Especificaciones del sistema generador de oxígeno mediantela tecnología de PSA de AirSep
Generadores autónomosPara aplicaciones únicas, AirSep ofrece una gama de generadores de oxígeno completamente autónomos, equipados con compresores de aire.
Con excepción del modelo Centrox, estos generadores no requieren una instalación especial. Solo conecte la salida de oxígeno a su sistema dedistribución y el cable a un tomacorriente con descarga a tierra. Encienda la unidad y configure el flujo de oxígeno que desee.
ModeloOnyx
Onyx UltraTopazTopaz Ultra
Regalia
Reliant
Centrox

Flujo de producto

Presión del producto

SCFH*

Nm3/h*

LS/MIN*

psigkPabarg

1221122121
17320,310,550,310,550,550,440,84

610
61010815

920
920
75050

62
138
62
138
48
345
345

0,62
1,370,62
1,370,48
3,53,5

Serie TopazCentrox*SCF (pie cúbico estándar) de gas medido a 1 atmósfera y 70 °F.
*Nm3 (metro cúbico normal) de gas medido a 1 atmósfera y 0 °C.
*LS/MIN (litros estándar por minuto) de gas medido a 1 atmósfera y 21 °C.

Serie Onyx
Regalia

Generadores estándar

Los generadores de oxígeno de la marca AirSep SeQual y de la serie Alpha producen entre 0,23 y 155,74 metros cúbicos (8 a 5500 pies cúbicos) deoxígeno por hora a una concentración de oxígeno de hasta el 95 %. Cuando se suministra electricidad y una fuente de aire comprimido, estos equipos
confiables pueden proporcionar oxígeno para prácticamente cualquier aplicación.
ModeloAS-J

Serie ATF

AS-A

AS-K

ATF-8
ATF-12
ATF-15ATF-23
ATF-25
ATF-32
AS-A
AS-B
AS-D
AS-D+
AS-E
AS-G
AS-J
AS-K
AS-L
AS-N
AS-P
AS-Q
AS-R
AS-W
AS-Z

Flujo de producto

Presión del producto

SCFH*

3

Nm /h*

LS/MIN*

psigkPabarg

8
12
15
23
25
32
20 – 25
45 – 55
80 – 90
80 – 100
160 – 195
250 – 320
450 – 600
750 – 900
1000 – 1300
1500 – 1800
2000 – 2300
2500 – 2800
3000 – 3700
4000 – 4600
5000 – 5500

0,210,310,390,60
0,65
0,84
0,53 – 0,66
1,18 – 1,45
2,10 – 2,37
2,10 – 2,63
4,21 – 5,136,57 – 8,4111,83 – 15,77
19,72 – 23,66
26,29 – 34,18
39,43 – 47,32
52,58 – 60,46
65,72 – 73,61
78,86 – 97,27
105,15 – 120,93
131,45 – 144,59

3,85,77,1
10,81215
9 – 11
21 – 25
37 – 42
37 – 47
75 – 92
117 – 151
212 – 283
353 – 424
471 – 613
707 – 849
943 – 1085
1179 – 1321
1415 – 1746
1887 – 2170
2359 – 2595

99771414
45 – 50
45 – 55
45 – 55
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 6562624848
97
97
310 – 345
310 – 379
310 – 379
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448

0,62
0,62
0,48
0,48
0,96
0,96
3,0 – 3,4
3,0 – 3,7
3,0 – 3,73,0 – 4,43,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4

Nota: Para los modelos de generadores estándar de la serie Alpha, especifique el flujo y la presión de oxígeno en el momento de realizar el pedido.
*SCF (pie cúbico estándar) de gas medido a 1 atmósfera y 70 °F.
*Nm3 (metro cúbico normal) de gas medido a 1 atmósfera y 0 °C.
*LS/MIN (litros estándar por minuto) de gas medido a 1 atmósfera y 21 °C.

Los generadores producen un punto de rocío del producto de -73 °C (-100 °F). Todos los generadores están disponibles en 120 VCA o 220 VCA. Especifique el voltaje y la frecuencia en el momento de realizar el pedido.
Todas las clasificaciones de rendimiento se basan en una temperatura ambiente de hasta 38 °C (100 °F), hasta 305 metros (1000 pies) de altura y 80 % de humedad relativa.

Generadores Mini Pack

La función de receptor de oxígeno de tamaño reducido de nuestros generadores de oxígeno
Mini Pack, diseñado específicamente para aplicaciones con características fijas de flujo
y presión, ofrece un arranque rápido y un impacto ecológico mucho menor que sistemascomparables que utilizan un receptor estándar separado. Simplemente conecte la entrada
de la unidad a una fuente de aire comprimido adecuada, la salida de oxígeno a la aplicación
y el cable de alimentación a una fuente eléctrica correcta.
Flujo de producto

ModeloAS-A Mini Pack
AS-B Mini Pack
AS-D Mini Pack

Presión del producto

SCFH*

3

Nm /h*

LS/MIN*

psigkPabarg

20 – 25
45 – 55
80 – 90

0,53 – 0,66
1,18 – 1,45
2,10 – 2,37

9 – 11
21 – 25
37 – 4245 – 50
45 – 55
45 – 55310 – 345
310 – 379
310 – 379

3,0 – 3,43,0 – 3,43,0 – 3,4

Generadores AS-A, AS-B y AS-D Mini Pack

*SCF (pie cúbico estándar) de gas medido a 1 atmósfera y 70 °F.
*Nm3 (metro cúbico normal) de gas medido a 1 atmósfera y 0 °C.
*LS/MIN (litros estándar por minuto) de gas medido a 1 atmósfera y 21 °C.

Sistemas estándar o de diseño personalizado

Las plantas de oxígeno estándar están disponibles en diseños de optimización de potencia
de baja presión o de optimización de costos de alta presión. Las plantas de baja presión
generan un 93 % de oxígeno nominal a hasta 105 kPa o 1,03 barg (15 psig) y consumen
aproximadamente 400 kWh1 por tonelada de oxígeno. Las plantas de alta presión generan
93 % de oxígeno nominal a hasta 448 kPa o 3,0 barg (65 psig) sin el uso de un compresorde oxígeno. Consumen aproximadamente 750 kWh1 por tonelada de oxígeno.
Las plantas de oxígeno diseñadas a medida ofrecen concentraciones de oxígeno del70 al 99 %. Un compresor de oxígeno opcional suministra oxígeno a presiones dehasta 20 685 kPa o 2,06 barg (3000 psig).
1Consumo de energía basado en tonelada (2000 lb) de producto total generado.

Planta empaquetada de alta pureza en contenedor

Sistemas de rellenado de bombonas

Las plantas de rellenado de bombonas de oxígeno AirSep permiten a los clientes
realizar esta operación para satisfacer sus necesidades existentes o para abastecer
a otros. AirSep fabrica una línea completa de plantas de rellenado de bombonas deoxígeno llave en mano con capacidades de ocho a cientos de bombonas por día. Las
plantas completas incluyen un compresor y una secadora de aire de alimentación, ungenerador de oxígeno, un compresor de oxígeno y una plataforma para el llenado debombonas. El compresor de oxígeno suministra oxígeno hasta un máximo de 2200 psig
(15 169 kPa o 151,6 barg) a un colector de alta presión con capacidad de llenado dehasta 10 bombonas a la vez.
Estas plantas de rellenado de bombonas funcionan automáticamente y generanoxígeno que cumple con la monografía de la Farmacopea europea y estadounidenseen materia de oxígeno al 93 % (93 % ±3 %). Para aplicaciones especiales, sepuede agregar a la planta un módulo opcional de alta pureza, a fin de aumentar laconcentración de oxígeno al 99 % ±0,5 %.
ModeloCapacidad: bombonas/día(Bombonas K estándar [6,91 m3/244 SCF])

AS-D-CR
AS-G-CR
AS-J-CR
AS-K-CR
AS-L-CR

820
4060
100

Planta de rellenado de bombonas

Los modelos más grandes que el AS-L-CR se fabrican a pedido.
Los generadores producen un punto de rocío del producto de -73 °C (-100 °F). Todos los generadores están disponibles en 120 VCA o 220 VCA. Especifique el voltaje y la frecuencia en el momento de realizar el pedido.
Todas las clasificaciones de rendimiento se basan en una temperatura ambiente de hasta 38 °C (100 °F), hasta 305 metros (1000 pies) de altura y 80 % de humedad relativa.

HECHO EN
EE. UU.

© 2021 AirSep Corporation. Todos los derechos reservados.
AirSep se reserva el derecho de discontinuar sus productos o cambiar los precios, materiales, equipos, calidad, descripciones,especificaciones o procesos de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso y sin más obligaciones o consecuencias.
Quedan reservados todos los derechos expresamente indicados en este documento, según corresponda.

260 Creekside DriveBuffalo, NY 14228-2075 U.S.A.
Tel: (716) 691-0202 ■ Fax: (716) 691-1255
www.airsep.com ■ info@airsep.com
ML-IND0034-3 E