V110991224

メディコールⅡ微弱無線中継ユニット
ＲＵ２６０
取扱説明書
Ｖ１．１０

ヘルツ電子株式会社〒４３３−８１０３
静岡県浜松市豊岡町６２−１
ＴＥＬ．（０５３）４３８−３５５５ＦＡＸ．（０５３）４３８−３４１１

安 全 上 の ご 注 意 （必ずお読み下さい）
お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に、生じる危害や損害の程度を、次の表示で区別し、説明しています。

！ 警告
この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

！ 注意
この表示の欄は「傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区別し、説明しています。

！

この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

！

注意■全てに共通の取り扱いについて●湿気・ほこりの多い場所での使用は避けて下さい。ほこりや水分が入り、故障・火災・感電の原因となることがあります。

■本機の取り扱いについて●本機は、精密部品で作られた無線通信機器です。
分解・改造はしないで下さい。事故や故障の原因となります。

！

警告■本機の取り扱いについて●人命にかかわるような極めて高い信頼性を要求される用途には、ご使用にならないで下さい。
●電波が届くか届かない曖昧な範囲ではご使用にならないで下さい。

■電源の取り扱いについて
ＡＣアダプタ・電源コードの発熱、破損、発火などの事故防止のため、次のことは必ずお守り下さい。
●ＡＣアダプタ・電源コードを火に近づけたり、火の中に入れないで下さい。ＡＣアダプタ・電源コードが破裂・発火して事故の原因になります。
●ＡＣアダプタ・本体は、破損・発火事故防止のため、指定された電源電圧以外では使用しないで下さい。
●濡れやすい場所で、ＡＣアダプタ・本体を使用しないで下さい。
発熱・発火・感電などの事故や故障の原因となります。
●濡れた手でＡＣアダプタ・本体・電源コード・コンセントに触れないで下さい。感電などの事故の原因となります。
●電源コードを破損させないで下さい。ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。
●電源プラグにほこりが付着したままで使用しないで下さい。
ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
●ＡＣアダプタに強い衝撃を与えないで下さい。事故や故障の原因になることがあります。
●ＡＣアダプタの変形などに気づいたら、使用しないで下さい。
事故や故障の原因になることがあります。
●引火性ガスが発生する場所では、本体を充電しないで下さい。
発火事故などの原因になります。
●絶対にＡＣアダプタを分解しないで下さい。
事故や故障の原因になることがあります。

！

警告■使用中に異常が発生したときは火災・感電等の原因となりますので、電源プラグをコンセントから抜いて販売店又は弊社に修理を依頼して下さい。
●煙が出たり、変なにおいがするときは使用を中止し、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて販売店又は弊社に修理を依頼して下さい。
●電源コードが傷んだら使用しないで下さい。
そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

！

もくじ
●はじめに

１

●各部の名称２●使い方
機器№の登録アンテナの接続
設置場所について
設置方法

３４５６

●中継機の追加

７●こんなときは

８

●製品仕様

９

●保証について１０

はじめに
この取扱説明書は、メディコールⅡ微弱無線中継ユニットの取り扱いについての説明書です。ご使用の前に必ずお読み頂き、正しくお使い下さい。
メディコールⅡ微弱無線中継ユニット（以下「中継機」と略します）は、メディ
コールⅡのコントローラとディスプレイ間の通信距離を延長するために使用する装置です。

コントローラディスプレイ
中継機を使用しない場合

コントローラディスプレイ
中継機
中継機を使用した場合

・コントローラ、ディスプレイにマッチした外観。小型軽量で卓上、壁掛けのいずれでも設置することが可能です。
・２項目仕様をはじめ、コントローラ及びディスプレイの複数台仕様にも対応します。
・中継機設置台数に制限がなく、並列使用も可能です。
・メディコールⅡ導入後でも、必要に応じて追加設置が可能です。

複数台設置の例‑ 1 ‑各部の名称
アン テナ端 子
付属のアンテナを接続します

壁掛 け用取 付穴（裏 面）
壁面取り付けする場合に使用します

動 作表示 ランプ
中継機の動作状態を表示します

：点灯
：消灯

受信ランプ（緑）内部の受信機が動作しているとき点灯します。

受信中ランプ（緑）受信ランプが点灯しているとき、コントロー
ラまたは他の中継機が送信した電波を受信すると点灯します。

送信ランプ（赤）内部の送信機が動作しているとき点灯します。
電源ランプ（赤）
電源スイッチがON時に点灯します。

電源コ ード動作設 定スイ ッチ

AC100Vコンセントに接続します

中継機の動作を設定します

1

2

3 4
ON↓

通常 設定

電源スイ ッチ

使用しません

1

2

3 4
ON↓

既存のセットで使用する場合に設定しま
す

特 殊設定

中継機の電源をON/OFFします

コ ントロ ーラ登 録スイ ッチ
中継するコントローラの機器№を登録します

OFFON１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15機 器№

1 2 3 4 5 6 7 8ON↓使用しません

1 2 3 4 5 6 7 8ON↓

中 継する 機器№ のスイ ッチ
を 「ON」 に設定 します

上図では№１のみONです

コ ントロ ーラ登 録スイッ チ
動作 設定ス イッチ の設定

OFF‑ 2 ‑ON

使い方
機器№の登録中継機を使用する場合は、使用するコントローラの機器№を登録します。登録されていない機器№のコントローラでは、中継機を使用できません。機器№は、１〜１５までの１５台分が登録できます。

機器№１

機器№１
登録機器№１
登録された機器№の場合

機器№１

機器№１
登録機器№３
登録されていない機器№の場合コントローラの機器№は、コントローラの電源をＯＮしたときに表示される初期画面で確認することができます。

＊＊ ｍｅｄｃ ａｌｌ ＩＩ＊＊Ｖｘ．ｘ Ｂ ｙ Ｈｅｒｕ ｔｕ

電 源ＯＮ時約３秒後

Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｎｏ．＝０１
Ｃ ｏｎｔｒｏ ｌ Ｄｉｓｐ． ＝ １

機器№ １〜９は「０１ 〜０９」で表示 します●コントローラの機器№は変更できません。
●機器№が「００」と表示された場合は、中継機を使用することができません。弊社までお問い合わせ下さい。

‑ 3 ‑

使い方
機器№の登録は、中継機の「コントローラ登録スイッチ」で行います。

動作設定スイッチ
全て「ＯＦＦ」の状態で使用します１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8ON↓

機器№

1 2 3 4ON↓

スイッチの設定

1 2 3 4 5 6 7 8ON↓

中継する機器№のスイッチを「ON」に設定します

使用しません

OFFON●スイッチの設定は、電源スイッチを「ＯＦＦ」にし、電源ランプが消えている状態で行って下さい。
電源ランプが点灯している時は登録できません。
●複数台（最大１５台）の機器№を登録することができます。

1 2 3 4 5 6 7 8ON↓

1 2 3 4 5 6 7 8ON↓

この場合は、１・４・８１１・１３が登録されます。

●スイッチを全て「ＯＦＦ」に設定すると、中継機は動作しません。

登録が完了したら、アンテナを接続します。

この部分を矢印方向に９０度回転させてロックする

アンテナ端子アンテナ①奥まで差し込む●アンテナの角度、方向は自由に動かすことができます。

‑ 4 ‑

使い方
コントローラ、中継機およびディスプレイの設置場所を決めます。
コントローラおよび中継機は、他に影響を与えないように極微弱な電波を使用しています。このため、通信距離に制約があります。設置にあたっては、それぞれの設置場所に全ての機器を仮に設置し、コントローラ〜中継機および中継機〜ディスプレイ間で正常に無線通信が行えることを確認して下さい。
動作表示ラ ンプの変化

コントローラからのデータを待ちます

Ｃａｌｌ

電波を受信すると受信中ランプが点灯します

Ｎｕｍｂｅｒ＊１＝［１２３］

受信したデータをチェックしてＯＫであれば送信します

データを送信すると「＊」が表示します
コントローラ〜中継機間

中継機の動作表示ランプについて●受信機動作中に電波を受信すると「受信中ランプ」が点灯します。
コントローラが送信していない時に受信中ランプが点灯する場合は、他の機器からのノイズなどの影響を受けていることが考えられます。中継機の設置場所を変更して下さい。
●中継機は、受信したデータの内容を常にチェックしています。
登録された機器№以外のコントローラからのデータは中継しないため「送信ランプ」は点灯しません。また、登録された機器№のコントローラからのデータを受信した場合でも、受信データに誤りが発生した場合は中継しないため、送信ランプは点灯しません。

１２３[NEXT]ボタンＣａｌｌ

コントローラで設定した呼び出し番号が表示されること

Ｎｕｍｂｅｒ＊１＝［１２３］

コントローラの [NEXT]ボタンを押すと呼び出し番号が変化すること
中継機〜ディスプレイ間
‑ 5 ‑

使い方
中継機を設置します。
壁掛けなどで設置する場合は、付属のネジを使用し、本体裏面の壁掛け用取付穴を使用して取り付けを行って下さい。ネジを取り付ける場合の壁面からの寸法は、以下の図に従って下さい。
なお、付属のネジ以外を使用して取り付けを行う場合でも、下図の寸法に従って下さい。指定寸法以外の物を使用して取り付けを行うと、中継機内部を破損するおそれがありますので、十分ご注意下さい。

４mm以内

７mm以内

中継機
本体

4〜5mm
壁面７〜８mm
壁面ネジ
壁掛け用取付穴●金属の壁や柱などからはなるべく離して設置して下さい。
●電源コードに無理な力が掛からないようにして下さい。
●接着タイプの壁面フック等を使用して取り付ける場合は、中継機の重量（約３２０ｇ：アンテナ含む）に耐えられる物を使用して下さい。
●設置が完了するまでは、安全のため電源コードをコンセントから外して下さい。

全ての機器の電源を入れ、正常に動作することを確認して下さい。

●中継機を使用しない場合に比べ、コントローラを操作してからディスプレイに表示するまでの時間が約２倍になります。

‑ 6 ‑使い方（中継機の追加）
すでにメディコールⅡをご使用いただいている場合で、中継機を追加設置する場
合は、以下の手順で行って下さい。
●コントローラのプログラムバージョン№を確認します
バージョン№は、コントローラの電源をＯＮしたときに表示される初期画面で確認することができます。プログラムバージョン№が「Ｖ２．０」の場合に限り、以下の設定で中継機を使用することができます。

＊＊ ｍｅｄｃａｌｌ ＩＩ＊＊
Ｖ２．０ Ｂｙ Ｈｅｒｕｔｕ

電源ＯＮ時

プログラムバージョン№「Ｖ２．０」以外のプログラムバージョン№が表示された場合●「Ｖ３．０」および「Ｖ３．０」以降の場合３ページからの使い方の手順で使用することができます。
●「Ｖ１．０」の場合中継機を使用することはできません。弊社までお問い合わせ下さい。

●動作設定スイッチを変更します
スイッチ設定を「特殊設定」に変更します。

動 作設定スイッチ
１・２番を「ＯＮ」の状態にします12

3 4ON↓「コントローラの機器№登録」以降の設定は、３ページからの使い方の手順と同様です。

●この設定では、中継機は１台だけ使用することができます。
●通常設定での使用時に比べ、コントローラを操作してからディスプレイに表示するまでの時間が長くなる場合があります。

‑ 7 ‑こんなときは●電源スイッチをＯＮしても、電源ランプが点灯しない。
・電源コードがコンセントにしっかり差し込まれているか確認して下さい。
・内部のヒューズが切断している可能性が考えられます。直ちに電源コードをコンセントから抜いて下さい。
中継機内部には高電圧部分があり大変危険なため、ヒューズ交換をお客様が行うことはできません。ご面倒でも弊社までご連絡下さい。
●電源スイッチをＯＮすると、電源ランプが点滅する。
・コントローラ登録スイッチを確認して下さい。

1234567 8ON↓

1234567 8ON↓

必ず「ＯＦＦ」で使用してください

スイッチを変更するときは、電源スイッチを「ＯＦＦ」の状態で行って下さい。
●中継できない・使用するコントローラの機器№を正しく登録して下さい。（３ページ）
・アンテナを正しく接続して下さい。（４ページ）
・コントローラからの電波を中継機が正常に受信しているか、動作表示ランプで確認して下さい。（５ページ）
コントローラが送信しても「受信中ランプ」が点灯しない場合は、コントローラと中継機間の距離を近づけて下さい。「受信中ランプ」が点灯しても「送信ランプ」が点灯しない場合も同様です。
・コントローラのプログラムバージョン№が「Ｖ１．０」の場合は、中継機を使用することができません。（７ページ）●中継してもディスプレイになにも表示しない・使用するコントローラとディスプレイの機器№が一致しているか確認してください。（確認方法は「メディコールⅡ取扱説明書」をご覧下さい）・コントローラのプログラムバージョン№が「Ｖ２．０」の場合、通常設定では使用できません。特殊設定に切り替えて使用して下さい。（７ページ）
また、バージョン№「Ｖ１．０」では中継機を使用することはできません。
・中継機の「送信ランプ」が点灯しても表示しない場合は、中継機とディスプレイ間の距離を近づけて下さい。

‑ 8 ‑

製品仕様

使用周波数

２ ６ ０ M Hz 帯 の １ 波

電波形式

Ｆ１Ｄ

電波の強さ

付属の専用アンテナ使用時において、電波法第４条第１項第１号及び電波法施行規則第６条に規定されている微弱電波 出 力 以 内 （ ３ mの 距 離 に お い て ５ ０ ０ μ V/m以 下 ）データ形式

非同期式シリアル伝 送 速 度 ： １ ２ ０ ０ b/s
スタートビット長：１ビット
データ長：８ビット
ストップビット長：２ビット
パリティビットなし

変調方式

直接２値ＦＳＫ

変調速度

１ ２ ０ ０ b/s

通信方式

単向通信方式

動作電源電圧ＡＣ１００Ｖ

消費電力

５Ｗ

電源コード長さ

約２ｍ

装置外形寸法

１ ４ ０ （ Ｗ ） × ３ ５ （ Ｈ ） × １ １ ０ （ Ｄ ） mm
アンテナ／突起物を除く

装置本体重量

約２９０g

使用環境

温度０〜＋４０℃
湿度８０％以下（ただし結露なきこと）

付属品

壁面取り付け用ネジ（３．５×２５タッピング）
専用アンテナ（ＨＴＭ−５Ｗ）
１本
取扱説明書（本書）
１部
保証書
１部

５０／６０Ｈｚ（アンテナを除く）

‑ 9 ‑

１本

保証について●この製品には、保証書を別途添付しております。
所定の記述、及び記載内容をご確認いただき、大切に保管して下さい。
●保証期間は、保証書に記載されております。
保証期間内は、保証書に記載されている保証規定の定めにより、弊社にて無料修理いたします。その他詳細事項は保証書をご覧下さい。
●保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売代理店、または弊社営業部までご相談下さい。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理させていただきます。
●保証期間に関係なく、修理は調整等測定機器類の必要上、弊社への持ち込み修理を原則とし、持ち込み時に発生する送料等はお客様の負担とさせて頂きます。
なお、出張修理を行う場合、保証期間中に代替機が必要な場合等は、お買い上げの販売代理店、または弊社営業部までご相談下さい。
●保証期間中の修理や、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売代理店、または弊社営業部までお問い合わせ下さい。

特注品・システム組込み等の場合は、上記の限りではありません。
別途仕様書・取扱説明書の保証規定をご覧下さい。

●本書の内容については予告なく変更する場合があります。
●本書の記載内容につきましては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がありましたら、弊社営業部へご連絡下さい。
●本機を運用した結果の影響については、前項に関わらず弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
●製品の仕様および外観は、機器改良その他により予告なく変更する場合があります。

‑ 10 ‑