ＰＯＷＥＲ＆ＳＴＡＢＩＬＩＴＹ

スイッチング方式 バイポーラ直流定電流電源シリーズ
安定度 ±1×10－4

出力 1.2～２４KW

概要＊このシリーズは、電磁石用の両極性電源で出力電流の極性が切換なしで正（又は負）から負（又は正）まで連続的に可変できる直流定電流電源です。
＊電磁石用として高い電流安定度があり、又、逆起電圧に対する保護回路を設けております。

特徴■スイッチング方式＊本装置は物性用電磁石を励磁するための両極性型高精度定電流電源装置で、小型化を図り、ソフトコントロール機能を備え、安全性の向上を実現しています。
従来のシリーズとは異なり、スイッチング(チョッパー)方式によるバイポーラ定電流電源です。
■高精度＊出力電流が高精度に正～負まで連続的に制御できますので、電磁石のヒステリシスによらず、磁場をゼロにする事ができます。

用

途＊各種磁気測定電磁石、及び、コイル用電源＊各種物性測定電磁石、及び、コイル用電源＊加速器関連電磁石用電源＊その他、各種実験用電源■デジタル表示＊出力表示はデジタル表示です。又、外部より出力電圧、電流共アナログ電圧でモニタ出来ます。
■リモートコントロール＊外部からアナログ電圧±１０Ｖで出力電流±１００％の設定が出来ます。
＊外部より接点入力(又はオープンコレクタ)で出力のＯＮ／ＯＦＦが可能です。
■インターロック＊ＥＸＴＩ.Ｌ,Ｏ.Ｃ・Ｏ.Ｖ等により入力遮断し、出力停止します。

主な営業品目○電磁石各種(Ｗヨーク型・ＹＳ型・その他特注応用型） ○ソレノイドコイル ○ヘルムホルツコイル ○超電導マグネット○振動試料型磁力計 ○磁気異方性トルク計 ○磁歪測定装置 ○BHトレーサー ○磁場中熱処理装置 ○磁場中成形油圧プレス○交流・直流各種定電流電源システム ○その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売

株式会社 玉川製作所〒982-0014 仙台市太白区大野田3丁目10-19
電 話 022(247)5671(代) ＦＡＸ 022(249)3648

共通仕様
１．入力
1-1 電 圧ＡＣ２００Ｖ/２２０Ｖ
1-2 周波数５０/６０Hz
1-3 入力変動±１０％
1-4 相 数３相
1-5 相間変動数
３％２．出力電流安定度
2-1 入力電圧変化（±１０％）±１×１０－４
2-2 負荷変動（７０～１００％） ±１×１０－４
2-3 温度係数±５０ppm／℃
2-4 ドリフト（放置）±１×１０－４／Hr（周囲温度±２℃以内）
３．出力電流リップル
１×１０－４r.m.s（電磁石負荷・定格電流）４．負荷条件4-1 直流抵抗
全負荷
５．電流設定応答時間
出力電流の０～１００％変化に対し約５秒。
（但し、負荷により変化します。）
６．保護・故障検出回路

過熱、出力過電流、出力過電圧、ＩＰＭ異常、ＡＣ入力過電流、外部インターロック時は、保護動作として全てＡＣ入力遮断

７．周囲条件・入力条件
7-1 温度
室温：５～４０℃
7-2 湿度
３０～８５％
7-3 電圧電動範囲
２００Ｖ ±１０％
7-4 三相不平衡率３％，周波数：５０／６０Hz
８．リモート対応（出力モニタ）
出力電流および電圧のモニタはパネル面のＢＮＣ接栓座（ＭＯＮＩＴＯＲ）に出力されており、電流モニタレベルは（１０Ｖ／ＩｏＭａｘ.）で本装置は±１０Ｖ／出力電流±１００％です。
電圧モニタレベルは（１０Ｖ／ＶｏＭａｘ.）で本装置は±１０Ｖ／出力電圧±１００％です。
モニタレベルの精度は±２.５％です。
９．インターロック
本電源には次の６項目の表示があり、いずれの場合にも電磁開閉器により主変圧器への交流一次入力が遮断され出力停止となります。
<1>Ｏ.Ｃ（出力過電流）<2>Ｏ.Ｖ（出力過電圧）<3>ＴＥＭＰ(加熱)定格出力電流の約１１０％を超えた時に働きます。
定格出力電圧の約１１０％を超えた時に働きます。
下記部品がサーマル温度を超えた時に働きます。
*主変圧器巻線＞１３０℃*１次チョーク巻線＞１３０℃*整流ダイオードヒートシンク ＞ ９０℃<4>ＤＲＶ ＦＡＵＬＴ(ＩＰＭ異常)
電力変換素子ＩＰＭからエラー信号が出た時に働きます。
<5>ＡＣ Ｏ.Ｃ
(ＡＣ入力過電流)電磁開閉器の設定値を超えた時に働きます。
<6>ＥＸＴ Ｉ.Ｌ(外部インターロック) 接点入力が 開 時に働きます。正常時 閉 として下さい。
１０．出力表示
デジタル表示 ３ 1/2 桁（確度±２.５％）
出力電流および電圧値はデジタル直読式で、出力電流計（ＯＵＴＰＵＴ ＣＵＲＲＮＴ［Ａ］）は０.１Ａ単位、出力電圧計（ＯＵＴＰＵＴ ＶＯＬＴＡＧＥ［Ｖ］）は０.１Ｖ単位で読み取ることができます。

出力定格
仕型様名

出力

入

電流

電圧

電圧(Ａ)

(Ｖ)

TM-PSBC3040-234-S

力電力

重量
冷却方式

約(kg)

約(kVA)

外形寸法±40200V 3φ1.5ファンによる強制空冷

150Ⅰ±60200V 3φ2.5ファンによる強制空冷

190ⅠTM-PSBC3070-234-S±70200V 3φ2.8ファンによる強制空冷

200Ⅰ

TM-PSBC6060-234-S±60200V 3φ5ファンによる強制空冷

250

Ⅰ±80200V 3φ6ファンによる強制水冷

250Ⅰ

TM-PSBC60100-234-S±100200V 3φ8ファンによる強制水冷

250

Ⅰ

TM-PSBC60110-234-S±110200V 3φ8ファンによる強制空冷

250

Ⅰ

TM-PSBC60130-234-S±130200V 3φ10ファンによる強制空冷

250Ⅰ

TM-PSBC10080-234-S±80200V 3φ10ファンによる強制空冷

250

Ⅰ

TM-PSBC100100-234-S±100200V 3φ12ファンによる強制空冷

250

Ⅰ±160200V 3φ22ファンによる強制空冷

300

Ⅱ

TM-PSBC100200-234-S±200200V 3φ30ファンによる強制空冷

380

Ⅲ

TM-PSBC100240-234-S±240200V 3φ32

ファンによる強制空冷

380

Ⅲ

TM-PSBC3060-234-S

TM-PSBC6080-234-S

TM-PSBC100160-234-S±30±60±100

外形寸法

■

Ⅰ：幅 533.2×奥行 670.0×高さ 1236.6（㎜）Ⅱ：幅 533.2×奥行 800.0×高さ 1236.6（㎜）Ⅲ：幅 633.2×奥行 900.0×高さ 1336.6（㎜）■電源の上部はユーザースペースとして JIS ユニット（Ｈ＝４００㎜、Ｄ＝４００㎜ 程度）の収納スペースがあります。

○上記仕様以外にも御指定の電流･電圧にて製作いたします。
○仕様および形状などは改良等のため予告なく変わる事もありますので、あらかじめご了承ください。
○荷造り運送費は別途加算されます。
○オプションにてＧＰ－ＩＢコントローラー、電源スイープコントローラーが取り付けられます。

外 観 図
外形寸法Ⅰ670.0±100Ｖ±100Ａ(1236.6)

POWER SUPPLY

1151.6533.2

換気口換気口TB2【正面図】(85.0)

P【右側面図】

N

TB3

TB1
BNC3U

1 2 3 4 5 6 7【背面図】

ホームページ アドレス http://www.tamakawa.co.jp
E-mail アドレス
home@tamakawa.co.jp
ZPY

株式会社 玉川製作所

V〒982-0014 仙台市太白区大野田3丁目10-19
電 話 022(247)5671(代) ＦＡＸ 022(249)3648

WE