07

SECTIONWIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー製品

White Wires, PEAK-COAT® Wires, L&H Titan, Sentalloy,
Stainless Wires, Co-Cr Wires, Multistrand Wires, Wire Products

146

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

SEC

7

審美性を追求したホワイトワイヤー
ホワイトワイヤーは、ロジウムコーティングが施されたアーチワイヤーです。
これまでのワイヤーの特性はそのままに、審美的な口元を実現します。
ホワイトワイヤーの色調は、ロジウムの特性である高い金属
反射率と、光の乱反射を利用してホワイトトーンを表現しています。
ロジウムコーティングは、治療期間を通じてブラッシングで剥がれたり、
食物色素で着色することがありません。
耐久性に優れたコーティングです。

クリッピーC ＋ ホワイトワイヤー

147※ 印刷上の色合いの差分につきましては、あらかじめご了承ください。

TOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7
販 売 名 ： ホワイトワイヤ
一般的名称 ： 歯列矯正用弧線
認 証 番 号 ： 219ADBZX0 01130 0 0

管理医療機器WHITE WIRE (SENTALLOY ®, NEO SENTALLOY ®)ホワイト ワイヤー（センタロイ、
ネオセンタロイ）

滑り特性及び超弾性荷重は、
これまでのTi-Niワイヤーと同等です。
ロジウムコーティング膜は非常に薄いので、ワイヤー特性に影響しません。

Accu Form®
線径

Inches (mm)Sentalloy White

センタロイ ホワイト

Neo Sentalloy White

ネオ センタロイ ホワイト

上顎

下顎

Upper

Lower

.012 (0.30)

511-10C

511-60C.014 (0.36)

511-11C

511-61C.016 (0.41)

511-12C

511-62C.018 (0.46)

511-13C

511-63C.016 × .016 (0.41 × 0.41)

523-11C

523-61C.016 × .022 (0.41 × 0.56)

523-12C

523-62C.017 × .025 (0.43 × 0.64)

523-13C

523-63C.018 × .018 (0.46 × 0.46)

523-14C

523-64C.018 × .025 (0.46 × 0.64)

523-15C

523-65C.019 × .025 (0.48 × 0.64)

523-16C

523-66C.020 × .020 (0.51 × 0.51)

523-17C

523-67C

WHITE WIRE (STAINLESS STEEL)

ホワイト ワイヤー（ステンレススチール）

Quantity

10本/
PK

10本/
PK

販 売 名 ： オーソドンティックワイヤ
一般的名称 ： 歯列矯正用ワイヤ
認 証 番 号 ：221ADBZX00022000 管理医療機器

ロジウムコーティング膜は非常に薄いので、通常のワイヤーベンディングが可能です。
もちろんコーティングが剥がれることはありません。
Accu Longフォームは、脚部を長めに設けているので、タイバック用のオメガループも付与が可能です。

Accu Long Form
線径

Inches (mm)Stainless White

ステンレス ホワイト

上顎

下顎

Upper

Lower

.016 (0.41)

5510-02C

5510-52C.018 (0.46)

5510-03C

5510-53C.016 × .016 (0.41 × 0.41)

5530-01C

5530-51C.016 × .022 (0.41 × 0.56)

5530-02C

5530-52C.017 × .025 (0.43 × 0.64)

5530-03C

5530-53C.018 × .025 (0.46 × 0.64)

5530-05C

5530-55C.019 × .025 (0.48 × 0.64)

5530-06C
5530-09C

5530-56C
5530-59C.019 × .022 (0.48 × 0.56)

Quantity

10本/
PK

148

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

SEC

7

PEAK-COAT®
WIRES
白いピーク樹脂でコーティングされたリガチャーワイヤーとステンレスオープンコイルスプリング。
矯正治療中の口元をお洒落に演出します。

149

TOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7

WIRE PRODUCTS

販 売 名 ： リガチャーワイヤ
一般的名称 ： 歯列矯正用結さつ材
認 証 番 号 ： 220ADBZX0 0 0840 0 0

管理医療機器販 売 名 ： コイルスプリング S
一般的名称 ： 歯列矯正用スプリング
認 証 番 号 ： 2010 0BZZ015320 0 0

管理医療機器PEAK-COAT® Wires series

ピークコートワイヤーシリーズ

結紮線に“PEEK樹脂”をコーティング

口元をオシャレに演出
線径Quantity

Inches (mm)PEAK-COAT ® Spooled Ligature Wires

ピークコート スプールド リガチャーワイヤー.011 (0.27)

505-43P

5m/巻.011 (0.27)

506-03P

100本/
PK.011 (0.27)506-13P

100本/
PK.013 (0.33)

506-36P

100本/
PK508-49P

355mm
length
3本/PK

PEAK-COAT ® Preformed Ligature Wires

ピークコート プリフォームド リガチャーワイヤー

PEAK-COAT ® Twist Tie

ピークコート ツイストタイ

PEAK-COAT ® Kobayashi Twist Tie

ピークコート コバヤシ ツイストタイ

PEAK-COAT® Open Coils Springs

ピークコート オープン コイル スプリング

線径
Inches (mm).011 (0.27)
内径Inches (mm).036 (0.9)

150

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

L&H ® TITAN
L&H® TITAN ARCH WIRE (RECT.)
L&H

チタン アーチワイヤー（レクト）

TOMY L&H チタンは、新開発の矯正用アーチワイヤー。
従来の超弾性型Ti-Ni合金ワイヤーにはない、
まったく新しい特性を備えた矯正用ワイヤーです。
超弾性型Ti-Ni合金ワイヤーは、特有の荷重-たわみ曲線を示す超弾性を備えているため、歯科矯正臨床に広く応用されています。一般にこのワイヤーは、力を加えることによって結晶構造の一部が母相のオーステナイト相からマルテンサイト相に変態する応力誘7LOW HYSTERESIS
荷重ヒステリシスを小さくすることが可能になりました。従来の製品と比較して約50%まで小さくすることができます。ワイ
ヤー装着時の反力（下記グラフ“負荷時の荷重”参照）が弱い
ため、ブラケットへの結紮が容易に行えます。
負荷時の荷重（ワイヤーセット時）

重SEC

口腔内の温度変化に対して、ワイヤーが発現する荷重変化の範囲が、従来の製品と比較して約17%と非常に小さくなっています。このため、治療中における矯正力をさらに一定に保つことができます。

荷起変態によって超弾性を示しますが、形状記憶効果としても知られているように、温度変化によっても変態 を 起こします。日常の 臨 床 において、超 弾 性 型
Ti-Ni合金ワイヤーを装着中の患者から「熱いお茶を飲むと、よけい締め付けられているような感じがする」という報告を聞くことがあります。これは飲食物等の影響で口腔内温度がいったん上昇し、37 Cに設定されている矯正力以上の力が働いてしまうためと考えられます。そこで、従来の超弾性型Ti-Ni合金ワ
イヤーの熱処理温度と熱処理時間を変更し、さらに特殊な熱処理方法を採用することによって、この問題を解決し“口腔内の温度変化に対して安定した矯正力を発揮する”アーチワイヤー、“荷重ヒステリシス（負荷時と除荷時との荷重差）の小さい”アーチワイ
ヤーの誕生となったのです。

STATIC THERMOACTIVITYSTATICTHERMOACTIVITY（N）

LOW HYSTERESIS
負荷
ヒステリシス
除荷時の荷重（実際の矯正力）

従来品

L&H ® TITAN

たわみ（mm）※資料提供：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野

SOARER XR
Special Features
超弾性型Ti-Ni合金のL&H チタンおよびセンタロイは、
すぐ

ワイヤーに
形態修正を容易にしました（DERHT method ）。

れたスプリングバック特性を備えています。このため、プライ

直接、通電を行い、その抵抗熱によってワイヤーを加熱、ヤーや手指を使って室温下で曲げる従来の方法では、屈曲形態を変化させる画期的な方法です。ソアラXRは、L&H チ

やアーチフォームの形態修正が極めて困難でした。しかし、タンおよびセンタロイのスプリング特性や超弾性といった超弾性型Ti-Ni合金には、500 C前後の熱を加えながら形をすぐれた性質を損ないませんので、先生方の日々の臨床に必変えた場合、
その形状を記憶する性質があります。

ずお役に立つものと思います。

ソアラXRは、その性質を利用し、Ti-Ni合 金製ワイヤーの
注1：DERHT method=the direct electric resistance heat treatment method

151

注1

TOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7

L&H ® TITAN

販 売 名 ： センタロイシリーズ
一般的名称 ： 歯列矯正用弧線
認 証 番 号 ： 220ADBZX0 0 0750 0 0

管理医療機器

L&H® TITAN ARCH WIRE (RECT.)
L&H

チタン アーチワイヤー（レクト）

口腔内の温度変化の影響を受けずに、安定した矯正力を発揮します。
荷重ヒステリシスが小さいため、
曲げた感覚に近い力で矯正力が発揮されます。
非常に滑らかな表面処理により、
フリクションを最小限に抑えました。
別売りの“ソアラXR”を使用して、簡単に熱処理やベンディングが可能です。

Standard
線径

上顎Accu Form®
下顎

上顎

下顎

Inches (mm)

Upper

Lower

Upper

Lower

.016×.022 (0.41×0.56)

524-12524-62525-12525-62.018×.025 (0.46×0.64)

524-15524-65525-15525-65.020×.025 (0.51×0.64)

524-19524-69525-19525-69Quantity

10本/PK※アーチフォームについては、P.157をご参照ください。

SOARER XR

販 売 名 ： ソアラ XR
一般的名称 ： 歯科技工用溶 接ろう付器
届 出 番 号 ： 20B2X0 0 0170 0 0 010 一般医療機器

ソアラXR

Specifications
仕様
Model : SOARER XR
Voltage : AC100〜220V
Cycle : 50/60Hz
Capacity : 21w（最大）901-0401

Size : W180

H115

D45mm

Weight : 約1.0kg

付属：
ソアラXR 専用プライヤー2本

152

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

SENTALLOY®

Super Elastic
Nickel Titanium Alloy

ARCH WIRES

センタロイ アーチ ワイヤー

TOMYの〈センタロイ〉は、矯正用アーチワイヤー。従来のTi-Ni合金またはステンレス、
コバルトクロム
合金等、どのワイヤーにもなかった「超弾性」と「形状記憶性」によって、矯正力を発揮するパイオニア的な製品です。発売から30年余りたった現在も高い評価を得ている「超弾性型Ti-Ni合金」の代名詞です。
歯科矯正に用いられているステンレススチールやコバルト
クロム合金製のワイヤーは、弾性率が高い（右のグラフ「応力­歪曲線」参照）ため、「治療初期の使用には矯正力が大きすぎる」「 変位量を大きくすると永久変形を起こす」などの欠点があり、これを補うためには、ワイヤーにさまざまなループや複雑な操作を付加する必要がありました。また、加工硬化型Ti-Ni合金製の場合も、前述の線材よりすぐれた特性と低い弾性率を備えてはおりますが、Ti-Ni合金の応力 ─ 歪曲線
このグラフは、各種ワイヤーの引張り試験の結果です。
〈センタロイ〉
アーチワイヤーは、
コバルトクロム合金線、
ステン
レススチール線に比べて弾性率が低く、伸びも大きい上、超弾性も持っており、他の線材とは著しく異なる曲線を示します。
つまり、歪みが変化しても応力が変化しない部分が、歪み2%から8%にわたって存在しています。

特長である「形状記憶性」「超弾性」の性質には欠けており、従って、変位量に比例して力が増減するなど、矯正線材として必ずしも満足できるものではありませんでした。新たに開発されたTOMYの〈センタロイ〉
アーチワイヤーは、従来のものとはまったく異なり、「超弾性」と「形状記憶性」の性質を有する画期的なTi-Ni合金線。効率的な歯の移動を可能にすると同時に、歯周組織に適切な生物学的反応を起こさせる力、
いわゆる“optimum force─それぞれの歯の移動にあった力を、
しかも持続して与える矯正力”を備えた、SEC

ユニークな特性を持つアーチワイヤーです。

7

3点曲げ試験による荷重・
・
・
・
・
・
・
・たわみ曲線
このグラフは、各線径とタイプの〈センタロイ〉の3点曲げ試験（37 Cにおいて、14mmのスパンで2mmの変位を与えた時）の荷重─たわみ曲線を示します。

ご注意
センタロイは、口腔内温度において所期の応力特性を発揮します。常温以下では応力が低下し、形状に歪みが見られる場合がありますが、口腔内では所定の応力と形態を持つようになります。

超弾性の範囲下のグラフは超弾性を示す範囲を表しています。必要な矯正力を得られるワイヤーをお選びください。
●このグラフは、37 Cにおいて、14mmスパンで2mmの(0.46mm)

変位を与えた時に超弾性を発揮する力の範囲を示します。

<資料提供 : 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野>

153

TOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7

SENTALLOY®

Super Elastic
Nickel Titanium Alloy

販 売 名 ： センタロイシリーズ
一般的名称 ： 歯列矯正用弧線
認 証 番 号 ： 220ADBZX0 0 0750 0 0

管理医療機器ARCH WIRES

センタロイ アーチ ワイヤー
従来のTi-Ni合金線に比べ、表面の仕上げがきわめて滑沢ですから、
ブラケットスロットとの摩擦が少なく、歯の移動がスムーズに行えます。
“optimum force ─ それぞれの歯の移動にあった力を、
しかも持続して与える矯正力”による矯正治療が行えます。
弾性限界が高いため、転位の大きいケースでもアーチの永久変形が起こりません。
多種多様なラインナップにより、目的や条件に合わせて適切な矯正力を求めることができます。

Standard
線径

上顎

下顎

Accu Form®
上顎下顎Lingual Parallel Archwire
Small

MediumLarge

Inches (mm)

Upper

Lower

Upper

Lower

.010 (0.25) Medium (Yellow)

̶̶̶

̶̶̶

̶̶̶

̶̶̶

.012 (0.30) Medium (Yellow)

̶̶̶

̶̶̶

511-10 511-60 5119-012S 5119-012M 5119-012L

510-01 510-51 511-01
510-11 510-61 511-11
̶̶̶̶̶̶ 511-21
510-02 510-52 511-02
Light (Blue).016 (0.41) Medium (Yellow) 510-12 510-62 511-12
Heavy (Red)̶̶̶̶̶̶ 511-22
Light (Blue)̶̶̶̶̶̶ 511-03.018 (0.46) Medium (Yellow) ̶̶̶̶̶̶ 511-13
Heavy (Red)̶̶̶̶̶̶ 511-23
Light (Blue)̶̶̶̶̶̶ 511-04.020 (0.51) Medium (Yellow) ̶̶̶̶̶̶ 511-14
Heavy (Red)̶̶̶̶̶̶ 511-24
Light (Blue).014 (0.36) Medium (Yellow)
Heavy (Red)511-51511-61511-71511-52511-62511-72511-53511-63511-73511-54511-64511-74

Quantity

5119-010S 5119-010M 5119-010L

̶̶̶

̶̶̶

̶̶̶

5119-014M
̶̶̶

̶̶̶

̶̶̶
̶̶̶
̶̶̶

リンガル用 パラレルアーチワイヤー

Small
Medium
Large

10本/
PK

24mm
29mm
34mm
(Out side)※アーチフォームについては、P.157をご参照ください。

SPOOLED WIRES

スプールド センタロイ ワイヤー

線径

スプールド形態の超弾性Ti-Niワイヤー
リンガル用イニシャル、
セクショナルアーチ等
多目的に使用ができます。

Inches (mm).012 (0.30).014 (0.36)

5119-0120
5119-0140

3m/巻

154

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

NEO SENTALLOY®

Super Elastic
Nickel Titanium Alloy

ARCH WIRES

ネオ センタロイ アーチ ワイヤー

〈ネオ センタロイ〉
は、「超弾性」の特性を備えたアーチワイヤー。
ソフトかつ一定の矯正力が治療初期からフィニッシュまで、全段階にわたり効率的に作用します。
〈ネオ センタロイ〉
は歯の移動量に関係なく「生体に最適な力」が「継続して」働きますから、短期間で、しかも最少のアーチワイヤー交換で治療できるためチェアタイムの短縮を計ることができます。
したがって、患者さんの苦痛は最小限ですみ、歯周組織が比較的弱っているアダルトケースにも安心してご使用いただけます。
また、〈ネオ センタロイ〉
は、従来の超弾性型Ti-Ni合金製の角ワイヤーとは異なり、治療
初期から歯根を含めた3次元コントロールを可能にします。
しかも〈ネオ センタロイ〉
は、ソフトな角ワイヤーですから叢
生歯列やローテーションが大きい症例の場合も、ワイヤー装着やその後の結紮が容易に行えます。
とくに、
インターブ
ラケットスパンが狭い下顎前歯やセラミックブラケットに適しています。
また、
ワイヤーの表面が極めて平滑ですから
フリクションが少なく、大きな治療結果が期待できるとともに、
マルチストランドワイヤー（より線）のようにもつれたり、食物繊維をかみ込んだりする心配もありません。
〈ネオ センタロイ〉のワイヤーサイズは8種類。
また、荷重レベルは力の方向やワイヤーサイズにかかわらず、歯の移動に最適な80g〜300g。3種類の荷重レベルから、症例や患SEC

7

者個々の差に応じたフォースをお選びいただけます。数々の臨床テストで実証された、〈ネオ センタロイ〉のすぐれた治療効果、高い安全性を、ぜひ一度お確かめください。

3点曲げ試験による荷重・
・
・
・
・
・
・
・たわみ曲線超弾性の範囲このグラフは、3タイプの〈ネオ センタロイ〉の3点曲げ試験によ

下のグラフは37 Cにおいて14mmスパンで2mmの曲げる荷重­たわみ曲線です。37 Cにおいて、14mmスパンで2mm変位を与えたとき、および5mmスパンで10 のトルクを与の変位を与えた後、戻り時の反力（矯正力）を示しています。

えたとき、超弾性を発揮する力の範囲を示しています。

<資料提供 : 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野>

ご注意〈ネオ センタロイ〉は口腔内温度において所期の応力特性を発揮します。常温以下では応力が低下し、形状に歪みが見られる場合がありますが、口腔内では所定の応力と形状を保つようになります。

155

TOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7

NEO SENTALLOY®

Super Elastic
Nickel Titanium Alloy

販 売 名 ： センタロイシリーズ
一般的名称 ： 歯列矯正用弧線
認 証 番 号 ： 220ADBZX0 0 0750 0 0

管理医療機器ARCH WIRES

ネオ センタロイ アーチ ワイヤー
非常にソフトな角ワイヤーですので、イニシャルワイヤーとしてもご使用いただけます。
治療初期から3次元コントロールが可能です。
低温状態で使用すると弾性がほとんどなくなります。
この性質を利用することにより重度の叢生症例にも対応できます。
歯周組織が比較的弱っているアダルトケースにも安心してご使用いただけます。
従来のTi-Ni 合金線に比べ、表面の仕上げがきわめて滑沢ですから、ブラケット
スロットとの摩擦が少なく、歯の移動がスムーズに行えます。

Accu Form®
線径

Inches (mm).016 × .016 (0.41 × 0.41).016 × .022 (0.41 × 0.56).017 × .025 (0.43 × 0.64).018 × .018 (0.46 × 0.46).018 × .025 (0.46 × 0.64).019 × .025 (0.48 × 0.64).020 × .020 (0.51 × 0.51).0215 × .028 (0.55 × 0.71)

フォース

上顎

下顎

Force

Upper

Lower

F80 (Black)523-01

523-51

F160 (Green)523-11523-61F240 (White)523-21523-71F80 (Black)523-02523-52

F160 (Green)523-12523-62

F240 (White)523-22523-72F100 (Black)

̶̶̶

̶̶̶

F200 (Green)523-13523-63

F300 (White)

̶̶̶

̶̶̶

F100 (Black)

̶̶̶

̶̶̶

F200 (Green)523-14523-64

F300 (White)

̶̶̶

̶̶̶

F100 (Black)523-05523-55F200 (Green)523-15523-65

F300 (White)523-25523-75F100 (Black)

̶̶̶

̶̶̶

F200 (Green)523-16523-66

F300 (White)

̶̶̶

̶̶̶

F100 (Black)

̶̶̶

̶̶̶

F200 (Green)523-17523-67F300 (White)

̶̶̶

̶̶̶

F100 (Black)523-08523-58F200 (Green)523-18523-68F300 (White)

̶̶̶

̶̶̶

Quantity

10本/PK※アーチフォームについては、P.157をご参照ください。

156

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

BIOFORCE SENTALLOY®

Super Elastic
Nickel Titanium Alloy

ARCH WIRES

バイオフォース センタロイ アーチ ワイヤー

〈バイオフォース センタロイ〉
は、前歯部が100〜150gf、側方歯部が150〜250gf、大臼歯部は250〜350gfと、矯正力が変化する「超弾性」Ti-Niアーチワイヤー。
各歯に応じて3次元のバイオロジカルフォースを付与できます。
〈バイオフォース センタロイ〉
は、前歯部から臼歯部にかけて、徐々に矯正力が強くなるバイオロジカルなアーチワイ
ヤーです。
患者の歯列弓が小さい場合は全体に弱く、歯列弓が大きい場合の臼歯部には比較的強い矯正力が働きます。
矯正力の増加が連続的ですから、犬歯付近に境目がありません。
（ 矯正力に境目、つまり不連続点があると、思わぬ歯牙移動が生じたり、
アーチワイヤーが折れるなど、事故を招くおそれがあります。）
前歯部の叢生、犬歯、小臼歯部のスペースクロージング、大臼歯部のアンカー効果が、1本のワイヤーで可能です。

ARCH WIREの形態
STANDARD FORMSENTALLOY
L&H® TITAN

®

SEC

7

Upper Arch

Lower ArchACCU FORM®

WHITE WIRESENTALLOY®
NEO SENTALLOY®
BIOFORCE SENTALLOY®
L&H® TITAN

Upper Arch

157

Lower Arch

3点曲げを加えた後の、各部の復元力グラフは体温において、14mmスパンで2mmの3点曲げを加えた後の、各部の復元力を示しています。前歯部においては100〜150gf、大臼歯部においては300〜350gfと徐々に矯正力が変化しますので、各歯に応じた最適な矯正力が発揮されます。

TOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7

BIOFORCE SENTALLOY®

販 売 名 ： センタロイシリーズ
Super Elastic
一般的名称 ： 歯列矯正用弧線
Nickel Titanium Alloy 認 証 番 号 ： 220ADBZX0 0 0750 0 0 管理医療機器

ARCH WIRES

バイオフォース センタロイ アーチ ワイヤー
前歯部では、
ネオセンタロイのF100相当の矯正力を発現し、叢生や転位があっても、容易にアーチワイヤーを結紮できます。
また、治療に伴って生じる痛みも軽減できます。
犬歯、小臼歯などの側方歯部では、
ネオセンタロイのF200相当の矯正力を保ち、ス
ペースクロージングに伴うティッピングやローテーションを最少にします。
大臼歯部では、
ネオセンタロイのF300相当の矯正力を生じ、アンカー効果をより確実なものとしています。
したがって、
動的治療の終了まで、
アーチワイヤーの交換が少なくてすみます。

Accu Form®
線径

上顎

下顎

Inches (mm)

Upper

Lower

.016 × .022 (0.41 × 0.56)

528-02528-52.018 × .025 (0.46 × 0.64)

528-05528-55.0215×.028 (0.55×0.71)

528-08528-58Quantity

10本/
PK

Arch Wire Standアーチ ワイヤー スタンドパッケージのまま、10パックまで収納できるアーチワイヤースタンドです。
ワイヤーのサイズ表示が見やすく、取り出しがスムーズに行えるようデザインされています。

701-27158

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

SENTALLOY®

Super Elastic
Nickel Titanium Alloy

COIL SPRINGS

センタロイ コイル スプリング

センタロイ コイル スプリングは「超弾性」と「形状記憶性」
により歯周組織に適切な力で効率的な歯の移動を可能にします。

Special Features
1 永久変形しないため、活性化する必要もありません。
2 超弾性型Ti-Ni合金の特性ゆえに、歯牙の移動距離にかかわらず一定の力が得られます。

（有効範囲内での特性です）

クローズドコイルスプリングの荷重 ── 伸び曲線

オープンコイルスプリングの荷重 ── 縮み曲線

Load-Deflection Curve of Closed Coil Spring

Load-Deflection Curve of Open Coil Spring

初期有効長（密着時）は3mmです。15mmまで引っ張って

初期自由長は15mmで密着時は3mmです。密着するまでも永久変形しません。
グラフに示すように、15mmまで伸ば圧縮した後、戻すとき、3mmから12mmまでの9mmの範してから3mmに戻るまでの12mmの範囲で、ほぼ一定の力囲で一定の力が得られ、永久変形は残りません。
（初期自由

が得られ、
しかもコイルが密着するまで力が減衰しません。

長とはフリーな状態での端から端までの長さです。
）

SEC

7

クローズドコイルスプリングの使用方法

Canine Retraction

1 犬歯のフックと第一大臼歯のフックとをクローズドコイ
ルスプリングで連結する。

Anterior Retraction

2 犬歯の近心にスライディングフックを摺動可能にセット 側切歯の遠心にクリンパブルフックをクリンプし、タイバック
し、第一大臼歯のフックとスライディングフックとをク 用フックとして用いる。第一大臼歯のフックとタイバック用
フックとをクローズドコイルスプリングで連結する。
ローズドコイルスプリングで連結する。

オープンコイルスプリングの使用方法

Arch Lengthの拡大、臼歯の遠心移動

Canine Retraction

1 中切歯と犬歯との間にオープンコイルスプリングをセット
する。

159

2 中切歯と犬歯との間にオープンコイルスプリングをセット オープンコイルスプリングを第一大臼歯の近心にセットし、する。

クリンパブルストップをクリンプして用いる。

TOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7

SENTALLOY®

Super Elastic
Nickel Titanium Alloy

販 売 名 ： センタロイコイルスプリング
一般的名称 ： 歯列矯正用スプリング
認 証 番 号 ： 1620 0BZZ01890 0 0 0 管理医療機器

COIL SPRINGS

センタロイ コイル スプリング※ステンレス コイルスプリングは、P171に掲載。

荷重

Open Coil Springs (Compression Coils)

オープン コイル スプリング（圧縮コイル）

Closed Coil Springs (Tension Coils)

クローズド コイル スプリング（引張コイル）Closed Coil Springs,w/Ligature (Tension Coils)

リガチャーワイヤー付
クローズド コイルスプリング
（引張コイル）

Stop Wound Coil Springs (Compression Coils)

ストップ ワウンド コイル スプリング（圧縮コイル）

線径

内径

Quantity

Load (gf)

Inches (mm)Inches (mm)Extra Light (Black)50gf.009 (0.23).036 (0.9)

509-10Light (Blue)100gf.010 (0.26).036 (0.9)

509-11

Medium (Yellow)

150gf.010 (0.26).036 (0.9)

509-12

Heavy (Red)200gf.011 (0.28).036 (0.9)

509-13Ultra Light (Purple) 25gf

.009 (0.23).036 (0.9)

509-29Extra Light (Black)50gf.009 (0.23).036 (0.9)

509-20Light (Blue)100gf.009 (0.23).036 (0.9)

509-21

Medium (Yellow)

150gf.010 (0.26).036 (0.9)

509-22

Heavy (Red)200gf.010 (0.26).036 (0.9)

509-23

Light (Blue)100gf.009 (0.23).036 (0.9)

509-31

Medium (Yellow)

150gf.010 (0.26).036 (0.9)

509-32

Heavy (Red)200gf.010 (0.26).036 (0.9)

509-33

Light (Blue)100gf.010 (0.26).036 (0.9)

509-41

Medium (Yellow)

150gf.010 (0.26).036 (0.9)

509-42

Heavy (Red)200gf.011 (0.28).036 (0.9)

509-43Medium (Yellow)

150gf.012 (0.30).055 (1.4)

509-45Ultra Light (Pink)

25gf.009 (0.23).036 (0.9)

509-69Light (Blue)100gf.010 (0.26).036 (0.9)

509-61

Medium (Yellow)

150gf.010 (0.26).036 (0.9)

509-62

10個/
PK

10個/
PK

10個/
PK

185mm
length
2本/PK

GMD専用

Spooled Open coils

スプールド オープン コイル

38cm/巻160

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

STAINLESS WIRES

販 売 名 ： オーソドンティックワイヤ
一般的名称 ： 歯列矯正用ワイヤ
認 証 番 号 ： 221ADBZX00022000 管理医療機器

Stainless Straight Wires

ステンレス ストレート ワイヤー

最もポピュラーな矯正用ワイヤー。
矯正用主線および技工用主線・補助弾線、リテーナー用ワイヤーと幅広く使用されています。
種類は、断面がラウンド（丸）・レクタンギュラー（長方形）・スクェアー（正方形）の3種類。
用途に合わせてお選びください。
角線をアーチ状に曲げる際は、アーチフォーマー（810 -1004）のご使用をお勧めします。

線径

Quantity

Inches (mm)
Round

ラウンド

.014 (0.36)

5500-02.016 (0.41)

5500-03.018 (0.46)

5500-04
Red

（硬）

SEC

7

.020 (0.51)

501-24.022 (0.56)

501-25.024 (0.61)

501-26.028 (0.71)

501-27.032 (0.80)

501-28.036 (0.90)

501-29.040 (1.00)

501-30.045 (1.14)

501-35.047 (1.20)

501-31

線径

レクタンギュラー/スクェアー

161

Quantity

350mm
length
10本/PK

Quantity

Inches (mm)Rectangular/Square

350mm
length
20本/PK.016 × .016 (0.41 × 0.41)

5500-31.016 × .022 (0.41 × 0.56)

5500-34.017 × .025 (0.43 × 0.64)

5500-35.018 × .025 (0.46 × 0.64)

5500-36.019 × .025 (0.48 × 0.64)

5500-37.021 × .025 (0.53 × 0.64)

5500-39350mm
length
10本/PKTOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7

STAINLESS WIRES

販 売 名 ： オーソドンティックワイヤ
一般的名称 ： 歯列矯正用ワイヤ
認 証 番 号 ： 221ADBZX00022000 管理医療機器

Stainless Arch Wires (Accu Long Form)

ステンレス アーチワイヤー アキュロングフォーム

熱処理済みで弾性の高いステンレスアーチワイヤー。
Accu Longフォームは、脚部を長めに設けているので、タイバック用のオメガループも付与が可能です。
また、汎用性のあるアーチフォームは、各種のプリアジャステッドアプライアンスでご使用いただけます。

Accu Long Form
線径

Inches (mm)Round Arch

ラウンド アーチ

レクタンギュラー アーチ/スクェアー アーチ

下顎

Upper

Lower

.014 (0.36)

5510-015510-51.016 (0.41)

5510-025510-52.018 (0.46)

5510-035510-53

線径

Rectangular Arch/Square Arch

上顎

上顎

下顎

Inches (mm)

Upper

Lower

.016 × .016 (0.41 × 0.41)

5530-01

5530-51.016 × .022 (0.41 × 0.56)

5530-025530-52.017 × .025 (0.43 × 0.64)

5530-035530-53.018 × .025 (0.46 × 0.64)

5530-05

5530-55.019 × .025 (0.48 × 0.64)

5530-06

5530-56.019 × .022 (0.48 × 0.56)

5530-095530-59

Quantity

10本/
PK

Quantity

10本/
PK

ACCU LONG FORM

UPPER

LOWER
※実物大ではありません。

162

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

Co-Cr WIRES

販 売 名 ： オーソドンティックワイヤ
一般的名称 ： 歯列矯正用ワイヤ
認 証 番 号 ： 221ADBZX00022000 管理医療機器

SPRON® 510 (Co-Cr) Straight Wires

スプロン

510（コバルトクロム合金）
ストレート ワイヤー※「SPRON」及び「スプロン」はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。

ワイヤーを熱処理することによりステンレススチールの約1.5倍の弾性を発揮するため、幅広い用途でご使用いただけます。種類は、断面がラウンド（丸）・レクタンギュラー（長方形）・スクェアー（正方形）の3種類ご用意しております。用途に合わせてお選びください。角線をアーチ状に曲げる際は、
アーチフォーマー（810-1004）のご使用をお勧めします。

線径

Quantity

Inches (mm)
Round

ラウンド

.014 (0.36)

503-02.016 (0.41)

503-03.018 (0.46)

503-04.020 (0.51)

503-05.024 (0.61)

503-06.028 (0.71)

503-07.032 (0.80)

503-08.036 (0.90)

503-09.040 (1.00)

503-10.016 × .016 (0.41 × 0.41)

503-31.016 × .022 (0.41 × 0.56)503-34.017 × .025 (0.43 × 0.64)

503-35350mm
length
10本/PK

SEC

7

Rectangular/Square

レクタンギュラー/スクェアー

163

350mm
length
10本/PKTOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7

OPA-K®
PREFORMED ARCH WIRES

販 売 名 ： オーソドンティックワイヤ
一般的名称 ： 歯列矯正用ワイヤ
認 証 番 号 ： 221ADBZX00022000 管理医療機器

Stainless Wires

OPA-K プリフォームド アーチ ワイヤー（ステンレス）
FAポイントでの日本人最適咬合者の平均的歯列弓形態を4次多項式を用い曲線化。
さらにデータを平均化。装置との連携を考慮してFAポイントに対し、必要最少の距離をアーチワイ
ヤーフォーム化したのが“OPA-K®”アーチワイヤーです。
Finishing Formはあくまで客観的データを元にしていますので、必要な場合はtoe-inやtipback bendを入れてご使用ください。
また、.016 .016 と .016 .022inchでリトラクションを行う場合は、アーチの拡大防止用のRetraction Formをご使用ください。

OPA-K® Arch Wires

OPA-K アーチワイヤー（コサカ フォーム）

線径

Finishing Form

Retraction Form

ステンレス

ステンレス

STAINLESSSTAINLESS

上顎

下顎

上顎

下顎

Inches (mm)

Upper

Lower

Upper

Lower

.0.16 × .016
(0.41 × 0.41)

̶̶̶

̶̶̶

5610-015610-51.016 × .022
(0.41 × 0.56)

5620-025620-52

5610-025610-52.017 × .025
(0.43 × 0.64)

5620-04

5620-54.018 × .025
(0.46 × 0.64)

5620-05

5620-55.019 × .025
(0.48 × 0.64)

5620-06

5620-56※実物大ではありません。

Quantity

10本/PK※実物大ではありません。

164

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

MULTI-STRAND WIRES

販 売 名 ： オーソドンティックワイヤ A
一般的名称 ： 歯列矯正用ワイヤ
認 証 番 号 ： 222ADBZX0 0 0510 0 0 管理医療機器
販 売 名 ： オーソドンティックワイヤ
一般的名称 ： 歯列矯正用ワイヤ
認 証 番 号 ： 221ADBZX0 0 0220 0 0 管理医療機器

Multi-Strand Wires

マルチストランド ワイヤー

線径

Quantity

Inches (mm)Multistrand Wire 3

マルチストランドワイヤー33本の細いワイヤーをツイストしたステンレススチールワイヤー。
治療初期のイニシャルワイヤーや、リテーナーワイヤーとしてご使用いただけます。
Multistrand Wire 6

マルチストランドワイヤー66本の細いワイヤーをツイストしたステンレススチールワイヤー。
弾性が弱いので、重度の叢生にもセットが可能です。
また、リテーナーワイヤーとしてご使用いただけます。

.015 (0.38)

5503-0150.0175 (0.44)5503-0175.0195 (0.50)

5503-0195.0215 (0.55)

5503-0215.0155 (0.39)

5506-0155.0175 (0.44)5506-0175.0195 (0.50)

5506-0195.0215 (0.55)

5506-0215

LIGATURE WIRESPEAK-COAT® Ligature Wires
口元をオシャレに演出
線径Quantity

Inches (mm)PEAK-COAT® Spooled Ligature Wires

ピークコート スプールド リガチャーワイヤー

SEC

7.011 (0.27)

505-43P

5m/巻.011 (0.27)

506-03P

100本/
PK.011 (0.27)506-13P

100本/
PK.013 (0.33)

506-36P

100本/
PK

PEAK-COAT® Preformed Ligature Wires

ピークコート プリフォームド リガチャーワイヤー

PEAK-COAT® Twist Tie

ピークコート ツイストタイ

PEAK-COAT® Kobayashi Twist Tie

ピークコート コバヤシ ツイストタイ

165

355mm
length
10本/PK販 売 名 ： リガチャーワイヤ
一般的名称 ： 歯列矯正用結さつ材
認 証 番 号 ： 220ADBZX0 0 0840 0 0

ピークコート リガチャーワイヤー結紮線に“PEEK樹脂”をコーティング

355mm
length
10本/PK

管理医療機器TOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7

LIGATURE WIRES

販 売 名 ： リガチャーワイヤ
一般的名称 ： 歯列矯正用結さつ材
認 証 番 号 ： 220ADBZX0 0 0840 0 0

管理医療機器販 売 名 ： ツイストメイト
一般的名称 ： 歯科矯正用結さつ器
届 出 番 号 ： 13B2X1016259040 0

一般医療機器Ligature Wires
結紮線

線径Quantity

Inches (mm)Preformed Ligature Wires

プリフォームド リガチャー ワイヤー

.008 (0.20)

506-01イエロー.010 (0.25)

506-02ブルー.011 (0.27)

506-03ピンク.012 (0.30)

506-04グレー

200本 3
600本/
PK結紮しやすい硬度に処理されたステンレススチールを使用。
パッケージも持ちやすいスポンジに200本ずつ束ねてあり、サイズ識別のためスポンジの色が分けてあります。
Twist-Ties

ツイスト タイ.008 (0.20)

506-11.010 (0.25)

506-12

ツイストメイト専用の結紮線。
ツイストメイト以外の器具でのご使用はできません。
熟練が必要な結紮作業が簡単かつスピー.011 (0.27)506-13.012 (0.30)

506-14

ディーに行えます。
また、結紮が困難な舌側

500本/
PK

装置にも大変便利です。

Twist Mate

ツイスト メイト

810-01

Kobayashi Auxiliary Tie Hooks

1EA

先端にフックが付けられたリガチャーワイ

コバヤシ タイ フック（ピッグ テール）

ヤー。
フックが必要な際に大変便利です。

.012 (0.30)

506-25.014 (0.36)

506-26.008 (0.20)

505-41.010 (0.25)

505-42.011 (0.27)

505-43.012 (0.30)

505-44.014 (0.36)

505-45.020 (0.50)505-46

100本/
PK

Spooled Ligature Wires

スプールド リガチャー ワイヤー結紮しやすい硬度に処理されたステンレス
スチールワイヤーをスプールに巻いたタイプ。
プリフォームドタイプでは長さが足りない連5m/巻

続結紮に便利です。

166

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

WIRE PRODUCTS

販 売 名 ： リンガルリテーナ
一般的名称 ： 歯列矯正用アタッチメント
認 証 番 号 ： 20900BZZ00866000 管理医療機器

Lingual Retainers

リンガル リテーナー
3 - 3 (Cuspid to Cuspid)

舌側ボンディング用の保定装置。
日本人のシャベル型舌側形態に合ったボンディ

下顎犬歯間用リテーナー

ングベースと0.8mmステンレス線を強固な金ろう付けにより連結。
サイズは30〜
39mmまで1mm間隔に10サイズ。
唇側犬歯センター間の距離に応じて番号をお選びください。
ベースは穴あきメッシュとフォイルメッシュの2種類があります。
初めてのご購入時は便利なアソートキットがお勧めです。

Foil Mesh

Mesh

（網目状）

（穴あき）

サイズ

SEC

7

Mesh

（網目状）

（穴あき）

30

517-30518-3031517-31518-31

32

517-32518-32

33

517-33518-33

34517-34518-3435

517-35518-3536517-36518-3637517-37518-3738

517-38518-3839517-39518-39Quantity

10本/PK

30本 アソートキット

キット内容
30・31・38・39

各2本

32・37

各3本

33・34・35・36

各4本

1 - 1 (Central to Central)

Foil Mesh(mm)

Foil Mesh

Mesh

（網目状）

（穴あき）

517-40518-4030本/
KIT

舌側ボンディング用保定装置。

上顎中切歯用リテーナー

正中離開の保定、
動揺歯の固定に大変便利です。

サイズ
(mm)

（網目状）

(7mm)

519-01

ミディアム (8mm)519-02ワイド

519-03

スモール

167

Foil Mesh(9.3mm)Quantity

10本/
PK

TOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7

WIRE PRODUCTS

販 売 名 ： パラタルアーチバー
一般的名称 ： 歯列矯正用弧線
認 証 番 号 ： 16100BZZ01285000

管理医療機器

Palatal Arch Bars

パラタル アーチ バー

TOMYパラタルアーチバーは上顎加強固定の装置。線径0.9mmのステンレススチール製で、アンテリアリトラクション時のアンカレッジ補強・近心傾斜防止等に用いられます。
タイプはレギュラー（第1大臼歯用）とテンフーブ（第2大臼歯用）の2タイプ。
それぞれシース挿入部の長さを2種類ご用意しております。専用リンガルシースとセットでご使用ください。
初めてのご購入時は便利なアソートキットがお勧めです。

レギュラー

サイズ

スタンダードロング

スタンダードロング

37

530-37530-37L

531-37531-37L

39

530-39530-39L

531-39531-39L

41

530-41530-41L

531-41531-41L

43

530-43530-43L

531-43531-43L45

530-45530-45L

531-45531-45L

47

530-47530-47L

531-47531-47L

49

530-49530-49L

531-49531-49L

51

530-51530-51L

531-51531-51L

53

530-53530-53L

531-53531-53L

55

530-55530-55L

531-55531-55L(mm)
Palatal Arch Bar

パラタル アーチ バー

テンフーブ

Quantity

10本/PK

30本 アソートキット
キット内容
37・39・53・55

各2本

41・51

各3本

43・45・47・49

各4本

Lingual Sheath

リンガル シース

レギュラー
スタンダードロング

テンフーブ
スタンダードロング

30本/

530-60 530-60L 531-60 531-60L KIT

遠心部にノッチ付。
パラタルアーチバーロングとの組み合わせで601-60結紮も可能です。

10個/
PK

販 売 名 ： リンガルシース A
一般的名称 ： 歯列矯正用アタッチメント
認 証 番 号 ： 21300BZZ00020000 管理医療機器

Lingual Sheaths with Vertical Hook

バーティカル フック付 リンガル シース

Hook Distal 遠心フック

601-61

76
6
7

UR6, 7601-62

67
7
6

UL6, 7

遠心部にノッチ付。
歯頸部に結紮用フック付です。

Hook Mesial 近心フック

601-6776
6
7

UR6, 7601-6867
7
6

UL6, 710個/PK

販 売 名 ： リンガルシース A
一般的名称 ： 歯列矯正用アタッチメント
認 証 番 号 ： 21300BZZ00020000 管理医療機器

168

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

WIRE PRODUCTS

販 売 名 ： リップバンパ
一般的名称 ： 歯科用リップバンパ
認 証 番 号 ： 20600BZZ00915000

管理医療機器Lip Bumpers

リップ バンパー

TOMYリップバンパーは、
衛生的なポリプロピレンコーティングバンパー。
下口唇の過度な筋力が歯列に影響するのを排除する装置です。
下顎前歯の歯面からの距離を調節することにより、下顎大臼歯の遠心移動や加強固定にも利用できます。

A
Lip Bumpers

リップ バンパー

IDEAL Lip Bumpers

アイデアル リップ バンパー

SEC

7

A' 間

Quantity

84 mm

LB4500189

LB4501

2

93

LB4502

3

97

LB4503

4101

LB4504

Plain

121.5

LB45

No. 0

80 mm

LB4530184

LB4531

2

88

LB4532

3

92

LB4533

結紮用フックが付いたリップバンパー。

496

LB4534

サイズも豊富で、No. 6、7、8は第2大

No. 0

5

100

LB4535

6

104

LB4536

7

108

LB4537

8112

LB4538

アジャスティングループ付のシンプルなタイプ。
フリーサイズのプレーンタイプもあります。
線径は.045"（1.14mm）
です。

1EA

1EA

臼歯にご使用いただけます。

Buccal Tubes for Lip Bumpers

販 売 名 ： バッカルチューブ B
一般的名称 ： 歯列矯正用アタッチメント
認 証 番 号 ： 21400BZZ00491000 管理医療機器

リップバンパー用バッカルチューブ

リップバンパー用バッカルチューブを3種類ご用意しました。
プリアジャストタイプ、スタンダードタイプ、
リップバンパー専用シングルタイプ。
治療システムに合わせてお選びください。

Preadjust Types

プリアジャスト タイプ

Standard Types

スタンダード タイプ

Left/Right.018"Slot.022"SlotL

W908-631L

W908-632L

R

W908-631R

W908-632R

R

241-12241-32

L

241-13241-33

シングルタイプ

241-00169

Quantity

10個/
PK

10個/
PK

10個/
PK

TOMY ORTHODONTIC PRODUCTS Vol.7

WIRE PRODUCTS

販 売 名 ： 矯正用クラスプ
一般的名称 ： 歯列矯正用クラスプ
認 証 番 号 ： 220ADBZX0 0 0850 0 0

管理医療機器Clasps

クラスプ

TOMY アダムスクラスプは、線径が2種類、
ヘッド部分の幅が10種類。
床矯正の固定として利用しやすく、萌出不十分な歯にも利用できます。
既製品ですので、ラボワークに大変便利。
初めてのご購入には、在庫管理も楽なアソートキットがお勧めです。

線径
Adams Clasps

アダムス クラスプ

幅

Quantity

mm

mm

0.6

5.5

060-55

6.5

060-655.0

070-506.0070-607.0070-708.0070-809.0

070-9010.0

071-0011.0

071-1012.0

071-20

0.7

20本/
PK

50本 アソートキット
キット内容
各サイズ

5本

507-0150本/
KIT

TOMY ボールクラスプは先端がボール状の既製クラスプ線。
床矯正装置・保定など臨床にも広くご利用いただけます。

線径

ボールの径

0.7

1.4

507-070.8

1.5

507-080.9

1.63

507-091.0

1.72

507-10mm

Ball Clasps

ボール クラスプ

Quantity

mm

20本/
PK

170

SECTION

07 WIRES & WIRE PRODUCTS
ワイヤー & ワイヤー関連製品

WIRE PRODUCTS

販 売 名 ： コイルスプリング S
一般的名称 ： 歯列矯正用スプリング
認 証 番 号 ： 2010 0BZZ015320 0 0

管理医療機器

Stainless Coil Springs

ステンレス コイル スプリング※センタロイコイルスプリングは、
P159に掲載。

PEAK-COAT® Open Coils Springs

ピークコート オープン コイル スプリング

スプリングにもオシャレな演出
審美的なステンレス オープン コイル スプリング

線径

内径

Inches (mm)Inches (mm).011 (0.27).036 (0.9)

508-49P

355mm
length
3本/PK

Coil Springs

コイル スプリング

TOMYコイルスプリングはオープンとクローズの2種類。
両方ともステンレススチール製1m巻です。
SEC

7

線径 .008〜 .010 inches

内径 .032〜 .036 inches

線径

内径

Inches (mm)Inches (mm)オープン コイル

Open CoilClosed Coil.008 (0.20).032 (0.81)

508-46508-26.009 (0.23).032 (0.81)

508-49508-29.010 (0.25).032 (0.81)

508-50508-30.009 (0.23).036 (0.91)

508-53̶̶̶

クローズ コイル

Quantity

Open Coils

オープン コイル

1m/巻
Closed Coils

クローズ コイル

171