既設プラントにも後付け設置が可能！！

太陽光発電向け関連製品

ストリング監視ユニット

ミ・ソ・ラ
Ｓ Ｔ Ｍ - Ｗ Ｌ・ Ｓ Ｔ Ｍ - Ｐ Ｕ

ストリング監視BOX

東洋計器のストリング監視は新設プラント対応は勿論既設の接続箱からも簡単な後付け工事で（ストリング計測・無線通信・データ監視）が可能です
特長・製品概要①既設の接続箱の隣に『 ストリング監視ＢＯＸ 』として設置
既設においてストリング監視システムが無いプラントにも、簡単な追加工事でストリング単位での「見える化」の実現②太陽電池パネルからＤＣ電源を安定的に供給既設の接続箱からストリング監視BOXの電源を取ることで、遠方から商用電源の追加配線工事は不要③選べる２つの出力仕様（無線出力 ｏｒ ＲＳ－４８５）
ストリング情報を上位システム（ＰＬＣ等）に無線ｏｒ有線（ＲＳ-485）
送信が可能（無線の場合は新たに送信データ用配線は不要）④既設の接続箱から直流電流値をクランプＣＴで収集します
既存の接続箱（ストリング監視無し）に分割ＣＴを取付け、直流電流値を取り出し、入力中継基板でまとめます。

CAT.NO.STM-WL-01

システム構成例-2-

ストリング監視の仕組みが解りやすいね-3-ストリング監視ユニット
製品概要
ストリング監視ユニットを使用することにより太陽電池パネルの健全性確認が実現されます。
小型クランプＣＴを採用する事により、省スペース・省配線化を実現。
①新設はもちろん、後付けでのストリング監視に最適！！
②最大入力電圧 ＤＣ１０００Ｖ（定格750Ｖ） メガソーラー発電等に対応！！
③ストリング監視によるメンテナンスの時間短縮・労力削減！！
④本体でＤＣ電流値を標準８回路、オプションにて最大２４回路まで対応！！

型式構成（ 監 視 ユ ニ ッ ト ） STM - WL - A - B - C - D - E（ストリング監視BOX） STM - WL - A - B - C - D - E - BOX
Ａ

補助電源種別BＰＳＴＭ－ＰＵ使用

1

1ＤＣ　 ２４Ｖ

24

ＡＣ　 ８０～２６４Ｖ
ＤＣ　 ８０～１４３Ｖ

通信出力
有線
ＲＳ－４８５無線
９２０ＭＨｚC

オプション1

D

オプション２Eオプション３N オプションユニット無し N オプションユニット無し N オプションユニット無し
A4

電流入力４回路A4

電流入力４回路

A8電流入力８回路

A8電流入力８回路

DI

接点入力４回路

DI

接点入力４回路V

絶縁ＶＴ入力※オプションは自由に組み立てられます。また入力中継基板や一括接続用のＤ-ｓｕｂコネクターは標準で付属します。
（５頁参照）（ ご 注 文 例 ） STM - WL - P - 2 - 0
A8 - N - V - BOX
ストリング監視盤ＢＯＸ仕様　 電源ＳＴＭ－ＰＵ使用　 電流入力回路　 １６回路（本体８回路+オプション８回路）　 絶縁ＶＴ入力付

構造・環境
構
造接続方式

鋼板
盤面取付（Ｍ４）

仕様

使用温度
保存温度
使用湿度

－２０℃〜＋７０℃－２０℃〜＋７０℃
３０〜８５％ （結露しないこと）入力仕様

通信仕様（有線・無線

入力要素

有線（ＲＳ－４８５）
無線（９２０ＭＨｚ帯）
伝 送 方 式 ＲＳ－４８５
９２０ＭＨｚ帯
伝 送 速 度 ４８００，９６００，１９２００，３８４００ｂｐｓ ３８４００ｂｐｓ
伝 送 アドレス １～２４７
１～２４７
スタートビット １ビット
１ビット
デ ー タ ビット ８ビット
８ビット
ストップビット ２ビット
２ビット
パ リ テ ィ 無し
無し
プ ロ ト コ ル ＭＯＤＢＵＳ準拠
ＭＯＤＢＵＳ準拠
最 大 接 続 数 ３２台
１００台
ア ン テ ナ －外付防水アンテナ（標準付属品）

項 目
内 容
回 路 数 本体８回路（最大２４回路）
入力範囲 0〜10Ａ
直流電流±０．5％
入力 測定精度（ストリング監視ユニット単体）
センサー ＣＴＦ－３０－１０ＤＣ ※回 路 数 １回路（非絶縁）直流電圧 入力範囲 ０〜１０００Ｖ（定格７５０Ｖ）入力 測定精度 ±０．２％
端 子 台 Ｍ４ネジ
※注文時ケーブル長の指定をお願いします。

-4-

下記の２種類より選択可能）入力中継基板
〈特長〉

１００

４７．３

７０

クランプＣＴとＳＴＭ-ＷＬの配線工数及び配線ミスの軽減の為、専用のＤＩＮレール取り付け可能な入力中継端子台を用意致しました。

オプション仕様一覧
オプション

１＆２は電流４ｏｒ８回路または接点入力から選択下さい

オプション仕様（電流入力４点）
構
造
接続方式
回 路 数
入力範囲
測定精度
センサー

鋼板
盤面取付（Ｍ４）4回路
０～１０Ａ±0.5％（ストリング監視ユニット単体）
ＣＴＦ－３０－１０ＤＣ

使用温度
保存温度
使用湿度

－２０℃〜＋７０℃－２０℃〜＋７０℃
３０〜８５％ （結露しないこと）

使用温度
保存温度
使用湿度

－２０℃〜＋７０℃－２０℃〜＋７０℃
３０〜８５％ （結露しないこと）

オプション仕様（電流入力8点）構
造接続方式
回 路 数
入力範囲
測定精度
センサー

鋼板
盤面取付（Ｍ４）8回路
０～１０Ａ±0.5％（ストリング監視ユニット単体）
ＣＴＦ－３０－１０ＤＣ

オプション仕様（接点入力 ４接点）
構
造接続方式
回 路 数
入力

〔接点信号例〕アレスタ信号・ＭＣＣＢブレーカ等

鋼板
盤面取付（Ｍ４）4回路
フォトカプラ絶縁入力（ＤＣ　 １２Ｖ 供給）

使用温度
保存温度
使用湿度

－２０℃〜＋７０℃－２０℃〜＋７０℃
３０〜８５％ （結露しないこと）

使用温度
保存温度
使用湿度

－２０℃〜＋７０℃－２０℃〜＋７０℃
３０〜８５％ （結露しないこと）

オプション仕様（絶縁ＶＴ入力）
構
造接続方式
回 路 数
入力範囲
測定精度
端 子 台

鋼板
盤面取付（Ｍ４）
1回路
０～１０００Ｖ（定格７５０Ｖ）±0.2％
Ｍ４ネジ-5-最大（全オプション付き）外形図（本体＋オプション１＋オプション２＋オプション３）

本体仕様 （基本ユニットのみ）
510
410
310
210
10010010010010030573.1

462511.53613014026120836436643664302060

37.6426~12‒φ4.5穴例）

STM-WL-□-□構成時

オプション1追加時

オプション2追加時

オプション3追加時

基本ユニット（８回路）

電流最大８回路

電流最大８回路

絶縁ＶＴ入力本体仕様 （基本ユニット+電源）
620
520
420
320
5100

100

1001001003011073.1

462511.536130140136

802812083643664

3664302260

37.6

448~14‒φ4.5穴

例）

STM-WL-P-□構成時

オプション1追加時

オプション2追加時

オプション3追加時

基本ユニット（８回路）+電源

電流最大８回路

電流最大８回路

絶縁ＶＴ入力

各オプションにより寸法は異なります。
詳細は営業部まで御問い合わせをお願い致します。

-6-結線図（例）
16回路 （本体電流８回路 ＋ オプション１　 電流８ｃｈ ＋ オプション２　 接点入力４ｃｈ）
例） ＳＴＭ-ＷＬ-Ｐ - （2） （Ａ8）
（DI）
- （N）
本体電流８回路 + 無線通信 + オプション１（電流８回路） + オプション２（接点入力４回路）
5S+S-G

62

173CON14ヒューズ

ヒューズ

G

Dsub25ピン
ストレート接続（オスーメス）FG G

SOURSE（＋） （ｰ）1

ストリング接続後の
電圧 DC200～750V

23456789101A

B

B

C

C
A1
B1
C1

出力 +5V COM～A8A1B8B1C8C1

出力 +5V COM

出力 +5V COM

直流クランプCT(CTF-30-10DC)

直流クランプCT(CTF-30-10DC)～

直流クランプCT(CTF-30-10DC)

23～例） ＳＴＭ-ＷＬ-Ｐ （1）- （N）-（N）-（N）
本体電流８回路 + 有線ＲＳ-４８５出力 + オプションなし

S-G

16273CON14Dsub25ピン
ストレート接続（オスーメス）ヒューズ

ヒューズ

SOURSE（＋） （ｰ）
ストリング接続後の電圧 DC200～750V

GFG G
CON-IN

12345678910A8A9A
B
CA1
B1
C1

出力 +5V COM～～

直流クランプCT(CTF-30-10DC)

A10B8B10

C8C10

出力 +5V COM

直流クランプCT(CTF-30-10DC)
Ter + - SL
ＲＳ‐４８５を使用する場合の結線（Ｔｅｒと＋端子をショートすると１００Ωで終端されます）-7-456接点出力＊D2,D4,D6,D8は内部共通

7～８回路 （本体電流８回路 ＋ オプションなし）

S+接点出力CON-INA

接点出力

接点出力

専用アンテナ
CON-IN5

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8CON-OP8

Dsub25ピン
ストレート接続（オスーメス）

8A8
B8C8出力 +5V COM

直流クランプCT(CTF-30-10DC)

910

ＳＴＭ-ＷＬ用

電源ユニット

製品概要
ストリング監視BOX内に設置するストリング監視ユニット等、外部電源が必要な装置に既設の接続箱等からＤＣ／ＤＣコンバートを行い電源を供給致します。
商用電源等の配線ケーブル引き回しが不要の為、工数削減、費用削減に繋がります。

型式構成
ＳＴＭ－ＰＵ

構造・環境
構
造接続方式

鋼板
盤面取付（Ｍ４）

仕様

使用温度
保存温度
使用湿度

－２０℃〜＋７０℃－２０℃〜＋７０℃
３０〜８５％ （結露しないこと）〔出力仕様〕〔入力仕様〕ＤＣ　 ２００～７５０Ｖ（開放回路電圧1000V） 出力仕様
ＤＣ　 ２４Ｖ ±5％（１０Ｗ）
入力仕様
端 子 台
Ｍ４ネジ
端 子 台
Ｍ３ネジ

外 形 図
120116157512413414440208051
1 512231657-8-

ストリング監視ソフト画面例
メイン画面 「見える化」を実現

ストリング詳細画面 １ストリング毎の監視

グラフ 日射・気温・発電量/１日分-9-９２０ＭＨｚ帯マルチホップ無線ユニット
特長①電波到達性の良い９２０ＭＨｚ帯無線に対応し、マルチホップ技術により、少ない基地局で広域・高信頼性のネットワークを構築できます。
②通信線不要で導入が簡単。
③ノイズや雷サージに強い。

無線ユニット本体
項仕様

目

仕周

波数

９２０ＭＨｚ帯

帯域

幅４００ｋＨｚ

式

ＧＦＳＫ

変調

方様

ネットワーク構成

メッシュネットワーク

通信

速度

最大１００ｋｂｐｓ

送信出力

最大２０ｍＷ

伝送距

離見通しの良い直線距離で１㎞程度※設置環境によって伝送距離は変動します。

最大収容子機台数

１００台

暗化

１２８ｂｉｔ　 ＡＥＳ（ＭＡＣ層）

証

ＰＳＫ認証、ＭＡＣアドレス認証

号

認

アンテナ
■ルーフトップアンテナ

本体とアンテナを分離し、アンテナを屋外に設置する場合に利用できます。アンテナ基部の磁石を用いて金属面に固定させます。
（防水対応）

品

名用

途

ルーフトップアンテナ

屋外用、指向性：無、耐水型（ＩＰＸ６）

ＭＨ９２０－Ｎｏｄｅ－ＡＮＴ＜Ｒ＞

本体と分離し屋外に設置する場合に使用

配置図例

アンテナ

基本ユニット（ＳＴＭ-ＷＬ）

Ｄ-ｓｕｂ
接続ケーブル

ヒューズＢＯＸ

入力中継基板- 10 -

小型・省スペース・ローコストな直流電流センサー
特長・幅25.9㎜の省スペース設計
・後付けしやすい分割型でＣＴ内径φ10㎜型
定出格

電力

電

確式

ＣＴＦ－３０－１０ＤＣ流ＤＣ ３０Ａ

圧＋３０Ａ 入力時

ＤＣ ＋４．５Ｖ

０Ａ 入力時ＤＣ ＋２．５Ｖ－３０Ａ 入力時

ＤＣ ＋０．５Ｖ

度±２％Ｆ．Ｓ

最大測定導体径φ１０㎜

電応答

速源

ＤＣ ＋５Ｖ （単電源）

度０→３０Ａ時　１０μｓｅｃ以下

最大許容電流ＤＣ ３３Ａ

耐電圧

ＡＣ ２０００Ｖ／１分間（外装ケース～出力間）

ケー ブル

２芯シールドケーブル ※配線 赤：５Ｖ（電源）、白：出力ＯＵＴ、シールド：０Ｖ電源・出力ＧＮＤ

使用温湿度範囲＋１０℃～＋６５℃ ８５％ＲＨ以下

規格

ＲｏＨＳ対応 ＵＬ９４Ｖ－０準拠

寸法３１．１（Ｗ）×６５．２（Ｈ）×２５．９（Ｄ）㎜※ケーブル長は、標準2m。それ以上の長さはメートル単位での指定となります。

外 形 図
ＣＴＦ－３０－１０ＤＣ

約２００ＣＴケーブル コネクタ加工

コネクタＬ（注文時の御指定による）（標準 ２０００）

スリーブ色：黒シールド線赤線ＣＴ延長ケーブル

コネクタ
白線

- 11 -

スリーブ色：赤
スリーブ色：黒～ 環境問題への取り組み ～当社では、製品への有害物質使用の廃止に積極的に取り組んでいます。
RoHS指令で規制されている有害６物質の全廃を目標に、主要な製品での対応を完了しています。
個々の製品の対応状況については、お問合せ下さい。
なお、RoHS指令適合製品には、“Ro”マークのラベルを貼って区別しております。

安全上のご注意●本製品の取り扱いは、製品を正しくご使用いただくため、十分な知識と技能を有する人が行って下さい。
●結線は接続図を十分に確認のうえ、誤接続のないように接続して下さい。
●ネジは確実に締めて下さい。ネジの緩みは、発熱、焼損の原因になります。
接続後、端子カバーを装着して下さい。
●定格を超えた仕様で使用しないで下さい。故障、事故の原因になります。
●充電部には触れないでください。保守、点検時には必ず回路を断路して下さい。
※画面ははめ込み合成です。実際の画面とは異なる場合があります。

ISO 9001 登録 NO JSAQ 1492

本営業社 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄3丁目10番17号
部 TEL 06
（6329）
2441 FAX 06（6328）
4112

東 京 営 業 所 〒223-0058 横浜市港北区新吉田東8丁目47番27号
TEL 045（542）
8201 FAX 045
（541）
3989
Ｉビル6F
名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目7番32号 名古屋ＳTEL 052（219）
7780 FAX 052
（219）
7781

ホームページ

http://www.toyokeiki.co.jp/

2016.2.1000