Bedienungsanleitung

Zentrifuge SMC 6plus
mit Ausschwingrotor, 6-fach
SARSTEDT- Nr.: 90.184.660

Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus

Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus

Inhaltsverzeichnis

1. Gerätedaten

1. Gerätedaten................................................................................................................................................3(bei der Aufstellung vom Kunden auszufüllen)

2. Wichtige Adressen......................................................................................................................................3
3. Wichtige Hinweise......................................................................................................................................3Typ:

3.1. Erklärung der Symbole.........................................................................................................................4
3.2. Gerätespezifische Sicherheitshinweise.................................................................................................4
3.3. Verpflichtung des Betreibers................................................................................................................5
3.4. Verpflichtung des Personals.................................................................................................................5
4. Weitere Hinweise........................................................................................................................................6
4.1. Gewährleistung und Haftung................................................................................................................6

Serien Nr.:
Aufstellungsort:
Aufstellungsdatum:
Inventar Nr.:

4.2. Außerbetriebnahme / Entsorgung........................................................................................................6
5. Beschreibung des Gerätes..........................................................................................................................6
6. Transport, Aufstellung und Anschluss..........................................................................................................7
6.1. Auspacken...........................................................................................................................................7
6.2. Aufstellen.............................................................................................................................................7
6.3. Inbetriebnahme....................................................................................................................................8
7. Bedienung..................................................................................................................................................97.1. Bedienungselemente...........................................................................................................................97.2. Zählwerk..............................................................................................................................................9

2. Wichtige Adressen
Vertrieb durch:
SARSTEDT AG & Co.
Postfach 1220
D-51582 Nümbrecht
Telefon: +49 22 93 / 305 - 0
Telefax: +49 22 93 / 305 - 3450
E-Mail: info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Service:
DESAGA GmbH / SARSTEDT-Gruppe
Serviceabteilung
In den Ziegelwiesen 1–7
D-69168 Wiesloch
Telefon +49 62 22 / 92 88-65
Telefax +49 62 22 / 92 88-60

EC-REP
Emergo Europa
Molenstraat 15
NL-2513 The Hague
Telefon +31 70 345 - 8570
Telefax +31 70 346 - 7299

7.3. Beladung des Rotors.........................................................................................................................10
7.4. Zentrifugieren.....................................................................................................................................10
8. Technische Daten.....................................................................................................................................11
9. Wartung und Instandhaltung.....................................................................................................................129.1. Serviceadresse..................................................................................................................................129.2. Reinigen............................................................................................................................................129.3. Aus- und Einbau des Rotors..............................................................................................................139.4. Regelmäßige Wartungsarbeiten.........................................................................................................139.5. Programmierung................................................................................................................................14

3. Wichtige Hinweise
Beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung!
Grundvoraussetzung für den korrekten Umgang und den störungsfreien Betrieb des Gerätes ist die Kenntnis
der Inhalte dieser Bedienungsanleitung.
Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung als Informationsgrundlage für Ihr Gerät auf.

9.6. Zugriff in die Rotorkammer bei Stromausfall.......................................................................................15
10. Index......................................................................................................................................................15
Kontaminations-Fragebogen.........................................................................................................................16

Urheberrecht:
Das Urheberrecht der vorliegenden Bedienungsanleitung hat die SARSTEDT AG & Co. Die Bedienungsanleitung
ist nur für das bedienende Personal und für den Käufer des Gerätes bestimmt. Diese Bedienungsanleitung darf
ohne das schriftliche Einverständnis der SARSTEDT AG & Co. weder vollständig, noch in Teilen vervielfältigt oderverbreitet werden. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen haben.

Technische Änderungen vorbehalten!
Nümbrecht, im März 2015
SARSTEDT AG & Co.

2

3

Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus
3.1. Erklärung der Symbole
Diese Bedienungsanleitung enthält folgende wichtige Symbole, um auf Gefahren und Bedienungsfehler
hinzuweisen.
Das „Achtung“ Zeichen bedeutet, dass in diesem Abschnitt:• Wichtige Hinweise gegeben werden.
• Eine unmittelbare oder möglicherweise drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit
von Personen beschrieben ist.
• Ein Hinweis auf gefährliche Situationen zu finden ist.
Das Nichtbeachten dieses Symbols kann zu leichten bis schweren oderlebensgefährlichen Verletzungen oder zu Sachbeschädigung führen.

Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung!

Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen!
• Das Nichtbeachten dieses Symbols kann schwere gesundheitliche Schäden zur Folge haben.
• Beachten Sie im Umgang mit diesen Stoffen stets die gültigen
Unfallverhütungsvorschriften (UVV).

Dieses „Info-Symbol“ gibt einen Hinweis auf Informationen zum sachgerechten Umgang mit
dem Gerät oder auf allgemeine Informationen zum besseren Verständnis. Ein Nichtbeachten
der Hinweise kann dazu führen, dass das Gerät fehlerhaft bedient oder sogar beschädigt wird.
Weitere Symbole enthalten Hinweise zu dem im Symbol dargestellten Thema, zum Beispiel zu
Unfallverhütungsvorschriften, Spannungsversorgung, Wartung oder Entsorgung.

3.2. Gerätespezifische Sicherheitshinweise
Dieses Gerät wurde nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Die einschlägigen Sicherheitshinweise und Richtlinien
sowie Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-Vorschriften für den Einsatz im Labor sind zu
beachten. Dennoch können während des Betriebs Gefahren für den Benutzer, für Dritte bzw.
Beeinträchtigungen am Gerät oder an anderen Sachwerten entstehen.
Das Gerät ist nur zu benutzen:• Für die bestimmungsgemäße Verwendung.
• In sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.
• Unter Beachtung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften.
• Zum Trennen von Stoffen unterschiedlicher Dichte bzw. Partikelgröße, die in einer Flüssigkeit
suspendiert sind.
• Mit einer maximalen Probendichte von 1,15 g/cm3

4

Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus

Das Gerät darf nicht eingesetzt werden:• In explosionsgefährlichen Bereichen.
• Mit brennbaren oder explosiven Stoffen oder solchen Substanzen, die heftige Reaktionen
miteinander eingehen können.
• Zum Zentrifugieren von toxischen oder radioaktiven Materialien sowie pathogenen
Mikroorganismen ohne geeignete Sicherheitssysteme.

Das Gerät wird mit einer Spannung von 115 / 230 V ~, ± 10 %, betrieben.
Deshalb sind folgende Hinweise unbedingt einzuhalten:• In das Gerät dürfen kein Wasser oder andere Flüssigkeiten eindringen.
• Beim Anschluss des Gerätes an das Netz darf nur die mitgelieferte Netzanschlussleitung
verwendet werden.
• Die Anschlussleitung vor der Inbetriebnahme auf Schäden überprüfen.
• Schadhafte Leitungen dürfen auf keinen Fall verwendet werden.
• Das Gerät nur an die Netzspannung anschließen, die auf dem Typenschild angegeben ist.
• Beschädigte Geräte dürfen nicht betrieben werden.
• Niemals verschraubte Gehäuseteile öffnen.
• Netzanschlussleitung aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt
wird oder wenn es gereinigt werden soll.

Das Gerät darf nur mit dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zubehör
betrieben oder komplettiert werden.

3.3 Verpflichtung des Betreibers
Der Betreiber des Gerätes verpflichtet sich, nur Personen mit Arbeiten an dem Gerät zu beauftragen, die dieseBedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Dies sollte durch ihre Unterschrift bestätigt werden.
Das sicherheitsbewusste Arbeiten des Personals sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

3.4. Verpflichtung des Personals
Personen, die erstmalig mit dem Gerät arbeiten, verpflichten sich vor der Inbetriebnahme:• Diese Bedienungsanleitung durchzulesen.
• Die geltenden Regeln und die Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

5Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus

Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus

4. Weitere Hinweise

6. Transport, Aufstellung und Anschluss

4.1. Gewährleistung und Haftung

Lieferumfang

Grundsätzlich gelten die „Lieferungs- und Zahlungsbedingungen“ der SARSTEDT AG & Co. Diese sind auf derRückseite der Rechnung vermerkt.

Standardlieferumfang
1 x Zentrifuge SMC 6plus mit Ausschwingrotor 6-fach
6 x Röhrenhalter, bis 100 mm
6 x Röhrenhalter, bis 75 mm
1 x Netzanschlussleitung
1 x Bedienungsanleitung

In der Gewährleistungszeit darf das Gerät nur von der SARSTEDT AG & Co. oder von durch die
SARSTEDT AG & Co. autorisierten Personen repariert werden. Bei unsachgemäßer Handhabung oder
Reparatur erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung. Das Gerät entspricht den internationalen
Sicherheitsvorschriften.
Gewährleistungs- und Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden
Ursachen zurückzuführen sind:• Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes.
• Unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes.
• Betrieb des Gerätes bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten odernicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen.
• Nichtbeachtung der Hinweise der Bedienungsanleitung hinsichtlich Transport, Lagerung, Montage,
Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Rüsten und Entsorgen.
• Eigenmächtige Veränderungen am Gerät.
• Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.
• Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen.

Zubehör
92.184.554
92.184.553
92.184.551
92.184.552
92.184.555

Art. Nr.: 90.184.660

0,25 Zoll Gummiadapter (empfohlen für Glas- und Flachbodenröhren)
1,0 Zoll Gummiadapter (empfohlen für Glas- und Flachbodenröhren)
6 x Röhrenhalter, bis 100 mm
6 x Röhrenhalter, bis 75 mm
1 x Verschlusskappen für Röhrenhalter

Sollten Sie Fragen zu weiteren SARSTEDT-Geräten oder zu dem SARSTEDT-Lieferprogramm haben, setzen Sie
sich bitte mit:
SARSTEDT AG & Co.		
Postfach 1220			
D-51582 Nümbrecht

Telefon: +49 22 93 / 305 - 0
Telefax: +49 22 93 / 305 - 3450

oder Ihrer lokalen SARSTEDT Verkaufsagentur in Verbindung.

4.2. Außerbetriebnahme / Entsorgung• Die Entsorgung des Gerätes ist von einem zugelassenen Fachunternehmen oder demörtlichen Abfallentsorgungsunternehmen fachgerecht durchzuführen.
• Substanzen, die im Zusammenhang mit diesem Gerät verwendet bzw. eingesetzt werden,
unbedingt fach- und sachgerecht handhaben und entsorgen.

6.1. Auspacken• Die Unversehrtheit der Verpackung und des Gerätes prüfen.
• Bei Transportschäden bitte sofort an den Spediteur wenden! Meldefrist der einzelnen
Transportunternehmen (Bahn, Post, Paket-Dienste oder Spedition) beachten. Sie beträgt
unter Umständen nur 24 Stunden.
• Lieferumfang prüfen.
• Mängel und Schäden sind sofort an die SARSTEDT AG & Co. zu melden!

Diese Bedienungsanleitung besteht aus Papier.

6.2. Aufstellen

5. Beschreibung des Gerätes
Die Zentrifuge SMC 6plus ist eine für den Dauerbetrieb ausgelegte Tischzentrifuge mit Ausschwingrotor. Der
im Standard-Lieferumfang enthaltene Ausschwingrotor und die Röhrenhalter können bis zu 6 Probenröhren
aufnehmen. Der spezielle Ausschwingrotor ermöglicht eine schnelle und einfache Probenbestückung sowie eine
vollständige horizontale Trennung.
Ein Deckel-Sicherheitsschalter verhindert den Betrieb der Zentrifuge, während der Deckel geöffnet ist. Die gelbe„LATCH“ Anzeige an der Vorderseite des Gerätes leuchtet auf, sobald der Deckel korrekt verriegelt wurde.
Zusätzlich zu dem Deckel-Sicherheitsschalter ist die SMC 6plus mit einem „0 UpM“-Deckelverriegelungssystemausgerüstet. Dieses Sicherheitssystem hält den Deckel zu jeder Zeit geschlossen (selbst bei Stromausfall) undstellt sicher, dass der Deckel erst geöffnet werden kann, wenn der Rotor zum Stillstand gekommen ist.

6

• Die Zentrifuge auf eine feste, erschütterungsfreie und ebene Fläche stellen.
• Um die Zentrifuge herum einen Sicherheitsbereich von mindestens 30 cm einhalten.
• Innerhalb des Sicherheitsbereiches dürfen sich während des Zentrifugierens keine Personenoder Gefahrstoffe befinden.
• Während des Betriebes darf kein Kontakt mit anderen Geräten oder Gegenständen
stattfinden.
• Vibrationsempfindliche Gegenstände oder Proben nicht auf die Aufstellungsfläche stellen.
• Zum Öffnen des Zentrifugendeckels muss über der Aufstellungsfläche ausreichend Platz
vorhanden sein.
• Um eine Überhitzung der Proben und der Zentrifuge zu vermeiden, ist eine ausreichende
Luftzirkulation zu gewährleisten.
• Der Aufstellort muss immer gut belüftet sein.

7

Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus
6.3. Inbetriebnahme
Achtung vor der ersten Inbetriebnahme!
• Vorhandene Netzspannung und angegebene Netzspannung auf Übereinstimmung prüfen.
• Zulässige Umgebungsbedingungen für das Gerät beachten.
• In der kalten Jahreszeit nach der Anlieferung und dem Auspacken ca. 1 Stunde warten, bis
das Gerät Raumtemperatur (18 °C bis 23 °C) angenommen hat.
• Die Bedienungselemente sind in Kapitel 7 dargestellt.

Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus
7. Bedienung
Mit der SMC 6plus haben Sie sich für eine Zentrifuge entschieden, die sich durch einfachste Bedienung auszeichnet. Zwei Programme mit unterschiedlicher Zentrifugalbeschleunigung lassen sich mit je einem zugehörigen
Startknopf starten und laufen dann automatisch bis zum Ende der vorgegeben Zentrifugationsdauer ab. Das
Programm 1 („Start“) ist ausgelegt zur Zentrifugation von Serum und Serum-Gel Röhren und das Programm 2(„Urine Start“) für Urinproben. Bei Bedarf lässt sich jeder Lauf durch Drücken der „OPEN/STOP“ Taste vorzeitig
abbrechen.

7.1. Bedienungselemente
1

Aus Sicherheitsgründen ist das Verriegelungssystem des Zentrifugendeckels immer aktiviert.
• Es kann vom Anwender durch Drücken der „OPEN / STOP (EMERGENCY STOP)“ Taste
kurzzeitig für ca. 15 Sekunden ausgeschaltet werden. Dies ist nur bei eingeschaltetem
Gerät und Rotorstillstand möglich.
• Nach Beendigung einer Zentrifugation wird der Deckel automatisch für ca.
60 Sekunden entriegelt.

8

6

9 10

7
Um Transportschäden auszuschließen und zur Überprüfung einer ordnungsgemäßen Aufstellung wird bei derInbetriebnahme ein Probelauf durchgeführt.

2
Vorgehensweise:• Zentrifuge mit der Netzanschlussleitung an die Stromversorgung anschließen.
• „OPEN/STOP“ Taste drücken. „UNLOCKED“ Anzeige leuchtet auf.
• Deckelknauf gegen den Uhrzeigersinn drehen und Deckel öffnen.
• Es dürfen keine Fremdkörper in der Rotorkammer vorhanden sein.
• Rotor von Hand drehen und prüfen, ob er frei und waagerecht läuft und die Schraube in der Mitte desRotors fest angezogen ist. Ist dies nicht der Fall, darf die Zentrifuge nicht in Betrieb genommen werden!
• Röhrenhalter ohne Beladung in den Rotor einsetzen und auf ordnungsgemäßen Sitz prüfen.
• Der Rotor muss gleichmäßig beladen sein.
• Deckel schließen und Deckelknauf im Uhrzeigersinn bis zur Endposition drehen. „LATCH“ Anzeige
leuchtet auf.
• Die Zentrifuge läuft nur an, wenn der Deckel ordnungsgemäß verriegelt ist!
• „START“ Taste drücken und einen Testlauf durchführen. „RUN“ Anzeige leuchtet auf.
• Gerät beschleunigt, Röhrenhalter gleiten in eine horizontale Position.
• Auf das Laufgeräusch der Zentrifuge achten! Es sollte ein weiches Summen ertönen. Bei lauten oderungewöhnlichen Geräuschen Zentrifuge sofort durch Betätigung der  „OPEN/STOP“ Taste anhalten undanschließend die vorgenannten Punkte nochmals überprüfen.
• „OPEN/STOP“ Taste drücken.
• Der Testlauf wird beendet und der Rotor bis zum Stillstand abgebremst.
• Die Zentrifuge ist jetzt betriebsbereit.

8

11
12

3
13

4
5

1. Deckel
2. Deckelknauf
3. Sicherheitsverriegelung
4. Zählwerk (am Geräteboden)
5. Sicherung (am Geräteboden)

6. Netzanschluss – Netzschalter		(Geräterückseite)
7. LED „UNLOCKED“ (entriegelt)
8. LED „RUN“ (Lauf)
9. LED „LATCH“ (Sperre)

10. LED „URINE RUN“ (Urin Lauf)
11. Taste „START“
12. Taste „OPEN/STOP“(Öffnen/Stopp)
13. Taste „URINE START“ (Urin Start)

7.2. Zählwerk
Zur Überwachung der Gerätenutzung und zu routinemäßigen Wartungszwecken ist die Zentrifuge mit einem
mechanischen Zählwerk für die Anzahl der Zentrifugenläufe ausgestattet.
Das Zählwerk befindet sich am Geräteboden.

9Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus
7.3. Beladung des Rotors

Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus
8. Technische Daten
Gerätedaten

Die Zentrifuge muss gleichmäßig beladen sein, um eine ordnungsgemäße Funktion zu
ermöglichen.
Um eine gleichmäßige Beladung sicherzustellen, beachten Sie die folgenden Regeln bei
der Bestückung des Ausschwingrotors für sechs Röhrenhalter:• Gegenüberliegende Röhrenhalter müssen identisch sein.
• Gegenüberliegende Röhrenhalter müssen entweder leer oder mit Proben mit gleichem
Gewicht bestückt sein.
• Bei Zentrifugation einer ungleichen Probenanzahl setzen Sie eine mit Wasser befüllte Röhre
als Gegengewicht ein.

7.4. Zentrifugieren
Falls während eines Laufes ein Problem auftritt, welches das Abschalten der Zentrifuge
erforderlich macht, betätigen Sie sofort die „OPEN/STOP“ Taste.
Vorgehensweise:• „OPEN/STOP“ Taste zur Entriegelung des Deckels betätigen (Die „UNLOCKED“ Anzeige
leuchtet rot auf) und Deckel öffnen.
• Probenröhren in die Röhrenhalter einsetzen. Beachten Sie die Regeln zur
gleichmäßigen Beladung!
• Deckel schließen und Deckelknauf im Uhrzeigersinn bis zur Endposition drehen.
Die „LATCH“ Anzeige leuchtet gelb auf, um die ordnungsgemäße Verriegelung anzuzeigen.
Wenn der Deckelknauf nicht vollständig eingeschnappt ist, leuchtet die „LATCH“ Anzeige
nicht auf und die Zentrifuge kann nicht in Gang gesetzt werden.
• „START“ Taste drücken.
• Der Rotor fängt, an sich zu drehen und die „RUN“ Anzeige leuchtet grün auf.
• Mit Ende der Laufzeit erlischt die „RUN“ Anzeige, und der Rotor bremst bis zum vollständigen
Stillstand ab.
• Die „UNLOCKED“ Anzeige leuchtet auf, der Verriegelungsmechanismus wird deaktiviert
und ermöglicht somit den Zugriff in die Rotorkammer. Nach Ablauf der automatischen
Entriegelungszeit kann der Deckel bei stehendem Rotor mit der „OPEN/STOP“ Taste
entriegelt werden.
• Deckelknauf gegen den Uhrzeigersinn drehen und Deckel öffnen.
• Proben entnehmen.
• Die Zentrifuge kann sofort wieder in Betrieb genommen werden.
		- Röhrenhalter 100 mm
		- Serum-Gel:
Zentrifugalkraft		
2.000 x g (=fest eingestellt) / 15 min / 20°C
							
(innerhalb 4 Stunden nach der Blutentnahme)		- Li-Hep.-Gel: Zentrifugalkraft		
2.000 x g (=fest eingestellt) / 20 min / 20°C
							
(innerhalb 4 Stunden nach der Blutentnahme)

Gerät:
Rotor:
Röhrenhalter:
Bestellnummer:
Zentrifugenmotor:
Kinetische Energie:Timer:

Zentrifuge SMC 6plus
Ausschwingrotor 6-fach
6 Stück
SARSTEDT-Nr. 90.184.660
1/30 HP PSC Motor< 200 Nmelektronisch, Dauerbetrieb oder 1-30 Minuten +/- 1 %Programm 1 (START)
Drehzahl:
RZB mit Röhrenhalter 100 mm:
RZB mit Röhrenhalter 75 mm:
Dauer voreingestellt:

max. 3.800		
max. 2.016 x gmax. 1.664 x g
15 min+/- 100 min-1+/- 90 x g+/- 90 x g

Programm 2 (URINE START)
Drehzahl:
RZB mit Röhrenhalter 100 mm:
Dauer voreingestellt:

max. 1.800		
max. 460 x g
5 min+/- 90 min-1+/- 90 x g

Versorgung
Elektrischer Anschluss:
Leistungsaufnahme:
Frequenz:
Sicherungen:

115/230 V ~, ± 10 %,200 Watt
50/60 Hz4,0 A, wiedereinschaltbar

UmgebungsbedingungenZul. Umgebungstemperatur:
Maximale relative Feuchte:

16 °C bis 32 °C
90 %, nicht kondensierend

AbmessungenBreite x Tiefe x Höhe:
Gewicht:

22 x 30 x 35 cm
ca. 5,4 kg

Beladung des Rotors
Max. Röhrengröße:
Anzahl Röhren:

17 mm x 100 mm
17 mm x 75 mm
6

Für andere Blutentnahmeröhren wird auf die jeweiligen Herstellerangaben verwiesen.

1011Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus
9. Wartung und Instandhaltung

9.3. Aus- und Einbau des Rotors

9.1. Serviceadresse• Öffnen Sie die Deckelverriegelung mit der„OPEN/STOP“ Taste.
• Ziehen Sie den Netzstecker.
• Entnehmen Sie die Röhrenhalter.
• Lösen und entfernen Sie die Rotormutter inder Mitte des Rotors mit einem 13 mm
Maulschlüssel oder Steckschlüssel 6-kant.
(Öffnen gegen den Uhrzeigersinn).
• Ziehen Sie den Rotor nach oben ab.

Sollten Sie Fragen oder Probleme mit dem Gerät haben, setzen Sie sich mit der Serviceabteilung der
DESAGA GmbH / SARSTEDT-GRUPPE in Wiesloch oder Ihrer lokalen SARSTEDT Verkaufsagentur in
Verbindung. Geben Sie unbedingt die Seriennummer des Gerätes an.
DESAGA GmbH / SARSTEDT-GRUPPE
Serviceabteilung
In den Ziegelwiesen 1-7
D-69168 WieslochTel.:+49 62 22 / 92 88 65
Fax.: +49 62 22 / 92 88 60• Kontaminations-Fragebogen ausfüllen und mit einer Kopie des Lieferscheins und kurzen
Erläuterungen der aufgetretenen Probleme dem Gerät beilegen.
• Gerät stets in der Originalverpackung verschicken.
• Der Kontaminations-Fragebogen dient der Sicherheit unserer Service-Mitarbeiter.
Bitte füllen Sie ihn daher möglichst sorgfältig aus!

9.2. Reinigen
Kontaminationsgefahr!

• Die Vorschriften zum Reinigen des Gerätes unbedingt beachten.
• Unachtsames Reinigen oder Nichtbeachtung der Vorschriften kann zu
Funktionsstörungen führen.
• Gerät zum Reinigen von der Spannungsversorgung trennen.
• Gerät vor dem Reinigen desinfizieren.
• Beim Reinigen darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.
• Gehäuseteile mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Eine Seifenlösung kannverwendet werden. Das Gerät danach sorgfältig trocknen.
• Auf keinen Fall Scheuermittel, aggressive Reiniger oder Lösungsmittel (Alkohol ausgenommen)
verwenden.
• Bei starker Verschmutzung kann Isopropanol verwendet werden.
• Vollständig/teilweise halogenierte Kohlenwasserstoffe, Ketone, Ester und andere vom
Hersteller nicht vorgeschriebene Chemikalien können den Rotor und die Röhrenhalterbeschädigen und dürfen nicht verwendet werden.

Beispiel für ein Desinfektionsmittel:
Zur Desinfektion eine wässrige Lösung verwenden:
25 g Ethanol 96 %, 35 g 1-Propanol, 0,1 g Glyoxal ad 100 g Aqua dest.
Lösung auftragen und je nach Kontamination einige Minuten einwirken lassen.
Bei Bedarf wiederholt mit der Desinfektionslösung befeuchten.

12Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus

Der Einbau des Rotors erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

Achten Sie darauf, dass der Rotor nach dem Einbau fest auf der Achse aufsitzt undordnungsgemäß verschraubt ist.

Röhrenhalter:
Kleine Glaspartikel, die nach dem Zerbrechen einer Röhre im Röhrenhalter verbleiben, können
an der nächsten Probenröhre haften bleiben, die in diesen Halter eingesetzt wird. Bei derHandhabung dieser Röhre können die Glassplitter Schutzhandschuhe durchdringen und
Schnittwunden an Fingern oder Hand des Anwenders hervorrufen. Verbleibende Glassplitter
können bei nachfolgenden Röhren Spannungspunkte erzeugen und weiteren Bruch
verursachen.
Falls eine Röhre bricht, entfernen Sie vorsichtig den Röhrenhalter. Entsorgen Sie die Probe
und die Röhrenfragmente ordnungsgemäß und reinigen Sie sowohl die Innen- als auch die
Außenseite des Röhrenhalters. Verwenden Sie gegebenenfalls einen neuen Gummiadapter
und setzen Sie den Röhrenhalter wieder in den Rotor ein.

9.4. Regelmäßige Wartungsarbeiten
Es wird empfohlen, abhängig vom Nutzungsgrad und den äußeren Bedingungen, im Abstand von 1-2 Jahren
die Nenngeschwindigkeit und die elektrische Sicherheit gemäß den gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu
prüfen, um den weiterhin sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Es wird empfohlen, die Rotorkammer im Abstand von 6 Monaten oder im Falle eines Röhrenbruches zu reinigen.
Es wird empfohlen, die Röhrenhalter (siehe Zubehör Seite 7) nach 5.000 Zentrifugen Läufen oder spätestensnach 24-monatigem Gebrauch auszutauschen.
Die wiederkehrenden Überprüfungen gemäß Unfallverhütungsvorschriften (UVV) herausgegeben als„Technische Regel BGR 500“ findet keine Anwendung auf die Gerätemodelle der Serie SMC 6 und LC24
da diese die folgenden Kriterien erfüllen:
Geschlossene Laborzentrifugen
Kinetische Energie< 10.000 Nm

Leistungsaufnahme< 500 W

13

Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus

Bedienungsanleitung Zentrifuge SMC 6plus

9.5. Programmierung

9.6. Zugriff in die Rotorkammer bei StromausfallÜberprüfung der Einstellungen für (Programmparameter)
1. Zentrifuge mit der Netzanschlussleitung an die Stromversorgung anschließen.
2. Drücken Sie die „OPEN/STOP“ Taste und öffnen Sie den Deckel.
3. Halten Sie die „START“ Taste so lange gedrückt (3 sek.) bis die „LATCH“ Anzeige zu blinken beginnt,
lassen Sie die Tasten los.
4. Nach drücken der „START“ Taste wird durch anschließendes Zählen der Töne (jeder Ton entspricht einer
Minute, Maximum 30 = 30 Minuten), die eingestellte Zentrifugationsdauer angezeigt.
5. Durch anschließendes, erneutes drücken der „START“ Taste wird durch Zählen der Töne (jeder Ton
entspricht 100 RPM, Maximum 38 = 3800 RPM), die eingestellte RPM angezeigt.
6. Nach erneutem drücken der „START“ Taste wird durch Zählen der Töne (jeder Ton entspricht einem
Bremsfaktor, Maximum 10 = größte Bremskraft), die eingestellte Bremsstärke angezeigt.
7. Durch nochmaliges drücken der „START“ Taste wird durch Zählen der Töne (jeder Ton entspricht einem
Unwucht-Empfindlichkeitsfaktor, Maximum 10 = größte Empfindlichkeit), die eingestellte
Unwucht-Empfindlichkeit angezeigt.
8. Nach Drücken der „OPEN/STOP“ schaltet das Gerät in den Betriebsmodus zurück.
9. Für die Überprüfung der URIN Programmparameter verwenden Sie die zweite Starttaste „URIN START“
anstelle der „START“ Taste (siehe Punkt 4).

Bei Stromausfall ist es eventuell nicht möglich, den Deckel
auf dem üblichen Weg zu entriegeln. In einem solchen Fall
ist der Zugriff in die Rotorkammer möglich, indem man das
Etikett vor der Deckelverriegelung entfernt und mit einem Stiftden Verriegelungsmechanismus manuell deaktiviert (siehe
Abbildung). Ziehen Sie den Mechanismus in Richtung desBedienfeldes, entriegeln und öffnen Sie dann den Deckel undkleben Sie das Etikett wieder auf.

Einstellen der Programmparameter
1. Zentrifuge mit der Netzanschlussleitung an die Stromversorgung anschließen.
2. Drücken Sie die „OPEN/STOP“ Taste und öffnen Sie den Deckel.
3. Drücken und halten Sie die „START“ und „OPEN/STOP“ Taste so lange gedrückt (3 sek.), bis die „LATCH“
Anzeige zu blinken beginnt.
4. Lassen Sie die Tasten los.
5. Drücken Sie die „START“ Taste jeweils einmal pro 1 Minute gewünschter Zentrifugationsdauer.
Die Zeit kann von 1 bis 30 Minuten eingestellt werden.
6. Drücken Sie die „OPEN/STOP“ Taste zur Übernahme der Einstellung, anschließend ist das Gerät bereit
zur RPM Eingabe.
7. Drücken Sie die „START“ Taste zum Programmieren der RPM. Einmal Drücken erhöht um 100 RPM.
(z.B. 10 x „START“ drücken = 1000 RPM) min. RPM = 1000 max.; RPM 3.800.
8. Drücken Sie die „OPEN/STOP“ Taste zum Speichern der Einstellung, anschließend ist das Gerät bereit
zur Eingabe des Bremsfaktors.
9. Drücken Sie die „START“ Taste zum Einstellen der Bremsstärke (1 x = aus, 10 x drücken = max.).
Die Voreinstellung der Bremsstärke ist 6.
10. Drücken Sie die „OPEN/STOP“ Taste zur Übernahme der Einstellung, anschließend ist das Gerät bereit
zur Eingabe der Unwucht Empfindlichkeit.
11. Drücken Sie die „START“ Taste zum Einstellen der Empfindlichkeit (1 x = aus, 2 x drücken = kleinste
Empfindlichkeit, 10 die größte Empfindlichkeit). Die Voreinstellung der Empfindlichkeit bei Unwucht ist 6.
12. Drücken Sie die „OPEN/STOP“ Taste  zum Speichern und Verlassen der Geräteeinstellungen.
13. Für die Einstellung der URIN Programmparameter verwenden Sie die zweite Starttaste „URIN START“
anstelle der „START“ Taste (siehe Punkt 4).

Wenn das Gerät beschädigt ist, lassen Sie es vor einem weiteren Einsatz durcheinen Techniker überprüfen!

10. Index
Beladung............................................................... 10
Deckel-Sicherheitsschalter....................................... 6
Desinfektionsmittel................................................. 12
Gerätedaten.......................................................... 11
Kontaminations-Fragebogen................................. 16

Probelauf................................................................. 8
Programmierung.................................................... 14
Reinigen................................................................ 12
Wartungsarbeiten.................................................. 13
Zentrifugationsdauer.............................................. 14

Bemerkung:
Die Einstellung der Unwucht Empfindlichkeit gilt für beide Programme und kann nur bei der Verwendung der„START“ Taste (siehe Punkt 11) eingestellt werden.
Bzgl. der Zentrifugationsbedingungen für Urinröhren wird auf die Fachliteratur verwiesen.

1415

Kontaminations-Fragebogen bei Reparatur-Aufträgen
Sehr geehrter Kunde,
Wir bitten Sie aus Sicherheitsgründen alle folgenden Frage zu beantworten, bevor Sie Ihr Gerät zur
Wartung, Reparatur oder Rückgabe an die DESAGA GMBH / SARSTEDT-GRUPPE Wiesloch einsenden.
Firma:

Abteilung:

Ort:

Straße:Name:

Telefon Nr.:

Gerät / Artikel:

SN:❑ Das Gerät ist frei von Schadstoffen❑ Das Gerät kam mit folgenden Schadstoffen in Kontakt
Stoffklasse

Stoffbezeichnung❑

Giftige Stoffe❑Ätzende Stoffe❑

Explosivstoffe❑Radioaktive Stoffe❑

Ansteckungsgefährliche Stoffe❑

Entzündend wirkende Stoffe❑

Sonst. Gefährliche Stoffe❑

Das Gerät wurde entsprechend den gesetzlichen Vorschriften dekontaminiert(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung der durchgeführten Dekontamination

Unterschrift:

BA 003

Datum:SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon +49 22 93 305 - 0
Telefax +49 22 93 305 - 3450
☎ Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 305 - 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com