電子ライン発生器

MODEL : ML-６６G

取扱説明書

ＭＩＲＡＣＬＥ目次
機能 ................................................................................................................................................ 2

1.
(1)
(2)
2.

XY ライン .................................................................................................................................... 2
他の８つのモード........................................................................................................................ 2操作 ................................................................................................................................................ 3(1)
フロントパネル ........................................................................................................................... 3(2)バックパネル............................................................................................................................... 4(3)操作仕様...................................................................................................................................... 5①
概要 ......................................................................................................................................... 5②
詳細 ......................................................................................................................................... 5i. LINE SELECT が ホーム「0」の時： ...................................................................................... 5ii. LINE SELECT が ライン「1～C」の時（ライン選択）： ......................................................... 6iii. LINE SELECT が「D」の時（モード選択）： ........................................................................... 6iv. LINE SELECT が「E」の時（測定情報）： .............................................................................. 8v. LINE SELECT が「F」の時（カメラ切り替え）： .................................................................... 8(4)
起動順序...................................................................................................................................... 9(5)マウス操作 .................................................................................................................................. 9(6)
画像保存...................................................................................................................................... 91

1. 機能・対応しているカメラを接続することにより、カメラ映像の上に測長ラインを表示します。
・カメラは最大 4 台まで接続することが可能で、切り替えて表示することができます。
・電源を切る前の状態を保持していますので、次に電源を入れると、同じ表示位置でラインを表示します。
・ライン表示位置はカメラモード毎に設定できます。
・USB マウスでラインの位置を操作することができます
・画面を USB メモリに保存できます。

(1) XY ライン
・電子ラインは縦 6 本、横 6 本まで表示することができ、各ラインは個別に ON/OFF することができます。
・電子ラインのカラーを白、黒、赤、青、緑、黄の中から選択することができます。

(2) 他の８つのモード・８つのモードがあります。この中で、一つを選んで表示できます。
・モードを ON/OFF することができます。
・測定情報を画面に表示できます。
・測定スケーリングは変更できます。
・カラーを白、黒、赤、青、緑、黄の中から選択することができます。

2

2. 操作(1) フロントパネル

・POWER スイッチ

：電源の ON/OFF を切り替えます。

・POWER ON LED：電源 ON 時に、緑色に点灯します。

・LINE ON/OFF LED：LINE SELECT スイッチに応じて、対応するラインが表示されると青色に点灯します。

・LINE ON/OFF ボタン：LINE SELECT スイッチに応じて、対応するラインの表示／非表示を切り替えます。

・FUNCTION ボタン：LINE SELECT スイッチに応じて、対応するラインの色を変更します。
測定情報設定時には、次の項目に移動します。

・MOVE LEFT/DOWN ボタン：LINE SELECT スイッチに応じて、対応するラインを移動します。
LINE SELECT スイッチ“0”の場合には、カメラの切り替えを行います。

・MOVE RIGHT/UP ボタン：LINE SELECT スイッチに応じて、対応するラインを移動します。
LINE SELECT スイッチ“0”の場合には、カメラの切り替えを行います。

・LINE SELECT スイッチ：“1”～ “C”は、それぞれのラインに対応した番号となっています。
“D”～ “E”で図形の設定を変更します。
“F”でカメラの設定を変更します。
“0”でカメラの切り替えをします。又、長押しで画面を保存します。

3

(2) バックパネル

・HDMI ポート：モニターを接続します。

・USB3, USB4 ポート：グレイ色の USB ポートは USB2.0 ポートです。
マウスや USB メモリを接続できます。

・USB1, USB2 ポート：青色の USB ポートは USB3.0 ポートです。
マウスや USB メモリを接続できます。

・LAN ポート：イーサネットケーブルでネットワークを接続します。

・DC5V ポート

：電源アダプターを接続します。

4

(3) 操作仕様

フロントパネルのボタンレイアウト①概要

LINESELECT

LINE
ON/OFF
カメラを初期化する

0MOVE
左(◀) ／ 下(▼)

FUN
(FUNCTION)

画面を USB メモリに保 カメラを切り替える存する
４カメラモードに切り替えカメラを切り替える
４カメラモードに切り替え

ホーム
LINE ON/OFF ＋ MOVE 左下 ＋ MOVE 上右

1~C

MOVE
上(▲) ／ 右(▶)

ライン

： ライン、図形、カメラ設定を初期化する

ラインの表示／非表示を ラインの色を変更する
切り替える

ラインを移動するラインを継続的に移動する

ラインを移動するラインを継続的に移動する

図形の表示／非表示を切り替える

図形の形を変更する

図形の形を変更する

D

モード選択

E

測定情報 を切り替える

F

カメラ

図形の色を変更する

測定情報の表示／非表示 測定情報のスケーリン 測定情報のスケーリング、 測定情報のスケーリング、単グ、単位を選択する
単位の設定値を変更する
位の設定値を変更する

カメラ番号の設定、画 設定値を変更する
像の表示モード設定を選択する

設定値を変更する

青字：長押しでする機能です② 詳細i.

LINE SELECT が ホーム「0」の時：
MOVE ボタンを押すと、カメラを切り替えます。
MOVE ボタンを長押しすると、QUAD カメラモードに切り替わります。
FUNCTION ボタンを長押しすると、画面を USB メモリに保存します。
LINE ON/OFF ボタンを長押しすると、カメラを初期化します。
LINE ON/OFF ボタンと MOVE ボタンの両方を長押しすると、ライン、モード、カメラ設定を初期化する

5

ii.

LINE SELECT が ライン「1～C」の時（ライン選択）：
LINE SELECT スイッチの 1～C がそれぞれのラインに対応した番号となっています。
LINE ON/OFF ボタンを押す毎に、画面上のラインの ON/OFF を切り替えることができます。
ON に設定されている場合、本機の LINE ON/OFF LED が青に点灯し、OFF の場合は、消灯状態になります。
LINE ON の状態で、MOVE ボタンを押すと、ラインの位置を操作することができます。
FUNCTION ボタンを押すと、ラインの表示色が白→黒→赤→青→緑→黄色の順で切り替わります。
ライン番号 1～6 （縦線）は、MOVE ボタンで左右方向に移動することができます。
ライン番号 7～C（横線）は、MOVE ボタンで上下方向に移動することができます。

iii.

LINE SELECT が「D」の時（モード選択）：
LINE ON/OFF ボタンを押すと、図形の表示／非表示を切り替えます。
FUNCTION ボタンを押すと、図形の表示色が白→黒→赤→青→緑→黄の順で切り替わります。
MOVE ボタンを押すと、図形を切り替えることができます。
８つのモードがあります。

8 つのモード

1. XY ライン

5. ダブルサークル

画面には 2 本の水平線と 2 本の垂直線があります。

画面には 2 つの別々の円があります。
OA = 開始時の左円の直径。
OB = 開始時の右円の直径。
DX = 2 つの円の中心間の水平距離。
DY = 2 つの円の中心間の垂直距離。
DP = 2 つの円の中心間の距離。

DX = 2 本の垂直線の間の距離。
DY = 2 本の水平線の間の距離。

6

2. 角度

6. 同心スクエア

画面には 2 つの同心の正方形があります。

線は交差線から、ある角度で傾けることができます。

□A = 開始時の内側の正方形のサイズ。
□B = 開始時の外側の正方形のサイズ。

ϴ =点線の円弧でマークされた角度。

3. 四分円弧

7. ダブルスクエア

画面に四分円弧が描かれます。

画面には 2 つの独立した正方形があります。

R =円の中心からの距離□A = 開始時の左の正方形のサイズ。
□B = 開始時の右の正方形のサイズ。
DX = 2 つの正方形の中心間の水平距離。
DY = 2 つの正方形の中心間の垂直距離。
DP = 2 つの正方形の中心間の距離。

7

4. 同心サークル

8. 傾ける XY ライン

画面には 2 つの同心円があります。

画面には 2 本の水平線と 2 本の垂直線があります。 線を斜めに傾けることができます。

OA = 開始時の内側の正方形のサイズ。
OB = 開始時の外側の正方形のサイズ。

DX = 線で接続されたポイント間の水平距離。
DY = 線で接続されたポイント間の垂直距離。
DP = 線で接続されたポイント間の距離。
ϴ = 線が傾く角度。

マウスを動かすと、マウス用のオレンジ色のマークを表示します。線の位置を変更するために使用できます。 角度、傾ける XY ラインのモードの時、画面の右側に角度を変更するためのスライダーも表示します。

iv.

LINE SELECT が「E」の時（測定情報）：LINE ON/OFF ボタンを押すと、画面右上の測定情報の表示／非表示を切り替えます。
FUNCTION ボタンを押すと、測定情報のスケーリング、単位を選択できます。
MOVE ボタンを押すと、測定情報のスケーリング、単位の設定値を変更します。

v.

LINE SELECT が「F」の時（カメラ切り替え）：
FUNCTION ボタンを押すと、カメラ番号の設定、画像の表示モード設定を選択できます。
MOVE ボタンを押すと、設定値を変更します。
カメラ番号の設定：カメラを切り替えます。
長押しで QUAD カメラモードに切り替わります。
表示モードの設定：表示モードを切り替えます。
表示モードは「CENTERED」、「FILL HEIGHT」、「FILL WITDH」と「FILL SCREEN」で選びます。

8

(4) 起動順序
・カメラ → 本体の順に起動してください。
※本体を先に起動しますと、カメラを認識しないことがあります。

(5) マウス操作

・マウスを操作しますと、オレンジ色の点が表示されます。
一定時間マウスを操作しないと、オレンジ色の点は非表示になります。
オレンジ色の点をドラッグしますと、位置、図形のサイズを変更できます。

・図形によって、画面右側に図形とは別の角度を変更するためのスライダーが表示されます。

(6) 画像保存
・LINE SELECT スイッチを“０”に合わせ、FUNCTION ボタンを長押しすると、USB メモリに画像が保存されます。保存が完了すると SAVED SCREENSHOT と表示されます。
ファイル名は、savedata0000.bmp から連番で作成されます。
9