エレクトロダイナミック方式 ダストモニター〔 排ガス濃度高精度連続測定 〕〔 バグフィルター性能監視 〕

高速デジタル通信

ダストモニター最大の機能を有しながらも、高速データ処理を実現。
瞬時の濃度変化も見逃さない。
バグフィルターの異常ろ布特定をディスプレイにて表示。

VIEW 370 PRO

VIEW Ex800

VIEW 370

独創的な測定方式でダストモニターの概念を一新
超低濃度測定・高速応答とフリーメンテナンスを実現

CAT. No. Z1-258-1901J

エレクトロダイナミック方式ダストモニター
エレクトロダイナミック方式によるユニークな原理のダストモニターで一般的な摩擦電荷方式（トリボ式）や従来の光学的な検出方法と比較して、プローブへのダスト付着の影響を受けにくい高分解能・高安定なダストモニターです。

エレクトロダイナミック方式ダストモニターの基本モデルです。低濃度から高濃度まで、あらゆるプロセスの煤じん濃度測定に活用可能。

エレクトロダイナミック方式ダストモニターのATEX認証防爆モデルです。
VIEW 370シリーズの性能はそのままに、 危険エリアにての測定が可能です。

■特 長● プローブへの付着や汚れにほとんど影響されません。

● フリー電源採用 ： AC90〜260V● 超高感度0.01〜1000mg/m3● 超高温対応可能 ： MAX800℃● PTFE被覆やFRP被覆が製作可能 （VIEW 370 ・ 370PRO）● 最 大 16チャンネルセンサ対応 （VIEW 370PRO）※1● 高湿度ガスも特殊エアパージにて測定可能（VIEW 370 ・ 370PRO） ● 当社 他機種との共通バス接続可能（VIEW 370PRO）

焼却炉
排ガス設備での活用（※1：センサ接点数１－１６点用を選択した場合）■ 動作原理
静電誘導を応用して非接触で検出します。

焼却炉

ダクト内を移動する帯電粒子の電荷移動をセンサ

この信号を測定し、交流的レスポンスに変換します。粒子が 直接プローブに衝突する際に発生する摩擦電流は（直流的レスポンス）インターフェースモジュール

特殊な回路でカットし安定した出力を実現しています。流速変化に影響されない波形

ダスト粒子

制 御 や 先 進の自己 診 断 機 能 を 有しており

PCME VIEW370安定した測定が可能です。非接 触検出です
ので PTFE や FRP 被覆が製作可能です。

● アラーム

出力● 濃度出力●1PC接続電源

操作モード操作性を重視しておりますので、素早く確実に目的の設定画面に到達する事が出来ます。
ロガーも装備しており、視認性良好なディスプレイと操作性の良いキーパッドにより、状 況 の 分 析 や設 定を容 易に実施出来ます。専用のPCソフトにてロガー のダウンロードやオンライントレンドによりPCにて状況の分析が可能です。更にPCとの接続により機器の設定もPCにて可能になります。

エレクトロダイナミック方式ダストモニターの最高峰モデルです。
1台のインターフェースモジュールで最大16台の※1センサを接続可能。 計装信号を全数取り出しも可能ですが、パソコンでの集中監視に最適です。
※1：センサ接点数１－１６点用を選択した場合●PCトレンド画面● 指示画面 バーグラフ表示（VIEW 370）

● 指示画面 リアルタイムトレンド表示 （VIEW370）

薬剤噴霧装置においての噴霧量監視

バグフィルターの性能監視

噴霧量異常・配管詰まりを監視● 薬剤量低減によるコストダウン● 噴霧量監視による粉塵爆発の防止●

排ガス煤塵濃度連続監視ろ布の 初期不良発見● 不良 ろ布の特定

最終排出口においての煤塵濃度をフリーメンテナンスにて高精度測定●

相対濃度50.000

相対濃度
5.000

40.0004.000

mg/Nm350.000

異常な ろ布40.0003.000

30.00030.0002.000

20.00020.0001.000

10.000

0.000

0.000

10.000
0.000

煙突

活性炭

消石灰

反応塔

減温塔

洗浄塔

バグフィルタ

最終排出口では検出できない、 または 検出が遅れてしまう装置の異常を 上流プロセスにて監視。

2シングルレイアウト

VIEW 370 システムレイアウト
インターフェイスモジュールPC

データケーブル

DC4〜20mA

電源

2×アラーム※1

マルチレイアウト（センサ ×4）

VIEW 370PRO システムレイアウト
プロコントローラPC

4×DC4〜20mA
4×アラーム

データケーブル
電源※1：センサ接点点数 1-16 点用を選択した場合

VIEW 370 インターフェースモジュール

VIEW 370PRO プロコントローラ

■標準仕様

■標準仕様

電源：AC90〜260V 1A（50/60Hz）

電源：AC85〜265V 40W（50/60Hz）

出力：DC4〜20mA（絶縁型 負荷抵抗 max500Ω）
シリアル
RS232C・RS485
リレー接点 1c×2（AC250V 2A）

出力：DC4〜20mA×4（絶縁型 負荷抵抗 max500Ω）
シリアル
RS485
リレー接点 1c×4（AC250V/DC24V 3A）

入力：4 デジタル入力 2 アナログ入力（DC4-20mA）（プラント ON/OFF、バグクリーニングパルス、酸素濃度補正演算（酸素濃度入力レンジ：0-25％）

センサ接続点数：1 点
解能：＜ 0.01mg

自己診断機能：通信・プローブ絶縁・ZERO・SPAN チェック
メ モ リ 容 量：短 期（1 センサ） パルス
アラーム

7 日間
2 時間
500 個

ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65

@1 分@1 秒
材質 ADC（エポキシコーティング）

許 容 温 度：周囲温度 −10℃〜＋55℃

解能：＜ 0.01mg

メ モ リ 容 量：長期：48 ヶ月 @15 分 短 期： 28 日間 @1 分
パルス 8 時間 @1 秒
アラーム 500 個
ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP66 材質 ADC（エポキシコーティング）
ディスプレイ：LCD（バーグラフ・数値・トレンド表示等）
許 容 温 度：周囲温度 −20℃〜＋50℃

■外形図

■外形図
4-φ6.5

12582

222
204

390362118

PCME VIEW 370

ProController CEM

4-Φ6.53分

自己診断機能：通信・プローブ絶縁・ZERO・SPAN チェック

ディスプレイ：LCD（バーグラフ・数値・トレンド表示等）

奥行：80

センサ接続点数：1-2 点 用 、1 -16 点用より選択

20070分

電線グランドマキシマムレイアウト

VIEW 370PRO マキシマムレイアウトSTACK602

システムレイアウトの構 築

QAL181MODBUS ネットワークにより、SPUR

VIEW370 PRO は 最 大 で 16 台まで※1

センサ及び その他モジュールをSPUR認識可能です。
※QAL181、STACK602 と接続する
場合は専用のプロコントローラが必要です。

SPUR

PSU リピーターの活用

SPUR（スパー）の活用

ケーブル長さが規定値（1000 ｍ）を超える場合は、PSU リピーターを設ける事によりケーブルの延長が可能になります。

SPUR

ネットワーク中のセンサを、点検や故障等の理由でネットワークから1 台取り外すとこのセンサより後流側のセンサは通信不能になります。

SPUR

た だ し、各 セ ン サ に 1 台 づ つ
SPUR（スパー）を設ける事により、センサを取り外しても SPUR が通信を維持します。

（詳細はご相談ください）

SPUR
SPUR
SPUR
SPUR

危険場所
アイソレーション
スパー

PSU リピーター

VIEW Ex800
電源

VIEW 370PRO

SPUR

プロコントローラ

SPUR

MAX

16台！

SPUR

PC

※1

SPUR

最大 16 台のセンサをフィールドバスでコントロール。
電源SPUR
データケーブル
リレーアウトプットモジュール【オプション】

アナログアウトプットモジュール【オプション】
ROM

ROM

AOM

4×DC4〜20mA
4× リレー出力

AOM

8×DC4〜20mA
8×DC4〜20mA
8× リレー出力
8× リレー出力※1：センサ接点点数 1-16 点用を選択した場合

オプションROM

SPUR（リレーアウトプットモジュール）

（スパー）

251

奥行：56.5

DC4〜20mA×8（負荷抵抗 500Ω）

177

81

65

100

81

177

PSU リピーター奥行：56.5リレー接点 1C×8（AC250V1A）

81

AOM（アナログアウトプットモジュール）

奥行：45

奥行：56.5

電源 AC90 〜260V 50/60Hz

4VIEW 370/ VIEW 370PRO センサ■ センサ標準仕様
ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65 材質ADC（エポキシコーティング）
許 容 温 度：周囲温度 −25℃〜55℃
排ガスダクト内温度 −25℃〜250℃（標準仕様）−25℃〜400℃（中高温仕様）−25℃〜800℃（高温仕様）

プロコントローラ操作・表示

プ ロ ー ブ 長：max1500mm（1500mmを超えるものは打ち合わせ要）
プ ロ ー ブ 材 質：SUS316・PTFE（オプション PTFE被覆）
07/11/05 15:17

センサ接続口径：ねじ込み R1・1/2以上（オプションにて小口径製作可能）

Stack1 Stack2
Dust
Dust
100

100100TT

100

ケ ー ブ ル 仕 様：4芯シールドケーブル 0.5sq 50Ω/km（max1000m シングルレイアウト）TE
X
T
0.00.76

34.27

0.0

2.46

バーグラフ表示画面■ センサ外形図
標準センサ（〜250℃）
21080<Pulse10050

R1・1／2

122×12250

07/11/05 15:17

デバイス Stack1 Dust

L1L3
Φ150.0Φ245.03Φ42.70.0接地電極

プローブ
絶縁物：PTFE

PTFE被覆センサ（〜250℃）
13/11/07
14:52:00

R1・1／2

122×12250

トレンドグラフ表示画面

80

L3
Φ24

13/11/07

LIVE 14:52:00

Φ42.7

L1210

0.00

プローブ
PTFE被覆接地電極

07/11/05 15:17

ZERO チェック正常

有効SPAN チェック正常

有効S ／ C チェック

正常

通信チェック

正常

240
80

L144

L3
Φ12

有効

耐熱センサ（中高温〜400℃）

Φ25

校正

Φ27.2

i デバイス Stuck1 Dust

122×12250

メンテナンス中止

プローブ
絶縁物：セラミック
放熱フィン

自己診断機能表示画面

リレイ設定

JIS10K50A
遮熱板

150

機能設定

L3

絶縁物：セラミック

ロガーサンプリング時間
デバイス編集44

Φ12時間／日付
4-20mA 設定

L1

Φ25

Stack1 Dust

≒24080English122×12250

デバイス自動検出

耐熱センサ（高温〜800℃）システム設定

Φ27.2

07/11/05 15:17

センサ設定

接地電極

JIS10K50A

放熱フィン

構成・設定表示画面
溶融炉・溶解炉等の、高温・高ダストプロセスもご相談ください。

5VIEW Ex800 システムレイアウト
Ex800型は、測定原理・能力はそのままにATEX指令に適合した本質安全防爆方式のダストモニターです。
ガスゾーン0,1& 2 ダストゾーン20, 21& 22での使用が 可能です。

危険場所

非危険場所

アイソレーションスパー

ATEX

インターフェースモジュール

データケーブル

データケーブル

max 500m

max 500m

Category 1, 2 and 3
EXⅡ 1 G EEX ia ⅡC T4,EX Ⅱ 1 D (T 71°C)

DC4〜20mA
2×アラーム電源

Gas Zones 0.1&2 and Dust Zones 20, 21&22※VIEW Ex800PROはセンサ16台まで接続可能

VIEW Ex800 標準仕様
■インターフェースモジュール■センサ

電源：AC90〜260V 1A（50/60Hz）

ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65

出力：DC4〜20mA（絶縁型 負荷抵抗 max500Ω）
RS232C・RS485
シリアル
リレー接点 1c×2（AC250V 2A）

許 容 温 度：周囲温度 −20℃〜55℃
排ガスダクト内温度 −20℃〜250℃（標準仕様）

解プ ロ ー ブ 長：100, 200, 300, 400, 500,600, 800, 1000mm

能：＜ 0.01mg

プ ロ ー ブ 材 質：SUS316
PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）

自 己 診 断 機 能：通信・プローブ絶縁・ZERO・SPANチェック

7 日間 @1分
2時間 @1秒
アラーム 500 個

メ モ リ 容 量：短 期（1センサ）
パルス

ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65

センサ接続口径：ねじ込み BSP 1・1/2 以上、またはフランジ取付 50A 以上
ケ ー ブ ル 仕 様：4芯シールドケーブル 0.5sq 50Ω/km（ max500m ×2）

材質ADC（エポキシコーティング）

デ ィ ス プ レ イ：LCD（バーグラフ・数値・トレンド表示等）※ 高温（Max 400℃）高圧（Max50 bar）用
VIEWEx 820型もございます。

許 容 温 度：周囲温度 −10℃〜55℃■ VIEW Ex800 外形図
インターフェースモジュール

センサ

222
204

80

アイソレーションスパー
220
204

L

143

Φ17
Φ33

PCME VIEW Ex800

122×122

82
125

30

絶縁物

82122

分

材質ADC（エポキシコーティング）

プローブ

1·1/2 BSP

4-Φ6.5
奥行：80

4-Φ6.5
奥行：80

6プローブ寸法の決定方法
正確な測定を維持するためにプローブ長は下記の条件を満たす必要があります。

プローブ長：
高精度な測定のために、プローブ長はダクト半径と同じかそれ以上が必要です。

H（取付座高）接地電極長≧ H

接地電極長：

プローブ長≧ 1/2 φD接地電極長さは取付座高さと同じか、それ以上でないと測定に影響が出るので確認ください。

φD（ダクト内径）

センサ取付位置の選定
センサ

センサの最良な取付場所は粒子分布が平均していて流れが直線的なところです。
曲折部や障害物がなく、センサの上流 及び 下流側に少なくともダクト径の 3 倍の直管部が必要です。

推 奨
φD（ダクト外径）※ダクト径の 3 倍の直管部が取れない場合は、直管部にて上流側：下流側 /2：1 の比率にて取付けてください。

FLOW

ダクト

直胴部≧3D

直胴部≧3D

良い例

悪い例※どうしても直管部の距離が取れない場合は、曲折部の内周側では無く外周側にセンサを取付けてください。

絶対値校正
z＝300〜1D

y＝MIN 3D

a＝MIN 3D

手分析位置

D＝MIN250

センサ

FLOW

この計器は手分析結果（分析業者による）に数値校正する事により絶対値での運用が可能になります。
手分析施工時間を計器に入力する事により計算と校正が行える独自のソフトウェアーを装備しております。

Line of business

a＝手分析位置より排出口までの距離

3D（直径 ×3）以上

y＝センサ取付位置より上流側直管距離

3D 以上

z＝センサ取付位置より手分析位置までの距離

300mm〜1D

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター

名古屋営業所 〒 464-0075 名古屋市千種区内山 3 丁目 10-17 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計

大 阪 営 業 所 〒 530-0056 大 阪 市 北 区 兎 我 野 町 2 番 14 号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

オフィシャルサイト

本社 〒530-0056大阪市北区兎我野町2番14号
T E L . 06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp
東 京 支 店 〒 105-0013 東 京 都 港 区 浜 松 町 1 丁 目 2 9 - 6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933

九 州 営 業 所 〒 802-0003 北九州市小倉北区米町 1 丁目 1-21 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580
代理店