XP-3320II-V●この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出して読めるように、できるだけ身近に大切に保管してください。
●この取扱説明書をよく読んで理解した上で正しくご使用ください。

仕様文書番号 XP-3000ⅡT

目次

包装内容物の説明 ............................................................................................ 1
オプション（別売） ........................................................................................ 2
1．
．はじめに .................................................................................................... 3□防水について ....................................................................................... 3□シンボルマークの説明 ......................................................................... 3□防爆関連事項について ......................................................................... 4□安全にご使用いただくために .............................................................. 4□電池の取り扱い ................................................................................... 6□無線通信について ................................................................................ 6
2．
．各部の名称とはたらき ............................................................................... 7□本体 ..................................................................................................... 7□LCD 表示 ............................................................................................. 8□1m ガス導入管 ..................................................................................... 9□ショルダーベルト ................................................................................ 93．
．使用方法 .................................................................................................. 10
3－1 初めてご使用になる場合 ............................................................. 10
3－1－1 液晶保護フィルムの貼り付け ............................................... 10
3－1－2 電池の挿入 ........................................................................... 10
3－1－3 1m ガス導入管の取り付け.................................................... 10
3－1－4 ショルダーベルトの取り付け ............................................... 10
3－1－5 スタンドの使い方 .................................................................. 11
3－2 使用手順 ...................................................................................... 12①電源を入れる .................................................................................. 12②検知ガスの設定............................................................................... 12③検知する ......................................................................................... 13④電源を切る ...................................................................................... 13□ ガス濃度画面の見方 .................................................................... 14□ ガス警報動作............................................................................... 15
3－3 通常動作状態での機能 ................................................................. 16
3－3－1 ピークホールド機能 .......................................................... 16
3－3－2 トレンドグラフ表示機能 ................................................... 17
3－3－3 タイマー機能 ..................................................................... 17
3－3－4 ストップウォッチ機能 ....................................................... 18

3－3－5 ゼロ調整 ............................................................................ 19
3－3－6 機器情報の表示 ................................................................. 19
3－3－7 LCD バックライトおよび照明ランプ機能 ......................... 20
3－3－8 ガス濃度画面遷移機能 ....................................................... 20
3－3－9 ロギング機能 ..................................................................... 20
3－3－10 ブザー停止機能 ............................................................... 20
3－4 各種設定 ...................................................................................... 21
3－4－1 設定メニューへの移行 ....................................................... 22
3－4－2 各種設定への移行 .............................................................. 22
3－4－3 設定メニューの終了 .......................................................... 22
3－4－4 各種設定の操作手順 ............................................................. 22（A） 他ガス読み替え設定 ............................................................. 23（B） Bluetooth 設定 ...................................................................... 26（C） グラフ計測時間設定 ............................................................. 26（D） ロギング周期設定、ロギング ON／OFF 設定、ログデータ消去 ..... 27（E） ブザー音量設定 .................................................................... 29（F） 警報 設定／テスト ............................................................. 30（G） 時計設定 .............................................................................. 31（H） 言語設定............................................................................... 31．エラー表示 ............................................................................................... 32
4．
5．
．消耗品の交換方法 .................................................................................... 34□電池の交換 ...................................................................................... 34□ニッケル水素充電池の充電 ............................................................. 35□フィルタエレメントの交換 ............................................................. 36□活性炭フィルタ（別売）の使用方法 .............................................. 37
6．
．保守点検 .................................................................................................. 38□日常点検 ......................................................................................... 38□定期点検 ......................................................................................... 39□お手入れ ......................................................................................... 39□主な交換部品 .................................................................................. 39．故障とお考えになる前に ......................................................................... 407．
8．
．保証書と web ユーザー登録 .................................................................... 40
9．
．仕様 .......................................................................................................... 41□防爆仕様 ......................................................................................... 4210．
．廃棄について ......................................................................................... 4311．
．検知原理 ................................................................................................. 4312．
．用語の説明 ............................................................................................. 44） ................................. 45
付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）
A－1 Utility For Gas Detector について ................................. 45
A－2 対応する端末 ....................................................................... 45
A－3 言語設定について ................................................................ 45
A－4 Utility For Gas Detector のインストール ...................... 45□iOS の場合 ..................................................................... 45□Android の場合 ............................................................... 46□Utility For Gas Detector のアンインストール ......... 46
A－5 検知器と接続する手順 ......................................................... 47
A－6 デバイス選択画面 ................................................................ 48□製造番号入力画面について ............................................ 49
A－7 濃度データ画面 .................................................................... 50
A－8 温湿度データ画面 ................................................................ 51
A－9 ロギングデータ画面 ............................................................. 52□ロギングデータ一覧について ........................................ 52□ロギングデータ表示について ........................................ 53
A－10 設定メニュー画面 .............................................................. 54□メモリ残量＆消去について ............................................ 55□Bluetooth 通信周期設定画面について ............................ 56□Bluetooth 通信周期編集画面について ............................ 57□メール送信機能を有効にする手順について ................... 58□メール送信設定について ............................................... 59□アカウント設定について ............................................... 60□ユーザー設定について ................................................... 61
A－11 メール本文の記載内容 ....................................................... 62

－

包装内容物の説明－

包装箱の中に、下記のものが入っています。ご使用前に必ずすべてがそろっているか確認してください。作業には万全を期していますが万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですがお買上げ店または弊社までご連絡ください。
名

称

数量

化学物質リアルタイムモニタ本体（エラストマカバー装着）

1

ショルダーベルト1

溶剤用 1m ガス導入管［SH-401-1A］（ドレンフィルタおよび吸引パイプ付き）

1

フィルタエレメント［FE-2］（交換用）（「フィルタエレメントの交換」P36 参照）

3

液晶保護フィルム［SPF-1］
アルカリ乾電池

単3形

2

東芝［LR6］4※（いずれか

ニッケル水素充電池

新コスモス電機［HR-3UTG］

片方付属）

取扱説明書

1

検査成績書／保証書

1

操作説明カード1

web ユーザー登録のご案内

1※電池仕様は注文時にご指定いただいたものが付属されています。

1

オプション（別売）
名

称［型番］

備考

レザーケース［C-37］

汚れや傷を防止します。

液晶保護フィルム［SPF-1］

液晶画面の汚れや傷を防止します。
（3 枚入り）

溶剤用 1m ガス導入管［SH-401-1A］

ベルト等に引掛けて使用する場合に、機器に取り付けて使用します。
1m 導入管、ドレンフィルタおよび吸引パイプのセットです。

活性炭フィルタ容器［FE-133］※1

活性炭は含まれません。

アリゲータクリップ［ST-22］

活性炭［KF-6S-Y1］※1
ログデータ収集ソフトウェア［XP-3000ⅡL］※2

ログデータをパソコンに収集する場合に使用します。

充電器［BC-10］

機器に充電池を組み込んだ状態で充電池の充電を行います。機器に電池が入ってない状態では外部電源として使用できます。

AC アダプタ（充電器用）

AC アダプタと XP-3320Ⅱ-V 本体は直接接続できません。
AC アダプタを電源とする場合は充電器が必要です。

※1 活性炭フィルタ容器［FE-133］と活性炭［KF-6S-Y1］の両方が必要です。
※2 下記の条件を満たすパソコンが必要です。
・OS：MS-Windows®8.1 ，10（他バージョンでの動作は確認されていません。）
・ハードディスクドライブ：空き容量 8．0MB 以上（プログラムのインストールに必要な容量のみです。測定データ等の保存のため、十分な空き容量を確保ください。）
・CD-ROM ドライブ：CD-R 読み取り可能な CD-ROM ドライブ
（ソフトウェアは CD-R ディスクにより供給されます。）
・Bluetooth デバイス：Bluetooth モジュール内蔵、またはアダプタ接続可能（Bluetooth4.0 以上に対応したものである必要があります。）
Windows®8.1 ，10 は Microsoft Corporation の、商標または登録商標です。
Android は Google LLC の商標です。
iOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc．の商標です。
Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり Bluetooth SIG.Inc．が所有権を有します。

2

はじめに

1．はじめに
このたびは、化学物質リアルタイムモニタ XP-3320II-V（以下「本器」という）をお買上げいただき、誠にありがとうございました。本器は、環境中の VOC 濃度を測定する機器です。正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みになり、VOC 濃度の測定を行うことで作業環境の改善等にお役立てください。
この取扱説明書をよく読んで内容を理解してください。また、取扱説明書に書かれていな
い使用方法では使わないでください。

防水について本器をご使用になる場合は水などでガス検知口が濡れないように注意してください。本器は使用上のやむをえない状況に対して機器内部への水の浸入による故障を防止することを目的として、新品の状態において JIS C 09202003 保護等級 IPx7 に準拠した弊社の試験*を満足する防水構造としています。しかしながら、ガス検知口のフィルタエレメントが水などで濡れると正常なガス検知ができません。
また、実使用においては経年的なパッキンの劣化やシール面の劣化、異物の付着等により防水機能が低下しますので、ご使用に際してはできるだけ水濡れを避けてください。
*新品の被試験品を常温の水道水、かつ静水の水槽に被試験品の最下端を水面から 1m の位置に静かに沈め、30 分間放置しても有害な影響を生じる水の浸入がないことを確認する。※配管は除く。

シンボルマークの説明
本文中に危険、警告、注意およびメモのマークが出てきます。これらのマークの定義
は下記の通りです。
回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
取り扱い上のアドバイスを意味します。

3

はじめに

1．はじめに（つづき）

防爆関連事項について
下記の防爆関連事項について、確認の上ご使用ください。
アルカリ乾電池単 3 形 専用仕様：
Ex ia da IIC T4 Ga
ニッケル水素充電池単 3 形 専用仕様：
Ex ia da IIC T3 Ga
Certificate No.:CML 20JPN2084X
規格：
JNIOSH-TR-46-1: 2015
JNIOSH-TR-46-2: 2018JNIOSH-TR-46-6: 2015
使用電源： DC1.5 V アルカリ乾電池 単 3 形 x4 本 またはDC1.3 V ニッケル水素電池 x4 本
使用可能な電池：
アルカリ乾電池： 東芝製 アルカリ乾電池 単 3 形 LR6 x4 本、
パナソニック製 アルカリ乾電池 単 3 形 LR6X x4 本、Duracell アルカリ乾電池 単 3 形 MN1500 x4 本、Energizer アルカリ乾電池 単 3 形 E91 x4 本、Varta アルカリ乾電池 単 3 形 4106 x4 本充
電池： 新コスモス電機製 ニッケル水素電池 HR-3UTG x 4 本
周囲温度： －20 ～+50 ºC
使用条件：• 電池の交換、充電、持ち運びは、非危険場所で行うこと。
• 充電は専用充電器（BC-10）を使用すること。
• 専用のエラストマカバーを装着した状態で使用すること。
• 危険場所で検知器のいかなる部分も開けてはならない。

安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。
・ガス排気口から毒性ガスが排出される可能性があります。危険ですので吸気しないでください。
・電源を入れる時は、必ず清浄空気中で行ってください。電源立ち上げ中に自動でゼロ調整を行います。清浄空気中以外でゼロ調整を行うと、正しくガス検知が行えません。
・清浄空気中でゼロ調整が困難な場合は、活性炭フィルタ容器および活性炭（いずれも別売）をご使用ください。
・吸引口および排気口をふさがないでください。ふさぐと正常な検知ができ
ません。

4

はじめに

1．はじめに（つづき）
・水などを吸引させないでください。水などを吸引した場合、正しく検知できない可能性があり、最悪の場合、機器の破損に繋がります。
・フィルタエレメントは、清浄で乾いた状態でお使いください。フィルタエ
レメントが汚れていたり、水分が付着していると、正常な検知ができません。
・ブザー孔をふさがないでください。ふさぐと警報音が小さくなります。
・センサの推奨交換周期は 3 年です。推奨交換時期を過ぎると正常な検知ができない場合がありますので、推奨交換時期を目安に交換してください。
（「定期点検」P39 参照）
・当社が指定した電池以外は使用しないでください。防爆性能を損なうおそれがあります。
（「消耗品の交換方法」P34、35 参照）
・長期間ご使用にならない場合は、電池を抜いて保管してください。機器に電池をセットしたまま長期間保管されますと電池が消耗し、液漏れにより機器が故障する場合があります。
・本器は防爆構造です。分解、改造、構造および電気回路の変更等はしないでください。防爆性能が保証できません。
・高温、多湿の場所に長く放置しないでください。機器の性能を損なうおそれがあります。
・使用温度／湿度／圧力範囲外での使用および急激な温度／湿度／圧力変化は避けてください。機器の性能を損なうおそれがあります。
・大きな気圧変化は避けてください。センサの性能を損なったり破損するおそれがあります。
・落としたり、ぶつけたり等の強い機械的ショックおよび強い振動などは避けてください。機器の性能を損なうおそれがあります。
・万が一落としたり、ぶつけたりして指示値が変動した場合は、安定するまで待ってから使用するか、清浄空気中でゼロ調整もしくは電源を入れなおしてください。
・本器が結露した場合は、水分を除去して完全に乾燥させた後に点検をしてからご使用ください。
・シリコーン系のシール材等を使用している周辺もしくはシリコーン系ガス
雰囲気での使用は、機器の性能を損なうおそれがありますので避けてくだ
さい。
・高濃度の二酸化硫黄、塩素等のガスを検知すると、センサの寿命が短くなったり、誤差が大きくなるおそれがあります。
・長期間使用しない場合でも、6 ヶ月に一度は電源を入れ、ポンプが吸引することを確認してください（3 分間程度）。長期間動作させずにいると、ポンプのモータ内のグリスが固まり動作しなくなることがあります。
・ガスセンサには有害な物質が含まれているものもありますので、廃棄する
場合は、弊社に返却してください。
・低温で使用する場合、電池特性により電池使用時間が常温時より短くなります。
・無線機から離して使用してください。使用中に無線機を近づけると電波の影響で指示値のフラツキや警報を発する場合があります。
・作業環境の傾向管理などに使用する場合は、極力環境変化の少ない場所で測定することでより精度の高い測定が行えます。

5

はじめに

1．はじめに（つづき）

電池の取り扱い
本器は電池（4 本）を使用します。
安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。
・電池は、各地域で定められた条例に従って廃棄処分してください。
・電池の誤使用は、液漏れ、発熱、発火、破裂のおそれがあります。
ショートさせないでください。
分解や改造をしないでください。
加熱したり、火中に入れないでください。
水などで濡らしたり、つけたりしないでください。
熱的、電気的、および機械的破損を与えないように注意してください。
・使用温度／湿度／圧力範囲外での使用は避けてください。電池の誤使用は機器の性能を損なうおそれがあり、その結果ガス漏れや爆発の原因になります。（「仕様」P41 参照）
・長期間ご使用にならない、あるいは保管する場合は電池を抜いてください。
劣化防止のため、清潔で乾燥した 30℃以下の場所で保管してください。
・電池を入れた箱の取り扱いにはご注意ください。電池の破損や電気的な性能を損なうおそれがあり、その結果、液漏れ、破裂、発火の原因になります。

無線通信について本器は無線通信（Bluetooth）を搭載しております。使用時は下記の事項を必ずお守りく
ださい。
・本器は日本国内専用です。海外で使用すると法令違反となります。
・本器を改造した場合、技術基準適合証明等が無効になります。そのままの状態で使用すると電波法に抵触しますので改造は行わないでください。

Ｒ 001-A10746

6

各部の名称とはたらき

2．各部の名称とはたらき
本体
本体
⑫

⑪

⑦

⑳

⑧

⑮

⑯

⑩㉓⑲

㉑

⑨
②
①
⑤
③

④

⑭

⑰
⑬

⑥ ⑱

エラストマカバー
未装着時

㉒

No．

①

名 称
電源スイッチブザー孔は た ら き電源の ON／OFF やガス濃度画面に移行する際に使用します。
LCD バックライトや照明ランプの点灯に使用します。
各種設定時「選択」の入力に使用します。
警報ブザーの停止に使用します。
各種設定時「選択」の入力に使用します。
ゼロ調整や機器情報の表示に使用します。
各種設定時「戻る」の入力に使用します。
ロギングや設定画面への移行、ポンプエラー発生時のポンプ動作復帰に使用します。各種設定時「決定」の入力に使用します。
ブザーが鳴動します。

警報ランプ

警報時（赤色）、エラー時（黄色）に点滅します。

照明ランプ

②

🔺🔺

スイッチ

③

▼

スイッチ

④

◀ スイッチ

⑤
⑥
⑦
⑧

▶

スイッチ

⑨

LCD 表示部⑩⑪

天蓋

照明ランプが点灯します。
ガス濃度、各種情報、ガイダンスを表示します。
（次ページ「LCD 表示」参照）
センサを固定します。

ガス導入管接続口／吸引口

ガス導入管を接続します。

7

各部の名称とはたらき

2．各部の名称とはたらき（つづき）
No．

⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓

名 称

は た ら
吸引したガスを排気します。

排気口

き

電池蓋

電池収納部の蓋です。

電池蓋ロック

電池蓋の開閉を行います。

導入管保持部

ガス導入管を保持できます。

取り付けねじアリゲータクリップ（別売）の取り付けに使用します。

スタンド

機器を机上に立て、使用することができます。

ストラップホール

ショルダーベルトを取り付けます。

労検シール

労働安全衛生法型式検定の取得番号を表示しています。

製造番号表示型式、製造番号、製造年月を表示しています。

警告シール

危険場所での注意事項を表示しています。

充電端子

充電器（別売）との接続端子です。

ガス名シール

本器の型式および対象ガス種を表示しています。

LCD 表示④ ③ ②①

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑮

⑬

⑭

⑤

№

名称

関連
ページ

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

ガス濃度値表示14

ガス濃度バーグラフ表示

－

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

警報閾値バーグラフ表示－
14,23-25

ガス種表示
ガス濃度単位－

電池残量表示

34-36
29

音量表示
Bluetooth 表示

26

タイマー表示ストップウォッチ表示※作動するとに変わります
ロギング表示17

ピークホールド表示

16

18
20

ガイダンス表示

－

時刻表示

31

警報表示

※

15 ，30※工場出荷時、警報設定濃度を 0 ppm に設定しており、警報機能（LCD の警報表示、警報ラン
プ点滅およびブザー鳴動）は動作しません。警報機能を使用する場合は、「（F-1）警報設定」
P30 をご覧ください。

8

各部の名称とはたらき

2．各部の名称とはたらき（つづき）

1m ガス導入管
溶剤用：SH-401-1A

④④

③
③

①
①

②

No．

名

①
②

ガス導入管

ガスを本器へ導きます。
（1m）

カプラ

③

ドレンフィルタ

本器のガス導入管接続口／吸引口に接続します。
本体内部への水の浸入や埃の侵入を防ぎます。
フィルタエレメント（FE－2）が取り付けられています。

④

吸引パイプ

称

は

た

ら

き

ガスの吸引口です。

ショルダーベルト

①

②

No．

名

①

ショルダーベルト②

ストラップ部（2 箇所）

称

は

た

ら

き

本器を肩にかけて携帯できます。
本体のストラップホール部に通してショルダーベルトを取り付ける紐です。

9

使用方法

3．使用方法3－－1

初めてご使用になる場合

LCD

3－
－1－
－1 液晶保護フィルムの貼り付け
LCD 表示部のキズ防止のため、付属の液晶保護フィルムを貼り付けます。やわらかいクロスで LCD 画面の汚れを取り除き、液晶保護フィルムから剥離フィルムをはがし、LCD 表示部に位置を合わせ端からゆっくり貼り付けます。
保護フィルムと LCD 表示部の間に空気が入った場合は、気泡をフィルムの外側へ押し出してください。

液晶保護フィルム

3－－1－－2 電池の挿入
電池蓋を取り外し、付属の電池を挿入します。
（「消耗品の交換方法」P34，35 参照）
電池蓋は、あらかじめ機器に取り付けた状態で包装箱に梱包されています。
－1－
－3
3－

1m ガス導入管の取り付け

ガス導入管のカプラを機器のガス導入管接続口に押し込んで接続します。
※取り外し
カプラのスリーブを引き上げます。
スリーブ
この部分を上に
可動させる

3－
－1－
－4 ショルダーベルトの取り付け
エラストマカバーを装着した状態で取り付けることができます。
① 付属のショルダーベルトを中央の金具を外して 2 本に分離します。

ここを押す

②

ベルトの先にあるストラップを機器底面にあるストラップホールへ取り付けます。（左右 2 箇所）

ストラップホール

再び 2 本を接続させて、ショルダーベルトの取り付けが完了です。

③

10

使用方法

3．使用方法（つづき）
吸引パイプの取り付け

本器携帯時は、ガス導入管の吸引パイプを
エラストマカバーの導入管保持部に嵌め込んでください。

導入管保持部

ショルダーベルトの長さは、アジャスターで調節してください。
操作説明カードは、ビニル紐を本体のストラップ
ホールに取り付けてご利用ください。

（※携帯イメージ）

3－
－1－
－5

スタンド

スタンドの使い方

機器背面のスタンドを持ち上げ、約 90 度までの角度で適宜調整し、自立させることができます。

11

使用方法

3．使用方法（つづき）

3－
－2

使用手順
検知作業を行う前に「日常点検」（P38 参照）を必ず行ってください。

手順
①

電源を

１ 入れる

暖機運転
(オート
ゼロ調整)

〈ガス濃度画面〉を表示

２ 検知ガス
の設定

３ 検知
する

４

電源を
切る

電源を入れる→暖機運転→＜ガス濃度画面＞を表示
・電源を入れる時は、ガス導入管を接続して必ず清浄空気中で行ってください。
電源立ち上げ中に自動でゼロ調整を行いますが、ガス雰囲気中で調整されると正しい濃度が表示できない可能性があります。清浄空気中でゼロ調整が困難な場合は、活性炭フィルタ（活性炭フィルタ容器および活性炭、いずれも別売）をご使用ください。
・ガス導入管を必ず接続して使用してください。接続せずに使用すると正しく測定できない可能性があります。

電源スイッチを＜起動画面（コーポレートマーク）＞が表示されるまで押します。
ブザーが「ピッ」と鳴り、続いて自動的に＜型式／製造番号／電池種＞、＜対象ガス＞、＜フルスケール＞、＜警報設定値＞、＜ログ情報画面＞を表示します。
その後「ピッ」と鳴って、暖機運転を開始します。暖機運転が完了すると、画面のバー
グラフ表示が 100％になりゼロ調整が行われます。ゼロ調整完了後に「ピー」と鳴り、＜ガス濃度画面＞を表示します。
② 検知ガスの設定
出荷時、検知対象ガス（設定ガス）は「Toluene(トルエン)」です。トルエン以外の物質であっても測定可能です。単一成分であれば、他ガス読み替え機能で換算濃度を表示することができます。詳しくは、「他ガス読み替え設定」（P23-25）をご覧ください。

〈起動画面〉〈型式/製造番号/電池種〉〈対象ガス〉〈フルスケール〉〈警報設定値〉〈ログ情報画面〉〈暖機運転〉〈ゼロ調整完了〉〈ガス濃度画面〉〈設定メニュー画面〉 〈他ガス読み替え設定画面〉〈ガス濃度画面〉が表示された後でも、ゼロの指示が変動または点滅する場
合があります。温度変化等でもゼロの指示が変動する場合があるので、使用直前にゼロ調整することをおすすめします。

12

使用方法

3．使用方法（つづき）
・暖機運転時間は、約 3 分です。
・暖機運転中はスイッチ操作ができません。ただし、電源を切ることは可能です。
・エラーが表示された場合は「エラー表示」P32､33 を参照してください。

③

検知する＜ガス濃度画面＞が表示されると検知可能です。
→「LCD 表示」P8 参照→「ガス濃度画面の見方」P14 参照→「ガス警報動作」P15 参照〈ガス濃度画面〉

・吸引口および排気口をふさがないように使用してください。ふさぐと検知できません。
・フィルタエレメントは、清浄で乾いた状態でお使いください。フィルタエレ
メントが汚れていたり、水分が付着していると正常な検知ができません。
・指示値がフルスケールを超えた場合は、すみやかに本器を清浄空気中に置いてください。そのまま使用するとゼロへの戻りが遅くなったり、正常な検知ができなくなる場合があります。
・ブザー孔を押さえたり、ふさいだりしないでください。警報音が小さくなります。
下記の場合はゼロ点がずれる場合がありますので、清浄空気中で再度「ゼロ調整」（P19 参照）を行ってください。
・ガス雰囲気中でゼロ調整を行った
・作業環境（温度、湿度等）が大きく変化した・高濃度ガスを検知した・スイッチの操作は短押しが約 1 秒の押下、長押しが約 2 秒の押下になります。
・暗所や夜間にご使用になる場合は、LCD バックライトおよび照明ランプをお使いください。🔺🔺スイッチを長押しすると LCD バックライトが常時点灯し、もう一度🔺🔺スイッチを長押しすると照明ランプも常時点灯します。さらに、🔺🔺スイッチを長押しすると LCD バックライトおよび照明ランプが両方同時に消灯します。

④

電源を切る
電源スイッチを約 4 秒間押し続けます。
⇒「電源オフ」が表示され、「3」→「2」→「1」のカウントダウンと同時にブザーが「ピッ」と鳴り、最後に「ピッピッピッ」と鳴って、LCD が消灯
して電源が切れます。
機器内にガスが残留している場合は、電源 OFF から最大 60 秒間ポンプが自動的に動作します。

〈消灯〉

13

使用方法

3．使用方法（つづき）
・高湿度の空気を吸引した場合は、常湿の清浄空気を５分以上吸引させてから電源を切ってください。
・電源を切る場合は、清浄空気中に戻りガス濃度が下がってから行ってください。

ガス濃度画面の見方
LCD 表示部にはトルエン（校正ガス）と濃度を表示します。ガス濃度がサービスレン
ジを越えている場合は、濃度表示が「OVER RANGE」点灯表示に変わります。「サービスレンジ」については「仕様」P41 をご覧ください。
ガス名（オーバーレンジ画面）

本器はトルエン以外の物質であっても測定可能です。
単一成分であれば、他ガス読み替え機能で換算濃度を表示することができます。読み替え中、ガス名は右図のように（ ）表示されます。
読み替え表示できる物質や他ガス読み替え機能についての詳細は、「他ガス読み替え設定」（P23-25）をご覧く
ださい。

（他ガス読み替え表示中）

本器は検知対象ガス(設定ガス)のみを選択的に測定するものではありません。
多くの VOC に感度を有します。
混合溶剤の測定でそれぞれの物質の濃度を測定する場合は、
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」で公開されている「支援ツール」をご活用ください。
『リアルタイムモニターを用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック』
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_7.htm

14

使用方法

3．使用方法（つづき）

ガス警 報動作
工場出荷時、下記のガス警報機能は動作しません。有効にするには、警報値を設定してください（P30 参照）。

検知ガス濃度が警報レベルに達すると、ブザー断続鳴動、警報ランプ点滅（赤色）、LCD
表示（ ALARM ）、バックライト点灯でガス警報を発します。ガス濃度が警報レベルに満たなくなると、ガス警報は自動的に解除されます（自動復帰）。
・ガス警報中に▼スイッチを約２秒間押すと警報ブザーのみ停止します。ただし、新た▲▲に警報を発した場合はブザーも再鳴動します。
・ブザー音量設定が消音（MUTE）の場合、ブザーは鳴動しません。

高濃度ガスを検知し、指示がふりきれると「OVER RANGE」と点灯表示されます。
高濃度ガスはセンサに悪影響を与える可能性がありますので、すみやかに清浄空気を吸引させてください。ガス濃度が下がり、ガスが抜けた事を確認してから電源を切ってください。
例）警報濃度を 50 ppm に設定した場合(トルエンの場合)
警報出力

警報

OVER RANGE 警報

50 ppm1101 ppm

ブザー音「ピーッピーッピーッ・・・」の
断続鳴動

←

警報ランプ

約 0.25 秒周期の点滅（赤色）←

設定値「ALARM」表示「OVER

RANGE」表示「AL」表示「OVER

RANGE」表示

通常表示

LCD
表
示
トレンド
グラフ表示

15

使用方法

3．使用方法（つづき）

3－－3

通常動作状態での機能

通常動作状態においてスイッチ操作で可能な機能を以下に示します。
なお、『通常動作状態』とは、電源を入れてガス検知可能になった＜ガス濃度画面＞状態をいいます。
「通常動作状態での機能」においては、ガス濃度を表示していない時にもガス検知は動作しており、検知ガス濃度が警報レベルに達した場合にはガス警報を発します。

次の手順で 3－3－1～3－3－4 までの機能が移行します。
通常動作状態で、▼スイッチを短押しすると機能が以下の順で切り替わります。
🔺🔺スイッチを短押しすると逆行します。
3－3－1「ピークホールド機能」
3－3－2「トレンドグラフ表示機能」
3－3－3「タイマー機能」
3－3－4「ストップウォッチ機能」

3－
－3－
－1

ピークホールド機能①通常動作状態で、▼スイッチを短押しします。
LCD に Pk．表示が点灯し、以後に検知したガス濃度のピー
ク値（最大値）を更新・保持します。ガス濃度バーグラフも同様です。
（ピークホールド表示画面）②ピークホールドを解除する場合は🔺🔺／▼スイッチを短押しします。LCD の Pk．表示が消灯し、ピーク値をリセットして通常の＜ガス濃度画面＞（瞬時値）に戻ります。
・ピークホールド機能を設定していても、その他の画面に移行するか電源を切るとピークホールド機能は解除されます。
・ピークホールドに設定すると検知したピーク値を更新・保持します。
・ガス濃度が警報設定値未満に戻ると警報ランプ点滅とブザー断続鳴動は自動的に解除され、ガス濃度バーグラフは緑色に戻ります。

16

使用方法

3．使用方法（つづき）
ガス種－3－－2 トレンドグラフ表示機能
3－
通常動作状態で、🔺🔺／▼スイッチを操作し「トレンドグラフ画面」
を表示します。

ガス濃度と濃度単位
ガス１警報

・計測時間の設定は「グラフ計測時間設定」P26 を参照
してください。
計測時間

警報レベル

（トレンドグラフ表示画面）

3－－3－－3 タイマー機能① 通常動作状態で、🔺🔺／▼スイッチを操作し「タイマー画面」
を表示します。◀／▶スイッチの短押しで「時、分、秒」にカーソルを合わせ、🔺🔺／▼スイッチを操作し数値を入力しま
す。
時

分

秒

（タイマー画面）②「 秒 」 ま で 設 定 し た 後 、▶ス イ ッ チ を 短 押 し す る と「START」を表示します。

③ 続けてもう一度、▶スイッチを短押しするとタイマーのアイコンが表示されカウントが始まります。
設定時間が経過するとアイコン点滅とブザー鳴動でお知らせします。タイマーを止める場合は、いずれかのスイッチを短押しします。
ブザー音量が消音（MUTE）に設定されている場合、ブザーは鳴りません。
点滅④ カウントを一時停止する場合は、「PAUSE」が表示されている状態で▶スイッチを短押しします。
「RESUME」が表示され停止します。

⑤ カウントを再開する場合は「RESUME」が表示されている状態で▶スイッチを短押しします。

17

使用方法

3．使用方法（つづき）
カウントをリセットする場合は、🔺🔺／▼スイッチを短押しして「CLEAR」を表示させ、▶スイッチを短押しします。

タイマー作動中にガス濃度画面に戻ると、アイコンとカウントを表示します。

3－－3－－4 ストップウォッチ機能① 通常動作状態で、🔺🔺／▼スイッチを操作し「ストップウォッ
チ画面」を表示します。

（ストップウォッチ画面）②▶スイッチを短押しすると「START」を表示します。続けてもう一度、▶スイッチを短押しすればカウントが始まります。

③

カウントを一時停止する場合は、「PAUSE」が表示されている状態で、▶スイッチを短押しすると、「RESUME」が表示され停止します。

④

カウントを再開する場合は、「RESUME」が表示されている状態で、▶スイッチを短押しします。

カウントをリセットする場合は、🔺🔺／▼スイッチを操作し「CLEAR」を表示させ、▶スイッチを短押しします。

18

使用方法

3．使用方法（つづき）
ストップウォッチ作動中にガス濃度画面に戻ると、アイコンとカウントが表示されます。

3－
－3－
－5

ゼロ調整
ゼロ調整は、必ず清浄空気中で行ってください。ガス雰囲気中で行うと誤った
ガス濃度が表示されます。清浄空気中でゼロ調整が困難な場合は、活性炭フィルタ容器 FE-133 と活性炭 KF-6S-Y1（それぞれ別売）をご使用ください。

◀スイッチを約 4 秒間押し続けます。
⇒「ゼロ調整」が表示され、「3」→「2」→「1」のカウントダウンと同時にブザーが「ピッ」と鳴り、最後に「ピー」と鳴ります。ゼロ調整が完了すると「OK」を表示して、ガス濃度画面に切り替わります。

－3－－6 機器情報の表示
3－
通常動作状態で、◀スイッチを短押しします。
⇒機器情報画面に切り替わります。▼スイッチを短押しすると情報画面が以下の順で移行します。🔺🔺スイッチを短押しすると逆行します。
情報画面 1「型式／製造番号／電池種」
情報画面 2「対象ガス」
情報画面 3「フルスケール」
情報画面 4「警報設定値」
情報画面 5「ログメモリ使用量／保存済みログ数／残りロギング時間」

19

使用方法

3．使用方法（つづき）－3－－7 LCD バックライトおよび照明ランプ機能3－① 🔺🔺スイッチを長押しすると、ブザーが「ピーッ」と鳴り、LCD バックライトが常時点灯します。
② もう一度🔺🔺スイッチを長押しすると、ブザーが「ピーッ」と鳴り、次に照明ラン
プも常時点灯します。
③ もう一度🔺🔺スイッチを長押しすると、ブザーが「ピーッ」と鳴り、LCD バックラ
イトおよび照明ランプが両方同時に消灯します。
・LCD バックライトは、ガス警報を発すると自動点灯し、警報解除になると自動消灯します。また、スイッチを操作してもバックライトが点灯し、操作完了から約５秒後に自動消灯します。
・ブザー音量が消音（MUTE）に設定されている場合、ブザーは鳴りません。

3－－3－－8 ガス濃度画面遷移機能＜ガス濃度画面＞以外の画面で、電源スイッチを短押しすると、＜ガス濃度画面＞に戻ります。ただし、ピークホールド表示中、トレンドグラフ表示中には戻りません。
3－－3－－9 ロギング機能① ▶スイッチを長押しすると、ブザーが「ピーッ」と鳴り、LCD に LOG 表示が点灯し、以後に検知したガス濃度を記録します。その他に温湿度等も記録されます。
②

ロギングを終了する場合は、▶スイッチを長押しします。
ブザーが「ピーッ」と鳴り、LCD の LOG 表示が消灯
し、ガス濃度の記録を終了します。

（ロギング表示画面）

ロギング設定に関する詳細は「ロギング周期設定、ロギング ON/OFF 設定、ログ
データ消去」P27，28 を参照してください。

3－
－3－
－10

ブザー停止機能

ガス警報中に、▼スイッチを長押しするとブザー音を停止できます。

20

使用方法

3．使用方法（つづき）

3－
－4

各種設定

各種設定では、「他ガス読み替え設定」「Bluetooth 設定」「グラフ計測時間設定」「ロ
ギング周期設定、ロギング ON／OFF 設定、ログデータ消去」「ブザー音量設定」「警報 設定／テスト」「時計設定」「言語設定」を行えます。「ガス種切り替え設定」を表示していますが、本器ではこの設定は機能していません。
設定項目
他ガス読み替え設定
Bluetooth 設定
グラフ計測時間設定
ロギング周期設定
ロギング ON／OFF 設定
ログデータ消去
ブザー音量設定
警報 設定／テスト
時計設定
言語設定

1
※

設定内容
92 種類のガス直読（参考値）測定
Bluetooth の ON／OFF 設定（接続端末について※）
トレンドグラフ画面で表示できる時間設定
ロギング周期、ロギング ON／OFF の設定、ログデータの消去
ガス警報時やスイッチ操作時、エラー時のブザー音量の設定
警報設定値（閾値）を設定
警報時のランプ、ブザーの動作テスト
年月日時分の設定
表示言語の選択（日本語／ENGLISH（英語）／中文（繁体）／ 中文（简体）／한국어（韓国語）

参照
ページ
23-25
26
26
27，28
29
30，31
31
31

Bluetooth 内蔵の Android（Ver7.0 以降）や iOS（Ver10.0 以降）の端末でログデータの読み出し（グラフ形式のみ）やガス濃度測定値等のリアルタイム表示（グラフ形式のみ）が可能です。「Utility for gas detector」のアプリ（無料）が必要ですので Google
Play または App store からダウンロードしてください。また、パソコンでのログデータ
読み出し（グラフや CSV 形式）には、ログデータ収集ソフトウェア（XP-3000ⅡL 別売）が必要となります。ログデータの読み出し方法は、ログデータ収集ソフトウェアの取扱説明書をお読みください。

21

使用方法

3．使用方法（つづき）
－4－
－1
3－

設定メニューへの移行

ガス濃度画面で▶スイッチを短押しします。
3－
－4－
－2

各種設定への移行

🔺🔺／▼スイッチを操作し、設定変更したい項目にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。
⇒「ピッ」と鳴ってそのモードに移行します。
（各モードの機能と設定内容については前ページ参照）

3－－4－－3 設定メニューの終了
各種設定では、どの表示状態であっても◀スイッチを短押しするごとに 1 ステップずつ戻ります。
設定画面から電源スイッチを短押しするとガス濃度画面に戻ります。

3－－4－－4 各種設定の操作手順
各モードの操作手順を以下に説明します。
なお、ここでのスイッチ操作の機能は次のようになります。
・選択：🔺🔺スイッチまたは▼スイッチを短押し・確定：▶スイッチを短押し
・戻る：◀スイッチを短押し

22

使用方法

3．使用方法（つづき））他ガス読み替え設定（A）・他ガス読み替えに設定した場合、ガス濃度は参考値です。
・電源を切っても設定した他ガス読み替え設定は保持されます。
・読み替え設定後は、換算結果から最小表示桁数以下を切り捨てた濃度で表示します。
計算例①：アセチルアセトンを測定し、トルエン濃度 25 ppm の場合
25 ppm×0.11＝2.75ppm 表示濃度：2.7ppm
計算例②：アクリロニトリルを測定し、トルエン濃度 25 ppm の場合
25 ppm×2.94＝73.5ppm 表示濃度：73ppm
・表示された濃度より下の桁数が必要な場合は、トルエンで設定し、下記、「各種化学物質対応表」の濃度換算係数から算出ください。

設定メニューに移行し（P22 参照）、🔺🔺／▼スイッチを操作して「他ガス読み替え設定」にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。選択肢リストが表示されます。
切り替えたい読み替えガスに🔺🔺／▼スイッチを操作してカーソルをあわせ、▶スイッチを短押します。選択されたガスに設定されます。
読み替え後のガス名は括弧付きで表示されます。
例）Acetone ⇒（Acetone）
最初のページの一番上で🔺🔺スイッチを押すと最後のページに移動します。
各種化学物質対応表（1/3）） (アアルファベット順)№

ガス種

CAS No.

表示名称

測定範囲/ppm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
ｱｾﾄﾝ
ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ
ｱｾﾁﾙｱｾﾄﾝ
ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ
ｱﾝﾓﾆｱ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
一酸化炭素
ｸﾛﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
ｸﾛﾛﾎﾙﾑｸﾛﾛﾒﾁﾙﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ
ｼｸﾛﾍｷｻﾉｰﾙ
ｼｸﾛﾍｷｻﾉﾝ
ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀﾝ
ｼﾞﾒﾁﾙ-2,2-ｼﾞｸﾛﾛﾋﾞﾆﾙﾎｽﾌｪｲﾄ
N,N-ｼﾞｴﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷｼﾙｱﾐﾝ
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

75-07-0
67-64-1
75-05-8
123-54-6
107-13-1
7664-41-7
71-43-2
630-08-0
108-90-7
67-66-3
107-30-2
108-93-0
108-94-1
287-92-3
62-73-73710-84-7
75-09-2(Acetaldehyde)(Acetone)(Acetonitrile)(Acetylacetone)(Acrylonitrile)(Ammonia)(Benzene)(Carbonmonoxide)(Chlorobenzene)(Chloroform)(CMME)(Cyclohexanol)(Cyclohexanone)(Cyclopentane)(DDVP)(DEHA)(Dichloromethane)

0～ 30.00～ 50.0
3～ 1090
0～ 110.0
8～ 2940
5～ 1820
7～ 2380
99～ 33330
7～ 2380
11～ 37700～ 120.0
0～ 50.0
0～ 60.0
5～ 1880
2～ 860.0
0～ 160.0
15～ 5000

23

濃度換算係数（トルエン＝1）
0.03
0.05
1.09
0.11
2.94
1.82
2.38
33.33
2.38
3.77
0.12
0.05
0.06
1.88
0.86
0.16
5

分解能
(目安)
0.1
0.1
1
0.1
2
1
2
33
2
3
0.1
0.1
0.1
1
0.8
0.1
5

使用方法

3．使用方法（つづき））
各種化学物質対応表（2/3）
0～ 110.0
4～ 1630
0～ 200.0
1～ 430.0
2～ 840.0
0～ 190.0
0～ 70.00～ 110.0
0～ 80.0
0～ 30.00～ 80.0
2～ 93053～ 17760
0～ 130.0
0～ 280.0
1～ 480.0

濃度換算係数（トルエン＝1）
0.11
1.63
0.2
0.43
0.84
0.19
0.07
0.11
0.08
0.03
0.08
0.93
17.76
0.13
0.28
0.48

分解能
(目安)
0.1
1
0.2
0.4
0.8
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1
17
0.1
0.2
0.4

2～ 680.0
0～ 80.00～ 70.00～ 130.0
43～ 14480
0～ 60.0
0～ 150.0
1～ 540.0
0～ 50.0
0～ 210.0
0～ 50.0
7～ 26200～ 70.00～ 50.0
0～ 100.0
0～ 110.0
4～ 1400
9～ 3100
0～ 100.0
1～ 660.0
1～ 390.0
0～ 50.0
1～ 470.0
0～ 60.00～ 90.0
8～ 2940
4～ 1660
4～ 1450
0～ 200.0
0～ 100.0
3～ 10102～ 810.0
6～ 2320

0.68
0.08
0.07
0.13
14.48
0.06
0.15
0.54
0.05
0.21
0.05
2.62
0.07
0.05
0.1
0.11
1.4
3.1
0.1
0.66
0.39
0.05
0.47
0.06
0.09
2.94
1.66
1.45
0.2
0.1
1.01
0.81
2.32

0.6
0.1
0.1
0.1
14
0.1
0.1
0.5
0.1
0.2
0.1
2
0.1
0.1
0.1
0.1
1
3
0.1
0.6
0.3
0.1
0.4
0.1
0.1
2
1
1
0.2
0.1
1.0
0.8
2

№

ガス種

CAS No.

表示名称

測定範囲/ppm

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ﾒﾁﾗｰﾙ
1,1-ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ
硫酸ｼﾞﾒﾁﾙ
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉ-n-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙｱｾﾃｰﾄ
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ
ｴﾀﾉｰﾙ
酢酸ｴﾁﾙ
ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
ｴﾁﾚﾝ
ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞ(EO)
ｴﾁﾙｴｰﾃﾙﾎﾙﾏﾘﾝ(ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ:37％、ﾒﾀﾉｰﾙ 7％)
ｶﾞｿﾘﾝ
硫化水素
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ
酢酸ｲｿﾍﾟﾝﾁﾙ(酢酸ｲｿｱﾐﾙ)
ｲｿﾌﾞﾀﾝ
ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙｺｰﾙ
酢酸ｲｿﾌﾞﾁﾙ
亜硝酸ｲｿﾌﾞﾁﾙ
ｲｿﾍﾟﾝﾁﾙｱﾙｺｰﾙ
酢酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ﾒﾁﾙ-n-ﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ
m-ｸﾚｿﾞｰﾙ
ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾉﾝ
ﾒﾁﾙｴﾁﾙｹﾄﾝ
ﾒﾀﾉｰﾙ
酢酸ﾒﾁﾙ
臭化ﾒﾁﾙ
ｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾉｰﾙ
ｷﾞ酸ﾒﾁﾙ
沃化ﾒﾁﾙ
MIBK
m-ｷｼﾚﾝ1-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ
酢酸-n-ﾌﾞﾁﾙ
n-ﾍｷｻﾝN-ﾒﾁﾙ-2-ﾋﾟﾛﾘﾄﾞﾝ
ﾉﾅﾝ
酢酸-n-ﾍﾟﾝﾁﾙ(酢酸-n-ｱﾐﾙ)酢酸-n-ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
1-ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(臭化ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ)
N-ﾋﾞﾆﾙ-2-ﾋﾟﾛﾘﾄﾞﾝ
o-ｸﾚｿﾞｰﾙ

109-87-5
57-14-7
77-78-1
68-12-2
107-06-2
111-76-2
110-80-5
111-15-9
109-86-4
64-17-5
141-78-6
100-41-4
74-85-1
75-21-8
60-29-750-00-0（HCHO）
8006-61-9
7783-06-4
67-63-0
123-92-2
75-28-5
78-83-1
110-19-0
542-56-3
123-51-3
108-21-4
591-78-6
108-39-4
1331-22-2
78-93-3
67-56-1
79-20-974-83-974-87-3
25639-42-3
107-31-3
74-88-4
108-10-1
108-38-3
71-36-3
123-86-4
110-54-3
872-50-4
111-84-2
628-63-7
109-60-4
106-94-5
88-12-0
95-48-7(Dimethoxymethane)(Dimethylhydrazine)(Dimethylsulfate)
(DMF)
(EDC)
(EGBE)(EGEE)(EGEEA)(EGME)(Ethanol)(Ethylacetate)(Ethylbenzene)(Ethylene)(Ethyleneoxide)(Ethylether)(Formalin)(Gasoline)(Hydrogensulfide)(IPA)(Isoamylacetate)(Isobutane)(Isobutanol)(Isobutylacetate)(Isobutylnitrite)(Isopentylalcohol)(Isopropylacetate)(MBK)(m-Cresol)(Me-cHexanone)(MEK)(Methanol)(Methylacetate)(Methylbromide)(Methylchloride)(Methylcyclohexanol)(Methylformate)(Methyliodide)(MIBK)(m-Xylene)(n-Butanol)(n-Butylacetate)(n-Hexane)(NMP)(Nonane)(n-Pentylacetate)(n-Propylacetate)(n-Propylbromide)(NVP)(o-Cresol)

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

24

使用方法

3．使用方法（つづき））
各種化学物質対応表（3/3）№

ガス種

CAS No.

表示名称

測定範囲/ppm

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

o-ｼﾞｸﾛﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
o-ｷｼﾚﾝ
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
p-ｸﾚｿﾞｰﾙ
ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ
ﾌｪﾉｰﾙ
ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
酸化ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
p-ｷｼﾚﾝ2-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ
ｽﾁﾚﾝ
二酸化硫黄
1,1,2,2-ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾀﾝ
ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛﾌﾗﾝ
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
酢酸ﾋﾞﾆﾙ
塩化ﾋﾞﾆﾙ1-ﾌﾞﾃﾝ1-ﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ
1,2-ｼﾞｸﾛﾙｴﾁﾚﾝ
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ
1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
β-ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾗｸﾄﾝ

95-50-1
95-47-6
127-18-4
106-44-5
107-98-2
108-95-2
123-38-6
115-07-1
75-56-9
106-42-3
78-92-2
100-42-5
7446-09-5
79-34-5
109-99-9
71-55-6
79-01-6
108-05-4
75-01-4
106-98-9
90-12-0
540-59-0
78-87-5
106-99-0
123-91-1
57-57-8(o-Dichlorobenzene)(o-Xylene)(PCE)(p-Cresol)(PGME)(Phenol)(Propionaldehyde)(Propylene)(Propyleneoxide)(p-Xylene)(sec-Butanol)(Styrene)(Sulfurousoxide)(Tetrachloroethane)(THF)(Trichloroethane)(Trichloroethylene)(Vinylacetate)(Vinylchloride)(1-Butene)(1-MeNapht)(1.2-DCE)(1.2-DCP)(1.3-Butadiene)(1.4-Dioxane)(B-Propiolactone)

6～ 2080
1～ 370.087～ 29170
7～ 23400～ 90.0
11～ 3700
0～ 240.0
20～ 6720
0～ 110.0
1～ 450.0
0～ 70.0
1～ 630.0
13～ 4650
42～ 14290
4～ 1360
5～ 195031～ 10560
0～ 110.0
37～ 12500
8～ 2700
2～ 740.0
7～ 24101～ 540.0
5～ 1670
3～ 12102～ 790.025

濃度換算係数（トルエン＝1）
2.08
0.37
29.17
2.34
0.09
3.7
0.24
6.72
0.11
0.45
0.07
0.63
4.65
14.29
1.36
1.95
10.56
0.11
12.5
2.7
0.74
2.41
0.54
1.67
1.21
0.79

分解能
(目安)
2
0.3
29
2
0.1
3
0.2
6
0.1
0.4
0.1
0.6
4
14
1
1
10
0.1
12
2
0.7
2
0.5
1
1
0.7

使用方法

3．使用方法（つづき））Bluetooth 設定（B）
設定メニューに移行し（P22 参照）、🔺🔺／▼スイッチを操作して「Bluetooth」にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。

「ON」（もしくは「OFF」）に🔺🔺／▼スイッチを操作してカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。

「ON」にすると、画面上に Bluetooth マークが点灯し、パソコンもしくは端末にペアリング接続ができるようになります。接続されるとマークに背景色がつきます。
（Bluetooth マークの表示）（C））グラフ計測時間設定
設定メニューに移行し（P22 参照）、🔺🔺／▼スイッチを操作して「グラフ計測時間」にカーソルを合わせ、▶スイッ
チを短押しします。
1～5 分までの計測時間を🔺🔺／▼スイッチを操作して 1 分
単位で設定し、▶スイッチを短押しします。

トレンドグラフ表示の計測時間が設定された時間になります。（設定：min、表示：s※下表参照）
設定
1min
2min
3min
4min
5min

表示
060s
120s
180s
240s
300s

設定時間

（トレンドグラフ表示画面）

26

使用方法

3．使用方法（つづき））ロギング周期設定、ロギング ON／／OFF 設定、ログデータ消去
（D）
（D－
－1）
）ロギング周期設定
・工場出荷時のロギング周期は１秒周期です。
・設定可能な最小周期は 200ms です。
・ロギング可能時間は 10 秒周期の場合、約 70 時間になります。
・ログデータは最大 500 ファイルまで保存できます。それ以上になるとログ容量に余裕があっても保存できなくなります。

設定メニューに移行し（P22 参照）、🔺🔺／▼スイッチを操作して「ログ」にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。
続けて「周期設定」にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。

ロギング周期を🔺🔺／▼スイッチを操作して設定し、▶ス
イッチを短押しします。1～255 まで設定可能です。

次に周期単位を🔺🔺／▼スイッチ操作で選択して、▶スイッ
チを短押しすると、選択したロギング時間と単位が設定されます。周期単位は「00ms」「sec」「0sec」「min」「0min」「hour」より選択できます。

（D－－2））ロギング ON／
／OFF 設定
ロギングを開始する（もしくは終了する）には、再度設
定メニューからログ設定に移行し、「オン／オフ設定」にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。

「ON」（もしくは「OFF」）に🔺🔺／▼スイッチを操作してカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。

27

使用方法

3．使用方法（つづき）「ON」にすると、画面上にロギング中を示す LOG 表示が点灯し、以後に検知したガス濃度を記録します。
（ガス濃度以外に温湿度情報等も記録されますが、参考値になります。※保証範囲外）（ロギング表示画面）（D－－3））ログデータ消去
ログデータを全消去するには、ログ設定で「ログ消去」にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。
ログデータの個別消去は、専用アプリ A－9 ロギングデータ画面（P52）をご覧ください。
🔺🔺／▼スイッチを操作して「YES」にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。
ログデータの使用状況は機器情報から確認できます。
（P19 参照）・機器の時計がずれている場合、正しい時刻でロギングができません。時計合わせを行ってください。（P31 参照）
・以下の場合、ロギングは自動停止します。
電源 OFF したとき（データは自動保存します）
ログ使用量が 100％のときエラーが発生したとき（ポンプエラーの場合は、ロギングが継続します）
・ログデータを読み出すにはパソコンとログデータ収集ソフトウェア（XP-3000ⅡL別売）、または Bluetooth 内蔵の Android／iOS を搭載した端末と専用アプリ「Utility for gas detector」が必要です。詳しくはログデータ収集ソフトウェアの取扱説明書、専用アプリ「Utility for gas detector」（本書付録）をご覧ください。
・ロギング中の機器に落下等で衝撃が加わり一時的に電池電圧の低下が発生すると、直前１分間のデータは残りません。
・ログデータ、スマホアプリに表示されるガス濃度データはサービスレンジに対応していません。

28

使用方法

3．使用方法（つづき））ブザー音量設定（E）
設定メニューに移行し（P22 参照）、🔺🔺／▼スイッチを操作して「ブザー」にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。
MAX～MUTE まで 4 段階の音量から🔺🔺／▼スイッチを操作して選択し、▶スイッチを短押しします。選択された音量に設定されます。

（ＭＡＸ）

設定音量に応じて画面右側のアイコン表示が変わります。

大(MAX)中小

消音(MUTE)（ＭＵＴＥ）

・工場出荷時の音量は中ですが、変更するとそれが通常のブザー音量として設定されます。
・ブザー音量を変更する場合は、必ず安全管理者等の方が行ってください。
なお、音量を変更した場合は、必ず警報テストで音量を確認してください。
（P31 参照）・ブザー音量の設定は、電源を切っても電池を外しても保持されます。
・ブザー音量が消音（MUTE）に設定されている場合、ブザーは鳴りません。
エラー時は、ブザーが一度だけ「ピピッ」と鳴ります。

29

使用方法

3．使用方法（つづき））警報 設定／テスト（F）
工場出荷時、警報設定濃度が 0 ppm に設定されており、ガス警報機能は動作しません。有効にするには、下記の手順で警報値を設定してください。
警報レベルの設定は非常に重要です。変更する場合は必ず安全管理者等の方が行ってください。

（F－
－1）
）警報設定
設定メニューに移行し（P22 参照）、🔺🔺／▼スイッチを操作して「警報」にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。
警報設定値（閾値）を変更する場合、🔺🔺／▼スイッチを操作して「閾値」を選択し、▶スイッチを短押しします。

パスワード画面で🔺🔺／▼スイッチを操作して、パスワー
ド「822」を入力し、▶スイッチを短押しします。

▶スイッチを短押しします。
警報設定値（閾値）を 🔺🔺／▼スイッチの短押しで設定し、▶スイッチを短押しします。

・警報設定値（閾値）を 0 ppm に設定すると警報機能は動作しません。
・警報値を設定できるのはガス種がトルエンに設定中のみです。他ガス読み替
え中は、トルエンの警報設定値に換算係数を乗じた値で警報します。各種ガスの換算係数については各種化学物質対応表（P23-25）をご覧ください。
例）m-キシレン 50ppm で警報設定する場合、トルエン設定中に警報濃度を106ppm に設定する。
50ppm÷0.47(ｍ-キシレンの換算係数)=106ppm

30

使用方法

3．使用方法（つづき）（F－－2））警報テスト
警報テストを行う場合、警報設定画面に戻り、🔺🔺／▼スイッチを操作して「テスト」を選択し、▶スイッチを短押しします。

続けて「警報」が表示されるため、そのまま▶スイッチを短押しします。
ブザーが鳴り警報ランプ（赤色）が点滅します。テストを終了する場合は、◀スイッチを短押ししてください。
・ブザー音量が消音（MUTE）に設定されている場合、ブザーは鳴りません。
・警報テスト中は▼スイッチ長押しによるブザー停止ができません。

（G）
）時計設定
設定メニューに移行し（P22 参照）、🔺🔺／▼スイッチを操作して「時計」にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。
🔺🔺／▼スイッチを操作して年／月／日／時／分まで設定して、▶スイッチを短押しすると、選択された時刻に設定されます。
暦上存在しない日付の設定はしないでください。ログデータ等で整合がとれなくなります。

（H））言語設定
設定メニューに移行し（P22 参照）、🔺🔺／▼スイッチを操作して「言語」にカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しします。
日本語／ ENGLISH（英語）／ 中文（繁体）／ 中文（简体）／한국어（韓国語）より任意の言語に🔺🔺／▼スイッチを操作してカーソルを合わせ、▶スイッチを短押しすると、選択された言語に設定されます。

31

エラー表示

4．エラー表示
本器に異常等が発生すると、LCD 画面にメッセージが表示され、ブザーが断続鳴動、警報ランプ（黄色）が点滅します。ブザー音量が消音（MUTE）設定時は、ブザーが一度だ
け「ピピッ」と鳴ります。
主なエラー表示は下表の通りです。エラーが発生した場合は各エラーに応じた処置を行ってください。なお、メッセージが表示されずに操作スイッチや表示が正しく動作しない場
合には、電池を一旦外して電池を入れ直し、電源を再投入して動作を確認してください。
それでも復旧しない場合は修理をお申し付けください。
エラー表示

エラー内容

原因

処置

センサが正しく取り付けられていない可能性があります。

センサの取り付け状態を確認してください。センサが正常に取り付けられているのにセンサエラーとなる場合は修理またはセンサ交換を依頼してください。

電源投入時に発生した
場合は、何らかのガスが介在した可能性があります。

電源投入時に発生した場合
は、電源を切り、清浄空気中で電源を入れ直してください。清浄空気中でも発生する
場合は、活性炭フィルタをご使用ください。(P37 参照)
それでも復旧しない場合は修理を依頼してください。

「ポンプエラー」
を表示

ガス導入管が折れているか、水等を吸引して吸引口がふさがれた可能性があります。

水の除去等の処置（フィルタエレメントの交換 P36 参照）
を行ってください。
▶スイッチを押しても同様の警報が表示される場合は、ポンプの故障や水、埃等が本器内部まで吸引された可能性がありますので、修理を依頼
してください。

「電池切れ
エラー」
を表示

電池残量が少ないか、残量がない可能性があります。

故障ではありません。
電池交換または充電をしてください。
（P34-36 参照）

「電池異常
エラー」
を表示

新しい電池と古い電池が混載している可能性があります。

4 本同時に新しい電池に交換してください。
（P34 ，35 参照）「センサエラー」
を表示「調整エラー」
を表示

32

エラー表示

4．エラー表示（つづき）
エラー表示

エラー内容

原因

処置

機器が故障した可能性があります。

電池を一旦取り出し、再挿入してから電源を入れて動作を確認してください。
それでも復旧しない場合は修理を依頼してください。

ログデータ読み出し
中に警報が発生した可能性があります。

電源を入れ直して、清浄空
気中で作業してください。

オーバーレンジ
該当するガス種の濃度表示部に「OVERRANGE」を表示

濃度表示の上限を超えています。

ガス濃度が低下すれば再び濃度を表示します。
（P 15 参照）
清浄空気中で作動させていて「OVER RANGE」が表示される場合は、修理を依頼してください。

「ログエラー」
を表示

本体にログデータが正しく保存されていません。

修理を依頼してください。

「本体エラー」
を表示「ログメモリフル」
を表示

本体のログデータ保存容量が不足しています。

「RECOVERING」
を表示

落下等で機器に衝撃が加わり、一時的に電池電圧の低下が発生
しました。

33

ログデータを消去してください。
（全消去 P28 参照）（選択個別消去 付録：専用
アプリ P52 参照）「ログメモリフル」が表示されたらどのキーでも短押
しまたは長押しするとエラー表示前の画面に戻ります。

自動復帰中です。お待ちください。
（10 秒）

消耗品の交換方法

5．消耗品の交換方法
電池の交換
・電池交換は非危険場所で行ってください。
・必ず指定の電池をお使いください。指定電池以外を使用すると防爆性能および機器性能が保証できません。
アルカリ乾電池：東芝 LR6、パナソニック LR6X、Duracell MN1500、
Energizer E91 または Varta 4106
・本体と電池蓋のシール面にゴミ等が付着している場合は必ず取り除いてください。ゴミ等がわずかでも挟まると機器内部に水が浸入する原因となります。
・電池蓋を開ける前に必ず水や埃等を除去してください。機器内部に水や埃等が入ると故障の原因になります。
・電池の交換は４本とも同じ種類で未使用のものをお使いください。
・電池の交換は４本同時に行ってください。
・電池残量表示が「」を表示したときは、電池切れになる前に早めの電池交換をおすすめいたします。
・低温環境では、電池特性により電池使用時間が常温時より短くなります。電池残量が少なくなっている場合は、電池切れになる前に早めの電池交換をおすすめいたします。

電池残量の目安は下図の通りです。電池切れになると「電池切れエラー」表示になりブザーが断続鳴動し、ガス検知ができなくなります。
（さらに電池が消耗するとLCD が全消灯します）【電池残量】 多い・・・・・・・少ない

電池交換〈電池切れ〉①

電源スイッチを約 4 秒間押して電源を切ります。

②

電池蓋ロックをマイナスドライバーで反時計回りにまわすと電池蓋が浮いてくるので、手前に引いて取り
外します。

③

古い電池を取り出し、新しい電池を表示通りの極性に合わせて挿入します。

34

電池蓋ロック

電池蓋

消耗品の交換方法

5．消耗品の交換方法（つづき）④

本体に電池蓋を取り付け、電池蓋ロックをマイナスドライバーで時計回りに回して締め付けます。
（推奨締め付けトルク：22cN･m）

本体

電池蓋

電池蓋ロック・電池蓋ロックは推奨締め付けトルクで締め付けてください。緩んでいると防水性能が損なわれるおそれがあります。また、推奨締め付けトルクを超えると電池蓋ロックが破損するおそれがあります。この場合は修理が必要になります。
新品電池に交換しても電池残量が減っている場合には、電池を一旦取り出し、再挿入して確認してみてください。

ニッケル水素充電池の充電・充電は非危険場所で行ってください。
・充電は必ず専用充電器（BC-10 別売）で行ってください。また充電器の取扱説明書も合わせてお読みください。
・必ずニッケル水素充電池（新コスモス電機 HR-3UTG）を使用してください。
指定電池以外を使用すると防爆性能および機器性能が保証できません。
・充電池は 4 本とも同じ製造番号であることを確認してください。
・充電端子が汚れていると充電が不十分になり、連続動作時間が短くなることがあります。時折、乾いた綿棒などで充電端子を傷つけないように清掃してください。
・周囲温度が 0°C ～+40°C、湿度 85％RH の場所で（ただし、結露や急激な温湿度の変化がなきこと）で充電してください。
・長期間放置した充電池を使用する際は、従来よりも充電時間が長くなることがあります。（放置後の初回充電のみ）
・低温環境では電池特性により電池使用時間が常温時より短くなります。電池切れになる前に、電池残量が少なくなっている場合は早めの充電をおすすめいたします。
・充電池は繰り返し使用するうちに劣化し、使用できる時間が短くなってきます。充電池を満充電しても使用できる時間が極端に短くなったとき、または2 年に 1 回以上は交換してください。
・電池残量表示が「」を表示したときは、電池切れになる前に早めの充電をおすすめいたします。

35

消耗品の交換方法

5．消耗品の交換方法（つづき）
電池残量の目安は下図の通りです。電池切れになると「電池切れエラー」表示になりブザーが断続鳴動し、ガス検知ができなくなります。さらに電池が消耗すると LCD が
全消灯します。
【電池残量】 多い・・・・・・・少ない

要充電〈電池切れ〉

本体で「電池切れエラー」が出た充電池の場合、専用充電器 BC-10 にて充電できます。
（充電時間の目安 約 240 分、周囲温度 25℃）なお、電池残量、周囲温度によって、充電時間は変動します。充電についての詳細は充電器の取扱説明書をご覧ください。

フィルタエレメントの交換
フィルタエレメントが汚れたり濡れたり、ドレンフィルタ内またはフィルタケース内に水が溜まっている場合は、ドレンフィルタ内またはフィルタケース内を掃除し、フィルタエ
レメントを新しいものに交換してください。
・機器を動作させたまま、フィルタエレメントを交換しないでください。埃等の異物が機器内に入るおそれがあります。
・水がフィルタエレメントより検知器内部まで吸引された場合は修理を依頼
してください。正常な検知ができません。
・フィルタエレメントは正しく装着してください。ずれて装着するとガス検知性能や防水機能を損なう場合があります。
フィルタエレメントを指などで押したり、突いたりしないでください。破損して、フィルタ機能が損なわれます。

ドレンフィルタ①②③

ドレンフィルタのフィルタケースを回して取り外します。
フィルタケース内の O リングを小ドライバー等で取り外します。
フィルタエレメント（FE-2）を新しいものと交換し、元の通り組み立てます。
フィルタエレメント

O リング
フィルタケース36消耗品の交換方法

5．消耗品の交換方法（つづき）

活性炭フィルタ（別売）の使用方法
清浄空気中でゼロ調整が困難な場合、活性炭フィルタ（活性炭フィルタ容器 FE-133＋活性炭 KF-6S-Y1、それぞれ別売）を使ってゼロ調整を行ってください。
①活性炭フィルタ容器に活性炭を入れ込みます。
活性炭

活性炭フィルタ容器

・活性炭は使用直前に開封してください。
・活性炭は 6 ヶ月をめどに交換してください。なお、活性炭の寿命は測定頻度や測定環境によりますが、高濃度ガス中で使用した場合は寿命が短くなります。

②ガス導入管先端のゴム部分に活性炭フィルタ容器を挿し込みます。
活性炭フィルタ容器

ガス導入管

ゴム部分

③ゼロ調整を行います。
④ゼロ調整完了後、指示値が安定しているかを確認します。
指示値が上昇していく場合は、活性炭の吸着能力が限界を超えている可能性があります。活性炭を新しいものに交換してから再度ゼロ調整を行ってください。
⑤測定の前に、活性炭フィルタ容器を導入管から取り外します。
活性炭フィルタ容器

ガス導入管

ゴム部分

⑥活性炭フィルタ容器から活性炭を取り出し、袋に密封して保管してください。
・活性炭の保管は高温多湿を避け、袋に密封してください。保管環境により活性炭の寿命が短くなります。

37

保守点検

6．保守点検本器は精密機器です。製品の性能を維持し、安全を確保していただくためには、下記の項目に従って点検を実施してください。また、落下等の衝撃を与えた、内部が水に濡れた等「安全にご使用いただくために」（P4 ，5 参照）の記載事項に反した場合、および検知範囲外のガス濃度を検知した、使用温湿度範囲外で使用した等「仕様」（P41 参照）に記載している範囲外で使用した場合には、随時状況説明を添えて点検（有料）をお申し付けください。

日常点検
点検項目

点検内容

LCD 表示LCD 表示に欠けがないことを確認してください。
（「電源を入れる」P12 参照）

警報機能

本器のブザー鳴動、警報ランプ点滅が正常に動作することを確認してください。
（「警報テスト」P31 参照）

警報動作

警報レベルを少し超える程度のガスを吸引させて、警報動作を確認してください。
（「警報設定 P30 参照」ガス濃度の表示値が変化し、警報レベルに達した際に警報ランプが点滅しブザーが鳴ることを確認します。ガス濃度の表示値の変化に異常があったり、警報ランプが点滅しなかったり、ブザーが鳴らない場合には、修理を依頼してください。

ガス導入管

ガス導入管に折れやピンホール・亀裂がないか、またガス導入管が確実に接続されているか確認してください。

ドレンフィルタ
フィルタエレメント

ドレンフィルタ内のフィルタエレメントが汚れたり、濡れたり、ドレン
フィルタ内に水が溜まっていたりしている場合は、ドレンフィルタ内を掃除し、フィルタエレメントを新しいものに交換してください。
（「フィ
ルタエレメントの交換」P36 参照）
LCD 画面右上の電池残量表示を確認してください。
電池残量が少なくなっている場合は、新しい電池に交換または充電をしてください。
（「電池の交換」P34 ，35「ニッケル水素充電池の充電」P35 ，36 参照）

電池残量

気密性

・低温時は電池の消耗が早くなりますので、予備電池の準備や、早めの電池交換／充電をおすすめします。
・充電池仕様の場合、電池残量表示が「」を表示したときは、電池切れになる前に早めの充電をおすすめいたします。

電源を入れ、通常動作状態でガス導入管の先端を指で一時的にふさぎ、「ポンプエラー」が表示されることを確認してください。エラーが表示されると正常です。ポンプ復帰させてください。
エラーが表示されない場合は、気密不良が考えられますのでパッキンやO リング、ガス導入管、ポンプの部品交換または修理を依頼してくださ
い。

38

保守点検

6．保守点検（つづき）

定期点検●1 年に 1 回以上はセンサの校正およびフィルタ交換を含む定期点検をお買上げ店または弊社にお申し付けください。
・センサの推奨交換周期は 3 年です。3 年を過ぎると、正常な検知ができない
おそれがありますので、3 年を目安に交換してください。
センサの交換周期は高濃度ガスまたは被毒性ガスの接触がなく、適切な保守を実施した場合の目安であり、これを保証するものではありません。
センサの交換周期は使用条件や環境条件等によって異なります。特に、落下等の衝撃、水濡れ、高温や高湿等の通常環境以外での使用、高濃度ガスまたは被毒性ガスの接触等があった場合には保守点検を実施して異常のないことを確認してからお使いください。

お手入れ●機器が汚れている場合は、乾いた柔らかな布、または水を含ませて固く絞った布（拭いても機器が濡れない程度）等で拭いてください。アルコールや洗浄剤等は使用しないでください。

主な交換部品
品名

型式

備考
フィルタエレメントが汚れたり水濡れした場合
フィルタエレメント
FE-2
または 1 年に 1 回以上交換してください。
エラストマカバーが劣化した場合に交換してく
エラストマカバー―ださい。
満充電しても使用時間が極端に短くなった場合
HR-3UTG
ニッケル水素充電池
または 2 年に 1 回以上交換してください。
交換部品の保証期間はお買上げ日より 1 ヶ年です。保証条件は製品と同じになります。

39

故障とお考えになる前に／保証書と web ユーザー登録

7．故障とお考えになる前に修理を依頼される前に、もう一度次の表に従ってお調べください。
※操作不能となった場合は、一旦電池を外して、再度電池を入れ操作してください。
症状

原因

処理

参照ページ
「消耗品の交換方法」
P34-36電池の極性が逆電池を正しく入れなおす

電池の寿命

電池を交換／充電する

ブザーが鳴らない

ブザー音量設定が消音（MUTE）になっている

ブザー音量設定を変更する「ブザー音量設定」P29ガスが検知できない

ガス導入管が破損している

新しいものに交換する―

LCD にエラーが表示される「エラー表示」P32 ，33 参照

ガス濃度値が「0」で点滅している

指示値がマイナス側にもぐるのは、ガス雰囲気
中でゼロ調整を行った
か、高濃度ガスを検知した可能性がある

清浄空気中でゼロ調整をする「ゼロ調整」
P19

ガス吸引中またはガス雰
囲気中で指示値が変動しない

落下等により機器に衝撃が加わったため

約 10 秒待っても指示値が変動しない場合は、清浄空気中で電源を入れなおす―

電源スイッチを押しても電源が入らない

8．保証書と web ユーザー登録●

保証書と web ユーザー登録
包装箱の中に保証書と web ユーザー登録のご案内が入っています。web ユーザー登録
は、ご登録いただいた機器情報から保守点検時期やサポート情報等をメール等にてご案
内させていただきますので、ぜひこのサービスをご利用ください。

●

保守点検のお願いお買い上げいただきました本器は精密機器です。精度を維持し、安全を確保するためには、「保守点検」（P38 ，39 参照）の日常点検および定期点検を実施していただきますようお願いします。
なお、日常点検や定期点検について不明な点は、弊社までお問い合わせください。
また、機器の故障修理につきましては、お買上げ店または弊社までご連絡ください。
（送料は、お客様負担とさせていただきます。）●

保証について保証期間中に、取扱説明書に沿った正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

40

仕

9．仕

様

型
式
検知対象ガス
検 知 原 理センサ駆動方式
ガス採取方式検 知 範 囲（サービスレンジ※1）
指 示 精 度 ※2
表示分解能
応 答 時 間 ※3
ガス警報方式※4
エラー通知方式
使 用 電 源連続使用時間※5
使用温湿度範囲
使用圧力範囲防 爆 構 造保 護 等 級
無 線 通 信主 な 機 能
寸
質

様

法
量

XP-3320Ⅱ-V
VOC （校正ガス トルエン）
熱線型半導体式センサ
連続
自動吸引式
0～1000 ppm（1001～1100 ppm）
100 ppm 以下：±10 ppm
101～1000 ppm：±100 ppm
1 ppm
T90：30 秒以内
ブザー鳴動、警報ランプ（赤色）点滅および LCD 表示
ブザー鳴動、警報ランプ（黄色）点滅および LCD 表示
アルカリ乾電池単 3 形 4 本（東芝 LR6、パナソニック LR6X、Duracell MN1500、Energizer E91 または Varta 4106
ニッケル水素充電池単 3 形 4 本（新コスモス電機 HR-3UTG）
約 22 時間
0～＋40℃ 85％RH 以下（ただし、結露や急激な温湿度の変化がなきこと）
大気圧（800～1100hPa）
アルカリ乾電池単 3 形 専用仕様：Ex ia da IIC T4 Ga
ニッケル水素充電池単 3 形 専用仕様：Ex ia da IIC T3 Ga
IP67 相当※6
Bluetooth 5.0※7
自己診断（センサ異常）、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、
ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、
時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング、
他ガス読み替え機能
約 W91×H164×D44 mm
約 460g（電池含む）※1 あくまでも目安としての指示値を表す検知範囲外のレンジ。
※2 同一測定条件による繰り返し性。
※3 90％応答の時間とする。（周囲温度：20±2℃、溶剤用 1m ガス導入管、対象ガス トルエン））※4 工場出荷時、警報動作は OFF に設定されています。
※5 25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF・Bluetooth OFF 時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカー
等により異なります。本書の連続使用時間は東芝製 LR6（アルカリ乾電池）、新コスモス電機製 HR-3UTG（ニッケル水素充電池）を使用した場合です。
※6 新品の状態において JIS C 0920-2003 保護等級 IP67 に準拠した弊社の試験を満足する防塵防水構造です。ただし、この保護等級 IP67 はガス検知について保証するものではありません。IP67 とは、最大 2kPa の減圧状態の粉塵試験で被試験品内部に塵埃の蓄積がない構造（IP6X）、および常温の水道水、かつ静水の水槽に被試験品の最下端を水面から 1m の位置に静かに沈め、30 分間放置しても有害な影響を生じる水の浸入がない構造（IPX7）を意味します。（配管は除く）※7 本器は日本国内専用です。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。

41

仕

様

9．仕

様（つづき）

■防爆仕様
本体
型式

XP-3300Ⅱ

防爆性能

アルカリ乾電池単 3 形 専用仕様：
Ex ia da IIC T4 Ga
ニッケル水素充電池単 3 形 専用仕様：
Ex ia da IIC T3 Ga

保護等級

IP30
電源

定格

電気的
パラメータ

周囲温度

DC3．0VLR6 東芝 4 本
LR6X パナソニック 4 本
Duracell MN1500 4 本
Energizer E91 4 本
Varta 4106 4 本
DC2.6V
HR-3UTG 新コスモス電機

－20℃

～

＋50℃

42

4本

廃棄について／検知原理

10．廃棄について●本体、付属品および電池は、各地域で定められた条例等に従い廃棄処分してください。

11．検知原理●熱線型半導体式
可燃性ガス等が存在すると、半導体表面に吸着していた酸素との酸化反応が起
こり、半導体内部の自由電子が増加します。その結果、半導体の抵抗値が低下します。この抵抗値の変化をブリッジ回路の偏差電圧として取り出すことで、可燃性ガス等を検知しています。このセンサの特長は低濃度からガス感度が高く、高感度検知に適しています。

43

用語の説明12．用語の説明
ゼロ

調

整：清浄空気中※でゼロの調整をすること。
（※清浄空気：雑ガス等を含まない清浄な空気）

防

爆

構

造：電気機器が点火源となってその周囲における爆発性雰囲気に点火することがないように電気機器に適用する構造。

本質安全防爆構造：正常時および事故時に発生する電気火花または高温部によって爆発性ガスに点火しえないことが、点火試験その他によって確認された構造。
耐 圧 防 爆 構 造：ガスまたは蒸気が容器の内部に侵入して爆発を生じた場合に、容器が爆発圧力に耐え、かつ、爆発による火災が容器の外部のガスまたは蒸気に点火しないようにした構造。
非 危 険 場 所：通常および異常な状態において、爆発性ガスと空気が混合し爆発限界内にある状態の雰囲気の生成の可能性がないとみなされる場所。
ppm：ガスの濃度を体積の百万分の 1 の単位で表したもの。

使 用 温 湿 度 範 囲：ガス検知器の使用上、性能および機能を維持できる温度および湿度の範囲
周囲

温

度：爆発に対する安全性を保つことが可能な機器近傍の温度。
（防爆エリアで使用可能な機器近傍の温度。
）

引用：産業用ガス検知警報器工業会・ガス検知警報器用語、検知管式ガス測定器用語

44

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）
A－－1 Utility For Gas Detector について
「Utility For Gas Detector」は検知器と端末を Bluetooth（ブルートゥース）で接続して、検知器で検知したガス濃度や気温、湿度をリアルタイム表示し、警報やエラーを検知した場合に関係部署等にメールで通知するための機能を持つユーティリティ
アプリです。
「Utility For Gas Detector」を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。
・端末とは、スマートフォン／タブレット のことを指します。

A－－2 対応する端末＊iOS
バージョン：10.0 以降＊Android
バージョン：7.0 以降

A――3 言語設定について
本アプリは、日本語と英語の表示に対応しています。
・OS の言語が日本語に設定されていると日本語表示に、日本語以外に設定されていると英語表示になります。
・OS の言語設定の手順については、お使いの端末のマニュアルをご参照ください。

－4 Utility For Gas Detector のインストールA－
iOS の場合
App Store からインストールします。
① ホーム画面より、App Store を開きます。
② 画面右下の「検索」をタップします。
③ 検索窓をタップします。
④ 「Utility For Gas Detector」と入力して、右下の検索ボタンをタップします。
検索結果が表示されます。
⑤ 「入手」ボタンをタップすると、インストールが始まります。
⑥ インストールが完了し、「Utility For Gas Detector」のアイコンがホーム画面に追加
されます。

45

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

Android の場合
Google Play からインストールします。
① ホーム画面より、Google Play を開きます。
② 画面下部の「アプリ」をタップし、上部の検索窓をタップします。
③ 「Utility For Gas Detector」と入力して、検索ボタンをタップします。
検索結果が表示されます。
④ 「インストール」ボタンをタップすると、インストールが始まります。
⑤ インストールが完了し、「Utility For Gas Detector」のアイコンがホーム画面に追加されます。

Utility For Gas Detector のアンインストール＊iOS① 「Utility For Gas Detector」のアイコンを長押しします。
アイコンの左上に×印が表示されます。
② アイコン左上の×印をタップします。
③ 表示されたメニューの「削除」をタップします。
④ “Utility For Gas Detector を削除しますか”というメッセージが表示されたら、削除をタップします。
＊Android① ホーム画面、またはアプリ一覧画面から「設定」画面を開き、「アプリと通知」
を選択します。
② 「＊＊個のアプリをすべて表示」をタップすると、インストールされているすべてのアプリが表示されます。
③ アプリ一覧から「Utility For Gas Detector」を選択し、表示されるアプリ情報の「アンインストール」をタップします。
④ 「このアプリをアンインストールしますか？」と表示されるので、「OK」をタップします。

・詳しくは端末のマニュアルに従って操作してください。

46

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

A－5 検知器と接続する手順
アプリを起動して検知器と接続する手順は以下の通りです。
① 接続する検知器を起動して、Bluetooth の設定をオンにします。
設定方法は「3－4 各種設定（P21）」を参照してください。
※機器側の Bluetooth が動作しないと本アプリは操作できません。
② 端末の Bluetooth の設定をオンにします。

③ 端末上の「Utility For Gas Detector」のアイコンをタップします。

④ 位置情報についてのメッセージが表示される場合、アクセスを許可します。
⑤ デバイス選択画面が表示されます。接続するデバイスを選択します。
詳細は「A－6 デバイス選択画面 （P48）」を参照してください。
⑥ 製造番号を入力します。
詳細は「■製造番号入力画面について（P49）」を参照してください。
検知器との接続が開始され「接続中」のメッセージが表示されます。
検知器との接続が完了して、濃度データ画面が表示されます。
詳細は「A－7 濃度データ画面 （P50）」を参照してください。

・二回目以降(直前に接続した機器がある場合)、⑤⑥が省略されて自動接続されます。
・接続した機器が正しいか確認してください。
・位置情報へのアクセスを許可しない場合、(1) 端末によっては検知器との接続ができません。
(2) メール通知で位置情報が添付されません。

47

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

A－6 デバイス選択画面
Bluetooth 通信でペアリングする検知器を選択するデバイス選択画面のボタンおよび表示について説明します。

②

①

③
No．

④

⑤

名称

⑥

⑦
はたらき

①

検知器選択エリア

端末がペアリング可能な検知器を表示します。ペアリング済みの機器にはチェックマークが付きます。
タップして検知器との接続を開始します。
デバイスが多く検知器が表示されていないときは、スワイプして画面を上下にスクロールし、検知器を選択してください。
「デバイスの製造番号下 5 桁を入力してください。
」のポップアッ」をプが表示される場合は「■製造番号入力画面について（P49）
参照してください。

②

切断ボタン

ペアリング済みの機器との通信を切断します。

③

ホームボタン

デバイス選択画面を表示します。

④

濃度データボタン

濃度データ画面を表示します。

⑤

温湿度データボタン

温湿度データ画面を表示します。

⑥

ロギングデータボタン

ロギングデータ画面を表示します。

⑦

設定メニューボタン

設定メニュー画面を表示します。

48

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

製造番号入力画面について

①

No．

①

名称

はたらき

製造番号入力エリア

選択したデバイスと接続するために、製造番号下 5 桁を入力して、OK をタップします。
デバイスが「XP-3320II-V 00900100」の場合、「00100」のように入力してください。

49

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

A－7 濃度データ画面
検知器で検知中のガス濃度をリアルタイム表示する画面です。表示するガス種の変更や温湿度を同時に表示することができます。画面のボタンおよび表示について説明します。

①
⑤

②

③
④

⑥
No．
①

⑦

名称

⑧

⑨

⑩
はたらき

温度、湿度ボタン

タップしてチェックマークを付けた項目をグラフに表示できます。

②

情報表示

検知中のガス濃度の現在数値と通知周期ごとのデータをリアルタ
イム表示します。ピンチイン、ピンチアウトすると表示を縮小、拡大することができます。※ガス警報時、濃度の現在数値は、背景色が赤色に表示されます。

③

1、2 ボタン

表示するガス情報の数を変更します。
1 ：ガス情報を 1 種類表示します。
2 ：ガス情報を 2 種類表示します。

④

通信周期表示データ取得の通信周期を表示します。

⑤

ガス種変更

この部分をタップして、表示するガス種を選択します。XP-3320Ⅱ-V で、他ガス読み替え中アプリ表示は（その他）となります。

⑥

ホームボタン

デバイス選択画面を表示します。

⑦

濃度データボタン

濃度データ画面を表示します。

⑧

温湿度データボタン

温湿度データ画面を表示します。

⑨

ロギングデータボタン

ロギングデータ画面を表示します。

⑩

設定メニューボタン

設定メニュー画面を表示します。

50

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

A－8 温湿度データ画面
検知器で検知中の温湿度をリアルタイム表示する画面です。温湿度データ画面のボタン
および表示について説明します。

①

②

③
No．

④

⑤

名称

⑥

⑦
はたらき

①

情報表示

検知中の温湿度の現在数値と通知周期ごとのデータを表示します。
ピンチイン、ピンチアウトすると表示を縮小、拡大することができます。

②

通信周期表示データ取得の通信周期を表示します。

③

ホームボタン

デバイス選択画面を表示します。

④

濃度データボタン

濃度データ画面を表示します。

⑤

温湿度データボタン

温湿度データ画面を表示します。

⑥

ロギングデータボタン

ロギングデータ画面を表示します。

⑦

設定メニューボタン

設定メニュー画面を表示します。

51

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

A－9 ロギングデータ画面
ロギングデータ一覧について

②

③

①

④
No．

⑤

⑥

⑦

⑧

名称

はたらき

①

ロギングデータ選択エリア

検知器で記録されたロギングデータの一覧を表示します。
目的のデータが一覧に表示されていないときは、スワイプして画面を上下にスクロールすることで見つかることがあります。
タップすると選択されたロギングデータを表示します。
詳細は「■ロギングデータ表示について（P53）」を参照して
ください。

②

消去ボタン

タップすると、消去対象データ選択エリアを表示します。

③

消去対象データ選択エリア

対象のデータにチェックを入れて、OK をタップすることで、検知器のロギングデータを個別に消去します。

④

ホームボタン

デバイス選択画面を表示します。

⑤

濃度データボタン

濃度データ画面を表示します。

⑥

温湿度データボタン

温湿度データ画面を表示します。

⑦

ロギングデータボタン

ロギングデータ画面を表示します。

⑧

設定メニューボタン

設定メニュー画面を表示します。

52

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

ロギングデータ表示について
②
③
⑥

①

④

⑤

No．

名称

①

通信中メッセージ

検知器からロギングデータを取得中です。
データサイズが大きいほど、この表示時間が長くなります。

②

戻るボタン

ロギングデータ一覧の表示に戻ります。
Android の場合は OS 標準の戻るボタンを利用してください。

③

温度、湿度ボタン

タップしてチェックマークを付けた項目の検知温度と湿度をグラフに表示できます。

④

情報表示

ロギングされたガス濃度のデータを表示します。
ピンチイン、ピンチアウトすると表示を縮小、拡大することができます。

⑤

1、2 ボタン

はたらき表示するガス情報の数を変更します。
1 ：ガス情報を 1 種類表示します。
2 ：ガス情報を 2 種類表示します。

⑥

ガス種変更

この部分をタップして、表示するガス種を選択します。
XP-3320Ⅱ-V で他ガス読み替え中のログデータのガス種は、すべて（その他）と表示されます。

53

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

A－10 設定メニュー画面
検知器本体およびアプリの各設定を編集・確定する画面です。設定メニュー画面のボタンおよび表示について説明します。

①
②

③
④
⑤

⑥
No．

⑦

⑧

名称

⑨

⑩
はたらき

メモリ残量＆消去

検知器本体のメモリ使用量の表示および、メモリ全消去を設定します。
現在のメモリ残量が右側に表示されます。
タップするとメモリ残量＆消去の画面を表示します。
詳細は「■メモリ残量＆消去について（P55）」を参照してください。

②

Bluetooth 通信周期

検知器本体との Bluetooth 通信の周期を設定します。
現在の設定値が右側に表示されます。
タップすると Bluetooth 通信周期の画面を表示します。
詳細は「■Bluetooth 通信周期設定画面について（P56）」を参照して
ください。

③

メール送信設定

メール送信のオン／オフや送信条件を設定します。
タップするとメール送信設定画面を表示します。
詳細は「■メール送信設定について（P59，60）」を参照してください。

④

アカウント設定

メール送信時の Gmail のアドレスとパスワードを設定します。
タップするとアカウント設定画面を表示します。
詳細は「■アカウント設定について（P60，61）」を参照してください。

①

54

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）
（つづき）
No．

名称

⑤

ユーザー設定ユーザーの氏名や電話番号等を設定します。
タップするとユーザー設定画面を表示します。
詳細は「■ユーザー設定について（P61）」を参照してください。

⑥

ホームボタン

デバイス選択画面を表示します。

⑦

濃度データボタン

濃度データ画面を表示します。

⑧

温湿度データボタン

温湿度データ画面を表示します。

⑨

ロギングデータボタン

ロギングデータ画面を表示します。

⑩

設定メニューボタン

設定メニュー画面を表示します。

はたらき

メモリ残量＆消去について
①
②

③

④

No．

名称

はたらき

①

戻るボタン

設定メニュー画面に戻ります。
Android の場合は OS 標準の戻るボタンを利用してください。

②

ログメモリ使用量

現在のログメモリの使用量を表示します。

③

ロギングの残り時間

現在の通信周期の設定における、ロギングの残り時間の目安を表示します。

④

全消去ボタン

検知器のログデータを全消去します。

55

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

Bluetooth 通信周期設定画面について
①

②
④

⑤

③

No．

名称

はたらき

戻るボタン

設定メニュー画面に戻ります。
Android の場合は OS 標準の戻るボタンを利用してください。

②

Bluetooth 通信周期

③確定ボタンの後、⑤OK をタップした時にこの値を適用します。
（）内は単位になります。
例）「2（1 秒）」→ 2 秒「5（100ms）」→ 500 ミリ秒

③

確定ボタン

タップすると⑤のメッセージが表示されます。

④

編集ボタン

タップすると、Bluetooth 通信周期値を編集する画面を表示します。
詳細は「■Bluetooth 通信周期編集画面について（P57）」を参照
してください。

⑤

確認メッセージ

確定ボタンをタップすると表示されます。
OK をタップすることで、検知器の Bluetooth 通信周期を確定し
ます。

①

56

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

Bluetooth 通信周期編集画面について

①

②

③

No．

名称

はたらき

①

数値

変更したい値の整数部分を入力してください。

②

単位変更したい値の単位を選択してください。

③

OK／Cancel ボタン

表示されている値に変更する場合は OK をタップ、変更しない場
合は Cancel をタップしてください。
Bluetooth 通信周期画面に戻ります。

57

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

メール送信機能を有効にする手順について
本アプリは、検知器で検知した警報やエラーの情報をメールで通知する機能があります。
この機能を有効にする手順を説明します。
① 本アプリを起動、検知器と接続して、濃度データ画面を表示します。
② 画面下部のボタンをタップして、設定メニュー画面を表示します。
③ アカウントの設定を行います。
事前に「Google アカウントの作成」および、「セキュリティの 2 段階認証プロセスを有効にしてからアプリパスワードを生成」してください。
詳細は「■アカウント設定について（P60，61）」を参照してください。
④ メール送信設定を行います。
詳細は「■メール送信設定について（P59）」を参照してください。
⑤ テスト送信を行います。ここまでの設定が正しくできていると、連絡先に設定された
メールアドレスにテストメールが送信されます。
詳細は「■メール送信設定について（P59，60）」を参照してください。

・ガス警報、および、その解除を通知できます。
・検知器で発生した、機器エラー（センサエラー、調整エラー、ポンプエラー、電池エラー、ログエラー等）を通知できます。

58

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

メール送信設定について
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

No．

名称

はたらき

①

戻るボタン

設定メニュー画面に戻ります。
Android の場合は OS 標準の戻るボタンを利用してください。

②

メール送信

メールを送信するかしないかを選択します。
オン：メールを送信します。
オフ：メールを送信しません。

送信条件

メールを送信する場合の条件を設定します。
ガス警報：検知器で設定したガス警報の状態になった場合にメールを送信します。
エラー：検知器でエラーが発生した場合にメールを送信します。

④

警報解除時送信設定

検知器でガス警報が解除された時にメールを送信するかしないかを選択します。
オン：メールを送信します。
オフ：メールを送信しません。

⑤

連絡先

連絡先のアドレスを入力します。

⑥

テスト送信ボタン

設定した連絡先にメールをテスト送信します。

⑦

削除ボタン

連絡先を削除します。
削除ボタンをタップし、削除する連絡先を選択して OK をタップし
ます。

⑧

追加ボタン

連絡先を追加します。
追加ボタンをタップし、連絡先のアドレスを入力します。

⑨

確定ボタン

設定内容を変更した場合にタップし、変更内容を確定します。

③

59

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）「⑥テスト送信ボタン」を利用するときは、以下をご確認ください。
・アカウントの設定が完了していること(「■ アカウント設定について(P60)」参照)・「⑤連絡先」を入力後、「⑨確定ボタン」で設定を確定していることアカウント設定について
①

②

③

④

No．

名称

はたらき

戻るボタン

設定メニュー画面に戻ります。
Android の場合は OS 標準の戻るボタンを利用してください。

②

ID（メールアドレス）

メール送信時の Gmail のアドレスを入力します。

③

パスワード

アプリパスワードを入力します。

④

確定ボタン

設定内容を変更した場合にタップし、変更内容を確定します。

①＊Gmail アカウントの作成方法① 下記の Google アカウント作成ページにアクセスします。
https://support.google.com/mail/answer/56256② 画面の手順に従ってアカウントを作成します。
③ 作成したアカウントで Gmail にログインします。

60

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）＊Google アカウントの設定 （2 段階認証プロセスを有効・アプリパスワードの生成）ご登録された Google アカウントでログインして、セキュリティの 2 段階認証プロセスを有効にしてからアプリパスワードを生成してください（手順は下記の Google の Web
サイトをご覧ください）。
「2 段階認証プロセスを有効にする」
https://support.google.com/accounts/answer/185839「アプリパスワードでログインする」
https://support.google.com/accounts/answer/185833

ユーザー設定について
メール本文に記載されるユーザー情報を設定します。
①

②
③
④

⑤

No．

名称

はたらき

①

戻るボタン

設定メニュー画面に戻ります。

②

氏名

端末使用者の氏名を入力します。

③

電話番号

端末使用者の電話番号を入力します。

④

メモ

メモを記入することができます。

⑤

確定ボタン

設定内容を変更した場合にタップし、変更内容を確定します。

61

専用アプリ（Utility For Gas Detector）

付録．専用アプリ（Utility For Gas Detector）（つづき）

A－11 メール本文の記載内容
Toluene でガス警報が発生した場合のメール本文を例として説明します。
①

Toluene でガス警報が発生しています。

②

ユーザー情報
氏名:コスモス太郎
電話番号:0123456789
位置情報:https://www.google.com/maps?q=34.72625233236209,135.4668898602347
メモ:テスト③

ガス 1 情報
濃度:50 ppm
警報閾値:50 ppm
温度:28℃
湿度:51%RH
機器番号:0090100
時刻:2023/04/13 15:55:56

④

No.

名称

はたらき

①

通知文

通知内容のまとめを記述します｡②

ユーザー情報ユーザー設定画面で入力した内容を記載します｡

③

位置情報

警報やエラーの発生場所を Google マップのアドレスで記載します｡
アクセスして､検知器の位置を地図で確認することができます｡

④

詳細情報

警報内容､エラー内容や警報解除内容を記載します｡

62

ＭＥＭＯ

●この取扱説明書を紛失された場合
万一この取扱説明書を紛失された場合は、弊社、最寄りの支社または営業所までご連絡ください。有償にて送付いたします。

●本取扱説明書の記載内容は、改良等のため予告なく変更する
場合があります。

代理店・販売店

URL www.new-cosmos.co.jp

XP-3320Ⅱ-VT(04)●●.●●