‫ﻣﺴﺠﻞ ‪lor‬‬‫‪KEW 5050‬‬‫ﺟﻬﺎز ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻴﺎر ‪ Ior‬ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ!‬‫ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺗﺴﺮب ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺖ وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬‫‪φ40㎜‬‬‫‪φ68㎜‬‬‫أﺟﻬﺰة اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﻤﺸﺒﻚ‬‫ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻓﻜﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫● ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ‬‫وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ‪ 4‬أﻧﻈﻤﺔ‬‫● ﻳﺪﻋﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﻼك اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫)أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻄﻮر ‪ 2‬و‪ 3‬أﺳﻼك‪ ،‬ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ‪ 3‬و‪ 4‬أﺳﻼك(‬‫● أﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻘﻴﺎت‬‫● أﺳﺮع ﻓﺌﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻔﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ ‪200ms‬‬‫ﻟﻘﻴﺎس ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب‬‫● ﺧﻔﻴﻒ اﻟﻮزن ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻒ‬‫● ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب‪/‬اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‬‫اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت أﻳﻀﺎ‬‫ﻳﺨﺘﺒﺮ وﻳﺴﺠﻞ ‪ 4‬ﻗﻨﻮات ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻓﻲ ‪ 200ms‬ﺑﺪون ﻓﺠﻮة‬‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت واﻷﺟﺰاء اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‬‫ﻣﺤﻮل إﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎري‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 4‬ﻗﻨﻮات ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ!‬‫ﻣﺘﺎح ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻄﺎﻗﺔ‬‫اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺗﻌﺜﺮ ‪ RCD‬ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ‬‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻴﺎس‬‫ﻳﻘﻴﺲ ‪ Ior‬و‪ Ioc‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺠﺬري ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺴﺮب‬‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‪.‬‬‫ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻜﺎﺑﻼت‬‫ﻟﻠﺘﻌﺮف ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‬‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺜﺮ ‪.RCD‬‬‫ﻫﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ‬‫ﺗﺴﺮب ﺑﺘﻴﺎر اﻟﺴﻌﺔ أو‬‫ﺗﻴﺎر ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻘﺎوم‬‫ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻒ اﻟﻌﺎزﻟﻴﺔ‬‫اﻟﺨﻄﻴﺮ؟‬‫ﻣﺤﻄﺔ ‪ USB‬اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ‬‫ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬‫واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪SD‬‬‫ﻣﺨﺮﺟﺎت رﻗﻤﻴﺔ‬‫ﺗﻨﺸﻂ اﻟﻤﻨﺒﻪ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻷﺣﺪاث‬‫واﺟﻬﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪SD‬‬‫ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﻳﺤﻘﻖ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬‫اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬‫ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ SD‬ﻻ ﺗﻀﻴﻊ‪.‬‬‫وﻗﺖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ )ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ SD‬ﺑﺴﻌﺔ ‪(2GB‬‬‫اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ‬‫ﻋﻨﺼﺮ ‪REC‬‬‫‪3P4W×4‬‬‫‪1P3W×1‬‬‫‪1P3W×4‬‬‫‪200ms‬‬‫‪25‬ﻳﻮﻣﺎ‬‫‪8‬أﻳﺎم‬‫‪7‬أﻳﺎم‬‫‪1‬ﺛﺎﻧﻴﺔ‬‫‪38‬ﻳﻮﻣﺎ‬‫‪11‬ﻳﻮﻣﺎ‬‫‪9‬أﻳﺎم‬‫‪2‬ﺛﺎﻧﻴﺔ‬‫‪76‬ﻳﻮﻣﺎ‬‫‪22‬ﻳﻮﻣًﺎ‬‫‪18‬ﻳﻮﻣﺎ‬‫‪5‬ﺛﺎﻧﻴﺔ‬‫‪6.5‬أﺷﻬﺮ‬‫‪1.8‬أﺷﻬﺮ‬‫‪1.5‬ﺷﻬﺮًا‬‫‪15‬ﺛﺎﻧﻴﺔ‬‫‪1‬ﺳﻨﺔ أﻛﺜﺮ‬‫‪4‬أﺷﻬﺮ‬‫‪5‬أﺷﻬﺮ‬‫‪30‬ﺛﺎﻧﻴﺔ‬‫‪1‬دﻗﻴﻘﺔ أو أﻛﺜﺮ‬‫ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ‪KEW 5050‬‬‫ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬‫‪9‬أﺷﻬﺮ‬‫‪11‬ﺷﻬﺮًا‬‫‪1‬ﺳﻨﺔ أﻛﺜﺮ‬‫إﻧﺸﺎء ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻨﻘﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ‪.‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ ‪ csv‬أو‬‫ﻏﻴﺮه‪.‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت دون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻒ ﺑﺎﻣﺘﺪاد ‪.CSV‬‬‫]ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎم[‬‫● ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪Windows 11/ 10 :‬‬‫● اﻟﻌﺮض )‪ XGA (1024 × 768‬أو‬‫أﻋﻠﻰ‬‫● ‪ HDD: 1Gbyte‬أو أﻛﺜﺮ‬‫● أﺧﺮى‪ :‬ﻣﺤﺮك اﻷﻗﺮاص اﻟﻤﻀﻐﻮﻃﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻔﺬ‬‫‪USB، .NET Framework 3.5، 4.6‬‬‫* ®‪ Windows‬ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ‬‫ﻟﺸﺮﻛﺔ ‪ Microsoft‬ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬‫®‬‫‪KEW 5050‬‬‫‪1‬‬‫‪Io‬‬‫‪Ior 2‬‬‫ﻣﺴﺠﻞ ‪Ior‬‬‫ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب )ﻣﻜﻮن اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ‪(Iom‬‬‫ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﻘﺎوم‬‫‪ Iom 3‬ﺗﺴﺮب اﻟﺘﻴﺎر ﻣﻊ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺎت‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪R‬‬‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺰل )ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ‪ V‬و‪(Ior‬‬‫‪5‬‬‫‪V‬‬‫اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ )ﻣﻜﻮن اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ‪(Vm‬‬

‫‪6‬‬

‫‪f‬‬

‫اﻟﺘﺮدد‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫أوﺿﺎع ﻋﺮض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫ﻳﻌﺮض اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ‬‫ﻋﺮض رﺳﻮﻣﻲ ﺳﻬﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﺧﺘﻼﻓﺎت‬‫اﻟﻄﻮر‪.‬‬‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل‬‫اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻫﻲ‬‫ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ‪.LCD‬‬‫ﻗﻴﻢ ﺣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻗﻨﺎة‬‫وﻛﻞ ﺣﺪث‪.‬‬‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎس ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ‪FFT‬‬‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻴﺎس ‪ Ior‬دﻗﻴﻖ دون اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻀﻮﺿﺎء أو اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺎت‬‫ﻻ ﺗﻔﻮت أﺑﺪا‬‫ﺗﺴﺮﺑﺎت ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ‬‫ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‬‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺎت‬‫ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻼ ﻓﺠﻮات‬‫ﻗﻴﺎس‬‫أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ ،‬أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‬‫ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ‬‫ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻛﺲ ﺧﻠﻖ‬‫ﺗﻴﺎرات ﺗﺴﺮب ﻣﺸﻮﻫﺔ‬‫)‪ (µsec 24.4‬ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺪون‬‫ﻓﺠﻮات‪ .‬وﻫﺬا ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أي ﺗﺴﺮب‬‫ﻣﺘﻘﻄﻊ دون ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﻛﺤﺪث أو ﻗﻴﻤﺔ‬‫ﻗﺼﻮى‪.‬‬‫ﻣﻜﻴﻒ اﻟﻬﻮاء‪ ،‬إﺿﺎءة ‪LED‬‬‫اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬‫‪ KEW 5050‬ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ‬‫أﺟﻬﺰة ‪ Ior‬اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ‬‫ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺴﺮﺑﺎت‬‫اﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ‪.‬‬‫إزاﻟﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻀﻮﺿﺎء‬‫ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ‪FFT‬‬‫ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﻴﺎس اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‪ ،‬أﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻮﺿﺎء اﻟﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ‪.‬‬‫ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﺠﺎح دون أي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻟﻠﺘﻮاﻓﻘﻴﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎب ‪ TRMS‬ﻛﻞ ‪ ms 200‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ‪) FFT‬ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻮرﻳﻴﻪ اﻟﺴﺮﻳﻊ(‪.‬‬‫* ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ‪ KEW 5050‬ﻗﻴﺎس ‪ Ior‬ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻼك ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ‪ ،‬وﻻ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ‪ V‬ﺑﺴﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻃﺎﻗﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹﻣﺪاد )ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷرض(‪.‬‬‫● ﻣﻮاﺻﻔﺎت ‪KEW 5050‬‬‫ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﻼك‬‫اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت و‬‫اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت‬‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى‬‫اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ‬‫‪Ior‬‬‫اﻟﻨﻄﺎق‬‫دﻗﺔ‬‫‪1P2W، 1P3W، 3P3W، 3P4W‬‬‫‪ : Ior‬ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب )‪ (TRMS‬ﻣﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻘﻂ‬‫‪ : Io‬ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب )‪ (TRMS‬ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ 60Hz /50‬ﻓﻘﻂ‬‫‪ : Iom‬ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب )‪ (TRMS‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ‬‫‪ : V‬اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ )‪ (TRMS‬ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ 60Hz /50‬ﻓﻘﻂ‬‫‪ : Vm‬اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ )‪ (TRMS‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ‬‫‪ : R‬ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺰل‪ ،‬اﻟﺘﺮدد)‪ ،(Hz‬زاوﻳﺔ اﻟﻄﻮر)‪(θ‬‬‫اﻹﺧﺮاج اﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬اﻹﺿﺎءة اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ‪ ،‬إﻳﻘﺎف اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬‫‪200/400ms/1/5/15/30s/1/5/15/30/60/120m‬‬‫ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ‬‫ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺮض‪/‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ‬‫واﺟﻬﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬‫واﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬‫ﻧﻄﺎق درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ‬‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬‫وﻧﻄﺎق اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ‬‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬‫وﻧﻄﺎق اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‬‫‪/10.000/100.00/1000.0mA/10.000A‬ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‬‫ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﺔ اﻟﺠﻴﺒﻴﺔ ‪ 40‬إﻟﻰ ‪ 70Hz‬و‪ 90V TRMS‬أو أﻋﻠﻰ‪rdg±0.2% ،‬‬‫‪ + .±0.2%f.s‬دﻗﺔ ﺳﻌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻤﺸﺒﻚ ‪ +‬ﺧﻄﺄ ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟﻄﻮر* )ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر(‬‫* أﺿﻒ ‪ rdg±2.0%‬إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ‪ Io‬اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﺸﺒﻚ اﻟﺘﺴﺮب ‪.Ior‬‬‫)‪ :θ‬ﺿﻤﻦ دﻗﺔ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ‪/‬ﻓﺮق اﻟﻄﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ ‪(°1.0±‬‬‫‪ 1‬إﻟﻰ ‪ (TRMS) %110‬ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻄﺎق‪ ،‬و‪) 200%‬اﻟﺬروة( ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق‬‫ﻣﻦ ‪ 0.15‬إﻟﻰ ‪) 130%‬اﻋﺮض "‪ "0‬ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ،0.15%‬و"‪ "OL‬إذا ﺗﻢ ﺗﺠﺎوز اﻟﻨﻄﺎق(‬‫اﻹدﺧﺎل اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺮض‬‫‪* Io‬اﻟﻨﻄﺎق واﻹدﺧﺎل اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ وﻧﻄﺎق اﻟﻌﺮض ﻫﻤﺎ ﻧﻔﺲ ‪Ior‬‬‫‪ +.±0.2%rdg±0.2%f.s‬دﻗﺔ ﺳﻌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻤﺸﺒﻚ‬‫دﻗﺔ‬‫‪* Iom‬اﻟﻨﻄﺎق واﻹدﺧﺎل اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ وﻧﻄﺎق اﻟﻌﺮض ﻫﻤﺎ ﻧﻔﺲ ‪Ior‬‬‫‪ +.±0.2%rdg±0.2%f.s‬دﻗﺔ ﺳﻌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻤﺸﺒﻚ‬‫دﻗﺔ‬‫ﺳﺮﻋﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ‪) 40.96ksps‬ﻛﻞ ‪ ،(24.4μs‬ﺑﺪون ﻓﺠﻮات‪ ،‬ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻢ ‪ TRMS‬ﻛﻞ ‪.200ms‬‬‫ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎس‬‫اﻟﺠﻬﺪ‬‫‪1000.0V‬‬‫اﻟﻨﻄﺎق‬‫‪ * ±0.2%rdg±0.2%f.s.‬ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻟﻤﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﺔ اﻟﺠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 40‬إﻟﻰ ‪70Hz‬‬‫دﻗﺔ‬‫‪ 10‬إﻟﻰ ‪ ،1000V TRMS‬وذروة ‪2000V‬‬‫اﻹدﺧﺎل اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ‬‫‪ 0.9‬إﻟﻰ ‪) 1100.0V TRMS‬اﻋﺮض "‪ "0‬ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ،0.9V‬و"‪ "OL‬إذا ﺗﻢ ﺗﺠﺎوز اﻟﻨﻄﺎق(‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺮض‬‫زاوﻳﺔ اﻟﻄﻮر)‪(θ‬‬‫ﻣﻦ ‪ 0.0‬إﻟﻰ ‪) 180.0°±‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﻤﻘﺪار ‪(0.0°‬‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺮض‬‫ﺿﻤﻦ ‪ 0.5°±‬ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ‪ 10%‬أو أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب‪ ،‬ﻣﻮﺟﺔ ﺟﻴﺒﻴﺔ‬‫دﻗﺔ‬‫‪ 40‬إﻟﻰ ‪ 70Hz‬اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ‪ 90V TRMS‬أو أﻋﻠﻰ‪.‬‬‫ﺿﻤﻦ ‪ 1.0°±‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﺸﺒﻚ اﻟﺘﺴﺮب ‪ ،Ior‬و‬‫ﺿﻤﻦ ‪ + 0.5° ±‬دﻗﺔ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻤﺸﺒﻚ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻤﺸﺒﻚ‬‫‪ 40‬إﻟﻰ ‪70Hz‬‬‫ﻧﻄﺎق ﻋﺪاد اﻟﺘﺮدد‬‫ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد ‪ 100‬إﻟﻰ ‪240V(50/60Hz) 7.5VAmax‬‬‫اﻹﻣﺪاد اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬‫اﻟﺒﻌﺪ‪/‬اﻟﻮزن‬‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت‬‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‬‫‪) LR6(AA)(1.5V) × 6‬ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪(h 11‬‬‫‪ 160 × 160‬ﻧﻘﻄﺔ‪ ،‬ﺷﺎﺷﺔ ‪ FSTN‬أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻮن ‪500ms /‬‬‫ﺑﻄﺎﻗﺔ )‪* SD (2GB‬ﻣﻠﺤﻖ ﻗﻴﺎﺳﻲ‬‫‪USB‬‬‫‪ ،℃ 23±5‬اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ‪ 85％‬أو أﻗﻞ )ﺑﺪون ﺗﻜﺜﻴﻒ(‬‫‪ 10‬إﻟﻰ ℃‪ ،50‬اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ‪ 85％‬أو أﻗﻞ )ﺑﺪون ﺗﻜﺜﻴﻒ(‬‫‪ 20‬إﻟﻰ ℃‪ ،60‬اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ‪ 85％‬أو أﻗﻞ )ﺑﺪون ﺗﻜﺜﻴﻒ(‬‫‪ IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V‬درﺟﺔ اﻟﺘﻠﻮث ‪2‬‬‫‪IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326‬‬‫‪/165(L) × 115(W) × 57(D)mm‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪) 680g‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت(‬‫‪)7273‬ﻣﺠﺲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺠﻬﺪ(‬‫‪)8262‬ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد(‬‫‪)7278‬ﻛﺎﺑﻞ أرﺿﻲ(‬‫‪)7219‬ﻛﺎﺑﻞ ‪(USB‬‬‫‪)8326-02‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ SD‬ﺑﺴﻌﺔ ‪(2GB‬‬‫‪)9125‬ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ(‬‫دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‪ ،‬ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻜﺎﺑﻞ‪ ،‬دﻟﻴﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت‬‫‪LR6(AA) × 6‬‬‫‪)KEW Windows for KEW 5050‬اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت(‬‫‪)8177‬ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﺸﺒﻚ ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب ‪ Ior‬ﻧﻮع ‪(10A φ40mm‬‬‫‪)8178‬ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﺸﺒﻚ ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب ‪ Ior‬ﻧﻮع ‪(10A φ68mm‬‬‫‪)8329‬ﻣﺤﻮل ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ(‬‫‪) 8148 ،8147 ،8146‬ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﺸﺒﻚ ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب واﻟﺤﻤﻞ(‬‫‪)8133 ،8130‬ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻤﺸﺒﻚ اﻟﻤﺮن(‬‫‪) 8123 ،8122 ،8121‬ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺸﺒﻚ اﻟﺘﻴﺎر(‬‫‪) 8128 ،8127 ،8126 ،8125 ،8124‬ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺸﺒﻚ اﻟﺘﻴﺎر(‬‫‪i‬‬‫ﻳُﻈﻬﺮ ﻗﻴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺰل )‪ (R‬اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫‪ :V‬اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ‪ :Ior /‬ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻘﻂ‬‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ ﻷن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ‬‫أﺟﻬﺰة اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺰل وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪.‬‬‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت‬‫ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻜﺎﺑﻞ‬‫‪KEW WIndows‬‬‫‪for KEW 5050‬‬‫اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت‬‫ﻣﻮدﻳﻞ ‪9125‬‬‫ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺤﻤﻞ‬‫ﻣﻮدﻳﻞ ‪02-8326‬‬‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ］‪SD［2GB‬‬‫ﻣﻮدﻳﻞ ‪7219‬‬‫ﻛﺎﺑﻞ ‪USB‬‬‫‪1500mm‬‬‫ﻣﻮدﻳﻞ ‪7278‬‬‫ﻛﺎﺑﻞ اﻷرض‬‫‪1500mm‬‬‫ﻣﻮدﻳﻞ ‪8262‬‬‫ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد‬‫ﻣﻮدﻳﻞ ‪7273‬‬‫ﻣﺠﺲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺠﻬﺪ‬‫‪3000mm‬‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷدوات‬‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‬‫‪KEW 5050-01‬‬‫‪KEW 8178 × 1‬‬‫‪ Ior‬ﺗﺴﺮب ﺗﻴﺎر اﻟﻤﺸﺒﻚ‬‫ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ‪10A‬‬‫）‪φ68mm（3m‬‬‫‪KEW 8177‬‬‫ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب ‪Ior‬‬‫ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻤﺸﺒﻚ ‪10A‬‬‫ﻧﻮع）‪φ40mm（3m‬‬‫‪KEW 8178‬‬‫ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺴﺮب ‪Ior‬‬‫ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻤﺸﺒﻚ ‪10A‬‬‫ﻧﻮع）‪φ68mm（3m‬‬‫ﻣﻮدﻳﻞ ‪8329‬‬‫ﻣﺤﻮل إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ‬‫‪KEW 5050-02‬‬‫‪KEW 5050-00‬‬‫اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺳﺎﺳﻲ)اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻘﻂ(‬‫● ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر ﻓﻲ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ‪ .2023‬ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬‫‪KEW 8177 × 1‬‬‫‪ Ior‬ﺗﺴﺮب ﺗﻴﺎر اﻟﻤﺸﺒﻚ‬‫ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ‪10A‬‬‫）‪φ40mm（3m‬‬‫‪LC̲5050̲2̲1̲Dec23̲SS̲ar‬‬