簡

単嫌気培

養

嫌気培養

炭 酸ガス培 養

アネロパック ・ケンキ ／ アネロパウチ ・ケンキ
嫌気指示薬

アネロパック ・CO₂ ／ アネロパウチ ・CO₂

微好気培養

培地保存

アネロパック ・微好気 ／ アネロパウチ ・微好気

アネロパック ・キープ／ アネロパウチ ・キープ

嫌気培養

酸素濃度０.１％以下

炭酸ガス濃度１５％以上■アネロパック ・ケンキ によるガス濃度変化の例

アネロパック ・ケンキ
アネロパウチ ・ケンキ

20％

CO₂

＊白い紙包材の表面に褐色〜黒色のシミが発生する場合がありますが、使用期限内であれば酸素吸収・炭酸ガス発生性能への影響はございません。
10％

O₂0

アネロパック・ケンキ

アネロパウチ・ケンキ

103060

角型ジャー

パウチ袋

大型

3.5L

標準型

薄型

73.5

2.50.4

容量（L）
アネロパック・ケンキ（中/3.5L）
アネロパック・ケンキ

90分

Wチャック付
Wチャック付
スタンディング パウチ袋またはパウチ専用パウチ袋

1個3個1個1個

アネロパック・ケンキ10％

1個

アネロパック・ケンキ5％

1個1個

アネロパック・ケンキ（高温菌用）※
アネロパウチ・ケンキ

1個1個※ 45℃以上での嫌気培養にご使用ください。

アネロパック・ケンキ（3.5L）

４５℃以上での試験用には
アネロパック ・ケンキ
（高温菌用）嫌気チャンバーM社製品
アネロパック
1.9×108CFU/mL 1.9×108CFU/mL 1.9×108CFU/mL

をご使用ください。

炭酸ガス濃度７〜１５％
アネロパック ・ケンキ１０％
炭酸ガス5％前後を要冷蔵保存
5時間維持
アネロパック ・ケンキ5％

嫌気チャンバー

アネロパック

M社製品（写真提供:NTT東日本関東病院臨床検査部、（株）
ビー・エム・エル）■アネロパック・ケンキ１０％ によるガス濃度変化の例20％■アネロパック ・ケンキ5％ によるガス濃度変化の例
20％

CO₂10％

10％

CO₂O₂O₂010306090分●アネロパック ・ケンキよりも低濃度の炭酸ガスを発生します。

012345時間●用途:嫌気性菌の培養、細胞の低酸素実験など。
●CO2濃度は約5時間維持され、その後低下します。

微好気培養酸素濃度６〜13％、炭酸ガス濃度2.5〜9.5％
アネロパック ・微好気
アネロパウチ ・微好気

■アネロパック ・微好気 によるガス濃度変化の例
20％＊青い紙包材の表面に褐色〜黒色のシミが発生する場合がありますが、使用期限内であれば酸素吸収・炭酸ガス発生性能への影響はございません。

O₂10％

CO₂0

アネロパウチ・微好気（パウチ袋用）

1234時間吸収した O2 よりも少量の CO2 が発生します。容器
内はやや減圧され、ジャーの場合フタは少し開けにくくなります。

アネロパック・微好気

アネロパウチ・微好気（薄型ジャー用）

角型ジャー
容量（L）

パウチ袋

大型標準型

薄型7

2.5

0.4

Wチャック付
スタンディング
パウチWチャック付
パウチ袋または専用パウチ袋

1個

アネロパック・微好気(7L)
アネロパック・微好気

1個

1個 ※1
1個

アネロパウチ・微好気（薄型ジャー用）
アネロパウチ・微好気（パウチ袋用）

1個 ※2※1 必ずシャーレラックを併用してください。
※2 パウチ袋の組み合わせで使用する場合は、必ずシャーレを2枚入れてください。
1枚だけ培養する場合でも、空のシャーレをもう1枚入れてください。
アネロパック・微好気（7L）

嫌気指示薬●角型ジャーの気密性確認のため、アネロパック(パウチ)・ケンキには嫌気指示薬のご使用をお勧めします。

要冷蔵保存●常温便にてお届け致しますが、到着後は直ちに冷蔵庫に入れ、15℃以下で保存してください。

酸素の有無を色で確認できます。
●嫌気指示薬のフィルムの窓には小さな針穴が開いています。この針穴からガスが透過しますので、このままお使いください。
●錠剤をフィルムから取り出して使わないでください。
●嫌気指示薬の色変化は可逆ですが、変色能力が徐々に低下しますので再使用はできません。
アネロパック・ケンキ（高温菌用）、アネロパック・ケンキ5％には不向きです。

この間は酸素濃度により無段階にピンクとブルーの中間色を示します。
酸素なし（0.1％以下）

酸素あり（0.5％以上）※印刷物なのでピンクとブルーの色は実物とは若干異なります。

炭酸ガス培養
炭酸ガス濃度 約５％■アネロパック ・CO₂ によるガス濃度変化の例

アネロパック ・CO2
アネロパウチ ・CO220％

O₂●角型ジャー（薄型）にもご使用ください。

10％

CO₂02

角型ジャー

アネロパウチ・CO2

アネロパック・CO2

1

容量（L）
アネロパック・CO₂

34時間

パウチ袋

大型

3.5L

標準型

薄型

73.52.50.4

3個1個1個Wチャック付
Wチャック付
スタンディング パウチ袋またはパウチ専用パウチ袋
1個 ※1

1個

アネロパウチ・CO₂

1個 ※2※1 必ずシャーレラックを併用してください。
※2 パウチ袋の組み合わせで使用する場合は、必ずシャーレを2枚入れてください。
1枚だけ培養する場合でも、空のシャーレをもう1枚入れてください。

（ケンキ・微好気・CO₂共通）
使用上のご注意●アルミ袋を破るとすぐに反応が始まります。内袋を取り出してから検体とともに密閉するまでの作業を、速やかに行ってください。
（ジャー用…１分以内、パウチ袋用…３０秒以内）●未使用品を廃棄する場合は、アルミ袋より取り出し、実験台の上などに重ならないように広げて３０分ほど放置し、発熱が収まったことを確認してから捨ててください。

廃棄方法●使用済品は、余剰能力のため発熱することがあります。嫌気ジャー / 袋などから取り出し、実験台の上などに重ならないように広げて３０分ほど放置し、発熱が収まったことを確認してから捨ててください。オートクレーブ処理を行う場合は、発熱が収まってから実施してください。

培 地 保 存 培地の脱酸素保存用●袋ごと冷蔵庫で保存できます。嫌気チャンバーでの保存に比べ、高温による培地の乾燥もありません。

スタンディングパウチ用
アネロパック ・キープ

専用パウチ袋用
アネロパウチ ・キープ

大量保存用

少量保存用

1セット
（=2個）の脱酸素剤でφ90mmシャーレが14枚まで1個の脱酸素剤でφ90mmシャーレが6枚まで■スタンディングパウチでの保存■専用パウチ袋での保存●空気を追い出して袋の上部を密閉クリップで●空気を追い出して密閉クリップで閉じてください。

閉じてください。

角型ジャーにはご使用になれません。

薄型ジャーにはご使用になれません。

アネロパック・アネロパウチ

容器へのセット手順
アネロパック（ケンキ・微好気・CO₂）と角型ジャー
ジャーは、培養するシャーレの枚数に応じてお選びいただけます。

1 シャーレ2 アルミ袋 開封を入れるを標準型には最大アルミ袋を手で開封し、６枚×２列を収容できます。

内袋を取り出します。

する

すぐに反応が始まります。

3、4へ。

速やかに

（密閉が終わるまで1分以内）

3 内袋

4 密閉を入れる

間仕切り部分に内袋を入れます。

する

長辺・短辺の順に、向かい合った面どうし（左右・上下）の留め具を同時に留め、密閉します。

アネロパック（内袋）

嫌気指示薬
気密性確認のため嫌気指示薬のご使用をお勧めします。

アネロパウチ（ケンキ・微好気・CO₂）とパウチ袋

1 シャーレを入れる

2 アルミ袋を開封する 3 内袋を入れる

4 密閉するシャーレ2枚用です

速やかに3、4へ。
（密閉が終わるまで30秒以内）

チャックをしっかり留めます。

嫌気指示薬のご使用をお勧めします。
アネロパウチ（内袋）

嫌気指示薬

角型ジャー・Ｗチャック付パウチ袋

角型ジャーはふ卵器内で積み重ねが可能。Wチャック付パウチ袋なら簡単に密閉空間を作れます。
ご注意

角型ジャーのフタの閉じ方・開け方●角型ジャーに使用できるのはアネロパック だけです。
反応機構の異なる他社のガス発［閉じ方］フタを本体に正しく被せてから留め具を①②の順でそれぞ生剤はご使用になれません。

れ２か所同時に掛けてください。片側の留め具を掛けてからフタを無●角型ジャーは高温培養にはご使用になれません。
スタンディングパウチをご利用ください。

理に閉めたり、フタが本体からずれた状態で留め具を掛けたりすると●角型ジャーをオートクレーブにかけると変形する恐れがあります。

破損するおそれがあります。
【角型ジャー ①大型 図参照】

●角型ジャーの気密性を確保するため、パッキンおよびフタの溝部分に付着したゴミを時々掃除してください。

［開け方］発生した炭酸ガスが培地に溶け、多少陰圧になって角型ジャーのフタが開きにくくなることがあります

留め具②

留め具①が、その際はフタの４隅の１つを強く引っ張りあげてください。

丸型シャーレ

留め具①A

留め具②

角型ジャー
①大型B

間仕切の使用例

角型ジャー
②3.5L

角型ジャー
④薄型

角型ジャー③標準型角型ジャー

A●剤を入れる
B●嫌気培養の際に嫌気指示薬を入れる。
●微好気培養の際に高湿にする場合は、水を20mL程度入れる。
水は直接入れるか、脱脂綿、濾紙などに含浸させる。

①大型
②3.5L
③標準型
④薄型

内寸（㎜）/収容可能枚数※7リットル

Ｗ213×Ｌ280×H112

丸型シャーレ：42枚

角1号シャーレ：12枚

3.5リットル

Ｗ170×Ｌ240×H80

丸型シャーレ：15枚

角1号シャーレ：4枚

2.5リットル

Ｗ135×Ｌ197×H95

丸型シャーレ：12枚
0.4リットル

―
Ｗ135×Ｌ197×H18

丸型シャーレ：2枚―ジャーの原料/本体・フタ：ポリカーボネート、留め具：ポリアセタール
原料としての耐性/耐熱温度：140℃、 耐冷温度：-30℃★フタのみ、パッキンのみの販売もしています。
★取っ手が破損した場合はスペアのパーツを準備しております。
詳しくはお問い合わせください。

パウチ袋

外寸（㎜）/収容可能枚数※⑤Wチャック付スタンディングパウチ袋

Ｗ220×Ｌ320
丸型シャーレ：12枚

微好気培養・炭酸ガス培養の場合は、袋内の容積を保つため、必ずシャーレラックを併用してください⑥Ｗチャック付パウチ袋⑤Wチャック付スタンディングパウチ袋⑥Wチャック付パウチ袋

試験管立て（ステンレス製）

Ｗ155×Ｌ300
丸型シャーレ：2枚

微好気培養・炭酸ガス培養で１枚だけ培養する場合は、袋内の容積を保つため、必ず空のシャーレをもう１枚入れてください※シャーレの厚みにより異なります。

シャーレラック（ステンレス製）●3列×4＝12本までの■角型ジャー用
収容可能枚数
丸型シャーレ（薄型）…10枚試験管を立てられます。
●直径18mmまでの試験管に適用（開口径19mm）。

■スタンディングパウチ用収容可能枚数
丸型シャーレ(薄型)…12枚角型ジャー（標準型）での使用例●使用期限は製品本体（アルミ袋）もしくは化粧箱に表示してあります。
●本カタログに記載した製品のデザイン、仕様などは改良のため予告なく変更させていただく場合がございますのでご了承ください。

webサイト ● http://www.sugiyama-gen.co.jp/
メールアドレス ● mail@sugiyama-gen.co.jp'23.06.2000