１．はじめに・ このたびは二酸化炭素検知警報器ＫＳ－７Ｒをお買い上げいただき、誠にありがとう

二酸化炭素検知警報器ございます。
・ 本器は、二酸化炭素を対象としたガス検知警報器であり、非防爆エリアで屋内の事務所、実験室、研究所、クリーンルーム等において、二酸化炭素濃度値を本体に表示すＫＳ－７Ｒるとともにアナログ信号（DC4－20mA）として外部に出力します。
・ あらかじめ設定されたガス濃度に達すると、本体の警報ランプ、警報音を動作させるとともに警報接点を動作させ、二酸化炭素濃度の監視に役立てる機器です。

施 工 説 明 書・ 本器を正しく使用していただくために、取り付け、ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

●この施工説明書は、施工時に活用していただくために取扱説明書の施工に関わる部分のみを抜粋した簡易説明書です。ご使用の際には、必ず取扱説明書をよく読んで理解してから正しく使用してください。

本器を安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

● 据付配線工事および取り付け工事等、本器に関る工事全般においては有資格者：回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内容を示しています。の方が「電気設備技術基準」に基づいて行ってください。

：回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
：回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
：取扱い上のアドバイスを意味します。

■包装内容物の説明
・標準品には下記のものが付属品として包装箱の中に入っています。ご使用前に必ず全て揃っているか確認してください。作業には万全を期していますが万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。
標準付属品

取扱説明書管理番号
ＧＡＤ－１２６－００
２０２１年６月作成

品名

数量

検知警報器本体

１

型式：ＫＳ－７Ｒ

取り付けネジ２

M5×12（ばね座金付き）、警報器を取り付けます。

結束バンド

1

電線をまとめます。

棒端子

９

電線に圧着で取り付けて端子台に接続します。

絶縁チューブ

９棒端子に挿入して絶縁します。

取扱説明書

１－

成績書

１

備考

50２．取り付け方法●本器は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。

ガバー
スライド時
スペース

●取り付け作業時は、落下や衝突等により本器に衝撃が加わらないように注意して取り扱ってください。検知性能が損なわれる場合があります。
センサ●次のような場所には取り付けないでください。

134

・温度、湿度が次の条件から外れる場所

200

・屋外や水が直接かかる場所
取り付け穴-10℃～50℃（ただし、急激な変化のないこと）
0～85％RH（ただし、結露なきこと）
・腐食性のガスがある場所
・振動や衝撃が加わる場所

7.5・高周波や磁気が発生する場所
・電気的ノイズが発生する場所
・埃・粉塵が多い場所
2-φ5.5・6m/s を超える強風に曝される●保守点検の容易な場所に取り付けてください。

入線方向●取り付け姿勢は、必ずセンサが上側、取り付け面が垂直になるように、正立に取り付けてください。逆さ、斜め、横向き等に取り付けると正常なガス検知ができ●取り付けネジ用のＭ５メネジ（２箇所、ピッチ１３４）を設け、下記の手順で取り付けます。

ません。
●取り付け高さが法規等で定められていない場合、センサ位置は床上約 150cm を目安としてください。また、ガス検知を妨げる障害物等がない位置としてください。
●カバーを閉じた後は、必ずカバー固定ネジで固定してください。
固定していないと正しい検知ができません。

①ネジカバーを開ける。
②付属の取り付けネジで仮留めする。
（上側）③カバー固定ネジを緩める。
④カバーを手前に引く。

●本器はアルコール類、アセトン、揮発性オイル等が存在する雰囲気での使用およ③カバー固定ネジを緩める

び保管をしないでいでください。検知性能に影響を与える場合があります。
●本器は塩素・腐食性ガスが存在する雰囲気での使用および保管をしないでいでください。検知性能に影響を与える場合があります。

①ネジカバー開②取り付けネジ仮留め④カバーを手前に引く

ネジカバー

により、検知性能に影響を与える場合があります。

●測定環境の気圧が標準気圧と異なる場合（例えば、標高の高い場所など）での測定では、圧力依存を受けるため正確な濃度値を表示しません。

・本体の左右は、取り外し等のため［側面から30mm以上］のスペースを設けてください。
・本体の上方は、カバーをスライドさせるため［下面から200mm以上（上面から50mm以上）］のスペースを設けてください。

カバー●本器はアルカリ金属による汚染（特に塩水噴霧）または他の無機元素による汚染

３．配線方法⑤カバーを上にスライドさせる。
（開ける）⑥付属の取り付けネジで締め付ける。
（下側）●配線するときは、必ず元電源を切ってください。感電の恐れがあります。

⑦カバーを下にスライド⑦カバーを下にスライドさせる。
（閉じる）●配線終了後は、必ずカバーを閉じてください。感電する恐れがあります。
⑤カバーを上にスライド●本器の二酸化炭素濃度出力（アナログ出力、接点等）を応用し、インターロック等の制御をされた場合、それによって生じた障害、損害については、弊社はその責任と補償を負いかねます。
●配線の際には、端子台の端子記号を間違えないようにしてください。
●接続ケーブルは、動力線（電力線）と極力離して配線してください。
●本器のアナログ出力は電源と絶縁されていません。他の機器と混在して使用する場
合は、本器のアナログ信号へ他の電源の回り込み等が生じないようにアイソレーシ
ョンしてください。
・配線口はノックアウト穴構造で下面と背面にあります。
⑥取り付けネジの締め付けニッパー等でカットして穴を開けてください。

⑧カバーをケースに押し付けながら、・電線はシールドケーブル（0.5～1.25mm２）、⑨取り付けネジを締め付ける。
（上側）⑪ネジカバーを閉じる。

背面ノックアウト穴

外径Φ10.5mm 以下、500m 以内にてご使用くださ⑩カバー固定ネジでカバーを固定する。
⑩カバー固定ネジの締め付け⑨取り付けネジの締め付けい。
⑧カバー押し付けカバーを閉じた後は、必ずカバー固定ネジで固定してください。固定していないと正しい検知ができません。

ケース

下面ノックアウト穴

Signal+-ZA1 ZA2 TA

COM

Ｄ Ｃ
名称記号PＥ-NＮ+P
Ｐ

棒端子
絶縁チューブ
圧着工具
端子台（参考）用途
電源端子台
外部出力線用型番（メーカー名）
TC1.25-16（ニチフ）
VC1.25（ニチフ）NH 1（ニチフ）＋－

１段目警報接点（無電圧 1a 又は 1b）

ZA2／ZB2

２段目警報接点（無電圧 1a 又は 1b）

TA／TB

故障接点（無電圧 1a 又は 1b）

COM

コモン
使用しません。

３－２．結束バンドの取り付け

備考
シールドケーブル（0.5～1.25mm２）、外径Φ10.5mm 以下標準付属品にて同梱（撚線 0.25～1.65 mm２用）
標準付属品にて同梱
裸端子用の適合端子呼び 1.25 のものであれば可電線の引き止め補助用として、ケースの内側の入線口近くに結束バンドを通す部分があります。
（右図参照）
あらかじめ結束バンドを通して輪を作っておき、結束バンド入線した電線を輪の中に通してから配線しておけば最後にまとめることができます。

型番（メーカー名）
ML-1400-S1L-3P（サトーパーツ）
FFKDSA1/H1-5,08-8（フェニックスコンタクト）①電線ストリップ

備考
適合径：Ø0.65mm～Ø1.6mm
適合径：Ø0.2mm～Ø1.5mm

5.5棒端子を取り付ける電線端部のストリップ（被覆むき）寸法は 5.5mm（推奨）とします。
1②棒端子挿入

棒端子

電線の被覆をむいた部分に棒端子を挿入します。
端子の中央部から 1mm 程度芯線が見えるまで挿入します。
③棒端子の圧着筒部（電線挿入部）の中央を圧着してください。
圧着箇所④絶縁チューブの挿入
圧着された棒端子の先端部から絶縁チューブを挿入します。
絶縁チューブ

絶縁チューブは棒端子に奥まで挿入してください。奥まで挿入しないと端子台に接続した際に挿入長さが短くなり、接続不良となる恐れがあります。

アナログ出力DC4－20mA

ZA1／ZB1

C

推奨部品
部品名
電線接地Signal

D

３－１．棒端子および絶縁チューブの取り付け方法

DC24V 電源入力

NＥ

（奥まで挿入する）

下面入線口