Générateur d’oxygène PSA

AS-PLes générateurs d’oxygène AirSep de série
Alpha produisent de 0,56 m3 à 156 m3 (20à 5 500 pieds cubes) d’oxygène par heure à
une concentration en oxygène allant jusqu’à
95 %. Lorsque l’électricité et une source d’air
comprimé sont fournies, ces machines fiables
peuvent fournir de l’oxygène pour pratiquement
toutes les applications.

Applications classiques

Atouts■ Découpe/Brasage/Soudage■ Restauration environnementale■ Aquaculture■ Travail/soufflage du verre■ Gaz d’alimentation (générateur) Ozone■ Oxydation thermique/chimique■ Traitement des déchets/eaux usées■ Production d’oxygène à partir d’une sourced’air comprimé indépendante■ Contrôle par microprocesseur■ Faible coût d’exploitation■ Fonctionnement automatique et non surveillé■ Facile à installer et à entretenir■ Panneau de commande à écran tactile
NEMA 4 avec moniteur de concentration en
oxygène intégré (disponible pour certainsmodèles)Caractéristiques techniques
Débit du produit

52,58 à 60,46 Nm3/h (2 000 à 2 300 SCFH ou 943 à 1 085 SLPM)1Pression du produit

310 à 448 kPa (45 à 65 psig ou 3,0 à 4,4 barg)1

Concentration de produit

Jusqu’à 95 %Point de rosée du produit-73 °C (-100 °F)

Dimensions (L x P x H) (Nominal)

216 x 163 x 282 cm (85 x 64 x 111 po)

Poids

2 835 kg (6 250 lb)

Raccords physiques
Entrée d’air comprimé
Sortie de gaz produit

1½” FNPT¾” FNPT

Conditions ambiantes de fonctionnement
Stockage
Température
HumiditéPlacez le générateur d’oxygène dans un endroit bien ventilé, protégé des intempéries et entre 4 °C (40 °F) et
40 °C (104 °F)-25 °C (-13 °F) à 55 °C (131 °F)
0 à 90 % sans condensation

Besoins en air d’alimentation

Débit : reportez-vous au tableau au verso.
« Air de l’installation » propre et sec (classe 5.6.4 selon ISO 8573.1)
Pression : 621 kPa (90 psig ou 6,2 barg) minimum
Température : 50 °C (122 °F) maximum

Exigences d’alimentation des commandes (monophasé)

120 V ~ ±10 %, 50/60 Hz, 3,0 A ou 220 V ~ ±10 %, 50/60 Hz, 1,0 A

Certifications NRTL et approbations

ASME Section VIII Division 1, CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-12, Norme ANSI/UL N° 61010-1:2012(pour les configurations 120 V uniquement)

Récepteur d’oxygène de 660 gallons

1

Dimensions (diamètre x H)

107 x 325 cm (42 x 128 po)

Poids

590 kg (1 300 lb)

SCF (pied cube standard) gazeux mesuré à 1 atmosphère et à 21 °C (70 °F) / Nm3 (mètre cube normal) gazeux mesuré à 1 atmosphère et 0 °C (32 °F) / SLPM (litre standard par minute) gazeux mesuré à 1 atmosphère et 21 °C (70 °F)

Remarque : Toutes les dimensions sont nominales.

Exigence de débit d’air d’alimentation (SCFM)*

Exigences en air d’alimentation du générateurd’oxygène modèle AS-P**
600
500
400
300

45 psig
65 psig

200
100
2000

2100

2200

2300

Débit de l’oxygène produit (SCFH)** SCF (pied cube standard) gazeux mesuré à 1 atmosphère et 70 °F** Moyenne pondérée dans le temps. Contactez l’usine pour obtenir de l’aide pourla taille du compresseur d’air.

Informations de commande
ModèleRéférence

Description

AS093-1

120 V ~ ±10 %, 50/60 Hz1

AS093-2

220 V ~ ±10 %, 50/60 Hz1

AS093-3

Avec pressostat NEMA 4, 120 V ~ ±10 %, 50/60 Hz1

AS093-4

Avec pressostat NEMA 4, 220 V ~ ±10 %, 50/60 Hz1

AS093-7

Avec écran tactile HMI NEMA 4 et moniteur de concentration d’oxygène, 120 V ~ ±10 %, 50/60 Hz1

AS093-8

Avec écran tactile HMI NEMA 4 et moniteur de concentration d’oxygène, 220 V ~ ±10 %, 50/60 Hz1

AS093-10

Avec pressostat NEMA 4 / MARCHE/ARRÊT local à distance, 120 V ~ ±10 %, 50/60 Hz1

AS093-11

Avec pressostat NEMA 4 / MARCHE/ARRÊT local à distance, 220 V ~ ±10 %, 50/60 Hz1

AS093-12

Avec moniteur de concentration en oxygène (indicateur LED), 120 V ~ ±10 %, 50/60 Hz1

AS093-13

Avec moniteur de concentration en oxygène (indicateur LED), 220 V ~ ±10 %, 50/60 Hz1

AS093-21

Avec écran tactile HMI NEMA 4 et moniteur de concentration d’oxygène, 220 V ~ ±10 %, 50/60 Hz1

TA079-1

Récepteur d’oxygène de 660 gallons

RG086-1

Régulateur, oxygène, 1” (30 à 80 psig, 2 000 à 5 000 SCFH)

KI375-8

Kit complémentaire de filtre à charbon

AN021-1

Analyseur d’oxygène (Maxtec Handi)

AS-P

Accessoires requis

Accessoires en option

AN005-1

Analyseur d’oxygène (Maxtec Max O2 Plus)

AN075-1

Analyseur/Capteur d’oxygène (Maxtec Max O2 Plus)

Informations pour l’expédition

AS-P

Récepteur d’oxygène de 660 gallons

Classe92,570Numéro de classification des produits

8421.39.8040

7311.00.0000

Dimensions (L x P x H)

290 x 224 x 183 cm (114 x 88 x 72 po) avec filtre et palette

340 x 122 x 119 cm (134 x 48 x 47 po)

Poids brut approximatif

3 044 kg (6 710 lb) avec filtre et palette

689 kg (1 520 lb)

Garantie : 1 an sur les pièces et la main-d’œuvre d’usine****** Un environnement non protégé ou mal ventilé, ou une alimentation inadéquate des commandes peut causer des dommages au générateur d’oxygène non couverts par la garantie.
1Précisez le débit et la pression d’oxygène au moment de la commande.
Tous les indices de performance sont basés sur une température ambiante allant jusqu’à 38 °C (100 °F), jusqu’à 1 000 pieds d’altitude et 80 % d’humidité relative.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS© 2021 AirSep Corporation. Tous droits réservés.
AirSep se réserve le droit d’interrompre la commercialisation de ses produits ou de modifier les tarifs, les matériaux,les équipements, les niveaux de qualité, les descriptions, les caractéristiques et/ou les processus de ses produits,
et ce à tout moment, sans avertissement préalable et sans aucune autre obligation ni conséquence. Nous nous
réservons tous les droits non expressément stipulés dans le présent document, selon les conditions applicables.

260 Creekside Drive
Buffalo, NY 14228-2075 États-UnisTél. : +1 716 691 0202 ■ Fax : +1 716 691 1255
www.airsep.com ■ info@airsep.com
ML-IND0018-1 E