เครื่่อ� งวิิเคราะห์์คุุณภาพกำำ�ลัังไฟKEW 6315

การบัันทึึกการวััดกำำ�ลัังไฟและคุุณภาพกำำ�ลัังไฟพร้้อมกัันเครื่่อ� งมืือที่่�สมบููรณ์์แบบสํําหรัับการประหยััดพลัังงาน และการควบคุุมคุุณภาพกำำ�ลัังไฟlการวััดกำำ�ลัังไฟและคุุณภาพกำำ�ลัังไฟพร้้อมกััน l การตรวจสอบจากระยะไกลบน PC และอุุปกรณ์์ Android™
ค่่ากำำ�ลัังไฟ/ฮาร์์โมนิิก/รููปคลื่่น� /คุุณภาพกำำ�ลัังไฟจะถููกบัันทึึกที่�่ CH ทั้้ง� หมด (แรงดัันไฟฟ้้า: 3ch, กระแสไฟฟ้้า 4ch)การตรวจสอบการวััดจากระยะไกลในแบบเรีียลไทม์์สามารถทํําได้้ด้ว้ ยการสื่่�อสารผ่า่ น Bluetooth® สามารถจััดเก็็บข้้อมููลบัันทึึกไว้้ใน SD การ์์ดที่่ใ� ห้้มาได้้รายงาน EN 50160 สามารถสร้้างขึ้้�นได้้หลัังจากผ่า่ นการวััดโดยซอฟท์์แวร์์บน PCฟัังก์์ชันั การสนัับสนุุนที่่มีี� ประโยชน์์คู่่มื� อื การเริ่่ม� ต้้นด่่วน, การตรวจสอบการเดิินสายไฟ และ l เซนเซอร์์แคลมป์์กระแสไฟฟ้้าหลากหลายแบบการตรวจจัับเซนเซอร์์
มีีแคลมป์์หลากหลายแบบและเซนเซอร์์ที่ยื่� ดื หยุ่่�นให้้เลืือกใช้้ได้้ ตั้้ง� แต่่สํําหรัับการวััดที่่ง่� า่ ยและเชื่่อ� ถืือได้้	ช่่วง 1000mA สููงสุุดถึงึ 3000A และการวััดการรั่่ว� ไหลของ Earthl การวััดที่่มีีคว�
ามแม่่นยำำ�สูงูl การตรวจสอบปริิมาณการใช้้พลัังงานของไซต์์งาน	ความแม่่นยำำ�ที่่รั� บั ประกััน: ±0.3%rdg (พลัังงาน),กราฟแสดงแนวโน้้มและอุุปสงค์์เพื่่�อการเข้้าใจได้้ง่า่ ย		±0.2%rdg (แรงดัันไฟฟ้้า/กระแสไฟฟ้้า) l จอแสดงผลสีี TFT ด้้วยความละเอีียดสููงสอดคล้้องตามมาตรฐานสากล
IEC 61000-4-30 Class S และมาตรฐานยุุโรป EN 50160 l IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅱ 1000Vl

การบัันทึึกค่่ากำำ�ลัังไฟและคุุณภาพกำำ�ลัังไฟทั้้ง� หมดพร้้อมกัันด้้วยการทำำ�งานที่่ง่� า่ ยดายคู่่�มืือการเริ่่�มต้้นด่่วน เริ่่�มการบัันทึึก ได้้ง่่ายดายและปลอดภััย

เริ่่�มต้้นคู่่�มืือเชื่่�อมต่่อกัับวงจรตรวจสอบการเดิินสายไฟตั้้�งเวลาในการบัันทึึกเริ่่�มการบัันทึึก● ฟัั ง ก์์ ชัั น นี้้� ใช้้ รูู ป ถ่่ า ยสีีของหน้้ า จอแสดงผลและบัั น ทึึ ก เป็็ น ไฟล์์BMP มีีประโยชน์์สํําหรัับการสร้้างรายงานค่่าชั่่�วขณะ

ย่่อ/ขยาย (แยก 8 ส่่วน)เลืือกช่่วงพิิมพ์์หน้้าจอกำำ�ลัังไฟและพลัังงานรายการปุ่่�ม START/STOP แบบสััมผััสเดีียวสํําหรัับคู่่�มืือการเริ่่�มต้้นด่่วนที่่�ให้้คํําแนะนํําในการ
ติิดตั้้�งที่่�ง่่ายดายย่่อ/ขยาย (แยก 4 ส่่วน)● วััดค่่าชั่่�วขณะ/ค่่าเฉลี่่�ย/ ค่่าต่ำำ�สุุด / ค่่าสููงสุุดของแรงดัันไฟฟ้้า กระแสไฟฟ้้า
กำำ�ลัังไฟฟ้้าจริิง / กำำ�ลัังไฟฟ้้ารีีแอคทีีฟ / กำำ�ลัังไฟฟ้้าปรากฎ, cosθ และความถี่่�ของสายไฟทั้้�งหมดในหน้้าจอเดีียว
● เวลาในการบัันทึึกสํําหรัับพารามิิเตอร์์เหล่่านี้้�สามารถตั้้�งค่่าได้้ตั้้�งแต่่ 1 วิินาทีี
ถึึง 2 ชั่่�วโมงในหลายขั้้�นตอน
แนวโน้้ม

● แนวโน้้มของพารามิิเตอร์์หลัักทั้้�งหมดและฟัังก์์ชันั ย่่อ/ขยายแบบกํําหนดเอง
● ฟัังก์์ชัันในการกํําหนดขนาดชุุดตััวเก็็บประจุุของหน่่วยการแก้้ไขค่่า PFค่่าการผสานรวม
● จอแสดงผลจะแสดงรายการค่่าพลัังงานจริิง/พลัังงานรีีแอคทีีฟ/พลัังงาน
ปรากฏให้้เห็็นทั้้�งหมดและสํําหรัับแต่่ละขั้้�นตอนที่่�ใช้้ (หรืือที่่�สร้้างขึ้้�นในกรณีีการสร้้างกระแสไฟร่่วมกััน เช่่น แผงพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ฯ)● เวลาที่่�ใช้้ไปจะแสดงบนหน้้าจอแสดงผลเดีียวกัันด้้วยอุุปสงค์์การวััดการเปลี่่�ยนแปลงช่่วงเวลาที่่�ระบุุการเปลี่่�ยนแปลงตามความต้้องการคุุณภาพกำำ�ลัังไฟ● เพื่่�อสนัับสนุุนการควบคุุมอุุปสงค์์ การใช้้พลัังงานปััจจุุบัันและค่่าโดยประมาณจะแสดงบนกราฟขณะเดีียวกัันก็็บัันทึึกค่่าอุุปสงค์์สููงสุุดและเวลาที่่�เกิิดขึ้้�นเหตุุการณ์์เวกเตอร์์และการตรวจสอบการเดิินสายไฟเวกเตอร์์การตรวจสอบการเดิินสายไฟเวกเตอร์์อุุดมคติิ

● สามารถแสดงแรงดัันไฟฟ้้าและกระแสไฟฟ้้าจากเวกเตอร์์ต่่อ CH และยัังแสดงอััตราส่่วนที่่�ไม่่
สมดุุลด้้วย
● ฟัังก์์ชัันการตรวจสอบการเดิินสายไฟจะยืืนยัันการเชื่่�อมต่่อและแสดงเวกเตอร์์ที่่�เหมาะสมที่่�สุุด(ที่่�มุุมซ้้ายล่่าง) ตามระบบการเดิินสายไฟที่่�เลืือก และแสดงข้้อผิิดพลาดในการเชื่่�อมต่่อ

วััดแรงดัันไฟฟ้้าที่่เ� กิิน / ตกชั่่ว� ขณะ /การขััดจัังหวะ / ภาวะชั่ว่� คราว และกระแสไฟไหลเข้้า ที่่อ� าจบ่่งชี้้�ถึงึ ระบบการจ่่ายไฟที่่�อ่่อนแอ ปรากฏการณ์์ดังั กล่่าวอาจทำำ�ให้้เกิิด
ความเสีียหายหรืือทํําการรีีเซ็็ตอุุปกรณ์์
KEW 6315 สามารถตรวจจัับแรงดัันไฟฟ้้า
เกิิน / ตกชั่ว่� ขณะ / การขััดจัังหวะ และกระแส
ไฟไหลเข้้าโดยอิิงจากครึ่่�งรอบ (10 ms @ 50Hzหรืือ 8.3ms @ 60Hz) True RMSข้้อมููลที่่จํํ� าเป็็นทั้้�งหมดจะแสดงขึ้้�นโดยการกดหนึ่่�งปุ่่�ม● ภาวะเกิินภาวะแรงดัันไฟเกิินเป็็นการเพิ่ม่� แรงดัันไฟฟ้้าอย่่างฉัับพลัันทัันท่่วงทีี เวลาส่่วนใหญ่่เกิิดจากการที่่�สายไฟ
ฟ้้าอััพสตรีีมล้้มเหลว หรืือมีีการสวิิตช์์ไฟฟ้้าของโหลดขนาดใหญ่่ หรืือการเปิิดใช้้ตัวั เก็็บประจุุขนาดใหญ่่เครื่่อ� งวิิเคราะห์์คุุณภาพกำำ�ลัังไฟ

KEW 6315การวััดแบบเรีียลไทม์์และจากระยะไกลซอฟต์์แวร์์ระบบ Windows สํําหรัับการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและการตั้้ง� ค่่าผ่่านพอร์์ต USB● การสร้้างกราฟและรายการจากข้้อมููลที่่บั� นั ทึึกไว้้โดยอััตโนมััติิ● การจััดการแบบรวมศููนย์์สำำ�หรัับการตั้้�งค่่าและข้้อมููลที่่บั� นั ทึึกไว้้ที่ไ่� ด้้รัับมาจากหลายอุุปกรณ์์
● สามารถแสดงข้้อมููลในค่่าที่่เ� ทีียบเท่่ากัับพลัังงานของน้ำำ�มันั ดิิบและ CO2 ในรายงาน<ข้้อกำำ�หนดของระบบ>Ⓡ● OS: Windows 11/10● จอแสดงผล: XGA (ความละเอีียด 1024 × 768 จุุด) หรืือมากกว่่า
● พื้้�นที่่�ว่่างบนฮาร์์ดดิิสก์์ที่่�ต้้องการ: 1Gbyte หรืือมากกว่่า
● อื่่�นๆ: พร้้อมไดร์์ฟ CD-ROM และพอร์์ต USB.NET Framework (4.6.1 หรืือรุ่่�นใหม่่กว่่า)※Windows® เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ Microsoft ในสหรััฐอเมริิกา● การวััดสามารถแสดงด้้วยกราฟิิกบนอุุปกรณ์์
Android™ หรืือ PCในแบบเรีียลไทม์์ผ่่าน
ทางการสื่่�อสารBluetooth®

for POWER QUALITYANALYZER

KEW 6315

Copyright
KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS WORKS, LTD.
2013

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. Japanwww.kew-ltd.co.jp

รููปคลื่่�น
● แสดงแรงดัันไฟฟ้้าและกระแสไฟฟ้้าบนแต่่ละ Ch ด้้วยรููปคลื่่�น● สามารถเลืือกสเกลของแกนแรงดัันไฟฟ้้า/กระแสไฟฟ้้าและแกนเวลาได้้ และยัังสามารถใช้้ฟังั ก์์ชันั สเกลแบบเต็็มสำำ�หรัับการกำำ�หนดสเกลอััตโนมััติไิ ด้้ขั้้�ว USBเอาต์์พุุตดิิจิิทััล

● เปิิดเอาต์์พุุตตของตััวเก็็บรวบรวม (1ch)การวิิเคราะห์์ฮาร์์โมนิิกช่่องเสีียบอิินพุุตแบบแอนะล็็อก
● 2ch DC100mV / 1000mV, 10V เมื่่�อ
ต้้องการบัันทึึกพารามิิเตอร์์เพิ่่�มเติิม (เช่่นค่่าลัักซ์์, อุุณหภููมิิ, ความชื้้�น, ฯลฯ)กราฟส่่วนติิดต่่อการ์์ด SDรายการ

● สามารถใช้้ SD Card ได้้สููงสุุด 2GB●	การแสดงผลองค์์ประกอบของฮาร์์โมนิิกแบบกราฟิิกได้้มากถึึงลํําดัับที่่� 50 สํําหรัับสำำ�หรัับแรงดัันไฟฟ้้า กระแสไฟฟ้้า และกำำ�ลัังไฟฟ้้ารวม และแต่่ละเฟสเวลาบัันทึึกที่่�เป็็นไปได้้
เมื่่�อใช้้ SD ขนาด 2GB:ช่ วง● แสดงรายการของเนื้้�อหาฮาร์์โมนิิก, ค่่า RMS และมุุมเฟสของแต่่ละลํําดัับ

1 วิ นาที
1 นาที● สามารถวิิเคราะห์์กระแสไฟฟ้้าฮาร์์มอนิิกซึ่่�งอาจทํําให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ชุุดตััวเก็็บประจุุสํําหรัับการแก้้ไขค่่า PF, การร้้อนเกิินไปของหม้้อแปลงไฟฟ้้า / ตััวนํําไฟฟ้้านิิวตรอล / สายเคเบิิล, การตััดวงจรของเบรคเกอร์์ที่่�ไม่่ต้้องการ● ตกชั่่�วขณะตกชั่่�วขณะ ซึ่่�งตรงกัันข้้ามกัับภาวะเกิิน เป็็นการลดแรงดัันไฟฟ้้าอย่่างฉัับพลััน โดยส่่วนใหญ่่เกิิดจากการเปิิดสวิิตช์์โหลดขนาดใหญ่่ เช่่น มอเตอร์์หรืือสายไฟดาวน์์สตรีีมขััดข้้อง● การขััดจัังหวะการขััดจัังหวะเป็็นการตััดวงจรสายไฟจกแหล่่งจ่่ายไฟใดๆอาจเกิิดจากความผิิดพลาดในสายไฟ ซึ่่�งทํําให้้เกีียร์สวิ์ ิตช์์เปิิดวงจร
● ภาวะชั่่�วคราว/แรงดัันไฟฟ้้าเกิิน (อิิมพััลส์์)ภาวะชั่่�วคราวเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นของแรงดัันไฟฟ้้าอย่่างรวดเร็็วและชั่่�วขณะ ซึ่่�งอาจทํําให้้อุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�เชื่่�อมต่่อกัับสายไฟเสีียหายอย่่างร้้ายแรง อาจมีีสาเหตุุมาจากเหตุุการณ์์การสวิิตช์์ทางไฟฟ้้า เช่่น หน้้าสััมผััสที่่�ไม่่เสถีียรของรีีเลย์์ การตััดวงจรของเบรกเกอร์์ แต่่ก็็อาจมาจากระบบไฟแสงสว่่างเช่่นกััน KEW 6315
สามารถตรวจจัับภาวะชั่่�วคราวตั้้�งแต่่ 24 μs● กระแสไฟไหลเข้้ากระแสไฟไหลเข้้าคืือกระแสไฟกระชากที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อมอเตอร์์โหลดความต้้านทานขนาดใหญ่่หรืือต่ำำ�ถููกเปิิดใช้้งานจากนั้้�นกระแสไฟฟ้้าจะคงที่่�ทัันทีีที่่�โหลดไปถึึงเงื่่�อนไขการทํํางานปกติิ30 นาทีรายการ RECกำ�ลั งไฟ+ ฮาร์ โมนิ กส์

1 ปี หรื อมากกว่ า3 เดื อน13 วั น3 วั น10ปี หรื อมากกว่ า 7 ปี หรื อมากกว่ าข้้อมููลของเหตุุการณ์์คุณุ ภาพพลัังงานไม่่ถือื เป็็นการประเมิินเวลาบัันทึึกที่่�เป็็นไปได้้ เวลาที่่�เป็็นไปได้้สูงู สุุดจะถููกตัดั ให้้สั้้น�ลงโดยการบัันทึึกเหตุุการณ์์ดังั กล่่าวกะพริิบ
ออกแบบมาเพื่่�อให้้ได้้มาตรฐาน IEC 61000-4-15
การกะพริิบเป็็นปรากฏการณ์์ที่่�ให้้ความรู้้�สึึกไม่่มั่่�นคงในการมองเห็็นซึ่่�งเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงแรงดัันไฟฟ้้าเป็็นระยะ
ซึ่่�งเกิิดจากโหลดที่่�ผัันผวนเมื่่�อใช้้: เตาอาร์์ค เครื่่�องเชื่่�อมแบบจุุด เครน รถขุุด ฯลฯรายการ
● แสดง Pst (1 นาทีี) บนกราฟแนวโน้้ม※ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีฟังั ก์์ชัันการสื่่�อสารอาจอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมในบางประเทศ โปรดติิดต่่อเราเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ KEW 6315 ยัังมีีจำำ�หน่่ายในชนิิดที่่�ปิิดใช้้งานฟัังก์์ชัันการสื่่�อสารผ่่าน Bluetooth ด้้วยกราฟแนวโน้้ม

อุุปกรณ์์เสริิมทางเลืือกเซ็ นเซอร์ แคลมป์ กระแสไฟโหลดMODEL 8128 MODEL 8127 MODEL 8126 MODEL 8125 MODEL 8124

MAX50AMAXφ24MAX

100A φ24MAX

200A φ40500A φ40เซนเซอร์์แคลมป์์แบบยืืดหยุ่่�นสำำ�หรับกร
ัะแสไฟโหลด

KEW 8135

KEW 8133

1000A φ68MAXMAX50A

เซนเซอร์์แคลมป์์กระแสไฟฟ้้าของการรั่่�วไหลและโหลด พาวเวอร์์ซััพพลาย กระเป๋๋าแบบมีีอะแดปเตอร์์
แม่่เหล็็ก

KEW 8146 KEW 8147 KEW 8148

KEW 8130

MODEL 8312 MODEL 9132

MAX

1000A φ110

φ75

MAX

3000A φ170่ก่อนเชือมต่
อกับเซนเซอร์ KEW 8133 หรือ KEW 8135 ให้ยนื ยันว่าเฟิ ร์มแวร์รุน่ภายในนั้นเป็ นเวอร์ชันใหม่กว่าเวอร์ชันที่อยู่ในรายการด้านล่างรุน่

KEW 8133

MAX30A

φ24MAX70A

φ40

KEW 8135

MAX100A φ68ชุุดประตููบอร์์ดจ่่ายไฟสามารถปิิดได้้ใน
ระหว่่างการวััดหรืือไม่่?
KEW 6315 อำำ�นวยความสะดวกในการทดสอบอย่่างปลอดภััยด้้วยการออกแบบที่่�กะทััดรััดเป็็น
พิิเศษพร้้อมอุุปกรณ์์เสริิมที่่�น่่าสนใจสองชิ้้�น:กระเป๋๋าหิ้้�วพร้้อมแม่่เหล็็ก (9132) สำำ�หรัับติิดไว้้ที่่�ด้้านข้้างของเปลืือกโลหะ และอะแดปเตอร์์จ่่าย
ไฟ (8312) ซึ่่�งจะใช้้พลัังงานสำำ�หรัับเครื่่�องมืือจากแหล่่งจ่่ายที่่�จะวััด

รููปถ่่าย : 6315-03

KEW 6315-01

KEW 6315 × 1
MODEL 8125(500A) X 3
กระเป๋๋าหิ้้�ว: MODEL 9125

ข้้อกำำ�หนดจํําเพาะ
การวัดและ
พารามิเตอร์

แรงดันไฟฟ้ า (RMS)ช่วงความแม่นยำ�่ ญาตอินพุตทีอนุ

ช่วงการแสดงผล่ตัวประกอบยอดคลืนความเร็วการสุม่ ตัวอย่าง่ภาวะแรงดันไฟฟ้ าชัวคราวกระแสไฟฟ้ า (RMS)ช่วงความแม่นยำ�

1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

่ จริง กําลังไฟฟ้ ารแี อคทีฟแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า, ความถี,่ กําลังไฟฟ้ าทีใช้่ จริง พลังงานรแี อคทีฟกำ�ลังไฟฟ้ าปรากฎ พลังงานทีใช้พลังงานปรากฏ, พาวเวอร์แฟกเตอร์ (คอส θ), กระแสไฟนิวตรอล่
อุปสงค์, ฮาร์โมนิก, คุณภาพ (เกิน/ตกชัวขณะ/การขัดจังหวะ่ภาวะชัวคราว/แรงดันไฟฟ้ าเกิน, กระแสไฟไหลเข้า, อัตราการไม่สมดุล),การคํานวณความจุสาํ หรับหน่วยการแก้ไขค่า PF, กะพริบ่
ช่วง 600.0V : (คลืนไซน์
40 ถึง 70Hz)
10% ถึง 150% ต่อ 100V หรือมากกว่า V ปกติ: V ปกติ ± 0.5%ไม่อยูใ่ นช่วงด้านบน : ± 0.2%rdg ± 0.2%f.s่ช่วง 1000V : ± 0.2%rdg ± 0.2%f.s.(คลืนไซน์
40 ถึง 70Hz)
1 ถึง 120% ของแต่ละช่วง (rms) 200% ของแต่ละช่วง (สูงสุด)0.15 ถึง 130% ของแต่ละช่วง
3 หรือน้อยกว่า
24μs(ประเภท 50A)
(ประเภท 100A)(ประเภท 200A)(ประเภท 500A)(ประเภท 1000A)(ประเภท 10A)
(ประเภท 1000A)(ประเภท 3000A)(ประเภท 50A)

5000mA/50.00A/AUTO
10.00/100.0A/AUTO
20.00/200.0A/AUTO50.00/500.0A/AUTO
100.0/1000A/AUTO
1000mA/10.00A/AUTO
100.0/1000A/AUTO
300.0/3000A/AUTO
5000mA/50.00A/AUTO่± 0.2%rdg ± 0.2%f.s.+ความแม่นยาํ ของเซนเซอร์แคลมป์ (คลืนไซน์, 40 ถึง 70Hz)่ ญาตอินพุตทีอนุ

1 ถึง 110% ของแต่ละช่วง (rms) 200% ของแต่ละช่วง (สูงสุด)่ตัวประกอบยอดคลืน

3 หรือน้อยกว่า

ช่วงการแสดงผล

KEW 6315-03 KEW 6315-04 KEW 6315-05

KEW 6315 × 1
KEW 6315 × 1
KEW 6315 × 1
KEW 8130(1000A) × 3 KEW 8130(1000A) × 4 KEW 8133(3000A) × 3
กระเป๋๋าหิ้้�ว: MODEL 9135 กระเป๋๋าหิ้้�ว: MODEL 9135 กระเป๋๋าหิ้้�ว: MODEL 9135

่ จริงกําลังไฟฟ้ าทีใช้ความแม่นยำ�อิทธิพลของพาวเวอร์แฟกเตอร์ช่วงมิเตอร์ความถี่แหล่งจ่ายไฟ (สาย AC)แหล่งจ่ายไฟ (แบตเตอร ่ี DC)

600.0/1000V8128
8127
8126
8125
8124
8146/8147/8148
8130
8133
8135

0.15 ถึง 130% ของแต่ละช่วงคําเตือนด้าน
ความปลอดภัย:V3.00 หรื อใหม่ กว่ าเฟิ ร์มแวร์ล่าสุดมีให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของเรา

※8146/8147/8148 สามารถวััดได้้สููงสุุด 10A

่การเชือมต่อสายไฟเวอร์ชันเฟิ ร์มแวร์V1.50 หรือใหม่กว่า

±0.3%rdg±0.2%f.s. + ความแม่นยาํ ของเซ็นเซอร์แคลมป์
่(พาวเวอร์แฟกเตอร์ 1, คลืนไซน์, 40 ถึง 70Hz)

่± 1.0%rdg (ค่าอ่านทีพาวเวอร์
แฟกเตอร์ 0.5 เทียบกับพาวเวอร์แฟกเตอร์ 1)

40 ถึง 70Hz

AC100 ถึง 240V / 50 ถึง 60Hz / 7VA สูงสุดแบตเตอรอี ลั คาไลน์ ขนาด AA LR6 หรือ Ni-MH (HR15-51) × 6
อายุการใช้งานแบตเตอรประมาณ
ี่
3 ชม. (LR6, ปิ ดไฟแบ็คไลต์)หน่วยความจําภายในหน่วยความจําแฟลช (4MB)จอแสดงผลUSB, Bluetooth®
320×240(RGB) พิกเซล, จอแสดงผล 3.5 นิว้ TFTส่วนติดต่อการ์ด PC่ส่วนติดต่อการสือสารช่วงการอัปเดตการแสดงผล้ช่วงอุณหภูมแิ ละความชืน้ช่วงอุณหภูมแิ ละช่วงความชืนในการทํางานช่วงอุณหภูมแิ ละ้ความชืนในการจัดเก็บ่่มาตรฐานทีเกียวข้
องขนาด / น้�ำ หนักอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมทางเลือกSD การ์ด (2GB)

1 วินาที้ มพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)23±5℃，ความชืนสั้ มพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)0 ถึง 45℃，ความชืนสั้ มพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)-20 ถึง 60℃，ความชืนสั
CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V /CAT Ⅱ 1000V ระดับมลพิษ 2
IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160
IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7
IEC 61010-1

175 (L) × 120 (W) × 68 (D) mm / ประมาณ 900g

7141B (ชุดสายทดสอบแรงดันไฟฟ้ า), 7170 (สายไฟ[EU]) หรือ 7240 (สายไฟ[UK])7219 (สายเคเยบิล USB),8326-02 (SD การ์ด [2GB])้ าํ หรับ KEW 6315, KEW 6315-01)
9125 (กระเป๋ าหิวส้ าํ หรับ KEW 6315-03, KEW 6315-04, KEW 6315-05),
9135 (กระเป๋ าหิวส้
แผงขัวต่ออินพุต×6,KEW Windows for KEW6315 (ซอฟต์แวร์),คูม่ อื ฉบับย่อ, แบตเตอรอั่ี ลคาไลน์ขนาด AA (LR6)×6
8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (เซนเซอร์แคลมป์ กระแสไฟโหลด),8130, 8133, 8135(เซนเซอร์แคลมป์ แบบยืดหยุน่ ),่8146, 8147, 8148(เซนเซอร์แคลมป์ กระแสไฟฟ้ าของการรัวไหลและโหลด)้
8312 (อะแดปเตอร์จา่ ยไฟ), 9132 (กระเป๋ าหิวพร้อมแม่เหล็ก)่าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth® เป็ นเครืองหมายการค้่
Android™ เป็ นเครืองหมายการค้
าจดทะเบียนของ Google Inc.

โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่ อื คําแนะนําทีใ่ ห้มาพร้อมกับเครือ่ งมืออย่างละเอียดและถีถ่ ว้ นเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ ปัญหาของเครือ่ งมือ ไฟฟ้าช็อต ฯลฯ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าสามารถใช้งานเครือ่ งมือด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้าทีถ่ กู ต้องทีร่ ะบุไว้ตามเครือ่ งมือแต่ละเครือ่ งสําหรับการสอบถามหรือการสั่งซื้อ:2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

เอกสารเผยแพร่นี้จัดทําขึ้นในเดือนมกราคม 2024 เนื้อหาในเอกสารเผยแพร่น้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LC_6315_4_1_Jan24_AD_th