MASS FLOW GAUGE
高応答(99%応答応答 300 ms)を実現した気体用マスフローセンサを実現した気体用マスフローセンサー
高応答を実現した気体用マスフローセンサー
微少レンジ 500 mL/min をはじめ豊富なレンジを用意

DF-231BA
マスフローゲージ
 特徴

 使用例

• マスフローセンサーで温度や圧力の補正の必要がありません。
• 高応答センサーの採用で瞬時流量を捉えます。
• 多機能表示器で種々の測定に対応します。
• 表示に比例したアナログ電圧出力を搭載

種々のテスト圧での流量測定
流量による製品良否判定
多品種ワークの流量測定
流量のデータ-採取、パソコンデータ記録

 仕様

流 量レン ジ
測 定 流 体F. S . ～
精20%
度
20%未満
使用温度範囲使用圧力範囲耐圧
応 答 速 度
圧 力 損 失接続口径

電源CH 数
上下限設定
センサゼロ

10 チャンネル
4 設定 HH,HI,LO,LL
ワンプッシュゼロ方式

オートゼロ

オートゼロボタン

表示ホールド表示応答

ホールドボタン
デジタルフィルタ大、中、小RS-232C標準装備 1200,9600,19200 bps 切替

BCD 出力アナログ出力(※3)
表示桁数切替サンプリングタイム
ユーザースパン機能

オープンコレクタ
表示比例出力 (オプション F1・F2)
3.5 桁(1999)／4.5 桁(19999)
250 ms／50 ms 切替
0.001～9.999(出荷時 1.000)
表示部 W140×H66×D172
センサ部 次ページ MF-130 参照
W133×H61

500 mL/min
2, 5, 20, 50, 200, 500 L/min
エアー(※1)及び指定ガス(※2)±3% of rdg±1digit
200,500L/min は±5% of rdg±1digit±1% of F.S.±1digit
0～50℃(但し精度保証範囲は+10～35℃)-70 kPa～1 MPa
200,500 L/min は-35 kPa～1 MPa
1.5 MPa
約 300 ms / 99%ステップ応答
最大 2 kPa50 L/min 以下 Rc(PT)1/4
200 L/min 以上 Rc(PT)1/2
DC24V ±10%、0.3Amax
AC アダプター付属寸法
パネルカット寸法(※1)センサ内にミストやごみの侵入を防ぐため上流側にフィルタを取りつけてください。
(※2)指定ガスはアルゴン、炭酸ガス、都市ガス 13A、メタンガス、プロパンガス、ブタンガスです。ただしガス係数の設定のみで精度の保証は致しません。
(※3)オートゼロ・ホールド時のアナログ出力は反映されません。

 型式
DF-231BA－①②－③－①②－③① 流量レンジ②③記号

測定範囲表示

記号

オプション
内容記号

電源
内容

500ML

0～500 mL/min

000～500

F1(※※3)

アナログ出力 5V

VG

AC アダプター
100V ケーブル 3m

2L

0～2 L/min.000～1.999

F2(※※3)

アナログ出力 10V

VH

5L

0～5 L/min

0.00～5.00

VK

AC アダプター
240V ケーブル 2m
AC アダプター
240V ケーブル 2m（中国専用）

20L
50L
200L
500L

0～20 L/min
0～50 L/min
0～200 L/min
0～500 L/min

0.00～19.99
00.0～50.0
00.0～199.9000～500VJ

AC アダプター無し

DF-231BA-985A1-B



関連製品
DF-231BA に使用している高応答マスフローセンサーを単品でもご用意致しました。
＜特徴＞
 99％応答 300ms という高応答センサーです。
 小型堅牢なボディにフル 4 桁の流量表示器がついています。
 空気の他アルゴン、炭酸ガス、都市ガス 13A、メタンガス、プロパンガス、ブタンガスなど計測できます。
 積算機能などの付加機能も用意しています。

マスフローセンサー
マスフローセンサー MF-130

型式 MF-130－－レンジ記号
レンジ記号

測定範囲

500ML

0～500 mL/min

2L

0～2 L/min

5L

0～5 L/min

20L

0～20 L/min

50L

0～50 L/min

200L

0～200 L/min

500L

主な仕様
接続口径

500 ML～50 L(PT1/4)
200 L～500 L(PT1/2)

精度

500 ML～50 L：±3 % of rdg
200 L～500 L：±5 % of rdg
F.S の 20 %未満は±1 % of F.S.

駆動電源

DC12～24V

出力電圧

0～5VDC

測定流体

エアー及び指定ガス

付属ケーブル

標準 3m ケーブル

0～500 L/min

寸法4 – φ4.5

E

A

MASSFLOWSENSOR

AB
CDE
F

MF-130

EV1

積算

EV2

L

F

B
C

L/min
瞬時

500 ML～50 L
5548
58
91
69.1
37

200 L

500 L

727587
98.6
82.1
5072
7587
98.6
96.1
59

D

取付穴寸法 4.5φ

クイックフランジカプラ QF-C10A

単位 mm

センサーの着脱接続用に開発されたクイックフランジカプラです。蝶ねじを締めるあるいは緩めるだけで簡単に着脱ができます。手締めだけで確実な接続とシール性を発揮します。
＜特徴＞


呼び径1/41/2

簡単にセンサーの取り付け、取り外しができます。
オーリングシールで正圧、負圧どちらにも使用できます。
耐圧は真空圧から 1MPa
1/2 用と 1/4 用を用意しています。
他の配管用として、またユニオンの代わりとしても使用できます。

MF-130 適合レンジ

型式

仕様

QF-C10A-FF02

Rc1/4- Rc1/4 (メネジ)－

QF-C10A-MM02

R1/4- R1/4 (オネジ)

500 ML～50 L

QF-C10A-MF02

R1/4- Rc1/4 (オネジ-メネジ)

500 ML～50 L

QF-C10A-FF04

Rc1/2- Rc1/2 (メネジ)－

QF-C10A-MM04

R1/2- R1/2 (オネジ)

200 L～500 L

QF-C10A-MF04

R1/2- Rc1/2 (オネジ-メネジ)

200 L～500 L※この製品案内の内容は 2018 年 11 月現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合があります。
東京(042)639-7874
名古屋(052)772-8787
大阪(06)6395-2671
東北(022)246-8701

北関東(0285)30-0401
浜松(053)430-5073
広島(082)264-5259
九州(092)477-2627

代理店

本社〒192-0032 東京都八王子市石川町 2974-23
TEL(042)642-1357 FAX(042)646-2439
海外：中国・韓国・台湾・マレーシア・タイ・

http://www.cosmo-k.co.jp/

インドネシア・ベトナム・インド・ドイツ・
米国・メキシコ・ブラジル・オーストラリア

DF-231BA-985A1-B