コストパフォーマンスに優れた設置しやすいコンパクトな分注ワークステーション。
CUBE は PCR 反応のセットアップに、CUBE-mini は安全キャビネットやクリーンベンチに入れて使用可能。

オプションノズル（8チャンネルヘッド）

プロトコル作成・実行画面

標準ノズル（シングル）

A UT O MAT IC DIS P ENS ER

シングルチャンネルモジュール式コンパクトサイズ分注ワークステーション［説明動画］

コストパフォーマンスに優れた、設置しやすいコンパクトサイズの分注ワークステーション。
交換可能な分注ノズルユニットにより様々な用途に対応できます。
オプションでマルチチャンネルヘッドへの交換も可能です。
プロトコルの作成および実行に使用するワークステーションソフトウェア〈NichiMaster CUBE〉が標準付属します。
ソフトウェアとリンクしたマルチポジションデッキにより、直感的な操作でプロトコルの作成・変更が簡単に行えます。

384ウェルプレート分注に対応しています。使用するディスポー
ザブルチップは他の弊社機器と共通です。

PCR 等における反応液セットアップの自動化にも使用可能です。

【おもな機能】

交換可能なノズルユニット

液面検知

標準は 200 µ Lノズルユニットです。オプションで
30 µ L ／ 1000 µ L ／ 1200 µ L の各ノズルユニット
および 8 チャンネルノズルユニット、洗浄式ノズルユニットへの交換が可能です。

リアルタイム通信制御により、試薬・試料の有無を検知します。問題が発生した場合は、エラーメッセージを表示します（ 8 チャンネルおよび洗浄式のノズルユニットは対象外です）。

標

準・200 µ Lノズルユニット

外部機器接続用 I /Oポート

・30 µ Lノズルユニット
・1000 µ Lノズルユニット
オプション

シェーカーやヒーター、バキュームポンプ等の外部機器をON/OFF制御することが可能です。

・1200 µ Lノズルユニット
・8 チャンネルノズルユニット
・洗浄式ノズルユニット

8 チャンネルノズルユニット

液面検知しながら吸引プロトコルの作成・変更および実行プロトコル作成や変更、および実行に使用するソ
フトウェア〈 NichiMaster CUBE〉の操作は、グラフィカルなユーザーインターフェースにより直感的です。具体的には、マルチポジションのワークデッキグラフィック上にアダプターおよび容器（基本はいずれもSBS のフットプリント規格準拠）のグラフィックをドラッグ &ドロップして組み合わせるだけの簡単操作です。ワークデッキ上にアダプ
ターおよび容器を配置すると、その座標がすぐに決定されます。基本的に、右図の画面のみでプロトコルの作成や変更、実行が行えます。
容器は各種マイクロプレートや試験管ラック、リザーバ等のほか、SBS 規格外容器も追加登録できます。
な お、 本ソフトウェアのご 使 用 （＝ Ni c hi M a r t
CUBE の操作） には別途、 パソコンが必要です。
パソコンの要求仕様は、右ページの「仕様」をご覧ください。

製品価格、部品一覧については弊社Webサイトをご覧ください。

ワークステーションソフトウェア〈NichiMaster CUBE〉

NICHIRYO PRODUCT LINEUP

仕様
製 品 コ ー ド ／ 品 名標 準 シ ス テ ム 構 成
外寸法
ワ ー ク エ リ ア 寸 法
ワ ー ク エ リア キ ャ パ シ ティノ ズ ル ヘ ッ ド 種 類ノ ズ ル ヘ ッド 分 注 容 量重量
電源
パ ソ コ ン 要 求 仕 様

00-NMT-CUBE ／ニチマート キューブ
200 µ Lノズルヘッド、べッセルアダプタ× 6 枚、ワークステーションソフトウェア〈NichiMaster CUBE〉、電源ケーブル、通信ケーブル
600 × 590 × 575H ㎜（パソコン別）
350 ㎜（X）× 300 ㎜（Y）× 140 ㎜（Z）、チップ廃棄ボックス含む
SBS 規格のフットプリント（標準的なマイクロプレートサイズ）最大 7 つ分、但し容量範囲は分注ヘッドにより異なる
標準付属 ： 200 µ L
オプション： 30 µ L、1000 µ L、1200 µ L、8 チャンネル、洗浄式ノズル
30 µ L3 〜 30 µ L
200 µ L20 〜 220 µ L
設定できる最小容量：1 µ L
100 〜 1000 µ L
1000 µ L
設定できる最大容量：ノズルヘッドの最大分注容量
100 〜 1200 µ L
1200 µ L
洗浄式ノズルの容量範囲は 4 種（1・2.5・5・10mL）のシリンジポンプによるトータルの範囲です
20 〜 220 µ L
8 チャンネル
洗浄式ノズルµ〜
100 L 10mL
約 45kg（パソコン別）
AC100 〜 240V、50/60Hz、150VA（消費電力はシステム構成により異なる）
Windows ® 7/8/8.1（32/64bit 版）/10（64bit 版）、USB ポート

本製品の操作（プロトコルの作成と実行、システム調整）には別途上記仕様のパソコンが必要です。
記載の社名・製品名・技術名は各社の商標または登録商標です。

オプション
製品コード

品

00-CUBE-001
00-CUBE-002
00-CUBE-003
00-CUBE-004
00-CUBE-005
00-CUBE-006
00-CUBE-007
00-CUBE-008
00-CUBE-009
00-CUBE-010

1200 µ L チップベッセル
チップ廃棄 BOX名備 考
ロングクリーンチップ対応
ー
標準付属
24 本立
24 本立
24 本立
6 本立
1.5mL、24 本立
キャスター付
ーベッセルアダプタ
16 φチューブラック
13 φチューブラック
15mL 遠沈管ラック
50mL 遠沈管ラック
マイクロチューブラック
専用架台ウォッシュボール

製品コード00-CUBE-011
00-CUBE-012
00-CUBE-013
00-CUBE-014
00-CUBE-015
00-CUBE-016
00-CUBE-017
00-CUBE-023
00-CUBE-024

品 名アロカラック対応ベッセル
30 µ Lノズルユニット
200 µ Lノズルユニット
1000 µ Lノズルユニット
1200 µ Lノズルユニット
8 チャンネルノズルユニット
洗浄式ノズルユニット※温調ユニットA
2mLノズルセット

備考

50 本立
精度保証範囲：3 〜 30 µ L
精度保証範囲：20 〜 220 µ L
精度保証範囲：100 〜 1000 µ L
精度保証範囲：100 〜 1200 µ L
精度保証範囲：20 〜 220 µ L（ 10%ストローク）
ーー※シリンジポンプユニット（ 1・2.5・5・10・25mL から選択できます）
・シングル洗浄プローブ・ウォッシュボールを含みます。

系 統誤差（e s）
・偶 然 誤 差（CV）
ノズルヘッド30 µ L200 µ L
1000 µ L

測定容量（µ L）

330
20
200
1001000

系統誤差
（%）
± 5.0
± 1. 0
± 3.0
± 0.8
± 3.0
± 0.8

偶然誤差
（%）
≦ 5.0
≦ 1.0
≦ 1.0
≦ 0.5
≦ 1.0
≦ 0.5

ノズルヘッド1200 µ L
8chマルチチャンネル（ 200 μ L）
洗浄式ノズル

測定容量
（µ L）

系統誤差
（%）
± 3.0
± 0.8
± 3.0
± 0.8
≦ 1.0

偶然誤差
（%）
≦ 1.0
≦ 0.5
≦ 1.0
≦ 0.5
≦ 0.2

容量範囲（µ L）

入数

適合分注ヘッド

120
1200
20200
フルストローク

それぞれの系統誤差（ es ）・偶然誤差（CV）は、下記に記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。

ロボットチップ
製品コード

品名00-HT-F30R

分注ロボット用ラックチップ

3 〜 30 µ L

3840 本（384本×10ラック）

00-HT-F30RB

分注ロボット用ラックチップ（滅菌）3 〜 30 µ L

3840 本（384本×10ラック）

00-HT-FS

分注ロボット用チップ（バルク）

10 〜 220 µ L

1000 本

00-HT-FSR

分注ロボット用ラックチップ

10 〜 220 µ L

00-HT-FSRB

分注ロボット用ラックチップ（滅菌）10 〜 220 µ L

00-CT-MR

クリーンチップ M（フィルター、滅菌）

10 〜 200 µ L

00-HT-KL

分注ロボット用チップ（バルク）

100 〜 1000 µ L

00-HT-KLR

分注ロボット用ラックチップ

100 〜 1000 µ L

00-HT-KLRB

分注ロボット用ラックチップ（滅菌）100 〜 1000 µ L

0N-CAP-100-010

ロングクリーンチップ（フィルター、滅菌）

100 〜 1200 µ L

960 本（96本×10ラック）
960 本（96本×10ラック）
960 本（96本×10ラック）

30 µ L200 µ Lおよび8 チャンネル1000 本
960 本（96本×10ラック）
960 本（96本×10ラック）
960 本（96本×10ラック）1000 µ L

1200 µ L

www.nichiryo.co.jp

A UT O MAT IC DIS P ENS ER

シングルチャンネルモジュール式コンパクトサイズ分注ワークステーション-mini
安キャビ等の中に設置しやすい
コンパクト分注ワークステーション
交換可能な分注ノズルユニットにより様々な用途に対応できます。
オプションでマルチチャンネルヘッドへの交換も可能です。
プロトコルの作成および実行に使用するソフトウェアが標準付属します。
ソフトウェアとリンクしたマルチポジションデッキにより、直感的な操作でプロトコルの作成・変更が簡単に行えます。

384ウェルプレート分注にも対応しています。
使用するディスポーザブルチップは他の弊社機器と共通です。

PCR 等における反応液セットアップの自動化にも使用可能です。

安キャビ内設置例【おもな機能】

交換可能なノズルユニット

液面検知

標準は 200 μ Lノズルユニットです。オプションで
30 μ L ／ 1000 μ L ／ 1200 μ L の各ノズルユニッ
トおよび 8 チャンネルノズルユニット、洗浄式ノズルユニットへの交換が可能です。

リアルタイム通信制御により、試薬・試料の有無を検知します。問題が発生した場合は、エラーメッセージを表示します（ 8 チャンネルおよび洗浄式のノズルユニットは対象外です）。

標

準・200 μ Lノズルユニット

外部機器接続用 I /Oポート

・30 μ Lノズルユニット

シェーカーやヒーター、バキュームポンプ等の外部機器をON/OFF制御することが可能です。

・1000 μ Lノズルユニット
オプション

・1200 μ Lノズルユニット
・8 チャンネルノズルユニット
・洗浄式ノズルユニット

8 チャンネルノズルユニット

液面検知しながら吸引プロトコルの作成・変更および実行プロトコル作成や変更、および実行に使用するソ
フトウェア〈 NichiMaster CUBE-mini〉の操作は、グラフィカルなユーザーインターフェースにより直感的です。 具体的には、 マルチポジションのワークデッキグラフィック上にアダプターおよび容器（基本はいずれもSBS のフットプリント規格準拠）のグラフィックをドラッグ &ドロップして組み合わせるだけの簡単操作です。ワークデッキ上にアダプターおよび容器を配置すると、その座標がすぐに決定されます。基本的に、右図の画面のみでプロトコルの作成や変更、実行が行えます。
容器は各種マイクロプレートや試験管ラック、リザーバ等のほか、SBS 規格外容器も追加登録できます。
な お、 本ソフトウェアのご 使 用 （＝ Ni c hi M a r t
CUBE-mini の操作）には別途、パソコンが必要です。パソコンの要求仕様は、裏面の「仕様・価格」をご覧ください。

製品価格、分解図・部品一覧については弊社Webサイトをご覧ください。

ワークステーションソフトウェア〈NichiMaster CUBE-mini〉

NICHIRYO PRODUCT LINEUP

仕様
製 品 コ ー ド ／ 品 名標 準 シ ス テ ム 構 成外寸法
ワ ー ク エ リ ア 寸 法
ワ ー ク エ リア キ ャ パ シ ティノ ズ ル ヘ ッ ド 種 類ノ ズ ル ヘ ッド 分 注 容 量重量電源パ ソ コ ン 要 求 仕 様

00-NMT-CM ／ニチマート キューブミニ
（固定式）
×6 枚、ワークステーションソフトウェア〈NichiMaster CUBE-mini〉、電源ケーブル、通信ケーブル
200µLノズルヘッド、べッセルアダプタ
600 × 420 × 550H ㎜（パソコン別）
385 ㎜（X）× 200 ㎜（Y）× 140 ㎜（Z）、チップ廃棄ボックス含む（標準的なマイクロプレートサイズ）
最大 6 つ分（うち1つはリザーバ専用）、
但し容量範囲は分注ヘッドにより異なる
SBS 規格のフットプリント
標準付属 ： 200 µ L
オプション： 30 µ L、1000 µ L、1200 µ L、8 チャンネル、洗浄式ノズル
30 µ L3 〜 30 µ L
200 µ L20 〜 220 µ L
設定できる最小容量：1 µ L
設定できる最大容量：ノズルヘッドの最大分注容量
100 〜 1000 µ L
1000 µ L
洗浄式ノズルの容量範囲は 4 種（1・2.5・5・10mL）のシリンジポンプによるトータルの範囲
100 〜 1200 µ L
1200 µ Lです
20 〜 220 µ L
8 チャンネル
洗浄式ノズル
100 µ L 〜 10mL
約 25kg（パソコン別）
AC100 〜 240V、50/60Hz、100VA（消費電力はシステム構成により異なる）
Windows ® 10/11（64bit）、USB ポート

本製品の操作（プロトコルの作成と実行、システム調整）には別途上記仕様のパソコンが必要です。
製品の仕様、価格は予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。 記載の社名・製品名・技術名は各社の商標または登録商標です。

オプション
製品コード

00-CUBE-001
00-CUBE-002
00-CUBE-003
00-CUBE-004
00-CUBE-005
00-CUBE-006
00-CUBE-007
00-CUBE-008
00-CUBE-009

品名1200µLチップベッセル
チップ廃棄BOX
ベッセルアダプタ
16φチューブラック
13φチューブラック
15mL遠沈管ラック
50mL遠沈管ラック
マイクロチューブラック
専用架台

備 考
ロングクリーンチップ対応
ー標準付属24本立24本立
24本立
6本立
1.5mL、24本立キャスター付

製品コード00-CUBE-010
00-CUBE-012
00-CUBE-013
00-CUBE-014
00-CUBE-015
00-CUBE-016
00-CUBE-017
00-CUBE-023

品 名ウォッシュボール
30µLノズルユニット
200µLノズルユニット
1000µLノズルユニット
1200µLノズルユニット
8チャンネルノズルユニット
洗浄式ノズルユニット※温調ユニットA

備 考ー
精度保証範囲：3〜30µL
精度保証範囲：20〜220µL
精度保証範囲：100〜1000µL
精度保証範囲：100〜1200µL
精度保証範囲：20〜220µL（10%ストローク）
ー・シングル洗浄プローブ・ウォッシュボールを含みます。
※シリンジポンプユニット（1・2.5・5・10・25mL から選択できます）

系 統 誤 差（e s）
・偶然誤差（C V）
ノズルヘッド30 µ L200 µ L
1000 µ L

測定容量（µ L）

330
20200
1001000

系統誤差（%）± 5.0± 1. 0
± 3.0
± 0.8
± 3.0
± 0.8

偶然誤差
（%）
≦ 5.0
≦ 1.0
≦ 1.0
≦ 0.5
≦ 1.0
≦ 0.5

測定容量（µ L）

ノズルヘッド

120
1200
20200

1200 µ L
8ch マルチチャンネル(200 μ L)
洗浄式ノズルフルストローク

系統誤差
（%）
± 3.0
± 0.8
± 3.0
± 0.8
≦ 1.0

偶然誤差
（%）
≦ 1.0
≦ 0.5
≦ 1.0
≦ 0.5
≦ 0.2

●それぞれの系統誤差（es）・偶然誤差（CV）は、下記に記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。

ロボットチップ
製品コード

品名

容量範囲（µ L）

入数

00-HT-F30R

分注ロボット用ラックチップ

3 〜 30 µ L

3840 本（ 384 本× 10ラック）

00-HT-F30RB

分注ロボット用ラックチップ（滅菌）3 〜 30 µ L

3840 本（ 384 本× 10ラック）

00-HT-FS

分注ロボット用チップ（バルク）

10 〜 220 µ L

1000 本

00-HT-FSR

分注ロボット用ラックチップ

10 〜 220 µ L

960 本（ 96 本× 10ラック）
960 本（ 96 本× 10ラック）
960 本（ 96 本× 10ラック）

00-HT-FSRB

分注ロボット用ラックチップ（滅菌）10 〜 220 µ L

00-CT-MR

クリーンチップ M（フィルター、滅菌）

10 〜 200 µ L

00-HT-KL

分注ロボット用チップ（バルク）

100 〜 1000 µ L

1000 本

00-HT-KLR

分注ロボット用ラックチップ

100 〜 1000 µ L

960 本（ 96 本× 10ラック）

00-HT-KLRB

分注ロボット用ラックチップ（滅菌）100 〜 1000 µ L

960 本（ 96 本× 10ラック）

0N-CAP-100-010

ロングクリーンチップ（フィルター、滅菌）100 〜 1200 µ L

960 本（ 96 本× 10ラック）

適合分注ヘッド

30 µ L200 µ Lおよび

8 チャンネル

1000 µ L

1200 µ L

www.nichiryo.co.jp