*99MBA127B*2

付属品の確認

開口絞りは照明系の開口数を調整するためのものです。像の解像力、コントラスト、および焦点深度に関係します。一般的に、絞りを対物レンズの開口数の 80% 程度に絞ると適度なコントラストで良好な像が得られます。

本商品には本書と保証書のほか、六角レンチ（呼び 2）が同梱されています。開梱の際は、付属品などの欠品がないか、または輸送中に破損していないかどうかをご確認ください。

注記

ユーザーズマニュアル3

本商品は装置やスタンドに固定して、対物レンズおよびカメラなどを取り付けて使用します。

正面図
カメラファイバー光源

本文に記載されている操作方法や手順を特定の条件に適用する場合の参考情報などを示します。

「3.3 カメラの取り付け」

本商品を分解、改造しないでください。本商品の性能を損ない、感電、怪我および故障の原因となります。

注記

y 転倒または落下した場合には性能が劣化します。

3 対物レンズのねじ部を対物レンズマウントにねじ込む

3A2

3.2

ファイバー光源の取り付け取り付け可能なファイバーの寸法については、下図をご覧ください。

y 火災、塩害、ガス害、異常電圧、あるいは天災地変等による故障および損傷

12 1910 (2)注記

5 調整が必要な場合は、 「■観察中心の調整」と■ 観察中心の調整

適合しないファイバー光源を使用する場合、性能は保証できません。
弊社営業の窓口までご相談ください。

3 クランプねじを締め付ける

2

他社製
ファイバー光源236TV アダプタユニットの取り付け
TV アダプタユニットをご使用する場合は、カメラより先に TV アダプタユニットを取り付けてください。2xTV アダプタユニットの場合、取り付けると鏡筒長が 18.2 mm 長くなりますので、ご注意ください。

2• フォーカシングユニット B とマニュアルレボルバを併用する場合、レボルバを VMUアダプターの反対側に取り付けてください。

定ねじを締め付ける3

コントラストや解像力など、像の質が悪い

1 C マウント固定ねじ（六角 M4×3 本）を緩めて、C マウントを取り
2 0.5xTV アダプタユニットを C マウント調整枠にねじ込む

汚れた部分を清掃する。

照明の明るさは十分か。

照明輝度を上げる。

開口絞りを絞りすぎていないか。

開口絞りを調整する。

6-M4×0.7 深さ 6（反対側同位置同数）

試料の傾きを直す。
対物レンズを確実にねじ込む。

仕様

7.1

基本仕様
VMU-V

VMU-H

コード No.

378-505378-506

カメラ取り付け方向

垂直方向

水平方向

明視野、正立像明視野、反転像

倍率：1x

VMU-H（コード No.378-506）
59.5

80.5
63

17.5

3

可視光

M/G Plan Apo シリーズ
M/LCD Plan Apo NIR シリーズ

落射照明光学系

開口絞り付きテレセントリック照明

本体質量570 g

2B

7.2

A

3 落射照明ユニットを本体に取り付けて、落射照明ユニット固定ねじを締め付ける

590 g

27*2

■ アナライザユニットの取り付け
1 偏光板をアナライザユニットから抜き取る

15

保守・点検5.1

日常の保守

本商品は、特にほこりや汚れを嫌います。日常の清掃を心がけ、保管方法に注意してください。

2 照明鏡筒部固定ねじ（六角 M4×3 本）を緩めて、照明鏡筒部を取り■ 光学部品の清掃
2M4×3 本）を締め付ける
542x アダプタユニット

378-703*1 中間像位置

1.5x アダプタユニット

378-704*2 対物レンズ座

デジタルカメラ ImageX PRO 3000

00AAB008*3 物体面

フォーカシングユニット（A）

378-705

フォーカシングユニット（B）

378-706

簡易スタンド

378-730

マニュアルレボルバ（BF)y ほこり：レンズ刷毛、または柔らかい毛筆で払うか、ガーゼで軽く拭き取ってください。

378-707

マニュアルレボルバ（調心・同焦）

378-717

電動レボルバ（BF、5 穴）

378-713

偏光ユニット378-710

ほこりや汚れは、シリコンクロスで軽く拭き取ってください。

4378-700

378-020注記ø43*3ファイバ照明装置

X-Y ステージ■ 金属部分の清掃

3コード No.

レンズ・フィルターなどの光学部品の清掃は、次の方法で注意深く行ってください。
y 指紋や油汚れ：レンズペーパーまたはガーゼにごく少量のレンズクリーナーを含ませて拭き取ってください。

アナライザユニットを本体にはめて、アナライザ固定ねじ（六角共通オプション
品名

47*12/3 型以下 CCD カメラ（C マウント仕様）

適用カメラ

327

20.5

2 ポラライザユニットの突起部（A）を、落射照明ユニットの切り欠

6-M4×0.7 深さ 6（反対側同位置同数）

43.5

C マウント（同焦・調心、独立調整機構）

観察用を締め付ける

ø4350

光学系

23 C マウントを C マウント調整枠に取り付けて、C マウント固定ねじ
127*3

適用対物レンズ（オプション）

347

*1

空気以外（カバーガラスなど）の媒質を 専用の対物レンズを準備する。
通して観察していないか。
カバーガラスなどは取り除く。

マウント部15 偏光板をアナライザユニットに差し込む

汚れた部分を清掃する。

レンズや試料が汚れていないか。

350

カメラポート

トを本体から取り外す

じを締め付ける

レンズや試料が汚れていないか。

71 落射照明ユニット固定ねじ（六角 M3×2 本）を緩めて、落射照明ユニッ

4 照明鏡筒部をアナライザユニットに取り付けて、照明鏡筒部固定ね開口絞りを調整する。

観察像

外す

■ ポラライザユニットの取り付け

3対策

開口絞りを絞りすぎていないか。

機種名■ 0.5xTV アダプタユニットの取り付け

偏光ユニットを取り付けると、鏡筒長が 15 mm 長くなります。

外す

チェックポイント43.5*2

偏光ユニットき部（B）に合わせて取り付けて、偏光ユニット付属の固定ねじ（六角 M3×1 本）を締め付ける

59.5

本商品の使用中にトラブルが発生したときは、以下に記載されている対処方法をお試しください。
改善されない場合は、ご購入の代理店か弊社営業の窓口にご連絡ください。

3 C マウントを 2xTV アダプタユニットに取り付けて、C マウント固• フォーカシングユニット A と簡易スタンドを併用すると、ステージ中央と本体の光軸が一致します。
• フォーカシングユニット B を使用すると、フォーカシングユニットと本体の距離を短くできます。

注記

VMU-V（コード No.378-505）

像が片ぼけしている、 試料が傾いていないか。
あるいは像が流れる 対物レンズのねじ込みは確実か。

• フォーカシングユニット B と電動レボルバは併用できません。

各部の寸法

113.5

2 2xTV アダプタユニットを C マウント調整枠にねじ込む

7.3

困ったときは視野内に障害物または暗い部分がある

外す

4.3

5

3

1 C マウント固定ねじ（六角 M4×3 本）を緩めて、C マウントを取り

Tips

4

3 C マウント固定ねじを締め付ける現象

VMU アダプター固定ねじを締め付けたあと、緩み防止ねじを元どおりに取り付

95 （同焦距離）

注記

トを本体に取り付けて、VMU アダプター固定ねじを締め付ける

レボルバをレボルバベースに取り付ける

ø35

り付け穴に取り付けて、フォーカシングユニット付属の固定ねじ（六角M4×6 本）を締め付ける

レボルバベースを照明鏡筒部にねじ込む

24.43 フォーカシングユニッ

2

レボルバベースを取り外す

95 （同焦距離）

2 VMU アダプターを本体取緩み防止ねじの奥にある固定ねじ（六角 M4×3 本）を緩める

31フォーカシングユニット A・B

13ける

1

2 C マウントを水平方向に動かして、観察中心を調整する緩み防止ねじ（六角 M4×3 本）を取り外す

1■ 2xTV アダプタユニットの取り付け

注記

2

1 C マウント固定ねじ（六角 M4×3 本）を緩める

ミツトヨ製
ファイバー光源2 ファイバー光源をファイバーポートに差し込む

Date of publication: December 1, 2017123456

再度観察中心とピントを確認する（必要に応じて本手順を繰り返す）A（他社製ファイバー光源を使用する場合のみ）

本商品は、コンパクトかつ軽量なカメラ観察専用顕微鏡です。金属、樹脂、印刷面および微少な動体など、さまざまな対象を観察できます。

2 レボルバを照明鏡筒部に取り付ける「■ピントの調整」の手順に従って調整したあと、ファイバー端面位置（ファイバー有効径ø5 以上）

1 ファイバースペーサーを取り外す

概要

1106

本商品の輸出及び日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になる場合があります。

2 装置の X 軸と Y 軸を移動して、試料の任意の位置をモニターの中心に合わせる
4 最低倍率の対物レンズに切り替えて、観察中心とピントを確認する

ø10+0.1+0.05

本商品は、「外国為替及び外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 若しくは外国為替令別表に定める 16 の項」によるキャッチオール規制貨物・キャッチオール規制技術（プログラムを含む）です。

1 対物レンズマウントをレボルバ付属のレボルバレンチで取り外す

1 最高倍率の対物レンズに切り替える
3 装置の Z 軸を移動してピントを合わせる

ø14+0.1+0.05

輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意

MAX 130

106y お買い上げ後の移動、落下、あるいは輸送による故障および損傷

76.5

27

y 取り扱い上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷

3 カメラを取り付けた C マウントを元の位置にはめる

レボルバに対物レンズを複数取り付けて使用する場合、観察中心とピントを確認します。

弊社製のファイバー光源（ø10）は、ファイバーポートにそのまま取り付けられます。
他社製のファイバー光源（ø14）を使用する場合は、ファイバーポートのファイバースペーサー（A）を取り外します。

以下の場合には、保証期間内でも有償修理となります。

4

C マウントをカメラに取り付ける■ 観察中心とピントの確認■ ファイバー光源の取り付け

本商品は厳重な品質管理のもとで製造されていますが、お客様の正常な使用状態において、万一お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合には、無償で修理させていただきます。お求めの代理店あるいは弊社営業の窓口までご連絡ください。

1

4 C マウント固定ねじを締め付ける

y 本商品を高速・高加減速装置に搭載する場合は、弊社営業の窓口までご相談ください。

保証■ カメラの取り付け

212 対物レンズのキャップを取り外す（六角 M4×2 本）を緩めて外し、VMU アダプターを取り外す

オプションの TV アダプタユニットをご使用する場合は、カメラより先に TV アダプタユニットを取り付けてください。2xTV アダプタユニットの場合、取り付けると鏡筒長が18.2 mm 長くなりますので、ご注意ください。

外す

y 運搬時には本体を持ち、慎重に支えてください。また、可動部には触れないようにご注意ください。

レボルバを取り付けると、対物レンズ座面の位置が 27 mm 長くなります。対物レンズ座面の位置を変えたくない場合は、本商品の本体取り付け穴のピッチ（27 mm 間隔）で調整してください。

注記

1 C マウント固定ねじ（六角 M4×3 本）を緩めて、C マウントを取り1 対物レンズのケースを取り外す

y 直射日光、ごみやほこり、高温多湿を避け、なるべく振動の少ない場所でご使用ください。

y 電動レボルバ（BF、5 穴）：コード No.378-713

カメラの取り付け

17.5

y 万一分解された場合には、保証期間内であっても性能を保証できません。また、故障が生じた場合には、有償扱いとなります。

1 VMU アダプター固定ねじ

3.3

対物レンズの取り付け
対物レンズを取り付ける際は、対物レンズのローレット部（A）を持ち、落下させないよ
うに注意してください。落下させると、対物レンズの性能が低下する恐れがあります。

y マニュアルレボルバ：コード No.378-707

152.5

y 組み立て時や操作時に各部に衝撃を加えたり、無理な力がかかったりしないように十分ご注意ください。

本商品には、以下のレボルバを取り付けることができます。

273.1

レボルバ

y マニュアルレボルバ（調心・同焦）：コード No.378-717

注記取り扱い上のご注意

4.2

4 照明鏡筒部固定ねじを締め付ける

4.1

27

本体の正面には、背面と同様に本体を装置に取り付けるための本体取り付け穴（ねじ穴 6個、M4、ピッチ 0.7、深さ 6 mm）があります。本体の正面には上図のようにエンブレムプレートがはめられていますが、正面に装置を取り付ける場合は、エンブレムプレートを取り外して、背面にはめてください。

42オプションの取り付け

76

ご使用の前に、以下の事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

1495Tips

安全上のご注意

13 C マウント固定ねじを締め付ける

33 ピンをピン穴にはめる

対物レンズ

3A隔）の位置が合うように、照明鏡筒部を任意の位置に回転する

本書または外部マニュアルに、参照するべき情報がある場合は、参照先を示します。

警告

B

2 照明鏡筒部の上面部に付いているピンと本体底部のピン穴（45° 間本体取り付け穴

1

2 カメラを C マウントごと回転して、傾きを調整する

1 照明鏡筒部固定ねじ（六角 M4×3 本）を緩める
エンブレムプレート

例：○○の詳細は、照明鏡筒部（A）はハーフミラー（B）を内蔵しています。
作業の際は、ハーフミラーに傷が付かないようにご注意ください。

背面図

2

1 C マウント固定ねじ（六角 M4×3 本）を緩める

89.5Tips■ 観察像の傾きの調整20.5

取り扱いを誤った場合、「物的損害の発生が想定される」内容を示します。

故障の原因になるため、過度の力で締めないでください。

注記

例：VMU-V

45 C マウントを元の位置にはめて、C マウント固定ねじを締め付ける■ ファイバー光源の取り付け方向を変更する場合■ 各機器の取り付け位置327

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

54 C マウント調整枠固定ねじを締め付ける

3265

注記

注記

5する

2113.5

警告

セットアップ2

3 C マウント調整枠を回転することで上下に動かして、ピントを調整

1

3 開口絞りノブを締め付ける

本書で使用されているマーク

1

2 C マウント調整枠固定ねじ（六角 M4×3 本）を緩める

2 開口絞りノブを水平方向に動かして、開口絞りを調整する

本商品は工場から出荷される前に十分な検査を受け、機械的、光学的に性能が保証されています
が、異常や疑問点などがありましたら、弊社営業の窓口までご連絡ください。

1外す

開口絞りを絞りすぎると、解像力が低下するのでご注意ください。

1 開口絞りノブを少し緩める

本商品の性能を十分に発揮させ、長期にわたり良好な状態でご使用いただくために、ご使用の前には本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

1 C マウント固定ねじ（六角 M4×3 本）を緩めて、C マウントを取り

76

VMU-V / VMU-H■ ピントの調整

27

ビデオマイクロスコープユニット
VMU シリーズ■ 開口絞りの調整

76

99MBA127B

対物レンズ M/G Plan Apo シリーズ
対物レンズ M/LCD Plan Apo NIR シリーズ

表面が変色したり、塗料が剥がれたりする恐れがあるため、洗剤、溶剤および金属磨きなどは使用しないでください。

■ 使用しないときの保管方法
湿気が少なくカビが発生しにくい場所に保管してください。特に対物レンズなどの光学部品は、ケースに収めて保管してください。

5.2

定期点検

本商品の性能を長期にわたって維持するために、専門技術者による定期点検をお勧めします。
ご購入の代理店か、弊社営業の窓口にご相談ください。

3

株式会社ミツトヨ〒 213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

4

Printed in Japan