」MORTHO

歯列矯正用ワイヤ ー ゴムメタル®
®

し一—Biocompatible
I
Ultra Low Young's modulus

High Spring Backs/ No HysteresisI

JM Ortho Corporation

歯列矯正用ワイヤ ー

ゴムメタル®
®

「ゴムメタル」とは2001年にトヨタグル ープのシンクタンクである、トヨタ中央研究所先進金属研究室が開発した体心立方構造を持つB型多機能チタン合金です。（＊ゴムメタル®は豊通マテリアルの登録商標です）

2010年に歯列矯正用ワイヤ ー として販売を開始しました。
高弾性限

高強度

易成型性

加工硬化しない

弾性限度2.5％程度で、一般金属の10倍以上（ヤング率40GPa程度）

引つ張リ強度が1,000Pa以上で歯科用金属の中でも比較的強い

99.9％以上の超塑性で容易にベンデイングできる

口腔内で破折しにくい（状況によっては破折する）

安全性

ヒステリシスがない

非線形弾性拳動

有害重金属を含まないバイオマテリアルで組成されている※基本合金組成Ti-36%Nb-2Ta-3Zr+0.30(Niフリ ー ）矯正力を自在にコントロ ー
ルできる

ひずみ量が増えると柔らかくなる変わった性状を持つ金属⇒Ni-Tiよりし
なやかでステンレスより曲げやすい。過大な力の抑制、疼痛軽減、活性化量の最大限化が可能に□a＊以上、長谷川信先生著書「必ず上達GUMMETAL矯正歯科治療」より抜粋.ゴムメタルはロウ着や溶接はできません。熱により冷間加工で得たゴムメタルの特性が失われます。 ●ゴムメタルワイヤ ー に傷を付けないようギザの付いたプライヤ ー は使わないで下さい。 ●ゴムメタルワイヤ ー は軽く握つて下さい。破折等の原因となり強く握ると凹みがつきます。

ゴムメタル®の独自な特性を示す模式図●紐●力B-n...

」S".ssaI
"'

゜

g

1
0
) 翠忠
謳

． ．

ム メ五

,......渾咋舎金.＂合金製造過程における90％以上の強冷間加工がマ ーブル状の微細組織構造を作りGUM METALの特異な性質を生みだします。
（資料提供：豊田中央研究所）

g
g
8 a
9
9
9

3 2

R涵

(
OO lX II

．

一ーゴ

ピそノ●

0.71%

'T噴金

●R ステンレス●
1籠来金』材輯騨
400
800
1200 1600 2000
引張り強さ／ MPa

YTIMo

2500

1.83%

YGUMMETAL,.36%

Strain' •CoCr及びBチタン系ワイヤ ー の応力歪曲線

ゴムメタル®の回復力
ワイヤ ー の種類と弾性 (c/J.016 仕様の場合）

6

'I
1
1
"：とi
I 』 ..11
一—

4

120

120

2

100

6

4
も叉

やe
＋‘

感

ゃe
＋

ヽ
洸‘

＋

み

‘
ゃへ
ヽ

やヽ
沿秒‘

／

入

し
ヽ

‘
鯰v
拌令亨ぷ
心、名
/''r-1
ぶ淑 諮＆--lo.o

苓
0
、

ti

0

9 --9 --9 --9 --9

唸
唸

:

I

2

:
〇．01

6

0

<0

L 10mmスバン_J

8

。

0

1

6

ゴムメタルの太さと硬さ

1 1 1 1N)
変 形時 の加重(
1 mm

ISO規格での3点曲げ試験

曲げ弾性(N/mm): 3点曲げグラフにおける傾き

ゴムメタル®の摩擦力
表面仕上げとしなやかさで摩擦力はTiMoの半分以下の値です。
30
25
摩

月

N

ヽヘ

＊ブリッジの問隔、ずれの長さを種々に変えた試験を行って、叢適な寸法を決定

Ti Mo

20
15
10

゜゜

ゴムメタル

5

10

20

30

変位(mm)

40

50

2

1

I

-ゴムメタルストレ ー トワイヤ ー 切線
プラスティック管に入っています。

,＂躙了 ・ ........
コムクルストレ ー トワイヤ ー鬱エ「GUMMETAL closing loopで第一 、第二大臼歯を10mm平行移動した症例」

ゴムメタルストレ ー トワイヤ ー （切線）
サイズ
ラウンド

スクエア ーレクタンギュラー

inch

mm

.012
.014
.016
.018
.016 X.016.0175X.0175
016X 022.017X.022.017X.025.018X.022
018X 025.019X.025.021X.025

0.305
0.356
0.406
0457
0.406X0.406
0.445X0.445
0.406X0559
0.432X0.559
0.432X0.635
0.457X0.559
0.457X0635
0.483X0.635
0.553X0.635

商品番号20685068512
GMC12
14
GMC14
16
GMC16
18
GMC18
GMC16162068506861616
GMC175175
1751752068506871622
GMC16221722
GMC1722
GMC17251725
1822
GMC18221825
GMC1825
1925
GMC1925
2125
GMC2125
般的名称歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号 222AKBZX00025000 医療機器の分類管理医療機器（クラス Il)
販売名ゴムメタル製造販売 株式会社 JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F 製造 株式会社丸ヱム製作所

一
CUTGMAT

包装
355mm x 5355mm x 5355mm x 5355mm x 5355mm x 5355mm x 5355mm x 5355mm x 5355mm x 5355mm x 5355mm x 5355mm x 5355mm x 5

一

スロットサイズ017"X 022"
.Q18"X 022"
.017"X.022".Q18"X 022"
019"X.025".017 ”X.025”
018"X 025"
.019"X.025"

206860695

ーー

ゴムメタルワイ ヤ のタ レットとしてだけでな゜゜
く、10 ，20 の溝を設けているので、ゴムメタルワ
イ ヤ ー にトルクを付与するツ ー ルとしてもお使いいただけます。

トルク
oo
0°

10

0

10 °
10 °
20 °
20 °
20 °

代表的な使用例
ア ー チフォ ー ムの屈曲
ア ー チフォ ー ムの屈曲
前歯部トルクの屈曲
前歯部トルクの屈曲
前歯部トルクの屈曲
前歯部トルクの屈曲
前歯部トルクの屈曲
前歯部トルクの屈曲注意事項
1．コムメタルワイヤ ー 以外のワイヤ ーには使用しないで下さい。
2．ゴムメタルワイヤ ー は、他のワイヤ ー と異なり超弾性的性質を有するため、各スロットに表示しているトルク角
は各ワイヤ ー サイズにおける100％のトルク角の屈曲が得にくいことがあります。本来のワイヤ ー サイズよりも大きいサイズのスロットを選択し、スロット内のがたつきを利用して、強めのトルクを屈曲することも可能です。

バ ー テイカルル ープ＆ステップベンドプライヤ ー はGEAWsystemを達成させるために考案されたGUMMETALワイヤ

ー

専用の屈曲

プライヤ ーです。

二

バー テイカルル ー プ＆ステップベンドプライヤ ー

それぞれのプライヤ ーでShort FormとRegula「Formの高さが違うので、組み合わせることで1mm-3mm刻みでステップの差をつけることができます。

7.5mm

CUTVLSB1

� 7.5mm

CUTVLSB2CUTVLSB3※実寸大ではありません。

商品番号※写真はCUTVLSB1です。

4

販売名：バ ー ティカルル ー プ＆ステップベンドプライヤ ー
製造販売：株式会社シオダ 栃木県那須烏山市東原53

一

般的名称：歯科矯正用プライヤ
発売：株式会社JM Ortho

医療機器届出番号：

0982X00010000370

CUTVLSB1

206860126

CUTVLSB2

206860690

CUTVLSB3

206860411

医療機器の分類： 一 般医療機器（クラス I)

ロゴムメタルストレ ー トワイヤ ー 巻線
ワイヤ ー はピニ ー ルチュ ー ブに入っています。

●ゴムメタルの矯正力
036インチ(0.914mm)

032インチ(0.813mm)

指で曲げた感覚に近いのは屋りに押し当てる測定法て59 I 1621178€●用途・マリガンのオ ー バー レイアー チ・クワドヘリックスの代わりに・機能的矯正装置
・保定装置
・バー シャルデンチャ ー のクラスブ
症例 1 ：マリガンのオ＊（大臼歯—大臼歯） I F(N) I 1.3
110mm→64mm

2.9 I 1.6 I 1.9 I 3.8 I 4.1

対象とした金属はTiMo（ベンダロイ）、ステンレス（ツルクロ ーム）、CoCr（エルジロイ）です。

ー（長さ110mm)
GMR28

110g

GMR32

140g

GMR36

175g

GMR40

230g

バ ー レイア ー チによる側方拡大

ゴムメタルのオ ー バ ー レイアーチは持続的な弱い力で効率的に側方拡大します。オ ー バ ー レイアーチには前歯のフレア
アウトが抑制できる長所があります。
症例2:GMアタッチメントを併用した側方拡大*K戸臣下鳴＊上顎Iゴムメタルストレ ー トワイヤ ー （巻線）
ラウンド

＂

つ1

-•l

． ．こ一

』

サイズ

mm

長さ

商品番号

.028

0.711

3.2m

GMR28

inch

スクエア

206850654

.032

0.813

2.5m

GMR32

206850655

.036

0.914

2.0m

GMR36

206850684

.040

1.016

1.6m

GMR40

206850656

.048

1.219

1.1m

GMR48

206860699

.036

0.914

1.5m

GMR3636

206860696

販売名ゴムメタル 一般的名称歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号222AKBZX00025000 医療機器の分類管理医療機器（クラスIl)
製造販売株式会社JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台2-2御茶ノ水杏雲ビル14F 製造株式会社丸ヱム製作所―—誠賠·

レベリング時に<I>0. 7-0. 9mmのGUMMETALワイヤ ーを使用すると、非常にマイルドかつ効果的に歯列を拡大することができます。また前歯部レベリングの際にフレアアウトが起こりにくいのも長所の一つであリ、叢生の程度に応じて、オ ープンコイルを同時使用し、前歯部アライメントをワンステップで終わらせることも可能です。

っ）2①0,8~0.9面GUMMETALワイヤ ー〇製作するオ ー パー レイア ー チの長さにより小臼歯間など短い ものではの0.8mm、大臼歯間など長い場合にはの0.9mmを使用する。

◎バ ー ドピー クプライヤ ー で180度曲げる。

5

6→

O360度まで曲げ込む。

®曲線部分の途中でカット。
＊カット部分をカ ー ボランダムポイント
等で、丸めておくこと。
7

芥
；

8

戸

®リングを所望の位置のブラケット間中央に引っかけて反対側のリング位置を印記する。

®リング部をワイヤ ー に対して90度曲げる。

◎リングの付け根で反対側に曲げる。

，

n.)

4

3

10

0リングが内側になるように
手指で全体をア ー チ状に屈曲し、2~3an長めに切断する。

11n＊オ ー バ ーレイア ー チは側方歯群を類測傾斜させることが本分であり、レベリング時のNiTiラウンドワイヤ ーの上にオ ー
バ ーレイすればよい。
仮に頬側傾斜を防止しようとしてトルクを入れた角ワイヤ ー
上にオ ー バーレイしても防止効果はほとんどない。
12

．．．．
�

一

®リング状に曲げ込むと左右対称になる。僅かに隙間が開くように切断する。
切断面は非常に鋭利なのでカ ー ポ
ランダム等で処理しておくこと。

◎左右対称にするため、内側斜め45·に向けて屈曲する。

〇ほほ直線になるまでアクチペ ー トする。
＊力の強さはアクチベー ト墨でなくワイヤ ー
径で決める。
大臼歯問オ ー バーレイア ー チ：<P0.9rrm
小臼歯問オ ー バーレイア ー チ：の0.8rrm

一®所望の位置に装編し、プラケットに共締めして固定する。共締め箇所はどこでもよい。脱離しないよう
最後にリングをかしめておくことを忘れないこと。
*1 カ月目以降急速に拡大されるので 3 回程度、来院間隔を 3
週間程度に短めにしておくこと。
監修：長谷川信先生

駈:1!!11 GUMMETALに限らず、オ バ レイア チはあくまで舌側傾斜した側方歯の整直に使用して下さい。上顎骨自体の側方拡大には急速拡大を適用して下さい。
ー

ー

ー

5

1

第 一 大臼歯用

WELDブラケット 036

包装：10個I

WELDブラケット
GMR3636 (GUMMETAL.036"X.036"）を用いて、舌側からの側方拡大に使用します。

10゜二←2mm ---J
商品番号
ウェルド

1

口
f--- 7mm --------J
スロット

スパン

.036" x.036"

4mm

トルク
°

AE036W10

206860176

一
販売名：ブラケットチュ ーブ
般的名称：歯列矯正用アタッチメント
医療機器認証番号：20100BZZ00309000
医療機器の分類；管理医療磯器（クラス11)
製造販売：株式会社カンノ 千葉県流山市おおたかの森西3-3-8
発売：株式会社JM Ortho

第 一 大臼歯用DBS ブラケット 036

DBSブラケット
AE036WのDBSタイプです。

包装：10個二口I

10□3.8mm-----,

商品番号
DBS

AE036B

|

7mm

スロット

スパン

.036" x.036"

4mm

トルク
°

10

|

206860147

一
販売名．ブラケットチュ ーブ
医療禍器認証番号：201OOBZZ00309000
般的名称．歯列矯正用アタッチメント
医療機器の分類：管理医療機器（クラス11)
発売：株式会社JM Ortho
製造販売：株式会社カンノ 千葉県流山市おおたかの森西3-3-8〈使用イメ ー ジ〉

WELDブラケット※GMR3636を用いて舌側から側方拡大した使用例

DBSブラケット

1

I

フラットカッタ ー
先端 部(t/>0.6-1.0mm)、側面部(t/>1.0-1.2mm)●バリがなく、平ら（フラット）な断面が得られますから、研磨処理を軽減でき、寸法調整を手早く終えることができます。
●2箇所の切り口（側面 ・ 先端）を使い分けることで、</Jl.2mmと</Jl.Ommのフラソ
トカットができます。
●手が小さな方でも扱いやすいよう、ハンド
ル累大開口幅を狭めに設計しています。

►

切断面の比較

商品番号45-020206850738

一
販売名：フラットカッタ ー
医療機器届出番号：09B2X00010000102
般的名称：歯科技工用鉗子
医療機器の分類： 一 般医療機器（クラスl)
製造販売：株式会社シオダ 栃木県那須烏山市東原53
発売：株式会社JM Or1ho

6

一| GM アタッチメントr～ゴムメタルの弾性を上顎拡大装置として使用するアタッチメント

102 ～ 生体に優しい純Ti（チタン）製 ～※ゴムメタルストレ ー トワイヤ 一 巻線（ラウンド）を併用した
側方拡大

ース部分を薄くしました

一

形状を改良しポンデイングを強化疇冒

裏面

GMアタッチメント102 DBS用

201 ～ステンレス製～

咬合面

I

包装

商品番号

GMアタッチメント102キット (DBS)1キット

GMA 102K

206850270

GMアタッチメント201キット（ウェルド）

1キット

GMA201K

206850273

くキット内容＞
GM アタッチメント(102または201)....10個GMトランスファ ー用アタッチメント．…． 10 個、ドライバ―"．． 1本

1本

GMA101D

206850267-

ドライバ ー （共用）ご�ノ

206850272

2

206850274

GMA102T

5

GMA201

10個

ィ
ラ＂

10個

トランスファ ー用アタッチメント（共用）i/

GMアタッチメント201単品

206850271

ド ・

GMA102

I

-

10個

I
ネジ Ti6AL4V製

用

GMアタッチメント102単品

安全設計
1.05mm(0.28-0.40mmのゴムメタルワイヤーに対応）

ダ
ン
ア

商品番号

ゆるめても上に外れない
しめ込んでも下に抜けない

ト
ー
ァン
フメ
スチ
ンツ
ラタ
トア

包装

純チタン製(102)、ステンレス製(201)

己

単品
内容

4

口腔内に装着作業模型にトランスファ ー用アタッチメントが設霊された状態になる

キット
内容

゜

採得した印象にアタッチメント
をはめ込み石否を注入する

ャ若
ャ イ
ワ装
ィ
て
ヮ ルし
汐グ

ゴムメタルアタッチメントをウェルデイングしたバンドをセメンティングし印象をとる(DBS用は直接歯牙に接腟し印象をとる）

〗
[

0 14

゜

トランスファ ー用
アタッチメント

販売名：GMアタッチメント102 一般的名称歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：227AKBZX00006000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスIl)
販売名：GMアタッチメント201 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：227AKBZX00005000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスIl)
製造販売 株式会社若吉製作所 福井県鯖江市杉本町36-2 発売 株式会社JM Ortho7

1

ゴムメタルフロッシュ
フロッシュワイヤ ー はスプリント（熱可塑性プレ ー ト）と併用して使用する GUMMETAL ワイ
ヤ ーで、両端がスプリントと接着しやすい形状になっています。
「フロッシュ」とはドイツ語で「カエル」という意味ですが、 ゴムメタルはカエルの脚力の様なI

優れたバネ特性を持つています。フロッシュワイヤ ー は、極めてしなやかかつ高強度であるゴ
ムメタルの特性を活かして作られたコネクティングワイヤ ーです。
フロッシュワイヤ ーと上下顎スプリントを用いて作製された装置が 「フロッシュアプライアン

一ス」です。咬合力をアクティブな圧下力として前歯部ないし臼歯部に荷重をかけることで、 咬合平面を変更し顎位を改善する機能的装置です。スプリントにフロッシュワイヤ ーを即時重合レジンで固定した後、GUMMETAL ベンダーなどを用いてアクチ ベー トして使用します。
（スプリントに使用するプレ ー トは、ニューインプレロンS PD 2.0mmを推奨しています。）●対象年齢 dental age Ill A （全ての第 1 大臼歯と前歯萌出完了期）～ IIIC （第 2 大臼歯萌出開始時期）●l級開咬、 II級1類の機能的不正咬合●思春期までのマルチブラケット治療における咬合挙上と1級関係の獲得をフロッシュアプライアンスに委ねて 、 マルチブラケット装着期間を短縮

II級1類：前歯の圧下包装(1.8mm)6

2．071インチ

幅(mm)長さ(mm)1
1

1症例セット径

臼歯部の圧下30

商品番号

GMF71 C1

1
1

GMF71 C330
般的名称：歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号•222AKBZX00025000 医療機器の分類：管理医療機器（クラス ll)
販売名：ゴムメタル
製造販売 株式会社 JMOrtho 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ピル14F 製造 株式会社丸ヱム製作所
3症例キット

一

1

�1
□三l

フロッシュアプライアンスの製作方法はホ ー ムペ ー ジからご覧ください⇒I

フロッシュアプライアンス製作必要器材
GUMMETALベンダー

GUMMETALワイヤ は傷が付くと折れやすい性質がありますが、ー

GUMMETALベンダー のようにベンデイング面に丸みのあるプラ

イヤ ーを 使用すると傷つけずにアー チを広げることが出来ます。

I

1

バイオスタ ー

BIOSTAR

加圧成型器バイオスタ ー はバ ーコ ー ドスキャンによるコ ー ド入力

によりコンピュ ータが加熱温度、加熱時間、冷却時間をコントロ ー
ルします。圧接面を加熱する方式のため精密な成形が 可能です。

商品番号
電源
消費電力
圧力

仕 様

包装

商品番号

206850653

CUTGMB

0982X00010R00013

一
販売名：GUMMETALベンダー
般的名称：歯科矯正用プライヤ
医療機器届出番号：
医療機器の分類： 一般医療機器（クラスI)
発売：株式会社JMOrtho
製造販売：株式会社 シオダ 栃木県那須烏山市東原

53

丑

付属品
※奥行

2068506/9
3021
AC100V 50/60Hz
750W
5~6bar452 (W) X278 (D) X248 (H) mm
14kg
ステンレスペレット(1.7kg) 、 電源コ ー ド、 フィルタ ー 付ホ ース2m

278mmは、ヒ ー タ ー をセットボジションにした時の寸法です。
VI
医療機器届出番号： 1382X00107000040

一
販売名：パイオスター
般的名称：歯科技工用成型器
医療機器の分類： 一般医療機器（クラスI)
製造販売：株式会社JMOrtho 東京都千代田区神田駿河台

2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

8

I

＿

フロッシュアプライアンス製作必要器材

『

}

-

l

i-

ll

/
1
,9"｀
｀
.
-

＾

-ぃ

レジン分離材の代わりに分離用シー トとして使用できるほか、スペ ー サ ー としても使用できます。石膏とプレ ー トが直接触れ合わないため、成形物の透明度がアップし
ます。

＿
＿
‘`'

,.

、
ヽ

--0.

商品名

色

サイズ(mm)

包装

商品番号

イソフォランフォイル

ナチュラル

0.1X125

100枚

3207

206360123

シルキットは半透明の可塑性シリコ ーンで、バイオスターでプレ ートをプレスする前に、模型のアンダー ガソト部をブロックアウトする ために使用します。

商品名

容量

商品番号

シルキットクリア

150g

3443

206360135

シルキットレッド

150g

3442

206360193

ニュ ーインプレロンS PDは、バイオスターで使用するプレ ートの中で硬いものに属しますが、超弾性プラスティックで、壊れにくい矯正装置を作ることができます。即時重合レジンとも接着しますので、色々な装置に使用できます。プレ ートは乾燥された状
態で真空パックされていますが、完全に 吸湿を防ぐものではありません。保筐時は高温多湿を避け、吸湿しないよう保管してください。

ょ

一
一

商品名

色

サイズ(mm)

包装

商品番号

ニュ インプレロンS PD

クリアー0

2.0X125

10枚

3328 1

ー

206360236

販売名：ニュ ー インプレロンS PD
医療機器認証番号： 228AKBZX00103000
一般的名称：歯科矯正用レジン材料
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII)
製造販売：株式会社JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

オー ソクリスタルは矯正用即時重合レジンでフリカケ法、混和法、筆積法に使用できます。特にフリカケ法に用いたとき広い面積を迅速に処理できる仕様としています。
硬化時間は21℃で6分です。硬化後の透明度が高く変色が少ないため、粘膜面、歯牙、ワイヤ ー装置などの状態がよくわかります。
セット

カラ ー

内容量

普通セッ トクリア ー

100g+100ml

包装

商品番号
OCSETCN

206350084C※液と粉の単品も取り扱っております。
※カラ ー はクリア ー の他にピンクもこ用意しております。
販売名：オ ー ソクリスタル
医療機器承認番号： 21700BZZ00271000
一般的名称：歯科矯正用レジン材料
医療機器の分類；管理医療機器（クラスII)
発売：株式会社JM Ortho
製造販売：株式会社ニッシン 京都府亀岡市旭町樋ノロ 88

ヒンジフイグゼ ー ター及びフィグゼ ー ターは矯正装置を制作するのに便利な構成咬合器です。どちらもマウント部に付いているネジを外すことにより、模型を請脱することができます。ヒンジフイグゼーターはピンを抜くと開閉することも可能です。

商品名

包装

商品番号

ヒンジフィグゼ ー タ ー

1個入

5374

1個入

5380

フィグ

ゼー タ ー1

ゴムメタル

TYPEll|
ゴムメタルTYPEIIは、個々の歯の移動を1ステップずつ行うのではなく、歯列全体を同時に整直させる

歯の一 括移動「 "en□□□1bloc" movement」を目的として長谷）II信先生が開発されたワイヤ ーです。
邁応症例として、咬合平面を積極的に変える必要が＊ゴムメタルTYPEIIを臼歯部のチュ ーブのみ挿入した際の曲がり方

ある開咬、II級1類などの症例、前歯部を口蓋側にリトラクトする必要がある症例などで使用します。

サイズ

包装

.018X.022インチ(0.457X0.559mm)

3

商品番号
GMT21822UE 206850425

販売名：ゴムメタル 一 般的名称：歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号： 222AKBZX00025000 医療機器の分類：管理医療機器（クラス Il)
製造販売 株式会社 JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F 戟造 株式会社丸ヱム製作所

I

関連器材

GMトルキングプライヤ ー

ツィー ドのアーチベンデイングプライヤ
を横に倒した形で目安となる20度の口角が使いやすさを演出します。

＊1

ー

商品番号
GMTP2

包装

販売名 •GM トルキングプライヤ ー

一206850814

般的名称歯科矯正用プライヤ

医療機器届出番号 09B2XOOOl OROOOl 2

医療機器の分類· 一般医療機器（クラス I)

時計など精密機械用として使用されている＃7ピンセットの形をそのままに、歯科用に柄を長くして持ちやすく、使いやすくなりました。
先端が細くブラケットのウイングを把持した
り、チュ ーブの穴に差し込んで 使用することが
できます。

＊1

ブラケットポジショニングツイザ ー
商品番号
GMP7

包装

販売名：ブラケットポジショニングツイザー^"9_,999206850579
一

般的名称：歯科矯正用プライヤ

医療機器届出番号： 09B2XOOOl 0000345

ダイヤモンド加工された先端部のチップ交換が可能になりました。

9』

旦IU叩01虹09“「呻^，-滋09A嶋茂OI応C1"し＊SHダイヤモンドディレクタ ー

商品番号
SHDD
SHDDPSSHDDPM匹

2

本体（ポイントS 1個入）
交換用ポイントS (3本入）
交換用ポイントM (3本入）
販売名：P式 SH デイレクタ ー 一 般的名称：歯列矯正用結さつ器

206850897
206850898
206850906
医療機器届出番号：l 3B3Xl 0059000352

小臼illi用-｀
10

ティレクタ ーの先端部 にダイヤモンドコ ー ティングが施されていることで、
ワイヤ ーをデイレクトする際 に滑りにくくなり、より確実な結紫が可能です。
医療機器の分類： 一 般医療機器（クラスI)

臼歯部において辺縁隆線の近遠心を基準に最適なブラケットポジションを測定するためのインスツルメントです。
近遠心の辺縁隆線を結んだラインから一定の高さにスロットの位置を決め、ブラケットポジショニングを行います。近遠心の辺縁隆線に対して平行にポジシ
ョニングするため、アンギュレー ション
が自動的に決まリます。

大臼歯用

包装

※板の厚さは1.0mmです*1 製造販売*2 製造販売

医療機器の分類： 一 般医療機器（クラス I)

株式会社シオダ 栃木県那須烏山市東原 53 発売 株式会社 JM Or1ho
フジデンタル株式会社 東京都北区中里 2-14-8 発売 株式会社 JM Or1ho

商品番号
HBPG

販売名：長谷川ゲ ー ジ 一般的名称歯列矯正用位置測定器具
医療機器の分類 一般医療機器（クラスI)

206850899
医療機器届出番号 l 3B3Xl 005900035l

oゴムメタルホワイトーぉ一

ロジウムメッキ前後の荷重値(3点曲げ試験）

0 9 87 6 5 4 3量
euFJFie-m、し．

9........

歯列逗正用ワイヤTl-Nb合金111

ゴムメタル， 9ふしect砂711;,,2

1 0※1本ずつ滅菌用パック入り
991 0rlImr...，””'臼m

16X22

`

I

アーチワイヤ―

16X22W 17X22 17X22W 18X22

Niフリ ーのTiNbTaZr合金
高い回復力と屈曲性を同時に実現
塑性変形時の結晶転位が起きない

18X22W

ロジウム厚さ 0.2�0.6µm
曲げても剥がれにくく作っています。

① 1回曲げ

②2回曲げ

直角に曲げる③3回曲げ

真つ直ぐに伸ばす再度逆側に曲げる

④4回曲げ

⑤5回曲げ

⑥6回曲げ

⑦7回曲げ

また伸ばす

1回目側に曲げる

また伸ばす

さらに曲げると折れました

アーチワイヤーナチュラルフォーム
上顎用

サイズ
inch

スクエア ー.016 X 016

レクタンギュラ

ー

長さ

,•

1
上顎
下顎

l

幅60X長さ75mm
幅55X長さ70mm

已巴巴屈講：J-E

迂ー

mm

包装

下顎用

商品番号

商品番号

0.406 X0.406 5

GMW1616UE 2068506971616UE

GMW1616LE

2068506971616LE．016 X 022

0.406 X0.559 5

GMW1622UE

1622UE

GMW1622LE

1622LE.017 X 022

0.432 X0.559 5

GMW1722UE

1722UE

GMW1722LE

1722LE.017 X 025

0.432 X0.635 5

GMW1725UE

1725UE

GMW1725LE

1725LE.018 X 022

0.457 X0.559 5

GMW1822UE

1822UE

GMW1822LE

1822LE.018 X 025

0.457 X0.635 5

GMW1825UE

1825UE

GMW1825LE

1825LE.019 X 025

0.483 X0.635 5

GMW1925UE

1925UE

GMW1925LE

1925LE.021 X.025

0.553 X0.635 5

GMW2125UE

2125UE

GMW2125LE

2125LEo ゴムメタルホワイト

氾’I

ストレ ー トワイヤ ー 巻線ぉ”'＊'..,

・州●工”“”ベニ●●●ゴ勺メタル

オ ーバ ー レイア ー チの例

1

ストレ ー トワイヤ ー'‘“如ma心ゴムメタルストレートワイヤー（巻線）
サイズ

a9如

ラウンド

径

長さ

商品番号

.032インチ(0.813mm)

1.25m

GMWR32206850657.036インチ(0.914mm)

1.00m

GMWR36206850658

販売名：ゴムメタル 一般的名称：歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号： 222AKBZX00025000 医療機器の分類：管理医療機器（クラス II)
製造販売 株式会社JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F 製造 株式会社丸ヱム製作所

11

必ず上達
GUMMETAL矯正歯科治療
著者
出版社
出版年
サイズ
ベージ数
商品番号

長谷川信
クインテッセンス出版株式会社
2015 年
A4版
104ペー ジ

805693208050693

開発者自らが その臨床応用を解説 する、GUMMETALワイ‘‘”
ヤー トリセツ 決定版！
「屈曲しやすく、高強度」と相反する特長を併せもつ金属・
GUMMETAL 。こ の 新時代の金属を、矯正歯科 治療用ワイヤーとして製品化した長谷川信先生自らが、その臨床への応用を豊富なイラストと症例写真を用いて 解説します。

GUMMETALワイヤー による
歯の 一 括移動
ーその概念と臨床一
著者
出版社
出版年
サイズ
ベー ジ数
商品番号

長谷川信
東京臨床出版株式会社2012 年
A4変形版
244ベー ジTORIN54

206860654

GUMMETALワイヤー の優れた特性を引き出すことで治療期間を大幅に短縮させる治療コンセプト を、 豊宮な臨床例を列挙し明 解に解説した話題の書。ソフトカバー版。

/--

l”e-

セ ぅ«依→”し”虹：る劉舅糧逗讚和奎襲吼

..．.

＊遍• c

GUMMETALとセルフライゲー ティングによる舌側矯正［部分・全部］
著者
出版社
出版年
サイズ
ベージ数
商品番号

小谷田仁 名取晶子
クインテッセンス出版株式会社2013 年
A4判変型
208 ベー ジ

805540208050540

新しい矯正用ワイヤーGUMMETALは生理的な歯の移動に適した弱い力を持続的に発揮できる極めて有効なワイヤ ーである。さらに、生理的な歯の移動様式を実現できる装置としてセルフライゲーションシステムは最適な装置といえる。本書ではGUMMETALとセルフライゲーションによる舌側矯正を多くの全部、部分矯正の症例とともにわかりやすく解説している。
※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

戸

機能的咬合構築を目指す
不正咬合の矯正治療
著者
出版社
出版年
サイズ
ベー ジ数
商品番号

佐藤貞雄 白数明義
株式会社第 一歯科出版
2014 年
A4判変型
240ペー ジ

DSP001

208660000

咬合の 「理論編」 と GEAW (GUMMETAL Edgewise
ArchWire)の「臨床編」の2部構成で、 GEAWテクニックを解りやすく説明した最新 の単行本です。

＊デザイン色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。