ポケット型可燃性ガス検知器
XA-380s（乾電池仕様/充電池仕様）
本質安全防爆構造Ex ia IIC T3

リアルタイムに可燃性ガスが検知可能！
胸ポケット等に装着▼実物大

防沫・防塵IP54相当

生活防水に対応

メタン用

イソブタン用

水素用

乾電池式／充電池式から電源タイプを選択可能。
電源タイプはご注文時に指定してください。

長時間の連続使用が可能。

乾電池仕様なら約34時間（単4形アルカリ乾電池使用）、充電池仕様なら約40時間。

アラーム、ランプ、バイブレーション警報
小型、軽量 H40×W86×D20mm、わずか63g
警報履歴表示機能付
本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3

用途● ガス製造所、発電所● 石油精製・化学工場● 製鉄所● 水素関連施設 など

XA-380s

ポケット型ガス検知器
長時間の連続使用が可能●●

乾電池仕様なら単４形アルカリ乾電池1本で約34時間、充電池仕様なら1度の充電で約40時間の連続使用が可能です。
※ロングライフモード時●

アラームランプは上部と正面の２か所に搭載し、より分かりやすくなりました。

●

小型、軽量

※濡れた際は布などで拭き取ってください。
●

警報履歴表示機能付

検ブザー放音部様型式
知原

本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3

防爆基準の厳しい水素防爆に対応しています。

ガス警報の履歴（鳴動時、ピーク時、鳴り止み時）を最大30件まで表示できるので、監督者の安全把握に適しています。

仕

保護等級IP54相当

粉塵と水の飛沫（水しぶき）から保護します。

H40×W86×D20mm、わずか63g※のポケットサイズ。
※電池を除く●アラーム、ランプ、バイブレーション警報

理LCD画面

警報ランプ

XA-380s
乾電池仕様

充電池仕様

接触燃焼式

ガ ス 採 取 方 式

拡散式

検 知 対 象 ガ ス

メタンまたはイソブタンまたは水素 ※対象ガスをご指定ください。

検知範囲（サービスレンジ） 0〜100％LEL（101〜110％LEL）
指示

表示分精解度※1
能警報設定値±10％LEL以内（0〜100％LEL）
１%LEL
1段目：10％LEL

2段目：25％LEL

ガ ス 警 報 方 式

ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、バイブレーション（自動復帰）

使単4形アルカリ乾電池1本

単4形ニッケル水素電池 1本

連 続 使 用 ロングライフモードOFF
時 間 ※2 ロングライフモードON

約17時間

約20時間

約34時間

約40時間

使 用 温 湿 度 範 囲−20〜50℃、30〜85％RH

保級

IP54相当自己診断（センサ異常、ゼロ調整不能）、自動エアー調整（ゼロ調整）、電池残量表示、ブザー音量設定、警報履歴表示（最大30件）、ピークホールド機能、LCDバックライト、LCD表示テスト、警報テスト

用

電護源等

な機

能防爆

構

造外形寸法

H40×W86×D20㎜（突起部を除く）

量約63g（電池を除く）共通付属品

標準付 属 品 機種別付属品ＡＩ
Ｒ／ＶＯＬＵＭＥスイッチ

標準付属品

Ex ia IIC T3（日本、本質安全防爆構造）

安全ピンアダプタ、フィルタ付センサカバー
単4形アルカリ乾電池 1本

安全ピンアダプタ

充電池ユニット（単4形充電池オプション1本付）

レザーケース（C-22）
オプ

ション

フィルタ付センサカバー

ＯＮ／ＯＦＦスイッチ※3主質

ＭＥＭＯＲＹスイッチ

充電池ユニット※4（単4形充電池1本付）※5、専用充電器（BC-8）
ACアダプタS（単体用）、ACアダプタM（連結用）、乾電池ユニット※1 指示精度：同一測定条件によります。サービスレンジは除きます。
※2 25℃、無警報、バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間などにより異なります。
※3 新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準じた弊社の試験を満足する構造です。
但し、ガス検知については保証するものではありません。
IP54相当とは、被試験品内を最大2kPaの減圧状態で粉塵試験を行ったあと起動時の動作に異常がない構造（IP5X相当）、およびオシレーティングチューブによるあらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさない構造（IPX4相当）を意味します。
※4 充電には専用充電器(BC-8）とACアダプタが必要です。
※5 充電器（BC-8）
は最大5台まで連結可能です。連結充電の際はＡＣアダプタM（連結用）をご使用ください。

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●検知器は指定対象ガスのものを、お使いください。指定の対象ガス以外で●充電器を5台まで連結して充電可能。
（連結用のACアダプタが必要です。）

レザーケース（C-22）

XA-380s専用充電器(BC-8)

検知器の性能を維持し、安全を確保していただくために取扱説明書に沿って日常点検および定期点検を実施してください。

ご使用になると事故の原因になるおそれがあります。

本社
東日本営業部
東京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北上出張所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部中部
北陸営業所
西日本営業部
関西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所

■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2111■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2703■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（大樹生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒025-0016 花 巻 市 高 木 第 2 1 地 割 9 3 - 8 TEL（0198）29−6633■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） TEL（048）643−1223■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Yビ ル 2 F ） TEL（043）209−1650■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） TEL（045）473−6451■ 〒460-0004 名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 4（ 坂 種 栄ビ ル7 F ） TEL（052）951−2650■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2111■ 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 2 - 7 - 4（ 倉 敷 ビ ル 5 F ） TEL（086）435−5087■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800（ツヅキ博多ビル３F） TEL（092）431−1881■ 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南４−３−１８■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） TEL（077）526−8222■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） TEL（079）225−8965※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

（A）2019年9月制作（A）7628-H030