TEMPORARY ANCHORAGE DEVICE

i-cap αAIST-C01

i-arm α Plate
AIST-AP01
i-arm α Wire
AIST-AW01

i-platform α Ⅱ Evolution
AIST-P02
i-arm α CS
AIST-CS01

i-screw α Ⅲ
AIST-S307〜AIST-S312

Concept「i-station α」は斉宮康寛先生（神宮前矯正歯科 / 東京）によって開発された、「2～4 本のスクリューで強固なアンカーとマルチフォースシステムを実現する」をコンセプトにした歯科矯正用アンカースクリューです。

Design２～４本のスクリュー（i-screw αⅢ / i-screw α C）と、その上に置かれるアバットメント（i-platform α）と、フォースシステムを司る上部構造（i-arm α Wire/i-arm α Plate）、そしてそれらを固定する留具（i-cap α）で構成されています。

【販売】〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F
T：03-5281-4711
https://www.jmortho.co.jp/＊仕様・価格は 2023 年 1 月 25 日現在のものです。
＊消費税は含まれておりません。
＊デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。

i-station αの構造と特長
Key Feature① 六角形 〜Hexagonal Shape〜

Key Feature② 高い安定性 〜High Stability〜

i-screw αとi-platform αの連結部は互いに六角形の形態です。

i-screw α、i-platform α、i-arm α Wire/Plateを専用の留具（i-cap

それらが噛み合って固定されることで、i-screw αの回転を防止、α）で固定することで、より高い安定性を維持します。

緩みとそれに伴うi-cap αの脱離を防ぎます。

Key Feature③ スムーズな装着 〜Easy Adaptation〜

Key Feature④ 調節可能な溝 〜Adjustable〜

i-platform αの2つの挿入穴のうち、1つの穴を長くデザイン。

i-platform αにプライヤーやバンドプッシャーなどで曲がる2〜4つの2本のi-screw α Ⅲ間距離がピッタリでなくても、この穴の範囲で平行な溝を設けました。これにより、平行、あるいは同じ高さにi-screwあればi-platform αを装着する事ができます。

α Ⅲを植立することが難しい形状の口蓋であっても、i-platform αをフィットさせることができます。i-platform αに強い力がかかっても、たわみにくく、より安定した治療をサポートします。

Key Feature⑤ 症例に応じて選べるi-arm α 〜Selectable〜

Key Feature⑥ 取り換え可能なi-arm α 〜Exchangeable〜

i-arm αは0.9mm×0.9mmの正方形を持つ［i-arm α Wire］と、上部構造のi-arm αはi-platform αに固定されており、治療途中0.9mm×0.9mmのステンレスワイヤー 4 本 で構 成 されてい るで牽引方向やフォースシステムの変更が必要になった場合でも、［i-arm α CS］と、1.5㎜幅の［i-arm α Plate］の3種類があり、症追加埋入や打ち直しをすることなく、i-arm αの設計を変更し、交例に応じて選択することができます。

換することで解決できます。
↓ i-arm α Wire

↓ i-arm α CS

↓ i-arm α Plate↑ i-arm α Wire

↑ i-arm α Plate↑ i-arm α CS

Key Feature⑦ 口腔内のあらゆる方向に伸ばせるi-armα 〜Various Direction〜
i-platform αとi-arm αの連結部は互いに花形の形態になっており、ガタツキの無い強固な固定を実現しました。
また、i-arm αは装着方向を45°ずつ調整でき、あらゆる方向に伸ばすことが可能です。

i-screw α Ⅲ & i-cap α
one-threadscrew

i-screw α Ⅲ

three-thread
screw7㎜immobility

8㎜

9㎜

i-cap αココに注目 !

12 ㎜

1条ネジから3条ネジに改良され、3倍早く埋入ネジ部が長くなり先端がテーパー状になったでき、把持力も1.5倍以上になり、安定性も高くため、フラワーアタッチメントへの装着が容易なりました。になり、より安定するようになりました。

i-platform α Ⅰ Standard
長穴の長さが長くなった事で、遊びが増え、装着が簡単になりました。

※イメージ（i-screw α Ⅲを3 本埋入することはできません。）

i-platform α Ⅱ Evolution
フラワーアタッチメントが前後に加わり、3つの独立したForce↓ Front attachment

Systemを構築できます。

Center attachment↓例） Front にi-arm α Wireを装着しエラスティックによって、前歯の圧下が行えます。
Center にi-arm α PlateとS-Gwireの使用で臼歯の拡大ができます。

Back attachment →Back にi-arm α PlateとT-Gwireの使用で、遠心移動ができます

i-platform α Ⅲ Ultimate
口蓋の骨が薄くても、4本のスクリューでサポートすることで安定させることができます。また、4本のスクリューの高さが違ったり、並行でなくてもi-platform α Ⅲを曲げ加工することで、スクリューヘッドに固定することができます。

i-platform α Ⅴ Bud / Ⅵ Bud Plus
骨への沈みこみを防ぎ、3点による「面のサポート」で側方からの力にも抵抗できるようになっています。
Ⅵ Bud Plus

中央に3本目のスクリュー［i-screw α C］をi-platform α Ⅴ/ Ⅵの上部より埋入します。

i-screw α C
差し込み位置

6.4 ㎜

i-platform α Ⅴ
BudⅤBudi-screw α C
7 ㎜ or 9 ㎜

8.4 ㎜

i-platform α Ⅵ
Bud Plus

i-arm α Wireはステンレススティール製で、前方にアームとして伸ばすことでF.M.リンi-arm α Wire

グレット等で前歯の圧下ができ、側方に伸ばすことで前歯の側方移動ができます。
また、第一大臼歯を結紮線で固定し、エラスティックを用いて前歯をマキシマムア
ンカレッジでリトラクションできます。後方にアームを伸ばし、エラスティックを用いて第一大臼歯を遠心移動することも可能です。

i-arm α CSは0.9mm×0.9mmのステンレスワイヤー4本で構成されており、

i-arm α CS

アームを後方に伸ばし、犬歯や第一大臼歯をエラスティックで同時にけん引することで効果的な遠心移動ができます。エラスティックを用いて前歯を側方移動しながら圧下することも可能です。

i-arm α Plateはステンレススティール製のため、Plate上に専用ブラケット

i-arm α Plate（IST036S）をウェルディングすることができます。
このブラケットと上顎第一大臼歯に装着されたリンガルツインブラケット

IST036Sとの間に、.036 ×.036 のGUMMETALワイヤーを装着します。S字型

IST036Sに屈曲したS-Gwireは臼歯の拡大・縮小/挺出/圧下を可能にし、T字型に屈曲したG-Wireは近心/遠心への移動を可能にします。

S-Gwire（GMR3636）

T-Gwire（GMR3636）↓ ILTB1937B

ILTB1937B↓ IST036S

IST036S※イメージ※i-platform α Ⅱ Evolution使用※i-platform α Ⅱ Evolution使用※イメージ

i-arm α Plateにウェルディングした専用ブラケット（IST036S）とi-wirei-wire ααを装着して、レバーアームのように使用することができます。
（i-wire αの中央には突起があり、ワイヤーのスベリを防止します。）

0.9mm
0.9mm

↓ i-arm α Plate↑ i-wire α

Product Summary
包装：1 個包装：1 個

商品番号
i-screw αⅢ7㎜*1
i-screw αⅢ8㎜*1
i-screw αⅢ9㎜*1
i-screw αⅢ12㎜*1商品番号

AIST-S307
AIST-S308
AIST-S309
AIST-S312

2068607037

i-cap α*1

AIST-C018

材質：6AL-4V9チタン合金

注：i-cap 取り付け時のトルクは 10N・㎝

12

材質：6AL-4V

206860708

チタン合金
Φ2.0 ㎜

注：i-screw 埋入時のトルクは 10N・㎝以下

7㎜〜12㎜

包装：1 個包装：1 個

商品番号i-platform αⅠ Standard*2

商品番号AIST-P01

206860697

i-platform αⅡ Evolution*2

AIST-P02

材質：純チタン

材質：純チタン

包装：1 個包装：1 個

商品番号i-platform αⅢ Ultimate*2

206860698

商品番号

AIST-P03

206860699

i-platform α Ⅳ Universal*2

AIST-P04

材質：純チタン

206860700

材質：純チタン
2 本の i-screwαⅢで固定し、余剰部分はカットして使用します。

包装：1 個包装：1 個

商品番号

商品番号
i-platform α Ⅴ Bud*2
i-platform α Ⅵ Bud Plus*2

AIST-P05
AIST-P06

206860701
206860702

AIST-SC307
AIST-SC309

i-screw α C 7㎜*1
i-screw α C 9㎜*1

材質：純チタン
8.4 ㎜

6.4 ㎜

i-platform α Ⅴ Bud

材質：6AL-4V7㎜
or9㎜

i-platform α Ⅵ Bud Plus

包装：1 個包装：1 個

商品番号

AIST-AW01

206860706

i-arm α CS*3

AIST-CS01

材質：ステンレススティール
ワイヤーサイズ：0.9 ㎜ 0.9 ㎜

長さ：110 ㎜

ワイヤーサイズ：0.9 ㎜ 0.9 ㎜

包装：1 個包装：1 個206860705

AIST-W01

i-wire α*3

材質：ステンレススティール
長さ：110 ㎜

製造販売：メディカルエルスト株式会社*1*2

販売名：アイ・ステーション アルファ
販売名：アイ・ステーション アルファ*3

販売名：アイ・ステーション アルファ ワイヤ

長さ：110 ㎜

商品番号AIST-AP01

ワイヤーサイズ：0.9 ㎜ 1.5 ㎜206860707

材質：ステンレススティール

商品番号i-arm α Plate*39チタン合金
Φ2.0 ㎜※i-platform α Ⅴ Bud・i-platform α Ⅵ Bud Plus
専用のスクリューです。
注：i-screwα center 埋入時のトルクは 10N・㎝以下

商品番号i-arm α Wire*32068607047

IST036S と組み合わせて使用〒113-0034 東京都文京区湯島2-17-5

ワイヤーサイズ：0.9 ㎜ 0.9 ㎜

TEL：03-5804-6416

FAX：03-5804-6417

一般名称：歯科矯正用アンカースクリュー 医療機器承認番号：30300BZX00347000 医療機器の分類：高度管理医療機器（クラスⅢ）
一般名称：歯科矯正用固定器具 医療機器承認番号：30300BZX00347000 医療機器の分類：高度管理医療機器（クラスⅢ）
一般名称：歯列矯正用ワイヤ

206860714

材質：ステンレススティール

医療機器認証番号：304ADBZX00037000

医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

長さ：110 ㎜

Product Summary
Product Summary

包装：10 個包装：10 個

商品番号i-arm α Bracket*4

IST036S

商品番号206860716

材質：ステンレススティール
スロットサイズ：.036” .036”（0.9 ㎜ 0.9 ㎜）

リンガルツインブラケット ウェルド用*4
リンガルツインブラケット DBS 用*4

ILTB1937W
ILTB1937B

206350192
206350193

材質：ステンレススティール
トルク 12
スロットサイズ：各 .019” .025”/ .037” .038”↓ i-arm α Plate↑ i-wire α7㎜

Equipment
材質：ステンレススティール
パイロットドリル
Φ1.6/1.7mm

包装：1 個i-drill αS7*5i-drill αS8*5i-drill αS9*5i-drill αS12*5i-drill αL7*5i-drill αL8*5i-drill αL9*5i-drill αL7×1.7*6

長さ

全長

商品番号7㎜
8㎜
9㎜
12㎜
7㎜
8㎜
9㎜
7㎜

33㎜
33㎜
33㎜
33㎜
45㎜
45㎜
45㎜
50㎜

AIST-D16-01
AIST-D16-02
AIST-D16-03
AIST-D16-04
AIST-D16-11
AIST-D16-12
AIST-D16-13
AIST-D17-01

206860711D1601

注：AIST-D17-01 のみΦ1.7mm

D1602※必ず外科用エンジンと減速コントラを使用すること

D1603
D1604
D1611

7〜12 ㎜
33/45/50 ㎜

D1612
D1613
206860712

材質：ステンレススティール

包装：1 個i-screw α Ⅲの埋入用。

商品番号
i-screw α driver ショート（長さ23㎜）*7i-screw α driver ロング（長さ33㎜）*7i-screw α driver Ⅱ ショート（長さ23㎜）*7i-screw α driver Ⅱ ロング（長さ33㎜）*7AIST-SD01
AIST-SDL-01
AIST-SD02
AIST-SDL-000

206860709SD01

SDL01
SD02
SDL02

i-screw α driveri-screw α driver Ⅱ

材質：ステンレススティール

包装：1 個i-platform αや i-arm αを i-cap αで固定する際に使用。
i-screw α C の埋入にも使用可能

商品番号
i-cap α driver ショート（長さ25㎜）*7i-cap α driver ロング（長さ34㎜）*7AIST-CD-01
AIST-CDL-01

206860710D01

DL01
包装：1 個

商品番号i-spanner α*7AIST-SPA

商品番号206860713

ゴムメタルストレートワイヤー（巻線）.036 ×.036 *8

GMR3636

注意：埋入用ではありません

包装：1 個包装：1 個商品番号
トルクコントロール*9

IST-TC01

商品番号
AIST-CON

i-container α

206860715

収納例

i-arm α Wire/i-arm α Plate/i-arm α CS/i-platform αなど

i-cap αi-screw α Ⅲなど

i-screw α driver*4

206860696.036” .036” の 1.5ｍ巻です。
IST036S と ILTB1937W/B を連結させて使用します。

i-screw α Ⅲの微調節用

販売名：ブラケットチューブ 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：20100BZZ00309000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）
製造販売：株式会社カンノ 千葉県流山市おおたかの森西3-3-8*5 販売名：アイ・ステーション アルファ ドリル 一般的名称：手術用ドリルビット 医療機器届出番号：13B1X10256000002 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）*6 販売名：アルファ ドリル 一般的名称：手術用ドリルビット 医療機器届出番号：13B1X10256000003 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）*7 販売名：アイ・ステーション アルファ ドライバー 一般名的称：手術用ネジ回し 医療機器届出番号：13B1X10256000001 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）*5、6、7 製造販売：メディカルエルスト株式会社*8 販売名：ゴムメタル 一般的名称：歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号：222AKBZX00025000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）
製造販売：株式会社JM Ortho*9 販売名：トルクコントロール 一般的名称：歯科用インプラント手術器具 医療機器届出番号：13B1X00133Z00028 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）
製造販売：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

i-cap α driver