D IK -0 5 0 1

D a i k i Locati on Man ag e r Ⅱ （GIS ソフ ト ）DIK-2610

土 壌 採 取 場 所 と 調査関連データを一元管理！
1.

多彩な機能

3.

便利

無粉塵型自動粉砕篩分装置の他、弊Daiki Location Manager（DLM Ⅱ ）社製品のデータダウンロー ド か ら

ソフトウエアで、測定試料の採取地データ解析まで、このソフトひとつ点をデジタル地図上に登録することで対応できます。

が で き ま す。 ま た、 登 録 地 点 は ア

DLM メイン画面

無粉塵型自動粉砕篩分け装置
リンクファイル（ワード）イコン表示され地図からリンク設定
2.

リンク設定機能で全ての情報をファイルのデータを呼び出すことが一元管理可能です。

特許第 5055524 号

リンク設定機能とは、別ファイルで作成された様々な試料採取地点に関4.

簡単する情報を、採取地点データとリンDaiki の GIS ソ フ ト ( D LM Ⅱ ) は、クできる機能です。DLM ソフトウェ

誰でも簡単にお使いいただけるようアを活用すれば PC の中に山積して操作メニューを全て日本語で設計しいるデータを全て管理できます。ています。

リンクファイル（エクセル）

地図上からの地点登録

データの登録・編集

リンクファイル（動画）

仕様・価格
仕様
項目
外形寸法

価格 （税別）内容

W750 × D670 × H700mm （突起部 ・ キャスターを除く）

重量

約 160kg

粉砕方式

遊星式回転装置型式
DIK-2610

製品名
無粉塵型自動粉砕篩分け装置 RK4 Ⅱ

数量1式〔 内 訳 〕
DIK-2600-10 無粉塵型自動粉砕篩分け装置

1台

DIK-2600-11 試料容器

8組

DIK-2600-12 粉砕棒 （金属芯 + 芯ケース）

8本

1 回の粉砕時間設定

30 ～ 120 秒

加減速度

10 ～ 80rpm

回転速度

100 ～ 800rpm

消費電流

最大約 2.5A

DIK-2600-51 粉塵保護容器

1個

電源AC100V

DIK-2600-52 試料投入容器 （インナー容器）

1個

試料容器材質ポリプロピレン

DIK-2600-53 篩リング （円孔篩φ 2mm）

1個

試料容器内容積

試料投入容器 約 900ml
受け容器 約 600ml

DIK-2600-54 受け容器

1個

DIK-2600-55 受け容器用キャップ

1個

約 100 ～ 200g/1 容器

DIK-2600-58 金属芯 （モリブデン製）

1本

DIK-2600-59 粉砕棒用芯ケース （キャップ付）

1組

推奨土壌投入量〔 部 品 〕

＊ダイオキシン分析用に、特注のステンレスインナー容器もあります。（詳しくは営業部までご連絡ください）

土と水を守る取 扱 店• 環境分析の土壌粉砕・篩分けに最適

本社〒 365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台 212-8  Tel 048-568-2500 ( 代） Fax 048-568-2505
西日本営業所〒 525-0032 滋賀県草津市大路 2-9-1 Tel 077-567-1750 ( 代） Fax 077-567-1755
Head Office
Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.
212-8 Akagidai, Kounosu-shi,Saitama,365-0001 Japan.  

• 土壌前処理時間の大幅な短縮を実現• 多試料の土壌粉砕と篩分けが同時に短時間で可能

Tel:+81-48-568-2500 Fax:+81-48-568-2505

Branch Office
Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.
Rn.603, 9-1 Oji 2-chome, Kusatsu, Shiga, 525-0032, Japan.

• 粉塵がでないため、放射能汚染土壌の粉砕や篩分けも安心

Tel:+81-77-567-1750 Fax:+81-77-567-1755• 土壌の粉砕と直径 2mm 以下の篩分け工程が 1 台の装置で可能

Internet : https://www.daiki.co.jp/ E-mail : mbox@daiki.co.jp●仕様 ・ 外観は改良のため、 予告なく変更することがあります。 ●カタログと、 実際の商品の色とは、 印刷の関係で多少異なる場合もございます。
●カタログ記載内容／ 2022 年 6 月 1 日

The contents of this catalog are subject to change without prior notice.

22.06.2610

主な特長

粉砕手順
•

環境汚染土壌分析等多試料の土壌粉砕・篩分けに最適！

•土壌の粉砕と直径 2mm 以下の篩分け工程を 1 台の装置で同時に行うことが可能。土壌前処理時間の大幅な短縮が可能になりました。

•

4 個の専用容器で同時に粉砕可能。1 個の容器で約 100 ～200g の土壌試料を投入可能です。

•

土壌試料の採取

石や根の除去粉砕

篩い分け（粒径揃え）

抽出作業

分析

1 回の粉砕時間は、約 30 秒～最長 2 分と短時間での粉砕が可能。容器清掃の手間も省け、大幅な作業の効率化が可能になりました。

•

粉塵がでないため、放射能汚染土壌の粉砕や篩分けも安心。
集塵装置も必要ありません。

•

専用容器は洗浄して繰り返し使用可能。環境にやさしい製品です。

•1. 粉砕前の土壌（例）2. 土壌の投入

3. 試料容器の取付

4. 粉砕篩分け完了

5. 粉砕後の土壌（例）

風 乾 さ せ た 赤 玉 土（ 粒 径 約

試料容器に粉砕したい土壌を装置本体に試料容器を取り付土壌が 2mm 以下に粉砕篩分

90 秒 間 粉 砕 篩 分 け 後、2mmます。

径約 2mm 以下）の状態

10mm）

100 ～ 200g 投入します。

土壌の量が多いと粉砕効率が下がりますのでご注意くださ
い。

けます。

90 秒～ 120 秒間粉砕篩分けしけされ、受け容器に回収されの円孔篩を通過した赤玉土（粒粉砕が足りない場合は、再度ます。

粉砕を繰り返してください。

試料容器（1 台に 8 組付属）①

試料容器を組立てた状態②

粉砕篩分け中に、装置内部で粉塵が容器外にでないように試料容器（ポリプロピレン製）は組立式になっています。

粉砕効率の良い遊星式回転装置を導入。装置の小型化が実現したことで、実験室内にも設置 が可能です。

この工程を同時に且粉塵を出さず行なう

2 重構造の蓋により、粉砕土壌が漏れない構造になっています。

粉砕篩分けメカニズム
容器回転方向（自転）

受け容器にキャップを付けた状態

最適なメカニズムを目指し
流体力学理論による設計

ﾓｰﾀｰ

④

土壌を回収する受け容器は、受け容器用キャップを取り付けて、保存容器として使用することが可能です。

⑤

試料容器各部品①②③④⑤

横から見た図密閉容器③

DIK-2600-51
DIK-2600-52
DIK-2600-53
DIK-2600-54
DIK-2600-55

粉塵保護容器
試料投入容器（インナー容器）
篩リング（円孔篩φ 2mm）
受け容器
受け容器用キャップ＊ダイオキシン分析用に、特注のステンレスインナー容器もあります。（詳しくは営業部までご連絡ください）

モーターとテーブルの回転方向（公転）遠心力r

粉砕棒（1 台に 8 本付属）重力上から見た図a合力土容器回転方向（自転）

自転と公転を組み合わせる「遊星式回転装置」と粉砕棒を開発したことにより、短時間の粉砕を実現しました。

回転容器内の土粒子の運動①
粉砕棒は、粉砕効率を上げるため、比重の重いモリブデン製の金属芯を使用。ポリプロピレンのケースを被せて石を粉砕しないように工夫されています。

①②③②③

DIK-2600-12 粉砕棒（金属芯＋芯ケース）
DIK-2600-58 金属芯（モリブデン製）
DIK-2600-59 粉砕棒用芯ケース（キャップ付）