LINE LASERDIGEST CATALOG
レーザー墨出器 ダイジェストカタログ

レーザー墨出器の選び方
レーザーを選ぶにあたって注目すべきポイントは大きく分けて 4 つあります。
「視感度」・「照射数」・「制動方式」・「精度」、これらに注目して最適な機種をお選びください。

1. 視感度 ( 視認性 )1.0

レーザーの色と視感度で決める
主に、510nm~532nmの波長を使用した緑色レーザーと635~650nmの波長を使用した赤色レーザーの2種類に分けられます。

0.8532nm

0.6

510nm

0.4

緑色レーザーは赤色レーザーよりも視感度が高いですが、0.2モジュール自体の価格が高いため、商品価格に影響します。

0.0635nm
650nm
350400450500550600650700750

標準比視感度曲線

2. 照射可能なライン数
作業によって適切なライン数を選ぶ
縦1本＆横1本の単純クロスラインから、4方向の縦ライン＆360度水平ラインを備えたフルラインまで多数のラインナップが存在します。大は小を兼ねるという様に、ラインの数が多ければ効率的に作業をすることが可能ですが、その分使用するパーツが多くなり、商品価格が上がります。
また、必要の無いラインを点灯させれば電池の無駄遣いにもなります。

4V4H

3. 制動方式
現場環境に合った整準方式を選ぶ
整準方式とはレーザーが整準する方法のことを指します。
モーターで傾きを調整する
電子自動整準方式と、振り子を磁力で補正させる磁気ブレーキ方式があります。
電子自動整準方式は、振動の影響を受けにくく、揺れの多い現場に向いている反面、電子自動整準式内部を構成するパーツも多いため、ジンバル式と比べ重く、価格も高い傾向にあります。

磁気ブレーキ式（振り子式）

4. 精度
仕事の質を決定づける
最も重要な項目である精度ですが、当社のレーザーの多くは「±1mm / 7.5m」、「±1mm / 10m」と記載しています。
これは7.5mまたは10ｍ離れた位置(到達距離)で射出した場合、ラインの傾きが作り出す帯幅が±1ｍｍに収まることを意味しています。
投影されたラインの長さ(投影距離)に換算すると、到達距離7.5mでは±0.81mm / 10m幅、となり、到達距離10mでは±0.61mm/10m幅となります。この記載の仕方はメーカーによって異なりますので注意してご確認ください。

10m到達距離10m幅投影距離

r=10m
10m

距離10m地点での精度±1㎜/10m

10m

10m

6.1m
1㎜
1㎜

10m
3.5m

幅10mを投影できる
距離での精度±0.61 ㎜/10m

6.1m

10m

3.5m
0.61 ㎜0.61 ㎜1㎜1㎜

グリーンレーザー墨出器

Green Line-Laser
マイゾックスからグリーンレーザー SR シリーズが登場。
従来の変調式レーザーからリアル式レーザーに変更された SR シリーズは高い視感度にスッキリとしたラインで、見やすく、マーキングしやすいタイプの墨出器です。
リアル式と変調式の違いとは ?
リアル式

変調式

スッキリとしたライン

最高レベルの視感度

幅広い温度耐性モジュールが安価

長時間連続使用可能

氷点下では使用不可

変調式と比べ視感度が劣る

モジュールの劣化が早い

G-440SR

電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器
Electronic Automatic Leveling Real Green Line Laser1

電子自動整準＆フルラインの最高位機種

保年証
IP54

✓ Check

盗難
保険火災✓ Check

現場の振動や揺れに強い

高温保護機能

振り子を使った整準方式と比べ、電子自動通常、レーザー素子はアルミブロックに放熱

整準方式は振動や揺れの影響を受けません。

させることで素子へのダメージを抑制していますが、高温下での作業では十分な放熱ができない場合があります。

4V4H

高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が機体の監視・保護を行います。
電子自動整準式

振り子式✓ Check
３種類の電源方式
グリーンレーザー使用時に気になるのがバッテリー残量。充電池、アルカリ乾電池、AC 電源の 3 種類の電源方式から自由に選択できるため、急なバッテリー切れも安心。

仕様
セット内容
■本体
■取扱説明書■充電器■AC アダプター■受光器 (GL-RE4)■ロッドクランプ (GL-RC)■エレベーター三脚 (LET-B)■収納ケース■ニッケル水素充電池 × 4 本■9V アルカリ乾電池■ショルダーベルト

型式G-440SR

自動補正範囲約2.0°

光源

可視光半導体レーザー(ライン︓緑 / 地墨︓赤)

使用可能温度-5℃ ~ +40℃

防塵・防水性能IP54

波長510 ~ 520nm (ライン)線幅2.5mm以下 / 5m

電源

単3乾電池又は充電池 × 4本
ACアダプターレーザークラス

2M (JIS:C6802:2014)

電池寿命(フルライン)

約2時間 (付属充電池)

水平・垂直ライン精度±1mm / 10m

サイズ

L152 × W148 × H223mm

整準方式

2軸電子自動整準

重量約1.7kg (電池含まず)

コード No.

型式 / タイプ

仕様

222723G-440SR

本体・受光器・三脚セット

希望小売価格 ( 税込 )\324,500

G-410SR

リアルグリーンレーザー墨出器
Real Green Line Laser

1高機能搭載のスリムボディ

保年証✓ Check

IP

54
盗難
保険火災

✓ Check

ライン記憶機能

高温保護機能電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の高温保護機能は温度センサーを取り付けること再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。

で、電子回路が機体の監視・保護を行います。

✓ Check

ON4V1HOFF

異常電圧保護機能

ON

記憶

電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。

仕様
型式

G-410SR

自動補正範囲約1.5°

光源

可視光半導体レーザー(ライン︓緑 / 地墨︓赤)

使用可能温度-5℃ ~ +40℃

防水・防塵性能IP54

波長510 ~ 520nm (ライン)■受光器 (GL-RE4)

線幅2.5mm以下 / 5m

電源

単3乾電池又は充電池 × 4本
ACアダプター■ロッドクランプ (GL-RC)

レーザークラス

2M (JIS:C6802:2014)

電池寿命(フルライン)

約2時間 (アルカリ乾電池)

水平・垂直ライン精度±1mm / 7.5mサイズ

L116 × W115 × H195mm

整準方式

磁気ブレーキ式

重量約1.25kg (電池含まず)

セット内容
■本体
■取扱説明書■AC アダプター■エレベーター三脚 (LET-B)■収納ケース■単 3 アルカリ乾電池 × 4 本■9V アルカリ乾電池■ショルダーベルト

コード No.

型式 / タイプ仕様

222740G-410SR

本体・受光器・三脚セット\ 264,000

G-210SR / 110SR

コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器
Real Green Line Laser

高性能コンパクト設計

保年証✓ Check

IP

54
盗難保険火災✓ Check

コンパクト設計

脚用保護キャップ ( ラバーキャップ )最大限内部スペースを機体回転時などに起こりえる滑りをラバー活用し配置することでキャップが抑制します。

コンパクト化を実現。
手にしっかりと収まるハンディサイズ。

2V1H

165mm

1

希望小売価格 ( 税込 )

110mm

1V1H

仕様
型式セット内容■本体■脚用保護キャップ

G-210SR / G-110SR

自動補正範囲約1.5°

光源

可視光半導体レーザー(ライン︓緑 / 地墨︓赤)

使用可能温度-5℃ ~ +40℃

防水・防塵性能

IP54 (電池BOX部除く)

波長510 ~ 520nm (ライン)電源

単3乾電池 × 4本
G-210SR︓約4時間
G-110SR︓約7時間

線幅2.5mm以下 / 5m

■受光器 (GL-RES)

レーザークラス

2M (JIS:C6802:2014)

電池寿命(フルライン)■ロッドクランプ (GL-RC)

水平・垂直ライン精度±1mm / 7.5m

サイズ

L110 × W115 × H165mm

整準方式

磁気ブレーキ式

重量約0.75kg (電池含まず)■取扱説明書■エレベーター三脚 (LET-S)■収納ケース■単 3 アルカリ乾電池 4 本■9V アルカリ乾電池

コード No.

型式 / タイプ仕様

222743222742G-210SR
G-110SR

本体・受光器・三脚セット 2V1H ( 矩・横 )本体・受光器・三脚セット 1V1H ( 縦・横 )

希望小売価格 ( 税込 )\ 138,600\ 99,000

ラインレーザー墨出器

Red Line-Laser

P-440EX

電子自動整準レーザー墨出器
Electronic Automatic Multi Line Laser2

電子自動整準 × フルライン

保年証仕様

販売終了
＊水平ライン 3 本で全周射出■本体■取扱説明書■充電器■AC アダプター■収納ケース

自動補正範囲約2.1°以上で点滅

光源

可視光半導体レーザー(ライン / 地墨︓赤)

使用可能温度-10℃ ~ +40℃

防水・防塵性能IP54

波長635nm (ライン)

線幅1.5mm以下 / 5m

電源

単3乾電池又は充電池 × 4本
ACアダプターレーザークラス

2M (JIS C6802:2014)

電池寿命(フルライン)

約3時間 (付属充電池)

水平・垂直ライン精度±1mm / 10m

サイズ

L152 × W148 × H223mm

整準方式

電子自動整準重量

約1.65kg (電池含まず)

コード No.

型式 / タイプ仕様■ショルダーベルト

220400221800P-440EX
P-440EX / RE-20IP SET

レーザー本体本体・受光器・三脚(LET-B)

Compact Line Laser

軽量コンパクト\218,000\235,500

1P-110EX:1V1H■本体■収納ケース■単 3 乾電池 × 3 本■脚用保護キャップ■取扱説明書

保年証

仕様

セット内容

受光器

希望小売価格 ( 税抜 )販売終了
P-410EX / 110EX

コンパクトレーザー墨出器

オプション

保険

P-440EX■ニッケル水素充電池 × 4 本

P-410EX:4V1H

54 火災

型式

4V3H

セット内容

盗難

IP

盗難
保険
火災

IP

54

型式

P-410EX / P-110EX

自動補正範囲約2.1°以上で点滅

光源

可視光半導体レーザー(ライン / 地墨︓赤)

使用可能温度-10℃ ~ +40℃

防水・防塵性能

IP54 (電池BOX部除く)

波長635nm (ライン)電源

単3乾電池 × 3本

線幅1.5mm以下 / 5m

レーザークラス

2M (JIS C6802:2014)

電池寿命(フルライン)

P-410EX:3.5時間
P-110EX:6時間

水平・垂直ライン精度±1mm / 7m

サイズ

L110 × W115 × H165mm

整準方式

磁気ブレーキ式

重量約0.9kg (電池含まず)

コード No.

型式 / タイプ仕様

219300221801219302221803

P-410EX
P-410EX / TL-RE SET
P-110EX
P-110EX / TL-RE SET

レーザー本体本体・受光器・三脚 (LET-S)
レーザー本体本体・受光器・三脚 (LET-S)

希望小売価格 ( 税込 )\126,500\140,800\65,000\76,500

販売終了

Optional Accessory

エレベーター三脚

Laser DetectorElevating Tripod

G-440SR・G-410SR 用
コード No.

型式 / タイプ仕様

220910219849221325

GL-RE4
GL-RC
GL-RE4/GL-RC

受光器単体
クランプ単体受光器クランプセット

希望小売価格(税込)\23,100\1,760\24,750

G-210SR・G-110SR 用
コード No.

型式 / タイプ仕様

221443219849221444

GL-RES
GL-RC
GL-RES/GL-RC

受光器単体
クランプ単体受光器クランプセット

希望小売価格(税込)\23,100\1,760\24,750

赤色レーザー墨出器用
コード No.

型式 / タイプ

仕様

217837217838216606

TL-RE
TL-RC
TL-RE/TL-RC

受光器単体
クランプ単体受光器クランプセット

希望小売価格(税込)\21,450\1,760\23,100

赤色レーザー墨出器用
IP56

LET-C

型式LET-B

LET-C

昇降幅305mm

240mm

245mm

全長時

1,705mm

1,370mm

1,245mm

全縮時

605mm

525mm

410mm

重量1.34kg

2.42kg

付属品

コード No.

型式 / タイプ

仕様

217834217835216255

RE-20IP
RC-2
RE-20IP/RC-2

受光器単体
クランプ単体受光器クランプセット

LET-S

LET-B

ケース

希望小売価格(税込)

コード No.

型式 / タイプ\30,800\3,520\34,100

213092213696215950

LET-B
LET-C
LET-S

ケース

LET-S

0.61kgケース

希望小売価格 ( 税込 )\5,775\13,860
OPEN

G-410SR

G-210SR

レーザー色

緑色 (ライン) 赤色 (地墨)波長 (ライン)510nm ~ 520nm

レーザークラス

2M (JIS: C6802:2014)

線幅 (5m地点)

2.5mm以下

地墨スポット径 (1m地点)

約 φ1.5mm

水平・垂直ライン精度±1mm /10m

天頂クロス精度 (5m地点)

G-110SR

P-440EX

635nm

1.5mm以下±1mm-±0.5mm±1mm
電子自動整準磁気ブレーキ式 (振り子式)

自動補正範囲

2.0°

1.5°

-

電子自動整準重量 (電池除く)

約1.7kg磁気ブレーキ式 (振り子式)-10 ~ 40℃

保護等級 IP54 (一部電池ボックスを除く)
単3乾電池又は充電池 × 4本
ACアダプター

±1mm

2.0°

-5 ~ 40℃

電源

±1mm

±1mm

±1mm

-整準方式

防塵・防滴性能

約 φ1.5mm±1mm / 7m±1mm

使用可能温度P-410EX赤色 (ライン/地墨)±1mm

直角精度 (3m地点)

P-110EX±1mm / 7.5m

地墨点精度 (1m地点)

販売終了

G-440SR型式※1単3乾電池 × 4本

単3乾電池又は充電池 × 4本
ACアダプター

単3乾電池 × 4本

約0.75kg

約1.65kg

約0.9kg約1.25kg※1 G-210SR / G-110SR / P-410EX / P-110EX を除く

迅速な修理システムＦＡＸ１枚で即引取り!
最短納期で集荷 ・ 配送！

MPMサービスの流れ

午後 3 時までのご連絡で当日集荷。
急な修理にも対応します。

① 修理の依頼 販売店様からサービスセンターに連絡そのままドライバーに渡すだけ！
見積診断料 ・ 送料などの費用はかかりません。

② ヤマト運輸
マイゾックスにて販売店様 or ユーザー様へ引き取り※メーカー修理の場合、 一部手数料が発生する場合がございます。

持ち込みユーザー様○○販売店様国内 ・ 外の測量機器取り扱い可能！

当日回収

ヤマト運輸

(一部地域を除く) (ヤマト運輸便)

豊富な知識と経験で多種多様な機械の修理に対応します。

③ 納期・価格を FAX で見積もり※一部取り扱いできないメーカー ・ 部品供給が終了している場合がございます。

④ 修理完了

マイゾックスサービスセンター

修理・メンテナンスが発生した場合、お買い求めの販売店様へご連絡ください。MPM サービスが経費・時間を節約します。

FAX１枚でご指定の場所へ引取りに伺います !
申込書のダウンロードはMPM修理快速便＊当日の引取りは当社営業日の午後 3 時までに FAX 頂く必要がございます。

検索で検索してください。

＊引取業者はヤマト運輸となり依頼品のみ引取りに伺います。
オプション品及び付属品は受け付けておりません。

その他修理に関するお問い合わせはマイゾックスサービスセンター

TEL : 0561-62-4661

この製品のお問合せはマイゾックスの新製品情報をいち早くお届けします。
ご登録はQR コードID@pql2740w
www.myzox.co.jp

友だち募集中