センサの各部名称と働き

DSP ワイヤレス筋電センサ

梱包品

その他弊社製品で必要なもの

DSP ワイヤレス ECG/HR ロガー

ご使用頂く前に、下記の梱包品が全て揃っていることをご確認ください。

無線接続
データ送受信装置（別売り、SS-RF24TR1 / SS-RF24TR2）をパソコンの USB ポートに接続します。

型番（SS-EMGD-SM / SS-EMGD-HM / SS-EMGD-HMAG/ SS-EMGW-SM / SS-EMGW-HM / SS-EMGW-HMAG/ SS-ECGHR / SS-ECGHRAG ）①4
3

最初にお読みください v1.4.0

2

注意事項
・本取扱説明書に記載された製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
・本製品を保管・設置する場合は、水、油、薬品、異物が侵入しないようにしてください。本製品内に異物などが混入した場合、機器の誤動作や破損の原因となります。
・本製品を分解し、改造を⾏うことは電波法に基づいた処罰を受けることがありますので、絶対に⾏わないで下さい。
・本製品は、日本国内の法規に基づいて製作しておりますので、日本国内でのみご使用下さい。
・バッテリーが切れた場合には必ず充電をして保管してください。また、3 カ月以上使用しない場合も、充電を満タンにしてから保管してください。
・計測時に発汗を伴う場合は、Micro USB コネクタの差込口、ボタン部にテープを貼るなどして防水対策を⾏ってください。
・本製品のふたを開けないでください。開けた場合は保証対象外となります。
・本取扱説明書の記述については、万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や誤りなどお気づきの事柄がありましたら、当社窓口へご一報くださいますようお願い致します。

③免責事項

④

製品保証書 1 枚⑤

本書（最初にお読みください）・自身および当社の責任以外の火災、第三者による⾏為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤使用、その他の特異条件下での使用により生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
・本資料の記載事項が守られなかったことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

図 1．センサ本体（以下、センサ）②

図 3．データ送受信装置
1

通信を⾏う無線チャンネルは、センサと同一のものに設定しておく必要があります。
お買い上げ時はセンサ、データ送受信装置ともに“ch18”に設定されています。

図 2．Micro USB ケーブル（以下、USB ケーブル)

パソコン
インストール DVD※ ワ イ ヤ レ ス セ ン サ ー モ ジ ュ ー ル 専用の LabVIEW ア プ リ ケ ー シ ョ ン は 、 National
Instruments 社 LabVIEW 実⾏環境の上に構築されているため、LabVIEW アプリケーション実⾏環境をインストール するためのディスクスペースが必要です。

1

データ送受信装置の無線チャンネル変更は、下記手順で⾏ってください。

② 「LabVIEW installer」フォルダ内の「setup.exe」を実⾏してください。
③ 表示される指示に従ってインストールしてください。

・計測中

USB ドライバの確認、インストール

1 秒間に短い点滅 3 回

通常自動でインストールされますが、後述する 9 ページ「3．パソコンと接続する」で COM ポートが表示されない場合、DVD 内の「Manual」→「ドライバインストール.pdf」を参照して、USB ドライバ（TI Driver）のインストールを⾏ってください。

・ファイルデータ保存中
3 秒間に⻑い点滅 1 回

旧アプリケーションと異なる点

・スタンバイ時（バッテリー残量少）・旧製品では、リアルタイム計測値表示と設定を⾏うアプリが同じでしたが、新製品では、リアルタイム計測値表示と設定のアプリが分かれています。

1 秒間に⻑い点滅 1 回・計測中（バッテリー残量少）① インストール DVD 内の「Other̲Application」→「無線周波数設定」→「データ送受信装置設定アプリケーション」→「ss̲wSetting.exe」を起動してください。
② Ⓐプルダウンメニューからデータ送受信装置の COM ポートを選択します。
③ Ⓑ「接続」を押します。
④ Ⓒプロダクトリストから「データ送受信装置Ⅱ」を選択します。
⑤ Ⓓ「ステータス情報取得」を押し、Ⓔで現在の無線チャンネルを確認します。
⑥ 無線チャンネルを変更する際はⒻプルダウンメニューから設定したいチャンネルを選択し、Ⓖ「無線チャンネル設定」を押します。
⑦ 再度Ⓓ「ステータス情報取得」を押し、Ⓔで無線チャンネルが変わっていることを確認します。
⑧ 最後にⒽ「停止」を押し、アプリケーションを停止します。

製品に関するお問合せは、お電話（平日︓10:30〜18:00）にて 092-408-1203 にお掛けいただくか、下記のメールアドレスへご連絡ください。
support@sports-sensing.com
サポートサイトは下記の URL よりご覧ください。
http://support.sports-sensing.com/hc/ja
QR コードABCH・旧製品では計測メモは非対応です。

4サポート

データ送受信装置の無線チャンネル設定について① インストール DVD をパソコンに挿入してください。

① 電源ボタン︓ 電源の ON / OFF② 操作ボタン︓ 各種設定変更（今後アップデート予定）③ 表示 LED
︓ 各種設定を表示（今後アップデート予定）④ 動作 LED︓ 動作状態を表示⑤ 充電 LED︓ 充電中に点灯、フル充電で消灯⑥ MicroUSB コネクタ ︓ 有線接続、充電の際、USB ケーブルを挿します（以下、コネクタ）

32

インストールする

1 秒間に短い点滅 1 回

図 4．外観と各部名称

LabVIEW アプリケーションの必要要件
OS
Windows7, 8, 8.1, 10
CPUPentium 4 2GHz 以上（Core 2 Duo 以上を強く推奨）
Memory512MB 以上
HDD
800MB 以上の空き容量（LabVIEW 実⾏環境分を含む）
USB
1 ポート（2 ポート以上を推奨）

本製品の保証期間は、納品日から起算して 1 年間です。
詳細は別紙 「製品保証書」 をご確認ください。

・スタンバイ時

6

お客様に準備いただくもの保証期間

動作 LED の表示について

5D

1 秒間に短い点滅 2 回、⻑い点滅 1 回・新製品では無線接続でセンサの ID 変更が可能です。
E・新製品「アプリケーション停止」 旧製品「停止」
新製品「受信バイト数」 旧製品︓記載なし

GF

図 5 ．データ送受信装置設定アプリケーション
5678

クイックスタート（基本操作編）

有線接続の場合

USB ケーブルにてセンサとパソコンを接続すると、充電されます。充電中は図 4⑤「充電 LED」が点灯します。満充電になるまでの時間は電池残量 0 の場合、約 1.5 時間です。充電が完了すると、「充電 LED」は消灯します。

付属の USB ケーブルでパソコンと接続してください。
あとは、無線接続の④以降の手順と同じです。
※有線接続での筋電、心電、心拍計測はノイズの影響が大きいため、⾏えません。
※接続を切る場合、図 6ⓜ「アプリケーション停止」を押してください。有線接続の場合、「アプリケーション停止」を押さずに USB ケーブルを抜くと、次の接続の際エラーとなります。その際は一度アプリケーションを閉じて、再度起動してください。

２．アプリを起動する

３．センサの設定をする

１．センサを充電する

スタートメニュー → プログラム →「Sports Sensing」→「ssWsensor2017」を起動して下さい。

３．パソコンと接続する
無線接続の場合① センサの電源を入れます。センサ本体の電源ボタンをボールペンなどで押すことで、電源が入ります。針など先が固く尖ったものでは押さないでください。ボタン故障の原因となります。
※電源が入ったときは、図 4③「表示 LED」が 0〜99 までカウントアップし、、無線 ch とセンサ ID が表示された後に図 4④「動作 LED」が点滅します。
② データ送受信装置をパソコンの USB ポートへ接続してください。
③ データ送受信装置が接続された COM ポートの確認をデバイスマネージャーで⾏います。
④ データ送受信装置の COM ポートと接続を⾏います。図 6ⓑプルダウンメニューより③で確認した COM ポートを選びます。
※有線と無線の両方で接続している場合、両方の COM ポートが表示されます。
有線と無線どちらの COM ポートか分からなくなった場合は、一度 USB ケーブルかデータ送受信装置のどちらかを抜いて確認してください。

m① 図 6ⓔ「プロダクトリスト」から“ALL”を選択します。ID 番号をセンサの ID（デフォルトは１）に変更してください。
② 図6ⓚ「ステータス情報取得」を押してください。接続されているセンサのステータス情報が取得できます。
※取得できない場合は送受信装置とセンサの無線チャンネルがあっていないか、図 6ⓔの選択が正しくない可能性があるので確認してください。
③ センサの設定を変更する場合図 6 の(ア) 測定周波数（図6ⓡ）※筋電センサはどの周波数に設定しても 1kHz になります。
(イ) 測定時間（図 6ⓢ）(ウ) 無線チャンネル（図 6ⓣ）(エ) ID（対象センサモジュール ID）（図 6ⓤ）で設定を⾏います。
値を変更した後、設定ボタン（図 6 ⓝ、ⓞ、ⓟ、ⓠ）を押すと、設定されます。
※（ウ）で設定した無線チャンネルは 7 ページで設定したデータ送受信装置で設定した無線チャンネルと同じにしてください。
※増幅率可変(PGA ゲイン)機能につきましては、取扱説明書「スポーツセンシング計測アプリケーション 2017」をご覧ください。

⑤ 図 6ⓐ「接続」を押してください。接続が確⽴すると、 図 6Ⓒの赤いバーが動き始めます。
※COM ポート名がリストにない場合は、“更新”を選択すると、再度リストアップが⾏われます。
9105.3 複数台同時制御の場合① 図 6ⓗで、ご使用の機器(複数)を選択していただき、「VIEWER 選択」を押して、表示アプリケーションを開いてください。

5.1 共通設定

Lab④ 図 6ⓚ「ステータス情報取得」を押すと設定が更新されますので、更新されているかことを確認してください。
※電源 OFF については、アプリケーションにて図 6Ⓛ「電源 OFF」を押すか、センサ本体の電源ボタンを押してください。また有線接続の場合は、USB ケーブルを抜いても電源が切れます。
※USB ケーブルを抜いた際、再起動してしまう場合があります。その場合はセンサ本体の電源ボタンで電源を OFF にしてください。

５．計測を⾏う

dce

phqk

1 5J4

図 6.

６．データを保存する

Q．電源が入りません
A．電池が空になっている可能性があります。充電後、再度電源ボタンを押してください。9 ページ「1．センサを充電する」をご参照ください。

④ 図 6ⓔにて“ALL”、“複数台制御”と指定します。

④ 表示された一覧より、保存したいファイルの選択を⾏います。

⑤ 図 6ⓖで台数と測定周波数の設定を⾏います。
例︓3 台、リアルタイム表示 40Hz、メモリ記録 200Hz で測定したい場合→ “ID1~3（通常 40Hz／200Hz）”
4 台、メモリ記録 1kHz で測定したい場合→ “ID1~7（間引 100Hz／1kHz)”※選択する台数は、使用する最大 ID より数字の大きいものを選択してください。
例︓2 台で ID1、6 を使用 → ID1~7 以上を選択する。
※間引きの場合、リアルタイム表示が（ ／ ）の左側、メモリ記録が右側のサンプリング数とそれぞれなります。

⑤ 図 7㋑「ファイルデータ保存」を押します。

ア⑥ 図 6ⓚ「ステータス情報取得」を押して、複数台のステータス情報を同時に取得すると全てのセンサのステータス情報が表示されます。図 6Ⓙの対応する ID のランプが“水⾊”に点灯します。

Q．保存したデータが欠けています
A．無線接続でファイルデータ保存した場合、データが欠ける場合があります。
データを保存する際は、有線接続で⾏ってください。

⑧ 「計測開始」を押し、計測を開始すると、複数台の波形が表示され、計測を⾏えていることを確認できます。計測中は図 6Ⓙの対応する ID のランプが“緑⾊”に点灯します。

Q．時計がカウントアップしているのに、リアルタイム波形表示されません。
A．無線通信が正常に⾏えなかった可能性がございます。一度、計測停止を押していただき、再度計測開始してください。

イ

Q．筋電波形が表示されません。
A．電極が皮膚に 接して いない、または皮膚が乾燥している、皮 膚の汚れ、皮 脂の影響が考えられます。アルコールで拭くなど前処理を⾏ってみてください。

図７．ファイルブラウザタブ

14Q．接続ができません（COM ポートエラーと表示されます）
A．データ送受信装置がパソコンに繋がっているか、もしくは有線接続されているか確認してください。9 ページ「3．パソコンと接続する」をご参照ください。
A．正しい COM ポートが選択されているか確認してください。
A．アプリを終了させた後、PC の USB ポートからデータ送受信装置またはセンサを抜いたのち接続しなおしてください。その後アプリを起動し上記の手順を⾏ってください。
Q．ステータス情報取得ができません。
A．プロダクトリスト、対象センサモジュール ID が正しく選択されていない可能性があります。正しく選択されているかご確認ください。10 ページ「4．
センサの設定をする」をご参照ください。
A．無線接続の場合、センサとデータ送受信装置の無線チャンネルが異なっている場合があります。有線接続ができることをご確認後、無線チャンネルを合わせてください。7 ページ「データ送受信装置の無線チャンネル設定について」と 10 ページ「4．センサの設定をする」をご参照ください。

⑥ 保存先、ファイル名を指定し、「OK」を押すと、保存が開始されます。

⑦ 図 6ⓓ「計測準備」を押すと図 6Ⓙの対応する ID のランプが“⻘⾊”に点灯します。

1312

７．Q＆A

※データ保存は 1 台ずつ（“個別制御”で）⾏ってください。
① パソコンと有線接続で接続します（9 ページ「3.パソコンと接続する」参照）。
この際、メインのアプリケーションは終了してください。
② アプリケーション下部より、「ファイルブラウザタブ」を選択します。
③ 図 7㋐にある「ファイル情報取得」を押してください。内蔵メモリに保存されているファイルの一覧が表示されます。

⑤ 図 6ⓓ「計測停止」を押すか、図 6ⓢで設定した測定時間設定の時間になると計測が終了します。

アプリケーション画面
11③ ID 設定は、10 ページ「4．センサの設定をする」の③を参照してください。

④ 図 6ⓓ「計測準備」を押し、図 6Ⓙの対応する ID のランプが“⻘⾊”に変わったのを確認後、図 6ⓓ「計測開始」を押すと計測が開始（図 6Ⓙの対応する ID が“緑⾊”に変化）され、Viewer アプリケーションに波形が表示されます。
※図 6Ⓙの左上が ID1 で矢印の順で並んでいます。

tui

5.2 個別制御（1 台のみ）の場合③ 図 6ⓘ「計測メモ」にメモした内容は、本測定の際計測データと一緒にメモリに保存されます。

sg② ぞれぞれのセンサには、あらかじめ異なる ID を設定しておく必要があります（例︓センサ 3 台の場合、ID1, 2, 3 にそれぞれ設定）。

② 図 6ⓔにて“1 台制御”と指定し、計測に使うセンサの ID（デフォルトは 1）を指定してください。

rof

図 6ⓕ「本測定」「予備測定」のチェックボックスから、いずれかを選択してください。
・本測定 ︓内蔵メモリにデータ保存＋リアルタイム波形表示
・予備測定︓リアルタイム波形表示のみ① 図 6ⓗで、ご使用の機器(1 台)を選択していただき、「VIEWER 選択」を押して表示アプリケーションを開いてください。

n1516