二酸化炭素検知警報器
ＫＳ－７Ｒ
取 扱 説 明 書
●この取扱説明書は、必要なときにすぐに取り出して読めるよう、できる限り身近に大切に保管してください。
● この取扱説明書をよく読んで理解してから正しく使用してください。
● この取扱説明書は標準仕様が記載されています。お客様個別の仕様がある場合は、それを優先します。別途、納入仕様書をご覧ください。

取扱説明書管理番号
ＧＡＤ－１２５－０１
２０２２年５月作成

目次

１．はじめに .......................................................... １
２．正しくお使いいただくために ........................................ ２
３．包装内容物 ........................................................ ３４．外形寸法および各部の名称とはたらき ................................ ４
４－１．外形寸法および名称とはたらき ................................ ４
４－２．内部の名称とはたらき ........................................ ５５．取り付け方法 ...................................................... ６６．配線方法 .......................................................... ９
６－１．棒端子および絶縁チューブの取り付け方法 .................... １０
６－２．端子台への電線接続および取り外し方法 ...................... １１
6-2-1.電源用端子台 ............................................ １１
6-2-2.外部出力用端子台 ........................................ １１
６－３．結束バンドの取り付け ...................................... １１
７．使用方法 ........................................................ １２
７－１．ご使用の前に .............................................. １２
７－２．運転手順 .................................................. １２
７－３．動作および機能の説明 ...................................... １４
7-3-1.ＬＣＤ表示の説明 ........................................ １４
7-3-2.通常動作の状態 .......................................... １４
7-3-3.フルスケール濃度および警報設定値の確認方法............... １５
7-3-4.ピーク値の表示およびリセット ............................ １５
7-3-5.ガス警報時の動作 ........................................ １５７－４．ユーザーモード ............................................ １６
7-4-1.ユーザーモードの操作方法 ................................ １６
7-4-2.メンテナンス機能の ON／OFF 切替え【モード番号“１”】 ...... １７
7-4-3.ゼロ調整【モード番号“２”】 ............................. １８
7-4-4.エア調整【モード番号“３”】 ............................. １８
7-4-5.警報テスト【モード番号“４”】 ........................... １８
7-4-6.警報履歴確認【モード番号“５”】 ......................... ２０
7-4-7.時計の設定【モード番号“６”】 ........................... ２１
７－５．メーカーモード ............................................ ２２
7-5-1.メーカーモードの起動 .................................... ２２
7-5-2.警報設定値の変更 ........................................ ２３
８．保守点検................................................... ２４
８－１．点検内容と頻度 ............................................ ２４
８－２．時計用電池の交換方法 ...................................... ２６
９．故障とお考えになる前に .......................................... ２８
１０．仕 様 ........................................................ ２９
１１．保証について .................................................. ３０
１２．検知原理 ...................................................... ３０
１３．用語の説明 .................................................... ３１

１．はじめに・ このたびは二酸化炭素検知警報器ＫＳ－７Ｒをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・ 本器は、二酸化炭素を対象としたガス検知警報器であり、非防爆エリアで屋内の事
務所、実験室、研究所、クリーンルーム等において、二酸化炭素濃度値を本体に表示するとともにアナログ信号（DC4－20mA）として外部に出力します。
・ あらかじめ設定されたガス濃度に達すると、本体の警報ランプ、警報音を動作させるとともに警報接点を動作させ、二酸化炭素濃度の監視に役立てる機器です。
・ 本器を正しく使用していただくために、取り付け、ご使用の前に必ずこの取扱説明書
をお読みください。

本器を安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。
：回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
：回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
：回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
：取扱い上のアドバイスを意味します。

- １ -２．正しくお使いいただくために・正しくお使いいただくために、下記の事項をよくお読みの上ご使用ください。本器をご使用になる場合は、該当する全ての法律、規定に基づいて行なってください。なお、据付配
線工事および取り付け工事等、本器に関わる工事全般においては有資格者の方が「電気設備技術基準」に基づいて行なってください。
●警報を発したら、貴社で規定されている処置を行なってください。
●本器は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。
●カバーを閉じた後は、必ずカバー固定ネジで固定してください。
固定していないと正しい検知ができません。
●本器の分解、改造、構造および電気回路の変更等をしないでください。
本器の性能を損なう恐れがあります。
●本器は防滴構造ではありません。水等がかからないようにしてください。
●高湿環境下での連続使用については、結露が発生しないようにしてください。
内部で結露が発生しますと、故障の原因となります。
●定められた法律、規則等に準拠してご使用ください。
●本器のアナログ出力分解能は、1000 です。上位監視ソフトとの分解能差や濃度表示桁数差及び接続先のインピーダンスの変化により、濃度表示にズレが生じることがあります。
また、アナログ出力での故障の閾値を設ける場合は、1.0mA で設定してください。

停電時の動作について
運転中に停電があった場合、内部の主電源スイッチをＯＦＦにしていなければ停電が復旧すると自動的に再起動します。

- ２ -３．包装内容物の説明
・標準品には下記のものが付属品として包装箱の中に入っています。ご使用前に必ず全て揃っているか確認してください。作業には万全を期していますが万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。
標準付属品
品名

数量

備考

検知警報器本体

１

型式：ＫＳ－７Ｒ

取り付けネジ２

M5×12（ばね座金付き）、警報器を取り付けます。

結束バンド

1

電線をまとめます。

棒端子

９

電線に圧着で取り付けて端子台に接続します。

絶縁チューブ９

棒端子に挿入して絶縁します。

取扱説明書

１

－

成績書

１

- ３ -

４．外形寸法および各部の名称とはたらき
４－１．外形寸法および名称とはたらき
35

82

①

③

②

④

150

⑤
⑥
⑦
⑧
⑭
⑨

⑩
⑪
⑫

⑬

番号

名

⑬

称

は た ら き内部にある主電源スイッチの操作時や外部からの配線時に上方向へスライドさせます。通常時は閉じて使用します。
本体の取り付けネジや、カバーの固定ネジを隠しています。ネジの取り付けや取り外しのときに開け、通常時は閉じて使用します。
内部に二酸化炭素センサがあり、ガスを検知します。
動作状態をランプで表示します。通電動作時は緑色点灯、1 段目警報時は橙色スライド点灯、2 段目警報時は赤色スライド点灯します。

①

カバー

②

ネジカバー

③

ガス検知口

④

状態表示ランプ⑤

LCD 表示部⑥

2 段目警報ランプ⑦

1 段目警報ランプ⑧▲(UP)スイッチ⑨▼(DOWN)スイッチ

各スイッチの組合せにより各種設定時に使用します。

⑩

リセットスイッチ

通常動作時にこのスイッチを押すと、フルスケール濃度、警報設定値を表示します。ブザー音を発している時に押すと、ブザー音が停止します。

二酸化炭素濃度など、各種情報を表示します。
2 段目警報時、赤色点滅します。リセットスイッチを操作すると点灯します。
1 段目警報時、橙色点滅します。リセットスイッチを操作すると点灯します。
通常動作時にこのスイッチを押すと、電源投入以降の二酸化炭素濃度の上限ピーク値が LCD 表示部に表示されます。
また、各スイッチの組合せにより各種設定時に使用します。

- ４ -

⑪

パワースイッチ

長押しで電源の入切をします。

⑫

ブザー孔

操作音を発します。

⑬

ケーブル挿入口

外部配線を入線します。ニッパーなどでカットしてご使用ください。

⑭

メンテナンススイッチ

各種設定等をするときに使用します。

４－２．内部の名称とはたらき
①

②

③

⑤
④

④

番号

名

称

は た ら き

①

カバー

②

ネジカバー

③

カバー固定ネジカバーを固定します。
（ネジカバーの内部にあります）④

端子台

外部からの配線を接続します。

⑤

主電源スイッチ

主電源の入切をします。

内部にある主電源スイッチの操作時や外部からの配線時に上方向へスライドさせます。通常時は閉じて使用します。
本体の取り付けネジや、カバー固定ネジを隠しています。
ネジの取り付け、取り外しの時に開け、通常時は閉じて使用します。

- ５ -５．取り付け方法●本器は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。

●取り付け作業時は、落下や衝突等により本器に衝撃が加わらないように注意して取り扱ってください。検知性能が損なわれる場合があります。
●次のような場所には取り付けないでください。
・屋外や水が直接かかる場所
・温度、湿度が次の条件から外れる場所-10℃～50℃（ただし、急激な変化のないこと）
0～85％RH（ただし、結露なきこと）
・腐食性のガスがある場所
・振動や衝撃が加わる場所
・高周波や磁気が発生する場所
・電気的ノイズが発生する場所
・埃・粉塵が多い場所
・6m/s を超える強風に曝される●保守点検の容易な場所に取り付けてください。
●取り付け姿勢は、必ずセンサが上側、取り付け面が垂直になるように、正立に取り付けてください。逆さ、斜め、横向き等に取り付けると正常なガス検知ができません。
●取り付け高さが法規等で定められていない場合、センサ位置は床上約 150cm を目安としてください。また、ガス検知を妨げる障害物等がない位置としてください。
●カバーを閉じた後は、必ずカバー固定ネジで固定してください。
固定していないと正しい検知ができません。
●本器はアルコール類、アセトン、揮発性オイル等が存在する雰囲気での使用および保管をしないでいでください。検知性能に影響を与える場合があります。
●本器は塩素・腐食性ガスが存在する雰囲気での使用および保管をしないでいでください。検知性能に影響を与える場合があります。
●本器はアルカリ金属による汚染（特に塩水噴霧）または他の無機元素による汚染により、検知性能に影響を与える場合があります。

●測定環境の気圧が標準気圧と異なる場合（例えば、標高の高い場所など）での測定では、圧力依存を受けるため正確な濃度値を表示しません。

・本体の左右は、取り外し等のため［側面から30mm以上］のスペースを設けてください。
・本体の上方は、カバーをスライドさせるため［下面から200mm以上（上面から50mm以上）］のスペースを設けてください。
・本体の下方は、ケーブル配線が可能なスペースを設けてください。
- ６ -

50

ガバー
スライド時
スペース

134

200

センサ

7.5

取り付け穴

2-φ5.5入線方向●取り付けネジ用のＭ５メネジ（２箇所、ピッチ１３４）を設け、下記の手順で取り付けます。
①ネジカバーを開ける。
②付属の取り付けネジで仮留めする。
（上側）③カバー固定ネジを緩める。
④カバーを手前に引く。
③カバー固定ネジを緩める①ネジカバー開②取り付けネジ仮留め④カバーを手前に引く

カバー

ネジカバー

- ７ -

⑤カバーを上にスライドさせる。
（開ける）⑥付属の取り付けネジで締め付ける。
（下側）⑦カバーを下にスライド⑦カバーを下にスライドさせる。
（閉じる）⑤カバーを上にスライド⑥取り付けネジの締め付け⑧カバーをケースに押し付けながら、⑨取り付けネジを締め付ける。
（上側）⑩カバー固定ネジでカバーを固定する。
⑪ネジカバーを閉じる。

⑩カバー固定ネジの締め付け⑨取り付けネジの締め付け

カバーを閉じた後は、必ずカバー
固定ネジで固定してください。固定していないと正しい検知がで
きません。

- ８ -

⑧カバー押し付けケース

６．配線方法●配線するときは、必ず元電源を切ってください。感電の恐れがあります。
●配線終了後は、必ずカバーを閉じてください。感電する恐れがあります。

●本器の二酸化炭素濃度出力（アナログ出力、接点等）を応用し、インターロック等の制御をされた場合、それによって生じた障害、損害については、弊社はその責任と補償を負いかねます。
●配線の際には、端子台の端子記号を間違えないようにしてください。
●接続ケーブルは、動力線（電力線）と極力離して配線してください。
●本器のアナログ出力は電源と絶縁されていません。他の機器と混在して使用する場
合は、本器のアナログ信号へ他の電源の回り込み等が生じないようにアイソレーシ
ョンしてください。
・配線口はノックアウト穴構造で下面と背面にあります。
ニッパー等でカットして穴を開けてください。
・電線はシールドケーブル（0.5～1.25mm２）、

背面ノックアウト穴

外径Φ10.5mm 以下、500m 以内にてご使用ください。

下面ノックアウト穴

Signal+-ZA1 ZA2 TA

COM

Ｄ Ｃ
名称

記号

Ｅ
-

N
Ｎ

+

P
Ｐ

P
N
Ｅ
SignalDC24V 電源入力
接地＋－

アナログ出力DC4－20mA

ZA1／ZB1

１段目警報接点（無電圧 1a 又は 1b）

ZA2／ZB2

２段目警報接点（無電圧 1a 又は 1b）

TA／TB

故障接点（無電圧 1a 又は 1b）

COM

コモン

D
C

- ９ -

使用しません。

６－１．棒端子および絶縁チューブの取り付け方法
推奨部品
部品名
電線
棒端子
絶縁チューブ
圧着工具
端子台（参考）用途
電源端子台
外部出力線用型番（メーカー名）-

備考
シールドケーブル（0.5～1.25mm２）、
外径Φ10.5mm 以下
標準付属品にて同梱（撚線 0.25～1.65 mm２用）
標準付属品にて同梱
裸端子用の適合端子呼び 1.25 のものであれば可TC1.25-16（ニチフ）
VC1.25（ニチフ）NH 1（ニチフ）

型番（メーカー名）
ML-1400-S1L-3P（サトーパーツ）
FFKDSA1/H1-5,08-8（フェニックスコンタクト）

備考
適合径：Ø0.65mm～Ø1.6mm
適合径：Ø0.2mm～Ø1.5mm

5.5①電線ストリップ
棒端子を取り付ける電線端部のストリップ（被覆むき）寸法は 5.5mm（推奨）とします。

1②棒端子挿入棒端子

電線の被覆をむいた部分に棒端子を挿入します。
端子の中央部から 1mm 程度芯線が見えるまで挿入します。
③棒端子の圧着
筒部（電線挿入部）の中央を圧着してください。
圧着箇所④絶縁チューブの挿入
圧着された棒端子の先端部から絶縁チューブを挿入します。
絶縁チューブ

絶縁チューブは棒端子に奥まで挿入してください。奥まで挿入しないと端子台に接続した際に挿入長さが短くなり、接続不良となる恐れがあります。

- １０ -（奥まで挿入する）

６－２．端子台への電線接続および取り外し方法
6-2-1.電源用端子台（取り外す場合）（接続する場合）

電線挿入穴に棒端子を挿入する。

精密ドライバー（推奨刃先幅
2.6mm）等で解除ボタンを押しながら、棒端子を引き抜きます。

6-2-2.外部出力用端子台（取り外す場合）（接続する場合）

電線挿入穴に棒端子を挿入する。

精密ドライバー（推奨刃先幅3mm）等で解除ボタンを押しながら、棒端子を引き抜きます。

６－３．結束バンドの取り付け
電線の引き止め補助用として、ケースの内側の入線口近くに結束バンドを通す部分があります。
（右図参照）
あらかじめ結束バンドを通して輪を作っておき、結束バンド

入線した電線を輪の中に通してから配線しておけば最後にまとめることができます。

下面入線口- １１ -

７．使用方法
７－１．ご使用の前に●電源を入れる前に各部の接続に間違いないか、『6．配線方法（Ｐ9）』または、別途納入仕様書のある場合はその仕様書を確認してください。
●周囲にガスが無いこと（清浄空気中であること）を確認してから行なってください。
●センサが安定していない場合、暖機動作完了後に接点が作動する可能性があります。必要に応じて外部機器のインターロック解除作業を行なってください。
●暖機動作中は、アナログ信号が４ｍＡの固定出力となり、接点は作動しません。

７－２．運転手順１） 『5.取り付け方法（P6）』の①③④⑤の要領
で、カバーを上にスライドさせて半開させま
す。
ネジカバー

①ネジカバーを開ける③カバー固定ネジを緩める④カバーを手前に引く⑤カバーを上にスライドさせて半開にする
２）主電源スイッチをＯＮ(上に)します。

カバー
主電源スイッチ
半開- １２ -

３）『5.取り付け方法（P6）』の⑦⑧⑩の要領で、カバーを閉じてネジ留めします。
⑦カバーを下へスライドさせて閉じる
状態表示ランプ⑧カバーを奥に押す⑩カバー固定ネジを締め付けて、ネジカバーを閉じる
カバーを閉じた後は、必ずカバー
固定ネジで固定してください。固定していないと正しい検知ができません。

LCD 表示部パワースイッチ４）パワースイッチを約３秒押します。（ピッ、 ピー）
ＬＣＤ表示が“----“の表示になり暖機動作（約 2 分）が始まります。

暖機動作中の表示

通常動作中の表示

５）暖機動作が完了すると、ＬＣＤ表示が濃度表示になり通常モードになります。
６）警報テストを行ないます。（『7-4-5．警報テスト』P18 参照）
７）電源を切る場合は、パワースイッチを約３秒押して機器を停止させてから、主電源を切ります。

機器の無通電時間（弊社出荷から電源投入まで）が長い等、使用状況によっては、暖機動作終了後でもセンサが安定するまでに時間がかかる場合があります。

- １３ -

７－３．動作および機能の説明
7-3-1.LCD 表示の説明
② ③

④

⑤
①
番号

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑧

⑦

⑥

名 称
ブザー音警報マーク
１段目警報マーク２段目警報マーク説 明
警報ありに設定されている場合に表示します
１段目警報時に表示されます
２段目警報時に表示されます

濃度・情報表示
濃度単位
時計電池切れ表示
履歴マーク

ガス濃度やエラー番号等を表示します
ガス濃度の単位
時計用電池の残量が少なくなると表示されます
警報履歴確認中に表示されます

メンテナンスマーク

メンテナンス機能ＯＮ時に表示されます●実濃度が、360ppm 未満の場合、表示は 360ppm になります。
●消音仕様の場合は、ブザー音警報マークが消灯します。

7-3-2. 通常動作の状態
通常動作時は、状態表示ランプ【緑】が点灯、ＬＣＤ表示が濃度を表示、警報ランプが消灯しスイッチの名称
パワースイッチています。
リセットスイッチ▲(UP)スイッチ▼(DOWN)スイッチ
メンテナンススイッチ- １４ -

7-3-3.フルスケール濃度および警報設定値の確認方法
リセットスイッチを押します。（ピッ）《フルスケール濃度》⇒《1 段警報設定値》⇒《2 警報設定値》の順に表示します。

7-3-4.ピーク値の表示およびリセット
・▲スイッチを押します。（ピッ）“電源投入以降のピーク値”と“ＰＥＡＫ”が交互表示されます。

（※ピーク値が 1000ppm の場合）・通常表示に戻すには、リセットスイッチを押します。（ピッ）「フルスケール濃度および作動設定値」を表示した後に、濃度表示に戻ります。
・ピーク値をリセットするには、▲と▼を同時に押します(ピッ)。
ピーク値がリセットされ通常の濃度表示に戻ります。
7-3-5.ガス警報時の動作
・二酸化炭素濃度が、警報設定値に達すると、警報ランプが点滅し、状態表示ランプがスライド点灯し、ブザーが鳴動します。
警報音の解除：警報中にリセットスイッチを短く押すと警報音が停止し（長く押すと停止しない）、警報ランプは点滅から点灯に変ります。
・本器の警報モードは、『自動復帰型』を標準としていますが、要求仕様に応じて『自己保持型』の場合もあります。なお、警報のヒステリシスは 200ppm です。警報設定値とヒステリシスの差分外（例えば、警報設定値が 2000ppm の場合、1800ppm 以下）になるまで警報は復帰しません。
自己保持型での警報接点の解除：濃度が『警報設定値－ヒステリシスの差分』を下回っている状態で、リセットスイッチを短く押すと警報接点が解除（復帰）され、警報ランプは消灯します。

- １５ -

〈 １ 段 目 警 報 時 の 動 作 〉●AL1 の警報ランプ〔橙〕が点滅し、状態表示ランプ〔橙〕がスライド点灯します。
●警報音は、「ポッピッ ポッピッ ポッピッ ・・」となります。
●警報接点は、1a 設定の場合は、COM－ZA1 間が『閉』となります。1b 設定の場合はCOM－ZB1 間が『開』となります。

〈 ２ 段 目 警 報 時 の 動 作 〉●AL2 の警報ランプ〔赤〕が点滅し、状態表示ランプ〔赤〕がスライド点灯します。
（１段目警報時の AL1 警報ランプ〔橙〕点滅は保持したまま）●警報音は、「ポピ ポピ ポピ・・」となります。
●警報接点は、1a 設定の場合は COM－ZA2 が『閉』となります。（１段目警報時の COM－ZA1『閉』は保持したまま）1b 設定の場合は COM－ZB2 が『開』となります。（１段目警報時の COM－ZB1『開』は保持したまま）

７－４．ユーザーモード
・ユーザーモードは通常動作と同様にガス検知、接点出力、アナログ出力の動作を行います。
・ユーザーモードに入った後は、必ず通常モードに戻してください。
7-4-1.ユーザーモードの操作方法
・《ユーザーモード》に入る場合は、電源 ON の状
態でメンテナンススイッチを押します。（ピッ）“１” （モード番号）と“MT”（略号）が交互に表示されます。
メンテスイッチを押す場合は、精密ドライバー等の先端がとがっていな
い細い棒状のものをお使いください。
・モード番号を変更する場合は、▼(UP) ▲(DOWN)スイッチを押します。
・表示されているモード番号の選択を確定する場合は、メンテナンススイッチを押します。
なお、実行せずに戻る場合は、リセットスイッチを押して戻ります。
・各モードで実行・確定する場合は、メンテナンススイッチを約３秒押します。
・《通常モード》に戻る場合は、リセットスイッチを約５秒押します。

- １６ -

モード名
メンテナンス機能の ON／OFF 切替え
ゼロ調整

モード番号
１
２

エア調整

３

警報テスト
警報履歴確認
時計の設定

４
５
６

表示
ＭＴ
0
500ppm（調整濃度値）
ＡＬ Ｔ
ＡＬ Ｈ
ＤＡＴＥ

7-4-2.メンテナンス機能の ON／OFF 切替え【モード番号“１”】メンテナンス機能を ON にすると、各接点および警報音は作動しません。
通常使用時は、必ずメンテナンス機能をＯＦＦにしてください。
①ユーザーモードに入り【モード番号“１”】にします。
“MT”と“１”（ モード番号１）を交互に表示します。
②メンテナンススイッチを押します。（ピッ）“ＯＦＦ”が点滅表示されます。
③▲スイッチを押します。（ピッ）“ＯＮ” が点滅表示されます。
④メンテナンススイッチを約３秒押します。（ピッ ピー ピッピッ）《確定》
メンテナンスマークが表示され、“１”と“MT”を交互に表示します。

メンテナンスマーク

メンテナンス機能ＯＮに切替えたまま、通常動作に戻した場合は、メンテナンスマークが表示されたままで、“濃度値”と“＿ ＿ ＿ ＿”を交互に表示します。
⑤メンテナンスＯＦＦに戻す場合は、上記の①~④と同様に“ON”から“OFF”に変更して確定します。
メンテナンスマークが消えていることを確認します。

- １７ -

7-4-3.ゼロ調整【モード番号“２”】・ゼロ調整は不要です。操作しないでください。間違って操作した場合、正常な検知ができません。

・ユーザーモードに入り、▲スイッチを押して（ピッ）【モード番号“２”】にします。
“０ppm”と“２”（モード番号）を交互に表示します。

7-4-4.エア調整【モード番号“３”】・エア調整は弊社にお申し付けください。（有料）・エア調整には、500ppm の CO2 ガスを使用します。
・エア調整は操作しないでください。間違った調整をすると正常な検知ができません。

・ユーザーモードに入り、▲スイッチを押して（ピッ）【モード番号“３”】にすると、調整濃度値“＊＊ppm”と“３”（モード番号）を交互に表示します。

（調整濃度値が５００ppm の場合）

7-4-5.警報テスト【モード番号“４”】・警報テストを実行すると、LCD 表示部に警報テストの濃度値が表示され、それに応じたア
ナログ出力および警報出力（外部接点、警報音、警報ランプ）が作動します。これにより、警報動作の確認ができます。
メンテナンス機能がONになっている場合は、外部接点および警報音は作動しま
せん（警報ランプ・アナログ出力は作動します）。
・警報テストは、本器 KS-7R の外部接点も作動させます。このため、この外部接点出力を使用して外部制御機器のインターロック等に利用している場
合は、事前に関係者にガス検知警報装置点検の連絡を行なってから、インターロック解除作業を行なってください。
・定められた法律、規則等に基づいて行ってください。

- １８ -

①ユーザーモードに入り、▲スイッチを押して（ピッ）【モード番号“４”】にします。
“AL T”と“４”（モード番号）を交互に表示します。
②メンテスイッチを押すと（ピッ）、現状の警報テスト濃度値“＊＊ppm”が表示されます。

（テスト濃度値が2000ppm に設定されている場合）③▼▲スイッチを押して、警報テスト濃度値を変更します。
▼▲スイッチにより濃度値を増減します。
長押しすると連続的に増減できます。

（テスト濃度値を5000ppm に設定変更した場合）④メンテナンススイッチを約３秒押します。（ピッ ピー）
警報テストが《実行》されます。
⑤リセットスイッチを短く押すと（ピッ）、警報テストが解除され、警報テスト濃度値“＊＊ppm”が表示されます。
（リセットスイッチを長く押すと、警報動作が停止せずに、
通常モードに戻ります）⑥設定値を変更する場合は、③～⑤の操作をします。
⑦リセットスイッチを約５秒押すと、通常モードに戻ります。

- １９ -（テスト濃度値が5000ppm に設定されている場合）

7-4-6.警報履歴確認【モード番号“５”】・警報履歴の最新１０件（自動更新）を表示できます。
・履歴内容は接点動作時のピーク値（ppm）、開始の年、月、日、時刻および終了の年、月、日、時刻で、順に表示します。
・途中で戻るにはリセットスイッチを押します。
①ユーザーモードに入り、▲スイッチを押して（ピッ）【モード番号“５”】にします。
“AL H”と“５”（モード番号）を交互に表示します。
②メンテナンススイッチを押すと（ピッ）、最新の履歴の番号“Ｈ１”が表示されます。ただし、履歴がない場合は“INIT”が表示されます。
（履歴がない場合）③▲スイッチを押して（ピッ）、履歴番号（H１～H10）（履歴番号“Ｈ１”の場合）を選択（表示）します。

・▲スイッチを押す毎に、H１、H2･･･H10、INIT の順に表示されます。
・履歴を消去する場合は、“INIT”を選択し、メンテナンススイッチを約３秒押します。（ピッ ピー ピッピッ）④メンテナンススイッチを押すと（ピッ）、履歴マーク
および “AL”と“選択された番号のピーク値 ppm”が交互に表示されます。

履歴マーク（警報ピーク値が 3000ppm の場合）⑤▼スイッチを押す毎に、開始の年、月・日、時刻および終了の年、月・日、時刻を順に表示
します。

（開始）

（年）

（終了）

（年）

（開始）

（月.日）

（終了）

（月.日）

（開始）

（時刻）

（終了）

（時刻）

- ２０ -

⑥リセットスイッチを押すと（ピッ）、履歴の番号“Ｈ＊”を表示します。
別の履歴を表示させる場合は、③～⑤を同様に行ないます。

（履歴番号“Ｈ１”の場合）※履歴を消去する場合は、③において“INIT”を選択し、メンテナンススイッチを約３秒押します。
（ピッ ピー ピッピッ）《消去完了》
7-4-7.時計の設定【モード番号“６”】
時計は履歴の記録時に使用しています。
①ユーザーモードに入り、▲スイッチを押して（ピッ）【モード番号“６”】にします。
“DATE”と“６”（モード番号）を交互に表示します。
②メンテスイッチを押すと（ピッ）、“YEAR”と“＊＊＊＊（年）”を交互に表示します。
③▲スイッチを押して変更したい項目を選択（表示）します。項目と現状の設定値が表示されます。
▲スイッチを押す毎に（ピッ）、“YEAR”（年）、“MON”（月）、“DAY”（日）、“HOUR”（時）、“MIN”（分）を順に表示をします。
《“YEAR”（年）を選択した場合》④メンテナンススイッチを押します。（ピッ）
現状設定されている“年”が表示されます。

（2018 年に設定されている場合）⑤▲▼スイッチを押して設定変更します。

（2018 年→2019 年に設定変更）⑥メンテナンススイッチを約３秒押します。
（ピッ ピー ピッピッ）“YEAR”と“＊＊＊＊（変更後の年）”を交互に表示します。《確定》（2019 年に確定）⑦別の項目を変更する場合は、③～⑥を同様に行ないます。
⑧リセットスイッチを約５秒押すと（ピッ ピー）通常モードに戻ります。
- ２１ -

７－５．メーカーモード
メーカーモードの各設定項目はパスワードで保護されています。
●設定を間違えると機器の仕様が変更されます。本説明書以外の操作は絶対にしないでください。
●設定変更は管理者の方等が責任を持って行なってください。
●メーカーモードではガス検知が不能になります。メーカーモードでの作業が完了したら、必ず一旦電源を切って通常モードに戻してからご使用ください。

7-5-1.メーカーモードの起動
電源 OFF の状態で、▲スイッチと▼スイッチを押しながら、パワースイッチを同時に約３秒押します。（ピッ ピー）
下のような表示をして“７７５”が点滅します。《メーカーモード起動》

ソフトバージョン No.
（1.00 の場合）

ＬＣＤ表示全点灯

パスワード 775 点滅（メーカーモード起動）

メンテナンス
スイッチ

主電源
スイッチ

- ２２ -

7-5-2.警報設定値の変更①メーカーモード起動の状態（”775”点滅）にします。
（必ず『７－５．メーカーモード』P22 からお読みください。）
パスワード 775 点滅（メーカーモード起動）②メンテナンススイッチを押します。（ピッ）“ＡＬ １”が点灯します。

③▲スイッチを押して（ピッ）、変更したい作動設定値を選択します。
▲スイッチを押すごとに、“ＡＬ１”、“ＡＬ２”の表示が切り替わります。

（AL1 の場合）（AL2 の場合）④メンテナンススイッチを押します。（ピッ）【現在の作動設定値】が表示されます。
⑤▲または▼スイッチを押して作動設定値を変更します。
⑥メンテナンススイッチを３秒以上押します。（ピッ ピー ピッピッ）
設定値を確定して“ＡＬ１“または“ＡＬ２”に戻る。
変更ができない場合は（ピー ピー）とブ（AL1 の場合）

ザー鳴動し、設定値の表示のままになります。パワースイッチを約３秒押して電源を一旦ＯＦＦにし、最初からやり直してくだ
さい。それでも変更できない場合は、修理をご依頼ください。

⑦変更を続ける場合は、③～⑥を行ないます。
⑧完了する場合は、パワースイッチを約３秒押して電源を一旦ＯＦＦにします。
⑨パワースイッチを約３秒押して電源をＯＮして通常モードで再起動させ、作動設定値を確認します。（『7-3-3.フルスケール濃度および警報設定値の確認方法』P15 参照））

- ２３ -

８．保守点検
・日常点検とはお客様にて行なっていただく点検です。
・定期点検とは、1 ヶ月または 1 年に 1 回定期的に行なう点検のことで、お客様または弊社にて行ないます。

お 願 い
検知警報器の信頼性を維持するためには、ガスセンサのエア調整が極めて重要です。
弊社と契約を結んでいただくことで定期的な調整を継続していただけるようお願いいたします。

８－１．点検内容と頻度
点 検 内 容(1) 濃度表示の点検(2) 警報テスト

立ち上げ 増設･移設
定 期 点 検1 回／1 ヶ月 1 回／年
時
時
○
○
○

○

日常点検
○

○

(3) エア調整（ガス校正）○※1(4) ガスセンサの点検、交換○※1※1：ガスセンサの点検、交換は弊社にご依頼ください。（有料）(1) 濃度表示の点検
・LCD 表示部に二酸化炭素濃度が表示され、機器が動作していることを確認します。

(2) 警報テスト
・『7-4-5.警報テスト（P18）』を参照して、正しく警報動作することを確認します。
●警報テストでは、本器 KS-7R の警報接点も作動します。このため、
この警報接点出力を使用して外部制御機器のインターロック等に利用している場合は、事前に関係者にガス検知警報装置点検の連絡を行なってから、インターロック解除作業を行なってください。

- ２４ -

(3) エア調整（ガス校正）
・ガス性能を維持するために、１年に１回以上はエア調整を行ないます。
・エア調整は弊社にお申し付けください。（有料）・エア調整には、500ppm の CO2 ガスを使用します。
・本モードはお客様にて操作しないでください。間違った調整をすると正常な検知ができません。

(4) ガスセンサの交換
・通常の使用環境においては推奨交換周期を 5 年としています。ただし、１回／年の定期点検等において著しくセンサ感度が低下している等の異常がみられた場合には交換が必要です。センサ交換は弊社にご依頼ください。
・ご使用にならない期間が長くても、センサ交換はお買い上げ日から5年を目安に行なってください。なお、センサ交換は弊社にご依頼ください。（有料）- ２５ -

８－２．時計用電池の交換方法●時計用電池は、必ず【リチウム電池、ＣＲ２０３２】を使用してください。

①
②
③
④

パワースイッチを約 3 秒間押して電源を切ります。
ネジカバーを開けます。
カバー固定ネジを緩めます。※ネジは取れないようになっています。
カバーを手前に軽く引きます。
②

③

④

①

⑤ A 部を持って B 位置までスライドさせます。※A 部の中心と B 位置を揃えます。
⑥ 主電源を OFF にします。
⑤

必ず電源を切ってください。
感電の恐れがあります。

⑥

B 位置
A部

⑦ カバーC 部(両側)を持ち、手前に引いてケースから外します。
カバーとケースは電線ケーブルでつながっています。
カバー
ケース⑦手前に引くＣ部

カバーの裏側にケースと接続された電線ケーブルが隠れています。断線しな
いように注意して作業をしてください。

- ２６ -

⑧ カバーをケース上部に仮置き（挿入）します（ケースの D 部にカバーの E 部を差し込み
ます）。
ケース上部

E部
カバー上部

D部

差し込み状態

⑧差し込む
時計用電池

⑨ 時計電池を新しい電池に交換します。
極性を間違わないように、電池ホルダの“＋/－表示”を確認して取り付けてください。
⑩ カバーC 部を持ち、ケース上部から引き抜き（⑧の逆）、カバーA 部をケース B 部に合わせるように（⑤参照）挿入します。
⑪ 主電源を ON にします。
⑫ カバーA 部を持ち、少し左右に動かしながらカバーを下までスライドさせます。
（⑤の逆）⑬ カバーを押して、ネジカバーを開けてカバー固定ネジを締め付けます。
カバーを取り付けた後は、必ずカバー固定ネジを締め付けてください。ネジで固定していないと正しい検知ができません。

⑭ ネジカバーを閉じます。

- ２７ -

９．故障とお考えになる前に・修理を依頼される前に、もう一度次の点をお調べください。
症 状

電源を入れても状態表示ランプ〔緑〕
が点灯しないメンテナンスマークが表示されたままで、“濃度値”と“_ _ _ _”が交互表示している

警報音が鳴らない

警報接点が動作
しない

原 因

処 置

参照項目

主電源スイッチまたはパワースイッチが OFF になっている

主電源スイッチまたは
パワースイッチを ON にする

7-2.運転手順（P12）配線の接続が完全でない

配線をチェックし、端子を接続し直す6.配線方法（P9）電源が供給されていない

正しい電源を入力する

7-1.ご使用の前に（P13）

メンテナンス機能が ON になっている

メンテナンス機能を OFFにする

7-4-2.メンテナンス
機能の ON/OFF 切替え（P17）

メンテナンス機能が ON になっている

メンテナンス機能を OFFにする

7-4-2.メンテナンス
機能の ON/OFF 切替え（P17）

警報設定値が間違って設定されている

警報設定値を確認する

7-3-3.フルスケール
濃度および警報設定
値の確認方法（P15）

消音仕様になっている

LCD にブザー音マークが点灯していなければ消音仕様の機器です。警報音はなりません。
7-3-1.LCD 表示の説明（P14）

メンテナンス機能が ON になっている

メンテナンス機能を OFFにする

7-4-2.メンテナンス
機能の ON/OFF 切替え（P17）

配線の接続が完全でない

配線をチェックし、端子を接続し直す6.配線方法（P9）

警報設定値が間違って設定されている

警報設定値を確認する

7-3-3.フルスケール
濃度および警報設定
値の確認方法（P15）

・一旦、パワースイッチ
を約 3 秒押して電源を切り、数分後に再度電源を入れる・それでも、正常復帰しない場合は修理をご依頼ください。

7-2.運転手順（P12）

電源を OFF した後、再度電源を ON して正常復帰しない場合は、修理をご依頼ください。

7-2.運転手順（P12）・状態表示ランプが緑と赤の交互点滅する・LCD に“E-E1”、“E-E2”、“E-E3”、“E-S1”、“E-S2”、“E-S3”を表示する
内部エラー
・ブザー音が発する・故障接点が作動する
・アナログ出力が“0.9mA”
以下
上記の症状以外で、動作がおかしい場合

マイコンがノイズ等で誤動作している可能性があります- ２８ -

１０．仕 様検知原理 非分散型赤外線式
サンプリング方式 拡散式
検 知 対 象 ガ ス 二酸化炭素
検 知 範 囲 0～5000ppm（最少検知濃度：360ppm）
ガ ス 濃 度 表 示 LCD デジタル 4 桁、分解能 5ppm（バックライト付き）
警 報 設 定 値
1段警報：2000ppm、2段警報：5000ppm（1 段目/2 段目）
警報

精度※1 警報設定値の±25%

警

報

遅

れ※2 警報設定値の 1.6 倍のガスにて 60 秒以内
・ガス警報時（1 段及び 2 段）
：警報ランプ点滅（警報停止後は点灯）

警

報

出

力

状態表示ランプスライド点灯およびブザー音出力
・警報動作：自動復帰（デフォルト）または自己保持

外

部

出

力

防

爆

性

能

その他の機能適 合 ケ ー ブ ル
ケーブル長さ使用温度湿度範囲
電消費

電・ガス濃度アナログ出力：DC4-20mA（電源のマイナスと共通）（電流検出用抵抗は配線抵抗も含め 300Ω以下とすること）※360ppm 時のアナログ出力値は 5.15mA
・ガス警報接点（1 段目および 2 段目）：
無電圧接点 1a（デフォルト）または 1b／ラッチ式
自動復帰（デフォルト）または自己保持
接点容量 DC30V 2A（抵抗負荷）・故障接点：
無電圧接点 1a（デフォルト）または 1b／ラッチ式
接点容量 DC30V 2A（抵抗負荷）

非防爆・メンテナンスモード機能：ガス警報接点およびブザー音を出さない
・警報音停止機能・ケーブル外径：φ10.5 以下・制御用等 シールドケーブル（0.5～1.25 mm２）500m 以下-10～50℃（ただし、急激な変化のないこと）
0～85％RH（ただし、結露なきこと）

源 DC24V ±10%
力 通常動作時：1W、警報時：3W

寸
法 W82×H150×D35mm
質
量 約 300g
取 付 方 法 壁掛式（屋内）本体色
DIC546 1/2※1 同一条件下による。
※2 数値は、20℃ 50%RH 1013hPa の環境下で調整を行い、同一環境での測定条件による数値です。

- ２９ -

１１．保証について
・本器の保証期間は、お買上げ日より 1 年です。保証期間中に、取扱説明書、仕様書に沿った正常な取り付け方法、ご使用状態で万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づいて修理致します。詳しくは、保証書をご覧ください。本器を使用するにあたって、本器の使用目的に沿わない使用をされた場合は、弊社は一切その責任と保証を負いかねます。
なお、本器の取扱説明書に沿って取り付けご使用された場合の耐用年数は 10 年です。
10 年を過ぎたものは性能上等の理由から新しいものにお取り替えください。

１２．検知原理
非分散赤外線式（NDIR）
異原子から構成される分子、すなわちガスは、波長１～２０μm 赤外領域に固有の吸収波長をもっています。この赤外線の吸収量は、ガス濃度に比例します（ランベルト・ベールの法則）
ので吸収量からガス濃度を測定できます。対象ガスが吸収する赤外線波長を通す光学フィルタを用いることにより、ガスを選択的に検出することができます。
以下に NDIR の模式図を示します。
①赤外線光源③窓⑤光学フィルタ
⑦演算器

④セル

ＣＰＵ

⑥赤外線式センサ②光源制御部①赤外線光源では、②光源制御部により一定の周期で赤外線の放射に強弱を与えています。
放射された赤外線は、③窓、④セルの中を透過します。⑤光学フィルタにて特定波長の赤外線を通し、対象ガスによる吸収量を⑥赤外線式センサにて計測します。計測した電気信号を⑦演
算器にて濃度に変換します。

- ３０ -

１３．用語の説明
拡散式：ガスを検知する箇所にガス検知部を設置し、ガスの対流拡散によりガスを検知する方法。

検 知 対 象 ガ ス：ガス濃度を検知し指示する場合、その対象となるガス。
検 知 範 囲：ガス濃度を指示することができる検知対象ガスの濃度範囲。
警 報 設 定 値：ガス濃度がある濃度に達したときに警報を発するようにあらかじめ設
定した値。
使用温湿度範囲：ガス検知警報器の使用上、性能および機能を維持できる温度・湿度の範囲。
保 守 点 検：機器が、要求された機能を果たせる状態を維持するための作業。
（一部産業用ガス検知警報器工業会 ガス検知警報器用語検知管式ガス測定器用語より引用）

MEMO- ３１ -

●この取扱説明書を紛失した場合
万一この取扱説明書を紛失した場合は、弊社までご連絡ください。
有償にて送付いたします。
取 付 業 者

代理店・販売店〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中 2-5-4
URL: http://www.new-cosmos.co.jp