マルチカウンタ
ＨＥＲＣＯＭ

１１ＭＣE

Ｖ１．０

取扱説明書

ヘルツ電子株式会社〒４３３−８１０３

静岡県浜松市豊岡町６２−１

TEL ＜０５３＞４３８−３５５５
FAX ＜０５３＞４３８−３４１１

目次

１．適用

…………………………………………………………………………………

１２．概要…………………………………………………………………………………

１３．規格
３−１

機器規格

………………………………………………………………

２３−２作動規格………………………………………………………………

３３−３

寸法

………………………………………………………………

３４．各部の名称・機能
４−１

外観………………………………

４４−２

端子台及びディップスイッチの位置………………………………

４４−３

ディップスイッチの機能………………………………

６４−４

動作モードと各端子の機能１）各動作モード共通………………………………

７２）計数カウンタモード………………………………

８３）ストップウォッチモード………………………………

８４）時計モード………………………………

９１）無電圧接点入力………………………………

１０２）リレー出力………………………………

１１３）オープンコレクタ出力………………………………

１２４）キーボードユニット………………………………

１３

４−５

端子の回路構成

５．操作方法５−１

計数カウンタ…………………………………………

１４

５−２

ストップウォッチ

…………………………………………

１６

５−３

時計

…………………………………………

１８

６．キーボードの操作６−１

計数カウンタ…………………………………………

２０６−２

ストップウォッチ

…………………………………………

２２６−３

時計

…………………………………………

２５…………………………………………

２６

７．使用上の注意

概論

１．適用
本仕様書は、マルチカウンタ［ＨＥＲＣＯＭ

１１ＭＣＥ］に適用します。

２．概要
本装置は、ディップスイッチによって計数カウンタ、ストップウォッチ、時計を選択できる多機能な５桁の一項目表示装置です。
①ディップスイッチにて動作モードを切り替えられます。
②バッテリーバックアップ機能がついている為、停電してもデータは失われません。
③キーボードユニットを取り付ける事によりデータプリセット機能が使えます。（オプション）④マイコンを搭載し、入出力端子を数多く用意してあるのでソフトの変更により様々な応用が可能です。
⑤計数カウンタ、ストップウォッチモードにて使用の時、測定値が０または、予め設定した値になった時の出力機能が用意されています。
（ゼロ時出力機能、イコール時出力機能）
リレー出力端子 EO、ZO（Ｐ−１１参照）にブザー、回転灯、メロディーホーンなどを取り付ける事により、これらの機能を利用する事ができます。

1

規格

３．規格
３−１

機器規格
表―１

機器規格

表示部

入出力部

外形寸法
重量
電源
ﾃﾞｰﾀﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
使用温度

1 文字約 55H×30Wmm の赤色 7 ｾｸﾞﾒﾝﾄ
LED
数字 5 桁①無電圧接点入力
×5（UP、DW、CL、SFT、IN 端子）②ﾘﾚｰ出力×2（EO、ZO 端子）
最大定格負荷 AC125V、0.5A あるい
は DC24V、1A③ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力
×2（Y1、Y2 予備端子）最大定格負荷 DC35V、50mA④ｷｰ入力
×1（KEY 端子、ｵﾌﾟｼｮﾝ対応）⑤ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ用電源出力
×1（＋5V 端子、ｵﾌﾟｼｮﾝ対応）
約 400W×150H×58Dmm（突起物は、含まず）
約 2.3kg
AC100V、約 10W
約 2 週間0〜50℃※１各端子の説明は、７ページ以降にあります。

※２

CN3 の IN 端子及び CN5 の Y1、Y2 端子は使用していません。

2規格

３−２

作動規格

積算数

最大９９９９９※１

積算時間

最大９９時間５９分５９秒※２※１
積算数が９９９９９の時、次のカウントアップで積算数は、０になります。
また、積算数が０の時、次のカウントダウンで積算数は、９９９９９になります。
※２
積算時間が９９時間５９分５９秒の時、次の＋１秒で積算時間は、０秒になります。
また、積算時間が０秒の時、次の−１秒で積算時間は９９時間５９分５９秒になります。

３−３寸法

図―１１１MCE 寸法図

3

各部の名称・機能

４．各部の名称・機能
４−１

外観

図―２４−２

１１MCE 外観図

端子台及びディップスイッチの位置
端子台とディップスイッチは、本体内部の CPU ボード上にあります。端子台及びディップスイッチの操作は、本体側面のビス２本を外しアクリル板を引き抜いた後、中にある LED ボードを取り外して行います。（LED ボードは、本体に 4 本のビスで固定されています。）
操作時には、必ず電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
図―３，４，５に本体内部及び CPU ボードの外観を示します。

図―３

本体内部の外観図（アクリル版を引き抜いた状態）

4

各部の名称・機能

図―４

本体内部の外観図（LED ボードを取り外した状態）※ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁを下側に倒すと ON です。
図―５

CPU ボードの外観図

5

各部の名称・機能

４−３

ディップスイッチの機能

ディップスイッチは、SW１，２，３，４を使用しています。
SW５〜８は、使用していませんので常に OFF の状態にしておきます。
１） SW１，２
SW１，２によって本機の動作モードを計数カウンタ、ストップウォッチ、時計のいずれに設定するか選択します。
表―２に SW１，２の設定によって選択されるモードを示します。
SW１，２による動作モードの設定
SW選択されるﾓｰﾄﾞ１２OFFOFF
計数ｶｳﾝﾀONOFF
ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ
OFFON
時計
ONON
時計

表―２２） SW３，４
SW３，４は、イコール時出力機能、ゼロ時出力機能の有効・無効を設定する為のスイッチです。
表―３に SW３，４によって設定される各出力機能の有効・無効を示します。
表―３SW3SW4

SW３，４による出力機能の設定
ON ｾﾞﾛ時出力機能
OFF〃
ON ｲｺｰﾙ時出力機能
OFF〃

6

有効無効
有効無効

各部の名称・機能

４−４

動作モードと各端子の機能
各動作モード毎の端子機能の簡単な説明を表―４に示します。
表―４端子の機能説明

動作ﾓｰﾄﾞ

計数ｶｳﾝﾀｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ

時計

UP

ｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟ

DW

ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ

CL
SFT

計数０ｸﾘｱ未使用

時間のｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟ
開始・終了
時間のｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ
開始・終了
積算時間０ｸﾘｱ［分：秒］・［時：分］表示切り替え

ZO
EO

ｾﾞﾛ時出力端子
ｲｺｰﾙ時出力端子時設定（SFT 端子と併用）
分設定（SFT 端子と併用）
秒０ｸﾘｱ
時刻設定（ UP、DW端子と併用）
未使用
未使用端子

以下に、各動作モード毎の端子機能について詳しく説明します。
１）各動作モード共通
CN5 の ZO、EO 端子、CN7 の KEY 端子、＋５V 端子は、各動作モードで共通の機能を持っています。
ただし、ZO、EO 端子は、時計モードでは機能しません。
① ZO 端子ゼロ時出力機能を有効（ディップスイッチの SW3 を ON）にしてあれば、測定値が０になった時にリレー出力します。
② EO 端子イコール時出力機能を有効（ディップスイッチの SW4 をON）にしてあれば、測定値が、予め設定しておいた値（※）になった時リレー出力します。
※

イコールデータは、キーボードユニットが取り付けられていないときは、設定できません。取り付けていない場合は、イコールデータは、０です。

7

各部の名称・機能

２）計数カウンタモード
UP 端子

①

接続されている無電圧接点が ON する毎に計数のカウントアップをします。
DW 端子②接続されている無電圧接点が ON する毎に計数のカウントダウンをします。
CL 端子

③

接続されている無電圧接点が ON すると計数が０クリアされます。
SFT 端子④未使用３）ストップウォッチモード
UP 端子

①

接続されている無電圧接点が ON の間、時間を秒単位でカウントアップします。
DW 端子

②

接続されている無電圧接点が ON の間、時間を秒単位でカウントダウンします。
CL 端子

③

接続されている無電圧接点が ON すると、積算時間を０クリアします。
SFT 端子④

接続されている無電圧接点が ON する毎に［分：秒］表示と［時：分］表示の切り替えをします。
［時：分］表示中は、表示約２秒、非表示約０．１秒で動作します。

8各部の名称・機能

４）時計モード
UP、SFT 端子①

UP 端子と SFT 端子に接続されている無電圧接点が両方とも ON の間、時の単位が０〜２３の間でカウントアップ（２３の次は、０に戻ります）します。
これらの端子によって時刻の時の単位が設定できます。
DW、SFT 端子②

DW 端子と SFT 端子に接続されている無電圧接点が両方共に ON の間、分の単位が０〜５９の間でカウントアップ（５９の次は０に戻ります）します。
これらの端子によって時刻の分の単位が設定できます。
CL 端子

③

接続されている無電圧接点が ON すると秒の単位が０クリアされます。

9各部の名称・機能

４−５端子の回路構成

１）無電圧接点入力
CN4 の UP、DW、CL、SFT 端子、及び CN3 の IN 端子には、リミットスイッチ等の５V、１０ｍA の電圧・電流を安定して ON・OFF できチャタリングの少ない無電圧接点を接続してください。

図―６無電圧接点入力回路

10各部の名称・機能

２）リレー出力CN5 の ZO、EO 端子からは、リレー出力（A 接点）します。最大定格
負荷は AC１２５V、０．５A あるいは、DC２４V、１A です。（ブザー、回転灯、メロディーホーンなどを取り付けられます。）

図―７

リレー出力回路11各部の名称・機能

３）オープンコレクタ出力
CN5 の Y1、Y2 端子からは、オープンコレクタ出力します。最大定格負荷は DC３５V、５０ｍA です。（これらの端子は、本機では使用しておりません。）

図―８オープンコレクタ出力回路

12各部の名称・機能４）キーボードユニット
CN7 の KEY 端子には、キーボードユニット（オプション）を取り付けます。

GNDGND

KEY2

KEY2

KEY1

KEY1+5V+5V

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ

CN7CPU ボード

キーボードユニットの端子台注）キーボードユニットの内部に端子台があります。
本体と接続するとき、キーボードユニットの前面の４本のビスを外して上のカバーを開けて行います。

図―９

キー入力回路13

操作方法

５．操作方法
以下に計数カウンタ、ストップウォッチ、時計の各モードの操作方法について説明します。
各信号線の接続及び動作モードの設定、イコール時出力機能及びゼロ時出力機能の有効・無効の設定は、既に済んでいるものとします。
５−１

計数カウンタ１）

電源 SW を ON します。

２）

UP 端子、DW 端子に接続された無電圧接点が ON する毎に計数のカウントアップ・ダウンをします。
積算数は、CL 端子に接続されている無電圧接点を ON する事

注）により０クリアされます。（CL 入力によって「０」になった場合は、イコール時出力とゼロ時出力はしません。）※

オプションのキーボードが有る場合、その操作方法は、［６―１計数カウンタ］（P−２０）を参照してください。

14

操作方法

電源 SW

ONNO
UP、DW 端子 ON か？

計数カウントアップ・ダウン

NO
CL 端子 ON か？

積算数クリア

NO測定終了か？

電源 SW

図―１０

OFF

計数カウンタモード時の操作

15

操作方法

５−２

ストップウォッチ
１）

電源 SW を ON します。

２）

UP 端子、DW 端子に接続された無電圧接点が ON の間、時間のカウントアップ・ダウンをします。
注１）
積算時間は、CL 端子に接続されている無電圧接点を ON する事により０クリアされます。（CL 入力によって「０」になった場合は、イコール時出力とゼロ時出力はしません。）
注２）
SFT 端子に接続されている無電圧接点が ON する毎に［分：秒］表示と［時：分］表示が切り替わります。
尚、電源投入直後は、［分：秒］表示になっています。
注３）［時：分］表示の場合は LED ボードの左２桁が時、右２桁が分を表し、［分：秒］表示の場合は左２桁が分、右２桁が秒を表します。尚、中央の桁は常に空白となります。
［時：分］表示中は、表示約２秒、非表示約０．１秒で動作します。
[時：分]

＊＊
時

※

＊＊

空白

分

[分：秒]表示

＊＊
分

＊＊

空白

秒

オプションのキーボードが有る場合、その操作方法は、［６−２ストップウォッチ］（P−２２）を参照してください。

16操作方法

電源 SWONNO
UP、DW 端子 ON

時間カウントアップ・ダウン

NO
CL 端子 ON か？

積算時間クリアNO
SFT 端子 ONか？

時間表示切り替え

NO
測定終了か？

電源 SW

図−１１

OFF

ストップウォッチモード時の操作

17

操作方法

５−３

時計以下に、時間設定を１５時３０分００秒に設定する場合を例にとり説明します。
１）

時を設定します。
UP 端子と、SFT 端子に接続されている無電圧接点を両方ともO N します。すると時の単位が０〜２３の間でカウントアップします。（［分：秒］表示の場合、強制的に［時：分］表示に切り替わります。）
１５の所までカウントアップした時、無電圧接点を OFF します。
２）分を設定します。
DW 端子と、SFT 端子に接続されている無電圧接点を両方ともO N します。すると分の単位が０〜５９の間でカウントアップします。（時設定の時と同様に、［分：秒］表示の場合は強制的に［時：分］表示に切り替わります。）
３０の所までカウントアップしたら無電圧接点を OFF します。
接続されている無電圧接点が全て OFF になると、変更した時間

３）が更新され、時計表示が再開されます。
注１）
秒の単位は、時設定または分設定を行った際に、自動的に０クリアされます。
注２）［時：分］表示の場合は LED ボードの左２桁が時、右２桁が分を表し、［分：秒］表示の場合は左２桁が分、右２桁が秒を表します。尚、中央の桁は常に空白となります。
[時：分]

＊＊
時

※

＊＊

空白

[分：秒]表示

分

＊＊
分

＊＊

空白

秒

オプションのキーボードが有る場合、その操作方法は、［６−３時計］（P−２５）を参照してください。

18

キーボードの操作

６．キーボードの操作
オプションのキーボードユニットの寸法とこれを取り付けた場合の操作方法を説明します。

図―１２

キーボードユニット寸法

19

キーボードの操作

６−１

計数カウンタ１）

計数のカウントアップ・ダウン［UP］キー、［DW］キーを押す毎に計数がカウントアップ・ダウンします。

２）

積算数のクリア［CL］キーを押す事によって積算数がクリアされます。（CL入力によって「０」になった場合は、イコール時出力とゼロ時出力はしません。）

３）

積算数のプリセット
積算数を１２３４５にプリセットする場合を例にとり説明します。
①［１］キーを押します。
＊＊＊＊＊＊ は、現在の積算数②［１］、［２］、［３］、［４］、［５］と入力します。
もし間違えた場合は、［CL］キーを押して最初から入力してください。
１２３４５

③

［ENT］を押してください。これで積算数のプリセットは完了です。
ただし、何も入力せずに［ENT］だけを入力した場合と、何も入力せずに［CL］［ENT］と続けて入力した場合は、プリセットは行われません。

20

キーボードの操作４）

イコールデータの設定
ここで設定した値と積算数が同じになったとき EO 端子からリレー出力します。
イコールデータを５４３２１に設定する場合を例にとり説明します。
①［２］キーを押します。
＊＊＊＊＊＊は、現在設定されているイコールデータ②［５］、［４］、［３］、［２］、［１］と入力します。
もし間違えた場合は、［CL］キーを押して最初から入力してください。

５４３２１

③

ここで［ENT］を押せばイコールデータが設定されます。
ただし、何も入力せずに［ENT］だけを入力した場合と、何も入力せずに［CL］［ENT］と続けて入力した場合は、プリセットは行われません。

21

キーボードの操作

６−２

ストップウォッチ
１）

時間の計測［UP］キー（［DW］キー）を押す事により秒単位で時間のカウントアップ（ダウン）が始まります。
再び、［UP］キー（［DW］キー）を押すことにより時間の計測は終了します。
２）

積算時間のクリア［CL］キーを押すことにより積算時間は、０クリアされます。
（CL 入力によって「０」になった場合は、イコール時出力とゼロ時出力はしません。）

３）

時間表示切り替え［＋］キーが押される度に［分：秒］表示と［時：分］表示が切り替わります。
尚、電源投入直後は、［分：秒］表示になっています。

４）

積算時間のプリセット
積算時間を１２時間３４分５６秒にプリセットする場合を例にとり説明します。
①［１］キーを押します。
現在の積算時間が、［分：秒］表示されます。
表示の切り替えは、［＋］キーを押す事により可能です。

＊＊＊＊

中央の桁は空白＊は、現在の積算時間

22キーボードの操作②［１］、［２］、［３］、［４］、［５］、［６］と入力します。
もし間違えた場合は、［CL］キーを押して最初から入力してください。
３４５６

ここで、［ENT］キーを押せば積算時間がプリセットされます。
ただし、何も入力せずに［ENT］だけを入力した場合と、何も入力せずに［CL］［ENT］と続けて入力した場合は、プリセットは行われません。
また、９０分などの非論理的なデータを入力した場合は、表示を０クリアし正しいデータの入力待ちとなります。
５）

イコールデータの設定
ここで設定した値と積算時間が同じになったとき EO 端子からリレー出力します。
イコールデータを６５時間４３分２１秒に設定する場合を例にとり説明します。
①［２］キーを押します
現在のイコールデータが、［分：秒］表示されます。
表示の切り替えは、［＋］キーを押す事により可能です。
＊＊＊＊

中央の桁は空白＊は、現在設定されているイコールデータ②［６］、［５］、［４］、［３］、［２］、［１］と入力します。
もし間違えた場合は、［CL］キーを押して最初から入力してください。

23

キーボードの操作

４３２１

ここで、［ENT］キーを押せばイコールデータが、設定されます。
ただし、何も入力せずに［ENT］だけを入力した場合と、何も入力せずに［CL］［ENT］と続けて入力した場合は、プリセットは行われません。
また、９０分などの非論理的なデータを入力した場合は、表示を０クリアし正しいデータの入力待ちとなります。

24キーボードの操作

６−３

時計１）

時計表示切り替え［＋］キーが押される度に［分：秒］表示と［時：分］表示が切り替わります。
尚、電源投入直後は、［分：秒］表示になっています。

２）

時刻表示切り替え
１５時３０分４０秒に設定する場合を例にとり説明します。
［１］、［５］、［３］、［０］、［４］、［０］と入力します。
入力データは「分：秒」表示されます。
表示の切り替えは、［＋］キーを押す事により可能です。
もし間違えた場合は、［CL］キーを押して最初から入力してください。
３０４０

中央の桁は空白
ここで、［ENT］キーを押せば時刻が設定されます。
尚、９０分などの非論理的なデータを入力した場合は、表示を０クリアし正しいデータの入力待ちとなります。

25

使用上の注意

９．使用上の注意
一度も設定したデータや測定したデータは、電源を OFF にしても失【１】

われません。
ただし、動作モードを変更した場合は、時刻のデータを除いて０クリアされます。
【２】

ストップウォッチモードでの時間のカウントアップ・ダウンの終了は、それを開始させたキーあるいは、端子によってのみ可能です。
例えば UP 端子によって始められた時間のカウントアップは、［UP］キーや［DW］キーでは、終了できません。この場合は、UP 端子に接続された無電圧接点の OFF によってのみ終了可能となります。

【３】

本装置は、内部にマイコンを内臓しているため電源に変動・瞬電がありますとデータが壊れる可能性がありますので、電源は変動・瞬電のない所から取ってください。
【４】

本装置は、内部に水晶時計を持っています。時計の精度は通常の使用に十分耐えうると思われますが、水晶の発信周波数は、温度により変化しますので、使用場所の環境・温度変化等で多少のズレを生じることがあります。
EO 端子、ZO 端子の信号線と他の信号線は、なるべく離して本体に接【５】続してください。
あまり近づけすぎると EO 端子、ZO 端子の ON・OFF 時に誤動作する恐れがあります。

26