二次電池の製造･評価･試験装置

真空オーブン

アドバンストバッテリーテスター

充放電チャンバー

1

二次電池の製造工程

1-1 真空オーブン

1-2 安全機構付き恒温室

電極混合工程それぞれの材料を調合・加工し、正極および負極の電極スラリーを製作。

電極塗布工程電極スラリーを集電体に塗布し乾燥。
電極をプレスし電極の密度を上げて巻あげ、電極ロールを乾燥。

セル組立工程電極ロールを必要な幅・長さに切断し、正電極・バインダー・負電極を積層。
電気を出し入れする接続端子を取付け、ケース内に収納しセルを形成。

注液工程

アッセンブリされたセルを最終乾燥し、セル内に電解液を注入・含浸。
ガスケットやガス排出弁などをセットしセルに蓋をする。

エージング

セルを高温でエージングする。

セル完成
2-1 アドバンストバッテリーテスター

検査
3-1 充放電チャンバー
3-2 小型環境試験器
3-3 ライトスペック恒温（恒湿）器
3-4 電池用空輸試験装置

モジュール完成

3-5 温度・振動
複合環境試験装置

検査

4-1 アドバンストセーフティテスター
4-2 釘刺し・圧壊試験装置
4-3 外部短絡試験装置
4-4 ハイパワー恒温（恒湿）器

評価・試験

2

二次電池試験規格

試験規格

高度（低圧）試験

規格元

試験概要

JIS8712
UN3480UN3481電安法

圧力: 11.6kPa以下、温度：20± 5℃の環境で 6 時間

UL1642

圧力: 11.6kPa以下、温度：20± 3℃の環境で 6 時間

UN3480UN3481

温度：75±2℃の環境で 6 時間、30 分以内で−40±2℃に下げ
6 時間このサイクルを10 回行い、20± 5℃の環境で 24 時間放置

急速温度変化チャンバー
冷熱衝撃装置20± 5℃から5±2℃/分で130±2℃まで昇温し10 分保持

恒温器オーブンハイパワー恒温器
急速温度変化チャンバー

70± 3℃まで 30 分以内で昇温し 4 時間保持。
その後 30 分以内降温で 20± 3℃にし、2時間保持。
その後 30 分以内降温で−40± 3℃にし、4 時間保持。
その後 30 分以内昇温で 20± 3℃にし、4 時間保持。
を合計10サイクル行い 24 時間放置

ハイパワー恒温器
急速温度変化チャンバー
冷熱衝撃装置70±2℃で 7時間放置し取り出し20± 5℃の環境におく

恒温器オーブン
大型乾燥器
ライトスペック恒温器

75±2℃で 4 時間保持。
その後 30 分以内降温で 20± 5℃にし、2時間保持。
その後 30 分以内降温で−20±2℃にし、4 時間保持。
その後 30 分以内昇温で 20± 5℃にし、2時間保持。
を合計 5サイクル行い７日間放置

恒温器プラチナスシリーズ
ハイパワー恒温器
小型環境試験器
急速温度変化チャンバー
冷熱衝撃装置JIS8712
JIS87145±2℃/分で130±2℃まで昇温し10 分保持する。

恒温器オーブンハイパワー恒温器
急速温度変化チャンバー

UN3480UN34817Hzから200Hzの範囲を 3 時間で12往復させる。
互いに垂直な３方向で振動させる。

UL1642
UL2054
電安法

10Hzから55Hzの範囲を1Hz/分の割合で変化させる。
互いに垂直な３方向で振動させる。

UL1642

温度試験

JIS8712
電安法

振動試験

2014 年 12 月当社調べによる。

3

適応製品

空輸試験装置温度･振動複合環境試験装置

試験規格

外部短絡

規格元

試験概要

UN3480UN348155±2℃の環境で 0.1Ω抵抗で短絡する。

JIS8712UL1642
UL205420±5℃、55±5℃の環境で80±20mΩ抵抗を使用し短絡する。

JIS8714電安法

単電池：
55± 5℃の環境で 80±20mΩ抵抗を使用し短絡する。

2枚の平板間で13±1kNまで加圧

UN3480UN3481

2枚の平板間で13± 0.78kNまで加圧

JIS8714
電安法

電池内部にニッケル小片を埋め込む。
10±2℃と45±2℃で埋め込んだ部分を加圧する（上限値：800Nもしくは 400N）。

UL1642
UL205420± 5℃において定格電流の 3倍で充電（3C）し最少7時間の通電する

JIS8712電安法

20± 5℃において定格容量の250%又は試験電圧に達するまで通電する。

UL1642
UL2054

放電後セルと充電後セルを直列でつなぎ、80±20mΩ抵抗を接続し短絡する

JIS8712電安法

20± 5℃において 90 分間逆充電を行う。

高率充電試験

JIS8712電安法

20± 5℃において最大充電電流の３倍で充電する。

連続定電圧充電試験

JIS8712電安法

20± 5℃において設計上の定電圧充電条件で、28日間の充電を行う。

過充電保護機能試験

JIS8712電安法

20± 5℃において規定の方法で試験を行う。

強制内部短絡試験

過充電試験

過放電試験

アドバンストセーフティテスター
外部短絡試験装置

組電池：
20± 5℃の環境で 80±20mΩ抵抗を使用し短絡する。

UL1642
UL2054
JIS8712
JIS8714
電安法

圧壊試験

適応製品

アドバンストセーフティテスター
圧壊試験装置

アドバンストセーフティテスター

2014 年 12 月当社調べによる。

4自動車用二次電池試験規格

試験規格

規格元

5℃ /分）

適応製品
恒温器オーブンハイパワー恒温器
急速温度変化チャンバー

高温試験

IEC62660-2

130℃、30 分（上昇温度サイクルISO12405-1,-2
IEC62660-2
UN ECE R100.02 PartⅡ−40℃／ 85℃
（温度変化 30 分以内）、5サイクル−40℃／ 85℃、30サイクル−40℃／ 60℃
（温度変化 30 分以内）、5サイクル

ハイパワー恒温器
冷熱衝撃装置保管試験

ISO12405-1,-2
IEC62660-1

45℃、28日又は 42日間

恒温器プラチナスシリーズ
小型環境試験器
小型超低温恒温器

結露試験

ISO12405-1,-2

IEC60068-2-30に準拠した
温湿度試験パターンを 5サイクル実施

恒温器プラチナスシリーズ
ハイパワー恒温器

サイクル寿命試験

IEC62660-1
ISO12405-1
ISO12405-2

45℃ 充放電サイクル
室温 充放電サイクル−10℃ 充放電サイクル

性能試験

ISO12405-1,-2−18℃～ 45℃の間で様々な方法により充放電試験を実施する。高低温での電力測定や内部抵抗、エネルギー効率等を算出する。
サイクル寿命試験も含む。

出力試験

IEC62660-1−20℃、0℃、25℃、40℃
規定充放電後の電圧測定

過充電試験

UL2580
ISO12405-1
ISO12405-2
IEC62660-2
UN ECE R100.02 PartⅡ

25℃、最大充電電流
25℃、5C
25℃、2C
25℃、1C（BEV）、5C（HEV）
20℃、1/3C以上、標準充電電流以下

強制放電試験

UL2580
ISO12405-1
ISO12405-2
IEC62660-2
UN ECE R100.02 PartⅡ

保護機能が動作する電流値の 95%
満充電後、1C、最大 90 分間
満充電後、1/3C、最大 90 分間
完全放電後、1C、90 分間
20℃、1/3C以上、標準放電電流以下

外部短絡試験

UL2580
ISO12405-1
ISO12405-2
IEC62660-2
UN ECE R100.02 PartⅡ

25℃、20mΩ以下
室温、60 ～100mΩ
室温、10 ～20mΩ
室温、5mΩ以下
20℃、5mΩ以下

振動試験

UL2580
ISO12405-1,-2
IEC62660-2
UN ECE R100.02 PartⅡSAE J2380 準拠
最大 200Hz、12-21時間、−40℃、25℃、75℃
最大 2kHz、27.8m/s2、8 時間、25℃
7～50Hz、20℃

衝撃試験

UL2580
ISO12405-1,-2
IEC62660-2

25G、18 回、SAE J2464 準拠
50G、10 回/方向、25℃

釘刺し試験

SAND2005-3123
SAE J2464

釘直径φ3mm（セル）、
φ20mm（パック）、80mm/s

圧壊試験

UL2580UN ECE R100.02 PartⅡ
IEC62660-2
SAND2005-3123

波状板治具、最大 100±6kN
アドバンストセーフティテスター
波状板治具、100 ～105kN（100kNまで 3分以内）
圧壊試験装置
φ150mm円形（半円形）治具、セル重量の1000 倍の圧力

2014 年 12 月当社調べによる。

5

試験概要

アドバンストバッテリーテスター
アドバンストセーフティテスター

アドバンストセーフティテスター
外部短絡試験装置

温度･振動複合環境試験装置

アドバンストセーフティテスター
釘刺し試験装置

中国 GB 規格

試験規格

GB/T 31485-2015
電動自動車用動力バッテリーの安全要件および試験方法
6.2:セル
6.3：モジュール

GB/T 31467.3-2015
電動自動車用リチウムイオン
動力バッテリーパックとシステム
第 3部分：安全性の要件および試験方法

規格元〜安全性試験と対応製品〜

試験概要

適応製品

6.2.2/6.3.2
過放電

充電後、1C放電、90 分間

6.2.3/6.3.3
過充電

充電後、1C充電、セル：定格上限電圧
モジュール：任意のセルの定格上限電圧の1.5倍or1時間

6.2.4/6.3.4
外部短絡

充電後、短絡抵抗 5mΩ以下にて短絡、10 分間

6.2.6/6.3.6
加熱

充電後、5℃/分で130℃まで加熱、30 分間保持

6.2.7/6.3.7
圧壊

充電後、φ75mm半円柱治具により圧壊、圧壊速度 5±1mm/s、 アドバンスト
セル：100kN到達もしくは 30%まで圧壊セーフティテスター
モジュール：圧壊圧力は電池重量の1000 倍

6.2.10/6.3.10
温度サイクル

充電後、25℃→－40℃→25℃→ 85℃→25℃、5サイクル

恒温器プラチナスシリーズ
恒温室ビルドインチャンバー

6.2.11/6.3.11
低圧

充電後、室温下11.6kPa以下にて6 時間保持

空輸試験装置7.1 振動3 軸方向、5～200Hz、各軸 21時間

温度･振動複合環境試験装置

7.6 圧壊充電後、φ75mm半円柱治具で圧壊、100kN到達もしくは 30%まで圧壊

アドバンスト
セーフティテスター

7.7 温度衝撃

充電後、－40±2℃⇔ 85±2℃×5サイクル、
温度変化時間 30 分以内

大型冷熱試験装置

7.8
温湿度サイクル

充電後、20℃⇔ 80℃ 95%rh×5サイクル

恒温恒湿室
ビルドインチャンバー

7.12 高海抜

充電後、海抜 4000mの気圧下で 5時間保持後、1C放電

空輸試験装置7.13 過温保護

BCU稼働状態にて、定格最高温度で充放電試験

7.14 短絡保護

BCU稼働状態にて、定格最高温度で外部短絡、20mΩ以下、10 分間

7.15
過充電保護

BCU稼働状態にて、1C充電、定格上限電圧の1.2倍 or SOC130% or 定格上限温度+5℃で停止

7.16
過放電保護

BCU稼働状態にて、1C放電(最大400A)、30 分以上、総電圧の下限 25% or 定格上限温度+5℃で停止

アドバンスト
セーフティテスター

恒温器オーブンハイパワー恒温器
急速温度変化チャンバー

アドバンスト
セーフティテスター

2018 年 10 月当社調べによる。

6

1-1. 真空オーブン

大気圧よりも低い圧力下では沸点が下がることにより、乾燥温度を低くでき、ワークへのス

トレスを小さくすることができます。

さらに、真空状態やＮ２ガス置換により酸化を防ぎ乾燥を行え、二次電池の溶剤乾燥や水分除去に適しています。

真空オーブン特長
温度制御高性能
チャンバーは真空容器と内槽の 2 重構造で 、2 層部にヒータを備え、熱効率と温度分布の向上や温度上
昇時間を短縮しています 。
5つの圧力運転モードと温度運転を組合わせて、ワー
クの特性に合わせた試験プロファイルができます 。

密閉性と断熱性を向上させて 、最大 40％の消費電力量を低減しています 。
（従来品比較）乾燥時間が長い場合 、ランニングコストが大幅に削減できます 。
処理時間を短縮するために、冷凍機の搭載により常温復帰時間を短縮することもできます 。

圧力制御のガス置換を繰り返すことにより、テストエ
リアの有機物を除去でき、クリーン環境を作ることができます 。酸化を防止するだけではなくワークへの影
響をさらに抑えます 。

主な仕様
型

式

VAC−101P

VAC−201P

温度範囲＋40 ～＋200℃

圧力範囲

933×102 ～ 1×102Pa

性能

到達圧力※ 1
圧力下降時間※ 1
大気圧復帰時間※ 2

内容積VAC−301P

133Pa 未満
大気圧から 133Pa まで
7 分以内

15 分以内30 分以内給気口は大気開放
4 分以内

8 分以内

15 分以内

91L

216L

512L

有効内法
（mm）

W450×H450×D450

W600×H600×D600

W800×H800×D800

外法
（mm）
※3

W902×H1392×D780

W1052×H1532×D930

W1252×H1772×D1130

圧力運転モード

自動運転、連続運転、大気開放、
ガス置換、換気運転※ 1 槽内温度一定、排気速度 200L/min. 以上で到達圧力 12×10−2Pa 以下の真空ポンプ連続使用時、試料からのガス発生がないこと。
※ 2 標準大気圧（1013×102Pa）
で 1010×102Pa までの復帰時間、復帰時間は大気圧によって変動する場合があります。
※ 3 突起物を除く

7

1-2. 安全機構付き恒温室 ビルドインチャンバー

二次電池はハイブリットカーの普及拡大とともに大量生産の必要性が増します。そのためには時間のかかる工程も一度に大量に行う必要があります。

「安全機構付き恒温室（ビルドインチャンバー）」 はウォークインタイプで、ＥＶ用の大型二次電池も、一度に大量処理が行えます。充放電試験やエージング工程において実力を発揮します。

また、充放電評価や評価や各種試験では二次電池からのガス漏れによる引火の恐れがあり、安全に試験を行うための数々の安全機構を装備しています。
特長

安全機構付き恒温室

ウォークインタイプですので試料を台車に乗せたま
ま、試料の出し入れが可能です 。EV 用の大型で重い二次電池の試験では特に有効です 。
二次電池からのガス漏れをガス検知器にて検知しま
す 。ガスを検知すると、吸排気ダンパーより外気を導入し、ガス濃度を低下させます 。この装備は 2 段階の検知・警報システムとなっています 。ガス濃度が設定した警報点に達すると１段目が 、さらに上昇すると２段目が動作します 。
二次電池からの発火時（異常発熱時）、CO2 消火器が起動し、自動消火を行うことができます 。このとき同時に運転を停止します 。
爆発圧力上昇時 、天井が抜け 、圧力を逃します 。爆発時 、断熱材が飛散しないように飛散防止枠を装備しています 。

●

平衡調温方式（BTC システム）

性能

温度範囲

−40 ～ ＋80℃

温度変動幅

± 0.3℃

温度上昇時間−40℃から＋80℃まで約 60 分以内（無負荷・無試料時）

温度下降時間＋20℃から−40℃まで約 180 分以内＋20℃から−30℃まで約 120 分以内（無負荷・無試料時）

内法

W2500×H2100×D1970 mm

外法  

W4095×H2675×D2783 mm（突起物は含まず）

放圧ベント

異常ガス噴出等が発生し急激に内圧が上昇したとき 、圧力を逃し、本器および周辺への影響を弱める。
●

H2 、CO2 ガス警報回路

H2 、CO2 ガス警報器による、２段階の検知・警報 。
●

給排気ダンパ

ガス濃度が上昇したとき 、換気により濃度を下げる。
※ダクトを接続して 、押込吸気と吸引排気が必要●

ドア補強

観測窓無し、蝶番補強 。
●

CO2 消火装置

槽内温度が指定温度を超えると、炭酸ガス消火剤を噴射 。同時に運転も停止 。
●

仕様（例）
方式

安全仕様

外部警報入出力端子

入力端子：外部からの異常信号により本器を停止
出力端子：本器の異常時 、外部に信号発信 。

※ 試験スペース、仕様等につきましては別途お問い合わせください。

8

2-1. アドバンストバッテリーテスター

充放電電源と恒温槽を一体構造化した、充放電試験の新しいスタイル―アドバンストバッテリーテスター。

電池の容量、形状、数量などにより最適なシステムをお選びいただけます。
特長
カードエッジコネクタを採用
電源と電池との接続は 、カードエッジコネクタを採用した電池ホルダーに電池をセットし、内槽背面のスロットに差し込むだけで完了します 。
電池を設置した状態での均一な温度分布

1 槽タイプ
3 槽タイプ

テストエリア内は 、水平層流で循環しており、段積み
タイプは横吹き出し、１槽タイプは背面吹き出しと、
電池ホルダーの位置 、電池の配列などを考慮し、均一な温度環境になるように設計しています 。

アドバンストバッテリーテスター

電池ホルダーで 、容易なセッティング
電池ホルダーは 、コイン型 、円筒型 、角型 、ラミネー
ト型の各種形状と、充放電条件に合わせた電池ホル
ダーをご用意いたします 。
インピーダンス測定 (カスタム対応 )充放電サイクル中の休止状態時に、インピーダンス
測定を行うことができます（Sweep 測定 / 定点測定）。電池を移動させることなく連続的に測定できますので 、信頼性の高いデータが得られます 。

円筒型セル用電池ホルダー

ラミネートセル用電池ホルダーシステム構成例

PC部
ADBTアプリ
FRA+P/Gアプリ

ADBTコントローラ
電池ホルダー

オプション●●

恒温槽安全仕様・ 熱検知器・シグナルタワー・ 放圧ベント など

充放電電源
スキャナユニット

電池ホルダー・ 煙検知器・ CO2 消火器

自動校正ボード

充放電電源
スキャナユニット

電池ホルダーFRA+P/G（オプション）

充放電電源
スキャナユニット

恒温槽

システム部

3 槽タイプカスタム対応●9

インピーダンス測定機能

システムバリエーション
3槽タイプ

1槽タイプ

1槽ワイドタイプ

4エリアタイプ

内法（mm）W 510
H 400 × 3槽
D 400

W 640
H 850
D 544

W 890
H 850
D 544

W 1130H 980
D 525

外法（mm）W 950
H 2022
D 1300W 1250H 1875
D 1560W 1750H 2030
D 1690W 1590H 2410
D 1954タイプ

72ch（24ch/槽）

72ch

─

─

5V、10A

72ch（24ch/槽）

72ch

─

─

ADBT-5-50

5V、50A

24ch（8ch/槽）

24ch

─

─

ADBT-6-400

6V、400A

3ch（1ch/槽）

乞うご照会

4ch

4ch

ADBT-6-600

6V、600A

3ch（1ch/槽）

乞うご照会

乞うご照会

4ch

ADBT-6-100

6V、100A

ADBT-6-1600

6V、1600A

他の電源と恒温槽との組合せパターンはご相談下さい〜

高速・大電流

5V、1A

ADBT-5-10〜

標準ADBT-5-1※5V、10A及び5V、50Aには並列機能があります(2並列、4並列)。

※並列機能を使用するには、並列専用の電池ホルダーが別途必要です。

仕様（例）
標準

型式
恒温槽
出力電圧

ADBT－5－1

ADBT－5－10−40℃～＋100℃

温度分布幅

±1.5℃

設定範囲

0 ～5000mV（5V）

0 ～ 6000mV（6V）± 0.1% of F.S.

± 0.03% of F.S.

0 ～ 1mA
0 ～ 10mA
0 ～ 100mA
0 ～ 1A0 ～ 100mA
0 ～ 1A0 ～ 10A

出力精度

パルス機能

設定範囲

0 ～ 500mA
0 ～ 5A
0 ～ 50A± 0.1% of F.S.

充放電切替

計測点数

ADBT-6-400

出力精度

出力電流

並列機能

ADBT－5－50

制御範囲

設定範囲

出力電力

高速･大電流± 0.03% of F.S.

100msec以内
0 ～5W

0 ～50W

5msec以内
0 ～250W

出力精度± 0.2% of F.S.

2 並列

16A

80A

32A

160A

4並列

—

電流･電圧
温度
最小パルス幅
パルス数

0 ～ 40A
0 ～ 400A

0 ～2000W± 0.08% of F.S.
—

電流 1点/ch、電圧（試料端）1点/ch
1点/ch

2点/ch

1点/ch

1sec

10msec

5000パルス

60000パルス×2103-1. 充放電チャンバー

安全性を高めた充放電試験用チャンバー。

大型放圧ベントを標準装備し、定置、車載用などの大型電池に対応しています。
特長
電池の形状、数量に合わせて水平方向気流･垂直方向
気流を選択することで最適な温度分布が得られます。
万一に備えた、安全機能を標準装備 。
（大型放圧ベント、非常停止スイッチ、ねじ込み式扉
ロック）
デフロストなしで、＋25℃以上の連続運転が行えます。
各社充放電システムと組み合わせてご使用いただけます。
充放電チャンバー

水平方向気流垂直方向気流

吸い込み

吹き出し

試料

試料

吹き出し

吸い込み

電池を平置きする場合、上からダウンフローの風が通りにくいため
水平方向気流にすると風が通り、温度分布が向上します。
充放電装置
（SBT）
とのシステム例仕様
型式

BTC－408Hb

BTC－408Vb

BTC－ 655Hb

BTC－ 655Vb

気流方向

水平方向気流垂直方向気流水平方向気流垂直方向気流温度範囲−40 ～＋100℃

温度上昇時間－30℃→＋80℃

48分以内－30℃→＋80℃

70 分以内温度下降時間＋25℃→－30℃

55分以内＋25℃→－30℃

75分以内

温度分布 ※1± 0.5℃±1.0℃

許容発熱負荷500W（－30℃安定時）

400W（－30℃安定時）

408L

655L

内容積
内法 ※ 2

W800×H850×D600mm

W1100×H850×D700mm

外法 ※ 2

W1000×H1790×D1306mm

W1300×H1790×D1406mm

標準装備品

大型放圧ベント、φ100mmケーブル孔（背面3個、巻栓付）、ねじ込み式扉ロック、通信機能RS-485、
防炎ラバー、3色状態表示タワー（赤･黄･緑）、非常停止スイッチ、槽内床面補強（棚受、床面 合計荷重100kg対応）
AC200V 3φ 30A
AC100V 1φ 15A

ブレーカー容量
質量400kg※ 1 温度分布測定点 9 点の最大値と最小値の平均値に対するばらつき 。
※ 2 部分的突起物は除く。

11

490kg

主な装備品とオプション
シグナルタワー 標準装備

ねじ込み式扉ロック

標準装備

大型放圧ベント（300×750mm） 標準装備

ケーブル孔 φ100mm×3個 標準装備

槽内の急激な圧力を外部に放出することで、装置の破損を防止します。

ケーブル孔を背面に設けることで、充放電システムをチャンバーの左右どちらにも設置することができます。

煙感知･熱検知器･H2検知器･CO検知器（オプション）

リミット設定値に対する槽内温度、濃度が一目瞭然

ゴム栓付
巻栓
標準装備
巻栓

各種スイッチ
非常停止スイッチ 標準装備
扉閉検知セレクトスイッチ 標準装備
消火器起動スイッチ
給排気ダンパ起動スイッチ

強制給排気ダンパ（排気ファン無し）（オプション）

防炎ラバー

建屋の排気設備と繫いで頂くことで、槽内へ外気を導入し雰囲気を置換します。
・排気ダンパ接続口：
外形φ50mmフランジ（SUS）

槽内で電池が爆発した際、扉からの火花の飛散を防止し、装置後方に逃がします。

排気ダンパ

標準装備

CO2消火器（オプション）
各種検知器のリミット
設定値到達、
もしくは起動スイッチにて噴射

給気ダンパ

その他オプション

棚板･棚受け：耐荷重50kg（樹脂コーティング）

装置用床固定金具

300kg耐荷重敷板

試料温度検出用熱検知器

強制給排気ダンパ（排気ファン付）

充放電ケーブル固定金具

12

3-2. 小型環境試験器

一定の温度環境で長時間さらしを行い 、その間に充電・放電を繰り返す充放電試験 。

安定した温度環境で長時間稼働できる、小型環境試
験器 。

22.5Lと60L の 2 種類のコンパクトな試験器 。温度範囲は－60/－40/－20 ～＋180℃までを高精度に制御ができる3タイプ 。電池の形状や数量に合わせて、最適な試験器をお選びいただけます 。
特長

小型環境試験器

SH/SU

専用のキャスター付き架台（耐震金具付属）により、
小型環境試験器を２段積できスペースを有効活用できます 。
温度変動は100℃までは±0.3℃、100℃から150℃
までは±0.5℃と高性能 。
上限＋180℃まで高温制御が可能です 。
（オプション）
AC１００V 電源でお使いいただけます 。
※温湿度制御タイプ

SHもご用意しています 。

仕様
型式

SU−222SU−242

調温方式

SU−262

温度性能

SU− 642SU− 662−40 〜 ＋150℃− 60 〜 ＋150℃

平衡調温方式（BTC システム）

温度範囲−20 〜 ＋150℃

温度変動±0.3℃（−20 〜 ＋100℃）±0.3℃（−40 〜 ＋100℃）±0.3℃（−60 〜 ＋100℃）±0.3℃（−40 〜 ＋100℃）±0.3℃（−60 〜 ＋100℃）±0.5℃（＋100.1 〜 ＋150℃） ±0.5℃（＋100.1 〜 ＋150℃） ±0.5℃（＋100.1 〜 ＋150℃） ±0.5℃（＋100.1 〜 ＋150℃） ±0.5℃（＋100.1 〜 ＋150℃）※

温度変化速度

容積
内法（突起部除く）−40 〜 ＋150℃− 60 〜 ＋150℃

上昇

3.2℃ /分

3.2℃ /分

3.2℃ /分

2.9℃ /分

2.9℃ /分下降

2.1℃ /分

2.1℃ /分

2.1℃ /分

1.7℃ /分

1.7℃ /分

22.5L

64L

W300×H300×D250mm

W400×H400×D400mm※ 温度槽は JIS C60068-3-5:2006、JTM K07:2007 に基づき、外囲温度＋23℃、相対湿度 65％、定格電圧、無試料の場合とします。

13

3-3. ライトスペック恒温（恒湿）器

一定の温度環境で長時間さらしを行い、その間に充電･放電を繰り返す充放電試験。

安定した温度環境で長時間稼働できる、ライトスペッ
ク恒温器。

内容積は 105Lと 206Lの 2 種類。

温度範囲は－20～＋85℃ ±1.0℃の温度変動で安定して温度環境をつくります。

特長
AC１００V  １５A の電源でお使いいただけます 。
プログラム運転で 12ステップ 、定置運転で 3 パター
ンの試験を登録することができます 。

ライトスペック恒温（恒湿）器※温湿度制御タイプ LHUもご用意しています 。

仕様
型式

LU−114

調温方式

LU−124平衡調温方式（BTC システム）

性能

温度範囲

−20 〜 ＋85℃

※

温度変動

±1.0℃

温度極値到達時間（下降）容積
内法（突起部除く）＋20 から −20℃

130 分以内

105L

206L

W500×H600×D390mm

W500×H750×D590mm※ 温度槽は JIS C60068-3-5:2006、JTM K07:2007 に基づき、外囲温度が +23℃、定格電圧、無試料の場合。

14

3-4. 電池用空輸試験装置（恒圧恒温器）

空輸試験は、低圧状態の航空輸送を想定した試験です。以下の規格に適合する試験を行う事が可能です。
特長
マグネットカップリング方式の送風機
試料の温度保護 、冷凍回路の保護 、保安など万全
な安全装置

試験規格
●

●

●

JIS C8712（IEC 62133）
密閉型二次電池の安全性
IEC 62281
Safety of primary and secondary lithium cells
and batteries during transport
UL 1642

Lithium Batteries

仕様
型式

VLC−300

冷凍方式

機械式単段冷凍方式（水冷式凝縮器）

温度範囲−20℃ ～ ＋80℃

温度調節幅

±0.5℃（大気圧）

温度上昇時間※＋20℃ ⇒ ＋80℃ 60 分以内

温度下降時間※＋20℃ ⇒ −20℃ 90 分以内

温度分布±5℃（＋20℃、11.6kPa において）

圧力制御範囲93.3kPa ～ 10.1kPa

到達圧力10kPa 未満

内容積

448L

内法

W800 × H800 × D700 mm※ 無試料、無負荷、大気圧条件下

15

電池用空輸試験装置

3-5. 温度・振動複合環境試験装置

モバイル電子機器 、精密機械 、自動車部品 、航空機なとあらゆる工業製品の使用環境を正確に再現し信頼性を評価する複合試験機 。

温度・振動複合環境試験装置はリチウム電池の安全規格に対応した試験が可能です。試験目的や設置環境にあわせてお選びいただけるように、さまざまなバリ

エーションでお応えいたします。

特長
リチウムイオン電池のＵＮ規格 、UL 規格 、電安法に対応した振動試験が可能
試験目的や設置環境 、ワークの取付作業に合わせた恒温器と振動発生機の接続方式をご提案します 。
複合環境試験用のバイブレーションチャンバー
試験スペース効率を高めた 2タイプを準備 、大型観測窓や対話式入力方式のプログラム計装を装備して
います 。

仕様（例）
■チャンバー型

式

PVU−3KP(H)PVU−5KP(H)PVG−3KP(H)

試験規格●

温度・振動複合環境試験装置

PVG−5KP(H)JIS C8712（IEC 62133）
密閉型二次電池の安全性

温度範囲−40〜＋100（150）℃−70〜＋100
（150）
℃

型

式

加振力

V1

120kgf200kgf●

UL 1642V2
V3●UN Manual of Test and Criteria, Part III

V4

IEC 62281
Safety of primary and secondary lithium cells
and batteries during transport

V6S●

Lithium Batteries

1000×1000×1000
600×850×600
1000×1000×1000■振動発生機電機用品安全法 技術基準別表第九
リチウムイオン電池●

内法（W×H×D mm）
600×850×600

V5S
V7S

300kgf
600kgf
1000kgf

V8S

1500kgf

V9S

2000kgf

V10S

3000kgf

S1S

100kgf

S2S

200kgf

S3S
S4S
S5S
S6S
S7S

300kgf
500kgf
1000kgf

S8S

1500kgf

S9S

2000kgf

S10S

3000kgf

周波数

最大搭載質量※5 ～ 4500Hz

66kg

5 ～ 4000Hz

116kg

2 ～ 2000Hz

122kg

5 ～ 3000Hz

192kg
132kg

5 ～ 2000Hz

120kg

5 ～ 3000Hz

290kg

5 ～ 2500Hz

492kg
66kg

5 ～ 4000Hz

116kg

2 ～ 2000Hz

292kg

5 ～ 4000Hz

196kg

5 ～ 3000Hz

192kg

5 ～ 2000Hz
5 ～ 3000Hz
5 ～ 2500Hz

292kg
492kg

※連結軸φ125×H180mm の場合。

16

4-1. アドバンストセーフティテスター

リチウムイオン二次電池は民生から蓄電・自動車へとその用途を拡大しており、高度化する性能試験だけではなく、安全性試験に対しても関心が高まっています。

エスペックはこれらのニーズに対して、精密な温度環境下で複数の安全性試験を実施出来る、“アドバンストセーフティテスター”をご提案します。

アドバンストセーフティテスター

特長
安全性試験のオールインワンシステムをご提供します。
安全性試験の機能要素をモジュール化 、フレキシブルなシステム構築 ･ 拡張が可能になります。
各ユニットの組合せにより小型セル～大型パック電池までの対応が可能です。

計測 ･ 操作ユニットによる統合システムを構築 。試験にかかわる操作を一元管理し、各種試験実施における煩雑な操作を最小化します。
ワンストップサービスにより、製品 ･ サービスの質 、ス
ピードを向上します。

システム構成例【統合システム例】
計測･操作
ユニット

釘刺・圧壊
ユニット

外部短絡
ユニット
過充電・強制
放電電源
電源アプリ

17

恒温槽
（恒温室）

【単一試験システム例】
計測･操作
ユニット

釘刺・圧壊
ユニット

恒温槽
（恒温室）

計測･操作
ユニット

外部短絡
ユニット

恒温槽
（恒温室）

電源アプリ

過充電・強制
放電電源

恒温槽
（恒温室）

仕様（例）
分類

項目

適用電池

小容量セル～ノートPC 用電池パック
温度範囲

恒温槽

計測操作ユニット

圧壊･釘刺ユニット

外部短絡ユニット仕様−40 〜 ＋100℃

温度変動± 0.3℃

安全装置

・放圧ベント・強制給排気用ダンパ、ダクトフランジ
・熱検知器、煙検知器、CO2 消火器、ガス検知器

システム

恒温槽･釘刺･圧壊･外部短絡統合システム

モニタ項目[釘刺･圧壊]荷重、移動距離、速度、電池電圧、電池温度[外部短絡]電池電圧、電池温度

データ出力

モニター項目のCSV 保存可能

設置可能な電池サイズ

W245mm×D215×H180mm

荷重範囲
速度

0.4～20kN
0.1～50mm/sec.

ストローク

2～200mm

短絡電流

500A

回路抵抗

ユニット内抵抗切替① 5mΩ以下（抵抗ショート）② 10 ～30mΩ
③ 80 ～100mΩ

18

4-2. 釘刺し・圧壊試験装置

電池への異物の貫通や重量物による変形によって、内部短絡が引き起こされた場合の安全性を評価する装置です。

安全機能付き恒温槽および釘刺し･圧壊機構部により構成されたシステムです。

試験後の清掃 ･メンテナンス性に優れた構造となっており、試験の効率化をサポートいたします。

また、車載用の大型電池パック試験にも対応いたします。

釘刺し・圧壊試験装置

特長
恒温槽一体型により、正確な温度環境下で釘刺し・圧壊試験が可能小型～車載用の大型電池パックでの各種規格試験に対応
電池の発火や破裂に対して、扉ロック、放圧ベント、
強制排気 、消火器等の安全機能を装備試験後の清掃 、メンテナンスが容易なチャンバー構造

仕様（例）
釘刺し・圧壊シリンダー部

計測部
恒温槽

19

昇降方式
ストローク

油圧シリンダー350mm

最少 1mm ステップ

停止精度

±1mm 以内

荷重範囲

1.0kN 〜 100kN（荷重範囲と速度に関しては別途ご相談）速度

1 ～ 100mm/s（荷重範囲と速度に関しては別途ご相談）

温度測定

各タイプの熱電対に対応

電圧測定－100V 〜＋100V（高電圧については別途ご相談）

釘刺し部

各測定値をアナログ出力

温度範囲－40 ～ 95℃

温度調節幅

±4.0℃

試験槽内法

W3000×H2000×D3000 mm

安全仕様

ガス検知器、放圧ベント、
強制排気装置、各種消火器

試験状況を観測窓 、外部カメラにより観察可能
釘刺し・圧壊機構部は目的に応じて圧力 、スピードを選択可能
槽内の自動昇降ステージにより、各種電池サイズでの試験が可能 (オプション)
UN ECE R100.02 PartⅡ試験に対応

4-3. 外部短絡試験装置

電池の正極−負極間が万が一短絡した場合の安全性を評価する試験装置です。

安全機能付き恒温槽 、外部短絡機構部により構成されたシステムです。

試験後の清掃 ･メンテナンス性に優れた構造となっており、試験の効率化をサポートいたします。

また、車載用の大型電池パック試験にも対応いたします。

外部短絡試験装置

特長
恒温槽一体型により、正確な温度環境下で外部短絡試験が可能
小型～車載用の大型電池パックでの各種規格試験に対応
電池の発火や破裂に対して、扉ロック、放圧ベント、
強制排気 、消火器等の安全機能を装備試験後の清掃 、メンテナンスが容易なチャンバー構造
試験状況を観測窓 、外部カメラにより観察可能
最大電流 24,000A 、可変抵抗により幅広い試験に対応回路抵抗測定器にて試験前の抵抗値を測定
UN ECE R100.02 PartⅡ試験に対応

仕様（例）
外部短絡試験器
電池特性
計測システム

短絡抵抗値5mΩ～100mΩ

最大電圧

500V

通電電流

24,000A（0.1秒）、
12,500A（0.4 秒）、
2,500A（10 秒）ＣＣＤカメラ

27万画素、
最大 24 時間記録

データロガー

200ch（電圧・温度測定）、
最小測定時間 10ms

恒温槽

温度範囲

10 ～ 60℃

温度調節幅

±2.0℃

試験槽内法

W3000×H1800×D3000 mm

安全仕様

ガス検知器、放圧ベント、
強制排気装置、各種消火器

20

4-4. ハイパワー恒温（恒湿）器

電池の加熱試験を実施可能な温度変化速度 (5℃ /分 )を備えた恒温 ( 恒湿 ) 器です。
大容量 1100Lまでを揃えたスタンダードタ

イプと、6 〜18℃ /分の温度変化速度から選べる急速温度変化タイプをご用意しました。

IEC 規格や自動車関連の各種規格試験にも対応します。

ハイパワー恒温
（恒湿）
器

仕様
型

式

温度･湿度範囲 ※ARS-0680-5

6℃ /分

A R S -1100 -5
ARSF-0250-10
ARSF-0250-15
ARSF-0400-10

温度変化速度 ※10℃ /分
−70 〜＋180℃
10 〜 98％ rh

18℃ /分
10℃ /分

急速温度変化タイプ

ARSF-0400-15

15℃ /分ARSF-0800-10

10℃ /分ARSF-0800-15

15℃ /分

ARG-0680-5

6℃ /分

ARG -1100-5
ARGF-0250-10
ARGF-0250-15
ARGF-0400-10

10℃ /分
−70 〜＋180℃

18℃ /分
10℃ /分

ARGF-0400-15

15℃ /分

ARGF-0800-10

10℃ /分

ARGF-0800-15

15℃ /分A R S -0220- J
A R S -0390- J
A R S -0680- J
スタンダードタイプ

A R L -1100- J

ARG-0680-J

ARU-1100-J

600× 830× 800
1000× 980× 800
850×1000× 800
1100×1000×1000
600× 830× 500
600× 830× 800
1000× 980× 800

850×1000× 800
1100×1000×1000− 45 〜＋180℃
10 〜 98％ rh−75 〜＋180℃

ARG-1100-J
ARU-0680-J

600× 830× 500

700× 800×700−75 〜＋180℃
10 〜 98％ rh

ARG-0220-J
ARG-0390-J

850×1000× 800
1100×1000×1000

700× 800×400

A R S -1100- J
A R L -0680- J

内法（W×H×D mm）

850×1000× 800
4 〜 6.3℃ /分

1100×1000×1000
700× 800×400
700× 800×700
850×1000× 800
1100×1000×1000− 45 〜＋180℃

850×1000× 800
1100×1000×1000※ 急速温度変化タイプ：温度槽はJIS C60068-3-5：2006､JTM K07：2007､湿度槽はJIS C60068-3-6：2008､JTM K09：2009に基づき、外囲温度+23℃､
相対湿度65±20％rh、冷却水温＋25℃、定格電圧、無試料の場合。

スタンダードタイプ：温度槽はJIS C60068-3-5：2006､JTM K07：2007､湿度槽はJIS C60068-3-6：2008､JTM K09：2009に基づき、外囲温度+20℃、
定格電圧、無試料の場合。

21

https://www.espec.co.jp/

本社

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6

営業･アフターサービス拠点
仙
台
宇 都 宮
つ く ば
高
崎
東
京
西 東 京
神 奈 川
厚
木
静
岡
名 古 屋
金
沢
滋
賀
大
阪
兵
庫
広
島
福
岡

Tel : 022-218-1891
Tel : 028-667-8734
Tel : 029-854-7805
Tel : 027-370-3541
Tel : 03-6402-3592
Tel : 042-501-2571
Tel : 044-740-8450
Tel : 0463-94-9433
Tel : 054-654-6570
Tel : 052-777-2551
Tel : 076-268-1891
Tel : 077-551-2275
Tel : 072-834-1323
Tel : 078-950-1771
Tel : 082-832-8065
Tel : 092-471-0932

Fax : 022-218-1894
Fax : 028-667-8738
Fax : 029-854-7785
Fax : 027-370-3542
Fax : 03-6402-3593
Fax : 042-501-2573
Fax : 044-797-0073
Fax : 0463-94-6542
Fax : 054-654-6571
Fax : 052-777-2575
Fax : 076-268-1893
Fax : 077-551-2276
Fax : 072-834-7755
Fax : 078-950-1772
Fax : 082-832-8068
Fax : 092-474-3500

受託試験に関するお問い合わせは
宇 都 宮
豊
田
刈
谷
神
戸

Tel : 028-667-8735
Tel : 0565-25-3364
Tel : 0566-62-8380
Tel : 078-951-0961

Fax : 028-667-8733
Fax : 0565-25-3365
Fax : 0566-62-8385
Fax : 078-951-0967

レンタルに関するお問い合わせは
Tel : 06-6358-4746 Fax : 06-6358-4764
海外関連会社ESPEC NORTH AMERICA, INC.
Tel : 1-616-896-6100 Fax : 1-616-896-6150
ESPEC EUROPE GmbHTel : 49-211-3618500
ESPEC ENVIRONMENTAL CHAMBERS
SALES AND ENGINEERING LTD. STI.
Tel : 90-212-438-1841 Fax : 90-212-438-1871
ESPEC ENVIRONMENTAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
Head Office
Tel : 86-21-51036677 Fax : 86-21-63372237
BEIJING Branch
Tel : 86-10-64627025 Fax : 86-10-64627036
GUANGZHOU Branch
Tel : 86-20-83317826 Fax : 86-20-83317825
SHENZHEN Branch
Tel : 86-755-83674422 Fax : 86-755-83674228
SUZHOU Branch
Tel : 86-512-68028890 Fax : 86-512-68028860
TIANJIN Branch
Tel : 86-22-26210366 Fax : 86-22-26282186
XI’AN Branch
Tel : 86-29-88312908 Fax : 86-29-88455957
CHENGDU Branch
Tel : 86-28-88457756 Fax : 86-28-88474456
ESPEC TEST TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
Tel : 86-21-68798008 Fax : 86-21-68798088
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
Tel : 66-3-810-9353
Fax : 66-3-810-9356
ESPEC ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.
Tel : 84-24-22208811 Fax : 84-24-22208822

CAT.NO.20200201 TKi2E02C05（記載内容は2020 年 2月現在のものです。）● 製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。