超音波リークディテクターカメラ
総合カタログPRODUCTCATALOGULTRASONICLEAK DETECTORCAMERAureruzo.com

もくじ・比較表

超音波リークディテクターカメラで工場設備の異常を早期発見
超音波リークディテクターカメラは、配管からの気体漏れや、高電圧電気システムからの部分放電から発生する超音波を可視化・可聴化してエア漏れ・放電の発見を可能にします。

Index

Si2-LD

P6

スペック表

P2

SONASCREENP7

MJ-LKS-V2XT

P3ii900

P8

AI56 ／ AI76

P4

MK-750ST

P9

Si124-LD Plus

P5

製品仕様

P10

超音波リークディテクターカメラ スペック表
モデル

MJ-LKS-V2XT

AI56 / AI76

Si124-LD Plus

Si2-LDSONASCREEN

ii900

MK-750ST

670,000 円

1,200,000 円～

オープン価格

オープン価格1,980,000 円

2,130,000 円

1,300,000 円外観

参考価格（税抜）
モニターサイズ5.7" タッチスクリーン 4.3" タッチスクリーン 5" タッチスクリーン

5" タッチスクリーン 7" タッチスクリーン 7" タッチスクリーン

カメラ解像度

640 × 480 Pixel

800 × 480 Pixel

800 × 480 Pixel

1280 × 720 Pixel

640 × 480 Pixel

1280 × 800 Pixel

800 × 480 Pixel

フレームレートー

25 fps

25 fps

30 fps

16 fps12.5fpsー

検知周波数30 ～ 50 kHz

0 ～ 100 kHz

2 ～６5 kHz2 ～ 130 kHz

1 ～ 100 kHz

2 ～ 52 kHz

40 kHzMEMS マイク数

164(AI56) / 136(AI76)

124

124

7264

ー

0.3 ～ 100 m(AI56)
0.3 ～ 150 m(AI76)

0,3 ～ 130 m

0,3 ～ 200 m

0,3 ～ 150 m

0,5 ～ 70 m

～ 20 m

○

××

○

○

作動距離（指向性特化のコーン集音器）～ 20 m

部分放電検知

○

○

××

漏れ量表示

○

○

○

○

感度調整

○

○

○

○

○

○

○

可聴機能

○

○

××

○

××

内部ストレージ

静止画1000 ファイル

64 GB（SD カード）最大 128GB

8 GB
32GB（USB）

内蔵 128GB
外部 8GB（USB）

32 GB

20GB

1GB

撮影機能

静止画

静止画・動画

静止画・動画

静止画・動画

静止画・動画

静止画・動画

静止画

電源

リチウムイオン
充電池

リチウムイオン
充電池

リチウムイオン
充電池

リチウムイオン
充電池

リチウムイオン
充電池

リチウムイオン
充電池

リチウムイオン充電池

連続使用時間5 時間

最長 3.5 時間

2.5 時間2.5 時間3.5 時間

6 時間

8 時間

使用環境温度－ 10 ～ 50 ℃

－ 20 ～ 50 ℃

－ 10 ～ 50 ℃

－ 10 ～ 50 ℃

－ 20 ～ 50 ℃

0 ～ 40 ℃－ 5 ～ 55 ℃

防塵防水規格ーIP54ー

IP54IP54IP40IP40820 g

940 g (AI56)
1.2 kg(AI76)

1.25 kg

1.25 kg

1.5 kg2.15 kg

740 g

重量三脚ネジ×○××○×

○

製品紹介

P3

P4P5P6P7P8P9※ 付属ソフトウェアにて漏れ量の確認が可能。

2※4.3"

MJ-LKS-V2XT

MJ-LKS-V2XT
参考価格（税抜）：670,000 円

仕様詳細 → P10

最新の超音波診断テクノロジーで工場設備の早期異常発見！
同梱品
・MJ-LKS-V2XT 本体

・ヘッドフォン

・ヘッドフォン用ケーブル ・USB ケーブル・AC アダプタ・キャリングケース※ オプションで「超音波発生器」や「回転機械用・狭所用プローブ」もご用意（オプションについては P8 をご参照ください。）

エア漏れ・放電が見える

詳しくはWEBへ

漏れや電気異常を可聴化

漏れ箇所を撮影

漏れを検知してマークでお知らせ

漏れ（超音波）を検知すると、超音波を可聴音に変換。

○や⊕マークでお知らせします。

リークや電気異常を音で発見。

漏れ量と年間消失額を表示

サーモカメラで熱異常発見

カメラ機能でその場面をキャッチ登録。
報告書の作成も簡単に。

パソコンへデータ転送

漏れ量
年間消失額

最低温度

最高温度

「K モード」で漏れ箇所の漏れ量 (m2/h) と年間消失額（円 / 年）の参考値を表示。

サーモカメラ搭載で熱異常を早期発見。

画面内の最高・最低温度の表示機能付き。

パソコンへデータを転送し、情報の共有化が簡単にできます。

ピンポイントで圧縮空気漏れを検知

ガス漏れ、空気漏れを特定

漏れ量と年間消失額を表示

サーモカメラで熱異常を早期発見

3

HIKMICRO AI56 ／ AI76

AI56 ／ AI76
参考価格（税抜）：1,200,000 円（AI56）／ 1,700,000 円（AI76） 仕様詳細 → P11

エア漏れの見える化で工場の電力コストの改善を促進
同梱品
・本体・HDMI ケーブル・バッテリーパック

・SD カード・充電器

・マイクキャップ

・AC アダプタ・アクセサリーバック・ハンドストラップ

・簡易取扱説明書

・USB ケーブル・キャリングケース

エア漏れを見える化

詳しくはWEBへ

最大136 個（AI76）のマイク

漏量・コスト・CO2 表示

漏れ率・推定コスト
推定 CO2 の参考値を表示

MEMSマイク

見えない超音波を可視化して空気・ガス漏れや部分放電の確認が可能。

音響マルチカラーパレット

最大 136 個の低ノイズ MEMS マイクで漏れ箇所の漏れ量とコストの参考値を表示。

リアルタイムに音源を可視化。

推定 CO2 を表示して CO2 削減に貢献。

4.3インチLCD タッチスクリーン

画像・動画撮影注釈機能

4.3inch0kHz ～ 100kHz の周波数帯に対応。
騒音下でも正確な音響画像を生成。

空気漏れの高口径 800×480 画素カラー表示。
5M 画素高画質 可視カメラ内蔵。

漏れ量・コスト表示

空気漏れの推定漏れ量と損失額、推定 CO2 を表示

4

部分放電を画像・動画の撮影データに、「テキスト」と「音」の注釈を追加できます。

識別して深刻度を表示

部分放電を識別。
（コロナ/ 浮遊 / 表面 / 粒子）深刻度も表示

FLIR Si124-LD Plus

Si124-LD Plus
価格：オープン価格

仕様詳細 → P12

124 個の超低ノイズマイク搭載
少量のエア漏れも検出
同梱品
・本体
・バッテリー ×2・充電器・ストラップ・USB メモリステック ×2・キャリングケース

詳しくはWEBへ

高感度でエア漏れを検知

漏出量・損失額を表示

ターゲットノイズだけを判別

漏れコスト自動算出

MEMS マイク
124 個搭載

124 個の超低ノイズマイク搭載で少量の漏れも検出。

オートフィルター
周波数範囲のリアルタイムでリーク量（リットル / 分）と年間損失額を表示。

AI がターゲットノイズだけを判別して目的物を的確に測定。

自動距離計測機能

130m 先まで測定可能

ターゲットの手動切替が不要

距離を自動表示

現場環境のノイズレベルを聞き分け、最適なフィルタリングを自動選択。

漏れ元からの距離を自動検出。

最大 130m の遠距離からも測定可能。

※5m までの距離で動作します。

少量のエア漏れ検知、騒音環境下で性能を発揮

騒音下でもリーク箇所の特定が可能

工場設備の光熱費削減に

5

FLIR Si2-LD

Si2-LD
価格：オープン価格

仕様詳細 → P12

リーク対策のベストツール
ノイズキャンセル機能搭載同梱品
・本体・バッテリー ×2・充電器
・ストラップ・USB メモリ・キャリングケース

詳しくはWEBへ※イメージ図（実際のものとは異なります）

ノイズキャンセル機能

機械学習によりリーク音とノイズの識別を行います。

新エネルギーを検知

高い検出力

漏れコストを表示

124 個のマイクロホン搭載

漏れコストを自動算出

水素漏れの検出が可能。

設備の稼働条件を反映してコスト、漏量見落としていたリークも漏らさず検出。

作業用 LED 搭載がリアルタイムで確認できます。

鮮明な画像で検査時間短縮

圧縮エア

水素H

NH3
アンモニア

アルゴン

Ar

CH4
メタン

CO2
二酸化炭素

ヘリウム

He

新エネルギーの演算式を実装し様々な気体のコスト、漏れ量計算が可能。

LED なしLED あり

暗所の作業に強い作業用 LED 搭載。

見やすい大画面 5 インチディスプレイ
表示解像度：1280×720

リークと騒音を識別して、騒音の多い現場でも正確にリークを検知

配管からの圧縮気体漏れの点検に

6

機械的故障の検出に

SONOTECH SONASCREEN

SONASCREEN
参考価格（税抜）：1,980,000 円

仕様詳細 → P13

圧縮空気の漏れと部分放電を「見える化」「聴こえる化」
同梱品
・SONASCREEN 本体
・ノイズプロテクションヘッドフォン
・オーディオケーブル
・AC アダプタ・USB メモリ・キャリングケース

詳しくはWEBへ

エア漏れを見える化

付属ソフト「Leak Report」

騒音環境でもエア漏れを特定

エア漏れを可視化

配管やタンクからの圧縮空気などの漏れを可視化。

広範囲の周波数を検知

1 kHz～100kHz の広範囲の周波数を検知。

付属ソフトウェアでデータ分析、レポートの作成が可能。

7 インチタッチスクリーン

大画面 7インチタッチスクリーン搭載。

画面をタップして撮影モードの変更が可能。

MEMSマイクが 72 個搭載で騒音環境でも簡単にエア漏れリーク箇所の特定が可能。

部分放電を検知

コロナ、トラッキング、アーク放電などの部分放電からの高周波音を簡単に検出。

検出が難しい高所や工業地域のエア漏れ点検に

圧縮空気、真空システムの漏れの検出に空気漏れ、部分放電を波形で表示

波形とカメラ映像を同時に表示

7

Fluke ii900

ii900
参考価格（税抜）：2,130,000 円

仕様詳細 → P14

騒音のある生産施設向け設計で遠くからでもエア漏れを探知
同梱品
・本体・バッテリー ×2・充電器
・ストラップ（ネック/ハンド）・USB Type-C ケーブル・センサーカバー・キャリングケース

詳しくはWEBへ

エア漏れを見える化

64 個のMEMS マイク搭載

騒音のある生産施設向け

64 個のMEMSマイク
圧縮空気、ガス、真空の漏れを簡単・迅速に検出して見える化。

7 インチタッチスクリーン

多数の MEMS マイクを装備し、遠くのエア漏れも検知することができます。

騒音環境向けに設計されているため、稼働ピーク時でも、工場を点検できます。

光熱費の削減に貢献

写真・動画の撮影・保存

20 ファイル
太陽光下でも見やすい 7 インチ LCD

タッチスクリーン ( バックライト付き )設備異常を早期発見することで、省エネやコスト削減に貢献します。

画像 999 ファイルまたは動画 20 ファイルを内蔵メモリに保存。

大画面で見やすく、エア漏れを正確に検出

気体漏れを簡単に検出・特定・分析

8999 ファイル

工場設備の省エネ対策に

JFE MK-750ST

MK-750ST
参考価格（税抜）：2,700,000 円

仕様詳細 → P15

リーク箇所を特定「簡易漏れ量表示」機能搭載同梱品
・本体

・充電池パック（RRC2057） ・充電器（RRC-SMB-MBC）・ハンドストラップ（MK-9907） ・本体保護ゴムカバー（MK-9909）
・USB ケーブル（U2C-MF10BK） ・取扱説明書※ オプションで「ネックストラップ」「キャリングケース」「基準発信機」

詳しくはお問合せください「携帯用収納ケース」「充電池パック（予備品）」をご用意

エアリーク箇所を可視化

屋外でも見やすい画面

漏れ量を表示リーク箇所

エアリーク発生箇所をカメラ画像により晴天時の屋外でも視認性を損なわない液晶

対象物までの距離を入力することで、片手でラクラク操作可能

漏れ箇所を撮影・保存

8 時間の長時間駆動

一目で発見。

を採用（明るさ調整機能付き）

最大音圧値・漏れ量を画面上に表示。

JPG

CSV

重さ約 740g の軽量設計。

ハンドストラップ付で片手で楽々操作。

記録データを画像と CSV データで保存。

駆動時間 8 時間の長寿命バッテリー

USB ケーブルで PC に転送します。

配管からの気体漏れを検出

配管などのガス漏れを即発見

遠方のエア漏れも検知

9

MJ-LKS-V2XT 仕様表

MJ-LKS-V2XTモデル

型番

SNP-002-15

参考価格（税抜）

670,000 円

カメラ

640 × 480 ピクセル LED 照明つき（暗所用）

ディスプレイ
表示

5.7 インチカラータッチパネルディスプレイ

標準モード

センサー種類、感度レベル、バッテリー残量表示、測定実効値（細線）、測定最大値（太線）、測定実効値（ dB）、バーグラフ（ K モード時に色連動）ターゲットマーク（ K モード時に色連動）

K モード

エア漏れ推定量、エア漏れ推定コスト、K 値（ バー・数値）、K モードグラフ

枚数

最大 1000 枚

画像記録

形式

PNG

通信

USB による PC 接続

感度20 m 離れた場所にある∅ 0.1 の穴からの漏れを分析（ 内圧 3 bar.G）

測定

バーグラフ上で表示（ 測定実効値：細線、測定最大値：太線）

超音波センサー（オープンタイプ）

超音波帯域幅± 2 kHz（－ 6 dB における）

中央周波数

40 kHz ± 1 kHz

分析周波数調整範囲

30 kHz ～ 50 kHz（初期設定：42 kHz ）感度調整

40 dB ～ 106 dB（40/46/54/60/66/74/80/86/94/100/106：11 段階）

測定温度範囲ー 10 ℃～ 400 ℃（サーモ画像）

ヘッドフォン

ノイズ対策済、音量設定：0 ～ 10 段階

供給電源

リチウムイオン充電池（ 内蔵）

充電時間

満充電まで約 5 時間

駆動時間

約 5 時間（ 満充電時：使用環境により異なる）

バッテリー表示

1% 刻みで残量表示使用環境温湿度

ー 10℃ ～ 50℃、0 %RH ～ 85%RH（結露なきこと）

寸法

高さ 310 ｍｍ×幅 165 ｍｍ×厚さ 65 ｍｍ（ コーン部を除く）

重量

10640 × 480 ピクセル

ケース：約 4.1 ㎏（ケースを含む総重量：約 5.4 ㎏）
本体：約 820 g

キャリングケース

防塵防水耐衝撃 ABS ケース（IP67 準拠）

標準付属品

取扱説明書× 1、ヘッドフォン× 1、ヘッドフォン用ケーブル× 1、USB ケーブル× 1、AC アダプター× 1、キャリングケース× 1

オプション

オプション

オプション

コンタクトプローブ LKS-ST3

フレキシブルプローブ LKS-400MM

超音波発生器 SONIC-PLUS

配管バルブの内部漏れやスチームトラップのチェック、モーター等の回転機械のグリス異常・軸受異常のチェックに。

狭い配管エリアでのエア漏れ、小さな漏れ、真空漏れなどを非接触で分析します。
プローブ部分は曲げて形状記憶が可能。

強力な超音波を 13 箇所から放射するハンディタイプの超音波発生器。
気密検査、隙間試験、密閉テストに。

AI56 ／ AI76 仕様表

AI56AI76モデル

型番SNP-014-01

SNP-014-11

参考価格（税抜）

1,200,000 円

1,700,000 円

マイクロホン

低ノイズ 64MEMS マイクロホン

低ノイズ 136MEMS マイクロホン

帯域幅0kHz ～ 60kHz・0kHz ～ 100kHz（選択可）

0 kHz ～ 100 kHz

0.3m ～ 100m

0.3m ～ 150m

距離
音響

光学モジュール

ディスプレイ

音響カラーパレット
検出能力>0.008 l/min @ 6 bar from 0.5m
>0.013 l/min @ 5 bar from 1m>0.0047 l/min @ 6 bar from 0.5m
>0.0073 l/min @ 5 bar from 1m

音響強度表示最大、中央位置音響強度表示

音響検出モード

部分放電検出モード、ガス漏れ検出モード

音響表示フレームレート25fps

可視カメラ

2688 × 1944 画素（5M 画素）

視野角 (FOV)

51.8°（高さ）× 36.4°（V）

50.2°（高さ）× 35.4°（V）

画像・ビデオ解像度

800 × 480

焦点距離6.4mm

ディスプレイ

800 × 480 解像度、4.3 インチ LCD タッチスクリーン

スクリーン輝度調整

マニュアル / オート

省電力モードスタンバイモード ON/OFF

デジタルズーム

1.0 ～ 16.0 倍連続ズームメディア

SD カード（64GB）、最大容量 :128GB

画像保存容量保存

ホワイトブラック、ブラックホワイト、レインボー、フュージョン、アイアンボウ、レッドブラック、レイン、ブルーレッド

20,000 枚

18,000 枚

ボイスメモ
テキストメモ最大 60 秒最大 200 文字（半角英数）

最大 255 文字（半角英数）

ビデオストレージ容量

電源

インターフェイス

60 時間

ビデオファイル形式

MP4

電源

12V DC/1.5A、5V DC/2A（USB 充電）

消費電力

5.8 ワット

バッテリー

取り外し可能 充電可能なリチウムイオン電池

動作時間

3.5 時間

2 時間

充電時間

4 時間

5 時間

充電システム

本体急速充電式、または 2 ベイバッテリーチャージャー

交流動作

付属電源を使用した AC 動作（100VAC ～ 240VAC 50/60Hz）

Wi-Fi

802.11b/g/n（2.4GHz および 5GHz）

USB

USB TypeC

SD カードSD カード（64GB）、最大容量 :128GB

HDMI
保護等級

HDMI-DIP40

IP54

落下試験高さ1.2m

保証期間

その他

3 年 / バッテリー保証 :2 年

振動

0.03g2/Hz（3.8g）、2.5g IEC 60068-2-6

衝撃25g、IEC 68-2-29

動作温湿度2g, IEC 60068-2-6
25 g, IEC 60068-2-27

ー 20℃～ 50℃<95% 結露しないこと

重量約 940g

約 1200 g

寸法292.2mm × 127mm × 110.7mm

310.4mm × 165mm × 117mm

三脚取り付けUNC 1/4"-20言語

日本語、英語、中国語を含む 21 言語

付属品

本体、バッテリーパック、充電器、AC アダプタ、ハンドストラップ、USB ケーブル、HDMI ケーブル、
SD カード、マイクキャップ、アクセサリーバック、簡易取扱説明書、キャリングケース

11

Si124-LD Plus／Si2-LD 仕様表
Si124-LD Plus

モデル

型番

O-198-Si124-LD
オープン価格参考価格（税抜）
マイク数
音響

感度0db

ダイナミックレンジ

下限値：＜－ 15dB / 上限値：＞ 120dB

帯域

2 ～ 65kHz

検出距離0.3 ～ 130m

検出性能＠ 0.3Mpa
検出能力

診断機能

124 個低雑音 MEMS

距離 3m：0.011L ／分

距離 10m：0.024L ／分

静音時検出性能＠ 0.12Mpa

0.004L ／分 @1m

検出方式

自動

自動距離計測機能○

オートフィルター○

エアリーク

費用／流量リアルタイム算出及び表示

回転機器

FFT 解析（ソフトウェア）

インターフェース

ディスプレイ

5 インチ 800 × 480 24 ビット RGB 1000CD/m2 タッチスクリーン

フレームレート

動画 25fps 音響画像 30fps

環境動作保証及び保管温湿度

ズーム
外部バッテリー内部バッテリー
転送

一般仕様

保存寸法 / 重量
付属品

デジタル 2 倍－ 10 ～ 50℃

0 ～ 90％推奨

Li-Ion10.8V3.35Ah 36.2Wh

稼働時間 2.5h

充電 2h

本体メモリ、バックアップ用リチウムイオン 6Wh
Wi-Fi2.4GHz/5GHz IEEE802.11b/b/g/n/ac
内蔵メモリ：32GB 2000 枚

外部メモリ：8GB 500 枚（USB メモリ× 2 付属）

カメラ：315 × 169 × 160mm / 1.08kg

バッテリー：85 × 59 × 22mm / 0.17kg

バッテリー× 2、充電器、ストラップ、USB メモリスティック× 2、キャリングケース

Si2-LDモデル

型番

O-198-Si2-LD

参考価格（税抜）

オープン価格

自動検出項目

漏出量、漏出位置、コスト

検出対象気体圧縮エア（電気代換算時のコスト算出）H, He, NH3、Ar,CH4、Co2（各ガス単価によるコスト算出）

検出能力（ℓ / 毎分＠距離）

音響性能

インターフェース一般仕様

120.0032@2.5m

0.004@6.0m

マイク

124

感度（kHz/db SPL）

20/-7、50/-10、35/-4、80/36、100/51

帯域

2-130kHz

検出距離0.3 ～ 200m

機械学習

ノイズキャンセル機能（リークのみを表示）

機械診断（Mech Mode）

振動解析（異常振動の検出機能）

可視カメラ

解像度 12MP、視野 75°、ズーム 8 倍

ディスプレイ

5in TFT LCD 1280 × 720

データ形式.nlz ／ jpg 静止画、.nlz 動画（5 分）

データ保存

内臓 128GB、外部 8GB USB、クラウド

データ転送

Wi-Fi2.4 / 5GHz、IEEE802.11b / g / n、ac wireless LAN / USB

バッテリー

Li-ION 電池 RRC2054、稼働 2.5h、充電 2h、出力 16.8V、DC5A

充電器

入力 19,26VDC 2.8A、出力 17.4VDC 4.8A

寸法 / 重量288 × 122 × 159mm / カメラ 1.25kg、電池 0.25kg

使用温湿度－ 10 ～ 50℃

保護等級

IP540 ～ 90%

LED

○

付属品

カメラ本体、電池× 2、USB メモリ、充電器ネックストラップ、ハードケース、簡易取扱説明

SONASCREEN 仕様表

SONASCREEN

モデル

型番

SNP-020-01

参考価格（税抜）

1,980,000 円

ディスプレイ

7 インチ

10 点マルチタッチ式静電容量ディスプレイ

解像度

800 × 480

プロセッサ

ARM A53 4 × 1.2 GHz

RAM

1 GB RAM

デバイス容量32 GB
音響マイクロフォン：72 digital MEMS
周波数範囲：1 KHz ～ 100 KHz
音圧レベル：最大 120 dB
検出範囲：最大 150 m まで

光学

カメラ：デジタル
解像度：320 × 240 pixel（50 fps ）/ 640 × 480 pixel（16 fps ）視野角（ FOV 水平）：70 °

センサーシステム

インターフェイス

データ出力：USB 2.0 Type-A
ヘッドフォン：∅ 3.5 mm ジャック
制御システム：Ethernet RJ45"

ソフトウェア

デバイスソフトウェア：LinuxPC ソフトウェア：Microsoft Windows（ Windows 7 以降）

使用環境温湿度ー 20 ℃～ 50 ℃

10 %RH ～ 85 %RH（結露なきこと）

保存環境温湿度ー 30 ℃～ 60 ℃

10 %RH ～ 85 %RH（結露なきこと）

IP 規格
電源アダプタIP54
DC 19 V

4.7 A

90 W max

100-240 VAC

バッテリー

リチウムイオン充電池

48 Wh

連続稼働時間約 3.5 時間

充電時間

約 1.5 時間寸法

本体：高さ 160 mm ×幅 310 mm ×厚さ 56 mm
オーディオケーブル長：約 40 mm ～ 140 mm

重量

約 1.5 ㎏

付属品

ノイズプロテクションヘッドフォン（3MPELTOR PROTAC Ⅲ）、オーディオケーブル、AC アダプター、USB メモリ、キャリングケース "13

ii900 仕様表

Fluke ii900モデル

型番K-FL-II900

参考価格（税抜）

2,130,000 円

センサー

画像の保存先デジタル MEMS マイク 64 個

周波数帯

2 kHz ～ 52 kHz

操作距離範囲10 m より 700 kPa 時に 150 ml/ 分の漏れを検出

視野角65°± 3°

最小フレームレート

25 fps視野 (FOV)

65°± 3°内蔵デジタル・カメ
ラ ( 可視光線 )ディスプレイ

マイクの数

焦点

固定レンズ

ディスプレイ

7 インチ LCD ( バックライト付き )、太陽光下でも判読可能

分解能

1280 x 800 (1,024,000 ピクセル )タッチスクリーン

容量式

音響画像

あり、SoundMap™ 技術

保存容量内蔵メモリー、画像 999 ファイルまたは動画 20 ファイルを保存可能

画像フォーマットJPG または PNG ( 可視画像と SoundMap™ を合成 )動画フォーマットMP4 ( 可視画像と SoundMap™ を合成 )動画の長さ30 秒

デジタルエクスポート
測定範囲
音響測定

ソフトウェア

自動最大 / 最小 dB ゲイン

自動または手動を選択可能

周波数帯の選択

ユーザーのプリセットまたは手動入力により選択可能

簡単な使用

直感的に使用できるユーザー・インターフェース

トレンド・グラフ

周波数および dB スケール

スポット・マーカー

画像の中心に dB 値表示

バッテリー( 現場での交換可、充電式 )充電可能なリチウム・イオン電池、Fluke BP291

バッテリー寿命

6 時間以下 ( 予備バッテリーも同梱 )バッテリー充電時間

3 時間

電池

バッテリー充電システム

外付けデュアルベイ充電器、EDBD 290

標準パレット

4: グレースケール、アイアンボウ、ブルーレッドおよびブルー濃淡

作動温度

0 ℃ ～ 35 ℃

保管温度

－ 20 ℃ ～ 70 ℃

相対湿度

10 % ～ 95 % ( 結露なきこと )寸法 / 重量

H186 mm × W322 mm × D68 mm / 1.7 kg

本体定格IP40 保護定格適合、1 mm 以上の粒子と水滴から保護

センサー・ヘッド定格

IP51

保証期間2年

自己診断通知マイク・アレイに対処が必要か、アレイ・ヘルス・テストにより判定

対応言語

日本語、英語、中国語を含む 15 言語

一般仕様

安全性

RoHS 準拠あり安全に関する一般情報

IEC 61010-1

電磁両立性 (EMC)
国際規格

IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境 IEC 61326-2-2
CISPR 11: グループ 1、クラス A

韓国 (KCC)

クラス A 装置 ( 産業放送および通信 )米国 (FCC)
付属品

14

USB-C 互換のデータ転送
2 kHz 時：29.7 dB ～ 120 dB SPL、19 kHz 時：16 dB ～ 106.3 dB SPL ( ± 1 dB)、
52 kHz 時：21.4 dB ～ 117 dB SPL ( ± 1 dB)

47 CFR 15 サブパート B。本製品は 15.103 条項により免除機器と見なされます。
バッテリー× 2、充電器、ストラップ（ネック / ハンド）、USB Type-C ケーブル、センサーカバー、キャリングケース

MK-750ST 仕様表

MK-750STモデル

参考価格（税抜）
超音波センサー
検出性能
検出表示範囲画面1,300,000 円
中心周波数40kHz

圧力 70kPa、0.2 ㎜φ穴からのリークを距離 7m で検出可能※メーカー試験設備による

横方向約 62°、縦方向約 35°
4.3 インチ LCD

800 × 480 画素

表示更新回数

約5回/秒

その他機能

ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能

記録内容

音圧マップ重ね合わせ画像（JPEG）、カメラ画像（JPEG）、音圧マップデータ（CSV）、データリストファイル（CSV）

データ記録

記録件数：3500 件以上（記録メディア：1GB 内蔵メモリー）

データ出力

USB 通信 （対応 OS：Windows8.1、Windows10）

電源

充電池パック（連続使用時間：約 8 時間、充電時間：約 3 時間）

寸法

W182 ㎜ × H114 ㎜ × D64 ㎜（ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず）

重量

約 740g （充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず）

保護等級

IP42

付属品

充電池パック（RRC2057）、充電器（RRC-SMB-MBC）、ハンドストラップ（MK-9907）、本体保護ゴムカバー（MK-9909）、USB ケーブル（U2C-MF10BK）、取扱説明書オプション品

充電池パック［予備品］（RRC2057）、ネックストラップ（MK-9908）、キャリングケース（MK-9705）、携帯用収納ケース（MK-9706）、基準発振器（MP-161-S001）

15

デモ機のご依頼はこちら ※ デモ機の貸し出しは、法人様のみ対応
デモ機依頼フォーム https://satosokuteiki.com/contact/form/demo/10

お客様のご要望に応じて最適な機器をご提案します。
お問合せはこちら ureruzo.com/toiawase000.htm

お気軽にご注文ください！

校正サービス（ ISO 書類一式）※対応製品に限る※ 有料●このカタログで使用されている画像の一部はイメージです。色合いは実物と多少異なる場合があります。●このカタログで使用されている製品の画像はハメコミ合成です。●当紙面掲載の商品は改良のため、予告無く製品の仕様やデザインを変更する場合があります。 このカタログの記載内容は 2 024 年 6 月現在のものです。(240610-5) Copyright © 2023 Sato Shouji Inc. All Rights Reserved.