管理医療機器
歯 科用セメントキット「」** 当社従来品と比較して製造販売元 クラレノリタケ デンタル株式会社

初代パナビア® の新規触 媒技術を搭載した「高接着「パナビア®Ｆ2.0 」のの象牙質接着を実現※1

高活性な新規化学重合触媒※2 の採用により、優れた歯質接着性を実現しました。特に象牙質接着性は、当社従来品と比べて大幅に向上。※1「パナビア® F 2.0」の3倍の象牙質接着力を有します。

歯質への接着強 さ（牛歯、引張、化学重合）
（MPa）

エナメル質

25

象牙質

化学重合のみで 高い接着力3倍の20

象牙質接着力!!

15を発揮

さらに、象牙質接着力が高いので、根管象牙質とポスト・コアの接着にも性能を発揮します。

1050
パナビア® F2.0

パナビア® F2.0

測定条件：牛歯#1000研磨面、被着面積3mmφ、化学硬化37℃水中に1日浸漬後、測定
測定装置：オートグラフ AG-100kN（島津製作所）クロスヘッドスピード：2mm/min

写真提供 ： 山手通り歯科 森田 誠 先生

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

各種補綴 物 への接着 強 さ （サーマルサイクル3,000回後）（MPa）

測定条件：サンドブラスト処理（ジルコニア、金属、CAD/CAMレジン）、#1000研磨（陶材、ガラスセラミックス）、被着面積：5mmφ、被着体に本品適用後、「パナビア® V5ペースト」を塗布して圧接し、マージン部へペンキュア2000で2方向から10秒光照射
37℃水中に1日浸漬し、サーマルサイクル（4〜60℃,3000回）後、測定
測定装置： オートグラフ AG-100kN（島津製作所）クロスヘッドスピード：1mm/min

4030

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

20100

ジルコニア ガラス
陶材 CAD/CAM 金合金
セラミックスレジン

12％
金パラ銀合金チタン※1 牛歯象牙質に対する引張接着強さ（グラフ参照）※2 添付文書記載の化学重合開始剤、重合促進剤を指す

発 売 から 30 年

パナビア® V5 」の誕 生です。
写真提供 ： 高輪歯科 加藤 正治 先生

シンプル な 操作ステップ〔 使用用途 1 〕
クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着。

試適詳しくは添付文書をご確認下さい。

トライイン ペースト
接着前の試適で色調確認が行えます。

補綴物には、

これ1本 !!

クリアフィル® セラミック
プライマー プラス
陶材

シリカ系ガラスセラミックス

CAD/CAMレジンジルコニア＋金属「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」は、シランカップリング剤に加え、リン酸エステル系モノマー「MDP ® 」も含有することから、陶 材、シリカ系ガラスセラ
ミックス、CAD/CAMレジン、ジルコニア、金属の前処理材として有効です。

補 綴 物の前処理支台歯には、レジンコア、（ 歯質、）
メタルコア

これ1本 !!

窩洞／支台歯の処理※パナビア® V5 トゥースプライ
マーの塗布には、付属のアプリケーターブラシでも使用可能です。

20秒

パナビア® V5
トゥース プライマー
歯質レジンコア

メタルコア

新しい重合促進剤の採用により、1液化を達成しました。

装着

余剰セメント除去のタイミングを選択できる！
光 照 射による方 法拭き取り（小筆、ガーゼ等）
または余剰セメントに3〜5秒光照射※。半硬化した余剰セメントを探針等で除去。

余剰セメントをガーゼ、小筆等で除去。
マージン部に10秒光照射。

※オペークの場合は、5-bの方法で除去してください。

最終硬化
化学重合による最終硬化は装着後3分＊レジンコアの場合は、合着・植立から6分以上3分

高審美“アミンフリー”の新規化学重合触媒※2 を導入。BPO-アミン系触媒を採用した当社従来製品と比較して、優れた色調安定性を発現します。

※2 添付文書記載の化学重合開始剤、重合促進剤を指す

硬化物の色調安定性
（⊿E*）

明度

透

当社従来製品

10彩性度

蔽遮クリア

色調変化ブリーチ

15性

明

肉眼での検出限界に近い

5

ユニバーサル

70 1
オペーク

14

医療機器認証番号 ： 226ABBZX00106000

・ 20個

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント

パナビア® V5 ペースト

医療機器認証番号：226ABBZX00102000（ ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク ）・ 8.1 g（4.6 mL） 1本
・ミキシングチップ（合着用）20個

メーカー希望小売価格 各12,000円 243611〜243615

スターターキット（ユニバーサル）

57,000 円 243600

メーカー希望小売価格

・パナビア® V5 ペースト
（ユニバーサル）
半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本
・パナビア® V5 ペースト
（クリア）
半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本
・パナビア® V5 ペースト（ブラウン）
半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本
・パナビア® V5 ペースト（ブリーチ）
半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本・パナビア® V5 ペースト
（オペーク）
半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本・パナビア® V5 トライイン ペースト
（ユニバーサル） 2.4 g（1.8 mL） 1本・パナビア® V5 トライイン ペースト（クリア） 2.4 g（1.8 mL） 1本・パナビア® V5 トライイン ペースト（ブラウン） 2.4 g（1.8 mL） 1本・パナビア® V5 トライイン ペースト（ブリーチ） 2.4 g（1.8 mL） 1本・パナビア® V5 トライイン ペースト（オペーク） 2.4 g（1.8 mL） 1本・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL 1本®
・クリアフィル セラミック プライマー プラス 2 mL 1本・ K エッチャント シリンジ 3 mL 1本・ 付属品：ミキシングチップ（合着用）30個、ミキシングチップ（エンド用）
10個、ガイドチップ（エンド用細）10個、ニードルチップ（Ｅ）20個、アプリケーターブラシ（ファイン＜シルバー＞）50本、ディスポ小筆ブラシ（黒）50個、小筆ホルダー（黒） 1本、混和皿（FPN） 1個

ミキシングチップ（合着用）

関連製品

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

コンプリートキット
メーカー希望小売価格

メーカー希望小売価格

1,570円 243626

ミキシングチップ（エンド用）

・ 20個

メーカー希望小売価格

1,050円 243627

ガイドチップ（エンド用細）・ 20個

メーカー希望小売価格

520円 243628

28
測定条件：厚さ0.25mm、70℃水中浸漬後、白背景で測定測定装置：分光色差計 SE6000（日本電色）、光源：D65/2

厚さ： 0.25mm

管理医療機器
歯科用セメントキット

21

水中浸漬期間（日）ブラウン

23,000 円 243601

・パナビア® V5 ペースト
（ユニバーサル）8.1 g（4.6 mL） 1本
・パナビア® V5 トライイン ペースト（ユニバーサル）
2.4 g（1.8 mL） 1本®
・パナビア V5 トゥース プライマー 2 mL 1本・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL 1本・ K エッチャント シリンジ 3 mL 1本・ 付属品：ミキシングチップ（合着用）15個、ミキシングチップ（エンド用）5個、ガイドチップ（エンド用細）5個、ニードルチップ（Ｅ）20個、アプリケー
ターブラシ（ファイン＜シルバー＞）50本、ディスポ小筆ブラシ（黒）50個、小筆ホルダー（黒） 1本、混和皿（FPN） 1個

管理医療機器 歯科用エッチング材

K エッチャント シリンジ

医療機器認証番号：226ABBZX00089000

・ 容量 ： 3mL

メーカー希望小売価格

3,000円 243252

管理医療機器 歯科用色調適合確認材料®

パナビア V5 トライイン ペースト
医療機器認証番号：226ABBZX00103000（ ユニバーサル、クリア、ブラウン、
ブリーチ、オペーク ）・トライインペースト 2.4 g（1.8 mL） 1本

メーカー希望小売価格 各3,000円 243621〜243625

管理医療機器 歯面処理材（歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料）®

パナビア V5 トゥース プライマー
医療機器認証番号：226ABBZX00104000

・ 容量 ： 4mL

メーカー希望小売価格

4,000円 243635

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料）®

クリアフィル セラミック プライマー プラス
医療機器認証番号：226ABBZX00105000

・ 容量 ： 4mL

メーカー希望小売価格

7,000円 243637●メーカー希望小売価格の後の6ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。●掲載商品のメーカー希望小売価格は２０１5年10月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。
●データは全てクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。●印刷のため実際の色調と異なる場合があります●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。
「 パナビア® F2.0 」 管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：224ABBZX00029000

製造販売元

販
〒959 - 2653 新潟県胎内市倉敷町2 - 28

連絡先〒100 - 0004 東京都千代田区大手町1-1- 3（大手センタービル）
フリーダイヤル：0120 - 330 - 922●「クリアフィル」、「 パナビア」及び「MDP」は株式会社クラレの登録商標です。

売

元〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町3 - 33 -18〒110 - 8 513 東京都台東区上野2 -11-15
お 客 様 相 談 セ ンター：0800 - 222 - 8020
http://www.dental-plaza.com

TEL.（06）6380 - 2525
TEL.（03）3834 - 6161

T676 -03 10／2015