３D システム

（Wilson）

Dr. William Wilson と Dr. Robert Wilson 考案による40 年以上の歴史あるシステムです。
3D アプライアンスは既存の矯正装置を補うことを前提に考えられているため、非常に多くの機能及び選択肢が盛り込まれています。

3D システムの特長
大臼歯バンドに専用リンガルチューブを溶接することでアプライアンスの着脱が容易に専用のリンガルチューブには特殊なホールがついており、アプライアンス上のポストを挿入することで容易に装着できます。
専用チューブを大臼歯バンドに溶接するだけで、アプライアンス自体は溶接されませんので、脱着・交換が容易に行えます。

様々な治療方針に対応可能な種類豊富なアプライアンス
3D システムにはいくつかのアプライアンスがあり、治療方針に合わせてお選びいただけます。
すべてのアプライアンスが共通の専用リンガルチューブに装着可能です。

3D リンガルチューブが溶接されたバンドを患者さんに装着した状態で作業用石膏模型の作製が可能
3D トランスファーシステムにより、3D リンガルチューブが溶接されたバンドを装着したままでの石膏模型の作成が可能です。
これにより、効率的に技工作業を行うことができます。
3D トランスファーシステムには、専用のインサートとトランスファーチューブが必要になります。

1

3D トランスファーシステム
3D トランスファーシステムは、専用の「3D トランスファーインサート」と「3D トランスファーチューブ」を使用することにより、3D リンガルチューブが溶接されたバンドを患者さんが装着したまま、石膏模型上での調整や作業を可能にするシステムです。
作業が効率的になるだけではなく、口腔内での操作時における患者さんの不快感軽減にもつながります。

トランスファーの手順

1

3D リンガルチューブを溶接したバンドを装着後、3D トランスファーインサートを挿し込みます。
3D リンガルチューブを保護するため、またインサートの固定のために、ユーティリティワッ
クスまたは水硬性セメントをチューブの周りに圧接します。

2

トランスファーチューブを挿し込んだら、ポス

4

トの周りのみにパラフィンワックスを厚く盛ります。この時、咬合面に流れ込まないように注意してください。

5

ワックスを盛ることで、石膏模型作成時に外れにくくなり、チューブ内への石膏の流入が妨げ①の状態で、印象材を用いて注意深く印象を採得します。印象を外すときは、充分にエアーを入れると傾斜があっても外れやすくなります。
外した印象面には、トランスファーインサートのポスト部分が写真のように現れます。

石膏を流し込み硬化させ、印象材を外します。
トランスファーインサートを外すと、写真のようにトランスファーチューブが残り、バンドに溶接された 3D リンガルチューブのトランスファーが完了します。

36

印象面に現れたトランスファーインサートのポスト部分に、3D トランスファーチューブを挿し込みます。その際、脚部を写真のように曲げておくと石膏模型にしっかり維持されます。
● トランスファーチューブは、インサートのポストが見えるまでしっかりと挿し込みます。

トランスファーされたチューブに 3D アプライアンスをセットし、調整を行います。
口腔内で行うより作業が効率的になり、口腔内での微調整を減らすことが可能です。

られます。

製品情報
包装

商品番号

10A04315

206350392

10A04314

206850350

3D トランスファーチューブ

10A04199

206850349

3D トランスファーインサート

10A04198

206850348

3D リンガルチューブ

3D リンガルチューブ（ジンジバルフック付）●販売名：チューブ ●一般的名称：歯列矯正用チューブ ●医療機器承認番号：16000BZY00356000●医療機器の分類：管理医療機器（クラス II） ●製造販売：株式会社 JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14 階
※ 3D トランスファーインサートは医療機器非該当品

2

3D リンガルアーチ
3D リンガルアーチは、上下顎の舌側に装着される着脱可能な装置で、さまざまな治療方法に必要なアンカレッジを求めることができます。
3D リンガルチューブに垂直的に固定されるため、水平固定式では得られない強い固定及び意図した大臼歯のコントロールが可能です。
サイズは 10 サイズ、ステンレススティール製です。

主な用途

・上下顎のアンカレッジ・ホールディングアーチ

・歯列弓の拡大・大臼歯の遠心移動

・大臼歯のローテーション、トルキング、ティッピングなど部位の名称①エクステンダ―③①.025 インチのラウンドワイヤーで、治療上に必要な作用に合う形状に曲げることが可能です。

バンドに溶接された 3D リンガルチューブに挿し込むことで、装置を大臼歯にしっかりと固定することができます。

②ポスト②ポスト部には溝がついており、リンガルチューブ側と強固にかみ合うため、口腔内で外れにくくなっています。

④.028 インチのダイヤモンド型ループで、この部分を調整して③アクチベーターアーチの長さや方向を自在にコントロールします。
※アクチベーターの調整方法は 12 ページに記載しています。
.028 インチのラウンドワイヤーで、コントロールの喪失や前④アダプター歯の傾斜移動を避けるために、通常、前歯の基底結節で接するようにします。

サイズの選択3D リンガルチューブまたは 3D トランスファーチューブを装着した模型上で、近心ポスト間距離（左図）を計測し、サイズを選択します。
＜ 3D リンガルアーチセレクター＞
3D リンガルアーチセレクターを使用すると、近心ポスト間距離を実測値で計算することなく、サイズを選択することが可能です。
※ サイズ 9・10 は計測できません。

3D リンガルアーチセレクター

3包装

商品番号

1i00505

206350609505

3D リンガルアーチの調整例

第 2 大臼歯のアップライトと遠心側の圧下

第 2 大臼歯の近心側の圧下と保定

赤：前歯の舌側傾斜の修正
緑：第 2 大臼歯舌側傾斜の修正

赤：前歯の舌側傾斜の修正
緑：大臼歯捻転の修正

製品情報
サイズ

近心ポスト間距離包装

商品番号

151mm

3A04300

206350390A4300

254mm

3A04301

A4301

357mm

3A04302

A4302

460mm

3A04303

A4303

563mm

3A04304

A4304

666mm

3A04305

A4305

769mm

3A04306

A4306

872mm

3A04307

A4307

975mm

3A04318A4318

1078mm

3A04319

A4319●販売名：歯列矯正用ステンレスワイヤー ●一般的名称：歯列矯正用ワイヤ ●医療機器認証番号：301AKBZX00059000●医療機器の分類：管理医療機器（クラス II） ●製造販売：株式会社 JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14 階

3D アジャスタブルプライヤー

3D リンガルアーチや 3D マルチアクションマンディブラーアプライアンスなど、ダイヤモンド型のアクチベーターを有するアプライアンスの調整に適しています。
先端に付与された溝が調整量の目安になります。

3D アジャスタブルプライヤー

包装

商品番号

13DP206850734●販売名：3D アジャスタブルプライヤー ●一般的名称：歯科矯正用プライヤ ●医療機器届出番号：09B2X00010R00003●医療機器の分類：一般医療機器（クラス I） ●製造販売：株式会社シオダ 栃木県那須烏山市東原 53 番地

4

3D マルチアクションマンディブラーアプライアンス
3D マルチアクションマンディブラーアプライアンスは、3D リンガルアーチと指様弾線が一体となった、主に下顎に使用するアプライアンスで、クワッドアクションやバイヘリックスとも呼ばれます。
多様な用途で使用可能です。
サイズは 7 サイズ、ステンレススティール製です。
・歯列弓の部分的 / 全体的拡大

主な用途

・前歯部のコントロール

・上下顎大臼歯のローテーション、トルキング、ティッピングなど

部位の名称①ベースワイヤー

主線となる .030 インチのラウンドワイヤーです。

バンドに溶接された 3D リンガルチューブに挿し込むことで、②②ポスト④装置を大臼歯にしっかりと固定することができます。
ポスト部には溝がついており、リンガルチューブ側と強固にかみ合うため、口腔内で外れにくくなっています。

①③エクステンダ―.027 インチのエクステンダ―となるラウンドワイヤーです。

③
ダイヤモンド型ループで、この部分を調整してアーチの長さや④アクチベーターフォースの方向を自在にコントロールします。
※アクチベーターの調整方法は 12 ページに記載しています。

サイズの選択3D リンガルチューブまたは 3D トランスファーチューブを装着した模型上で、近心ポスト間距離（左図）を計測し、サイズを選択します。

53D マルチアクションマンディブラーアプライアンスの調整例

前歯の舌側傾斜の修正

赤︓下顎 C の舌側傾斜の修正
緑︓側切歯の前方誘導

赤︓下顎犬歯・小臼歯の舌側傾斜の修正
緑︓側切歯の前方誘導

すべての矢状方向ならびに横方向への移動や治療に合わせてエクステンダーを短くしたり調整することが可能

製品情報
サイズ

近心ポスト間距離

包装

商品番号

151mm

3A04340206350398A4340

254mm

3A04341

A4341

357mm

3A04342

A4342

460mm

3A04343A4343

1～4各1K00795

206350774

アソート●販売名︓歯列矯正用ステンレスワイヤー ●一般的名称︓歯列矯正用ワイヤ ●医療機器認証番号︓301AKBZX00059000●医療機器の分類︓管理医療機器（クラス II） ●製造販売︓株式会社 JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14 階

6

3D クワッドヘリックス
3D クワッドヘリックスは、4 つのヘリカルループからなるブルーエルジロイ製の可撤式の舌側拡大装置で、急速拡大装置を使用することなく上顎歯列を拡大することができます。
主線のワイヤーサイズは .038 インチ、エクステンダーの部分は .028 インチとなっており、このエクステンダーを調整することで、治療目的に合わせた様々な使用が可能となっています。

主な用途

・歯列弓の拡大・頬側方向への拡大

・拡大をともなう臼歯部のローテーション・前歯部の前方移動など

部位の名称①エクステンダ―②.028 インチのラウンドワイヤーで、治療上に必要な作用に合う形状に曲げることが可能です。

バンドに溶接された 3D リンガルチューブに挿し込むことで、①③②ポスト装置を大臼歯にしっかりと固定することができます。
ポスト部には溝がついており、リンガルチューブ側と強固にかみ合うため、口腔内で外れにくくなっています。

③ヘリカルループ

アプライアンスを調節することによって、4 つのらせん状のループがコントロールされた矯正力を発揮します。

サイズの選択など
3D リンガルチューブまたは 3D トランスファーチューブを装着した模型上で、近心ポスト間距離（左図）を計測し、サイズを選択します。
近心ポスト間の距離は、ポストからポストの直線距離を計測します。
3D クワッドヘリックスは、指の力で簡単にその幅を拡げたり、縮めたりすることができます。

73D クワッドヘリックスの調整例

側切歯の側方誘導（前方誘導）

側方拡大

拡大を伴う大臼歯のローテーション

片側のみの拡大

製品情報
サイズ

ポスト間幅

ループ間距離

包装

商品番号

125mm

13mm

3A04308

206350315A4308

227mm

13mm

3A04309

A4309

331mm

16mm

3A04310A4310

3.534mm

19mm

3A04317

A4317

434mm

22mm

3A04311

A4311

537mm

26mm

3A04312

A4312

640mm

31mm

3A04313

A4313

各1K00770

206350770

アソート（3.5 を除く）

●販売名：コバルトクロムワイヤー ●一般的名称：歯列矯正用ワイヤ ●医療機器認証番号：301AKBZX00046000●医療機器の分類：管理医療機器（クラス II） ●製造販売：株式会社 JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14 階8

3D マルチアクションパラタルアプライアンス

3D クワッドヘリックスの機能と構造をシンプルに要約した、ステンレススティール製のアプライア
ンスです。

主な用途

調整方法の例

・両側の拡大・第 2 大臼歯の頬側方向へのアップライト
・切歯を含む様々なリトラクション
・様々なローテーションなど

頬側方向への拡大

製品情報

包装：3 個サイズ

ポスト間幅

商品番号

132mm

A04320206350396A4320

236mm

A04321

A4321

340mm

A04322

A4322

444mm

A04323

A4323

550mm

A04324

A4324

656mm

A04325

A4325

K00780206350772

アソート（各サイズ 1 個）

3D パラタルアプライアンス

3D マルチアクションから前歯部に伸びるアダプターと、リンガルポストから遠心部に伸びるエクステンダーを屈曲することにより単純な歯牙移動から複雑なコントロールまでカバーします。ステンレススティール製です。

調整方法の例
アプライアンスの拡大・収縮やアクチベーターの調整は、下図のように指や専用の 3D アジャスタブルプライヤー、ライトワイヤープライヤーなどを使って行うことができます。

包装：3 個

製品情報

サイズ

ポスト間幅

商品番号

132mm

A04330206350395A4330

236mm

A04331

A4331

340mm

A04332

A4332

444mm

A04333

A4333

550mm

A04334

A4334

656mm

A04335

A4335

K00790206350771

アソート（各サイズ 1 個）

●販売名：歯列矯正用ステンレスワイヤー ●一般的名称：歯列矯正用ワイヤ ●医療機器認証番号：301AKBZX00059000●医療機器の分類：管理医療機器（クラス II） ●製造販売：株式会社 JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14 階

9

3D D.Y.S. モジュール
3D D.Y.S モジュールは、D.Y.S.（Do-it-Yourself）の名の通り、様々な固定式あるいは可撤式装置が作製できるモジュールです。主線にポストが溶接されているため、既製品にはないアプライアンスを作製し、専用のリンガルチューブに挿入して装着することが可能です。主線は .036 インチのステンレススティール製で、ポストの向きにより 2 種類あります。主線の長さは 12.7cm です。

製品と作製できる装置の例
ポストの向きにより 2 種類あります。作製する装置に合わせて選択します。併用することも可能です。
ポストは、刻みがついている側が舌側になるようにすると、近心側が長くなるようにデザインされています。
A04350：上顎右 / 下顎左A04351：上顎左 / 下顎右①ナンスのホールディングアーチ両方のモジュールを使用して作製します。
遠心側の主線はカットし、模型上でそれぞれのモジュールを調節します。正中部分でレジンボタン維持のために 90°ベンドを付与し、レジンを築盛します。
主線にベンドやループを加えることも可能です。

②

リンガルホールディングアプライアンス

両方のモジュールを使用して作製します。
模型上でそれぞれのモジュールを調節し、正中部分でろう着することで、1 つの装置にすることが可能です。
.036 インチと太いワイヤーであるため、アンカレッジを求める場合は、3D リンガルアーチを使用してください。

A

第 2 小臼歯のアップライト

左図のように、主線部分を屈曲することによって、様々な目的に応じた部分的な歯牙移動を可能にします。
● A の部分に屈曲したワイヤーを、技工作業によりろう着することで、リンガルアーチやクワッドヘリックスなどを作製することができます。

製品情報
ワイヤーサイズ包装

商品番号.036

上顎右 / 下顎左5A04350

206860072.036

上顎左 / 下顎右5A04351206860073●販売名：歯列矯正用ステンレスワイヤー ●一般的名称：歯列矯正用ワイヤ ●医療機器認証番号：301AKBZX00059000●医療機器の分類：管理医療機器（クラス II） ●製造販売：株式会社 JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14 階

10

3D マルチパーパスアダプター
3D マルチパーパスアダプターは、エクステンダー部分をカットしたり、様々な屈曲を加えたりすることによって、多様な目的に対応したアプライアンスを作製することができます。既製品にはないアプライアンスやエラスティックフックを作製し、専用のリンガルチューブに挿入して装着することが可能です。ステンレススティール製で、ポストの向きにより 2 種類あります。

主な用途

・臼歯部のティップバックの抑制

・側方や頬側の拡大・第 2 小臼歯のアップライト

・第 2 大臼歯の拡大・各種エラスティックフックなど

アプライアンスの説明
ポスト部分は .030 インチ、エクステンダーのワイヤーサイズ
は .025 インチで、エクステンダーの部分には左図のようにマーキングが付与されています。マーキングはエクステンダーを屈曲する際の目安として使用できます。

エクステンダーを屈曲して作製できる主な装置
左図はエクステンダー部分を屈曲して作製できる主な装置の一例です。
・エクスパンダー・下顎臼歯部のティップバックの抑制
・上顎臼歯部のティップバックの抑制
・小臼歯のアップライト
・第 2 大臼歯のアップライト
・クロスエラスティックフック
・エラスティックフック

製品情報
包装

商品番号

上顎右 / 下顎左5A04347

2068503514347

上顎左 / 下顎右5A043484348●販売名：歯列矯正用ステンレスワイヤー ●一般的名称：歯列矯正用ワイヤ ●医療機器認証番号：301AKBZX00059000●医療機器の分類：管理医療機器（クラス II） ●製造販売：株式会社 JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14 階

11

アクチベーターの調整方法
アクチベーターはダイヤモンド型にデザインされており、3 方向のフォースメカニクスは様々な方向への移動を思い描いた通りに実現します。
アクチベーターには 5 つの角があり、それらをわずかに調整することで、予測可能で幾何学的な力の方向を生み出します。

調整法のイメージ
左図のように、ホープライヤーで近心側ポストを把持し、別のホープライヤー、もしくは指でアクチベーターをオフセットさせます。

tPoin アクチベーターは歯肉に接触しないように調整します。

アクチベーターの調整には、3D アジャスタブルプライヤーやライトワイヤープライヤーなどを使用します。
左図において、●と■はそれぞれプライヤーの先端部を表しており、アクチベーターのそれぞれの角をどのように把持するかを示します。

t
Poin アーチは前歯の基底結節に直接当たるように調整します。
下図のようにアーチの位置が高すぎると舌でワイヤーを動かしてしまい、ポストの近心部で破損する原因となります。

12

3D アプライアンス装着方法
3D アプライアンスには、それぞれに 3D リンガルチューブや 3D トランスファーチューブと嵌合させるためのポストが付与されています。口腔内での脱離を防ぐため、固く嵌合するように設計されています。3D
アプライアンスをチューブに装着する際の方法やヒントをご紹介します。

ポストの種類とリンガルチューブをバンドに溶接する時の注意
ポストはアプライアンスに溶接されているものと、主線が曲げられてアプライアンスと一体化しているものがあります。近心側が長くデザインされており、チューブに挿し込みやすくなっています。刻みがついている側を舌側に向けて装着することで、チューブ側の機構と嵌合し、ロックされます。

溶接されているタイプ

主線が曲げられているタイプ

Attention!
★ ポストには凹凸の溝がつけられています。入りにくいと感じる場合でも、ポストは削らないでください。
★ 3D リンガルチューブはバンドの歯頚部寄りに溶接してください。

3D リンガルチューブへの口腔内での装着
Point★ ポストが入りにくいと感じる場合は、口腔内に装着する前に何度かワイヤーを出し入れしてください。

上顎アプライアンスの装着

1

3D リンガルチューブにポストが入るところまで差し込んでください。
初めてチューブに挿入する場合は半分程度まで2しか入りません。

次にポスト底辺とポスト上部をホウプライヤー
等で持ち、少しずつ挿入してください。

3赤○印のように、近心のチューブからポストが見えるところまで、しっかりと挿入してください。

下顎アプライアンスの装着

下顎の場合は、大臼歯が舌側傾斜している場合が多くチューブ下部が歯肉で見えなくなることがあります。
その場合は、バンドプッシャーを使用し左図のように挿入してください。

133D リムーバー（3D Remover by Paul)
3D システムを用いた豊富な臨床経験をお持ちの各務肇先生が開発した、3D アプライアンスを 3Dリンガルチューブから撤去する際に使用するインスツルメントです。
先端部の厚みや滑りにくいラバーハンドルなど、術者にやさしいデザインです。

特長
先端 A

先端 B

使用例
【先端 A の使用方法】
先端 A は、主に下顎に装着されたアプライアンスを撤去することを想定してデザインされています。形状は「スプーンエキスカ」に似ていますが、カーブがなく、左右を気にせず使用できます。
先端の厚さ・幅などが３Ｄアプライアンスを撤去するのに適しており、作業をスムーズに行えます。
下記の装置の撤去に特に便利です。
・３Ｄリンガルアーチ
・３Ｄマルチアクションマンディブラーアプライアンス【先端 B の使用方法】
先端 B は、主に上顎に装着されたアプライアンスを撤去することを想定してデザインされています。通常より細いスケーラーになっており、ポストと 3D リンガルチューブのわずかな穴に差し込み装置を浮かせます。
浮かせた装置はそのまま撤去するか、先端Ａを用いて撤去します。
下記の装置の撤去に特に便利です。
・3D クワドへリックス

製品情報

3D リムーバー

包装

商品番号

13DRP206860239●販売名：スリーディーリムーバー 3DRP ●一般的名称：歯科矯正用結さつ器●医療機器届出番号：11B1X1000658D215●医療機器の分類：一般医療機器（クラス I） ●製造販売：株式会社 YDM 埼玉県東松山市今泉 28

14

関連商品
矯正用硬石膏

オーソマックス

混水比硬化時間（W ／ P）
0.30

10 分

オーソマックスは矯正用に開発された硬石膏です。
1. 矯正模型で発生する歯列部と台付け部との境界部で生じるラインや色調の差をなくしました。
2. 高度な純白さを追求した白色硬石膏でソーピングによる艶出し効果が良好です。
3. 適度な強度を与えたことによりトリミングが容易で、模型のエッジ出しがシャープに、ペーパー等での切削面もきれいに仕上がります。

混水比

硬化時間

0.2410 分

包装10kg

1

商品番号
OM10

硬化膨張率

圧縮強さ

アルミパック

3kg

6OM18

2 時間後

1 時間後

0.23％

30MPa

エコボックス徳用18kg

1OM18E

オーソマックス II（W ／ P）

内容量
エコボックス

206850691693●販売名：オーソマックス ●一般的名称：歯科用硬質石こう ●医療機器届出番号：11B3X00042000004●医療機器の分類：一般医療機器（クラス I）●製造販売：下村石膏株式会社 埼玉県朝霞市幸町 3-11-9

オーソマックスより硬さのある矯正用白色硬石膏です。
1. 流し込み、盛り付け時に適度のチキソトロピー性があり、操作性が良好です。
2. 高度の純白性があり、歯列部と台付け部の色調の差が出ません。
3. 模型の表面がシャープで、精度のある模型ができます。

硬化膨張率

圧縮強さ

2 時間後

1 時間後

0.15％

51MPa

内容量包装

エコボックス

10kg

1

商品番号
OM210

アルミパック

3kg

6OM218エコボックス徳用18kg

1

OM218E

206850149

151●販売名：オーソマックスⅡ ●一般的名称：歯科用硬質石こう ●医療機器届出番号：11B3X00042000027●医療機器の分類：一般医療機器（クラス I）●製造販売：下村石膏株式会社 埼玉県朝霞市幸町 3-11-9※ オーソマックス各種についてはメーカーより直送のため、返品はお受けいたしかねます。また、お届けまでにお時間をいただくことがございます。

患者説明用模型＜筑波総合歯研＞● 受注生産品につき、納品までにお時間をいただいております。ご注文後の返品キャンセルはご容赦ください。
3D リンガルアーチ上顎TS001206860050

3D リンガルアーチ下顎TS002

3D クワドヘリックス

TS003

206860051

206860052

3D クワドアクション

TS004

206860053

3D システムに関するセミナーについて
3D システムにつきましては、各務肇先生のセミナーが開催されております。フィロソフィーから実習に加え、長年の臨床経験に基づく使用上のヒントまでバリエーションに富んだ内容で、3D システムをより深くご理解いただけます。
スケジュールや詳細等につきましては、株式会社筑波総合歯研にお尋ねください。
主催：株式会社 筑波総合歯研
電話：03-3951-4702
URL：http://www.tsukuba-shiken.co.jp〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F
TEL：03-5281-4711
FAX：03-5281-4716
https://www.jmortho.co.jp● デザイン、色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。

● 仕様・価格は 2020 年 11 月 10 日現在のものです。

● 消費税は含まれておりません。

● 本カタログで使用されているイラストは RMO Inc., の許可を得て使用しています。 (All Illustrations printed in this catalog are used with permission from RMO Inc.).
3D-MW-02-2020