地下水採取用小型水中ポンプセット一覧表

DIK-MP1
地下水採取用小型水中ポンプ●ポリエチレン製ホース付属セット
DIK-MP1-67
DIK-MP1-A1
DIK-MP1-E1
DIK-MP1-51
DIK-MP1-52
DIK-MP1-53
DIK-MP1-57
DIK-MP1-63
DIK-MP1-64
DIK-MP1-65
DIK-MP1-68
DIK-MP1-B1
DIK-MP1-E1
DIK-MP1-51
DIK-MP1-52
DIK-MP1-54
DIK-MP1-57
DIK-MP1-63
DIK-MP1-64
DIK-MP1-66
DIK-MP1-69
DIK-MP1-C1
DIK-MP1-E1
DIK-MP1-51
DIK-MP1-52
DIK-MP1-55
DIK-MP1-57
DIK-MP1-63
DIK-MP1-64
DIK-MP1-66

地下水採取用小型水中ポンプ MP1(30m 用 ) フルセット ( 付属ホース：ポリエチレン )内訳
地下水採取用小型水中ポンプ MP1 電源ケーブル 30m 付
ポンプ用コンバーター (110V 仕様 )( 地下水採取用小型水中ポンプ MP1 用 )ポンプ本体用サービスキット
SUS 製吊下げワイヤー用固定具
SUS 製吊下げワイヤー (30m 用 )( クランプ 2 個付属 )ホース用 SUS 製接続アダプタ ( 内径φ 12 ×外径φ 16㎜ )( ホースバンド付 )ポリエチレンホース 100m( 内径φ 12 ×外径φ 16㎜ ) ※フルセットご購入の場合、ポンプ電源ケーブル長さ分、ホースが付属します
モーター冷却用ガイド ( 井戸径φ 76㎜以上 )運搬用カート (30m 用 )地下水採取用小型水中ポンプ MP1(60m 用 ) フルセット ( 付属ホース：ポリエチレン )内訳
地下水採取用小型水中ポンプ MP1 電源ケーブル 60m 付
ポンプ用コンバーター (110V 仕様 )( 地下水採取用小型水中ポンプ MP1 用 )ポンプ本体用サービスキット
SUS 製吊下げワイヤー用固定具
SUS 製吊下げワイヤー (60m 用 )( クランプ 2 個付属 )ホース用 SUS 製接続アダプタ ( 内径φ 12 ×外径φ 16㎜ )( ホースバンド付 )ポリエチレンホース 100m( 内径φ 12 ×外径φ 16㎜ ) ※フルセットご購入の場合、ポンプ電源ケーブル長さ分、ホースが付属します
モーター冷却用ガイド ( 井戸径φ 76㎜以上 )運搬用カート (60・90m 用 )地下水採取用小型水中ポンプ MP1(90m 用 ) フルセット ( 付属ホース：ポリエチレン )内訳
地下水採取用小型水中ポンプ MP1 電源ケーブル 90m 付
ポンプ用コンバーター (110V 仕様 )( 地下水採取用小型水中ポンプ MP1 用 )ポンプ本体用サービスキット
SUS 製吊下げワイヤー用固定具
SUS 製吊下げワイヤー (90m 用 )( クランプ 2 個付属 )ホース用 SUS 製接続アダプタ ( 内径φ 12 ×外径φ 16㎜ )( ホースバンド付 )ポリエチレンホース 100m( 内径φ 12 ×外径φ 16㎜ ) ※フルセットご購入の場合、ポンプ電源ケーブル長さ分、ホースが付属しますモーター冷却用ガイド ( 井戸径φ 76㎜以上 )運搬用カート (60・90m 用 )※ポンプセット内に発電機は含まれません。

上記セットの他に付属ホースがフッ素系樹脂製タイプもございます●フッ素系樹脂製ホース付属セット
DIK-MP1-70
DIK-MP1-71
DIK-MP1-72

地下水採取用小型水中ポンプ MP1(30m 用 ) フルセット ( 付属ホース：フッ素系樹脂 )地下水採取用小型水中ポンプ MP1(60m 用 ) フルセット ( 付属ホース：フッ素系樹脂 )地下水採取用小型水中ポンプ MP1(90m 用 ) フルセット ( 付属ホース：フッ素系樹脂 )製品を正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に付属の取扱説明書を必ずお読みください。
● 製品のご購入の際は、弊社または販売店までお問合せください。
● 仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
● カタログに掲載されている内容を無断転載することは禁止されています。
● カタログ記載内容／ 2018 年 9 月現在

土と水を守る大起理化工業株式会社

https://www.daiki.co.jp/ e-mail : mbox@daiki.co.jp

本社・工場〒 365-0001 埼 玉 県 鴻 巣 市 赤 城 台 212-8
T E L . 0 4 8 - 5 6 8 - 2 5 0 0 FA X . 0 4 8 - 5 6 8 - 2 5 0 5
西日本営業所〒 525-0032 滋 賀 県 草 津 市 大 路 2-9-1
T E L . 0 7 7 - 5 6 7 - 1 7 5 0 FA X . 0 7 7 - 5 6 7 - 1 7 5 5

土と水を守る

大起理化工業株式会社
QR コードで製品情報へアクセス！

小径・高性能！ 地下水採取の決定版(例)DIK-MP1-68 地下水採取用小型水中ポンプ MP1(60m 用 ) フルセット（付属ホース：ポリエチレン）イメージ図付構成例

特長●●●DIK-MP1-B1

最大揚程 90m! 細井戸用としては、唯一無二の高性能タイプです！
約 500 時間※ 1 使用可能なモニタリングポンプです！
ポンプ本体部は直径 45mm ※ 2 と細く、内径 50mm の井戸でも使用可能です！
※1

保証値ではありません※2

フルセットでのご購入の場合 DIK-MP1-64 モータ冷却用ガイドにより、直径が 55mm となります

地下水採取用小型水中ポンプ MP1 電源ケーブル 60m 付

DIK-MP1-E1
ポンプ用コンバーター (110V 仕様 )( 地下水採取用小型水中ポンプ MP1 用 )DIK-MP1-51
ポンプ本体用サービスキット※お客様にてインペラを修理・交換する際に使用します

DIK-MP1-52
SUS 製吊下げワイヤー用固定具

DIK-MP1-54
SUS 製吊下げワイヤー (60m 用 )( クランプ 2 個付属 )

採水量グラフ

地下水採水現場イメージ

採水量参考値 (400Hz 時 )＜ 90m 地点：約 6L/min(0.1L/sec) ＞＜ 60m 地点：約 24L/min(0.4L/sec) ＞＜ 30m 地点：約 30L/min(0.5L/sec) ＞

DIK-MP1-57
ポンプ接続口ホース用 SUS 製接続アダプタ ( 内径φ 12 ×外径φ 16㎜ )( ホースバンド付 )※ホースの損失水頭は含みません

DIK-MP1-63仕様
入力電力
最大電流
水温
重量
供給電圧
出力電流
発電機仕様
動作周囲温度
重量

1.3kW
5.5A
0 ～ +35℃
約 2.5kg

地下水採取用小型水中ポンプ
電圧
保護回路
吐出ポート

ポリエチレンホース 100m( 内径φ 12 ×外径φ 16㎜ )MP1
3 相× 220V/400Hz
内蔵サーマルスイッチ
3/4 管用テーパーねじ

コンバーター (DIK-MP1-E1)
単相× 110 ～ 115V( ± 10％ )接続ケーブル
3 芯× 1.5mm2 プラグ付き 3m
動作相対湿度
最大 95％ ( 結露無き事 )50/60Hz 保護接地
5.8A
出力電圧
3 × 15.4V/25Hz ～ 3 × 235V/400Hz
保護回路
内蔵過電流保護 6.1A に設定
電圧制御付き：2.2kVA( 最小 )力率0.65※推奨 3.3kVA
ヒューズ10A
電圧制御無し：5.5kVA
加速時間
0 → 400Hz 最大 6sec
-10 ～ +40℃
減速時間
400 → 0Hz 最大 6sec
約 8.0kg( ケースを含む )筐体保護等級
IP66※フルセットご購入の場合、ポンプ電源ケーブル長さ分、ホースが付属します

DIK-MP1-64
モーター冷却用ガイド ( 井戸径φ 76㎜以上 )※井戸径が大きい場合にポンプモータを冷却するのに有効です
こちらの部品です※ポンプは横向での使用は出来ません

DIK-MP1-66
運搬用カート (60・90m 用 )