No.99MAJ003J

ユーザーズマニュアル

jaシリンダゲージ

1． 各部の名称■ CG-MX■CG-A①②③④⑤⑥①②③④⑤⑥

安全に関するご注意

本商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なう恐れがあります。

⑦注記

⑧⑩⑨⑧⑦

• 分解、改造をしないでください。故障の原因となります。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。急激な温度変化は、誤差⑨や劣化の原因となります。また、温度変化によって結露すると、錆の原因となります。
• ほこりや油、オイルミストが少なく、また直射日光の当たらない場所で使用してください。

⑪

故障の原因となります。
• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。錆や故障の原因となります。

⑩⑫• 本商品に衝撃や過度の力を加えないでください。故障の原因となります。
• 測定子の急激な作動は避け、定められた測定範囲内で使用してください。故障の原因となります。

Tips• シリンダゲージは比較測定器です。本商品を使用する際には、ダイヤルゲージなどの指示器とセットリングやマイクロメータなどの基準器が必要です。単体では測定器として機能しません。
• 正しい測定結果を得るために、測定前にゴミ、切り粉を取り除き、室温に十分になじませてから、必ず基点を合わせてください。
• 使用後は、本体、測定子などの清掃・防錆処置をしてください。清掃が不十分な場合、精度や作動が悪化することがあります。
• 定期校正や精密な測定が要求される場合には、体温の影響による指示値の変化を軽減するために、厚手の手袋を着用してください。
• 防水タイプダイヤルゲージなど、ゴムジャバラが付いた指示器は使用できません。
• 誤って本商品を落下させてしまった場合には、精度、作動を確認してください。改善しな

① 測定子
② 測定針
③ グリップ④ ダイヤルホルダ⑤ クランプねじ⑥ クランプホルダ⑦ 指示器* の測定子
⑧ 継足ロッド⑨ 指示器のスピンドル*⑩ 指示器*⑪ スパナ（どちらか一つ）⑫ ダイヤル保護カバー*

① 測定子
② 測定針
③ グリップ④ ダイヤルホルダ⑤ クランプねじ⑥ クランプホルダ*オプション*オプション

Tips

い場合は、最寄りの販売店または弊社営業所へ修理を依頼ください。

指示器の各部名称や付属品、取り扱いは指示器の取扱説明書をご覧ください。

型番・コードNo.一覧

目次
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

⑦ 指示器*の測定子⑧ 指示器*⑨ スパナ⑩ ダイヤル保護カバー*

各部の名称 ............................................................................................................. 1ページ
測定子と指示器の取り付け .................................................................................... 2ページ
基点合わせ ............................................................................................................. 2ページ
測定方法 ................................................................................................................. 3ページ
使用後のお手入れ .................................................................................................. 3ページ
仕様......................................................................................................................... 3ページ
引き取り修理について（有償）................................................................................. 4ページ

CG-MX
測定子（個）

測定針（本）

セットリング（個）コードNo.

型番

測定子（個）

測定針（本）

セットリング（個）コードNo.

CG-1.55MX1

型番510526-170-10CG-1.55MX2

515526-170-11CG-3.95MX1

920526-160-10CG-3.95MX2

929526-160-11

CG-7.30MX1

710526-150-10

CG-7.30MX2

717526-150-11CG-A
型番

CG-MX
1

測定子（個）

セットリング（個）コードNo.

CG-10A

60526-101

CG-18A

80526-102

CG-A
株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2019 年2月13日 発行
Printed in Japan

3 CG-MX の場合は、指示器本体と指示器の測定子との間に継足ロッドを取り付ける

2． 測定子と指示器の取り付け

3． 基点合わせセットリングや円筒マスターゲージなどの基準器、またはマイクロメータなどを使って基点を合わ

注記

せます。

• 測定子の取り付け、取り外しの際はスパナを使用してください。測定子を手で持って締めると、故障する恐れがあります。
• 測定子を持つときはねじ側を持ってください。開閉側を持ったり、測定子を指で開閉させたりす

シリンダゲージを横姿勢にして基点合わせをする場合、測定子の隙間を縦向きにして行わないでください。測定針の中心が測定子の中心軸から下方向にずれて誤差が生じる恐れがあります。

ると、測定子が変形し、所定の測定範囲が確保できなくなる恐れがあります。

4 クランプねじを緩める
5 指示器がしっかりと固定できる位置までダイヤルホルダにゆっくりと差し込む

Tips• CG-Aの測定針を回さないでください。故障する恐れがあります。
• 指示器 ID-C112GXB（シリンダゲージ専用 ABS デジマチックインジケータ）をご使用の場合、測定子の取り付け、取り外しの際は傷防止のためにスピンドルをウエスで包んでからプライヤーで固定し、別のプライヤーで測定子を回してください。

• 指示器の指針の動きを見ながらゆっくりと差し込んでください。
• 特に測定範囲が狭い指示器の場合は、測定ワークの寸法が指示器の測定範囲内に収まるように、指示器の挿入を調整してください。

6 クランプねじを締め、指示器を固定する

CG-MX

測定開始前には必ず基点を合わせてください。連続して測定する場合も、できるかぎり頻繁に基点を合わせてください。

CG-A
Tips

45

締める

6緩める

456

注記
破損する恐れがあるため、クランプネジを締めた状態で指示器を無理に抜き差ししたり、回転させたりしないでください。

1 測定する寸法に合わせて測定子と測定針（CG-MX のみ）を選ぶ

Tips

Tips

2 CG-MXの場合は、測定子に測定針を挿入してから、測定子をシリンダゲージ本体にねじ込む• 指示器やダイヤルホルダの挿入口の内側、クランプネジなどが汚れていると指示器がしっかりと固定できないことがあるため、取り付ける前に清掃してください。

各測定子の測定範囲の詳細は「6.仕様」を参照してください。
CG-Aの場合は、測定子をシリンダゲージ本体にねじ込む

CG-MX• ダイヤルホルダの挿入穴を誤って変形させてしまった場合、ø8 mm の棒を差し込んで元に戻してください。

指示器 ID-C112GXB（シリンダゲージ専用 ABS デジマチックインジケータ）をご使用の場合、基点合わせについては、インジケータ付属のユーザーズマニュアルをご覧ください。

1）
セットリング、円筒マスターゲージによる基点合わせ
1 ねじなどが緩んでいないことを確認する
2 基準器を清掃する
3 グリップを持って、基準器となるセットリングまたは円筒マスターゲージにシリンダゲージを差し込む

4 シリンダゲージを前後または左右に揺動する
5 指示器が最大値を示す位置（測定子が最も閉じた位置）をゼロまたはプリセット値に合わせる
4

01020

• クランプねじの溝にコインなどを入れて回すとしっかりと締めることができます。締めすぎにご注意ください。

30

57 ダイヤル保護カバー（オプション）を必要に応じて取り付ける
010CG-A2030

Tips

付属のスパナを利用して確実に取り付けてください。

3マスター（例：5.5 mm）

2

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2019 年2月13日 発行
Printed in Japan2）マイクロメータによる基点合わせ4． 測定方法

5． 使用後のお手入れ

Tips

測定子と指示器の取り付け、基点合わせが完了したら測定が可能です。

外部の汚れは、柔らかく乾いた布か、中性洗剤またはアルコールを少量含ませた布で拭き取って

Tips

ください。

マイクロメータによる基点合わせは、求心作用が得られないため熟練が必要です。

■ゲージブロックを使用しない場合温度の変化によって基点がずれることがありますので、できるだけ頻繁に基点を確認してください。

1 下図のようにマイクロメータを縦向きに固定する
2 測定面間を基準となる寸法（例：5.5 mm）に調整する

1 測定ワークを清掃する
2 グリップを持って測定ワークにシリンダゲージを差し込む
3 シリンダゲージを前後または左右に揺動する
4 指示器が最大値を示す位置（測定子が最も閉じた位置）の値を読み取る

Tips

マイクロメータはクランプしないでください。

3 グリップを持ってマイクロメータの測定面の間にシリンダゲージを差し込み、前後または左右》 読み取った指示値と基準器の寸法との差が測定値となるに揺動する》 指示器が最大値を示す位置（測定子が最も閉じた位置）をゼロまたはプリセット値に合わせる

34 0.03 mm
0

樹脂部品には他の有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）を使用しないでください。
長期間使用しない場合には清掃・防錆処置をし、結露しない場所に保管してください。
再度使用する際は、シリンダゲージおよび指示器の精度、作動を確認してください。

Tips

・より長くご使用いただくため、定期的に測定針先端へ低粘度の潤滑油を塗布することをお勧めします。
・シリンダゲージの性能は、使用状況や保存状態に大きく左右されます。使用頻度・環境・保管方法などを考慮した上で社内規格などに周期を定め、定期的に点検することをお勧めします。

10206． 仕様

30・使用環境：温度 0 °C〜40 °
C、湿度 30 ％〜70 ％（ただし、結露なきこと）
・保存環境：温度 -10 °C〜50 °
C、湿度 30 ％〜70 ％（ただし、結露なきこと）■CG-MX測定子、測定針一覧
測定子と測定針は消耗品です。精度、作動、測定範囲などに異常がある場合は交換してください。交換後は必ず基準器などで校正してください。
測定子の隙間が横向きとなるようにしてください。

2測定ワーク（例：5.47 mm）

コードNo.

Tips

1 マイクロメータの測定面の間に基準となる寸法（例：5.5 mm）のゲージブロックを挟む
2 ラチェットストップを指で約3 回転〜5 回転回して測定力をかける
3 マイクロメータをクランプする
4 ゲージブロックを抜き取る
5 グリップを持ってマイクロメータの測定面の間にシリンダゲージを差し込み、前後または左右• シリンダゲージの測定子が閉じると、指示器の指示値が大きくなります。よって、穴が小さいほど指示器の指針が右（プラス）に振れます。指示器の目盛の読み方にご注意ください。
526-170-100526-170-11に揺動するをゼロまたはプリセット値に合わ》 指示器が最大値を示す位置（測定子が最も閉じた位置）
せる

51 4

L

2

5.5

526-160-10
526-160-111/2・L31/2・L• シリンダゲージを横姿勢にして測定する場合、測定子の隙間が横向きとなるようにしてください。

Tips

詳細は、マイクロメータ付属のユーザーズマニュアルをご覧ください。
526-150-10
526-150-11

3

L2（ ）内の寸法は526-150-10、526-150-11 の場合です。

5.47■ゲージブロックを使用する場合

単位：mm

M5×0.5（M7×0.75）

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

øD

（10）
（6）
8 5

ø7（ø8）

L1

測定子

測定針
パーツNo.

刻印

測定範囲

1.0

0.95〜1.15

1.1

1.07〜1.25

1.2

1.17〜1.35

1.3

1.27〜1.45

1.4

1.37〜1.55

21DAA601E

1.75

1.50〜1.90

21DAA602A

2.00

1.80〜2.20

2.25

2.05〜2.45

21DAA602C

2.50

2.30〜2.70

21DAA602D

2.75

2.55〜2.95

21DAA602E

3.00

2.80〜3.20

3.25

3.05〜3.45

3.50

3.30〜3.70

3.75

3.55〜3.95

21DAA602J

4.0

3.7〜4.3

21DAA603A

L1L2øD

パーツNo.

27.5

2.5201435

33.8

3.5201436

39.3

3.5201437

535.5201438

21DAA601A
21DAA601B
11.5

21DAA601C
21DAA601D

17.5

22.5

21DAA602B

21DAA602F
21DAA602G
21DAA602H

4.5

4.2〜4.8

21DAA603B

5.0

4.7〜5.321DAA603C
32

21DAA603D

5.5

5.2〜5.8

6.0

5.7〜6.3

6.5

6.2〜6.8

21DAA603F

7.0

6.7〜7.3

21DAA603G

21DAA603E

2019 年2月13日 発行
Printed in Japan■ CG-A測定子一覧
測定子は消耗品です。精度、作動、測定範囲などに異常がある場合は交換してください。交換後は必ず基準器などで校正してください。

L2
L3

コードNo.

526-101

526-102

単位：mm

6ø8L1M7×0.75

刻印

測定範囲

L1L2

L3

パーツNo.

1

7〜7.5

1.840

29.2102469

2

7.5〜8

1.840

29.2102470

38〜8.51.840

29.2102471

4

8.5〜9

1.840

29.2102472

59〜9.51.84029.2102473

69.5〜101.840

29.2102474

110〜112.1

4638102454

211〜122.7

4638102455

312〜132.74638102456

413〜142.7

4638102457

514〜152.7

4638102458

615〜162.7

4638102459

716〜172.7

4638102460

817〜182.74638102461

7． 引き取り修理について（有償）以下のような不具合が発生した場合は、引き取り修理（有償）が必要です。最寄りの販売店または弊社営業所へご連絡ください。
・精度不良
・CG-Aの測定針の摩耗* 弊社以外で修理した場合の性能は弊社の保証外となります。

4株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2019 年2月13日 発行
Printed in Japan