製品案内 DM-3700-985A1-F

DIGITAL MANOMETER
200 Pa から 50 MPa までの幅広い圧力レンジに対応。

DM-3700

過圧特性に優れた高精度センサーを内蔵したデジタルマノメーターです。

デジタルマノメーター■ 特長
 差圧・ゲージ圧・連成圧・絶対圧の多様なセンサーをご用意いたしております。
絶対圧・連成圧は、オプションにて対応いたします。

 200 Pa の微圧から 50 MPa の超高圧までの豊富な圧力レンジに対応いたします。
 コンパレーター、オートゼロ、表示ホールド などの機能を使用して多様な測定をサポートします。
 TS16949 で推奨されている ISO/IEC 17025 校正付きで販売することも可能です。
 センサーの外付けも選択可能なので、被検査物とセンサー間の配管を短くすることが可能です。
 ポータブルでの使用もできますが、専用の金具で固定することも可能です。
 電源は、AC100-240Ｖで使用可能なマルチ電源です。

■ 機能一覧項目内容

デジタル表示0000 ～ ±9999

コンパレーター出力

上下限設定(HH、HI、LO、LL) と GO の 5 点設定で、細かな判定基準に対応

8 チャンネル

8 通りのコンパレーターが設定可能

表示値ホールド

任意のタイミングで、表示値のホールドが可能

ピーク・ボトムホールド

上昇時のピーク値や、降下時のボトム値のホールドが可能。

オートゼロ機能

計測点をゼロとして、その後の圧力変化を表示可能

アナログ出力

圧力レンジに比例したアナログ電圧出力を装備

デジタル出力BCD をオプションで設定可能。外部機器へのデータ転送が可能

キーボードロック

誤操作防止用にキーボードをロックが可能(増幅はオプション)

仕様
標準差圧

ゲージ圧

測定流体

空気・非腐食性気体

空気・非腐食性気体・液体(接液部材質を腐食させない物)

受圧部材質

ベリリウム銅センサータイプ

SUS630
SUS303
O リング : フッ素ゴム
検出方式
精精度度

温度特性ゼロ*2

温度特性スパン

インダクタンス方式

キャパシタンス方式±0.15 % of F.S. ±1digit *1±0.03 % of F.S./ °C±0.03 % of F.S./ °C

許容過圧

50 kPa 未満: F.S.の 10 倍
50 kPa 以上: F.S.の 5 倍

10 MPa 未満: F.S.の 2 倍
10 MPa 以上: F.S.の 1.5 倍

最大ライン圧

許容過圧の 2 倍

－応答速度

380 ms 以下 (99 %応答) *3

110 ms 以下 (99 %応答)
0000 ～ ±9999

デジタル表示サンプリングタイム

200 ms

コンパレーター出力

HH/HI/GO/LO/LL (リレー接点出力)

アナログ出力DC 1、2、5 V 表示対応電圧出力 (DC 5、10 V への増幅は、オプションにて対応)

BCD 出力オプション

電源

AC100～240 V マルチ電源 ±10 %, 50/60 Hz 1.0 A

使用温度範囲5 ～ 40 °C

圧力接続口径

Rc1/8

本体寸法

リップル: 10 mV P-P 以内(オープンコレクター、TTL)

184(W)×108 (H)×232 (D) mm
3.5 kg

質量181.5(W)×101(H) mm

パネルカット寸法*1. 外付け防滴構造の場合、精度は±0.25 ％ of F.S.±1digit です。
*2. 直線性、再現性、ヒステリシスを含みます。
*3. 0～200 Pa のレンジの応答速度は、約 540 ms です。

■ 外観図

フロントパネル

リアパネル

コスモ計器の ISO/IEC 17025 校正をおすすめします
ISO/IEC 17025 とは
ISO/IEC 17025 とは、試験、または校正を行う能力に関する一般要求事項を規定した国際規格です。17025 認定されたコスモ計器
コスモグループ校正室の発行する校正証明書は、信頼性が高いグローバルスタンダードです。

国際 MRA (Mutual Recognition Arrangement): 国際相互承認
国際 MRA とは、多国間の相互承認です。国際 MRA 対応認定を受けている校正機関の校正結果は、全ての相互承認機関において同等に取り扱われる為、世界各国で適合となります。この仕組みをワンストップ・テスティングといいます。
コスモ計器コスモグループ校正室は、MRA 対応認定事業者なので、弊社が発行する ISO/IEC 17025 校正証明書は、技術と公正さが十分なものであることを証明します。

MRA 対応認定事業者の強み
ワンストップ・テスティングの実現により、重複した試験を省くことが可能となり、コスト削減や納期短縮など、お客様の円滑な国際取引きに貢献します。

■ 使用例・アプリケーション
圧力測定▌ 検査設備や炉内の圧力測定▌ ガス圧バーナーのガバナー圧調整▶ 圧力計の日常点検▶ 配管内、容器内の圧力監視▶ リリーフ弁のリリーフ・弁封止時の圧力測定▶ 無塵室内圧力測定▶ タンク内圧力管理

漏れ測定▌ 直圧式漏れ測定▶ 工場配管の漏れチェック▌ 液圧(油圧)直圧式漏れ測定

流量測定▌ オリフィスの流量測定▶ 配管などの詰まりチェック▌ ピトー管の風量・風速測定

寸法測定▌ 流量式マイクロメーターによる平面度測定▌ 背圧方式（差圧方式）によるマイクロメーター測定■ 機能のご紹介
コンパレーター機能 (8 チャンネル切替) 8 通りのコンパレーターが設定できます。(8 チャンネル) コンパレーターは、HH・HI・GO・LO・LL の 5 接点の出力です。
 リレー接点出力です。
 選択チャンネルに対応したランプ(P1、P2、P3)が、表示パネル右側に点灯します。

オートゼロ機能 現在の計測値をゼロとし、相対的な変化を計測できます。
 圧力変動などを見るときに便利です。

ピーク・ボトムホールド機能
 上昇時のピーク値や、降下時のボトム値をホールドすることもできます。

ピークホールド

ボトムホールド

■ 型式DM-3700(A.BC.D)

型式記号 A、B、D は、必須項目です。

A
B

型式例: DM-3700(100KD.N.VA)- AC 125 V 電源ケーブル 3 m 付

CN

圧力センサー本体内蔵 (標準)S1

圧力センサー外付けS2

外付け防滴構造 (ゲージ圧タイプのみ) *1

L13 m (標準)

LX11mセンサー

LX55m

LX1010 m

D1

オープンコレクター

D2

TTL 出力F1

アナログ出力F.S.5V

F2

アナログ出力F.S.10V

表示桁*2Q

最小表示桁の変更 (1 が含まれるレンジのみ)

パネルマウントブラケットP

パネルマウントブラケット

VA

AC 125 V 電源ケーブル 3 m 付

VE

AC 250 V 電源ケーブル 2 m 付

VK

AC 250 V 電源ケーブル 2 m 付 (中国用)

BCD
アナログ出力増幅

D内容
下記 「圧力レンジ一覧」 を参照願います。

圧力レンジ

センサーケーブル長さ- 差圧 100 kPa- 圧力センサー内蔵

記号

分類

電源ケーブル(標準付属)*1 S2 の場合、精度は±0.25％ of F.S.±1digit です。
*2 アナログ出力は 10 V に増幅されます。 但し、V100KG・X100KG は対応できません。

■ 圧力レンジ一覧
標準レンジ記号

センサー

計測範囲

レンジ記号

センサー

計測範囲

2PD

差圧

0～200 Pa

5MG

ゲージ圧

0～5 MPa

5PD

差圧0～500 Pa

10MG

ゲージ圧

0～10 MPa1KD

差圧0～1 kPa

20MG

ゲージ圧

0～20 MPa2KD

差圧

0～2 kPa

50MG

ゲージ圧

0～50 MPa5KD

差圧

0～5 kPa

V2PD

負圧差圧

-200 Pa～010KD

差圧

0～10 kPa

V5PD

負圧差圧

-500 Pa～020KD

差圧

0～20 kPa

V1KD

負圧差圧

-1 kPa～050KD

差圧

0～50 kPa

V2KD

負圧差圧

-2 kPa～050KG

ゲージ圧

0～50 kPa

V5KD

負圧差圧

-5 kPa～0100KD

差圧

0～100 kPa

V10KD

負圧差圧

-10 kPa～0100KG

ゲージ圧

0～100 kPa

V20KD

負圧差圧

-20 kPa～0200KG

ゲージ圧

0～200 kPa

V50KD

負圧差圧

-50 kPa～0500KG

ゲージ圧

0～500 kPa

V50KG

負圧ゲージ圧-50 kPa～01MG

ゲージ圧0～1 MPa

V100KD

負圧差圧-100 kPa～0

2MG

ゲージ圧

0～2 MPa

V100KG*1

負圧ゲージ圧-100 kPa～0

連成圧

レンジ記号

センサー

計測範囲

レンジ記号センサー

計測範囲

X2PD

差圧

0～±200 Pa

X50KD

差圧

0～±50 kPa

X5PD

差圧

0～±500 Pa

X50KG

ゲージ圧

0～±50 kPa

X1KD

差圧

0～±1 kPa

X100KD

差圧

0～±100 kPa

X2KD

差圧

0～± 2kPa

X100KG*1

ゲージ圧0～±100 kPa

X5KD

差圧

0～± 5kPa

X200KG

ゲージ圧-100～200 kPa

X10KD

差圧

0～± 10kPa

X500KG

ゲージ圧-100～500 kPa

X20KD

差圧0～± 20kPa*1 オプション の表示桁「Q」は、選択できません。 差圧タイプをご利用ください。

弊社製品は、負圧側の最低点検ポイントを-90 kPa までとしておりますので、保証範囲も-90 kPa までとなります。

この製品案内の内容は、2023 年 4 月現在のものです。仕様は、予告なしに変更する場合があります。

本社〒192-0032東京都八王子市石川町2974-23
TEL (042)642-1357 FAX (042)646-2439

http://www.cosmo-k.co.jp/

東北: (022)246-8701 名古屋: (052)772-8787
北関東: (0285)30-0401
大阪: (06)6395-2671
東京: (042)639-7874
広島: (082)264-5259
浜松: (053)430-5073
九州: (092)477-2627
海外: 中国・韓国・台湾・マレーシア・タイ・インドネシア
ベトナム・インド・ドイツ・米国・メキシコ
ブラジル・オーストラリア

代理店