の調査用の機器です。

■仕様

全 長： 1710mm
採土部： W10mm×L300mm×H10mm
重 量： 約2.5kg
材 質： 鋼鉄 クロムメッキ仕上
付属品： ヘラ、肩掛式布ケ−ス

DIK-1721

テンシオメータ用オーガー

現場の土壌を乱さないでテンシオメ−タ（受感部）、土壌溶液採取器（集液導管カップ）を埋設時に使用します。

■仕様

刃先寸法：φ20×L590mm
材
質： 鉄（黒染め）
重
量： 約2Kg
付 属 品： 布ケース、50cm継柄×1本付

028

Daiki Catalog 2022-2023

Auger for Tensiometer φ20mm,for 1m

土壌採取・採 泥 機 器

Soil sampling equipment

DIK-100A

Hand Auger

ハンドオーガー［ハンドオーガーの構成］▶基本の組み合わせはグリップ付ハンドルと刃先の組み合わせになります。
▶土壌の特徴（例：砂質・粘土質・硬質・軟質）に合わせた各種類の刃先が用意されています。
刃先は土壌に合わせて選択して下さい。
▶採取深度が１ｍより深い場合は、継柄（延長棒）を使用します。継柄を使用することにより５ｍ〜８ｍ程度までの調査が行えます。

●グリップ付ハンドル
柄とハンドル部に分かれています。使用するときは、柄にハンドル部を差し込み時計方向に捻って柄に固定します。ハンドル部を柄から抜いておくと持ち運びに便利です。
●接合部
ハンドルと刃先の接続に工具は必要ありません。
ピンと穴を合わせて接続し、カバーをするだけで簡単・確実に接続できます。刃先の交換、継柄の接続が現場で短時間にできます。
※左図はグリップ付ハンドル60㎝（DIK-100A-J2）と標準タイプ刃先（DIK-100A-B1）
を組み合わせた時の寸法です。

▼おすすめの単品組み合わせ

DIK-100A-B1 標準タイプ刃先φ7㎝
DIK-100A-E1 レキ質用刃先φ7㎝
DIK-100A-J2 グリップ付ハンドル60㎝

通常は標準タイプの刃先で掘り、小石があって掘れない場合に、刃先の尖ったレキ質用刃先で小石を退けながら掘ります。2種類の刃先を使い分けることにより、効率良く採土することが可能です。

DIK-100A-A1

DIK-100A-B1

DIK-100A-B2

粘土質用刃先穴径φ7cm標準タイプ刃先
穴径φ7cm標準タイプ刃先
穴径φ4cmAuger for clay type,blade φ7cm

●粘土や湿った土壌向け●粘土質土壌でも挿入しやすい
ブレード幅約3㎝

Auger for comb type,blade φ7cm

●一般的な土壌向け。
使用範囲が最も多い汎用タイプ●ブレード幅約3.5㎝●おすすめ製品■仕様

Auger for comb type,blade φ4cm

●一般的な土壌向け。
使用範囲が最も多い汎用タイプ●ブレード幅約2㎝●小径の穴をあけるのに最適

■仕様

■仕様

穴径

採土部長

全長

重量

穴径

採土部長

全長

重量

穴径

採土部長

全長

重量

約7㎝

23㎝

69㎝

約0.8kg

約7㎝

23㎝

69㎝

約0.9kg

約4㎝

20㎝

66㎝

約0.7kgDaiki Catalog 2022-2023029

土 壌採取・採泥 機 器

Soil sampling equipment

DIK-100A-C1

DIK-100A-D1

DIK-100A-E1

砂質（細砂）用刃先
穴径φ7cm

砂質（粗砂）用刃先
穴径φ7cm

レキ質用刃先穴径φ7cmAuger for fine sand type,blade φ7cm

●細砂や乾燥土壌向け●ブレード幅約4.0㎝●ブレードとブレードの間を狭くして、土壌が落ちないよう工夫されています■仕様●粗砂や乾燥土壌向け●ブレード幅約7.5㎝●ブレードとブレードの間を狭くして、土壌が落ちないよう工夫されています■仕様Riverside auger ,blade φ7cm

●小石や砂利混じりの土壌向け。円筒形状●標準タイプ刃先との組み合わせにより、作業効率アップ●おすすめ製品

■仕様

穴径

採土部長

全長

重量

穴径

採土部長

全長

重量

穴径

採土部長

全長

重量

約7㎝

24㎝

70㎝

約0.9kg

約7㎝

24㎝

70㎝

約1.1kg

約7㎝

37㎝

66㎝

約1.7kg

DIK-100A-F1

DIK-100A-G1

DIK-100A-H2

多石質用刃先穴径φ7cmスクリュウ型刃先
穴径φ4cm

半円形刃先
穴径φ3cm
採土部50cm

Auger for stony soil ,blade φ7cm

●小石混じりの土壌向け●先端に尖った刃先がついている為、小石を退けながら掘ることが可能です。

■仕様

030

Auger for coarse sand type,blade φ7cm

Spiral auger ,blade φ4cm

Gauge auger φ3cm, length 50cm

●一般的な土壌向け●小径の穴をあけるのに最適●軟らかい土壌向け●円柱状のサンプルを採取するのに最適

■仕様

■仕様

穴径

採土部長

全長

重量

穴径

採土部長

全長

重量

穴径

採土部長

全長

重量

約4㎝

21㎝

65㎝

約1.3kg

約4㎝

21㎝

64㎝

約0.8kg

約3㎝

50㎝

90㎝

約1.3kgDaiki Catalog 2022-2023

土壌採取・採 泥 機 器

Soil sampling equipment

DIK-100A-H4

DIK-100A-H6

DIK-101A-A1

半円形刃先
穴径φ6cm
採土部50cm

半円形刃先
穴径φ2cm
採土部50cm

標準タイプ刃先
穴径φ10cm

Gauge auger φ2cm, length 50cm

Gauge auger φ6cm, length 50cm

●軟らかい土壌向け●円柱状のサンプルを採取するのに最適●軟らかい土壌向け●円柱状のサンプルを採取するのに最適

■仕様

■仕様

穴径

採土部長

全長

重量

約6㎝

50㎝

90㎝

約3.0kgAuger for comb type,blade φ10cm●一般的な土壌向け●ブレード幅約5㎝

■仕様

穴径

採土部長

全長

重量

穴径

採土部長

全長

重量

約2㎝

50㎝

90㎝

約1.0kg

約10㎝

27㎝

70㎝

約1.1kg

DIK-100A

Hand Auger Series

ハンドオーガーシリーズ各種部品
型式

品名・仕様

DIK-100A-H1

半円形刃先

穴径φ3cm,採土部100cm

DIK-100A-H3

半円形刃先

穴径φ6cm,採土部100cm

DIK-100A-H5

半円形刃先

穴径φ2cm,採土部100cm

DIK-100A-J1

グリップ付ハンドル25㎝

DIK-100A-J2

グリップ付ハンドル60㎝

DIK-100A-K1

継柄

50㎝

DIK-100A-K2

継柄

100㎝

DIK-100A-L1

ヘラ、刃先20㎜

DIK-100A-M1

ビニール製バッグφ20×77㎝

DIK-100A-M2

ビニール製バッグφ17×150㎝

DIK-100A-P1

押し込み・引き抜きハンドル※上記以外にもオプション刃先を用意しております。
上記以外の刃先につきましては、営業部までお問い合わせください。

Daiki Catalog 2022-2023031

土壌採取・採泥 機 器
DIK-101A

Soil sampling equipment

Hole Auger Set,for 1m

ホールオーガーセット 1m用

φ10cm、深さ1m迄の、土壌の採取や、各種センサー埋設用の穴あけに使用します。
また土壌物理性測定用の予備穴を掘る為に使用します。軽く丈夫で、オプションの継柄を使用することでより深層までの使用が可能です。
■構成
標準タイプ刃先 φ10cm 1個
グリップ付ハンドル 60cm 1個

DIK-104A

半円形オーガーセット 1m用

打込式で深さ1mまでのやや軟らかい土壌をほとんど圧密をかける
ことなく採取することが可能です。

■構成
半円形オーガ刃先
φ30㎜、採土部 100cm、 1個
全長 137cm
両面ナイロン製ハンマー（重量 2kg）［オプション］

Gauge Auger Set,for 1m

1個

打込み用ハンドル（10cm） 1個
1個
ヘラ20mm

継柄（つぎえ） 50cm、100cm※採土部長さ50cmの刃先もございます。

DIK-102A

Root Auger Set,for 30cm×3pcs.

ルートオーガーセット 30cm×3本

深さ90cmまでの土壌をサンプリングするのに最適です。刃先はφ40㎜,φ30㎜，
φ20㎜の3種類を使用し、掘り進めていきます。打込式なので少し硬い土壌も楽にサンプリングすることができます。

■構成
オーガ刃先
φ4cm、3cm、2cm

各1個

3個
打込み用ハンドル
各1本
ヘラ(16㎜，20㎜)
両面ナイロン製ハンマー 1個
スチールブラシ
1個
収納用
ビニール製バッグ

032

1個

Daiki Catalog 2022-2023

DIK-106B

Gauge Auger Set,for φ4cm×50cm

φ4cm×50cmオーガーセット

軟らかい土壌を50cmの深さまで採取するオ−ガ−です。ハンマーで打込みます。50cmまで打込んだらハンドルを回して、土壌を切り取ります。ハンドルは必ず一人で回してください。もし一人で回せない場
合は土壌の採取は出来ないので、場所を変えて下さい。
（無理に回すと、
オ−ガ−が破損します）■構成
φ4cm×50cm
オ−ガ−

1式

スチ−ルブラシ
ヘラ（20mm)

1本
1本

両面ナイロン製
ハンマー（2kg）

1個

土壌採取・採 泥 機 器

Soil sampling equipment

DIK-110C

Liner Sampler

ライナー採土器30cmの試料が採取できます。採土器本体内部に円筒状のサンプルチューブがセットしてあるため、土壌サン
プリング後、即座にサンプルを取り出すことができます。
また、樹脂が透明なので土壌層や肥沃土の観察も行えます。採取した試料はそのままふたをして実験室に持ち帰ることができます。継柄やオーガーを使用すれば、深さ７ｍ程度までサンプリングが行えます。

■構成
サンプラーヘッド φ55×50㎜

刃先付サンプルチューブ φ55×355㎜

1個
1個

打ち込み用ハンドル

20本
1個

収納ケース

1個

ふた付サンプルライナーチューブ

1個

両面ナイロン製ハンマー（2Kg）

ふた付サンプルライナーチューブ

DIK-115B

Soil Sampler,for 5cm

土壌採土器（5cm）

従来の採土器では採取できなかった硬い土壌でも楽に
サンプリング作業が行えます。土壌採取部はステンレス製で耐久性にも優れています（試料円筒は別売りです）。

■構成
土壌採取部 φ55×140㎜

打ち込み用ハンドル、10cm

1個
1個

ブラシ・ナイフセット

1個
1個

両面ナイロン製ハンマー（2kg）

1個

専用ケース

［オプション］

継柄 50cm（ネジ込み式）
継柄 100cm（ネジ込み式）
ステンレス試料円筒100ml

DIK-1815

Shallow Soil Sampling Set,for 5cm

表面土壌採取器セット（5cm）

表層より5cmの土壌を採取するセットです。
試料円筒を採土補助器にセットして打込みます。
土壌が落下する場合は、試料円筒をガイドとして打込み、周りの土壌を除いてから試料を採取して下さい（この場合はシャベル等を使用して下さい）。

■構成①試料円筒（ステンレス製 蓋なし）
内径φ110×H50mm
内容積約475cc

1個②採土補助器1個③両面ナイロン製ハンマ−
（2kg）

①

②

1個

③

Daiki Catalog 2022-2023033

土壌採取・採泥 機 器

Soil sampling equipment

DIK-121E

Percussion Drilling Set(Engine Type)パーカッション採土器（エンジン式）

土壌汚染調査を目的とした採土に適しており、採取方法はエンジン打撃式で、標準として５ｍ程度まで採取が可能です。組み立て式で移動しやすく、傾斜地等でも採取でき、また、セットの引抜き器を使用すれば引抜きが容易に行えます。

■構成
エンジン

打ち込みアダプター

採土管：φ40×1000mm
採土管：φ50×1000mm
採土管：φ60×1000mm
採土管：φ75×1000mm

採土管：φ100×1000mm
継柄：φ35×1000mm

引抜き器(2人用）

ヘラ（16mm、20mm）

接続スリーブ

1台▼エンジン（ハンドブレーカー+パワーユニット）

1個
1本
1本
1本
1本
1本
5本
1組

各1本
5個

▼引抜き器(2人用）

DIK-161E

PC Liner Sampler

PCライナー採土器

地表面より深さ１ｍ、直径50mmの土壌を採取します。土壌はサンプルライナーチューブ内に採取できるので、簡単に取り出しでき、また、持ち帰ることができます。サンプルライナーチューブ
は、PVC製で深度別の土壌観察が容易にできます。採取方法は、エンジン打撃式なので容易に打ち込みができます。引抜きは専用の引抜き器で簡単にできます。

■構成
エンジン

打ち込みアダプター

採土管 φ63×1000mm(刃先付）

1台
1個
1本

サンプルライナーチューブφ50×1m用（10本セット） 1組
継柄：φ35×1000mm
引抜き器(2人用）
接続スリーブ▼エンジン（ハンドブレーカー+パワーユニット）▼引抜き器(2人用）

034

Daiki Catalog 2022-2023

1本
1組
1個

土壌採取・採 泥 機 器

Soil sampling equipment

DIK-162E

PC Liner Sampler (for 50cm)

PCライナー採土器（50cm用）丸ネジ仕様
土壌汚染調査用に新たに開発した、50cm用の採土器です。

■構成
エンジン

1台

打ち込みアダプター

1個

継柄（φ35×500mm）

1本

採土管（φ63×500mm）

1本

サンプルライナ−チュ−ブ
3組
φ50×50cm用（5本セット）
接続スリーブ

重要なお知らせPCライナー採土器(50cm用)丸ネジ仕様につきましては、2007年以前にご購入頂いた製品の部品との互換性はありません。
ご注意下さい。

2本

引抜き器

1本

▼エンジン
（ハンドブレーカー+パワーユニット）

DIK-105A

Peat Sampler,for 5m

ピートサンプラー 5m用

ピート（泥炭層）の試料採取に最適です。湿地または雨で非常に柔らかくなった土壌などを採取します。採取部はステンレス製で長さ50cm、直径約5cm、0.5Lの半円筒状に試料採取ができます。

■構成
ピートサンプラー 刃先50cm（採取径5ｃｍ、採取量約0.5L）

1個

継柄 100cm (ネジ込み式）

3本

継柄 50cm (ネジ込み式）

グリップ付ハンドル 60cm（ネジ込み式）

2本1個
オーガ標準タイプ刃先 φ10cm（ネジ込み式） 1個
押し込み・引き抜きハンドル
径25.4mm(ネジ込み式継柄用）

1個

スパナ 23mm

2個

ヘラ 20mm

1個

スチールブラシ

1個［オプション］

ビニール製バッグ
φ15cm × 120cm：1個

DIK-105A-A1
ピートサンプラー 刃先 50cm
（採取径5ｃｍ、採取量約0.5L）

DIK-107A

Flap Gouge Auger

フラップオーガー

フラップオーガーは乾いた試料や濡れて締まった試料の採取に適しています。スリムな刃先は上層から簡単に押し込むことができ、任意の深さのサンプルを採取することができます。
フラップオーガーはドラム缶やタンク、袋などに入った粉体や3mm以下の粒状物、ペースト状の試料の採取に最適です。
しかし、硬い土質（土壌）での採取には適していません。
■構成
刃先 ステンレス製30cm（オーガーφ25mm、フラップφ50mm
採取量約47mL）

1個ステンレス製継柄（φ15mm、長さ50cm、M-10ねじ込みタイプ）

3本

ステンレス製ハンドル
M-10ねじ込みタイプ

1個

スパナ 12×13mm

2個

ヘラ 16mm

1個

Daiki Catalog 2022-2023035

土壌採取・採泥 機 器

Soil sampling equipment

DIK-170A

Piston Sampler(for Sludge) for 2m

ピストン・サンプラー(採泥用）2m用

湖沼及び河川等の汚泥を採取するのに適しています。
最高５ｍ程度の深度まで着脱容易な継柄を延長する事により、75cmずつ採取可能。

■構成
採取部 φ4cm×75cm

ロープ 5m用 2本グリップ付ハンドル 60cm
継柄 100cm

1個
1組
1個
1本

DIK-180A

Multi Sampler(for Sludge/Sewage) for 5m

マルチ・サンプラー(採泥・採水用）5m用

湖沼及び河川等の汚水や汚泥を採取するのに適しています。最高５ｍ程度の深度まで着脱容易な継柄を延長する事により、100cmずつ採取可能。採取した試料は透明アクリル管に入るので、その場で壊さずに観察でき、
また、そのまま持ち帰ることもできます。最先端部（ボール、刃先）を換えることにより容易に流動物を採取できます。

■採取方法

ピストン式

■採取量

φ40×1000mm■構成
サンプラー本体（採泥・採水刃先 付属） 1本
透明アクリル製サンプル管

ロープ5m用 2本グリップ付ハンドル60cm
継柄100cm

036

5本
1組
1個
4本

Daiki Catalog 2022-2023

土壌採取・採 泥 機 器

Soil sampling equipment

DIK-185A

Sediment Core Sampler

セディメントコアサンプラー

湖沼及び河川等のヘドロを採取するのに適しています。最高５ｍ程度の深度まで着脱容易な継柄を延長する事により、100cmずつ採取可能。採取した試料は透明アクリル管に入るので、その場で壊さずに観察でき、ま
た、そのまま持ち帰ることもできます。
エアーを入れることにより、先端内部を膨らませて、ヘドロが落ちるのを防ぐことが出来ます。

〈 サンプル採取例 〉〈 本体写真 〉〈 サンプルの取り出し①〉

DIK-190A〈 サンプルの取り出し②〉

Cable Operated Sediment Samplers

底質採泥器

湖底、川底等の底質（汚泥）物をすくい取るものです。
操作は簡単で採取部を開いたままの状態で 静かに降ろし、採取場所に着いてから少しずつ引き上げると、汚泥をすくいながら閉じ採取できます。
3種類のサイズを用意しています(0.5㍑、2.0㍑、6.0㍑）。

■仕様
品番

採取量

重量

DIK-190A-A1

0.5 ㍑

2.1kg

DIK-190A-B1

2.0 ㍑

10.0kg

DIK-190A-C1

6.0 ㍑

25.2kg

DIK-170A-B1

ロープ 5mポリエステル、2本1組

アクセサリ

Daiki Catalog 2022-2023

037

大起理化工業の総合カタログがホームページで閲覧できるようになりました！
大起理化工業トップページから、「 総合カタログ 」を選 択 頂き、
ご覧ください→DA I KI S N Sのご紹 介

公式YouTubeチャンネル
新製品から従来製品まで使用方法や開封動画を公開中！

チャンネル登録公式Twitter

展示会情報や新製品の情報をお届け！

フォローする

038

Daiki Catalog 2022-2023

公式Facebook

展示会情報や新製品の情報をお届け！

フォローする公式LINE

お友達登録で簡単に質問ができます!

友だち追加＋

地下水採取地下水位測定機器
39-46

Daiki Catalog 2022-2023

039

地 下水採取・地 下 水 位 測 定 機 器
DIK-603D

Sampling& Research equipment for Groundwater

CTD-Diver (Groundwater Level Recorder)

CTDダイバー水位計●導電率・水位・水温を1台で計測●４極式導電率センサ搭載●144,000データを内蔵ロガーで記録●完全密封式で内部結露による故障が極めて少なくなりました●内蔵電池は約6年〜8年の長寿命*2
型式

DIK-603D-A1

DIK-603D-B1

DIK-603D-C1

DIK-603D-D1

水位測定範囲

10m

50m

100m

200m

精度*1
分解能

±0.2%F.S.*4 ±0.2%F.S.*4 ±0.2%F.S.*4 ±0.2%F.S.*4
0.2cm

1cm

2cm

4cm

■仕様

圧 力 測 定 方 式： シールドゲージ圧材
質： セラミック (ジルコニア)
圧 力 セ ン サ 材 質： セラミック (アルミナ)
導電率センサ材質： 白金、セラミック (アルミナ)
外 形 寸 法： 直径18-22 mm、長さ135mm
重量： 約95g
測 定 間 隔： 1秒 〜99時間
記 憶 容 量： 144,000データ
内 蔵 電 池 寿 命 * 2： 約6年〜8年
温 度 測 定 範 囲： 0°
C〜50°
C（表示分解能0.01℃）

DIK-612A

Micro Diver

マイクロダイバー■共通仕様

測 定 間 隔： 0.5秒〜99時間
記 憶 容 量： 48,000データ（不揮発性）
材
質： SUS 316L
圧力センサ材質： セラミック
圧 力 測 定 方 式： シールドゲージ圧
温 度 測 定 範 囲： 0°
C〜50°
C
内蔵電池寿命*2 ： 約6〜8年
外 形 寸 法：φ18mm、長さ88mm
重量： 約45g
型式

DIK-612A-A1

測定範囲

10m

DIK-612A-B1
20m

精度*1

±0.3% F.S.*3±0.3% F.S.*3

分解能

0.2cm

0.4cm
DIK-612A-D1

型式

DIK-612A-C1

測定範囲

50m

100m

精度*1

±0.3% F.S.*3±0.3% F.S.*3

分解能

1cm

2cm

*1 温度補正後の精度*2 使用方法により異なる*3 F.S.＝フルスケール
・測定には水位測定用とは別に大気補正用のBAROダイバーが必要です。

導 電 率 測 定 範 囲： 10μS 〜120 mS/cm
導 電 率 精 度：±3%（at 25°
C）*3*1 温度補正後の精度 *2 使用方法により異なる*3 標準液による1点校正後、同一標準液による測定の再現性精度*4 F.S.＝フルスケール
・測定には水位測定用とは別に大気補正用のBAROダイバーが必要です。

DIK-613A

Cera Diver

セラダイバー■共通仕様

測 定 間 隔： 0.5秒〜99時間
記 憶 容 量： 48,000データ（不揮発性）
材
質： ジルコニア
圧力センサ材質： アルミナ
圧 力 測 定 方 式： シールドゲージ圧
温 度 測 定 範 囲： 0°
C〜50°
C
内蔵電池寿命*2 ： 約6〜8年
外 形 寸 法：φ18-22mm、長さ90mm
重量： 約50g
型式

DIK-613A-A1

測定範囲

10m

20m

精度*1

±0.2% F.S.*3±0.2% F.S.*3

分解能

0.2cm

0.4cm
DIK-613A-D1

DIK-615A-G050

IoT DiverIoT対応型ダイバー水位計
遠隔データ観測システム■仕様

電源： 単一乾電池 2本
電 池 寿 命： 約3年間（ご使用の状況により異なります）
外 気 環 境： -20℃〜＋60℃
防 水 保 護： IP68
外 形 寸 法： 本体φ48mm、上蓋φ60mm、長さ340mm
重量： 890g

DIK-613A-B1

型式

DIK-613A-C1

測定範囲

50m

100m

精度*1

±0.2% F.S.*3±0.2% F.S.*3

分解能

1cm

2cm

*1 温度補正後の精度*2 使用方法により異なる*3 F.S.＝フルスケール
・測定には水位測定用とは別に大気補正用のBAROダイバーが必要です。

スマートフォン
画面イメージアンテナ

モデム

接続ケーブル
ダイバー水位計

構成イメージ

040

Daiki Catalog 2022-2023

地下水採取・地 下 水 位 測 定 機 器
DIK-615A

Sampling& Research equipment for Groundwater

TD Diver

TDダイバー■共通仕様

測 定 間 隔： 0.5 秒〜99時間
記 憶 容 量： 72,000 データ（不揮発性）
材
質： SUS 316L
圧力センサ材質： アルミナ
圧 力 測 定 方 式： シールドゲージ
温 度 測 定 範 囲： 0°
C〜50°
C
内蔵電池寿命*2 ： 約8年〜10年
外 形 寸 法：φ18-22mm、長さ110mm
重量： 約104g
型式

DIK-615A-A1

DIK-615A-B1

測定範囲

10 m

20 m

精度*1

±0.1% F.S.*3±0.1% F.S.*3

分解能

0.2 cm

0.4 cm型式

DIK-615A-C1

DIK-615A-D1

測定範囲

50 m

100 m

精度*1

±0.1% F.S.*3±0.1% F.S.*3

分解能

1 cm

2 cm

DIK-615A-E1

BARO Diver

BAROダイバー（大気補正用）
ダイバーシリーズの水位測定には、大気補正用のBAROダイバーが必要です。
BAROダイバーは、DIK-615A TDダイ
バ ー 、D I K - 6 1 2 A マイクロダイバ ー 、DIK-613A セラダイバー、DIK-603C
CTDダイバーに共通で使用できます。
型式

DIK-615A-E1（大気補正用）

測定範囲

1.5 m H2O（水深1.5ｍまで測定可能）

精度*1±0.5 cm

分解能

0.1 cm*1 温度補正後の精度＊DIK-611A ミニダイバーは製造中止となり、
DIK-615A TDダイバーが後継機種となります。

*1 温度補正後の精度*2 使用方法により異なる*3 F.S.＝フルスケール

・測定には水位測定用とは別に大気補正用のBAROダイバーが必要です。
＊DIK-611A ミニダイバーは製造中止となり、
DIK-615A TDダイバーが後継機種となります。

DIVER オプション

Diver Option

TD・マイクロ・セラ・ＣＴＤダイバー用
DIK-615A-E1

BAROダイバー(大気補正用)

DIK-611A-F3

USB対応専用読取り器(Windows対応ソフト付）

DIK-611A-G3

USB対応DDC通信ケーブル1.5m(Windows対応ソフト付）

DIK-611A-H1DDCケーブル

1m

DIK-611A-J1DDCケーブル

5m

DIK-611A-K1

DDCケーブル

10m

DIK-611A-L1

DDCケーブル

15m

DIK-611A-T1

DDCケーブル

20m

DIK-611A-M1

DDCケーブル

30m

DIK-611A-U1

DDCケーブル

50m

DIK-611A-N1

DDCケーブル

60m

DIK-611A-P1

DDCケーブル

80m

DIK-611A-R1DDCケーブル

100m

DIK-611A-V1

DDCケーブル

150m

DIK-611A-S1DDCケーブル

200m

DIK-611A-F3

USB対応専用読取り器

DIK-611A-J1DDCケーブル

DIK-611A-G3

USB対応DDC通信ケーブル

ＣＴＤダイバー専用
DIK-603A-E1

導電率校正液500ml

5mS/cm

DIK-603A-F1

導電率校正液500ml

12.88mS/cm

DIK-603B-D1

導電率校正液500ml

80mS/cm

DIK-603B-F1

導電率校正液500ml

1.4mS/cm

DIK-603C-D1

導電率校正液500ml

111.8mS/cm

5m

ダイバー水位計設置イメージ

注）
旧型ダイバー水位計（DIK-610Aシリーズ）
・保証期間を過ぎたダイ
バー水位計は、故障した場合のデータ回収が有償（￥20,000・税抜）になります。
機器の状態によっては、データの回収ができない場合もございますが、その場合でも有償となります（￥10,000・税抜）。
ご了承ください。

Daiki Catalog 2022-2023

041

地 下水採取・地 下 水 位 測 定 機 器

Sampling& Research equipment for Groundwater

DIK-685A

Fluororesin Bailer Samplers

ベイラーサンプラー（フッ素系樹脂製）

深さに対応しながら、静止状態の水（液体）を採取する目的に適しています。採取管はフッ素系樹脂製なので化学変化を起こさず、250℃以上の熱にも耐えます。用途に合わせて2種類のサイズ（採水量450〜690ml）を揃えています。

型式

品名・仕様

DIK-685A-C1

ベイラーサンプラー管

容量0.45㍑ φ35mm×60cm

DIK-685A-D1

ベイラーサンプラー管

容量0.69㍑ φ35mm×90cm

DIK-685A-F1

サンプラー管

DIK-685A-G1

フッ素系樹脂 スチールケーブル φ2mm×5m、リール付き

DIK-685A-H1

フッ素系樹脂 スチールケーブル φ2mm×25m、リール付き

35mm用取水具

DIK-687A

Transparence Bailer Samplers(PVC)

透明ベイラーサンプラー（PVC製）

数多くサンプルを採取する時に使い捨て感覚でお使いいただける安価で手軽な採取器です。
現場での採取時間の短縮に沈降速度を速めるための重りもあります。採取した試料を取り出すための取水具も1本に1個付属しています。
型式

③

①

②

品名・仕様

①DIK-687A -A5

ベイラーサンプラー管
外径φ41mm（内径φ38mm)
長さ92cm 容量1000ml、10本1組②DIK-687A -B2

ベイラーサンプラー管
外径φ18mm（内径φ16.5mm)
長さ91cm 容量200ml、10本1組（重り付）
オプション

DIK-687A -D2

φ18mm用ステンレス製重り60g③DIK-687A -E1

スケールテープ

5枚1組

DIK-688ASUS Bailer Samplers

ベイラーサンプラー（ステンレス製）

ダイオキシン調査に適しています。
採取管はステンレス製なので洗浄することにより繰り返し使用可能。
エコな製品です。
2種類のサイズ（採水量250・1000ml）を揃えています。
型式

品名・仕様

DIK-688A -A1

ベイラーサンプラー管
外径φ34mm×45cm（内径φ28mm)、容量250ml

DIK-688A -B1

ベイラーサンプラー管
外径φ45mm×90cm（内径φ39mm)、容量1000ml
オプション

DIK-688A -C2

042

グラスファイバー製スチールケーブル20m リール付き

Daiki Catalog 2022-2023

地下水採取・地 下 水 位 測 定 機 器

Sampling& Research equipment for Groundwater

DIK-655A

Field Pump

マイクロプロセッサで制御された、バッテリー内蔵型の野外向けポンプです。
内蔵１２Ｖバッテリーは連続２〜５時間の使用が可能です。

NEW

フィールドポンプ■仕様（DIK-655A）

外 形 寸 法： L350 x W325 x H155 mm
電
源： 内蔵バッテリー駆動
連続運転時間： 2〜5時間（負荷による）流
量： 2L/min
最 大 揚 程： 9m（負荷による）重
量： 約8.5kg
防 水 規 格： IP66

DIK-652A

Hand-operated Field Pump

手動式フィールドポンプ

手動式フィールドポンプはガスと液体を採取する信頼性の高いポンプです。
ハンドルはベアリングが付いていて楽に回す事ができます。最大8mの深さから水を採取することができます。
このポンプは3個の圧力ローラーを使っただけの簡単な構造ですが、非常に長持ちするポンプです。

■仕様

外形寸法
本
体： W130×D100×H120mm（ハンドル含まず）ス タ ン ド：φ12mm x 1m（材質：ステンレス製）
採 水 量： 220ml/min(揚程約 8m地点)
重量： 約2kg（スタンド含む）

Daiki Catalog 2022-2023

043

地下水採取・地 下 水 位 測 定 機 器
DIK-662B

小型水中ポンプ

Sampling& Research equipment for Groundwater

Groundwater Purging Pumps

小型水中ポンプは小型でパワフルな使いやすいポンプです。DIK-662B-A1は揚程約9ｍで採水量は1分間約3リットル、DIK-662B-B1は揚程約15ｍで採水量は1分間約2リットル、DIK-662B-C1は揚程約25ｍで1分間約3.8リットルの採取が可能です。
■仕様

DIK-662B-A1 小型水中ポンプ 9m用
寸法： 直径約45mm（ケーブル含まず）
長
さ： 約330mm（ケーブル含まず）
消 費 電 流： 最大9A
必 要 電 源： DC12V（最大15V）
連続運転時間： 最大15分以内■オプション

DIK-660B-C1

PEチューブ（外径φ12mm、内径φ9mm）11ｍ巻■仕様

DIK-662B-B1 小型水中ポンプ 15m用
寸法： 直径約48mm（ケーブル含まず）
長
さ： 約450mm（ケーブル含まず）
消 費 電 流： 最大14A
必 要 電 源： DC12V（最大15V）
連続運転時間： 最大15分以内■オプション

DIK-660B-D1

PEチューブ（外径φ12mm、内径φ9mm）16m巻■仕様

DIK-662B-C1 小型水中ポンプ 25m用
寸法： 直径約48mm（ケーブル含まず）
長
さ： 約565mm（ケーブル含まず）
消 費 電 流： 最大17A
必 要 電 源： DC12V（最大15V）
連続運転時間： 最大15分以内■オプション
DIK-660B-E1

044

PEチューブ（外径φ12mm、内径φ9mm）13ｍ×2巻（アダプター付）

Daiki Catalog 2022-2023

地下水採取・地 下 水 位 測 定 機 器

Sampling& Research equipment for Groundwater

DIK-670B-A1 Smart Groundwater Purging Pumps for 20m

スマート小型水中ポンプ

20m用

スマート小型水中ポンプは、直径37mmと細く、内径50mmの観測
井戸で使用可能なパワフルで使いやすいポンプです。
DIK-670B-A1は揚程約20ｍで、1分間で約2.7リットルの採水が可
能です。

■仕様

寸
法： 直径約37mm（ケーブル含まず）
長
さ： 約445mm（ケーブル含まず）
必 要 電 源： DC12V（最大15V）
連続運転時間： 最大15分以内■オプション

DIK-670A-B1

PEチューブ（外径φ12mm、内径φ9mm）21ｍ巻

DIK-671A Smart Groundwater Purging Pumps for 35m

スマート小型水中ポンプ■仕様

寸法： 直径約37mm（ケーブル含まず）
長
さ： 約445mm（ケーブル含まず）
必 要 電 源： DC12V（最大15V）
連続運転時間： 最大15分以内
採水量調整機能付き■オプション

DIK-665A-C1

DIK-665A

Groundwater Purging Pump for 35m

小型水中ポンプ

35m用

このポンプはバッテリーだけで使用でき、
しかも35mの揚程があります。
小型で持ち運びに便利ですので、様々な場所でお使いいただけます。
■仕様

外 形 寸 法： ポンプのみ 直径 約48mm（ケーブル含まず）
ブースターのみ29cm×12cm×12cm（ケーブル含まず）
本 体 長 さ： ポンプのみ約56.5cm（ケーブル含まず）
ケ ー ブ ル 長： 約39m
消 費 電 流： 最大 38A(ブースター接続時)
必 要 電 源： DC12V(ブースター接続時)
採水
量： 約6㍑／分(ブースター接続時揚程約27ｍ地点)： 約3㍑／分 (ブースター接続時揚程約35ｍ地点)
連続運転時間： 最大15分以内
重量： ポンプ約4.6kg(PEチューブ含まず)、
ブースター約2.2kg
使用温度条件： 66℃以下
材
質： PVC、ステンレス、鉄（ブースター）■オプション

35m用

スマート小型水中ポンプは、直径37mmと細く、内径50mmの観測
井戸で使用可能なパワフルで使いやすいポンプです。
ブースターを使用することにより、約35m地点からの採水が出来、採水量の調節も可能です。DIK-671Aは揚程約35ｍで、1分間で約1.9リットルの採水が可能です。

PEチューブ（外径φ12mm、内径φ9mm）20ｍ×2巻（アダプター付）

DIK-666A

Groundwater Purging Pump for 60m

小型水中ポンプ

60m用

このポンプはバッテリーだけで使用でき、
しかも60mの揚程があります。
小型で持ち運びに便利ですので、様々な場所でお使いいただけます。

■仕様

外 形 寸 法： ポンプのみ 直径 約48mm（ケーブル含まず）
本 体 長 さ： ポンプのみ約68.5cm（ケーブル含まず）
ケ ー ブ ル 長： 約64m
消 費 電 流： 最大 50A（ブースター接続時)
必 要 電 源： DC12V（ブースター接続時）
採水
量： 約1.3㍑／分(ブースター接続時揚程約54ｍ地点)： 約0.7㍑／分 (ブースター接続時揚程約60ｍ地点)
連続運転時間： 最大15分以内
使用温度条件： 66℃以下
材
質： PVC、ステンレス、鉄（ブースター）■オプション

DIK-666A-C1

PEチューブ（外径φ12mm、内径φ9mm）100ｍ巻

DIK-665A-C1 PEチューブ（外径φ12mm、内径φ9mm）20ｍ×2巻（アダプター付）

Daiki Catalog 2022-2023045

地下水採取・地 下 水 位 測 定 機 器

Sampling& Research equipment for Groundwater

DIK-MP1

Grundfos MP 1 submersible pump sets

地下水採取用小型水中ポンプ▶最大揚程90m! 細井戸用としては、唯一無二の高性能タイプです！
▶約500時間※1使用可能なモニタリングポンプです！
▶ポンプ本体部は直径45mm※2と細く、内径50mmの井戸でも使用可能です！

※1 保証値ではありません※2 フルセットでのご購入の場合DIK-MP1-64モータ冷却用ガイドにより、直径が55mmとなります■仕様
地下水採取用小型水中ポンプ
入力電力

1.3kW

最大電流

5.5A

水温

0〜+35℃

重量約2.5kg

電圧

3相×220V/400Hz

保護回路

内蔵サーマルスイッチ

MP1

3/4管用テーパーねじ

吐出ポート

コンバーター
供給電圧(DIK-MP1-E1)

単相×110〜115V(±10％)50/60Hz保護接地

出力電流

5.8A

発電機仕様

電圧制御付き：2.2kVA(最小)※推奨3.3kVA
電圧制御無し：5.5kVA

動作周囲温度-10〜+40℃

重量約8.0kg(ケースを含む)

接続ケーブル

3芯×1.5mm2 プラグ付き3m

動作相対湿度

最大95％(結露無き事)

出力電圧

3×15.4V/25Hz〜3×235V/400Hz

保護回路

内蔵過電流保護6.1Aに設定

力率

0.65

ヒューズ

10A

加速時間

0→400Hz

最大6sec

減速時間

400→0Hz

最大6sec

筐体保護等級

IP66

DIK-MP1-B1
地下水採取用小型水中ポンプMP1
電源ケーブル60m付

地下水採水現場イメージ■地下水採取用小型水中ポンプセット一覧表▼ポリエチレン製ホース付属セット
DIK-MP1-67

地下水採取用小型水中ポンプMP1(30m用)フルセット

DIK-MP1-69

DIK-MP1-E1
ポンプ用コンバーター(110V仕様)(地下水採取用小型水中ポンプMP1用)

採水量グラフ

採水量参考値(400Hz時)〈90m地点：約6L/min(0.1L/sec)〉〈60m地点：約24L/min(0.4L/sec)〉〈30m地点：約30L/min(0.5L/sec)〉※ホースの損失水頭は含みません
地下水採取用小型水中ポンプMP1(90m用)フルセット

内訳

内訳

DIK-MP1-A1

地下水採取用小型水中ポンプMP1電源ケーブル30m付

DIK-MP1-C1

地下水採取用小型水中ポンプMP1電源ケーブル90m付

DIK-MP1-E1

ポンプ用コンバーター(110V仕様)(地下水採取用小型水中ポンプMP1用)

DIK-MP1-E1

ポンプ用コンバーター(110V仕様)(地下水採取用小型水中ポンプMP1用)

DIK-MP1-51

ポンプ本体用サービスキット

DIK-MP1-51

ポンプ本体用サービスキット

DIK-MP1-52

SUS製吊下げワイヤー用固定具

DIK-MP1-52

SUS製吊下げワイヤー用固定具

DIK-MP1-53

SUS製吊下げワイヤー(30m用)(クランプ2個付属)

DIK-MP1-55

SUS製吊下げワイヤー(90m用)(クランプ2個付属)

DIK-MP1-57

ホース用SUS製接続アダプタ(内径φ12×外径φ16㎜)(ホースバンド付)

DIK-MP1-57

ホース用SUS製接続アダプタ(内径φ12×外径φ16㎜)(ホースバンド付)

DIK-MP1-63

ポリエチレンホース100m(内径φ12×外径φ16㎜)※1

DIK-MP1-63

ポリエチレンホース100m(内径φ12×外径φ16㎜)※1

DIK-MP1-64

モーター冷却用ガイド(井戸径φ76㎜以上)

DIK-MP1-64

モーター冷却用ガイド(井戸径φ76㎜以上)

DIK-MP1-65

運搬用カート(30m用)

DIK-MP1-66

運搬用カート(60・90m用)

DIK-MP1-68

地下水採取用小型水中ポンプMP1(60m用)フルセット※1）
フルセットご購入の場合のホース長は、電源ケーブルの長さ分になります。
※ポンプセット内に発電機は含まれません。

内訳

046

DIK-MP1-B1

地下水採取用小型水中ポンプMP1電源ケーブル60m付

DIK-MP1-E1

ポンプ用コンバーター(110V仕様)(地下水採取用小型水中ポンプMP1用)

DIK-MP1-51

ポンプ本体用サービスキット

DIK-MP1-52

SUS製吊下げワイヤー用固定具

DIK-MP1-54

SUS製吊下げワイヤー(60m用)(クランプ2個付属)

DIK-MP1-57

ホース用SUS製接続アダプタ(内径φ12×外径φ16㎜)(ホースバンド付)

DIK-MP1-63

ポリエチレンホース100m(内径φ12×外径φ16㎜)※1

DIK-MP1-70

地下水採取用小型水中ポンプMP1(30m用)フルセット

DIK-MP1-64

モーター冷却用ガイド(井戸径φ76㎜以上)

DIK-MP1-71

地下水採取用小型水中ポンプMP1(60m用)フルセット

DIK-MP1-66

運搬用カート(60・90m用)

DIK-MP1-72

地下水採取用小型水中ポンプMP1(90m用)フルセット

Daiki Catalog 2022-2023▼上記セットの他に付属ホースがフッ素系樹脂製タイプもございます
フッ素系樹脂製ホース付属セット

理化学機器47-56

Daiki Catalog 2022-2023047

理 化学機器
MS-1200

Scientific equipment

Oil and Hydrocarbon in Water monitor

水中油モニタMS-1200は、水中の炭化水素、油（水の中の油）、VOC（揮発性有機化合物）
を低濃度から測定できるオンライン監視装置です。
測定範囲は5〜3000 ppbと非常に低濃度の測定が可能です。
河川、地下水などを監視し、汚染濃度の変化によりアラームをだすこともできます。

水処理施設の保護
主な用途は取水の保護です。水処理プラントの取水口は潜在的な汚染の危険性が常にあります。川、貯水池、帯水層/地下水、海（淡水化プラントの場合）等において、例えば汚染物質を含む未処理の水を違法に排出する工場、隣接道路での事故、壊れたパイプライン、油漏れ船、工場で漏れた汚染物質の地下水への流入など水源が汚染される危険性が常にあります。汚染が発生した場合、汚染のレベルによっては、浄水場の停止、
フィ
ルタの交換、
プラント全体の清掃、パイプの交換など水処理プラントに多大なコストを要します。

冷却システム内のオイルと燃料の漏れ検知
Multisensorの比較的新しい用途は冷却水のモニタリングです。冷却水を監視する利点は水の冷却能力の低下の指標となることです。MS1200の利点は、脂肪族炭化水素と芳香族炭化水素の両方に反応することです。
これは、何かが漏れたり混入したりする可能性がある循環水のモニタリ
ングにとって大きな利点です。
コンパクトなUV蛍光光度計は、脂肪族炭化水素には使用できません。

逆浸透膜の保護
多くの工業用水処理システムは、水を浄化するためにRO（逆浸透膜）を使用します。工場が川から水を取るとき、膜を損傷する油汚染水が流入する可能性は常にあります。MS1200は取水をモニタし、膜の汚染を防止することに役立ちます。
■仕様

測 定 範 囲 *： 0〜3000ppb
精度**：±10％
再 現 性 精 度：± 2％
測 定 周 期： 5〜20分/1回
デ ー タ 保 存： マイクロSDカードと内部メモリ
データインターフェース： 4-20mA、Proﬁbus、Modbus、
ワイヤレス、USB
警 報 出 力： 2点（リレードライバを介して）、
ユーザー定義可能なレベル
動 作 温 度 範 囲： 0℃〜40℃
測定試料水の温度範囲： 10℃〜40℃
消 費 電 力： 通常動作時は10W（AC90〜240VまたはDC24V）
外 形 寸 法： 1170x490x300mm（本体および試料タンクキット含む）
重量（本体のみ）： 約25kg
試薬： なし
キ ャ リ ア ガ ス： なし
消耗
品： GACフィルタ、
エアフィルタ/6ヶ月を推奨
キャリブレーション/6ヶ月を推奨＊その他の測定範囲も製作可能（要相談）＊＊200ppbトルエンによる（25℃の水中にて）

048

Daiki Catalog 2022-2023

理化学機器MS-1800

Scientific equipment

Ammonia in Waste Water Monitor

VOCガスモニタ
MS-1800は、排水のモニタリング、製造ラインや油、
燃料漏れの検出に使用できる装置です。
測定は連続サンプリングモード搭載で、オンライン監視が可能で、任意設定可能なアラーム警報出力付きです。

■仕様

測 定 範 囲： 1〜500ppm
精度：±10％
測 定 周 期： 最短2秒
デ ー タ 保 存： マイクロSDカードと内部メモリ
データインターフェイス： 4-20mA、Proﬁbus、Modbus、
ワイヤレス、USB
警 報 出 力： 2点（リレードライバを介して）、
ユーザー定義可能なレベル
動 作 温 度 範 囲： 0〜40℃
消 費 電 力： 通常動作時は7W（AC90〜240V）
外 形 寸 法： 300×200×130mm
重量： 約5kg
試薬： なし
キ ャ リ ア ガ ス： なし
消耗
品： エアフィルタ、
ポンプ、
キャリブレーション

Daiki Catalog 2022-2023049

理 化学機器
MS-2000

Scientific equipment

Total Trihalomethane (THM) Concentration Monitoring System

総トリハロメタンモニタ
MS-2000は、水中の総トリハロメタンを連続的に測定監視することができます。

塩素または塩素ベースの消毒剤を使用して水を消毒すると、フミン酸やフルボ酸などの天然有機物（NOM）と相互作用し、
トリハロメタン、
ハロ酢酸な
どのDBPs（消毒副生成物）が生成されます。
THM(総トリハロメタン)は、各国の異なる法律に従って世界各地で監視されています。
世界各国での測定方法の多くは、測定サンプルを人的に採取しています。
この方法ではサンプルの収集、保存、前処理などにおいてミスが発生しやす
くなります。
測定者は定期的あるいは必要に応じてサンプルを採取しますがその頻度は国や会社によって異なります。
また、採取されたサンプルは専門の技術者が、GC-MSまたはGC-ECD（Electron Capture Detector）
を使用して分析をします。
そのため、リアルタイムに測定結果を得ることができません。
■仕様

測 定 範 囲 *： 0〜200ppb
精度**：±10％
再 現 性 精 度：±2％
測 定 周 期： 20分/1回
デ ー タ 保 存： マイクロSDカードと内部メモリ
データインターフェース： 4-20mA、Proﬁbus、Modbus、
ワイヤレス、USB
警 報 出 力： 2点（リレードライバを介して）、
ユーザー定義可能なレベル
動 作 温 度 範 囲： 0℃〜40℃
測定試料水の温度範囲： 10℃〜40℃
消 費 電 力： 通常動作時は10W（AC90〜240VまたはDC24V）
外 形 寸 法： 1170x490x300mm（本体および試料タンクキット含む）
重量（本体のみ）： 約25kg
試薬： なし
キ ャ リ ア ガ ス： なし
消耗
品： GACフィルタ、
エアフィルタ/6ヶ月を推奨
キャリブレーション/6ヶ月を推奨＊その他の測定範囲も製作可能（要相談）＊＊80ppbクロロホルムによる、25℃

050

Daiki Catalog 2022-2023

理化学機器MS-3500

Scientific equipment

Ammonia in Waste Water Monitor

アンモニアモニタ
MS-3500は、
排水中のアンモニアを連続的に測定監視できる装置です。

MS-3500は、
その頑丈な構造と設計により、排水処理プラントの最前線でアンモニアを確実に測定することができ、オペレータに業界では現在知られていないレベルの管理と知識を与えることができます。
MS-3500は、他のシステムとは異なり、高価なメンテナンス体制、
複雑なろ過システム、
信頼性の低いオートクリーニング装置を必要とせずに、排水の入口に直接設置できます。
さらに、
その非接
触測定方式は、
過酷な環境でも信頼性の高い測定結果を提供します。

水中のアンモニア濃度が高くなると生態系に有害な影響を及ぼします。
そのため、廃水処理施設内のアンモニアは、
曝気工程、浄化装置の出入口など処理工程においてさまざまな時点で監視する必要があります。
アンモニア処理には、
生物化学的処理法や塩素分解などの物理・化学的処理法などの方法があります。
原排水入口でアンモニア測定をすることで、処理工程をコントロールすることが可能となり・処理用の化学物質量を減らす
・電気代を削減する
・全体的な処理システム制御をするなどの効果が期待できます。
■仕様

測 定 範 囲： 1ppm〜200 ppm
精度：±10％
再現
性： 繰り返し測定、水中5ppmアンモニア：±2％
測 定 周 期： 60分または30分に1回
警 報 出 力： 2点（ユーザにて任意設定可能）
ア ナ ロ グ 出 力： 4〜20mA
デ ジ タ ル 出 力： オプションとしてModbus、Proﬁbus
標 準 消 費 電 力： 通常動作時は70 W
NaOHの消費量： 約100ml/日（1mol NaOH）
動 作 温 度 範 囲： 1〜50℃
重量（本体のみ）： 約25kg
外形寸法（本体のみ）： 750x750x350mm

Daiki Catalog 2022-2023

051

理 化学機器
DIK-6000Scientific equipment

Rainfall Simulator

降雨装置

新降雨ノズル採用で、高精度な降雨試験が可能！
降雨の影響に対する実験に必要な自然状態に近い降雨を再現する事が 出 来 ま す 。有 効 降 雨 面 積 は 、標 準 タ イ プ として 1 m×1 m 、
1.5m×1.5mの2タイプを用意しております。
この2タイプの他にもご要望に応じた有効降雨面積サイズを製作することが可能です。本
機は、高性能降雨ノズルを採用し有効降雨範囲内における降雨分布のばらつきが従来機の1/2*になりました。
またノズルを高速回転（ランダム降雨モード）
させ、雨滴をランダムに落下させて有効降雨面積内に自然降雨に近い雨滴落下を実現させています。ノズルの回転速度を可変することで、雨滴径φ1.9〜φ
2.8mmまで可変することが可能になります。

＊新品納入時点での計測値であり、継続使用後の値を保証するものではありません。

■仕様

降 雨 本 体 部： 1台
有 効 降 雨 面 積： 1㎡(1m×1m) 又は2.25㎡(1.5m×1.5m)
有 効 降 雨 高 さ： 約2m
降 雨 強 度： 10〜80mm/h
雨滴径可変範囲：φ1.9〜φ2.8mm
分 布 精 度（ ※ ）：ノズル静止降雨モード ±10%以内： ランダム降雨モード ±20%以内
定 量 給 水 槽： 1台
電
源： AC100V 7A※有効降雨範囲内において、弊社規定の測定手法によるもの。

降雨量は、
ご要望に
応じて製作可能です

DIK-6050

自動制御型レインシミュレーター

降雨強度、降雨開始時間、降雨終了時間、及び雨滴径を任意に設定して、最大5パターンの連続自動運転が可能です。降雨強度、雨滴径等のデータを1分毎に保存し、USBへの出力が出来ます。流量計によるフィードバック制御を行っている為、常に安定した降雨強度を維持する事が可能となりました。
■仕様

降 雨 本 体 部： 1台寸法： W1400×D1400×H2600mm（突起部を除く）
有 効 降 雨 面 積： 1㎡(1m×1m)
有 効 降 雨 高 さ： 約2m
降 雨 強 度： 10〜80mm/h（設定単位：1mm）
雨滴径可変範囲：φ1.9〜φ2.8mm
分 布 精 度（ ※ ）：ノズル静止降雨モード ±10%以内
ランダム降雨モード ±20%以内
定量給水槽・制御部： 1台寸
法： W750×D620×H800mm（突起部を除く）
電
源： AC100V 2.5A
データ記録装置： USB※有効降雨範囲内において、弊社規定の測定手法によるもの。

降雨制御プログラム
機能付き

052

Daiki Catalog 2022-2023

Automatic control Rainfall Simulator

理化学機器Scientific equipment

DIK-0302

IoT Type Environmental Measurement and Control System

IoT対応型環境計測・制御システム
LAN又はデータ通信対応型環境計測・制御システムは気温、湿度、
日照、風向風速、地温、雨量のデータを任意の間隔で記録します。
＊詳しい仕様につきましては、
お問い合わせ下さい。

IoT対応型環境計測・制御システム

DIK-7401

倒伏試験器

気象観測装置Prostrate Tester

稲などの栽培において、台風などの風害により、稲が倒伏してしまうことがあります。本器は、台風などの風に対して、どの程度茎が耐えられるかを測定するものです。
茎の部分に本器をあてて押すだけで、どの程度までの荷重に耐えられるかを簡単に測定できます。

■仕様
バ

ネ

度： 9.8N/40mm（白）： 19.6N/40mm（黄）： 39.2N/40mm（赤）SUS製 各1本
本
体
材
質： アルミ、樹脂、SUS
寸
法：φ40×205㎜
株用アタッチメント： 1個
材
質： アルミ、樹脂
寸法： W70×D80×H10㎜
条用アタッチメント： 1個
材
質： アルミ、樹脂
寸法： W130×D60×H10㎜
総重量： 約650g

DIK-9900

Extraction Kit for CEC Measurement

塩基置換容量(CEC）測定用抽出キット
塩基置換容量とは、土壌のもつ負の電荷の総量のことをいい、その負の電荷はAl3＋､Ca2＋､Mg2＋､NH4＋､K＋､Na＋､H＋などで飽和されています。
この抽出装置は、他の特定の陽イオンと置換えて、その飽和陽イオンの全量を抽出するものです。
この方法は、土壌の地力を評価する指標として広く用いられています。

強

布ケース入り■仕様

架 台 寸 法： W600×D180×H590mm
洗 浄 液 容 器： 6個
浸
透
管： 6個
受
器： 6個
中
継
管： 6個
ガ ラ ス 管： 6個
チ ュ ー ブ： 1本 (250cm)

Daiki Catalog 2022-2023

053

理化学機器Scientific equipment

DIK-6800

Paper Disc Groundwater Velocimeter

ペーパーディスク型簡易地下水流向流速計▶取扱いに専門知識や熟練が不要▶電源不要で機械部がなく軽量なため、山間部や遠隔地、海外での運用も容易▶従来の熱量式地下水流向流速計と同程度の測定範囲（0.03〜1.0cm/min）を実現▶ディスク上に発生したテーリングを肉眼で読み取り、現地で流向流速を測定可能▶センサーを挿入してから，すぐに測定開始するので短時間（5分〜60分）
で測定可能▶筐体のサイズは，VP50用とVP65用の2種類で現地適用試験済み（現在VP100用を開発中）▶深度15m以内程度の浅井戸で測定可能（現在深井戸用を開発中）▶従来の地下水流向流速計のおよそ50分の1の価格

0.1cmと0.7cm/minのテーリング比較

本体

054

Daiki Catalog 2022-2023

テーリング読取り定規山口大学工学部と共同開発

理化学機器AF-123

Scientific equipment

Revised Standard Soil Chart

AF-133Standard soil classified sample

標準土色帖

土性練習用土壌標本

■仕様

■仕様

農林水産省農林水産技術会議事務局 監修
土色判定のための標準土色をマンセル系統分類方式で配列し、色相・明度・彩度の色値を表現、農林慣用色名・英文名を併記し米国土壌保全局作成の土壌調査チャートの複製と和英仏文説明書を添えた
世界最高水準の土色帖です。国際土壌学会を通して、世界各国で愛用されています。

Ｂ6ルーズリーフ式
重さ：約400ｇ

DIK-8502

財団法人 日本土壌協会 監修
土壌の生産性と密接な関係のある土性を指先ですって、砂と粘土の割合を判定する練習のための６種類の標本土壌のほかに、全国の代表的な土壌９種を含んでいます。

外形寸法： W345×D225×H85mm
重量： 約2.8kg

Turf Root Washer(Clear Root)

芝草根圏調査器具セット「クリアルート」

芝管理にとって、土壌内部の状態を知ることは大切です。
クリアルートによって、
芝草の根圏状態を、
あるがままの自然で正確な姿をとらえる
ことが、
誰でも簡単に同じようにできるようになりました。

DIK-8500-53

Root profile sampler

ルートプロファイルサンプラー

DIK-8502 芝草根圏調査器具セット（クリアルート）のオプション品です。
簡単に根圏の採取が可能です。

水洗前の根圏

水洗作業

水洗後の根圏

Daiki Catalog 2022-2023055

理 化学機器Scientific equipment

DIK-7500

Root sampling equipment

根系採取装置
根箱・ピンボード法では,根系構成要素の配置や構造を破壊せずに根系を採取することが可能です。根箱・ピンボード法を容易かつ正確に行うための装置を農研機構が開発し、特許（特願２０１７−２４７８７５）を取得しました。
本装置により、根系採取にかかる時間が削減され、正確に根箱に伸張した形のまま根系を採取することができるようになりました。

ピンボード

根箱での栽培

採取した根本製品は国立研究開発法人
農業・食品産業
技術総合研究機構の開発製品です根箱をピンボードに差し込んで土壌を洗い流す

056

Daiki Catalog 2022-2023

NEW土 壌 三 相・
土壌粉砕篩分け57-62

Daiki Catalog 2022-2023

057

土 壌三相・土壌 粉 砕 篩 分け

Soil Three Phase・Soil Mill & Sieving

DIK-1150

Digital Actual Volumenometer

デジタル実容積測定装置

DLM Ⅱ 対応

実容積測定装置は土壌の実容積（固相＋液相）を測定する機器です。
一定温度条件下では気体の容積はその圧力に反比例する（ボイルの法則）ということに着目して開発され、土壌の三相分布（固相、液相、気相）を測定するには不可欠な機器です。

製品紹介・
紹介動画は
こちら▶

■構成

■仕様

測 定 対 象： 土壌
外 形 寸 法： 約幅350mm×奥行き300mm×高さ180mm
測 定 範 囲： 0〜100ml (=100cm3）
最 少 目 盛： 0.01ml (=0.01cm3）
再現性：±0.5％以内F.S.・25℃（気圧・温度一定条件下にて）重
量： 12.5kg(ケース含む、本体のみ約7kg)
電源： ACアダプター100V、DC12Vバッテリー
表示
部： LCD 20桁×4行 (バックライト付き)
表 示 言 語： 日本語(カタカナ) (*1)
動 作 温 度 範 囲： 5℃〜40℃
動 作 湿 度 範 囲： 90％以下 (結露なきこと)
内 部 保 護： 防塵構造
シ リ ア ル 通 信： 8ピンコネクタ シリアル通信ポート付
通信速度19200bps［機能］

自 動 校 正 機 能： 付属テストピースによる体積自動校正機能
デ ー タ 保 存： 最大1000件データ保存可能
測定日時情報 (西暦・月・日・時・分)
メモリNo. 自動付加機能＊手動で任意記号付加も可能
時 計 機 能： 手動補正機能あり (バックアップ電池内蔵)
デ ー タ 表 示： 保存データを呼出し表示 (メモリーNo.順に表示)
デ ー タ 整 理： 保存データから任意データの削除が可能
通信： 全測定データを専用解析ソフトでPCへ転送
データ保存形式： テキスト形式 (CSVファイル)
保存ファイル名： 型式̲メモリNo．̲緯度̲経度.CSV*1：英語表示機種もあります。

①デジタル実容積測定装置
1台②収納ケース
1式③Daiki Location Manager Ⅱ 1式

■デジタル実容積測定装置標準付属品①ACアダプター②ステンレス試料円筒 100ml③受皿④アミ板⑤テストピース30ｍｌ⑥テストピース50ｍｌ⑦試料室予備Oリング⑧シリコングリス⑨ゴムマット
⑩DC用ケーブル⑪データ通信ケーブル⑫シリアル-USB変換ケーブル

アナログタイプ実容積測定装置・土壌三相計修理対応について▶重要なお知らせ

アナログタイプの実容積測定装置と三相計は、デジタルタイプ発売にともない生産中止となりました。
長い間、ご愛顧ありがとうございました。
①DIK-1000実容積測定装置の修理につきましては、部品の供給が出来ないため、2013年3月をもって修理対応を終了とさせていただきました。
②DIK-1130 土壌三相計は、2016年3月をもって修理対応を終了とさせていただきました。

058

Daiki Catalog 2022-2023

1個
1個
1個
1枚
1個
1個
1本
1個
1枚
1本
1本
1本

土壌三相・土 壌 粉 砕 篩 分け
DIK-2610

Soil Three Phase・Soil Mill & Sieving

Dust shield mill and sieve for Soil RK4 Ⅱ

無粉塵型自動粉砕篩分け装置

RK4Ⅱ

全く新しいコンセプトで設計された新型の土壌調整器です。
環境分析土壌・放射能汚染土壌の粉砕・篩分けに最適！

特許第5055524号/ JP PAT.No.5055524［主な特長］▶土壌の粉砕、及びφ2mm以下の篩分け工程を同時に行うことができます。
▶すべての行程を、粉塵を一切出すことなく行うことができます。
このため、粉塵を吸込むことによる健康被害の心配がありません。
▶粉塵が出ないため、集塵装置が不要です。
▶すべての工程を密閉容器内で行うため、
これまでのような粉砕・篩分
け以上に要していた清掃の手間を、大きく省くことができます。
▶ 粉砕・篩分け工程の作業効率向上により、作業時間の短縮、及び大量のサンプル処理にも対応できます。
■仕様
寸
重
運
加
回
電
処

転
減
転

時
速
速
理

法： W750×D670×H700mm（突起部を除く）
量： 約160kg
間： 30〜120秒/sec
度： 10〜80rpm/s
度： 100〜800rpm
源： AC100V 最大消費電流2.5A
量： 風乾土壌約150g (容器1ケあたり）
×4 = 600g<土壌粉砕状態 >装置本体 外観

粉砕前

粉砕後

風乾させた赤玉土（粒径約10mm）を90秒間粉砕篩分けします

90秒間粉砕篩分け後、2mmの円孔
篩を通過した土壌（粒径約2mm以下）の状態<粉砕棒8本付属 >粉砕棒は、粉砕効率を上げるため、比重の重いモリブデン製の金属芯を使用。
ポリプロピレンのケースを被せて石を粉砕しないように工夫されています。

装置本体 内部<試料容器8組付属 >組立てた容器

受け容器に蓋を付けた状態

粉砕篩分け中に装置内部で粉塵が容器外に出ないように試料粉砕容器（ポリプロピレン製）は組立式（二重構造）になっています

土壌を回収する受け容器は、専用のフタを取り付けて、保存容器として使用することが可能

Daiki Catalog 2022-2023059

土壌三相・土壌 粉 砕 篩 分け
DIK-2001

Soil Three Phase・Soil Mill & Sieving

Aggregate Analyzer

土壌団粒分析器

団粒自身の結合を出来る限り破壊しないで、ある一定の大きさの粒子として集めることができる機器です。標準篩５個組４連に試料を入れ、定ストロ−クの上下動で分析水槽内にて篩別を行う機構になっています。篩の網目は2.0、1.0mm、500、250、106μmがあり、分析目
的に合わせて網目を変更することができます。

■構成・仕様架台： W450×D620×H1320㎜
分 析 水 槽：φ185×H360㎜ 4個
土壌用アミ篩：φ150×H45㎜ 5段4組
網目 2.0, 1.0㎜, 500, 250, 106μm
吊 り 金 具： 篩5段用 4組
上 下 動： 約30回／分
振幅： 38㎜
電源： AC100V 1A
重量： 約54kg

DIK-2012

土壌団粒分析器

Aggregate Analyzer with Thermostat Control

恒温式

団粒自身の結合を出来る限り破壊しないで、ある一定の大きさの粒子として集めることができる機器です。標準篩５個組４連に試料を入れ、定ストロ−クの上下動で恒温分析水槽内にて篩別を行う機構になっています。篩の網目は2.0、1.0mm、500、250、106μmがあり、分析目的に合わせて網目を変更することができます。

■構成・仕様架台： W450×D620×H1320㎜
分 析 水 槽：φ185×H360㎜ 4個
土壌用アミ篩：φ150×H45㎜ 5段4組
網目 2.0, 1.0㎜, 500, 250, 106 μm
吊 り 金 具： 篩5段用 4組
上 下 動： 約30回／分
振幅： 38㎜
恒 温 水 槽： 寸法 W435×D435×H360㎜
材質 ステンレス
ヒーター 500W×2本
温度調節器 設定温度 水温〜50℃
撹拌ポンプ
電源： AC100V 11A
付 属 品： 電源コード
全 重 量： 79kg

060

Daiki Catalog 2022-2023

土壌三相・土 壌 粉 砕 篩 分け
DIK-1201

Soil Three Phase・Soil Mill & Sieving

Volume Weight Tester,Yamanaka Type

山中式容積重測定器

山中式容積重測定器は、100mlの容積に一定の操作で風乾土壌を充填し、単位体積あたりの容積重（仮比重g/ml）を測定する機器です。
従来の製品と比べ100ml試料円筒も使用できるため、試料を充填した状態で他の物理試験を行うことができます。

■構成

測 定 本 体： 外形寸法： W185×D185×H195mm 1台
容積重円筒： 外形寸法：φ64×H42mm
1個ステンレス試料円筒： 100ml
1個
容水量目皿： 外形寸法：φ64×H12mm
10個
アルミケース： 外形寸法：W365×D225×H250mm
1台
中 継リン グ： 外形寸法：φ6１×H25mm
1個
円
筒： 外形寸法：φ6１×H25mm
1個
上蓋： 外形寸法：φ70×H10mm
1個
底蓋： 外形寸法：φ64×H12mm
1個

DIK-1830

Dish for Water-Holding Capacity Test, Hilgard

最大容水量測定皿ヒルガード式

土壌が重力に抗して保持できる最大の水分量を最大容水量といいます。最大容水量測定皿はヒルガ−ド法により最大容水量を求めるためのものです。

■仕様

寸 法： 内径φ56×H10㎜
穴 径：φ1.0㎜ 4㎜間隔
材 質： 黄銅 クロームメッキ仕上
重 量： 36g

Daiki Catalog 2022-2023061

土壌三相・土壌 粉 砕 篩 分け
DIK-2205

Shaking Bottle 500ml

DIK-2201

Shaking Bottle 1000ml

振トウ瓶 500ml 国際法

Soil Three Phase・Soil Mill & Sieving

DIK-2202

Shaking Bottle 1000ml,kohn Type振トウ瓶 1000ml ケーン式

ケ−ン式土壌ピペット分析器用のゴム栓付ガラス瓶です。

振トウ瓶 1000ml 国際法

粒径分析（国際法）専用のゴム栓付ガラス瓶です。

■仕様

容 量：500ml
材 質：ガラス製
重 量：470g
寸 法：φ92×H155㎜
回線目盛入、ゴム栓付■仕様

容 量：1000ml
材 質：ガラス製
重 量：630g
寸 法：φ97×H228㎜
回線目盛入、ゴム栓付

DIK-2300/2310/2330

Round Hole Sieve

容 量：1000ml
材 質：ガラス製
重 量：880g
寸 法：φ85×H367㎜
回線目盛入、ゴム栓付

DIK-2400/2410/2430

土壌用円孔篩

土壌用アミ篩

■仕様■仕様

金属板に円孔をあけたもので、円孔精密分析、試料調整用に最適です。
ステンレス製。高さは45mmです。
標準で穴径φ2.0、1.0、0.5、0.25㎜をご用意しています。

062

■仕様

ステンレス製の土壌用アミ篩です。
高さは45㎜です。標準で網目φ2.0,1.0㎜,500,250,106μmをご用意しています。

DIK-2300

φ200mm

DIK-2400

φ200mm

DIK-2310

φ150mm

DIK-2410

φ150mm

DIK-2330

φ100mm

DIK-2430

φ100mmDaiki Catalog 2022-2023

Meshy Sieve

土壌水分
pF測定
63-74

Daiki Catalog 2022-2023063

土壌水分・pF測 定

Soil Moisture ・pF Meter

DIK-3210

iTensiometeriテンシオメータ▶新型土壌水分計！無線通信により煩わしいケーブル配線が不要！
▶データロガー・バッテリー内蔵の一体型！土壌水分のモニタリングに最適

DLM Ⅱ 対応

サイズ比較
長さ
約138mm

本体とデータ表示器本体全長
約600mm
重量約600g

初期設定画面グラフ表示画面

グラフ表示画面では測定結果をグラフで確認できます。
またグ
ラフの 縮 小・拡 大 も可能です。

■本体部仕様電
源： 単2電池2本（測定間隔1時間で約1年間)
ポーラスカップ： 寸法 φ18mm×L80mm（素焼き部60mm)
測 定 圧 力 範 囲： 0kPa〜-100kPa
受 感 部 長 さ： 10〜100cm（10cm刻み）
最 大 直 径： 約φ60mm
重量： 約600g
保 存 デ ー タ 数： 10000件

受感部は10〜100cm
長さでオーダーメイド＊100cm以上も製作可能

現在のステータスを表示します。
また、受 感 部 内 の 水の 状 態 、電 池 残 量 の情報等を表示します。

■データ表示器仕様

電
源：リチウムイオン電池（充電式）
重量： 約150g
通 信 方 式： 無線フ ァ イ ル 形 式： CSV
保存ファイル数： 1000件（10区画×100ﾌｧｲﾙ）
防 水 機 能： 防水（IPX5/IPX8＆防塵（IP5X）＊本製品は、電波法に基づく省電力データ通信システムの無線局として、工事設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。
無線局名001-A01718＊「iTensiometer」
は大起理化工業株式会社の登録商標です。

DIK-3220

IoT iTensiometer

IoT対応型iテンシオメータ▶iテンシオメータが遠隔地でも操作可能になりました。
▶ネットワークに接続されたパソコン、
スマートフォンがあれば測定指示、結果を現地に行かなくても取得可能です。

CLOUD

クラウド上でのデータ表示画面

064

Daiki Catalog 2022-2023

土壌水分・p F測 定

Soil Moisture ・pF Meter

DIK-3046

Tensiometer (Recording type) 2ch

テンシオメータ 2ch

土壌水分の吸引力のデータはmicroSDカード(2GB)に記録し、バッテリで約1ヶ月間データを記録できます(30分1回のインターバルで測定した場合)。ロガーと電源部を1箱に収納し屋外使用が
可能です。

■構成

●受感部 2本
埋 設 深 さ ： 20cm（※20cm以外のものも特注製作可能）
テンシオカップ寸法 ：φ18mm×L80mm(素焼き部 60mm)●圧力センサ 2個
定 格 圧 力 範 囲 ： 0〜-100kPa
ア ナ ロ グ 出 力 ： 1〜5VDC●パワーボックス（データロガー付） 1台
重量 ： 約2.3Kg
ア ナ ロ グ 入 力 ： 2ch 0〜+5VDC

パワーボックス2ch

受感部＋
圧力センサ

DIK-3187

Mini Tensiometer (2ch Type)ミニテンシオメータ（2chタイプ）

小型・高精度・高速応答のテンシオメータです。
カラム実験や小型ポッ
ト栽 培 土 壌 の 測 定 に 最 適 で す 。土 壌 水 分 の 吸 引 力 の デ ー タは
microSDカード(2GB)に記録し、バッテリーで約1ヶ月間データを記録できます(30分1回のインターバルで測定した場合)。 ロガーと電源部を1箱に収納し屋外使用が可能です。
■構成●受感部 2本寸法 ：φ31×L196mm ケーブル除く
テンシオカップ寸法 ：φ6.3×L10mm●圧力センサ 2個
定 格 圧 力 範 囲 ： 0〜-98.07kPa
ア ナ ロ グ 出 力 ： 1〜5VDC
電
源 ： DC12V〜24V ±10%以下●パワーボックス（データロガー付） 1台
重量 ： 約2.3Kg
ア ナ ロ グ 入 力 ： 2ch 0〜+5VDC

パワーボックス2ch

受感部＋
圧力センサ

DIK-3162

Tensiometer(Pressure Gauge Type)テンシオメータ（圧力ゲージタイプ）
現場において簡単に土壌の水分状態を測定出来ます。
土壌水分の吸引力を圧力ゲージで表示します。

■構成

●受感部
埋 設 深 さ ： 20cm（※20cm以外もオプションで選択可能）
テンシオカップ寸法 ：φ18mm×L80mm(素焼き部60mm)●表示部
定 格 圧 力 ： 0〜-100kPa
精度 ：±2.5% F.S. (at 23±5℃)
外 形 寸 法 ：φ67×H32mm
重量 ： 約105g

Daiki Catalog 2022-2023065

土壌水分・pF測 定
DIK-311F

Soil Moisture ・pF Meter

Soil Moisture Meter (DIK Display Type)

DIK-312B

Soil Moisture Meter (HH2 Display Type)

土壌水分計（DIK表示器タイプ）

土壌水分計（HH2表示器タイプ）

■仕様

■仕様

土壌の体積含水率を数秒間で測定できます。
シータプローブを土壌に差し込むだけで測定できます。
センサは、誘電率の変化を測定する
ことによって体積含水率を測定します。
センサは防水タイプで直接土に埋設することができます。
センサは5〜55%の体積含水率を５％の精度で測定でき、
キャリブレーションすることで±1%の精度で測定が可能です。
センサは2mケーブル付きで、表示器は測定値を内部メモリに保存することができます。
また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することが出来ます。
メータ（表示部） 1台
表示器 ： 8桁×2行 LCD
電
源 ：９Ｖ乾電池 006P(内蔵)外 形 寸 法 ： W89×D25×H147mm（突起部除く）
記 憶 容 量 ： 3×84データ
シータプローブ（センサー部） 1本
精度 ：±1%(キャリブレーションや土壌による差)
測 定 体 積 ： 75㎤ケ ー ブ ル 長 ： 標準2m
サイ
ズ ：φ39.8㎜，長さ170.5㎜（内ロッドの長さ60㎜）
安定に要する時間： 通電後 1〜5秒

土壌の体積含水率を数秒間で測定できます。
シータプローブを土壌に差し込むだけで測定できます。
センサは、誘電率の変化を測定する
ことによって体積含水率を測定します。
センサは防水タイプで直接土に埋設することができます。
センサは5〜55%の体積含水率を５％の精度で測定でき、
キャリブレーションすることで±1%の精度で測定が可能です。
センサは90cmケーブル付きで、表示器は測定値を内部メ
モリに保存することができます。
また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することが出来ます。
メータ（表示部） 1台
表
示： 2行 LCD
電
源：９Ｖ乾電池 006P(内蔵)寸 法 、重 量： W80×D40×H150mm, 450g
記憶容量*
Sensor Type Worst CaseBest Case

PR2/6

166

782

SM300,ML2

227

2186

WET

204

1272

シータプローブ（センサー部） 1本
精度：±1%(キャリブレーションや土壌による差)測 定 体 積： 75cm3
ケーブル長： 標準90cm
サ イ ズ：φ39.8㎜，長さ170.5㎜（内ロッドの長さ60㎜）
安定に要する時間： 通電後 1〜5秒

＊センサーの種類と測定データ保存方法によりデータ記録容量が変わります

DIK-321E

Soil Moisture Meter,Recording Type

土壌水分計（自記タイプ）

土壌水分計（2chタイプ）

■仕様

■仕様

本器はシータプロ−ブ（水分センサ）、パワ−ボックス、
デ−タロガ−の構成からなり、土壌の体積含水率を長期間連続して測定し、デ−タを記録することができます。
また電源の無い場所でもバッテリ−により長期間ご使用頂けます。
シータプローブ（センサー部） 8本
測 定 体 積 ： 75cm3
ケーブル長 ： 標準5m 最大100m(オプション）
サ イ ズ ：φ39.8㎜，長さ170.5㎜ (内ロッドの長さ60㎜）
パワーボックス(データロガー付) 1式
測 定 点 数 ： 8ch
重
量 ： 約5Kg（ロガー含）
アナログ入力： 8ch, 0〜+5VDC

シータプローブ（センサー部）

066

DIK-330E Soil Moisture Meter,2ch Recording Type

Daiki Catalog 2021

土壌の体積含水率データをmicroSDカード(2GB)に記録して解析します。
バッテリーで約1ヶ月間データを記録できます（30分1回のインターバルで測定した場合）。データロガーと電源部を1箱に収納して屋外使用が可能です。
シータプローブ（センサー部） 2本
測 定 体 積 ： 75cm3
ケーブル長 ： 標準5m 最大100m(オプション）
サ イ ズ ：φ39.8㎜，長さ170.5㎜ (内ロッドの長さ60㎜）
パワーボックス(データロガー付) 1式
測 定 点 数 ： 2ch
重
量 ： 約2.3Kg（ロガー含）
アナログ入力： 2ch, 0〜+5VDC

パワーボックス8ch

シータプローブ（センサー部）

パワーボックス2ch土壌水分・p F測 定
DIK-350E

Soil Moisture ・pF Meter

Profile Soil Moisture Meter(4 sensor)

プロファイル水分計（4層測定タイプ）

DIK-351E

Profile Soil Moisture Meter(6 sensor)

プロファイル水分計（6層測定タイプ）

プロファイル水分計は垂直方向の異なった深さの土壌水分を測定することができます。1本の測定センサーには深さ別にセンサーが内蔵されています（40cm用は４深度、100cm用は６深度）。土壌にセンサー挿入用チューブを埋設後に、測定センサーを挿入して使用するので、多点を移動して測定することができます。
また、センサー挿入用チューブ（直径φ28ｍｍ）
は予め埋設しておくので、測定の度に土壌構造を撹乱することがありません。

■DIK-350Eの構成

4層測定センサー： 1本寸
法：φ25mm×L750mm
重量： 約500g
測 定 精 度：±0.06m3・m-3（0〜40℃）（通常土壌での一般土壌校正の場合）
センサー挿入用チューブ ： 1本寸法：φ28ｍｍ×L554mm
重量： 約110g
センサー接続ケーブル 5ｍ： 1本
パワーボックス（データロガー付）： 1式
重
量： 約6Kg（バッテリー、ロガー含む）
デ ー タ ロ ガ ー： アナログ入力 4ch 0〜+5VDC■DIK-351Eの構成

6層測定センサー： 1本寸
法：φ25mm×L1350mm
重量： 約800g
測 定 精 度：±0.06m3・m-3（0〜40℃）（通常土壌での一般土壌校正の場合）
センサー挿入用チューブ ： 1本寸法：φ28ｍｍ×L1154mm
重量： 約190g
センサー接続ケーブル 5ｍ： 1本
パワーボックス（データロガー付）： 1式
重
量： 約6Kg（バッテリー、ロガー含む）
デ ー タ ロ ガ ー： アナログ入力 6ch 0〜+5VDC

パワーボックス
4層センサー用

DIK-355B

パワーボックス
6層センサー用Profile Soil Moisture Meter (Display Type)プロファイル水分計（4層表示タイプ）

4層測定センサー、
センサー挿入用チューブ

DIK-356B

6層測定センサー、
センサー挿入用チューブ

Profile Soil Moisture Meter(Display Type)プロファイル水分計（6層表示タイプ）■DIK-355Bの構成

4層測定センサー： 1本寸
法：φ25mm×L750mm
重量： 約500g
測 定 精 度：±0.06m3・m-3（0〜40℃）（通常土壌での一般土壌校正の場合）
センサー挿入用チューブ ： 1本寸法：φ28ｍｍ×L554mm
重量： 約110g
接続ケーブル 1.5ｍ ： 1本
表示器HH2 ： 1式

■DIK-356Bの構成

6層測定センサー： 1本寸
法：φ25mm×L1350mm
重量： 約800g
測 定 精 度：±0.06m3・m-3（0〜40℃）（通常土壌での一般土壌校正の場合）
センサー挿入用チューブ ： 1本寸法：φ28ｍｍ×L1154mm
重量： 約190g
接続ケーブル 1.5ｍ： 1本
表示器HH2 ： 1式

4層測定センサー、
センサー挿入用チューブ、
接続ケーブル、表示器HH26層測定センサー、
センサー挿入用チューブ、
接続ケーブル、表示器HH2

Daiki Catalog 2022-2023067

土壌水分・pF測 定
EC-5

Soil Moisture ・pF Meter

Soil Moisture Sensor

土壌水分センサー

プローブ長さ5cmのデュアルセンサーです。風乾〜飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。塩類の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。

■仕様
測
測
精

定
定

EC-5-01
EC-5用オーガー
項
範

Soil Moisture Sensor

土壌水分センサー

プローブ長さ10cmのデュアルセンサーです。風乾〜飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。塩類の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。

■仕様

目： 体積含水率（VWC）
囲： 風乾〜飽和
度：±3％VWC
キャリブレーション時 ±1〜2％VWC
分
解能： 0.1％VWC
印 加 電 圧： 2.5〜3.6VDC@10mA
出
力： 印加電圧の10〜40％（250mV〜1000mV@2500mV）
セ ン サ ー 寸 法： 8.9×1.8×0.7cm（プローブ長さ5.5cm）
動 作 環 境： 0〜50℃
ケ ー ブ ル 長 さ： 標準5m（オプション延長ケーブル3mと15m）
コ ネ ク タ ー： 3.5mmステレオプラグ(標準)、又は先バラ3芯ケーブル(オプション）
データロガー互換： ZL6シリーズ、Em50、Em5b、
プロチェック

目： 体積含水率（VWC）
囲： 風乾〜飽和
度：±3％VWC
キャリブレーション時 ±2％VWC
分
解能： 0.08％VWC（0〜50％VWCの砂質土壌）
印 加 電 圧： 3VDC@12mA〜15VDC@15mA
出
力： 300〜1250mV
セ ン サ ー 寸 法： 14.5×3.3×0.7cm
動 作 環 境： 0〜50℃
ケ ー ブ ル 長 さ： 標準5m（オプション延長ケーブル3mと15m）
コ ネ ク タ ー： 3.5mmステレオプラグ（標準）、
又は先バラ3芯ケーブル（オプション）
データロガー互換： ZL6シリーズ、Em50、Em5b、
プロチェック＊オプションとして硬い土壌にセンサーを挿入する時に使用するEC-5用オーガーをご用意しております。

＊オプションとして硬い土壌にセンサーを挿入する時に使用する10HS用オーガーをご用意しております。

TEROS-10

Soil Moisture Sensor

土壌水分センサー

測
測
精

定
定

項
範

TEROS-11

Soil Moisture Sensor

土壌水分・温度センサー

TEROSシリーズの主な特長は、耐久性と耐水性に優れていることと硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
また、ECH2Oシリーズに比べ、広い範囲の測定を行っています。
METER社データロガー ZL6、及びハンドヘルドリーダー ProCheckに接続して使用できます。

METER社 TEROS(テロス)シリーズの土壌水分センサーは、
誘電率か
ら土壌水分を測定する誘電率型土壌水分センサーです。
METER社データロガー ZL6、及びハンドヘルドリーダー ProCheckに接続して使用できます。

■仕様

■仕様

測
定
項
目 ： 体積含水率(VWC)
土 壌 水 分 測 定 範 囲 ： 風乾〜飽和
測 定 有 効 体 積 ： 1430ml ※TEROS-10(GS1)測定有効範囲
土 壌 水 分 測 定 精 度 ：±3%VWC（8dS/m以下の砂質土壌)、
キャリブレーション時 ：±2%VWC
土壌水分測定分解能 ： 0.1％ＶＷＣ
印
加電
圧 ： 3〜15VDC＠15mA
出
力 ： 1000〜2500mV(アナログ)
電 圧 印 加 時 間 ： 10ms動作
環
境 ： -40〜60℃
ケ ー ブ ル 長 さ ： 5m（延長可）
セ ン サ ー 寸 法 ： 5.1×2.4×7.5cm（プローブ長さ5.4cm)
コ ネ ク タ ー ： 3.5mmステレオプラグ(標準)、又は先バラ３芯ケーブル(オプション）
デ ー タ ロ ガ ー 互 換 ： ZL6シリーズ、Em5b、EM60、EM60G、Em50、Em50G、ProCheck

068

10HS

Daiki Catalog 2021

測
定項
目 ： 体積含水率(VWC)、温度
土 壌 水 分 測 定 範 囲 ： 風乾〜飽和
測 定 有 効 体 積 ： 1010ml ※TEROS-11/12測定有効範囲
土 壌 水 分 測 定 精 度 ：±3%VWC（8dS/m以下の砂質土壌）
キャリブレーション時 ：±1〜2%VWC
土壌水分測定分解能 ： 0.1％ＶＷＣ
印
加電
圧 ： 4〜15VDC＠16mA
またはDDI Serial
出
力 ： SDI-12、
電 圧 印 加 時 間 ： 245ms
動作
環
境 ： -40〜60℃
ケ ー ブ ル 長 さ ： 5m（延長可）
セ ン サ ー 寸 法 ： 9.4×2.4×7.5cm (プローブ長さ5.5cm)
コ ネ ク タ ー ： 3.5mmステレオプラグ(標準)、又は先バラ３芯ケーブル(オプション）
デ ー タ ロ ガ ー 互 換 ： ZL6シリーズ、EM60、EM60G、Em50、Em50G、ProCheck土壌水分・p F測 定
TEROS-12

Soil Moisture ・pF Meter

Soil Moisture Sensor

土壌水分・温度・ECセンサー
METER社 TEROS(テロス)シリーズの土壌水分センサーは、誘電率から土壌水分を測定する誘電率型土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土壌粒子が3〜5、空気が１で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率を求めます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。
TEROSシリーズの主な特長は、耐久性と耐水性に優れていることと硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
また、ECH2Oシリーズに比べ、広い範囲の測定を行っています。
METER社データロガー ZL6に接続して使用できます。
■仕様

測
定
項
目 ： 体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(bulk)
土 壌 水 分 測 定 範 囲 ： 風乾〜飽和
測 定 有 効 体 積 ： 1010ml ※TEROS-11/12測定有効範囲
土 壌 水 分 測 定 精 度 ：±3%VWC（8dS/m以下の砂質土壌）
キャリブレーション時 ：±1〜2%VWC
土壌水分測定分解能 ： 0.1％ＶＷＣ
印
加電
圧 ： 4〜15VDC＠16mA
またはDDI Serial
出
力 ： SDI-12、
電 圧 印 加 時 間 ： 245ms
動作
環
境 ： -40〜60℃
ケ ー ブ ル 長 さ ： 5m（延長可）
セ ン サ ー 寸 法 ： 9.4×2.4×7.5cm (プローブ長さ5.5cm)
コ ネ ク タ ー ： 3.5mmステレオプラグ(標準)、又は先バラ３芯ケーブル(オプション）
デ ー タ ロ ガ ー 互 換 ： ZL6シリーズ、EM60、EM60G、Em50、Em50G、ProCheck

TEROS-21

Soil Water Potential Senser

水ポテンシャルセンサー

植物の生育には水が不可欠ですが、すべての水を利用できるわけではありません。乾燥して土壌中の水の保持力が強くなる(水ポテンシャルが低くなる)と植物は水を利用できなくなります。そのためどのくらい土壌に水があるかではなく、どのくらい利用可能な水があるかが重要です。土壌水分センサーと水ポテンシャルセンサーを併用することで、より効率的な管理・モニタリングが実現します。TEROS-21は、世界初の風乾からほぼ飽和までのフルレンジ(-5〜-100,000kPa)を測定す
る水ポテンシャルセンサーです。個別に6点でキャリブレーションされているので精度の高いモニタリングが可能で、土壌ストレスの決定、灌漑スケジュールの決定などにも利用できます。
また、
コンパクトなセンサーは複数の場所に設置することで広範囲のモニタリングができ、データロガーとの接続で長期間の稼働も可能です。

■測定項目と測定範囲

測 定 項 目 ： 水ポテンシャル、温度
測 定 範 囲 ： 水ポテンシャル -5〜-100000kPa（1.70〜6.00pF）
温度 ： -40〜60℃
精度 ： 水ポテンシャル ±10％+2kPa（-100〜-5kPa)
温度 ：±1℃分解
能 ： 水ポテンシャル 0.1kPa
温度 ： 0.1℃
印 加 電 圧 ： 3.6〜15VDC、待機時0.03mA、測定時16mA
出
力 ： RS232（TTL）3.9Vレベル、又はSDI-12
電 圧 印 加 時 間 ： 200ms
動 作 環 境 ： -40〜60℃
ケ ー ブ ル 長 さ ： 5m（延長可）
セ ン サ ー 寸 法 ： 9.6×3.5×1.5cm
コ ネ ク タ ー ： 3.5mmステレオプラグ（標準）、又は先バラ３芯ケーブル（オプション）
データロガー互換 ： ZL6シリーズ、EM60、EM60G、Em50、Em50G、ProCheck

Daiki Catalog 2022-2023069

土壌水分・pF測 定
ATMOS-41

Soil Moisture ・pF Meter

ALL-IN-ONE

WEATHER STATION

複合型気象計測ユニット

ATMOS-41(アトモス４１)は、
すべてのセンサーが１つのユニットに総合され、データロガーは１つのポートだけですべての測定項目に対応します。小型で軽量のユニットは設置場所を最小限に抑えられ、低消費電力と可動部分が一切ないユニットは摩耗や付着物による誤動作を最小限に防ぎ、長期間の遠隔地設置に最適です。
■測定項目と測定範囲

全 天 日 射 計 ： 0〜1750W/m2
雨量
計 ： 0〜125mm/ｈ
蒸気
圧 ： 0〜47kPa
相 対 湿 度 ： 0〜100％分
解
能 ： 0.1%気
温 ： -40〜50℃
気
圧 ： 50〜110kPa
風速 ： 0〜40m/s
風向 ： 0〜359°
分
解
能 ： 1°
精度 ：±5°
落
雷
数 ： 0〜65535
寸
法 ： 10cm(直径)×34cm(高さ)コ ネ ク タ ー ： 3.5mステレオプラグ、又は３芯先バラケーブル(オプション)
カスタムケーブル可ケ ー ブ ル 長 さ ： 5m※延長、
データロガー互換 ： ZL6シリーズ、EM60、EM60G、ProCheck制
御 ： EM60、EM60G以外で使用される場合は、ATMOS-41 インテグラーズガイドをご覧下さい。

ZSC

Buletooth sensor interface

ZSC Bluetoothセンサーインターフェイス

METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできます。ZSCボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobile （Android4.3以降、iOS10以降対応）
でリアルタイムの測定値がモニターできます。
お手持ちのスマートフォンで気軽に測定が可能です。

■仕様

接続可能プローブ ： すべてのMETER社製センサーとの接続可
入 力 チ ャ ン ネ ル ： 1ch 3.5mmステレオプラグ
表
示 ： 表示単位は各センサーによる寸
法 ： 9.2×3.7×3.4cm
電
源 ： -40〜50℃
ソ フ ト ウ ェ ア ： 単3アルカリ電池2本
動 作 環 境 ： -40〜50℃
インターフェイス ： Bluetooth

スマートフォン表示例

070

Daiki Catalog 2022-2023

土壌水分・p F測 定
ZL6Soil Moisture ・pF Meter

ADVANCED CLOUD DATA LOGGER

データロガー

ZL6データロガーは、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガーです。
すべてのMETER社製センサーとの接続が可能です。全天候型のケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。また、各センサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。

［特徴］▶最大６種類のMETER社センサーを接続可能▶ソーラー充電機能を装備、長期間の計測が可能▶８MBメモリ(40000〜80000データを保存)▶ワイヤレスでデータ送信、
１日最大２４回のデータを送信(オプション)▶丈夫で耐候性に優れたケース▶ZENTRA UtilityアプリでBluetooth通信が可能▶温度、気圧センサー、GPS、
自動時刻同期機能を標準装備■仕様

接 続 可 能 セ ン サ ー ： すべてのMETER社製センサーとの接続可
接 続 ポ ー ト ：６ポート 3.5mmステレオジャック
最大６種類のMETER社製センサー社製センサーの接続可能
測
定間
隔 ：５分〜12時間（各ポート40000〜80000データを保存)
デ ー タ 保 存 ：８MBメモリ
メモリータイプ、不揮発性メモリ（電源が失われてもデータは損失しません)GP
S ： 56ch GPS/QZSSレシーバー（良好な天空状態の場合)
G P S 精 度 ：±３ｍ
： 自動、又は手動（GPS、
セルラー、
ソフトウェアより同期)
時 刻 同 期
電
源 ： 単3NiMH電池(充電)、又は単3アルカリ電池(非充電) 6本
N i M H 充 電 ： 太陽光エネルギー、又はUSB
NiMH電池寿命目安 ：３年以上（日差しを遮るのもが無い状態)※使用状況、使用環境により異なることがあります。
（送信回数、測定条件により異なる)
ア ル カ リ 電 池 寿 命 ： 目安 ３〜１２ヶ月
PCインターフェース ： マイクロUSBケーブル（USB A to micro-B)
通信回
線 ：４Gネットワーク
デ ー タ 送 信 ： 標準１日２４回（1時間に１回の送信)※ZL6の通信を強化した「ZL6 Pro」
もご用意しております。
ケース保護等級/材質 ： IP56, NEMA 3R/UV耐性ポリマー
ZL6との主な違い
寸法 ： 14.9×25×6.3cm
ZL6 Pro ▶約3年分の通信料（シーズンパス）が標準付属
動作
環
境 ： 温度：-40〜60℃、湿度：0〜100%▶通信間隔が15分に1回になり、データ受信を強化
ソ フ ト ウ ェ ア ： ZENTRA Utility、ZENTRA Cloud※ZENTRA Utilityソフトウェアは無料です。

ZL6 Basic

Basic DATA LOGGERZL6 Basic データロガー

ZL6 Basicは、ロギング機能に特化したシンプルデータロガーです。すべてのMETER社製センサーとの接続が可能です。省電力のロガーは電源設備を必要とせず、電池だけで長期間の計測が可能です。全天候型のケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。
また、各センサー制御がプ
ログラムされているので、測定条件の設定やデータのダウンロードなども簡単に行えます。

■仕様

接 続 可 能 セ ン サ ー ： すべてのMETER社製センサーとの接続可
接 続 ポ ー ト ：６ポート 3.5mmステレオジャック
最大６種類のMETER社製センサー社製センサーの接続可能
測
定間
隔 ： 1時間 ※1分毎に測定した平均値か累積値を保存（20000〜30000データを保存）
デ ー タ 保 存 ： 2MBメモリ
不揮発性メモリ（電源が失われてもデータは損失しません)
時刻
同期 ：ソフトウェアより同期
電
源 ： 単3アルカリ電池 6本（センサータイプ、送信回数、測定条件により異なる)
ア ル カ リ 電 池 寿 命 ：３〜１２ヶ月
PCインターフェース ： マイクロUSBケーブル（USB A to micro-B)
B l u e t o o t h ： Bluetooth 5.2
ケース保護等級/材質 ： IP56, NEMA 3R/UV耐性ポリマー
寸法 ： 14.9×25×6.3cm
動作
環
境 ： 温度：-40〜60℃、湿度：0〜100%
ソ フ ト ウ ェ ア ： ZENTRA Utility※ZENTRA Utilityソフトウェアは無料です。

Daiki Catalog 2022-2023071

土壌水分・pF測 定

Soil Moisture ・pF Meter

DIK-3343

pF Meter(Applicable to both Head Pressure ＆ Vacuum)

土壌pF測定器（水頭圧、減圧兼用型）

pF0.5からpF2.7までの土壌pF値の設定を［減圧法］＋[水頭圧法]を用いて行います。試料円筒が６個セットでき､pF0.5〜2.1までは水頭圧を利用するので細かい設定が可能です。脱水過程・給水過程の両過程を、水頭圧利用で細かなｐＦ値の設定も可能です。
ビューレットを見ることで、給・排水量の確認ができます。

pF 0.5〜2.7
■仕様
測

定

本

体： ビューレット（20ml,ﾏﾘｵｯﾄ式,上下ｽﾗｲﾄﾞ方式）6本
試料受器（透明ｱｸﾘﾙ製,上下ｽﾗｲﾄﾞ方式） 6個
フィルター（耐圧50kPa, 多孔質素焼板） 6枚
自動圧力調節器(DIK-9232) 1台
測 定 範 囲： 水頭型吸引法 -0.31〜-14.71kPa (pF 0.5〜2.1)
減圧型吸引法 -9.807〜-49.15kPa (pF 2.0〜2.7)
電源： AC100V 50/60Hz 17VA
重
量： 約30kg（試料受台・ﾋﾞｭｰﾚｯﾄ挟みを含む）
オ プ シ ョ ン： ステンレス試料円筒 100ml 6個

DIK-9232
自動圧力調節器

DIK-3404

Wide Range pF Meter

広域土壌pF測定器

pF1.6からpF4.0までの土壌pF値の設定を［加圧板法］を用いて行います。試料室内に最大24個の試料円筒がセットできます。設定は自動圧力調節器や窒素ボンベで行います。

pF1.6〜4.0■仕様

試料室 1台(寸法 内径φ305×深さH210㎜)
フィルター 2枚 耐圧 1500kPa
フィルター 2枚 耐圧 300kPa
窒素ボンベ 1本
圧力調節器 1個
自動圧力調節器 1台 (DIK-9222)
測 定 範 囲： 3.9〜980.665kPa(pF 1.6〜4.0)
使 用 温 度 範 囲： 0〜40℃（恒温室使用）電
源： AC100V〜AC120V 50/60Hz 20VA
総重量： 約60kg

DIK-9222
自動圧力調節器072

Daiki Catalog 2022-2023

土壌水分・p F測 定

Soil Moisture ・pF Meter

DIK-3424

Multi-Fold pF Meter

多容量土壌pF測定器

pF1.6からpF3.2までの土壌pF値の設定を［加圧板法］
を用いて行います。試料室内に最大24個の試料円筒がセットでき、
自動圧力調節器により任意のpF値に土壌を設定することができます。

pF 1.6〜3.2■仕様

試料室 1台 寸法：内径φ305×深さH222㎜
フィルター 2枚 耐圧：300kPa
自動圧力調節器 1台( DIK-9222)
測 定 範 囲： 3.9〜155.4kPa (pF 1.6〜3.2)
使 用 温 度 範 囲： 0〜40℃（恒温室使用）
電源： AC100V 50/60Hz 20VA
総重量： 約30kg

DIK-9222
自動圧力調節器

DIK-3483

多容量土壌pF測定器

Multi-Fold pF Meter(for Forestry)

芝本用

pF1.6からpF3.2までの設定を［加圧板法］
を用いて行います。芝本式試
料円筒を試料室内に８個セットでき、自動圧力調節器により任意のpF値に土壌を設定することができます。脱水量は個々に測定できます。

pF 1.6〜3.2■仕様

試料室 1台 寸法（内寸）：W800×D260×H220㎜
試料受器 8個 透明アクリル製
芝本式土壌採取用円筒 400ml 8個(DIK-1506)
ミクロフィルター(25枚入り) 2箱
自動圧力調節器 (加圧用) 1台(DIK-9222)
測 定 範 囲 ： 3.9〜155.4kPa(pF 1.6〜3.2)
使 用 温 度 範 囲 ： 0〜40℃（恒温室使用）総重
量 ： 約70kg

DIK-9222
自動圧力調節器

Daiki Catalog 2022-2023073

土壌水分・pF測 定
DIK-3521

Soil Moisture ・pF Meter

Soil Colum Method Kit for pF

砂柱法キットpF0.5からpF1.5までの土壌pF値の設定を［砂柱法］を用いて行います。ステンレス製の本体の中に粒径の均一な砂を入れ本体の水位を一定に設定し、砂柱上面に乗せた試料のｐＦ値の設定を行います。
水位の設定は水位調節器で簡単に行えます。最大24個の試料円筒（別売）をセットできます。
■仕様

本
体： 1台（水位調節器付）
材
質： ステンレス製
外形寸法：φ360×H525㎜
重量： 約40kg
石 英 砂： 30kg, 80〜150メッシュ
測定範囲： 0.31〜3.1kPa(pF0.5〜1.5)

pF 0.5〜1.5

DIK-3923

Vacuum Pump,Battery Typeバッテリー式真空ポンプ

土壌溶液採取器用の減圧ポンプです。土壌溶液（土壌水）を抽出するために埋設した集液カップと、チューブでつながれた集液器内を減圧するのに使用します。

■仕様

ポ ン プ： 到達真空度 -0.08MPa 流量 9 ㍑／min
バッテリー： 公称電圧 DC12V
充電方式 定電圧充電（専用充電器で充電）
充電時間 10時間
動 作 時 間： 連続約2時間
外 形 寸 法： W316×H150×D193（mm）
重量： 3.2kg
付 属 品： 専用充電器 1台、
フィルタエレメント 1個

DIK-3915

Vacuum Creater

真空生成器

土壌溶液採取用の真空生成器です。土壌中に埋設した集液カップとフラスコをチューブで接続し、フラスコ内を減圧することで土壌溶液を採取することができます。

■仕様

●本体部
寸
法 ： W90×D115×H80mm（突起部を除く）
重
量 ： 約350g
材
質 ： ABS樹脂
到 達 真 空 度 ： -0.08MPa（約-0.8kg/cm2）
加圧・減圧ポート ： O.D.φ6×I.D.φ4mm用継手（各1ヶ所）●表示部
指 示 方 式 ： ゲージ圧
表 示 範 囲 ： 0〜-0.1MPa
精 度 等 級 ： 3%F.S.
材
質 ： ケース：SPC.Cr メッキ
透明板：ポリカーボネート板●付属品
ウレタンチューブ 2本（O.D.φ6×I.D.φ4×L1500mm）
アダプタ 1個※ウレタンチューブに取付済
加圧ポンプ用接続具 1個［オプション］足踏み式エアーポンプ

074

Daiki Catalog 2022-2023

使用例1
足踏み式エアーポンプ使用の場合

使用例2
自転車用空気入れ使用の場合

透水性

75-78

Daiki Catalog 2022-2023

075

透水性

Water Permeabilit y

DIK-4012

Permeameter,4 Fold Type

土壌透水性測定器
4点式

試料円筒内に採取した未撹乱土壌の飽和透水係数を測定する装置です。定水位・変水位測定法の選択ができます。透水係数測定範囲が広く10−2〜10−6cm/s程度の土壌を測定するのに使用します。容積100mlの試料円筒4点を同時に測定でき
ます。

■仕様

測 定 範 囲 ： 定水位法 10−2〜10−3(cm/s)
変水位法 10−3〜10−6(cm/s)
水
槽 ： アクリル製
外 形 寸 法 ： W570×D260×H480㎜
重量 ： 約14kg
ゴムリング，
アミ板，
付 属 品 ： つの付アミ皿，
おもり，
目盛管，
チューブ
ステンレス試料円筒 100ml 6個
ビーカー250ml 4個
ピペット 10ml
1個
ケース 1台＊写真は変水位法の状態です。

DIK-4050

変水位透水性測定器
5点式
透水係数が小さく10−3〜10−6cm/s程度の土壌を測定するのに使用します。容積100mlの試料円筒5点を同時に測定できます。
■構成

水平台（水平調節器付） 1台
寸法 ： W570×D140×H470㎜
材
質 ： 塩化ビニール重
量 ： 3kg
つの付アミ皿，ゴムリング，
アミ板，
付 属 品 ： 水皿，
おもり，
目盛管，
チューブ 各5個
ステンレス試料円筒 100ml 6個
ピペット 10ml 1個
ケース 1台076

Daiki Catalog 2022-2023

Falling-Head Permeameter,5 Fold Type

透水性

Water Permeabilit y

DIK-4056

Digital Permeameter,1 Fold Type

デジタル土壌透水性測定器

1点式● 土壌の透水性測定をデジタル化。
自動測定により簡単・便利になりました● 透水係数測定範囲が広く、10−2〜10−6 cm/sec（定水位法から変水位法の範囲）までの測定が可能● 飽和透水係数を自動で計算・保存が可能● 測定終了予定時間表示機能付。
長時間を要する透水性の悪いサンプル測定に最適です■仕様（デジタル透水モニターの寸法）
寸
法 ： W45 × D51 × H132mm（突起部を除く）
重
量 ： 約1kg
測 定 範 囲 ： 10−2〜10−6 cm/sec（定水位法から変水位法の範囲）（CD-ROM）
付 属 品 ： USBケーブル1本、専用ソフト※別途、Windows10（32,64bit）に対応したパソコンが必要です。

DIK-4060

Digital Permeameter,5 Fold Type

デジタル土壌透水性測定器

5点式● 土壌の透水性測定をデジタル化。
自動測定により簡単・便利になりました● 透水係数測定範囲が広く、10−2〜10−6 cm/sec
定水位法から変水位法の範囲）までの測定が可能● 飽和透水係数を自動で計算・保存が可能● 測定終了予定時間表示機能付。長時間を要する透水性の悪いサンプル測定に最適です● 最大5サンプルを同時に測定可能（5点式）■仕様

寸法 ： W570 × D140 × H470mm（突起部を除く）
重
量 ： 約4.5kg
測 定 範 囲 ： 10−2〜10−6 cm/sec（定水位法から変水位法の範囲）（CD-ROM）
付 属 品 ： USBケーブル1本、専用ソフト※別途、Windows10（32,64bit）に対応したパソコンが必要です。

パソコン画面表示例

DIK-4065

Automatic Water supply Digital type Permeameter , 5 fold type NEW

自動給水型デジタル透水モニター 5点式

透水性試験の給水作業・測定・データ保存を完全自動化しました。透水性の良い土壌から悪い土壌まで、広範囲の測定が可能で、飽和透水係数を自動で計算・データの保存ができます。
また、専用ソフトにて5台同時に最大5回まで連続で自動給水と測定が行えます。測定終了予定時間の表示機能もあります。
※この製品を使用するには別途、Microsoft Windows 10（32bit、64bit）対応のUSBコネクタを搭載したパソコンが必要です。

■仕様［透水モニター］［本体部］
測 定 範 囲 ： 変水位法 10-2〜10-6cm/sec
測 定 範 囲 ： 変水位法 10-2〜10-6cm/sec
材
質 ： SPCC（本体部）
材
質 ： アルミ
外 形 寸 法 ： 約W860×D342×H508mm（突起部除） 外 形 寸 法 ： 約W45×D51×H132mm（突起部除）重
量 ： 約300g×5式
重量 ： 約26.5kg
測 定 時 間 ： 1秒〜1年付 属 品 ： 給水チューブ1本、USBケーブル1本付 属 品 ： USBケーブル5本［その他付属品］
DIK-1801
DIK-4001-13
DIK-4001-15
DIK-4055-17
DIK-4001-18
DIK-4001-19
DIK-4051-18
DIK-4001-22

ステンレス試料円筒100ml 6ヶ布ケース入（番号刻印なし）
×1組
ゴムリング×5個
つの付きアミ皿×5個
変水位目盛管×5本
おもり×5個アミ板×5枚水皿×5個
シリコンチューブ（O.DΦ10×I.D.Φ7×L150mm）

Daiki Catalog 2022-2023

077

透水性

Water Permeabilit y

DIK-4201

Cylindrical Intakerate Meter

シリンダーインテーク測定器

土壌中に水が浸入または吸収される速度を測定する装置です。
この速度（インテークレート）
は、
カンガイ方法とカンガイ時間を決める重要な因子となります。本器は測定基準に基づいて製作されたもので、浸透シリンダー３種１組、打ち込み板、ランマー各１個で１セットとなります。

■構成

浸透シリンダー 3種 1組
大 内 寸 ：φ300×H350㎜ 重量 6kg
中 内 寸 ：φ290×H350㎜ 重量 5.5kg
小 内 寸 ：φ280×H350㎜ 重量 5kg
打 込 板 ：１個寸法 ： 320×320×19㎜
ラ ン マ ー ： 1個1枚付 属 品 ： 防振ゴム板〈オプション〉

シリンダーインテーク測定器の浸透シリンダーの外周に打ち込み、浸透シリンダー内の外側浸透を防止するものです。

AF-173

パーミアテスト-W

外枠シリンダ内材
重寸：φ450×H300㎜
質：SK鋼
量：7kg

外枠シリンダ用打込板
寸 法：W470×D470×t9㎜
材 質：鋼鉄
重 量：17kg
付属品：防振ゴム板

Permeatest-W

Ｋ＆Ｍ式現場土壌透水性測定装置。飽和水分状態の圃場に金属円筒を打ち込み、円筒内を満水にし一定時間に減水した水深（mm）を測定し、単位時間（時）当たりに換算して表示します。
■構成

円筒（打ち込み具付） 1本
泥抜き棒
1本
付属品
1式
収納ケース
1個

078

Daiki Catalog 2022-2023

土壌硬度
土壌ガス採取79-84

Daiki Catalog 2022-2023079

土壌硬度・土壌ガス採 取

Soil Hardness / Soil Gas Sampling

DIK-5532

Digital Cone Penetrometer

デジタル貫入式土壌硬度計

デジタル貫入式土壌硬度計は、従来のアナログ測定器のデザインと機能を一新した土壌硬度計で、現場で簡単に土壌硬度測定ができます。GPS内蔵の表示器は最大1000地点の測定データを記録・保存することができます。
また、
オプションのGISソフトウエア（Daiki Location ManagerⅡ)を使用すると、測定位置とデータを簡単に地図上に表示できるだけでなく、測定地点に関連する様々な情報までも一括管理することができます。

DLM Ⅱ 対応

［主な特長］▶測定データをグラフで簡単確認！
▶無線通信で煩わしいケーブル配線が不要！
▶データ回収は、表示器とパソコンをUSBで接続してファイルを移動するだけの簡単操作！
■仕様

本 体 電 源 ： 単2乾電池2本
表 示 器 電 源 ：リチウムイオン電池
デ ー タ 保 存 件 数 ： 1000件
通 信 方 式 ： 無線通信
ファイル保存形式 ： CSV■本体付属品コーン（2cm2）
2個
スピンドル30cm 1本
スピンドル60cm 1本

測定本体と表示器

グラフ表示画面080

Daiki Catalog 2022-2023

デジタル貫入式
土壌硬度計測定本体

Daiki Location Manager Ⅱ（オプション）
メイン画面

土壌硬度・土 壌ガス採 取

Soil Hardness / Soil Gas Sampling

DIK-5505

Soil Resistance Meter,SR-2 Type

土壌抵抗測定器 SR-2型

農作業に欠くことのできないトラクターや地上を走行する農業機械の走行可能性や作業機の抵抗を予知するために使用されます。貫入抵抗、矩形板沈下量、せん断及び摩擦抵抗を測定できます。
●全農営農・技術センター肥料研究室と共同開発した「簡易型貫入式土壌硬度計」と「土壌抵抗測定用部品」の組み合わせにより大幅な軽量化を実現●データを記録しない簡易型。誰でも使える簡単仕様■仕様

測 定 範 囲 ： 0〜2.5MPa、0〜60cm
ス プ リ ン グ ： 490N/50㎜、底面積2cm2及び6cm2
コーン ： 頂角30°
ス ピ ン ド ル ： 0〜60cm（目盛5cm毎）
矩 形 板
A ： 50×100×10㎜
矩 形 板
B ： 25×100×10㎜
剪 断 リ ン グ ： 内径φ60×外形φ100㎜ 突起あり
摩 擦 リ ン グ ： 内径φ60×外形φ100㎜ 突起なし
ト ル ク レ ン チ ： 3〜 23N/m
外 形 寸 法 ： W350×D110×H955㎜
硬度計本体重量 ： 約2kg

土壌抵抗測定用部品

DIK-5590 簡易型貫入式土壌硬度計

DIK-0501

Daiki Location Manager Ⅱ（GISソフトウェア）

DLM Ⅱ＊Japanese only

●測定位置情報が必要な定点観測調査に最適！
地図上に分かりやすく測定位置が表示されます。
●各種DAIKI製品のデータ管理にもご使用いただけます。
●旧製品よりも、
マップや機能がさらに使いやすくなりました。

リンクファイル（ワード）メイン画面
リンクファイル（エクセル）

DIK-3210iテンシオメータ

地図上からの地点登録

データの登録・編集

リンクファイル（動画）DIK-5532 デジタル貫入式土壌硬度計や
DIK-3210 iテンシオメータからのデータ取り込みも可能！
DAIKI製品のデータとりまとめに最適です。
DIK-5532
デジタル貫入式土壌硬度計

Daiki Catalog 2022-2023081

土壌硬度・土壌ガス採 取DIK-5558

Soil Hardness / Soil Gas Sampling

Digital Hand Penetrometer (Digital Soil Hardness Meter)

デジタル土壌硬度計（デジタルプッシュコーン）●目盛（mm）と支持強度（kPa）
を同時に表示！
●300データを保存可能。保存データはUSB経由でPCに読み込み可能。
データ解析に最適です。

NEW

■仕様

本 体 寸 法 ： 約45×45.5×L284mm（コーン、及び保護キャップを除く）
を含む）
重
量 ： 約700g（保護キャップ、及び単三型アルカリ乾電池（2本）
補 償 温 度 ： 0〜40℃（結露不可）
動 作 湿 度 ： 0〜９０%RH
メモリー数 ： 300件
表 示 部 ： LCD16桁×2行
電 池 寿 命 ： 連続使用約20時間

DIK-5553

Push-Cone(Soil Hardness Meter)

プッシュコーン（土壌硬度計）プッシュコ−ンは平らに削った土壌断面に垂直にコ−ンを押し込むだけで簡単に抵抗値を測定できます。従来の硬度計に比べて本器はス
リットがないため、土が入る心配がありません。
また抵抗値は見やすい直読式です。

■仕様

測 定 範 囲 ： 0〜40ｍｍ＝0〜∞（37mm時、約50700 kPa）
20′
コーン角度 ： 25°
バ ネ 強 度 ： 78.4N/40㎜
外 形 寸 法 ： φ40mm×225mm
総 重 量 ： 約370g（本体のみ250g）
布ケース入りDIK-5561

クラスト硬度計

大豆などの栽培で、土壌の表面が硬すぎて、発芽するときに土膜の抵抗を受け、芽の生育が阻害されてしまうことがあります。
このようなことを避けるために、常に発芽に適した土壌硬度にしておくことが必要です。
クラスト硬度計は発芽に適した土壌硬度を簡単に測定することができます。
■仕様

バ ネ 強 度 ： 9.8N/40㎜（白）19.6N/40㎜（黄）39.2N/40㎜（赤）SUS製 各1本
25′
コーン角 度 ： 11°
球形スティック寸法 ：φ8×L54㎜
外 形 寸 法 ：φ40mm×205mm
総 重 量 ： 約650g
布ケース入り082

Daiki Catalog 2022-2023

Crust Hardness Meter土壌硬度・土 壌ガス採 取DIK-5212

土壌ガスサンプラー

Soil Hardness / Soil Gas Sampling

Soil Gas Sampler 80cm

80cm

土壌中のガスを採取する装置で、採取用の管を土壌中に差込みシリンジで吸引するだけで簡単にガスの採取ができます。
検知管を接続すれば現場で簡易分析ができます。
フィルター部はねじ込み式ですので目詰まり等の場合、洗浄や交換ができます。

■仕様

ガス採取部（焼結フィルター）寸
法 ：φ13×L20mm
材
質 ： SUS316L
ポアサイズ ： 100μm
先端部（コーン）寸
法 ：φ16×L20mm（角度60度）
材
質 ： SUS304
採 取 深 さ ： 標準 80cm
オプション ： シリンジ 50ml

DIK-5590

先端部拡大図Cone penetrometer( easy operate soil hardness meter )簡易型貫入式土壌硬度計●全農営農・技術センター 肥料研究室との共同開発●畑の硬盤層の深度が簡単に分かり、軽量で持ち運びに便利です●データを記録しない簡易型。誰でも使える簡単仕様

目盛部（測定範囲0〜2.5MPa）拡大画像

目盛リングは数値読み取り部が赤色で見やすくなっています

Daiki Catalog 2022-2023083

土壌硬度・土壌ガス採 取

Soil Hardness / Soil Gas Sampling

DIK-0465

Portable gas diffusion coeffieint meter of soil NEW

土壌ガス拡散係数測定装置
実際の圃場で土壌物理性の良否が判断できます

これまで一般的であった方法は、100 mL採土管で採取した土壌を使い、実験室において通気性や拡散特性を測定するものでした。本製品は新しく開発された方法で、実際の圃場において（原位置で）1,800 mLの土壌を対象に地表から深部に移動するガスの拡散係数を測定できます。
これにより、実圃場で、耕うん後の作土のような大きな土壌構造を持つ圃場のガス移動特性を測定できるようになりました。

▼現地圃場での測定手順①イソブタンガスをガス採取袋に採取します②円筒を土壌に埋設します③センサー部を取り付けて蓋をします④ガス採取袋からガスを採取します⑤トレーサーガスを注入します⑥測定を開始します⑦測定終了後、円筒上部の長さを計測します⑧円筒を掘り出します⑨土壌を回収して完了です

本製品は農研機構東北農業研究センターと共同で開発した製品です。
「原位置におけるガス拡散係数の測定方法」
として農研機構のホームページにマニュアルが掲載されていますので、合わせてご確認ください。
（概要は、P.22を参照ください）

084

Daiki Catalog 2022-2023

農業向け
測定機器
85-90

Daiki Catalog 2022-2023

085

農業向け測定機 器
DIK-0751

Measuring Equipment for Agriculture

Soil Eh Senser NEW

土壌Ehセンサー

水田土壌や土壌表層水中の酸化還元電位を測定する為のセンサーです。今までの土壌センサーに比べて、抜群の再現性と安定性です。
●センサー先端が鋭角な為、設置した際に土壌と密着しやすい設計！
●本体の材質にガラス繊維強化エポキシを採用し、堅牢で土壌への挿入が簡単になりました！

※OPR電極を測定するには、比較電極と適切なpH/mvメータ、またはロガーが必要です。

■仕様

寸
法 ：φ1.4cm×L36cm
ケーブ ル 長さ ： 3m
接 続 方 法 ： SDI-12

DIK-8333

pF Meter(20cm)

pFメータ（20cm）

pF Meter(for Pot)pFメータ（ポット用）

pFメータ(テンシオメータ)はポット内の土壌水分の吸引力を測定し、直接pF表示するメータです。表示部はワンタッチで交換ができます。

■仕様

測定範囲 ： pF 0〜2.7
埋設深さ ： 10cm
全
長 ： 約18cm
受 感 部 ： テンシオカップ φ8×L60mm（素焼部φ8×L50mm）
表 示 部 ： 精度 ±2.5％F.S（at23℃±5℃）
外形寸法φ67×H32㎜（突起部含まず）

DIK-8334

pF Meter(40cm)

pFメータ（40cm）

pFメ−タ（テンシオメ−タ）は現場において土壌水分の吸引力を測定し、直接pF表示するメ−タです。表示部は交換ができます。

pFメ−タ（テンシオメ−タ）は現場において土壌水分の吸引力を測定し、直接pF表示するメ−タです。表示部は交換ができます。

■仕様

■仕様

■オプション■オプション

測定範囲 ： pF 0〜2.7
埋設深さ ： 20cm
全
長 ： 約40cm
受 感 部 ： テンシオカップ φ18×L80mm（素焼部 φ18×L60mm）
表 示 部 ： 精度 ±2.5％F.S.(at23℃±5℃)
外形寸法 φ67×H32㎜（突起部含まず）
受感部の長さを自由にお選びいただけるタイプも用意しております(DIK-3162)。
DIK-3162は、直接pF表示できるタイプではありません。

086

DIK-8343

Daiki Catalog 2022-2023

測定範囲 ： pF 0〜2.7
埋設深さ ： 40cm
全
長 ： 約60cm
受 感 部 ： テンシオカップ φ18×L80mm（素焼部 φ18×L60mm）
表 示 部 ： 精度 ±2.5％F.S.(at23℃±5℃)
外形寸法 φ67×H32㎜（突起部含まず）
受感部の長さを自由にお選びいただけるタイプも用意しております(DIK-3162)。
DIK-3162は、直接pF表示できるタイプではありません。

農業向け測定 機 器

Measuring Equipment for Agriculture

DIK-8392

Soil Water Sampler(for Field 20cm)

ミズトール（畑地用 20cm）

本器は土壌中に埋設された多孔質素焼管から、直接土壌溶液を採取することが可能です。市販の計器を用いて、簡単に養分の状態を知ることができます。

■仕様

②シリンジ
①集液導管カップ 1本
1個（三方コック、
ストッパー付）
集液カップ（交換可能）
材
質 ： プラスチック
材
質 ： 塩化ビニール、多孔質素焼管
容量 ： 50ml
寸
法 ：φ18×L80mm（多孔質素焼管寸法 φ18×L60㎜）
導 管材
質 ： 塩化ビニール埋 設 寸 法 ： 20cm②①

〈オプション〉

DIK-3911
手動式真空ポンプ

DIK-3923
バッテリー式真空ポンプ

DIK-8393

Soil Water Sampler(for Pot)

ミズトール（ポット用）

本器は土壌中に埋設された多孔質素焼管から、直接土壌溶液を採取することが可能です。市販の計器を用いて、簡単に養分の状態を知ることができます。

■仕様①集液導管カップ 1本
集液カップ（交換可能）材
質 ： 多孔質素焼管寸法 ：φ8×L60mm
チューブ
材
質 ： 塩化ビニール寸
法 ： 内径φ1mm、長さ50cm②シリンジ 1個（三方コック、ストッパー付）材
質 ： プラスチック
容
量 ： 50ml①②

DIK-3954

Auto Soil Water Sampler

自動土壌溶液採取器

本器は現場で土壌溶液を採取するのに最適です。土中に埋設した集液導管カップ（集液カップ）に真空ポンプから任意の負圧を連続的にあたえ土壌溶液を採取します。
これにより従来より効率よく土壌溶液の採取ができます。
■仕様

制御盤 1台電
源 ： AC100V または DC12V バッテリー
圧力制御範囲 ： 0 〜 -70kPa
外 形 寸 法 ： W270×D150×H200mm
収納ボックス 1台
外 形 寸 法 ： W400×D340×H310mm

1. 集液導管カップ
4. 制御盤（真空ポンプ、圧力調整装置等）
2. 集液フラスコ（三方コック、アダプタ付） 5. キャピラリーチューブ 、ジョイント
3. バッファ容器

Daiki Catalog 2022-2023

087

農業向け測定機 器
DIK-300B

Soil Moisture Sampler,HPP-Type

土壌溶液採取器（HPP式）

Measuring Equipment for Agriculture

DIK-301B

Soil Moisture Sampler,Fiber-Type for 10cm

土壌溶液採取器（ファイバー式）10cm用

DIK-305A

Soil Moisture Sampler,Fiber-Type for 5cm

土壌溶液採取器（ファイバー式）5cm用

土壌溶液採取器は、従来の溶液採取器の欠点を取り除いた大変優れた製品です。
ポーラス部がフッ素系樹脂製なのでイオンの吸着がありません。
また、
ポーラス部内部には、ステンレス棒（DIK-300B HPP式）
・グラスファイバー棒（DIK-301B・
DIK-305A ファイバー式）が入っているため、折れにくく、直径がφ2.5ｍｍと小径で、溶液残存量が少ないなど、従来製品では難しかったポット試験、カラム試験等に大変適した製品です。
■仕様

圧 ： 200kPa
法 ： ポーラス部 外径φ2.5×内径φ1.5×L50㎜(300B/305A)
ポーラス部 外径φ2.5×内径φ1.5×L100㎜(301B)
PVCﾁｭｰﾌﾞ 外径φ2.7×内径φ1.0×L100㎜
吸 水 能 力 ： 水中に入れ、100kPaで引いた場合…約1ml/min
土壌に入れ、シリンジ使用で、1〜16時間で約7ml（pF2.3程度）（土壌の種類・乾燥度により異なります）
残 存 量 ： 系列内 約0.5mL
耐寸

DIK-300B

DIK-301B

DIK-305A

088

Daiki Catalog 2022-2023

農業向け測定 機 器
DIK-840A

pH Meter LAQUAtwin-pH-22B

Measuring Equipment for Agriculture

DIK-841AEC Meter LAQUAtwin-EC-33B

pHメータ LAQUAtwin-pH-22B

ECメータ LAQUAtwin-EC-33B

■仕様

■仕様

防水型小型pHメータ。
ミズトールで採取した土壌溶液の測定に最適です。
また、平面形センサ採用で、土壌をのせて水を滴下させるだけ
で土壌のpHが簡単に測定できます。

測定範囲：0〜14pH
精度：±0.01pH
外形寸法：164×29×20mm
重量：約50g

DIK-842A

防水型小型ECメータ。
ミズトールで採取した土壌溶液の測定に最適です。
また、平面形センサ採用で、少量の土壌溶液でもECが簡単に測定できます。

測定範囲：0〜199.9mS/cm
精度：2%F.S.±1digit
外形寸法：164×29×20mm
重量：約50gPotassium Ion Meter LAQUAtwin-K-11

DIK-843A

Sodium Ion Meter LAQUAtwin-Na-11

カリウムイオンメータ
LAQUAtwin-K-11ナトリウムイオンメータ
LAQUAtwin-Na-11

■仕様

■仕様

防水型小型イオンメータ。
ミズトールで採取した土壌溶液の測定に最適です。
また、
平面形センサ採用で、少量の土壌溶液でもイオン測定が簡単にできます。

測定範囲：4〜9900 ppm(mg/L)
2〜5000(kg/10a)
外形寸法：164×29×20mm
重量：約50g

DIK-844A

防水型小型イオンメータ。
ミズトールで採取した土壌溶液の測定に最適です。
また、平面形センサ採用で、少量の土壌溶液でもイオン測定が簡単にできます。

測定範囲：2〜9900ppm
外形寸法：164×29×20mm
重量：約50gCalcium Ion Meter LAQUAtwin-Ca-11

カルシウムイオンメータ
LAQUAtwin-Ca-11

防水型小型イオンメータ。
ミズトールで採取した土壌溶液の測定に最適です。
また、
平面形センサ採用で、少量の土壌溶液でもイオン測定が簡単にできます。

■仕様

測定範囲：4〜9900 ppm(mg/L)
外形寸法：164×29×20mm
重量：約50gDaiki Catalog 2022-2023

089

農業向け測定機 器

Measuring Equipment for Agriculture

DIK-846A

Nitrate Ion Meter for crop LAQUAtwin-NO3-11C

作物体用硝酸イオン測定キット LAQUAtwin-NO3-11C
小型の作物体測定用イオンメータです。

■仕様

測定範囲 ： 100〜9900ppm (NO3-)
電
源 ： CR2032型コイン電池2個
外形寸法・重量 ： 164×29×20mm・約50g■構成

硝酸イオンメータ（NO3-11C） 1台
しぼり器
1個
標準付属品 1式
収納ケース 1個

DIK-847A

Nitrate Ion Meter for Soil LAQUAtwin-NO3-11S

土壌用硝酸イオン測定キット LAQUAtwin-NO3-11S
小型の土壌用イオンメータです。

■仕様

測定範囲： 30〜600ppm (NO3-)
電
源： CR2032型コイン電池2個
外形寸法・重量： 164×29×20mm・約50g■構成

硝酸イオンメータ（LAQUAtwin-NO3-11S） 1台
前処理セット 1式
標準付属品 1式
収納ケース 1個

DIK-848A-A1

Nitrate Ion Meter for Soil Water Sampler LAQUAtwin-NO 3 -11

硝酸イオンメータ（ミズトール用）LAQUAtwin-NO3-11
小型イオンメータ。
ミズトールで採取した土壌溶液の測定に最適です。
また、平面形センサ採用で、少量の土壌溶液でもイオン測定が簡単にできます。

■仕様

測定範囲 ： 6〜9900ppm (NO3-)
電
源 ： CR2032型コイン電池2個
外形寸法・重量 ： 164×29×20mm・約50g■構成

硝酸イオンメータ（LAQUAtwin-NO3-11） 1台
標準付属品 1式
（オプション）
ミズトール（畑地用）DIK-8392
1式
ミズトール（ポット用）DIK-8393 1式

DIK-8392 ミズトール（畑地用20cm）

DIK-8393 ミズトール（ポット用）

090

Daiki Catalog 2022-2023

付 録
92-93

三相分布について

94

土壌集合体・粒径分析について

95-97

土壌の保水性について

98-99

土壌の透水性について

Daiki Catalog 2022-2023091

［付録］三相分 布について

Soil Three Phase

三相分布について
土壌は固相、液相および気相を構成成分とする三相系物質です。固相は鉱物を主とする無機質と有機質、液相および気相はそれぞれ土壌水分および土壌空気により構成されています。
この固相・液相・気相のそれぞれ占める容積割合が土壌の三相分布です。
植物にとって固相は根系の発達により植物体を支持し、ミネラルの供給、養分の保持、供給。
液相は水分や養分の供給。
気相は植物根系への酸素の供給、雨水の貯留、排水および土壌生物の活動による有機質の無機化等それぞれ大切な役割りをになっています。
土壌の肥沃性や作物の生育には、
この土壌三相の適正な関係が決め手となり、三相分布の状態を知ることが土壌診断の基本となっています。
また土壌三相の適正範囲をつくり出すこと

土壌が土壌改良の目的となります。

土壌三相に関する物理性の定義

空気（気相）
単

位

mℓ

g

mℓ

mℓ

g

％

mℓ

g

％

mℓ

％

mℓ

％

％

％

soil
ir

A

空気容積

空気率

全孔隙

孔隙率

飽水度

空気度

Daiki Catalog 2022-2023

水分率

092

①空 気 容 量②空 気 率③固 相 容 積④固 相 率⑤水 分 容 積⑥水 分 率⑦水 分 重 量⑧固 相 重 量⑨孔 隙 率

水分重量

土粒子（固相）

水分容積

水
（液相）

固相率

相

固相重量

固

lid

So

固相容積

分

実容積

水

er

at

W

全重量

気

全容積

空

V1

W

V

Vs

S

Sv

Vℓ

M

Mv

Va

A

p

P

H

U

Va =100-V
A =Va
Vs =(W-V)/(d-1)
Sv =VsVℓ =V-Vs
Mv =VL
M =VL=W-M
S=100-Vs
P⑩含 水 率⑪含 水 比
⑫飽 水 度
⑬容 気 度⑭真 比 重⑮仮 比 重⑯実 比 重⑰水分固相率⑱全 容 積m =M/W×100
Mo =M/S×100
H =Mv/P×100
U =100-H
d =S/Vsda =S/100
dm =W/V
Ls =VL/Vs
Vt =100

［付録］三相 分 布について

Soil Three Phase

診断例

測定例 2
0

空気不足

畑土壌の三相分布範囲

100

16

空気の
適正範囲

水分過剰

90

10

80

20

%
率

率

気

40

50
水分
不足

18

Va

70
0

35

50

100

57

90

ち密すぎ

固相の適正範囲

膨軟すぎ

40

30

Aa

80

固相率

50

Ab

60

100

60

Vb

v%
M

土壌三相の
適正範囲
（例）

70

30

率
分
水

水分
適正範囲

空

50
45

A

分

空
気
率

水

50

: 火山灰土壌: 沖積土壌
: 砂丘土壌
: 表層土
: 下層土

20
10

D
20

10

30

40

60

50

80

70

90

固相率 Sv %
土壌・土層

Va

Vb

固相率 水分率 空気率
Sv % Mv %
A%

18-30

2-50

25-54

35-54

2-43

11-40

16-22

Aa

Ab

4-70

40-60

D

2-48

50-57

4-11

10-40
0-33

32-36

測定例 1
田無火山灰土壌の三相分布（1959）
0

20

%

40

60

80 100

10

気

液

固

深さ

20

100(%)

直角図表による
三相分布の例

気

60

cm 30

相

40

40

(%)
100

相

相

相

50

T

80

60
10

%
A
率
気
10

60

80

(%)
100

20
40

100(%)

v%

40

60

30

80

0

40

M

50

50

20

表層土
下層土

90
100

20
0 20

80
60

率

空

70

40

70

三角図表による
三相分布の例

20

60

分
水

100

相

80

30

90

40

液

90

20

80

60

相

0 100

70

固
80

20

30

10
40

50

60

70

80

90

0
100

円形図表による
三相分布の例

固相率 Sv %Daiki Catalog 2022-2023093

［付録］土壌集 合 体・粒 径 分 析について

Soil Aggregate and Par ticls Size Analysis

土壌集合体・粒径分析について
土壌集合体の分析について
土壌集合体の分析は土壌の構造性を明らかにしようとする一つの重要な手段で、土塊分析と団粒分
析とに大別されます。
（1）土塊分析は、現場ほ場で作物の生育環境を知る手段として、また農作業の面では農業機械の作業効果を見る手段とされています。
土塊分析のための篩別法にはロザムステッド法と農林水産省法がありますが、
ここでは農林水産省法の適用法を載せておきます。
（表1）（2）団粒分析は、団粒の大きさと量を測定し、土壌構造の良否を判定することを主な目的としています。
粒径1mm以下の微細団粒分析の沈降法及び粒径1〜0.02mmの団粒分析の洗浄法もありますが「水中篩別法」が最も一般的で典型的な方法として用いられています。

粒径分析について
正確な土性を知るためには、土壌の機械的組成の分析が必要です。
これを土壌の粒径分析又は機械分析といいます。
粒径区分は国又は分野によって異なりますが、通常は国際法が用いられます。
（表2）一般には礫及び粗砂部分は篩別により、細砂部分はビーカー法によって分離定量され、粘土及びシルト部分はピペッ
ト法又は比重計法によって分析定量されます。
また、土壌構造は土壌水の運動や土壌空気の交換に密接な影響を及ぼし、従って植物の生育に大きな影響を与えます。
この土壌構造の評価は通常、土壌の機械的組成の分析及び土壌集合体の分析結果に基づいて行われます。

1 1st

1cm

0 〜 1cm

0.5cm

2 2nd

2

1〜2

1.5

3 3rd

3

2〜3

2.5

4 4th

4

3〜4

3.5

5 5th

5

4〜5

4.5

6 6th

7

5〜7

6

7 7th

10

7 〜 10

8.5

Directweighing

10＜

8 8th

実測

実測の平均
Mear ofmeasured values☆M.A.F.F.:Ministry of Agriculture.
Forestry Fishery (JAPAN)

国 際 土 壌 学 会
International Society of
Soil Science (ISSS)

礫
gravelG

粗砂
coarse sandCoS

日 本 農 学 会
Japanese Society ofAgricultural Sciences (JSAS)

礫
gravel粗砂
coarse sand

日本工業規格Japanese Industrial Standard(JIS)礫gravelア メリカ 土 壌 局
US Department of Agriculture(USDA)

礫
gravelイ ギ リ スEngland細砂
fine sandFS
細砂
fine sand

粗砂coarse sand

シルト
silt
Si

粘土
clay
C

微砂
very fine
sand

粘土

シルト
silt

粘土
clay

0.05

0.25

0.002

細砂
fine sand

quite
fine
sand
極粗砂 粗砂 0.5 中砂 極細砂 0.1 細砂
粗砂
coarse sand

0.04

0.2

中砂
粗砂 0.5 0.25

粗シルト
coarse silt

細砂
fine sand
0.05

0.01

粘土
clay
細粘土

3.0

シルト 極微砂
quite very
silt
sand
粗粘土

礫
gravel細砂
fine sand

コロイド

1.0

石
stone

粘土
clay

シルト
silt

fine
sand

colloid
0.01

0.05

礫
gravel

clay

0.001

細シルト

Daiki Catalog 2022-2023

0.02

中シルト

ソ ビ エ トU.S.S.R（カチンスキー）

094

0.2

2.0

colloidRepersentative
diameterfine clay

Diameterof clods

coarseclay

Diameterof the eyes

Particle size
粒径 mm

fine silt

No. of sieves

Classiﬁcation of Primary Particles of Soil

medium
silt

代表径
（cm)

coarse
sand

土塊径
（cm)

medium
sand

篩の孔径
（cm)

mediumsand篩別番号

表２ 粒径区分の比較

coarsesand

土塊分析適用法（農林水産法）☆M.A.F.F.Sieving Methodquite
coarsesand

表10.005 0.001 0.0005 0.0001

［付録］土壌 の 透 水 性について

Water Retentivit y

土壌の保水性について●土壌水は地球の重力のほかに、固相粒子の表面から発生する種々の吸引力
孔隙内の液相と気相の境界面に発生する毛管力

土壌水に溶解している溶質による滲透圧など、種々の力場の下に保持されていますが、この土壌の水分保持の特徴を土壌の保水性といいます。
●土壌水が、
どのような力場の下で、どのように保持されているかは、土壌の種類や状態によって一様ではありませんが、これを一定の尺度でとらえるために通常、純水の自由水（バルクの水ともいう）と、土壌水との自由エネ
ルギーの差を用いることにしています。
従って土壌水のｐＦ又は吸引力は自由エネルギーの高低を表したものです。
●土壌水分の分類
種々の分野が試みられていますが、通常次の３種がもっとも広く用いられています。
１.土壌水の運動状態による分類（土壌の水分類および水分恒数）.............表１２.土壌水の形態学的分類（土壌断面内における水分の形態）.................表２３.植物との関孫からみた土壌水の分類 ..................................表2●土壌の水分特性曲線
ｐＦまたは吸引力と土壌の含水量（保水量）との関係を表わした曲線をｐＦ−水分曲線といいますが、土壌の保水性の特徴を表わしているので土壌水分特性曲線とも呼ばれています。.......................図２

表１ 土壌水分の分類および水分恒数

4.0

7.0
乾土︑水分０

風乾土水分

Ｆ.Ｃ

固相の変化
著しい

植物の枯死

植物の萎凋

考

毛管作用
始まる

備

毛管伝導著減Ｎ.Ａ.Ｗ.
非有効容水
A=P

和
Ａ.Ｗ.Ｃ
有効容水量

気

6.0
5.5

永久萎凋点

飽

圃場水分

Mv=P

5.0

4.2

圃場容水量
空

吸湿水
H.W.

A.D.(H.W.)

3.8
初期萎凋点

M×C.W.H.C

3.2

水分当量

最大毛管容水量
最小容水量

最大容水量

水分恒数

Mm.W.H.C

3.0
2.7

P.W.P.

2.0
1.5

I.W.P

1.0

Mo.eq.

0.0

M×W.H.C

ｐF

膨潤水
S.W.

毛管水
C.W.

毛管重力水
G.C.W.

重力水
G..W

土壌水分

Daiki Catalog 2022-2023095

［付録］土壌 の 透 水 性について

Water Retentivit y

表２ 植物との関係からみた土壌水分の分類
ｐF

0

3.8

4.2

正常生育有効水
N.G.A.W
全有効水分
T.A.W

動力排水
G.G.

D.O.G

難有効水分
N.E.A.W

I.W.P

Mm.W.H.C.

永久しおれ点

F.C.

7.0

非有効水分
N.A.W

初期しおれ点

易有効水分
E.A.W

成長阻害点

圃場容水量

水分恒数
water
constants

3.0 〜 3.2

懸垂水帯

土壌水
Soil Water

1.5 〜 1.8

図１ 土壌断面内における水分の形態

P.W.P.

毛管水帯

高さ

地下水位
Groundwater table
Mx.W.H.C.

帯水層

0

C.W.H.C.

含水量

測定法の原理テンシオメータの原理

砂柱法の原理水銀

試料

重力ポテンシャルZ=ρ/

毛管ポテンシャル
Ф=−ρ
/

a

水

Ho

ポーラスカップ+ += 13.5 , h：毛管ポテンシャル= 12.5 -, pF = log≒−ghergs/g =：化学ポテンシャルの低下量
g：重力の加速度096

Daiki Catalog 2022-2023hФ ：毛管ポテンシャル
ρ ：水の密度：重力の加速度：自由水から試料中央までの高さ：重力ポテンシャル

［付録］土壌 の 透 水 性について

Water Retentivit y

図２ ｐＦ-水分曲線
含水比Ｍｏ
水分率Ｍｖ
火山灰土壌下層土（茨城）
火山灰土壌表層土（ 〃 ）洪積土壌（高師ヶ原）

140

120
含有比
及び水分率

Mo

Mv

100

80

60

40

20

0

加圧板法の原理

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0 7.0 (pF)

遠心法の原理加圧力 P=ρ

/r*C∫r-h r

* *Ф

∫r

r-h

2

r

(

2

) erg g
h
erg g
h(r
2)

h r

dr
dr

h
2

2

2

試料

r

r ̲h
試料

毛管ポテンシャル

Ф=−ρ

/

h
遠心
ポテンシャル

毛管
ポテンシャルDaiki Catalog 2022-2023097

［付録］土壌 の 透 水 性について

Water Permeabilit y

透水性
土壌の透水性について
土壌がその体内を通じて水に流路を与え流動を行わせる能力を、土壌の透水性（又は通水性）といいます。
土壌体内での水の流動は、条件によってあらゆる方向に行われますが、通常、水が土壌の外から内へ流入する場合（浸入）と内から外へ流出する場合（排水）とに大別されます。主として流路の条件によって両者ともに種々の形態の流動を生ずるので、それぞれ異なる呼名が与えられ区別されています。
その主なものをつぎに示します。

飽和透水係数の測定（水位差）

定水位法による測定
K=

WL

Q(cm/sec)
A・t・ H / L

水位調整管
土壌
Soil

：水位差（cm）

水出口：試料の厚さ（cm）：流量（ｍℓ）（流量）：試料の断面積（cm2）：時間（sec）：試料の飽和透水係数

排水（ただし、水温 ℃における) (cm・s−1)（試料の厚さ）（試料の断面積）（ステンレス試料円筒 100ml）

098

Daiki Catalog 2022-2023

［付録］土壌 の 透 水 性について

Water Permeabilit y

浸

飽和浸透

Saturated Percolation

透

（水田）

浸

不飽和浸透

Percolation(Paddy Field)

入Unsaturated Percolation

Inﬁltration

浸飽和浸潤：湛水浸潤

Saturated Inﬁltration : Floo Inﬁltration

潤

不飽和浸潤：散水浸潤（畑）

Inﬁltration(Farm)

Unsaturated Inﬁltration : Spray Inﬁltration

排Surface Drainage : (Open Drainage)

自然排水

Natural Drainage

地表排水：（明キョ排水）

水（地中排水）

機械排水

地下排水：（暗キョ排水）

Drainage

Subsurface Drainage : (Tile Drainage)

Pumping Drainage

変水位法による測定=

2.3a・LH1(cm/sec)
log10
H2
A・t

（変水位目盛管の断面）： 変水位目盛管の断面積（cm2)： 試料の厚さ（cm)： 試料の断面積（cm2)： 目盛管上部線から円筒下部水面までの高さ
（cm)

水位調整管
土壌

： 目盛管下部線から円筒下部水面までの高さ
（cm)

水出口

： 目盛管内の水面が上部線から下部線まで（試料の厚さ）（試料の断面積）（流量）

排水（ステンレス試料円筒100ml）

下降するのに要した時間（s)： 試料の飽和透水係数（ただし、水温 ℃における) (cm・s−1)（DIK-1801型の試料円筒を用いた場合には、＝5.1cm, ＝19.6cm2)

Daiki Catalog 2022-2023099

歴 史・沿 革1941年

3月 昭光理化製作所
（御徒町）
で創業
（3月24日）1952年

土壌団粒分析器 試作第1号完成

1956年

実容積測定装置を「農業技術」
誌で発表（5月23日）1958年

5月 大起理化工業株式会社 設立

1979年 11月 資本金2千万円に増資
1980年
1982年

8月 荒川区西尾久に移転
土壌三相計、貫入式土壌硬度計を開発

1991年

3月 創立50周年

1995年

5月 オランダEijkelkamp社と日本総販売代理店契約を締結

2002年 10月 西日本営業所を滋賀県大津市に開設
2004年

5月 埼玉県川里工業団地に本社・工場を移転

2008年

3月 埼玉県経営革新企業として承認を受ける

2008年

9月 埼玉県から開発助成金交付決定

初代
土壌団粒
分析器

2008年 10月 デジタル貫入式土壌硬度計を開発・発売開始
2009年

4月 デジタル実容積測定装置を開発・発売開始（埼玉県開発助成金対象事業）

2009年 10月 ものづくり中小企業製品開発等支援補助金交付決定
2010年

7月 埼玉県次世代産業参入支援事業費補助金交付決定

2011年

1月 平成22年度彩の国産業技術大賞
「特別賞」
受賞

2011年

2月 埼玉県より経営革新計画(2度目)の承認を受ける

2012年

1月 平成23年度「彩の国経営革新モデル企業」に指定される2013年

5月 コラボ産学官埼玉支部より、技術開発で顕著な成果を残したとして特別賞を受賞

2013年 11月 埼玉県より「彩の国工場」に指定される2013年 12月 埼玉県より「多様な働き方実践企業」に認定される2014年

1月 第3回渋沢栄一ビジネス大賞テクノロジー部門
「特別賞」
受賞

2014年

5月 第13回市川賞を受賞（東京都立産業技術研究センターと共同開発）

2015年

5月 オランダEijkelkamp社と日本総代理店契約20周年記念セミナーを開催

2015年 12月 新型土壌水分計「iテンシオメータ」
を開発・発売開始
2016年

2月 平成27年度新機械振興賞「審査委員長特別賞」
を受賞

2017年

6月 ドイツ バーミュラー社と販売代理店契約を締結

2017年

7月 埼玉県ものづくり技術・製品開発支援事業費補助金交付決定

2018年

7月 イギリス マルチセンサーシステムズ社と日本総販売代理店契約を締結

2018年

8月 西日本営業所を滋賀県草津市に移転

SDGs
宣言書

2020年 11月 埼玉県環境SDGsへの取り組みを宣言
2021年

5月 創立80周年

Challenge
to the one demand
100

Daiki Catalog 2022-2023

会社概要
名 ▪ 大起理化工業株式会社社

代表取締役 大石 正行

業 ▪ 1941年3月24日

創立 ▪ 1958年5月23日

設
資

本

決

算

金 ▪ 2000万円
期 ▪ 9月30日

建設業登録番号：埼玉県知事許可（般-4）第75625号［取引銀行］▪埼玉縣信用金庫 鴻巣支店
▪埼玉りそな銀行 鴻巣支店
▪三菱ＵＦＪ銀行 王子駅前支店▪みずほ銀行 王子支店
▪足利銀行 行田支店
▪大東銀行 さいたま支店▪群馬銀行 行田支店

交 通 案 内 図 ACCESS▶本社・工場〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台212-8〒525-0032 滋賀県草津市大路2-9-1
TEL 077-567-1750 FAX 077-567-1755

貨
百
鉄
近

草

津

駅

店

草

津

線

TEL 048-568-2500 FAX 048-568-2505▶西日本営業所

大路

東

海

道

本

線

屈巣

大路
二丁目
警察署

新

駅口

草津商工
会議所

越

幹

線

草津税務署

［最寄駅］
JR・高崎線 鴻巣駅または
北鴻巣駅からタクシーで約20分

草津第二小

［最寄駅］
JR東海道本線 草津駅 徒歩8分

草津

上

路

大

道

国

Challenge
to the one demand

DAI KI SNSのご紹介
公式YouTube
チャンネル

新製品から従来製品まで使用方法や開封動画を公開中!

公式Facebook
公式Twitter

展示会情報や
新製品の情報をお届け!

▶本社・工場〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台212-8
TEL 048-568-2500
FAX 048-568-2505▶西日本営業所〒525-0032 滋賀県草津市大路2-9-1
TEL 077-567-1750
FAX 077-567-1755

www.daiki.co.jp

公式LINE
お友達登録で簡単に質問ができます!

Daiki Rika Kogyo Co.,Ltd.

▶Head Oﬃce

212-8 Akagidai,Kounosu,Saitama,
365-0001 Japantel +81-48-568-2500
fax +81-48-568-2505▶Branch oﬃce

2-9-1 Ouji, Kusatsu, Shiga,
525-0032 Japantel +81-77-567-1750
fax +81-77-567-1755

mbox@daiki.co.jp

カタログ記載内容／ 2022年9月1日現在※仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
※カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。