AIR FLOW TESTER

AF-R221エアフローテスター

エアーによる通気流量検査や気密検査に最適な流量テスターです。
ラミナーフローチューブ（層流管）またはマスフローセンサーいずれかを選択できます。
■ 特徴

■ 使用例
アイコン表示。ワンタッチで各画面が開きます。

テスト圧力、流量を波形でモニターできます。
表示言語切り替え機能 (日本語/英語/中国語/スペイン語)

エンジン Assy 漏れ検査

イーサーネットで使用できる FTP 機能搭載 (オプション)
USB ポートからデータ収集が簡単に行えます。
自動車部品流量検査・漏れ検査

流量チェック(C-CHK)機能を標準装備
圧力変動流量補正。テスト圧力変動時、規定テスト圧時の流量を表示します。

ガス機器流量検査

ワンタッチアイコン

計測画面

解析 管理図 一覧表示画面と統計画面

AF-R221-985A1-D

● USB ポートにフラッシュメモリーを接続する事で、内部の計測設定・計測結果をアウトプット可能です。

● 圧力変動流量補正

マルチサンプリング補正画面

内部に蓄積された品質データ● FTP 機能IP アドレス
サブネットマスク
設定項目

ユーザー名
パスワード
FTP ディレクトリーFTP 機能 設定 項目

内部に蓄積された品質データをイーサーネット経由で共有可能■ 流量センサーはラミナーフローかマスフローのいずれかを選択できます。
流量センサーにより特徴を生かした計測ができます。
ラミナーフローセンサー (層流管)

マスフローセンサー► 豊富なレンジを用意。F.S.10mL/min ~ 100L/min の各レンジ► ポンプ吐出流量など脈動のある流量計測が可能► 可動部がなく堅牢で耐久性がある► 異なるライン圧や変化するライン圧での流量計測が可能► 気圧の補正も必要なく環境変化での補正が必要なし► 高応答のマスフローセンサー素子を採用■ 機能一覧 (標準搭載機能)
表示

計測画面を 6 種類用意、状況に合わせた画面を表示できます。

デジタルフィルター
データ解析

ブローチェック

フローテスト終了後、加圧弁を開いて流量が流れていることをチェックします。F4 タイプのみ

ユーザースパン

表示値を平均化しバラツキの少ない安定した表示にします。
カウンター、統計、波形グラフ
ユーザースパン値を任意、または自動的に設定する機能です。

2 段階判定上限 NG (UL2/UL)、下限 NG( LL2/LL)

排気干渉防止テスト後の排気のタイミングを外部で制御します。

信頼の検査回路
C-CHK

流量マスターの値と比較します。

F-CHK

毎回の測定時に流量マスターの値と最大 5000 データを内部に保持します。
データ収集

比較します。(オプション: CX)

フラッシメモリ－への保存も可能です。
流量値が LL NG ~ LL2 NG / UL NG ~ UL2 NG 範囲の時、既定のテスト圧を設定し、演算値で補数式補正

検出延長正表示させます。

圧力変動流量補正 2 ポイント補正

再検出を行う機能です。
外部排気弁対応 (排気弁ユニット別売)

予め２点間の圧力・流量データを記憶させ補正表示させます。
オプション用機能

マルチポイント補正

既定のテスト圧付近の流量値を予めサンプリングし補正表示させます。

外部バイパス対応（バイパスユニット別売）

AF-R221-985A1-D

■ 仕様一覧
測定流体空圧源 / パイロット圧源: Rc 1/4

エアー■ ラミナーフローセンサー±1.5% of F.S. ±1digit (指定テスト圧)

精度

指定テスト
圧力範囲

チャンネル数(ラミナー仕様の 100L のみ Rc 3/8)
配管接続口径500 mL/min 以上 Rc1/2■ マスフローセンサー±1.5% of F.S. ±1digit (指定テスト圧)±3.0% of F.S. ±1digit (指定テスト圧以外)

微圧(L01): 1~10 kPa (レギュレーター付属無)微低圧(L03): 10~30 kPa (マスフローのみ)
微低圧(L05): 10~50 kPa (ラミナーのみ)
低圧(L): 15~80 kPa
中圧(M): 30~700 kPa
負圧(V): -10~-70 kPa (ラミナー20L 以下)
32ch (0~31)

RS-232

タイマー

USB ポート(付属の電源ケーブルは AC125V 以下で使用)

使用温度範囲5 ~ 45°C

湿度80 %RH 以下, ただし結露なきことリア側ポート

T, IL, ML, D, P 固定長出力,F2

データ保存

流量、圧力、補正値、エアー温度、判定値、大気圧、他

設定値書き出しcsv ファイル

システム全体のバックアップ
ソフトウェアのアップデート
取扱説明書のコピー(PDF ファイル)
L/min, mL/min, L/s, mL/s, L/h, m3/h, mm3/s,USP(ユーザースパン)

圧力表示単位kPa, MPa, (psi, kg/cm2, bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg,mmH2O) ( )内は非SI

標準取付品

クイック取付金具, 各インターフェース接続コネクター, 電及び付属品

源コード(3m), 検査成績書, 取扱説明書

設定範囲
クリーンエアーを使用。
元圧はテスト圧より十分高い圧力が必要です。

T, IL, ML, D, P 固定長出力,F2

流量表示単位
999.9 秒 (分解能 0.1 秒)

テスト圧源

フロント側ポート

計測設定のバックアップ

AC100~240V±10%, 50/60Hz, 60VA max
電源

ワーク配管: 200 mL/min 以下 Rc 1/4

質量約 15 kg■ 外観図■ エアフローテスター周辺機器
外部排気弁ユニット

外部バイパスユニット

水や油が付着しているワークをテストする場合に、フローテスターへの異物侵入を防ぐことができます。

低圧・大容量ワークにおいて計測時間を短縮することができます。

フローマスター FM-2A*

F-CHK や C-CHK 等の流量確認が可能です。

AF-R221-985A1-D

■ 型式

AF-R221（（A . B . C . D E F. G）） （H , I , J））
A

流量センサー
センサー
センサー
記号

B

マスフローセンサー

ラミナーフローセンサー

F3

F4

流量センサーレンジ

センサー
センサー
マスフローセンサー

500ML

2L

5L

ラミナーフローセンサー

10ML

20ML

50ML

C

記号20L
100
ML

50L

100L

200ML

500ML

1L

2L

5L

10L

20L30L

50L

100L

圧力レンジ

D

圧力名
調圧範囲

微圧

微低圧

微低圧

1 ~ 10 kPa

10 ~ 30 kPa

10 ~ 50 kPa

低圧

記号

L01

30 ~ 80 kPa

中圧負圧

15 ~ 80 kPa

30 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa

M

V

L03

L05

L

L

マスフローのみ

ラミナーフローのみ

マスフローのみ

ラミナーフローのみ

空気回路
内蔵バイパス回路付

名称

内容

2 次側計測方式

大容積ワークなどに有効。内 排気弁を内蔵します。ワークか 加圧工程で、テスト圧より高い圧力を ワークの出口側の流量を計測し、蔵バイパス弁による加圧時 らのごみ吸い込みに注意が必 決められた時間（または到達圧力ま判定する回路です。
バイパス動作。
要です。
で）加圧し時間短縮を図ります。

B1

記号

E

二段加圧(バイパスユニットは別売)

内蔵排気弁付G1F

C単位F単位SI 単位 (日本国内は必須)

非 SI 単位 (海外販売のみ)UL 認定 (米国販売のみ・準備中）

記号

UX1

UX2

UX3

オプション

記号

記号

CX 自動 CAL チェック回路

内容
F オプションで電空レギュレーター仕様を選択したとき指定します。
マスターワークによる感度チェックを毎回のテスト工程において判定チェックします。

FR

2 レンジ
(F4 選択時のみ)

１つの流量センサーで２つのレンジを提供できます。（流量センサーによる）K (F4 選択時のみ)

高性能の大気圧センサーを搭載し、自動で大気圧を取り込み補正します。

P

スピコン

レギュレーター出口にスピコン付

D FTP 用メモリー

FTP 機能が使用できます。

R1

G

名称
二段加圧用
電空制御コネクター

流量レンジ

VA
I

VE

AC 125 V 3 m

ストップバルブ開閉

W 確認スイッチ

大気圧センサーストップバルブの開け忘れを知らせます。

I テスト圧力範囲
正圧
負圧
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa--10 ~ 700 kPa---

流量レンジは一覧表の中からお選び下さい。
指定テスト圧は各レンジのテスト圧範囲内でご指定願います。
範囲を超えるものについてはご相談下さい。

換算温度
温度
記号

VK

AC 250 V 2 m （中国専用）

H 流量レンジ
流量範囲
レンジ記号
10ML
0 ~ 10 mL/ min
20ML
0 ~ 20 mL/ min
50ML
0 ~ 50 mL/ min
100ML
0 ~ 100 mL/ min
200ML
0 ~ 200 mL/ min
500ML
0 ~ 500 mL/ min
1L
0 ~ 1 L/min
2L
0 ~ 2 L/min
5L
0 ~ 5 L/min
10L
0 ~ 10 L/min
20L
0 ~ 20 L/min
30L
0 ~ 30 L/min
50L
0 ~ 50 L/min
100L
0 ~ 100 L/minI テスト圧力範囲
負圧
正圧
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 700 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 500 kPa-10 ~ -70 kPa
10 ~ 500 kPa-10 ~ -50 kPa
10 ~ 500 kPa---

AC 250 V 2 m

ラミナーフロー

H 流量レンジ
レンジ記号
流量範囲
500ML
0 ~ 500 mL/min
2L
0 ~ 2 L/min
5L
0 ~ 5 L/min
20L
0 ~ 20 L/min
50L
0 ~ 50 L/min
100L
0 ~ 100 L/min

J

全ポート NPT 仕様 (ボールバルブ含)

テスト圧力指定

マスフロー•••J1 US 仕様（NPT）

内容

電源ケーブル記号H

名称20 °C

0 °C

SN

この製品案内の内容は、2022 年8 月現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合があります。

本社〒192-0032東京都八王子市石川町2974-23
TEL (042)642-1357 FAX (042)646-2439

http://www.cosmo-k.co.jp/

東京: (042)639-7874
北関東: (0285)30-0401
名古屋: (052)772-8787
大阪: (06)6395-2671

広島: (082)264-5259
浜松: (053)430-5073
東北: (022)246-8701
九州: (092)477-2627

海外: 中国・韓国・台湾・マレーシア・タイ・インドネシア
ベトナム・インド・ドイツ・米国・メキシコ
ブラジル・オーストラリア

代理店

AF-R221-985A1-D