ISSN 1884−1627

機器センターたより No.
No.15
自然科学研究機構

分子科学研究所

Instrument Center
Nishigonaka 38, Myodaiji, Okazaki 444‑8585 Aichi, JapanT E L : +81‑564‑55‑7470
FAX : +81‑564‑55‑7229
http://ic.ims.ac.jp/
mail to:ic-oﬃce@ims.ac.jp

機器センター

【表紙の写真】
１：SQUID型磁化測定装置
12

２：電子プローブマイクロアナライザ（EPMA）
３：X線光電子分光
（XPS）

3

4

４：熱分析装置（TG-DTA、DSC）

目次

機器センターたより

No.1 5分子科学研究所■目

機器センター次

1 ．巻頭言 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 ．構成員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3 ．所有設備一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 ．施設マップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
5 ．センターの利用方法
設備利用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
マテリアル先端リサーチインフラ事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
大学連携研究設備ネットワーク利用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
液体ヘリウム利用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
液体窒素利用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
小型貸出機器利用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
試料準備室利用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
共同利用者控室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

6 ．所有設備紹介
電子顕微鏡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
走査プローブ顕微鏡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
単結晶 X 線回折装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
結晶スポンジ法Ｘ線回折装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
粉末・薄膜 X 線回折装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
Ｘ線溶液散乱装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
電子分光装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
電子スピン共鳴（ESR）装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
SQUID 型磁化測定装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
熱分析装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
質量分析計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
顕微ラマン分光装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
蛍光分光光度計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
紫外・可視・近赤外分光光度計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
絶対 PL 量子収率測定装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
円二色性分散計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
ピコ秒レーザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
核磁気共鳴（NMR）装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
有機微量元素分析装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

目次
ICP 発光分光分析装置（ICP-OES）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
超伝導磁石付希釈冷凍機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
低温冷媒の供給設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

7 ．交流
所外利用者アンケート報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
所内利用者アンケート報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82

8 ．共同利用採択課題一覧
2022 年度分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

9 ．設備利用状況
2022 年度分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92

10．研究報告一覧
2022 年度分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93

11．編集委員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98

１．巻頭言巻頭言機器センター長横山 利彦「機器センターたより」第 15 号をお届けしま

溶液核磁気共鳴（600 MHz NMR, JEOL JNM-す。私が機器センター長を拝命してから 6 年目

ECA600）はオーバーホールが完了し共同利用に入りました。COVID-19 に伴う規制は解消さが再開されました。一方、有機微量元素分析はれ共同利用も通常に戻っていますが、海外情勢

部屋の空調機の重故障のためまだシャットダウ

による He 入手困難と電気代の高騰による節電

ン中で長期のご迷惑申し訳ありません。

要請の状況は続いています。皆様には大変ご不令和 5 年度に新規に導入予定の主な機器

便おかけしますが、これまで以上になにとぞよは、 低 温 単 結 晶 X 線 回 折（ リ ガ ク XtaLAB

ろしくお願いいたします。

Synergy-DW/N，ARIM 令和 4 年度補正）、有機器センターは、i）所内外研究者の研究遂行

機自動合成システム（コールパーマー リアク

上で不可欠な共通基盤的機器の整備、特色のあシ ョ ン ス テ ー シ ョ ン Integrity10，ARIM 令

る先端機器の高度化あるいは汎用化の推進、ii）

和 4 年度補正）、600MHz NMR（JEOL JNM-

全国の共同利用研究推進のための各種共同利用

ECZL600G，所長裁量経費）、名工大から譲渡さ事業の代表機関としての事業運営の 2 つの大きれた電子プローブマイクロアナライザー（JEOL

なミッションを基軸として業務を展開しています。

JXA-8230）などです。立ち上げ完了次第、順ii）では、
マテリアル先端リサーチインフラ事業（令次共同利用に供してまいります。

和 3 〜 12 年度、
略称 ARIM）の重要技術領域「マ機器センターでは、外部の先生方を半数以上

テリアル高度循環のための技術」スポーク機関お含めた運営委員会を設けていますが、運営委員

よび横断技術領域「物質・材料合成プロセス」責の先生方の現実的な業務としては数多くの機器

任機関を務めています。また、大学連携研究設備

センター共同利用申請書の審査をお願いし、大ネットワーク（設備 NW）事業の主体機関・事務

変なご尽力をいただいています。外部の運営委

局ならびに機構本部が主導する研究大学コンソー員の先生方に厚くお礼申し上げますとともに、

シアム（RUC）の分子研対応部課としての業務を今後ともよろしくお願い申し上げます。

担っています。令和 4 年度の共同利用実績は、所

令和 3 年度から始動した文科省 ARIM プロ

外 226 件 2902 日（民間有償利用含む）、所内 109

グラムでは、機器共用だけでなく、利用者の皆件 2452 日（件数は機器ごとに数えた数値）に上り、さんが測定されたデータを我が国の共有財産と量的に十分な業務が展開できたと考えています。

して登録し、データサイエンスに有効活用され

令 和 4 年 度 に は、 新 規 設 備 と し て、 超 伝ることになっています。利用者の方が観測した

導 量 子 干 渉 磁 束 計 SQUID（Quantum Design

データを提供するという義務化はまだまだ戸惑MPMS3，ARIM 令和 3 年度補正予算）が導入

うところが多いと察しますが、わが国のマテリされ、既存 SQUID に比べて測定に要する時間

アル DX 展開への貢献ということでご理解をおが格段に早くなりました。この機器はアンケー

願いしているところです。引き続き共同利用をト等を通した皆様からの貴重なご意見から判断通じて我が国の科学技術の活性化に資すべく精して導入を決定したもので、今後とも活発なご進してまいりたいと思いますので、利用者の皆意見を賜りたくよろしくお願いいたします。ま様にはご協力と質の高い成果を上げていただき

た、昨年突然クエンチした山手キャンパスのたく、よろしくお願い致します。

機器センターたより ｜ 1

２．構成員

構成員

2023 年 6 月 1 日現在

機器センター長（併任）横山利彦

物質分子科学研究領域

鈴木

敏泰

中村

教授

明大寺

研究棟

308

合成チーム（山手地区）

山

4 号館

502

敏和

分析チーム（明大寺地区）

明大寺

C

棟

202

湊

丈俊

走査プローブ顕微鏡（SPM）、XPS

明大寺

C

棟

103

石山

修

明大寺

研究棟

320

中本

圭一

明大寺

研究棟

321

賀来

美恵

明大寺

研究棟

321

太田

康仁

明大寺

研究棟

321

繁政

英治

技術推進部長、事務取扱

明大寺

研究棟

101

主任技師

高山

敬史

寒剤（明大寺地区）、希釈冷凍機

明大寺

A

棟

104

主任技術員

藤原

基靖

ESR、SQUID、X 線回折等

明大寺

C

棟

203

主任技術員

上田

正

明大寺

C

棟

203

主任技術員

浅田

瑞枝

明大寺

A

棟

104

技術員

岡野

芳則

明大寺

C

棟

203

チームリーダー手

主任研究員

マネージャー
大学連携研究設備ネットワーク、
マテリアル先端リサーチインフラ
大学連携研究設備ネットワーク、
マテリアル先端リサーチインフラ
大学連携研究設備ネットワーク、
マテリアル先端リサーチインフラ
大学連携研究設備ネットワーク、
マテリアル先端リサーチインフラ

技術職
ユニット長
（併任）

2 ｜ 機器センターたより

SPM、レーザー、分光光度計、小型貸出機器等
寒剤（明大寺地区）、ESR
微結晶用Ｘ線回折、大学連携研究設備ネットワーク

２．構成員寒剤（山手地区）、顕微ラマン、FT 遠赤外、

技術員

賣市

幹大

技術員

宮島

瑞樹

技術員

長尾

春代

技術員

平野

佳穂

TEM、SEM、EPMA、XPS

特任専門員

伊木志成子

ESR、SQUID、TEM、XPS

技術支援員

藤川

技術支援員

久保田亜紀子

技術支援員

今井

清江

弓子

質量分析、円二色性分散計等
SQUID、熱分析、ESR 等
寒剤（山手地区）、NMR、
熱分析、ICP 等

元素分析、質量分析、
円二色性分散計
マテリアル先端リサーチインフラ、
金属錯体合成マテリアル先端リサーチインフラ、
SPM、SEM

山

手

4 号館

204

明大寺

C

棟

203

山

4 号館

401

明大寺

C

棟

203

明大寺

C

棟

203

山

4 号館

401

明大寺

C

棟

203

明大寺

C

棟

203

手

手

事務職

事務支援員

兵藤由美子

総務、施設利用対応等

明大寺

C

棟

204

事務支援員

船木

弓子

マテリアル先端リサーチインフラ

明大寺

研究棟

321

事務支援員

栗田

佳子

明大寺

研究棟

306

事務支援員

遠山

遊

明大寺

研究棟

321

大学連携研究設備ネットワーク、
マテリアル先端リサーチインフラ
大学連携研究設備ネットワーク、
マテリアル先端リサーチインフラ

機器センターたより ｜ 3

３．所有設備一覧

所有設備一覧

所内 所内専用設備

分類名／型式
設置場所
担当者① 電子顕微鏡
電界放出形走査電子顕微鏡（SEM）/JEOL JSM-6700F
山手 4 号館 103 今井・石山・平野
低真空分析走査電子顕微鏡（SEM）/Hitachi SU6600
実験棟 B09
今井・石山・平野
電界放出形透過電子顕微鏡（TEM）/JEOL JEM-2100F
山手 3 号館 1階 TEM 室 伊木・上田・賣市・平野
電子プローブマイクロアナライザ（EPMA）/JEOL JXA-8230
山手 4 号館 103 石山・平野② 走査プローブ顕微鏡
Bruker Dimension XR Icon Nanoelectrical
実験棟 106-108 湊・上田・今井・杉本
Bruker Dimension XR Icon Nanoelectrochemical 実験棟 106-108 湊・上田・今井・杉本③ 単結晶 X 線回折装置
Rigaku MERCURY CCD-1･R-AXIS Ⅳ 南実験棟 SB04 岡野
Rigaku MERCURY CCD-2
南実験棟 SB04 岡野
微小結晶 /Rigaku HyPix-AFC
南実験棟 SB04 岡野④ 結晶スポンジ法 X 線回折装置
Rigaku XtaLAB P200
三井リンクラボ柏の葉１ 三橋
Rigaku SuperNova
山手 3 号館 4 階共通測定室 三橋⑤ 粉末・薄膜 X 線回折装置
Rigaku RINT-UltimaIII
山手 3 号館1階 X 線回折測定室 藤原・宮島
Panalytical Empyrean
実験棟 210藤原・宮島⑥ X 線溶液散乱装置
Rigaku NANO-Viewer
南実験棟 B14秋山⑦ 電子分光装置
機能性材料バンド構造顕微分析システム（ARUPS）実験棟 216
田中・解良
X 線光電子分光（XPS）/VG Scienta R4000L1 実験棟 110
伊木・平野・湊・横山⑧ 電子スピン共鳴 (ESR) 装置
Bruker EMX Plus
共同研究棟 A 棟 001 藤原・伊木・浅田・宮島・中村
Bruker E500
共同研究棟 A 棟 001 藤原・伊木・浅田・宮島・中村
Bruker E580
共同研究棟 A 棟 101 藤原・伊木・浅田・宮島・中村
Bruker E680
共同研究棟 A 棟 012 浅田・藤原・伊木・宮島・中村・上田⑨ SQUID 型磁化測定装置
Quantum Design MPMS-7
共同研究棟 A 棟 006 宮島・藤原・伊木・中村
Quantum Design MPMS-XL7
共同研究棟 A 棟 006 宮島・藤原・伊木・中村
Quantum Design MPMS-3
共同研究棟 A 棟 006 宮島・藤原・伊木・中村⑩ 熱分析装置
MicroCal VP-DSC
山手 4 号館 101 長尾・賣市
MicroCal PEAQ-ITC, iTC200
山手 4 号館 101 長尾・賣市
Rigaku DSC8231/TG-DTA8122
共同研究棟 A 棟 102 宮島・藤原⑪ 質量分析計
Bruker microﬂex LRF
山手 4 号館 403 賣市・藤川
所内 JEOL JMS777V
山手 4 号館 405 賣市・藤川
所内 Bruker maXis
山手 4 号館 406 賣市・藤川

4 ｜ 機器センターたより

３．所有設備一覧⑫ 顕微ラマン分光装置
RENISHAW inVia Reﬂex
共同研究棟 A 棟 007 賣市⑬ フーリエ変換赤外 (FTIR) 分光光度計
Bruker IFS 66v/S
共同研究棟 A 棟 007 賣市⑭ 蛍光分光光度計
HORIBA SPEX Fluorolog 3-21
共同研究棟 A 棟 002 上田⑮ 紫外・可視・近赤外分光光度計
Shimadzu UV-3600Plus
共同研究棟 A 棟 002 上田⑯ 絶対 PL 量子収率測定装置
Hamamatsu Photonics Quantaurus-QY C11347-01 共同研究棟 A 棟 002 上田⑰ 円二色性分散計
JASCO J-1500
山手 4 号館 101 賣市・藤川⑱ ピコ秒レーザー
Spectra-Physics, Quantronix
実験棟 B08
上田
Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS⑲ 核磁気共鳴 (NMR) 装置
Bruker AVANCE600
実験棟 119
西村
JEOL JNM-ECA600
山手 5 号館 予備測定室 長尾・賣市
所内 JEOL JNM-ECS400
山手 4 号館 408 長尾・賣市⑳ 有機微量元素分析装置
所内 J-SCIENCE LAB MICRO CORDER JM10 山手 4 号館 404 藤川・賣市㉑ ICP 発光分光分析装置 (ICP-OES)
所内 Agilent 5110 ICP-OES
山手 4 号館 305 長尾・賣市㉒ 超伝導磁石付希釈冷凍機
所内 Oxford Kelvinox 400
共同研究棟 A 棟 004 高山㉓ 低温冷媒の供給設備
所内 明大寺地区極低温施設
ヘリウム液化システム
共同研究棟 A 棟 104 高山・浅田
液体ヘリウム自動供給装置
共同研究棟 A 棟 105 高山・浅田
液体ヘリウム貯槽
共同研究棟 A 棟 105 高山・浅田
液体窒素自動供給装置
共同研究棟 D 棟 2 階渡り廊下 高山・浅田
ヘリウム回収ライン
各実験室
高山・浅田
所内 山手地区極低温施設
全自動ヘリウム液化機
山手４号館
賣市・長尾
液体ヘリウム貯槽
山手４号館
賣市・長尾
液体窒素貯槽
山手４号館
賣市・長尾
液体窒素自動供給装置
山手４号館 209 賣市・長尾
ヘリウム回収ライン
各実験室
賣市・長尾
※設備のある場所については、次ページの施設マップをご参照ください。①〜㉓が対応しています。

機器センターたより ｜ 5

４．施設マップ
施設マップ

䛆䚷᫂኱ᑎᆅ༊䚷䛇タഛ䛾䛒䜛ᘓ≀

ᐇ㦂Ჷ
◊✲Ჷ

Ώ䜚ᗯୗ
ṇ㠃⋞㛵

ụ

㻺

ṇ㛛

Ᏺ⾨ᡤ
䠄㆙ഛဨᐊ䠅

䠘㻞㻌㝵䠚㻌㻌㻌㻌䐣㻌⢊ᮎ䞉ⷧ⭷㼄⥺ᅇᢡ⿦⨨㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻱㼙㼜㼥㼞㼑㼍㼚㻌㻌㻌㻌䐥㻌㟁Ꮚศග⿦⨨㻌㻭㻾㼁㻼㻿䠘㻝㻌㝵䠚㻌㻌㻌㻌䐠㻌㉮ᰝ䝥䝻䞊䝤㢧ᚤ㙾㻌㻌㻌㻌䐥㻌㟁Ꮚศග⿦⨨㻌㼄㻼㻿㻌㻌㻌㻌䐱㻌᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻭㼂㻭㻺㻯㻱㻢㻜㻜

㣗ᇽ䞉⏕༠

䠘ᆅ㝵䠚
䚷䚷䙵㻌㉮ᰝ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾䠄㻿㻱㻹䠅㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻿㼁㻢㻢㻜㻜䚷䚷䐰㻌䝢䝁⛊䝺䞊䝄䞊

䠄ᅗ᭩㤋䠅

㻭Ჷ

஦ົ
䝉䞁䝍䞊Ჷ

䠘㻝㻌㝵䠚
㻌㻌㻌㻌䐦㻌㟁Ꮚ䝇䝢䞁ඹ㬆䠄㻱㻿㻾䠅⿦⨨㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻱㻡㻤㻜㻌㻌㻌㻌䐨㻌⇕ศᯒ⿦⨨㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻰㻿㻯㻤㻞㻟㻝㻛㼀㻳㻙㻰㼀㻭㻤㻝㻞㻞㻌㻌㻌㻌䞣㻌ᾮయ䝦䝸䜴䝮䚸ᾮయ❅⣲䠘ᆅ㝵䠚㻌㻌㻌㻌䐦㻌㟁Ꮚ䝇䝢䞁ඹ㬆䠄㻱㻿㻾䠅⿦⨨䚷䚷䚷䚷㻱㻹㼄䚸㻱㻡㻜㻜䚸㻱㻢㻤㻜㻌㻌㻌㻌䐧㻌㻿㻽㼁㻵㻰ᆺ☢໬ ᐃ⿦⨨㻌㻌㻌㻌䐪㻌㢧ᚤ䝷䝬䞁ศග⿦⨨㻌㻌㻌㻌䐫㻌䝣䞊䝸䜶ኚ᥮㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㉥እ䠄㻲㼀㻵㻾䠅ศගගᗘィ㻌㻌㻌㻌䐬㻌⺯ගศගගᗘィ㻌㻌㻌㻌䐭㻌⣸እ䞉ྍど䞉㏆㉥እศගගᗘィ㻌㻌㻌㻌䐮㻌⤯ᑐ㻼㻸㔞Ꮚ཰⋡ ᐃ⿦⨨㻌㻌㻌㻌䞢㻌㉸ఏᑟ☢▼௜ᕼ㔘෭෾ᶵඹྠ◊✲Ჷ㻔ィ⟬⛉Ꮫ◊✲
㻌㻌㻌㻌㻌㻌䝉䞁䝍䞊Ჷ㻕ụ䠘㻞㻌㝵䠚㻰Ჷ๓㻛Ώ䜚ᗯୗ㻌䚷䚷䞣㻌ᾮయ❅⣲

䠄㻮Ჷ䠅
ᐇ㦂Ჷ

ṇ㠃⋞㛵

◊✲Ჷ

㻯Ჷ

南実験棟
䠘ᆅ㝵䠚
䚷䚷䐡㻌༢⤖ᬗ㼄⥺ᅇᢡ⿦⨨䚷䚷䐤㻌㼄⥺⁐ᾮᩓ஘⿦⨨6 ｜ 機器センターたよりඹྠ฼⏝⪅᥍ᐊ
䠄㻞㝵㻞㻜㻡ᐊ䠅

䠄㻰Ჷ䠅

ᢏ⾡⫋ဨᐊ
䠄㻞㝵㻞㻜㻟ᐊ䠅䠄㼁㼂㻿㻻㻾Ჷ䠅ᶵჾ䝉䞁䝍䞊஦ົᐊ䠄㻞㝵㻞㻜㻠ᐊ䠅ᮾ㛛

４．施設マップ䛆䚷ᒣᡭᆅ༊䚷䛇䠘㻠㻌㝵䠚㻌㻌㻌㻌䐩㻌㉁㔞ศᯒィ㻌㻌㻌㻌䐱㻌᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻶㻺㻹㻙㻱㻯㻭㻠㻜㻜㻌㻌㻌㻌䐲㻌᭷ᶵᚤ㔞ඖ⣲ศᯒ⿦⨨㻟ྕ㤋䚷䚷䐱㻌᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨䚷䚷䚷䚷㻶㻺㻹㻙㻱㻯㻭㻢㻜㻜

㻠ྕ㤋

㻡ྕ㤋

᥍ᐊ
䠄㻝㝵䠅

䠘㻝㻌㝵䠚
㻌㻌㻌㻌䙵㻌㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䠄㻿㻱㻹䠅㻶㻿㻹㻙㻢㻣㻜㻜㻲㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䠄㻱㻼㻹㻭䠅㻶㼄㻭㻙㻤㻞㻟㻜㻌㻌㻌㻌䐨㻌⇕ศᯒ⿦⨨㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻹㼕㼏㼞㼛㻯㼍㼘㻌㼂㻼㻙㻰㻿㻯㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻹㼕㼏㼞㼛㻯㼍㼘㻌㼕㼀㻯㻞㻜㻜㻌㻌㻌㻌䐯㻌෇஧Ⰽᛶศᩓィ㻌㻌㻌㻌䐱㻌᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻭㼂㻭㻺㻯㻱㻤㻜㻜

㻠ྕ㤋

ṇ㛛
㻟ྕ㤋
䠘㻠㻌㝵䠚
㻌㻌㻌㻌䐢㻌⤖ᬗ䝇䝫䞁䝆ἲ㼄⥺ᅇᢡ⿦⨨㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻿㼡㼜㼑㼞㻺㼛㼢㼍䠘㻝㻌㝵䠚㻌㻌㻌㻌䙵㻌㏱㐣㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾㻔㼀㻱㻹㻕㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻶㻱㻹㻙㻞㻝㻜㻜㻲㻌㻌㻌㻌䐣㻌⢊ᮎ䞉ⷧ⭷㼄⥺ᅇᢡ⿦⨨㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻾㻵㻺㼀㻙㼁㼘㼠㼕㼙㼍䊢㻌㻌㻌㻌䞡㻌㻵㻯㻼Ⓨගศගศᯒ⿦⨨䠘㻞㻌㝵䠚㻌㻌㻌㻌䞣㻌ᾮయ䝦䝸䜴䝮䚸ᾮయ❅⣲

㻡ྕ㤋
㻺㻵㻮㻮
䝉䞁䝍䞊

䠘㻟㻌㝵䠚

⋞㛵

䠄㻞ྕ㤋䠅

㻞ྕ㤋
䠄㻝ྕ㤋䠅

ᮾ㛛
⋞㛵

Ᏺ⾨ᡤ

䛆䚷᫂኱ᑎ䠉ᒣᡭ䝬䝑䝥䚷䛇

㻝

எᕝ

ᮾᒸᓮ

㥐

䝣䜯䝭䝸䞊䝬䞊䝖

୕ᓥ䝻䝑䝆

ṇ㛛
㻠㻤㻟

㻺

ᒸᓮ䝁䞁䝣䜯
䝺䞁䝇䝉䞁䝍䞊

᫂኱ᑎᆅ༊

ᮾ㛛

ᒣᡭᆅ༊
᫂኱ᑎ䝻䝑䝆ṇ㛛ᮾ㛛㊥㞳䠖⣙㻌㻤㻜㻜㻌㼙

機器センターたより ｜ 7

５．センターの利用方法

設備利用方法
1 ．概要
機器センターは、磁気・物性、化学分析、分子分光の研究に必要な種々の設備を保守・管理し、マテリアル先端リサーチインフラ事業（ARIM：Advanced Research Infrastructure for Materials andNanotechnology in Japan, https://arim.ims.ac.jp/ ）を通じて、それら設備をご利用いただける機会を提供しております（一部設備は除く）。所外利用者（大学および国・公立研究所等の研究者）の方には、設備の使用料は原則無料で公開しており、規定の範囲内ですが旅費も支給させていただきます。
また、共同利用研究者宿泊施設（有料）もご利用いただけます。
ARIM では、実験で得られたデータは「マテリアル DX（デジタルトランスフォーメーション）プ
ラットフォーム」実現のため、中核拠点にデータ登録することとなっています。論文執筆等に十分な時間を取った後、データ公開が予定されます。概要は、次節をご参照ください。

2 ．申込資格・支援内容
以下に所属する研究者、および大学院博士課程後期在学中の者が、当センターの設備を利用することができます。
• 国立・公立・私立大学法人（高等専門学校を含む）• 国・公立研究所（独立行政法人を含む）等• 所長が上記研究者と同等の研究能力を有すると認めた者• 民間企業
設備の利用には、下記の 3 種類があります。ただし、利用できる内容は設備によって異なります。
• 施設利用（機器利用）

利用者が設備を操作し、データ解析や学術的議論は利用者が独自に行う。

• 協力研究（共同研究）

データ解析や学術的議論を含めた設備の利用を所内研究者と共同で行う。

• 技術相談研究所スタッフと実験・測定について検討する。

3 ．初めて利用される方
利用申請の前に、設備担当者宛に利用希望設備、実験内容、利用希望日等をお問い合わせください。
協力研究（共同研究）をご希望の方は、所内の研究者にお問い合わせください。
≪各設備担当者への問い合わせ先≫「窓口」ページ https://arim.ims.ac.jp/contactus/ の各設備担当者≪その他、技術的な問い合わせ先≫
TEL：0564-55-7470

E-mail：ic-pub@ims.ac.jp

上記メールアドレスは、当センター設備担当者全員に送られます。お問い合わせ内容に応じて、設備担当者等から回答させていただきます。

8 ｜ 機器センターたより

５．センターの利用方法

4 ．利用方法
まず、各設備担当者までお問い合わせください。
「利用方法」のページ（ https://arim.ims.ac.jp/
use/ ）を参照してください。以下に概要を示します。
なお、所内の方も 2022 年度より申請が必要となりました。

4 ．1 大学・官公庁の方の利用方法（◆：提出して頂く書類等）
（1）申請

→

採択

利用期間

申請の種類 申込時期※ 1

申請◆利用申請書： Web 申請
自然科学研究機構

共同利用・共同研究統括システム

通年（4/1 〜翌 3/31）

随時申請

採択通知メール※ 3NOUS

3 月下旬以降 https://www.nins.jp/nous/ ※ 2

申請から約 2 週間

◆ DICE ユーザー登録
https://dice.nims.go.jp/usage.html（NOUS と同じメールアドレスで登録）※ 1 申込受付・締切日は HP にてお知らせします。
※ 2 申請書で放射線業務に従事するとした場合の ◆放射線業務従事承認書（書式は NOUS 申請ページからダウンロード）は、郵送にて提出。
≪放射線業務従事承認書〒 444-8585

送付先≫

岡崎市明大寺町字西郷中 38

自然科学研究機構

分子科学研究所

機器センターマテリアル事務室（TEL：0564-55-7337, E-mail：nano-oﬃce@ims.ac.jp）※ 3 利用開始日は、採択通知メール後の「採択通知書」発行後（記載の承認日以降）になります。
＜補足＞• 申請 1 件で複数の設備を利用可能。
• 大学院学生、および学部学生は、（財）日本国際教育支援協会「学生教育研究災害損害保険」および「学研災付帯賠償責任保険」または同等以上の保険加入のこと。
（2）来所計画
各設備担当者と打ち合わせの上、来所日程を決め、以下の連絡・手続きをお願いいたします。
①

設備の予約：各設備担当者までお問い合わせください。
一部の設備を除き「大学連携研究設備ネットワーク予約システム（http://chem-eqnet.ims.ac.jp）」

から予約をお願いいたします。

機器センターたより ｜ 9

５．センターの利用方法②

来所日程の連絡：メールにて、機器センターマテリアル事務室：nano-oﬃce@ims.ac.jp

まで、指定の書式（1 人 1 フォーム、HP 参照）にてご連絡ください。
◆学部学生等の派遣許可申請書（Word ファイル）：該当の方は、旅費支給の有無にかかわらず、
来所ごと、2 週間前までにメールにてご提出ください。後日、派遣許可書を返送いたします。
③

共同利用研究者宿泊施設（三島ロッジ）を利用希望の方
ロッジ予約システム（http://www.occ.orion.ac.jp/lodge/）でアカウント取得後、予約してください。
注）利用登録の際、『関係研究室』は［機器センター施設利用（「施設利用申込書」申請者）］を選択してください。
ロッジの伴・許可証の受け取りは、宿泊初日平日の 11：00 〜 15：30 です。時間内に受け取り出来ない方は、事前に機器センターマテリアル事務室へご相談ください。
（ロッジチェックイン 15：00、チェックアウト 9：30）④

旅費を支給させていただく方
下記書類を、出張後すみやかに提出してください（書式はマテリアル HP からダウンロード）。
◆銀行振込口座登録依頼書：事前にメールにて（nano-oﬃce@ims.ac.jp）（口座登録の手続き約 3 日、来所後の支払い手続き後、振込みまで約 1 ヶ月要する）◆出張報告書※提出日の日付は、来所後の平日を記載のこと◆航空機利用の方−領収書（原本）と搭乗券の往路半券は来所時、復路半券は後日郵送※航空機金額確認のため、領収書または領収金額を、事前にご連絡ください。
※お二人以上で購入した場合、購入内容のわかるものを添付してください。
≪送付先≫〒 444-8585

岡崎市明大寺町字西郷中 38

自然科学研究機構

分子科学研究所

機器センターマテリアル事務室

TEL：0564-55-7337, E-mail：nano-oﬃce@ims.ac.jp
支給額（上限）は、採択通知時に連絡します。
（目安）協力研究：1 件の申請につき、30 人日相当（ただし上限 40 万円）
施設利用：1 件の申請につき

2 泊 3 日 4 回分相当

戦略的機器利用（ESR E680）の場合は 2 泊 3 日 6 回分相当（ただし上限 40 万円）⑤

申請内容に変更がある場合
代表者の方に変更がある場合は ◆代表者所属変更届（郵送にて）共同研究者の方に変更がある場合は ◆共同研究者所属変更届（メールにて）申請書に記載のない方が来所する場合は ◆共同研究者追加願（メールにて）を機器センターマテリアル事務室まで提出してください。

10 ｜ 機器センターたより

５．センターの利用方法※設備を追加で利用したい方
各設備担当者とご相談の上 ◆利用設備追加届（書式は HP からダウンロード）を
機器センターマテリアル事務室へ提出してください。（メールにて）利用形態・研究題目が異なる場合は、改めて申請を行ってください。
（3）来所• 来所当日、正門守衛所で身分証明書を提示後、ネームプレートの交付を受け着用してください。
• 施設利用者控室にて来所時、および退所時に記録簿に記入してください。
• ロッジを予約された方は、宿泊初日 11：00 〜 15：30 までの間に、事務センター棟 3 階：国際研究協力課共同利用係に来訪し、ロッジの伴の受け取りと宿泊料金の支払いを済ませてください。
• ロッジチェックアウト後、伴は返却ボックスへお返しください。
• 旅費申請に必要な書類の提出がある方は、機器センターマテリアル事務室（共同研究棟 C 棟 2階 204 室）までお越しください。
航空機ご利用の方は、往路半券もご提出をお願いいたします。
（復路分は郵送をお願いいたします。）• 時間外（平日 8：30 〜 17：30 以外）に山手地区を利用される方は、設備担当者または機器センター（マテリアル）事務室に申し出てください。
• 設備利用終了後は、各設備の置かれている使用ノート等に必要事項を記入の上、必ず設備担当者に測定が終了した旨を報告してください。
• RDE データ蓄積・共用サービスにて、データセットの開設の上、アップロードを行ってください。
（マニュアル：https://drive.google.com/drive/folders/1vPMfXGkﬂBMspJOdQGmSxdplMtdF5L0p）
データセット開設サイト https://rde.nims.go.jp
データ登録サイト https://rde-entry-arim.nims.go.jp（4）利用報告書の提出（年度末）改めて、文部科学省提出の ◆利用報告書 のご提出の連絡をさせていただきます。
なお、成果公開を見合わせる必要がある場合は、成果の公開を猶予することが可能です。事前に公開猶予とする理由を、機器センターマテリアル事務室へご連絡ください。公開猶予期間は最大 2 年です。公開猶予終了後、提出頂いている成果報告書等は公開となります。
＜お願い＞
成果報告（論文・学会等の発表）の際には、謝辞の付記をお願いいたします。
（https://arim.ims.ac.jp/acknowledgments/）

機器センターたより ｜ 11

５．センターの利用方法

4 ．2 民間企業の方の利用方法（◆：提出して頂く書類等）（1）申請の前に• ご利用申請は、随時受付しております。
• ご利用は【成果公開型】と【成果非公開型】の 2 種類があり、いずれも有償利用となります。
（ 利用料金：【成果公開型】＜【成果非公開型】）• 「支援内容」−「設備一覧」のページ

https://arim.ims.ac.jp/howtouse/list/

から、設備名を選択し仕様・利用料金・担当者等をご確認ください。
• 各設備担当者に、実験内容・利用希望日（装置の利用予約）等をお問い合わせください。
• 研究題目が同じであれば、1 件の申請に複数の設備を利用いただけます。
• 申請は利用期間（ご利用希望日程、最大 2 週間程度）ごとに必要となります。年度を越える分については改めて申請してください。
• 申請から利用開始までの日数は、最短でも 2 週間を要します。
• 利用可能日は「許可書」に記載の期間内となります。
• 設備使用料は、後納でご利用いただけます。
• 見積書の発行はありません。
（2）申請◆利用申請書を https://arim.ims.ac.jp/non-free-pattern/（マテリアル先端リサーチインフラ HP）
よりダウンロードし、ご記入の上、メールにてご提出ください。
放射線が発生する X 線装置を利用する方は ◆放射線業務従事承認書を来所 2 週間前までに郵送願います。
※申請から許可書発行まで、最短でも 2 週間かかります。利用開始日ご記入の際はご注意願います。
※申請内容に追加・変更等が生じた場合、代表者・共同研究者の方に変更がある場合は、改めて申請書の提出が必要となりますのでご留意ください。
≪利用申請書、放射線業務従事承認書〒 444-8585

送付先≫愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38

自然科学研究機構

分子科学研究所（TEL：0564-55-7337

機器センターマテリアル事務室

E-mail：nano-oﬃce@ims.ac.jp）（3）採択の決定採択となりましたら、｢許可書｣ を郵送いたします。
（「許可書」が発行されるまでは装置をご利用いただけません）（4）来所の前に
以下の連絡・手続き等をお願いします。
①設備の予約の確認：各設備担当者までお問い合わせください。
一部の設備を除き、「大学連携研究設備ネットワーク予約システム（http://chem-eqnet.ims.ac.jp）」

12 ｜ 機器センターたより

５．センターの利用方法
からご予約できます。
②来所日程の連絡：メールにて、機器センターマテリアル事務室：nano-oﬃce@ims.ac.jp（1 人 1 フォーム）まで指定の書式（HP 参照）にてご連絡ください。
（5）来所• 来所当日、正門守衛所で身分証明書を提示後、ネームプレートの交付を受け着用してください。
• 施設利用者控室にて来所時、および退所時に記録簿に記入してください。
「非公開利用」については、記録簿の指示にしたがって必要情報のみの記載で結構です。
• 時間外（平日 8：30 〜 17：30 以外）に山手地区を利用される方は、設備担当者または機器センター
マテリアル事務室に申し出てください。
• 設備利用終了後は、各設備の置かれている使用ノート等に必要事項を記入の上、必ず設備担当者に測定が終了した旨を報告してください。
（6）利用報告書の提出【成果公開型】【成果非公開型】
年度末が近づきましたら、改めて文部科学省提出の ◆利用報告書 のご提出の連絡をさせてい ご利用の都度、1 ヶ月以内にただきます。
◆利用報告書（成果非公開用）をメール添付にて、ご提出ください。
なお、成果公開を見合わせる必要がある場合 （書式はマテリアル HP からダウンロード）
は、成果公開を猶予することが可能です。公開
猶予の理由書を、事前に機器センターマテリア
ル事務室へご連絡ください。公開猶予期間は最大 2 年です。公開猶予終了後、提出頂いている
利用報告書等は公開となります。
≪利用報告書 送付先≫
※ Web アップロードによる提出
自然科学研究機構 分子科学研究所
機器センターマテリアル事務室≪利用報告書 送付先≫
自然科学研究機構 岡崎統合事務センター
国際研究協力課共同利用係（E-mail：r7133@orion.ac.jp TEL：0564-55-7133）◆設備使用料の納付
設備担当者が利用の実施を確認後、実際の利用状況をもとに金額が確定します。
請求書を送付いたしますので、指定期日までに納付をお願いいたします。

機器センターたより ｜ 13

５．センターの利用方法

5 ．お問い合わせ先• 技術的なお問い合わせ⇒

自然科学研究機構

分子科学研究所

機器センター
TEL： 0564-55-7470
E-mail：ic-pub@ims.ac.jp• 申請・利用についてのお問い合わせ⇒

自然科学研究機構

分子科学研究所

機器センターマテリアル事務室〒 444-8585 岡崎市明大寺町字西郷中 38
TEL：0564-55-7337

FAX：0564-55-7448

E-mail：nano-oﬃce@ims.ac.jp• 各種案内、書類ダウンロード⇒ マテリアル先端リサーチインフラ ホームページ
https://arim.ims.ac.jp/⇒ 機器センター ホームページ
http://ic.ims.ac.jp⇒ 共同利用・共同研究統括システム
ページ
https://www.nins.jp/site/nous/

14 ｜ 機器センターたより

NOUS

ホーム

５．センターの利用方法

マテリアル先端リサーチインフラ事業
1 ．概要
文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業（ARIM［エイリム］：2021 年 4 月〜）は、ナノテクノロジープラットフォーム事業（2012 年 4 月〜 2022 年 3 月）で培った最先端共用設備体制と専門技術者ネットワークを活かし、設備共用によって得られる高品質なデータを、利用者の許可を得た
うえで収集し、データの中核拠点へ蓄積します。
蓄積されたデータは、利用者ご自身のデータ整理や解析にご利用いただくとともに、グループ間で共有したり、広く公開・共有することで、データ活用型プロジェクトの推進に活かしてまいります。
ARIM 事業は、下記 25 機関が参画しています。

ARIM 実施体制図

マテリアル先端リサーチインフラ事業

https://nanonet.mext.go.jp/

2．ARIM 事業への参画
分子科学研究所は、ARIM 事業の「マテリアルの高度循環のための技術」のスポーク機関として、
機器センター、装置開発室、極端紫外光科学研究施設、計算科学研究センターが参画しています。
このため、機器センターの利用は ARIM 事業での利用となります。装置利用のための課題申請およびマシンタイムの予約は、次項以降をご参照ください。

機器センターたより ｜ 15

５．センターの利用方法

ؓ‫ؠח؟׻‬๐༾‫ת؟‬՛‫بי׶‬؊‫؞‬ӡARIMӢ ጦዿ૛໺౮็ጦዿӡ৿৯ጦዿӢົམ‫ב‬༳ၤ֦࠿և‫׊‬i

YES෇ษೄಛි֋ᇀ౤ଞ֪጖സ֖֥ົམ‫ב‬ጦዿֽ֖֘Փͤධࡿ֋็ᅏጦዿ֭ᇸൃ֧৊༳֩‫ؘ׶פء‬՛‫ב‬பփֽ֘Փ

੤፛ଞ੄ӡ੢၍ଞ੄ӢNOᇀ౤ଞ֭ଞ੄ೄ֧੢၍ଞ੄‫ב‬பփֽ֘Փ
സၾ֭ଞ੄ೄՒֽ֮֞็ᅏ༶ဴೄ֪
։ኴփ஽‫֔֟֎֚׎‬փՓਙടະཎಲଫ֪৘֘‫׊‬ਙട࿨֩ະཎՒጦዿ૛໺֪֣փ֥
ᇀ౤ଞၾ֭็ᅏ༶ဴೄଞ੄ೄ֋षးֽ֖֘Փ

ኒ֢֧֞֌֮

ֽ֙Ւ็ᅏ༶ဴೄ֪։ኴփ஽‫֔֟֎֚׎‬փՓ็ᅏࡴጥӱ https://arim.ims.ac.jp/howtouse/list/

ᇀ౤ଞARIM็ᅏ༶ဴೄࡴጥӱ https://arim.ims.ac.jp/contactus/ӡࡴฮᎌጛ๐ӱ ic-pub@ims.ac.jpӢ་ॺՔ঱୰֭ྃሑ

෇ษ֭೟፬»෹ಐ෇ษ ӡྫྷႩӢం༖ଢ଼֊‫׈‬Ⴉဗቨֽ֦ጦዿईႷ֦֘Փ

፯ӱ

2-3ഃ৖
3ଈऀപ௖

16 ｜ 機器センターたよりጦዿईႷ֩ৼ৖
෇ษ

ం༖

3ଈቨ

５．センターの利用方法

་ॺՔ঱୰֭ྃሑ

ጦዿ֭ጺ‫׋‬ᇀ౤ଞ֭ଞ੄ೄֽ֮֞็ᅏ༶ဴೄ֧໫֠஽‫֚׎‬¹ӱᅢ෦ി፬¸ӱፅᅉ౫੉֪ᅢ෦ി፬
{ӱड़ဴ֭ሑ֭‫־‬

DICE ‫؛‬՛‫׫‬՛ဎᎩ

DICE‫ؕ׻׮׬‬ड༎෇ษӡWebӢ੢၍ጦዿՔ੢၍ଞ੄ျউ‫ ؕ׻׮׬‬NOUSල௮
ӡ2-3ഃ৖֊֊‫ֽ֘׉‬Ӣం༖ؓ‫ؕי״ب׬‬ያዃ

https://dice.nims.go.jp/usage.html

NOUS֧၍֗സ໔৿৘֭‫ؖ‬՛‫֦֓׮ء׾חؠ‬ဎᎩ৪փֽ֘Փ

https://www.nins.jp/nous/࿓ഞി፬ӱ¹ጦዿ෇ษി ӡWebӢ{ሐಽ๦઄ኃഌಈൡႡി
ӡཛ֎ׁ֧጖സ2ഃ৖๶ֽ֦֪ዧຽӢ࿓ഞ๐ӱ ؓ‫ؠח؟׻‬ಈኃಬ nano-office@ims.ac.jp་ॺᎌૢଞ੄็ᅏ‫ؤ׽׸؂‬՛‫ פ‬ያዃ‫ؕ׻׮׬‬http://chem-eqnet.ims.ac.jpያዃሑሓ֮Ւົམ֪‫ֽ֘׉֩ࡣׇ֥֢‬Փኴ஽֚๐ӱ २็ᅏ༶ဴೄ

‫֭׭׸آ‬ያዃӡᅢጅ֩ሑӢ੢၍ጦዿଞ੄ೄഗძ౮็ ያዃ‫ؕ׻׮׬‬጖സ႘࿘֭ᎌጛ

࿓ഞി፬ӱ጖സՒ็ᅏ֭ጦዿ

‫؛‬՛‫׫‬՛஋ಬ֭ጦዿೄ਋Ꭹሁ֪਋֖֥ྂ֎֟֔փՓ

http://www.occ.orion.ac.jp/lodge/¹጖സ૱ब ӡ጖സ๶႘ֽ֦֪‫ؖ‬՛‫ؠ‬Ӣ¸ઠபව௔୵௶ဎᎩࡕጘി ӡ‫ؖ‬՛‫ؠ‬Ӣ{ॺᆪॺภ့֭Ⴣଧ੔ई෇ษി
ӡ጖സ2ഃ৖๶ֽ֦֪‫ؖ‬՛‫ؠ‬࿓ഞӢ࿓ഞ๐ӱ ؓ‫ؠח؟׻‬ಈኃಬ nano-office@ims.ac.jp࿓ഞി፬ӱ¸ഞ྅ሇெി
ӡഞ྅ಐֽ֮֞ഞ྅ଢ଼֘‫֪֊׃־‬Ӣ{ந઱଎֭ፚ೭ി֧ဩඔ଎֭ᄖ଎
࿓ഞ๐ӱ ؓ‫ؠח؟׻‬ಈኃಬ nano-office@ims.ac.jp‫׼‬՛‫׸ח״‬،‫آ‬՛‫׾‬‫׼‬՛‫׽ית็्׽׸װ״‬ӱ https://rde.nims.go.jp‫׼‬՛‫״‬ဎᎩ‫׽ית‬ӱ https://rde-entry-arim.nims.go.jpؓ‫ؠחؚ؀‬ӱ ड༎ం༖ಐׁ֪‫בפب؟‬։ཐ‫ֽ֖֚֘׈‬Փ

https://drive.google.com/drive/folders/1vPMfXGkflBMspJO
dQGmSxdplMtdF5L0p

ถऐሇெӡႩဗቨӢ࿓ഞി፬ӱ¹ጦዿሇெി ӡWebӢ࿓ഞ๐ӱ Web‫ב׮ء׾ח‬ଢ଼႘ᎌጛֽ֖֘Փ
ഋᇀ֩ৼ৖֭ଢ଼

໐࿊‫׼‬՛‫״‬୰्ֱ֛೅ಝ֪ARIM֧ᇀ౤ଞ֭਋ఐ‫ב‬։৪փֽ֖֘Փ
ിಠ֭፯ӱ https://arim.ims.ac.jp/acknowledgments/

機器センターたより ｜ 17

５．センターの利用方法

ኁ৖৫઄֭ሑ

ጦዿ֭ጺ‫׋‬ᇀ౤ଞၾ֭็ᅏ༶ဴೄ֧໫֠஽‫֚׎‬¹ӱᅢ෦ി፬
{ӱड़ဴ֭ሑ֭‫־‬ؓ‫֭ؕי״ب׬‬ະཎ࿓ഞി፬ӱड༎෇ษӡിኜӢ¹ጦዿ෇ษിӡWord؊‫ؠיז‬ӱ؆‫ؤ׮‬՛‫ࡊ֧֎ྚ֥֐֊ב׾‬඾֦֘Ӣ{ሐಽ๦઄ኃഌಈൡႡിӡዧຽӢ࿓ഞ๐ӱ ؓ‫ؠח؟׻‬ಈኃಬ nano-office@ims.ac.jpؓ‫ؕי״ب׬‬ያዃ጖സ૱ब֭ᎌጛ

೥೘ി፬ӱ

¹੔ईി

࿓ഞി፬ӱ

¹጖സ૱बӡ๶႘ֽ֦֪‫ؖ‬՛‫ؠ‬Ӣ࿓ഞ๐ӱ ؓ‫ؠח؟׻‬ಈኃಬ nano-office@ims.ac.jp጖സՒ็ᅏ֭ጦዿ

‫؛‬՛‫׫‬՛஋ಬ֪֥Ւጦዿೄ਋Ꭹሁ֪
጖സ/༄സಐ৖‫ב‬਋ႚ֖֥֎֟֔փՓ

ถऐሇெ

࿓ഞി፬ӱ

¹ጦዿሇெി

࿓ഞ๐ӱถऐ୰्૙ Ѝ WebӡႩဗቨӢถऐᅋ୰्૙ Ѝ ே఑ଞ੄੤፛ड੢၍ጦዿ૒ࡀ֪
‫ؖ‬՛‫֥֪ؠ‬࿓ഞӡ1֊ଈࡒၾӢጦዿፍ֭॰࿊ଢ଼Ւษਿി֋ၫ֌ֽ֖֞‫׈‬็ᅏጦዿፍ‫ב‬ଢ଼Ⴖ֎֟֔փՓ

ኁ৖৫઄֭ሑ
»෹ಐ෇ษ෇ษ֭೟፬੔ईി֭ᄇபଢ଼Ւ෇ษ֖֞ৼ৖ၾ֭‫־‬ጦዿईႷ֦֘Փ
ጦዿֲ֪֭֞෇ษ‫ב‬։৪փֽ֖֘Փ

፯ӱ

2ഃ৖࿘ဗ

ጦዿईႷ֩ৼ৖ӡ௻ྙ2ഃ৖Ӣ

4ଈ
෇ษ

੔ईിᄇப

18 ｜ 機器センターたより

3ଈཨപ５．センターの利用方法

大学連携研究設備ネットワーク利用方法
1 ．概要
機器センターの設備は、大学連携研究設備ネットワーク（以下、設備ネットワーク）に登録されており、予約も設備ネットワークの予約システムを通じて行っていただいております。本システムは機器センターの設備のみならず、全国参画機関の登録共用設備を検索・予約する事もできます。2019
年 4 月からは、従来の国立大学に加えて、公立大学・私立大学・高等専門学校等の参画機関も設備登録を可能とする事でネットワーク利用拡大を推進しております。また、2018 年 5 月に利用者増に伴う情報の大容量化への対応、セキュリティー強化、操作性向上を目的に、予約システムをリニューア
ルしました。ここでは、機器センター内での設備利用に限定した利用方法について説明します。

2 ．利用方法
2 ．1 ホームページ
設備ネットワークのホームページ（図 1）は以下の通りです。ここから予約システムにログインします。
https://chem-eqnet.ims.ac.jp/
図 1 設備ネットワークホームページ

2 ．2 アカウント
予約システムを利用するためにはアカウント（ユーザー ID）が必要です。アカウントをお持ちでない方は、所属機関でアカウントを作成していただく場合や機器センターでアカウントを発行する場
合などがございます。アカウントの発行方法は、ホームページの「利用案内＞登録方法」をご参照く
ださい。不明点は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

2 ．3 利用の流れ（1）予約
利用者自身のアカウントで予約を行ってください。ただし、施設利用の場合は申請代表者が予約を行ってください。協力研究の場合は受け入れ研究室側で対応をお願いします。
（外部ユーザーを研究室メンバーとしてアカウントを発行するか、受け入れ研究室の対応者が予約を入れる。）（a）予約システムにログインし、利用する設備を［予約］（①）−［設備を検索］（②）から分子科学研究所の装置を検索し、設備名（③）をクリック（図 2）。
（b）設備詳細画面の［相互利用予約］（④）をクリック（図 3）。
（c）利用日時（⑤）・予算区分（運営費交付金）（⑥）を選択し、［登録］（⑦）をクリック（図 4）。
続いて確認画面の［OK］をクリック。

機器センターたより ｜ 19

５．センターの利用方法

ձ
ղ

ճ



図 2 設備検索մ

図 3 設備詳細画面

20 ｜ 機器センターたより

５．センターの利用方法

յ

ն
շ

図 4 予約テーブル（2）予約の確認、変更、取消［予約状況］（⑧）で、予約状況の確認、予約の変更（利用日時等の変更）、予約の取消（⑨）が出来ます（図 5）。予約の変更では図 4 のような画面で日時の再設定ができます。
「承認待ち」：設備管理者が予約を確認中です。

「予約中」：設備の利用が出来る状態です。

機器センターたより ｜ 21

５．センターの利用方法

ո

չ




図 5 予約状況

2.4

参考（1）ＩＤ・パスワードの変更
ＩＤやパスワードは、ログイン後、［マイページ］の［個人設定］や［パスワード変更］で随時変更出来ます。
（2）ＩＤ・パスワードを忘れた方へ
ＩＤ・パスワードを忘れてしまった場合は、トップペー
ジログイン部分の直下にある「ID・パスワードを忘れた方」のリンクをクリックしてください（図 6）。「パスワー
ド再設定メール送信」画面で、氏名とメールアドレスを入力するとシステムからメールが届きます。メールには IDとパスワード再設定用ページの URL が記載されています。
記載ページにアクセスしてパスワードの再設定を行ってください。
（機関管理者、会計責任者からも、アカウントを指定して再設定メールを送付することができます。）※

図 6 トップページのログイン部分

予約システムの操作の詳細やヒントは、マニュアル等をご覧ください。
• マニュアル URL：https://chem-eqnet.ims.ac.jp/howto/manuals/• Q&A

URL：https://chem-eqnet.ims.ac.jp/howto/qa/• リファレンス URL ：https://chem-eqnet.ims.ac.jp/howto/labchief/

22 ｜ 機器センターたより

５．センターの利用方法

液体ヘリウム利用方法
1 ．概要
現在、明大寺地区のヘリウム液化機は順調に稼働しています。山手地区のヘリウム液化機は停止中。
2024 年度（令和 6 年度）更新予定。液体ヘリウム供給方法については以下の通りご案内します。
従来の利用方法を踏襲して、予め液体ヘリウム充填済みのベッセルを何台か用意させて頂き、ベッセルの持ち出し及び返却で液体ヘリウムをご利用頂くシステムの変更はございません。ただし、研究室所有の専用容器への供給はセルフ方式となりますので、ご了承ください。
以下では、現在行われている利用方法を中心に記しておきます。その他、利用規程や液体ヘリウム
取り扱い上の注意等につきましては、機器センターホームページ内の液体ヘリウム利用者のためのマニュアル（http://ic.ims.ac.jp/kiki/teion/He̲user̲manual2008.pdf）に詳しく書かれておりますので、ご参照頂ければ幸いです。
山手地区での液体ヘリウムご利用方法については、以下の「山手地区液体ヘリウム利用方法」をご参照ください。

2 ．液体ヘリウム利用の前に• 液体ヘリウム使用者は、「液体ヘリウム利用者講習会」を受講し、液体ヘリウム利用者として登録すること。（必要があれば「液体ヘリウム利用者講習会」は随時行う）• 実験室のヘリウム回収配管を利用する場合、早めに機器センターの寒剤担当者に連絡すること。

3 ．明大寺地区液体ヘリウム利用方法
3 ．1

設置場所

• 共同研究棟 A 棟 1 階 105 室

3 ．2

ベッセル持ち出し手順（1）所定の場所にあるベッセルを手前から順に持ち出す。
（2）備え付けの「ベッセル持ち出し・返却入力用パソコン」の画面の「持出」にタッチする。
（3）スキャナーでユーザー QR コードを読み取り、次に容器 QR コードを読み取り、「確認」にタッ
チする。
（4）ベッセルを持ち出す。

3 ．3

ベッセルの返却手順（1）ベッセルをロードセル中央に載せる。
（2）パソコンの画面の「返却」にタッチし、スキャナーで容器 QR コードを読み取り、「計量」にタッ
チする。
（3）表示内容を確認の上、「確認」にタッチして、ベッセルを返却場所に置き、回収配管につなぐ。
（4）返却完了。

機器センターたより ｜ 23

５．センターの利用方法
ベッセルの持出・返却の際は、回収用のバルブ操作に十分注意してください。新たに回収用チュー
ブの接続にワンタッチコネクターを採用しました。

4 ．山手地区液体ヘリウム利用方法
4 ．1

設置場所

• 山手 4 号館 207 号室

4 ．2

ベッセル持ち出し手順（1）所定の場所にあるベッセルを持ち出す。
（2）ベッセルをロードセルに載せる。
（3）スキャナーでグループコードおよび容器用バーコードを読み込む。
（4）「供給データ」の表示が安定したらタッチパネルの「持出」ボタンを押し、ベッセルを持ち出す。

4 ．3

ベッセルの返却手順（1）ベッセルをロードセル中央に載せる。
（2）スキャナーで、グループコード及び容器コードを読み取る。
（3）「供給データ」の表示が安定したらタッチパネルの「返却」ボタンを押す。
（4）容器を返却場所に置き、回収配管につなぐ。
（5）返却完了。
ベッセルの持出・返却の際は、回収用のバルブ操作に十分注意してください。

5 ．異常時
異常時は、直ちに機器センター寒剤担当者（明大寺地区：内線：7471 または 4563、携帯：0904082-6162、山手地区：内線：5516）に連絡すること。

6 ．その他• 供給可能時間は、充填済みの持ち出すベッセルがある場合は終日可能である。
• 研究室で所有するベッセルも上記方法で利用可能である。
• 使用期間の長期化は、貸し出し容器の不足が発生し液体ヘリウムの供給に支障が出るため、容器はなるべく早めに返却すること。
• 液体ヘリウムは必ず 5 L 以上残した状態で返却すること。
• ヘリウムの回収ロスが直接供給価格に反映されるため、蒸発ガスの回収 100％を心がけること。
• 回収ガスに、なるべく空気を混入させないように十分注意すること。
• ベッセルへの空気混入は絶対に避けること。
• 液体ヘリウム供給価格：2022 年度後期

24 ｜ 機器センターたより

1 L 当たり 336 円。

５．センターの利用方法

液体窒素利用方法
1 ．概要
液体窒素の汲み出しは、セルフサービス及び自動供給・自動計量です。液体窒素に関しては、大学で死亡事故もあり、ユーザーが液体窒素を安心して利用するためには、単に供給装置の利用講習だけ
でなく液体窒素自体の安全教育も重要です。
明大寺地区液体窒素利用者のためのマニュアルは、機器センターホームページ（http://ic.ims.
ac.jp/kiki/teion/N2̲Users̲Manual̲ja.pdf）にあります。当マニュアルには、分子研における液体窒
素汲み出しの手順だけでなく、液体窒素を取り扱う上での注意点や液体窒素容器の種類と使用方法についても詳細に書かれておりますので、是非ご参照ください。
なお、山手地区での汲み出し手順は明大寺地区と少し異なりますので、以下の「山手地区液体窒素
汲み出し手順」の項をご覧ください。以下では、要点を抜粋し、簡単に記しておきます。

2 ．特に注意すべき点• 凍傷を防ぐ：保護眼鏡、革手袋を使用すること。
• 酸欠を防ぐ：実験室内の換気に注意すること。
• 爆発を防ぐ：容器を密封しないこと。

3 ．液体窒素容器について• 容器には開放型と密封型があり、密封型を使用するときは取扱説明書をよく読んでおくことが必要である。
• 容器を購入する場合、あらかじめ供給が可能な容器かどうかを寒剤担当者に確認すること。
• 容器は登録しなければ使用できない。登録した容器には容器バーコード（ベッセルバーコード）が発行される。

4 ．液体窒素汲み出しの前に• 毎年年度初めに実施される「液体窒素利用者講習会」に参加申請し、受講する。この時受講できなかった人は後日、随時液体窒素利用者講習を実施するので寒剤担当者に連絡する。
• 受講修了者にはユーザーバーコードが発行される。

5 ．明大寺地区液体窒素汲み出し手順
5 ．1

汲み出し場所• 共同研究棟 D 棟 2 階入り口の渡り廊下（大型容器用・小型容器用）• 共同研究棟 A 棟 105 室（大型容器用）• UVSOR 棟地階（UVSOR 利用者専用）

5 ．2

手順

（1）容器をロードセルに載せフレキシブルチューブを挿入する。（革手袋着用のこと）

機器センターたより ｜ 25

５．センターの利用方法（2）ベッセルバーコードとユーザーバーコードをバーコードリーダーで読み取る。
（3）操作画面上の「START」にタッチすると充填が開始する。満量充填でも必要量充填でも可能。
（4）充填終了時、電子ブザーが鳴る。
（5）容器をロードセルから降ろすと電子ブザーが止まる。フレキシブルチューブを元に戻す。（革手袋着用のこと）

5 ．3

注意

異常時は緊急閉止弁を閉め、直ちに緊急時連絡先（内線：7471 または 4563、携帯：090-4082-6162）に連絡すること。

5 ．4

その他

• 汲み出しの時間は、原則平日午前 9 時〜午後 5 時までである。
• 無登録の所外研究者（液体窒素利用者講習会未受講者）が液体窒素の汲み出しを行う場合は、「液
体窒素利用者講習会」受講修了者立ち会いのもとで行うこと。
• エレベーターに人と液体窒素容器とを同乗させてはいけない。
• 液体窒素供給価格：2022 年度後期

6．

山手地区液体窒素汲み出し手順

6 ．1

汲み出し場所

1 L 当たり 73 円（明大寺地区）。

• 山手 4 号館 2 階液体窒素供給室

6 ．2

手順

（1）容器をロードセルに載せフレキシブルチューブを挿入する。（革手袋着用のこと）（2）容器バーコードとユーザーバーコードをコントローラー付属のバーコードリーダーで読み取る。
（3）コントローラーの「開始」ボタンが点滅する。
（4）「開始」ボタンを押すと充填が開始する。
（5）充填途中で止めたいときは「停止」ボタンを押す。充填終了時、電子ブザーが鳴る。
（6）容器をロードセルから降ろすと電子ブザーが止まる。フレキシブルチューブを元に戻す。（革手袋着用のこと）6 ．3

注意

異常時は直ちに緊急時連絡先（内線：5516）に連絡すること。

6 ．4

その他

• 汲み出しの時間は、原則午前 9 時〜午後 5 時までである。
• 「液体窒素取り扱い講習」を受けていない人は、汲み出すことはできない。
• エレベーターに人と液体窒素容器とを同乗させてはいけない。
• 液体窒素供給価格：2022 年度後期

1 L 当たり 100 円（山手地区）。

• 窒素ガスを利用する際は、機器センター山手地区担当者へご連絡ください。

26 ｜ 機器センターたより

５．センターの利用方法

小型貸出機器利用方法
1 ．概要
共同利用機関であり流動性も高い分子科学研究所において、一時的に使用する機器を備え貸出できる環境を整えることは、無駄な投資を防ぐ意味でも有用です。そこで機器センターでは、各種実験に利用できる汎用性の高い機器を中心に、小型貸出機器として保有しています。例えば、電源・ボック
スカー・発振器・エレクトロメーターなどの共通性の高い汎用機器から、光スペクトラムアナライ
ザー・オシロスコープなどの比較的高価な機器も備えています。現在（2023 年度）、73 台を保有しております。所内の方のみの貸出とさせて頂いておりますが、所外の方でも施設利用や協力研究等の実験の際には、所内の方を通じて利用して頂くことが可能です。
なお、機器保管場所は「共同研究棟 A 棟 2 階 201」です。

2 ．利用方法
小型貸出機器については、機器センター HP（http://ic.ims.ac.jp/）から「所有設備一覧」を開いて頂き、下に送り「所内専用」のところの「小型機器→ 機器リスト・利用方法はこちら」をご参照ください。機器の利用状況表もご確認頂けます。
機器の利用の際は、メール、またはお電話にて以下の内容のご連絡をお願いいたします。
● 電子メール送り先：
Subject：

ueda@ims.ac.jp｢小型貸出機器の利用｣ とご記入ください。

--- ＜送信事項（記入例：コピー＆ペーストしてお使いください）＞ --機器名：7-512 ソースメーター
利用者氏名：岡崎KEITHLEY 2450

大河

利用者所属：〇△□ Ｇ
利用者メールアドレス：taiga@ims.ac.jp
利用開始日：令和 5 年 6 月 7 日
返却予定日：継続使用を希望---------------------------------------------------------● お電話の場合：担当

上田、内線 7226

までご連絡ください。

既に利用されている機器の場合であっても、ご連絡頂ければ出来る限り日程調整をさせて頂きます。
貸出期間については、原則 2 週間とさせて頂いていますので、返却予定日を設定される方は利用開始
日から 2 週間以内の日としてください。返却予定日が決まっていない場合は ｢継続使用を希望｣ として頂ければ、次の利用希望が入るまで継続してご利用頂けます。但し、利用期間が 2 週間以上経過している場合、次の利用希望が入った時点で出来る限り速やかに返却して頂くようお願いいたします。
返却の際も、メール、またはお電話にて以下の内容のご連絡をお願いいたします。

機器センターたより ｜ 27

５．センターの利用方法● 電子メール送り先：
Subject：

ueda@ims.ac.jp｢小型貸出機器の返却｣ とご記入ください。

--- ＜送信事項（記入例：コピー＆ペーストしてお使いください）＞ --機器名：7-512 ソースメーター
利用者氏名：岡崎KEITHLEY 2450

大河

利用者所属：〇△□ Ｇ
利用者メールアドレス：taiga@ims.ac.jp
返却年月日：令和 5 月 7 月 7 日---------------------------------------------------------● お電話の場合：担当

上田、内線 7226

までご連絡ください。

なお、利用の際の機器の持ち出し、及び返却は、お手数ですが利用者ご自身でお願いします。参考
までに、小型貸出機器のリスト（機器名別）を表 1 に示します。
お気軽に、ご利用ください。

表1

小型貸出機器（73 台）機器名別リスト

機器名
ロックイン増幅器
ボックスカー積分器
広帯域前置増幅器
高速電流増幅器
ユニバーサルカウンター
ファンクションシンセサイザー
シンセサイズドスイーパー
任意波形発生器
デジタルディレイジェネレーター
デジタルマルチメーター
デジタルボルトメーター
シングルモノクロメーター

28 ｜ 機器センターたより

台数
5
22
3
1
1
1
1
1
5
3
1
1

機器名
水銀キセノンランプ
標準ハロゲンランプ
光スペクトラムアナライザー
デジタルオシロスコープ
オシロスコープ用高圧プローブ
直流定電圧／定電流電源（ｿｰｽﾒｰﾀ）
高圧安定化電源
データロガー
C.F. ディスクリミネーター
フラックスゲート型磁力計
マルチチャンネルアナライザ

台数
1
1
1
4
1
6
10
1
1
1
1

５．センターの利用方法

試料準備室利用方法
1 ．概要
来所後に試料調整や準備が必要な場合、試料準備室（明大寺地区・共同研究棟 A 棟 2 階 202 号室）
をご利用いただけます。

2 ．利用方法
利用の都度、ノート、ミニホワイトボードに所属、氏名、使用期間の記入をお願いします。
予約制ではありませんが、利用予約が必要な場合は、担当者までご連絡ください。
グローブボックスについては予約が必要になりますので、担当者に予めお問合せください。
長時間場所を離れる場合や、危険物等がある場合は、ミニホワイトボードで示してください。
整理整頓を心がけてください。使用後は片付け、実験台の清掃をお願いします。
廃液は、原則お持ち帰りください。


小型設備収納棚

2 ．1

ミニホワイトボード

設置設備

小型設備（小型設備収納棚のもの，移動可能なもの）
上皿天秤（島津・UW620H）

ᑠᆺタഛᑠᆺタഛ実体顕微鏡（ニコン・SMZ745T）



超音波洗浄機（アズワン・US-1R）
スターラー（アズワン・CT-1A）
ホットスターラー（IKA・C-MAG HS7 digital）
ウォーターバス（EYELA・SB-350）
ボルテックスミキサー（サイエンティフィックインダストリーズ・SI-0286）
機器センターたより ｜ 29

５．センターの利用方法
኱ᆺタഛ

኱ᆺタഛ
኱ᆺタഛ
 
大型設備（移動不可のもの）

真空ライン（自作、［真空度］（RP）〜 3 Pa、（DP）〜 10‑4 Pa、［接続］TS15/25、φ 6 mm 管）
導入可能ガス：He、N2、O2 ガス。Swagelok 継手φ 2、3、4、6、10 mm。
真空型グローブボックス（UNICO・UN-12L、ガス循環精製装置、自動内圧調整器）
寸法（mm）：メインボックス 1200 × 650 × 600、パスボックス 250 × 250 × 350
ガ ス 循 環 精 製 装 置 運 転 時（ ア ル ゴ ン 雰 囲 気 ）： 酸 素 濃 度 1ppm 以 下、 露 点−73 〜−76 ℃
電子天秤、CCD 顕微鏡が利用可能です。
電気炉（Yamato・FO510）〜 1000 ℃
定温恒温乾燥機（EYELA・NDO-400）〜 250 ℃
エバポレーター（BUCHI・Rotavapor R-100）
ドラフトチャンバー（Yamato・KFC2180）
窒素エアガン（アズワン・CAGN-P-14）〜 0.3 MPa

真空ライン

真空型グローブボックス

試料準備室の設備配置

30 ｜ 機器センターたより

５．センターの利用方法

共同利用者控室
1 ．概要
施設利用者の方にご利用いただけますよう、共同利用者控室を設置しております。明大寺地区では、共同研究棟 C 棟 2 階にあります（UVSOR、装置開発室利用者と同室）。山手地区では、山手 5 号館 1階にあります。会議机やホワイトボード、個人用机もございますので、打ち合わせや測定の合間の休
息にご利用ください。また共用パソコン、プリンター、コピー機もご利用いただけます。パソコン持込みの場合、所内ネットワーク接続に必要なアカウントも発行可能です。ネットワーク利用上の注意ඹྠ◊✲Ჷ
& Ჷ
㝵
ྕᐊ
ඹྠ◊✲Ჷ
& Ჷ
㝵
ྕᐊ
に従ってご利用ください。

当センターの施設利用者の方であれば、どなたでもご利用いただけますが、利用の際は、設備担当
者、あるいは機器センター事務室までお知らせください。来所・退所記録簿へのご記入も控室にてお願いしております。
お気軽に、ご利用くださいませ。
ඹྠ◊✲Ჷ
& Ჷ 㝵 ྕᐊ

明大寺 共同研究棟 C 棟 2 階 205 号室

 
ྕ㤋
㝵
ྕ㤋
㝵
山手 5 号館 1 階

 ྕ㤋  㝵

機器センターたより ｜ 31

６．所有設備紹介

電子顕微鏡
概要
電子顕微鏡は、電子線を試料に当てて拡大像を観察する装置で、大きく分けて透過電子顕微鏡（TEM：Transmission Electron Microscope） と 走 査 電 子 顕 微 鏡（SEM：Scanning Electron
Microscope）の 2 種類がある。透過電子顕微鏡では試料を透過した電子をレンズ系で拡大し結像させて内部構造を観察し、走査電子顕微鏡では試料からの反射電子や二次電子を検出して表面構造を観察する。また、電子線と試料との間の相互作用によって特性 X 線や非弾性散乱電子なども放出されており、これらを分析することで化学組成など様々な情報を得ることができる。
設備紹介（電界放出形走査電子顕微鏡（FE-SEM）/JSM-6700F）担当）今井・石山・平野

特徴
電子線のエネルギー幅の小さい電界放出形電子銃とセミインレンズ系対物レンズにより、低加速電圧での高分解能観察に対応。
最大で直径 2 インチまでの試料を観察可能。
ただし高さは約 10 mm まで。
二次電子像の他、組成コントラストを持つ反射電子像が観察可能。
絶縁性試料の導電処理とてして、カーボン
コーター、イオンコーター（Au）、オスミウ
ムプラズマコーターを提供

メーカー：JEOL
型

式：JSM-6700F

導入年度：2002 年度

導電処理装置カーボンコーター SC-701CT（サンユー電子）
イ オ ン コ ー タ ー IB-3 型（Eiko エンジニア（主な仕様）
電子銃

冷陰極電界放出形

（Au）

加速電圧

0.5 〜 30 kV

オ ス ミ ウ ム コ ー NL-OPC80-AS（NIPPON

照射電流0.1 pA 〜 2 nA

ター

倍率

25 〜 650,000 倍

像分解能

1.0nm（15kV）、2.2nm
（1kV）

試料サイズ

最大直径 2 インチ

検出器

二次電子検出器
反射電子検出器

32 ｜ 機器センターたより

リング）
LASER&ELECTRONICS
LAB）

６．所有設備紹介
設備紹介（低真空分析走査電子顕微鏡（SEM-EDX）/SU6600）

担当）今井・石山・平野（EDX 検出器：QUANTAX XFlash 5060FQ）
検出器

シリコンドリフト検出器

検出面積60 mm2（15 mm2 × 4）

検出元素範囲B 〜 Am

分解能

133 eV（Mn-K D ）以下特徴• 低真空モードにより、高真空で脱ガスのある試料を観察したり、絶縁物を導電処理無しでメーカー：日立ハイテクノロジーズ、
ブルカー・エイエックスエス
型

観察したりすることが可能。
• 対物レンズがアウトレンズ系のため、磁性材
料の観察も可能。

式：SU6600
QUANTAX XFlash 5060FQ

導入年度：2013 年度• 最大で直径 150 mm までの試料を観察可能。
ただし直径によって、重量や高さ、使用可能
な機能に制約があるため要相談。

（主な仕様）• 二次電子像の他、組成コントラストを持つ反（SEM：SU6600）

射電子像、明視野透過電子像が観察可能。

電子銃

ZrO/W シ ョ ッ ト キ ー エ• エネルギー分散型 X 線（EDX）分析により、ミッション形含有元素の定性分析、おおよその定量分析、

加速電圧0.5 〜 30 kV

元素マッピングが可能。

照射電流

1 pA 〜 200 nA• EDX 検出器として、検出面積 60 mm2 で高倍率

10 〜 600,000 倍

像分解能

1.2 nm（30 kV、 高 真 空

感度の検出器 XFlash5060FQ を搭載。

モード（<10‑3 Pa））
3.0 nm（30 kV、 低 真 空モード（60 Pa））
低真空範囲

10 〜 300 Pa

試料サイズ

最大直径 150 mm
（要相談）

検出器

二次電子検出器、低真空用二次電子検出器、反射電子検出器、透過電子検出器

機器センターたより ｜ 33

６．所有設備紹介
設備紹介（電界放出形透過電子顕微鏡（TEM）/JEM-2100F）担当）伊木・上田・賣市・平野特徴• 高輝度で高い干渉性の電子線が得られる
フィールドエミッション電子銃（FEG）を搭載した電子顕微鏡。
• ナノスケールオーダの超高分解能の像観察や分析ができる。
• エネルギー分散型 X 線分析装置（EDS）による微小部の元素分析、組成マップが測定できる。
STEM 機能により走査透過像測定が可能。

メーカー：JEOL型

式：JEM-2100F

導入年度：2003 年度（主な仕様）
電子銃

フィールドエミッション

加速電圧

200 kV

分解能

0.23 nm（粒子像）
0.1 nm（格子像）

倍率2,000 〜 1,500,000 倍

試料

3 mm φ以内

34 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介
設備紹介（電子プローブマイクロアナライザ（EPMA）/JXA-8230）

担当）石山・平野（WDS 検出器）
検出器

キセノン封入，ガスフロー比
例計数管

分光結晶

TAP，TAPL，LHE1L，
LDE2，LDEB，LIF，LIFH，
PETJ，PETH

X 線分光範囲

0.087 〜 9.3 nm

検出元素範囲Be 〜 U（軟 X 線分光器：SS-94000SXES）
検出限界

20 ppm

分解能

0.3 eV（Al-L，73 eV）

回折格子

ラミナー型収差補正不等間隔
溝回折格子

CCD カメラ軟 X 線分光器用背面照射型 X
線 CCD カメラ

取 得 エ ネ ル 50-170 eV（回折格子 JS50XL）
ギー範囲

70-210 eV（回折格子 JS200N）（EDS 検出器）
検出器

ドライ SD エクストラ検出器

素子有効面積 10 mm2
検出元素範囲 B 〜 U
メーカー：JEOL
型

分解能

129 eV 以下（Mn-K D ）式：JXA-8230、SS-94000SXES

導入年度：2023 年度

特徴
WDS は EDS よりも X 線エネルギー分解能（主な仕様）

が 1 桁高いため、エネルギー値が近い元素の（SEM：JXA-8230）

分別が可能となる。

電子銃

LaB6,W 電子銃

加速電圧

0.2 〜 30 kV（0.1 kV ステップ）

照射電流

1 pA 〜 10 μA

観察倍率

40 〜 300,000 倍• 軟X 線分光器により軽元素の分析も可能。

二 次 電 子 解 5 nm（30 kV）
像度
最大試料寸法 100 mm × 100 mm × 50 mmH

機器センターたより ｜ 35

６．所有設備紹介

走査プローブ顕微鏡
概要
走査プローブ顕微鏡（Scanning Probe Microscope：SPM）は、試料表面と探針間の原子間力や微小電流を検出し、気体及び溶液環境下において、原子・ナノレベルの分解能で試料表面の物性を解析することが出来る。金属や半導体のみならず、有機材料などの絶縁体や、生体分子などの物性測定が可能である。
設備紹介（Dimension XR Icon Nanoelectrical，Nanoelectrochemical）担当）湊・上田・今井・杉本

測定モード

形状測定
機械特性測定（位相モード、
水平力顕微鏡モード、
フォースカーブモード、
ピークフォースマッピングモード等）
電気特性測定電気化学原子間力顕微鏡動作
走査電気化学顕微鏡動作

付属装置

密閉型大気非曝露測定用ボックス
環境制御ユニット（温度：−35 〜 250 ℃、メーカー：Bruker型

湿度：5 〜 80 ％で設定可能）

式：Dimension XR Icon Nanoelectrical
Dimension XR Icon Nanoelectrochemical

導入年度：2019 年度

特徴• 形状測定、機械特性計測とキャパシタンス・
電流・ケルビンフォース・磁気力等の物性計（主な仕様）
走査範囲

XY：> 85 µm、Z：> 9 µm

測や電気化学特性の同時測定が可能。

ノイズフロア 0.035 nm 以下• 加熱 / 冷却、雰囲気制御（ガス・湿度・溶液

試料サイズ

最大直径 200 mm、厚さ 15 mm

中）、光照射、電気化学反応下、磁場印加等

自動

駆動範囲：180 × 150 mmに対応可能。

ステージ

繰返し精度：3 µm

高解像 CCD

5 メガピクセル

カメラ（デジタルズーム）36 ｜ 機器センターたより• 大型自動ステージ（8 inch）• ドリフトレート 0.2 nm/min（X-Y）

６．所有設備紹介

測定例
図 1 に、Au/Ni/Si に 形 成 し た（2ʼR）
（M）
-

備考
所内外共に協力研究が可能である。

-overcrowded alkene（OCA）と（2ʼR）（P）- -OCAの自己組織化単分子膜において、本装置を用いて得られた磁場印加下における局所伝導度測定の結果（R. Malatong et al ., Small 2302714（2023））を示す。分子のキラリティー制御による電子スピンの選択性の制御が実現されている。

図 1. a）Au/Ni/Si に形成した（2ʼR）（M）-overcrowded alkene（OCA）と（2ʼR）（P）-OCA の自己組織化単分子膜で走査プローブ顕微鏡を用いて得られた磁場印加下における局所伝導度測定のイメージ図．
b‒f）それぞれのキラリティーにおいて、N 極と S 極が上の状態で得られた電流 ‒ 電圧曲線（詳細は、Ruttapol Malatong, Takuro Sato, Jakkapan Kumsampao, Taketoshi Minato, Masayuki
Suda, Vinich Promarak, and Hiroshi M. Yamamoto, Small, 2302714（2023）を参照）．

機器センターたより ｜ 37

６．所有設備紹介

単結晶 X 線回折装置
概要
単結晶試料に X 線を入射すると、結晶構造を反映した回折点が得られる。この回折点の位置および強度から、結晶構造解析が行われる。構造解析により、原子の三次元座標（立体構造）や原子間距
離・結合距離、三次元の電子密度などの情報が得られる。
数十〜数百 µm サイズの単結晶試料が作成出来れば、数十分〜数時間程度で測定〜解析が行える。
設備紹介（MERCURY CCD-1・R-AXIS Ⅳ、MERCURY CCD-2）

担当）岡野※ R-AXIS は故障中。現在のところ、修理・更新予定はありません。

測定方法• マウント
0.1 〜 0.5 mm 角の単結晶を、ビットに取り付けたガラス棒の先端、またはマグネット台座付サンプルループに、接着剤・ワセリン等で固定。
（ゴニオヘッドは、ビット用とマグネット用があり、CCD-1、−2、HyPix で共用可能）
メーカー：Rigaku
型

式：MERCURY CCD-1・R-AXIS Ⅳ、
MERCURY CCD-2

導入年度：1996 年度（主な仕様）
X 線源

回転対陰極型、Mo
50 kV・100 mA（5 kW）• X 線の立上げ・停止（CCD1、CCD-2 共通）
コリメータ

φ0.3、0.5、1.0 mm

手順書に沿って、使用の度に X 線の立上げ・

カメラ長

35 mm、55 mm、75 mm

停止を行うこと。

ゴニオメータAFC-7 型χ サークル

検出器

Mercury CCD

温度可変

100 〜 400 K

ソフトウェア

測定：Crystal Clear
データ処理：CrysAlisPro
解析：Crystal Structure、
Olex2

38 ｜ 機器センターたより• 温度可変測定
PSA を起動させ、1 時間程度おいてから、コンプレッサーを起動して冷却を始める。最低
温 100 K まで、約 2 時間かかる。CCD-1 は
ボ タ ン 一 つ で 自 動 停 止。CCD-2 は 冷 却 水、手動停止が必要。

６．所有設備紹介
設備紹介（微小結晶 /HyPix-AFC）

担当）岡野
• 検出器
2017 年度、半導体検出器 HyPix-6000HE に更新。呼称を「MERCURY CCD-3」から現行名に変更した。検出器取付けの都合からゴニオ
メータも更新、測定・解析ソフトウェアも従来のソフトに加え表記のものが利用できる。
• 低温測定ガス吹き付け型の冷却装置で、到達温度は、
N2 ガスモードで 100 K、He ガスモードで 24
K（ 実 測 ）。 到 達 時 間 は、N2 で 240 分、He

メーカー：Rigaku

で 150 分。運転モードの切り替えは、He か型

ら N2 には迅速に切り替え可能だが、N2 から

式：HyPix AFC

導入年度：2017 年度

He の場合は、冷凍機を一旦室温に戻す必要がある。
N2 ガスは PSA、He ガスはボンベからの供（主な仕様）
X 線源

回転対陰極型、Mo

給で、He ボンベは稼働中でも交換可能。He

50 kV・16 mA（0.8 kW）

ガス使用の場合、所内利用は実費が必要。

コンフォーカルミラー使用
コリメータ

φ 0.3 mm

ゴニオメータAFC-10 κ 型

検出器

HyPix-6000HE

温度可変・100 K 〜室温（N2 ガス：PSA より供給）
・24 〜 100 K

測定方法• マウント
0.1 〜 0.2 mm 角以下の単結晶を、マグネッ
ト台座付サンプルループに、ワセリン等で固定する。

（He ボンベ：1 本 /8 時間）
ソフトウェア

測定：CrysAlisPro、
Crystal Clear
解析：Olex2、Crystal Structure

特徴• 高輝度 X 線
光学系にコンフォーカルミラーを用いており、CCD-1、-2 に比べ、約 10 倍の高輝度 X
線ビームが得られ、測定が難しかった微小結晶でも測定が可能。ビーム径はφ0.2 mm 程度で、コリメータはやや大きめのφ0.3 mmのものが取り付けてある。

その他
ケンブリッジ結晶構造データーベース（CSD）
が利用可能。ID・Password 等詳細は担当者まで。

機器センターたより ｜ 39

６．所有設備紹介

結晶スポンジ法 X 線回折装置
概要
単結晶 X 線構造解析は、分子の立体構造を決定する上で最も強力な分析手法である。しかしながら、この手法を用いるためには、構造を明らかにしたい試料の単結晶が不可欠であり、単結晶作製は時として大きな困難を伴う。
「結晶スポンジ法」は、細孔性錯体の結晶（結晶スポンジ）を目的試料の溶液に浸すことで試料分子を結晶スポンジの細孔内に導入し、単結晶 X 線構造解析により試料分子の立体構造を明らかにするという「結晶化不要の単結晶 X 線構造解析法」である 1。当センターでは、結晶スポンジ法を用いて、提供を受けた試料の立体構造を明らかにする。
設備紹介（XtaLAB P200、SuperNova）

担当）三橋

メーカー：Rigaku

メーカー：Rigaku

型

型

式：XtaLAB P200

式：SuperNova

導入年度：2013 年度

導入年度：2015 年度（主な仕様）（主な仕様）

X 線源

回転対陰極型、Mo/Cu デュ

X 線源

封入管型、Mo/Cu デュアル

アル線源

線源

Mo：50 kV・24 mA（1.2 kW）

Mo：50 kV・24 mA（1.2 kW）

Cu：40 kV・30 mA（1.2 kW）

Cu：40 kV・30 mA（1.2 kW）

コリメータ

φ 0.3、0.5 mm

コリメータ

φ 0.3、0.5 mm

カメラ長110 mmカメラ長

101.2 mm

ゴニオメータ1/4 χ ゴニオメータ

ゴニオメータκ ゴニオメータ

検出器

PILATUS 200K

検出器

直接光子検出型半導体検出器

温度可変

100 K 〜室温

温度可変

100 K 〜室温

ソフトウェアCrysAlisPro

ソフトウェアCrysAlisPro

40 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介

特徴

媒が細孔内を満たしている。それらは結晶ス• 結晶化不要

ポンジの骨格と強く相互作用しており、その本手法では、予め合成した結晶スポンジにままでは試料を導入することができない。そ単結晶性を保ちながら試料分子を包接させるのため、相互作用の弱い溶媒（ヘキサン等）

ため、試料の結晶化が不要である。そのため、で結晶スポンジ細孔内を置換する必要がある

結晶化が困難な試料や、原理的に結晶化でき（1 週間）。

ない油状の化合物の構造解析も可能である。

• 包接（ソーキング）• 微量分析が可能

測定したい試料の溶液を、溶媒置換後の結単結晶 1 個分に包接されるだけの試料量で晶スポンジが入ったバイアルに滴下し、細孔も測定できるため、原理的には数十 ng の試内に試料分子を取り込ませる（1 日〜数週間）。

料から構造決定が可能である。実際には、種々の包接条件を検討するため、試料量は多いほうが望ましい。
• 絶対構造決定に有効• 測定
ループ（図 2）に試料包接後の結晶スポンジを載せ、単結晶 X 線回折装置で測定する（数時間〜 2 日）。

結晶スポンジの骨格には、ヨウ素や亜鉛と言った重原子が含まれている。キラルな試料の包接させた際に骨格がキラルな構造に変形することがあり、重原子由来の大きな異常分散が期待できる。この異常分散から、試料の絶対構造決定が可能である。
図2

測定例
図 1 のサントニンをはじめとして、約 300
種以上の有機化合物の（絶対立体配置を含む）
立体構造を決定した。

ループに載せた結晶スポンジ• 解析
必要に応じて他の分析手法で得られた情報も併せながら、試料分子の構造モデルを構築
し、構造精密化を行う（数日）。

備考• 予め「溶媒置換」の項目までは済ませておりますので、利用者からの試料提供を受けて「包図1

サントニンの結晶構造

接」以降を行います。
• 結晶スポンジ法以外で本項の単結晶 X 線回折測定方法

装置（XtaLAB P200、SuperNova）の利用を• 結晶スポンジ作製
既報

1‒3

希望される場合は担当者までご相談ください。

の手順に従い、有機三座配位子と金属塩の溶液から液―液拡散法により結晶ス
ポンジを作製する（3 日〜 1 週間）。
• 溶媒置換結晶スポンジ作製後は、作成時に用いた溶

参考文献
1. Y. Inokuma et al. Nature 2013, 495 , 461.
2. Y. Inokuma et al. Nat. Protoc. 2014, 9 , 246.
3. F. Sakurai et al. Chem. Eur. J. 2017, 23 , 15.

機器センターたより ｜ 41

６．所有設備紹介

粉末・薄膜 X 線回折装置
概要
試料（粉末、薄膜、溶液など）に X 線を照射し、回折・反射・散乱された X 線を観測する。得られた回折パターンを既知試料の回折パターンと比較することで同定を行う。同じ物質でも結晶構造が異なれば回折パターンも異なるため、結晶相を識別できる。また回折線の有無や強度により配向性の評価可能。薄膜試料の振動パターンから膜厚・粗さ、溶液試料の散乱パターンから粒径・空孔径分布などの情報も得られる。
設備紹介（RINT-Ultima Ⅲ）

担当）藤原・宮島

ソフトウェアPDXL（ 基 本、 定 性、 リ ー
ト ベ ル ト、PDF-2）、NanoSolver

特徴• 主に粉末試料における定性分析（同定）に用いられる。粉末回折データベース（PDF-2）と照合することで同定を行う。
• CBO ユニットにより、集中法、平行ビーム法、
小角散乱光学系の切り替えが可能。
メーカー：Rigaku• 平行ビーム法により、試料成形の難しい試料型でも、容易に測定可能。

式：RINT-Ultima Ⅲ

導入年度：2005 年度• 自動可変スリットにより、ソフトウェア上からスリット幅を設定可能。

（主な仕様）X 線源

Cu：40 kV・40 mA（2 kW）

測定方法

光学系

集中法、平行ビーム法、小• 試料準備角散乱

ガラス板や無反射試料板、キャピラリ等に試

ゴニオメータ

試料水平θ−θ型

料を充填。
（ガラス板、無反射試料板は貸出可）

検出器

シンチレーション検出器

ステージ

回転試料台
キャピラリ回転試料台
小角散乱試料台
低温試料台（40 〜 300 K）

オプション

モノクロメーター
高分解能 PSA

制御 PC

Windows7

42 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介
設備紹介（Empyrean）

担当）藤原・宮島
ソフトウェアData Collector
HighScore PlusXRD2DScan
AMASS
TextureEasySAXS
PDF-4+

特徴• 複数の光学系、ステージ、検出器により、様々メーカー：Panalytical

な材料（粉末、薄膜、ナノ材料、電池、有機・型

無機材料など）に対応。

式：Empyrean

導入年度：2019 年度• PreFIX（Pre-aligned Fast Interchangeable
X-ray）機構により、光学系やステージを容易に交換可能。

（主な仕様）
X 線源
光学系

Cu

45 kV・40 mA（1.8 kW）• ドーム型中低温アタッチメント（DCS500）

Mo

60 kV・40 mA（2.5 kW）

や高温アタッチメント（HTK1200N）は、早Cu

Bragg-Brentano HD

い昇降温・優れた温度安定性を持ち、反応

集光ミラー

中・素子動作中のオペランド計測へも対応可

2 結晶 Ge（220）ハイブリッ

能。DCS500 は反射測定、HTK1200N は反射

ドモノクロメータ

測定および透過測定に対応。

X 線レンズ• 真空チャンバーを搭載した ScatterX78 によ

集光ミラー

り、空気散乱を抑えた高感度の小角および広Mo2 結晶 Ge（220）ハイブリッ
ドモノクロメータ
ゴニオメータ

試料水平θ−θ型

検出器

プロポーショナル検出器
半 導 体 検 出 器（PIXcel3D
2x2、GaliPIX3D）

ステージ• CdTe 半導体を用いた GaliPIX 3D 検出器は、Mo に 対 し ほ ぼ 100% の 検 出 効 率 を も つ。
PDF（Pair Distribution Function：二体分布関数）測定に対応し、局所構造の評価が可能。

反射 / 透過スピナー
3 軸（Chi-Phi-Z） ク レ ー ド
ル＋ X-Y ステージ
キャピラリスピナーオプション

角 X 線散乱（SAXS/WAXS）測定が可能。

DCS500（−180 〜 500 ℃）

測定方法• 試料準備ガラス板や無反射試料板、キャピラリ等に試料を充填。
（ガラス板、無反射試料板は貸出可）

HTK1200N（RT 〜 1200 ℃）
ScatterX78
制御 PC

Windows10

備考
初めての利用の方は、お問合せ下さい。

機器センターたより ｜ 43

６．所有設備紹介

Ｘ線溶液散乱装置
概要
液状の試料を光軸上に設置して X 線を照射し、散乱された X 線の強度や角度分布を 2 次元検出器で記録する。均一なタンパク質溶液試料の場合、結晶性（配向性）試料とは違って散乱像は等方的になる。したがって、散乱原点を中心に円環平均すると散乱角度（Q ）に依存した散乱Ｘ線強度 I （Q ）が得られる。タンパク質溶液からの散乱強度、溶媒のみからの散乱強度、これらを個別に記録して差分を取ると、溶質（タンパク質分子）の散乱曲線が得られる。この散乱曲線には構造情報が含まれており、ギニエ解析による回転半径や原点散乱強度の評価、間接フーリエ変換による動径分布距離解析、
低分解能像（分子形状）の推定、既知の結晶構造との比較、などを通してタンパク質分子の大きさや形状を見積もることができる。（図 1）
設備紹介（NANO-Viewer）

担当）秋山
モジュール間の継ぎ目のない散乱・回折パター
ンを記録することもできる。各スリットのピン
ホール径、ビームストッパー径、試料と検出器の距離などを変化させて、試料に最適な小角カメラを選ぶ。下表のように、現状では A 〜 K で区別される 12 段階の小角カメラで運用している。それ以外の設定については管理者と要相談。

メーカー：Rigaku
型

式：Nano-Viewer

導入年度：2013 年度（主な仕様）
Ｘ線

1.5418 Å

検出器

PILATUS 200K

試料／検出器距離-1

100 〜 1,000 mm

Ｑ レンジ（Å ）0.0063 〜 1.703 Å

d（Å）

3.7 〜 994 Å

試料体積

26 µL

試料温度

4 〜 100 ℃

小角カメラ表検出器は DECTRIS 社の PILATUS 200K を採用している。検出器を平行移動させることで、

44 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介

図1

X 線溶液散乱測定・解析の概要

BSA 標準散乱

セルと試料ホルダ

標準試料として用いられる牛血清アルブミン

溶液試料には専用セルとセルホルダが準備さ（BSA）の散乱パターンを A 〜 K の小角カメれている。標準セルの容量は 26 マイクロリッ

ラで記録した（下図）。3 mg/ml の試料濃度でトルである。試料体積のより小さいセルでも測30 min 積算を基本とし、広角測定（A，B）と定可能だが、その場合は管理者と事前に相談の極小角測定（K）では 10 mg/ml で 60 min のこと。試料温度は 4 〜 100 ℃の範囲で制御可

積算としている。図中の散乱曲線は試料濃度と能である。個体試料（フィルム、ファイバーな

露光時間に対して規格化されているが、ビームど）についても専用の試料ホルダを用いて測定強度に対しては規格化されていない。小角カメ

できる（温調はなし）。

ラ設定が A から K となるにつれ、測定可能領
域は広角（高分解能）側から小角（低分解能）側へとシフトしていき、同時に入射ビーム強度

が弱くなるために信号強度が弱くなっていく。

試料準備室
X 線溶液散乱装置の周囲には生化学実験を行
うための機器類が整備されており、タンパク質をはじめとする生体高分子試料の調製や評価ができる。主な機器としては、微量分光光度計（NanoPhotometer P330, Implen）、 電 子 天 秤（CP3202S, CP224S, Sartorius）、pH 計（LAQUA
F-73, HORIBA）、高速液体クロマトグラフィー

機器センターたより ｜ 45

６．所有設備紹介（AKTA − FPLC, GE）、動的光散乱（DynaPro
Titan, Wyatt）、 卓 上 ク リ ー ン ベ ン チ（Clean
Booth BB-100, AS ONE）、 超 音 波 洗 浄 機（1510J-MT, BRANSON）、 微 量 透 析 シ ス テ ム（Bio-Tech, COSMO BIO）などがある。

備考
サブナノ〜サブミクロンにわたる広い空間ス
ケールを扱う本装置は、多階層からなる分子シ
ステム（生体高分子やソフトマター）の研究に貢献する。共同研究にとどまらず、X 線溶液散
乱実験に関心のある研究者・学生への指導、実験計画段階での相談、放射光ビームラインへの橋渡し、課題申請書の作成、などについて可能
な限り支援をしている。

URL
https://groups.ims.ac.jp/organization/akiyama̲g/equipment/imsaxs.html

46 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介

電子分光装置
N

N

概要

N N
機能性材料バンド構造分析システムは、角度分解紫外光電子分光法（ARUPS：Angle-Resolved
N
Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy）を用い、固体・薄膜試料の価電子バンド構造を決定するこNとができる装置である。希ガス共鳴線による外部光電効果で機能性材料から放出された電子（光電子）のエネルギー分布と放出角度分布を計測することでバンド構造が得られ、これにより機能性材料の電子機能（例えば、最も基本的なイオン化エネルギーや仕事関数、伝導電荷の有効質量やスピン軌道相
互作用など）を調べることができる。
X 線光電子分光（XPS：X-ray Photoelectron Spectroscopy）装置は、超高真空中で試料に X 線を照射し、放出される電子（光電子）を検出する装置である。放出される光電子は、対象となる原子の内殻電子に起因するものであり、そのエネルギーは元素ごとに定まることから、エネルギー値を知ることで定性分析を行うことができる。原子の置かれている環境（化学状態）によって電子状態が変わることからピーク位置が僅かにシフトすることを利用して、化学構造解析を行うことができることから ESCA（Electron Spectroscopy for Chemical Analysis）とも呼ばれる。
設備紹介（機能性材料バンド構造顕微分析システム（ARUPS））

担当）田中・解良エ ネ ル ギ ー He I D 線を用いた金基板のフェ分解能

ルミ端の半値幅は 9 meV 程度（温度：8.6 K、パスエネルギー：N
2 eV、入射スリット：200 µm）

E n t r a n c e （1）0.1 mm
SlitN（2）0.2 mm（3）0.3 mm（4）0.5 mm（5）0.8 mm（6）1.5 mm

メーカー：VG Scienta（7）2.5 mm型（8）4.0 mm

式：DA30

導入年度：2014 年度

真空度

6 × 10‑9 Pa 以下（主な仕様）

装備機器

低速電子線回折（LEED）

電子分光器
紫外光源

静電半球型 200 mm 電子レン

Ar イオンスパッタガン

ズ（ディフレクター搭載）

各種加熱機構（通電・電子衝

マイクロ波放電方式

撃・セラミックヒーター）

He I，He II 共鳴線単色化機構

制御系

OS: Windows 8，実験データは、・He I D = 21.218 eV

バイナリー形式やテキスト

・He II D = 40.814 eV

ファイル形式など。専用解析
ソフトを提供可能。
機器センターたより ｜ 47

６．所有設備紹介

N
本装置の大きな特徴として、DA30 アナライ
N NN

特徴
①一般的な静電半球型電子分析器では困難な微小試料の二次元波数空間マッピングが可能②広い温度領域（8 〜 400 K）における電子状
態測定が可能N

ザーのディフレクター機能を用いることで、
ARUPS スペクトルの 2 次元波数空間（
NN NN NN , N ）[x[yマッピングを容易に得ることができる点が挙げられる（※一般的なアナライザーはNN
N のみ）。
[x③低速電子線回折法による二次元結晶構造を決定することが可能

図 2 に高配向性熱分解グラファイト（HOPG）の He I D ARUPS イメージを示す。HOPG やグ④様々な試料形態の表面処理が可能な機器（Arラフェンでは、π電子系が円錐状の分散（ディイオンスパッタ機構、電子衝撃加熱機構、通ラックコーン）を示すことが知られている。本

電加熱機構）を搭載 などが挙げられ、様々装置を用いることで、このような電子状態を高な分野の機能性材料の電子状態評価に対応可

精度かつ容易に得ることが可能である。

能な実験装置となっている。

HOPG (T = 298 K)
kx

ky

測定例

kx

図 1 に Au の He I D ARUPS スペクトルを示す。測定は、温度 8.6 K、パスエネルギー（E pass）
ky

2 eV、 ス リ ッ ト 幅（W slit）200 µm で 行 っ た。

kx

角度積分モードでは 5 分程度の測定時間で十分
な SN 比のデータが得られた。Fermi-Dirac 分
布関数を用いたフェルミエッジのフィッティン

ky
Binding Energy(Eb / eV)

グ解析よりエネルギー分解能は 9.4 meV と見積った。E pass と W slit の組み合わせによって、より高分解能な測定が可能である。
Intensity / arb. units

HeID ARPES: polycrystalline Au @ T = 8.6 K

(a)

10

8

6

4

2

0

Intensity / arb. units

Binding Energy / eV(b)Experiment
Epass = 2 eV
Wslit = 200 Pm

0.05

Fermi-Dirac
distribution function'Etot = 9.4 meV

0

-0.05

Binding Energy / eV

図1

He I Dによる Au 板の ARUPS スペクトル（a）価電子帯全域，（b）フェルミ準位近傍

48 ｜ 機器センターたより

図2

ky
kx

N

N

He I D による HOPG の ARUPS スペクトル
イメージとディラック点近傍（k Nx 〜 1.7 Å − 1）NNにおける等エネルギー面マッピング。

６．所有設備紹介
設備紹介（X 線光電子分光（XPS）/R4000L1）担当）伊木・平野・湊・横山

特徴
汎用性も高いハイスペック X 線光電子分光シ
ステム。その他にグローブボックスを完備しており、大気非曝露での試料導入が可能。

メーカー：VG Scienta型

式：R4000L1

導入年度：2013 年度（主な仕様）
光電子分析器

R4000L1

エネルギー分解能

1.8 meV 以下

スポットサイズ

1 × 3 mm2

光源

Al-K D 単色 X 線源（MX-650）
エネルギー幅 200 meV
真空紫外光源（VUV5K）

装備機器

中和電子銃
イオン源

制御系

OS: Windows 10
実験データはテキスト
ファイル形式、Igor ファ
イル形式。

機器センターたより ｜ 49

N

６．所有設備紹介

電子スピン共鳴（ESR）装置
概要
電子スピン共鳴（ESR）装置は、不対電子（電子スピン）をプローブとした分光装置である。静磁場中に置かれた電子スピンのエネルギー準位は分裂し、一定のマイクロ波を加えながら静磁場を掃引すると、このエネルギー差に相当する磁場で共鳴が起こる。この共鳴磁場や吸収強度などの観測から、
電子スピンを持つ原子や分子の量、構造、電子状態などに関する情報が得られる。ESR 装置は、有機ラジカルや遷移金属などを含む物質の物性研究の他にも、放射線や酸化などにより不対電子が生じた岩石や食品の評価、触媒や重合反応などのプロセス追跡にも利用される。
設備紹介（EMX Plus、E500）担当）藤原・伊木・浅田・宮島・中村

メーカー：Bruker

メーカー：Bruker

型

型

式：EMX Plus

式：E500

導入年度：2005 年度

導入年度：1998 年度（主な仕様）（主な仕様）

周波数

X-band（9.4 GHz）

周波数

X-band（9.4 GHz）

マグネット

−5 mT 〜 1.45 T

共振器

二重矩形（ER 4105DR）

共振器

高感度（ER 4119HS）
デュアル（ER 4116DM）

ENDOR（EN 801）
温度可変

光透過（ER 4106OR）
温度可変（ESR910）1.5 〜 4 K（ESR900）4 〜 300 K

周波数

Q-band（34 GHz）

（ER4131VT）
100 〜 300 K
［LN2］

共振器

ER 5106QT-W

温度可変

4 〜 300 K（CF935）

RT 〜 500 K
［Air］
オプション

（ESR900）4 〜 300 K

テスラメーター
ゴニオメーター
光照射（Thorlabs SLS402）

（共通）
マグネット

−5 mT 〜 1.45 T

オプション

テスラメーター
ゴニオメーター、光照射50 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介

特徴

測定方法

• EMX では、磁場・シグナル強度ともに 24bit• 粉末、液体の場合は、石英管（X-band：外

対応で高解像度測定が可能。

径φ 4 mm、長さ 250 mm、Q-band：外径φ• E500 で は、CW-ENDOR 測 定（LHe お よ び

2 mm、長さ 100 mm）に試料を封入。

LN2） が 可 能。 ま た X-band に 加 え Q-band• 単結晶の場合は、少量のアピエゾン N グリー

での高分解能測定も可能。

スで石英棒φ 4mm に固定。

• X-band では、
高感度、デュアルモード（許容・禁制遷移の観測）、二重矩形（定量・g 値較

備考正）、光透過の各種共振器を、測定に応じて• 毎月マシンタイム調整にて、翌月の予約を決選択でき、温度可変測定にも対応。

定している。当月 1 日より、空いているマシ
ンタイムは随時予約解禁。

設備紹介（E580）

担当）藤原・伊木・浅田・宮島・中村

特徴• EMX の高分解能測定、E500 のソフトウェア
インターフェースを併せ持つ機種。
• 円筒型高感度共振器または矩形型標準共振器の選択により、測定に適した感度を選択可。
• CW 測定の他に、パルス測定が可能。時間平均を観測している CW 測定に対して、パルス測定ではスピンダイナミックスを直接観測が可能。
メーカー：Bruker

測定方法

型

式：E580• 粉末、液体の場合は、石英管（CW 用：外径

導入年度：2022 年度

φ 4 mm、 長 さ 250 mm、 パ ル ス 用： 外 径
φ 4 mm、長さ 100 mm）に試料を封入。
• 単結晶の場合は、少量のアピエゾン N グリー（主な仕様）
周波数

X-band（9.4 GHz）

マグネット

−5 mT 〜 1.45 T

共振器

CW ／高感度（ER 4122SHQ）
標準矩形（ER 4102ST）
パルス／ ER4118X-MD5W

温度可変

CW ／ 4 〜 300 K（ESR900）
パルス／ 4 〜 300 K（CF935）

オプション

テスラメータースで石英棒φ 4 mm に固定。

備考
• パルス測定をご希望の方は、お問合せ下さい。
• 毎月マシンタイム調整にて、翌月の予約を決定している。当月 1 日より、空いているマシ
ンタイムは随時予約解禁。

ゴニオメーター

機器センターたより ｜ 51

６．所有設備紹介
設備紹介（E680）

担当）浅田・藤原・伊木・宮島・中村

レーザー担当）上田

メーカー：Bruker

特徴型• X-、Q-、W-band の多周波測定が可能

式：E680

導入年度：1998 年度• パルス測定が可能。さらに ENDOR 測定や
ELDOR 測定（X-、Q-band）にも対応してお（主な仕様／ X-、Q-band）

り、核スピンや電子スピンの緩和時間などの周波数

X-band（9.4 GHz）

ダイナミクスの直接測定や、電子スピン間の共振器

ER 4118X-MD5W

相互作用の強さから距離情報も得られる。

EN 4118X-MD4• 任意波形発生器（AWG）により、照射する

周波数

Q-band（34 GHz）

マイクロ波の周波数・振幅・位相を自由に制共振器

EN 5107D2
ER 5106QT-E

御でき、広帯域・選択的励起が可能。
• ナノ秒波長可変レーザーにより 30 Hz、250〜 2000 nm で の 光 誘 起 時 間 分 解 測 定（X-、（X-、Q-band 共通）
マグネット−5 mT 〜 1.45 T

温度可変

4 〜 300 K（CF935）

オプション

AWG（任意波形発生器）
テスラメーター
ENDOR 用 RF アンプ

Q-band）も可能。

測定方法
石 英 管（X-band： 外 径 φ 4 mm、Q-band：
外径φ 1.6 mm、W-band：外径φ 0.9 mm、長さ 100 mm）に試料を封入。

ナノ秒波長可変レーザー

備考（主な仕様／ W-band）• 初めての利用の方は、お問合せ下さい。

周波数

W-band（94 GHz）

• 毎月マシンタイム調整にて、翌月の予約を決

温度可変

4 〜 300 K

定している。当月 1 日より、空いているマシ

マグネット

超伝導マグネット

ンタイムは随時予約解禁。

（6 T スプリット型）＋掃引コイル（70 mT）

52 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介

SQUID 型磁化測定装置
概要
磁場または温度を変えながら磁化測定を行い、物質の磁気特性を調べる装置である。SQUID（超伝導量子干渉素子）が搭載されており、微少な磁化変化を検出できる。有機磁性体の研究、超伝導体の新素材研究や記録媒体の評価など、磁気物性や材料工学などの広い研究分野で利用されている。
設備紹介（MPMS-7、MPMS-XL7）担当）宮島・藤原・伊木・中村

メーカー：Quantum Design

メーカー：Quantum Design

型

型

式：MPMS-7

式：MPMS-XL7

導入年度：1995 年度

導入年度：2002 年度（主な仕様）（主な仕様）

温度範囲
磁場範囲

1.8 〜 400 K

温度範囲

1.8 〜 400 K

300 〜 800 K（オーブン使用時）

磁場範囲±7 T（70,000 Oe）± 7 T（70,000 Oe）

ト ラ ン ス スタンダード

ト ラ ン ス スタンダード、RSO

ポート

ポート

オプション

オプション

AC 測定

液体窒素ジャケット

（周波数：0.01 Hz 〜 1 kHz）

サンプルスペースオーブン（交流磁場：〜 6 Oe）

マグネットリセット

超低磁場

垂直・水平サンプルローテータ

マグネットリセット

トランスバース検出

電気抵抗測定用ロッド
外部機器制御ソフト（EDC）（MPMS-7、-XL7 共用オプション）
共 用 オ プ 光照射用ロッド
ション

圧力セル用ロッド

機器センターたより ｜ 53

６．所有設備紹介

特徴

備考• 測定はシーケンス（測定プログラム）に従っ• マシンタイムの切り替えは、午前 10 時。

て自動的に行われる。

• 毎月マシンタイム調整にて、翌月の予約を決• 4.2 K 以下において温度保持でき、4.2 K を挟定している。当月 1 日より、空いているマシ

んで滑らかな温度変化が可能。

ンタイムは随時予約解禁。

• 光照射や圧力下における磁化測定が可能。
• MPMS-7 では、オーブン使用時、800 K までの高温測定が可能。トランスバース検出シス
テムにより、横磁化（磁場と直交した磁化）の測定が可能。
• MPMS-XL7 では、AC 測定により、緩和時
間等・スピンのダイナミクスを調べることが可能。また超低磁場オプションおよびマグ
ネットリセットにより、サンプル中心における残留磁場を 0.05 Oe 以下に抑えた低残留磁
場中での測定が可能。（図 1、2 参照）
EDC により、電流源とナノボルトメーターを用いた電気抵抗測定など、外部機器の制図1

磁場勾配プロファイル

御・データ取込が可能。

測定• ストロー（外径φ 6 mm）の中央にサンプルを固定。サンプル形状等により、カプセルやラップ、アルミホイルなどを利用。上記以外に必要なものは、各自で用意すること。オー
ブン利用時は、ガラス管（外径φ 3 mm 以下）にサンプルを固定し、銅線でロッドに吊す。
• サンプル交換は、300 K で行うこと。
• 終了時に LHe トランスファーを行い、満タンにすること。
（MPMS-7 の週末利用者は、
LN2 トランスファーも行うこと。）• He レベルは、超伝導磁石を冷却するために
40 % 以上に保持する必要がある。特に高磁場をかける場合は、
He レベルに注意すること。
He Level

使用可能な最大磁場50 〜 100 %7T

40 〜 50 %1T

40 % 以下

実験不可

54 ｜ 機器センターたより

図2

磁化の磁場依存性

６．所有設備紹介
設備紹介（MPMS-3）

担当）宮島・藤原・伊木・中村

特徴• 温度は最大 50 K/min で変化させることが可能であり、温度の安定性が従来のものより優れている。
• 磁場は最大 700 Oe/sec で変化させることが可能であり、磁場変化が格段に早くなっている。
• シーケンスが従来のものから、若干変更されており、MPMS-7、XL7 のシーケンスと互換性がない。
• サンプルホルダーはストローの他、石英ホル
ダー、真鍮ホルダーが利用可能。
• ETO のサンプルホルダーは最大 8 端子測定が可能であり、4 端子までの測定であれば 2
つのサンプルの同時測定が可能。
• ETO では dV/dI、I-V 測定も可能。
• オーブンは従来のものと異なり、サンプルホ
ルダーにヒーターが付いており、サンプル位
置のみ局所的に加熱する方式になっている。
メーカー：Quantum Design

オーブンを希望される場合には、熱分析装置

型

TG-DTA にて試料の分解等が生じないこと

式：MPMS-3

導入年度：2022 年度

各装置で可能な測定（主な仕様）
温度範囲

を確認のこと。

1.8 〜 400 K

MPMS 3 MPMS 7

315 〜 1000 K（オーブン使用時）
磁場範囲± 7 T（70,000 Oe）

ト ラ ン ス スタンダード
ポート
オプション

オーブン
AC 測定
（周波数：0.1 Hz 〜 1 kHz）
（交流磁場：〜 10 Oe）
超低磁場（ULF）±0.05 Oe
電気抵抗測定オプション
（ETO）

MPMS
XL7

直流磁化（DC）◯◯◯

交流磁化（AC）

◯

×

◯

電気抵抗

◯

×

◯

オーブン

◯

◯

×

超低磁場（ULF）

◯

◯

×

角度回転

×

◯

×

RSO（VSM）

×

◯

×

横磁化

×

◯

×

圧力，光照射

×◯◯※液体窒素ジャケット、マグネットリセットは標準装備。当装置は VSM には対応していない。

機器センターたより ｜ 55

６．所有設備紹介

熱分析装置
概要
熱分析装置は試料を温度変化させた際の熱変化などを測定する装置である。当センターには主に固体・粉末試料の熱量変化を測定する DSC、熱量・重量変化を測定する TG-DTA に加え、溶液内の熱変化を測定する VP-DSC、溶液中で分子間の結合時の熱変化を測定する ITC 装置が設置されている。
設備紹介（VP-DSC）担当）長尾・賣市（主な仕様）
温度範囲

1 〜 130 ℃

セル容量

500 µl（試料必要量 600 〜 750 µl 以上）

ス キ ャ ン upscan mode : 0 〜 90 ℃ /hr
速度

downscan mode : 0 〜−60 ℃ /hr

付属品

ThermoVac

特徴• 温度を一定速度で変化させ、試料物質の転移メーカー：MicroCal、型式：VP-DSC

もしくは変性に伴う熱変化を測定する。溶液

導入年度：2009 年度

中の生体高分子に特化した仕様となっている。

設備紹介（PEAQ-ITC，iTC200）

担当）長尾・賣市（主な仕様：PEAQ-ITC，iTC200）
温度範囲

2 〜 80 ℃

セル容量

200 µl（試料必要量 300 〜 350 µl 以上）

滴定シリン 40 µl
ジ容量（試料必要量 65 µl 以上）

特徴
メーカー：MicroCal、型式：PEAQ-ITC• 温度一定下の条件において、リガンド滴下に導入年度：2021 年度

より 2 種の分子が相互作用する時に生じる反応熱を測定する。溶液中の生体高分子に特化した仕様となっている。
• PEAQ-ITC は iTC200 の後継機種です。セミ
オートのメンテナンス機能により操作が簡便になりました。

メーカー：MicroCal、型式：iTC200
導入年度：2009 年度
56 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介
設備紹介（TG-DTA8122/DSC8231）

担当）宮島・藤原

メーカー：Rigaku

メーカー：Rigaku

型

型

式：TG-DTA8122

導入年度：2017 年度

式：DSC8231

導入年度：2017 年度（2021 年度に試料自動交換機導入）（主な仕様）（2021 年度に試料自動交換機導入）（主な仕様）

温度範囲

RT 〜 1000 ℃

温度範囲−130 〜 500 ℃

サンプルパン

アルミナ、Pt、Al:

サンプルパン

Al：φ5 mm×2.5 mmh（45 µl）

φ5 mm × 2.5 mmh（45 µl）

昇温速度

1 ℃ /h 〜 20 ℃ /min

1 ℃ /h 〜 20 ℃ /min

降温速度

20 ℃ /min（70 ℃まで）

昇温速度

10 ℃ /min（−50 ℃まで）

500 ℃以上（5 ℃ /min 〜）
降温速度

測定レンジ

20 ℃ /min（300 ℃まで）
10 ℃ /min（200 ℃まで）
5 ℃ /min（150 ℃まで）

オプション

液体窒素冷却ユニット（ 空 冷 冷 却 フ ァ ン 使 用 時、試料自動交換機

1000 から 50 ℃まで 20 分）

ダイナミック DSC

TG 最大± 250 mg
DTA 最大± 1000 µV

オプション

5 ℃ /min（−100 ℃まで）
DSC スケール ± 100 mW

試料観察アタッチメント
15fps（1280 × 1024 pixel）
試料自動交換機

共通
ガス

N2、Ar

特殊パン

クリンプ容器：Al
シール容器：Al、SUS（高圧用）※ Al 容器は 500 ℃まで、500 ℃を超える測定
ではアルミナ（Al2O3）、Pt 容器を使用。

機器センターたより ｜ 57

６．所有設備紹介

特徴• ダイナミック DSC（温度変調 DSC）機能が• 示差走査熱量計（DSC）は、液体窒素冷却ユ追加され、ガラス転位、エンタルピー緩和、

ニットにより、広範囲の昇降温測定が可能。

再結晶化などの変化を分離することが可能。

• 差動型示差熱天秤（TG-DTA）は、リアルタ• DSC にプレヒート機能が追加され、測定終イムで試料の形状や色彩変化、流動性等を観了後、室温（29 ℃）にキープすることが可能。

察でき、最短 1 秒間隔でキャプチャ画像を保低温測定後の試料回収時に試料周りに霜がつ存できる（下図参照）。ソフトウェア上では、

くことがなくなりました。

時間や温度等の数値読取りと連動した画像表
示、寸法計測も可能。

図

PET の TG-DTA（上）、DSC（下）測定• 一定温度ホールド測定を行う際、オーバーシュートやアンダーシュートをさせないように温度を制御することが可能。
• 解析ソフトウェアは、自動ピークトップ解析
やガラス転移温度解析、熱量計算解析機能、
複数測定データの多重表示や Excel への解析
データ書き出しも可能。
• 試料自動交換機（Smart Loader）が導入され、最大 24 サンプルまで、試料交換が自動で測定が可能。

58 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介

質量分析計
概要
質量分析計は試料導入部・イオン化部・質量分離部から構成される。機器センター所有の装置はイ
オン化部として MALDI、ESI、FAB、EI、CI がある。サンプルの性質によって適切なものを選択す
ると、分子イオンから分子の質量、フラグメントイオンから分子の構造に関する情報が得られる。
設備紹介（microﬂex LRF）

担当）賣市・藤川

リフレクター 侑 75 ppm
モード（External Calibration）

質量精度

侑 15 ppm（Internal Calibration）

特徴
測定には感度、分解能が異なる Linear modeと Reﬂector mode の 2 種類がある。
Linear mode による測定は一般的に高感度、低 分 解 能 で あり、Reﬂector mode はフライト
メーカー：Bruker Daltonics

チューブ内でイオンを反転させることによって、型

初期運動エネルギーの広がりを収束させる効果

式：microﬂex LRF

導入年度：2018 年度と飛行距離を伸ばす効果により高分解能を実現している。しかし、感度の点においては Linear（主な仕様）イオン化法

MALDI

mode より低 下 する。 測 定 の 際 には、初 めに

m/z 1 〜 300,000

Linear mode で目的のピークの有無を確認した

リニアモード 侒 400（insulin）

後、 分 解 能 が 不 足 し て い る 場 合 に は 更 に

分解能

侒 600（Myoglobin M 2+）

Reﬂector mode での測定をすることを薦めたい。

侒 700（Cytochrome C）

また、Reﬂector mode による mass range は

質量範囲

侒 800（Myoglobin）

約 24,000 Da 程度になるので注意が必要である。

リフレクター >6,000（Angiotensin Ⅱ）
モード>9,000（Bombesin）

分解能>10,000（ACTH（1-17））>12,000（ACTH（18-39））

リニアモード 侑 200 ppm
質量精度（External Calibration）
侑 150 ppm
（Internal Calibration）

機器センターたより ｜ 59

６．所有設備紹介
設備紹介（JMS777V）担当）賣市・藤川

所内専用（2）生成 Xe+ イオンが電場勾配をもったイオン銃の中を高速で通過後、Xe で充たされたガスチャンバー（−3 kV）へ導入される。
そこで電荷交換（Charge exchange）されて 6 keV の高速中性粒子 Xe* が生じる。
（3）この高速中性粒子はターゲット（試料表面）を約 20°の角度で衝撃し二次イオンを生成
する。
相互利用
（無料）
で利用者自身での測定を推奨。
メーカー：JEOL

依頼分析（有料￥2100/ 測定）を以下のように型行っている。測定結果の確認のため立会希望。

式：JMS777V（1）1 試料につき数 mg 程度を採取しやすいサ

導入年度：2008 度（主な仕様）イオン化法
質量範囲

FAB、EI、CI

ンプル管に入れて下さい。

最大質量数 2,400 ダルトン

（2）サンプル管には試料名を明記して下さい。

（加速電圧 10 kV）（3）依頼は大学連携研究設備ネットワークを通

分解能

EI モードして受け付けます。質量分析依頼書に必要R ≧ 60,000（10 % 谷）

事項を記入の上、PDF ファイルに変換し、感度FAB モード :8 × 10‑11A 以上

アップロードして下さい。

MH+=369 グ リ セ ロ ー ル（R=1,000）
EI モ ー ド :4 × 10‑7 ク ー ロ
ン /μg 以上
M+=298 メチルステアレー

希望測定期限には 1 週間以上先の日付を入力して下さい。
（4）測定日をメールにてお知らせしますので指定された日に試料を山手 4 号館 4F404 号
室にお持ち下さい。

ト（R=1,000）
CI モ ー ド :3 × 10‑8 ク ー ロ
ン /μg 以上
MH+=299 メ チ ル ス テ ア

測定例
未知試料の測定結果を図 1 に記載する。

レート（R=1,000）

特徴
高 速 原 子 衝 撃 イ オ ン 化 法（Fast Atom
Bombardment）。試料溶液、または試料をマトリックスに溶解した溶液を中性原子で衝撃しイ

図1

未知試料の測定結果

オン化を行う。試料に対する高速原子衝撃は次の三つの過程を経て行われる。
（1）キセノンガス（Xe）がイオン銃（3 kV）+

内で Xe イオンとなる。

60 ｜ 機器センターたより

備考
所外公開はせず、所内専用で運用している。
CI モードは測定経験のあることが条件。

６．所有設備紹介
設備紹介（maXis）

担当）賣市・藤川

所内専用

特徴
maXis はエレクトロスプレーイオン化法飛
行時間型質量分析計（ESI TOF MS）である。
小分子（配位子等）の HRMS（ハイレゾリュー
ションマス）の測定に用いられる。また、他の質量分析装置に比べ穏和なイオン化条件を用いているため、超分子錯体など不安定な分子の質
量分析もおこなうことが可能である。非常に感度の良い測定法（ppm オーダーのサンプルでも測定可能）であるため、測定時には濃度が濃いサンプルをうたないこと。

備考
所外公開はせず、所内専用で運用している。

メーカー：Bruker Daltonics
型

式：maXis

導入年度：2018 年度（主な仕様）イオン化法

ESI

質量範囲

m/z 20 〜 20,000

分解能

40,000（Agilent Tuning mix
1222 のピーク、positive 測定）

質量精度

侑 2 ppm

機器センターたより ｜ 61

６．所有設備紹介

顕微ラマン分光装置
概要
ラマン分光は赤外分光と共に最も広く応用されている振動分光法である。2 光子過程であるラマン
散乱は 1 光子過程の赤外吸収と光学的な選択律が異なっており赤外吸収と相補的な情報を与えることから両者は併用されることも多い。ラマン信号は通常微弱だが励起光が中間状態と共鳴するときに顕著な増幅をしめす。この効果を利用することで混合物質中の目的物質を選択的にキャラクタリゼー
ションする等、赤外分光では不可能な高度な観測が可能である。
設備紹介（inVia Reﬂex）

担当）賣市
冷却器

冷却方式

ヘリウム連続フロー（試料室は真空）温度領域

4 〜 350 K

特徴
本装置は近赤外から紫外に近い領域までの複数の励起レーザーを装備し、多数の励起光を駆使した共鳴ラマン測定が可能である。特に、最メーカー：RENISHAW

新の CCD カメラの採用により、近赤外励起光型を利用する蛍光を回避しながらのラマン観測が

式：inVia Reﬂex

導入年度：2009 年度

効率化され、従来のラマン測定は難しいとされ（主な仕様）てきた発光性クロモファーを含む多くのバイオレーザー 波長

488, 532, 633, 785 nm

系試料なども取り扱うことができる。ユニーク

分光器

シングルモノクロ

な共焦点光学系により低背景雑音と高感度とがメータ（f=250 mm）両立され、高い空間分解能を生かし 2 次元ある

分解能

1 cm‑1
100 〜 3200 cm‑1

いは 3 次元マッピング測定も可能である。最大

測定範囲
CCD

Back-illuminated

検出器

分光器

deep-depletion（578 × 386 Channel）
顕微鏡

顕微鏡

Leica 製（アダプターの特徴は波長校正、光路調整等の多くの作業がすべて自動化されたユーザーフレンドリーな操
作環境にあり、装置操作の習熟に時間を費やすことなく有効なデータを素早く収集可能である。

使 用 に よ り Mitutoyo社製長作動距離対物レンズ使用可）測定方法
信号検出は実体顕微鏡を通じた後方散乱配置

対物レンズ 5, 10, 20, 50, 100で行う。顕微鏡観測できる物質は形態を問わず試倍率

料として用いることができるが、散乱光が拡散さ空間分解能 1 µm（lateral）, 2 µm

れにくい平坦な面を持つ試料が有利。低温測定に（depth）（× 100）は熱伝導型の光学クライオスタットを使用する。
試料空間を脱気するため揮発性試料の測定はキャピラリーに封じるなどの利用者による工夫が必要。

62 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介

フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
概要
分子や固体結晶を構成する原子は化学結合の状態を反映した振動数で振動している。その固有振動数は経験則や量子化学計算により体系的に理解されており、赤外領域に現れるこれらの共鳴吸収を調べることで物質の局所構造を詳しく解析することができる。主な用途として、単分子膜等における微弱な赤外信号の観測や、金属配位結合やイオン結合、分子全体の集団運動等の低波数振動、結晶の格子フォノン等の解析が挙げられる。
設備紹介（IFS 66v/S）

担当）賣市

特徴
本装置は検出感度と波長安定性に優れた研究
用フーリエ変換赤外分光器（FT-IR）であり、光学系全体を真空排気できる筐体の採用により、汎用装置では検出困難な遠赤外領域の信号を含めた広い波長領域のスペクトルを最高の精度で測定することが可能である。

測定方法
固 体 試 料 測 定 の た め KBr 錠 剤 形 成 装 置
メーカー：Bruker（φ5 mm ダ イ ス、 ハ ンド プ レ ス。 波 長 範 囲

型

式：IFS 66v/S

300 cm‑1 以上、CsI を用いた場合は 150 cm‑1 以上

導入年度：2004 年度の測定に活用できる）、フィルム測定用ホルダー、（主な仕様）

反射率測定用ホルダーを用意している。測定は透Beam Splitter

波長領域（cm ）過または反射配置。
液体セル、
ATR 光学系等のメー

Far-IR Mylar

20 〜 500

カーオプションは使用者個人で準備が必要である。

KBr

375 〜 7,000

CaF22,800 〜 12,000

Quartz2,800 〜 12,000検出器

検出領域（cm‑1）

Bolometer

>5

DTGS

10 〜 4,000

MCT

420 〜 8,000

100
10-1
-2

10

-3

光源

Mercury

波長領域

10

遠赤外

10-4
0

Globar

中赤外
図

100
10-1
Globar Lamp
KBr Pellet
CsI Pellet

10-2

Transmission

参考データ

Intensity

‑1

10-3

200
400
600
Wavenumber (cm-1)

Globar 光源の放射強度と KBr、CsI ペレットの透過スペクトル

機器センターたより ｜ 63

６．所有設備紹介

蛍光分光光度計
概要
蛍光分光光度計は、励起光を試料に当て、放出される蛍光強度やスペクトルを測定して物質の定量、定性分析を行う装置で、吸光分析である分光光度計よりも非常に高い感度で測定が可能である。観測側（蛍光側）の分光器の波長を蛍光波長に固定し、励起側の分光器の波長をスキャンすると励起スペクトルが得られる。励起側の波長を固定（最も強い蛍光を生じる励起波長）し、観測側の分光器の波長をスキャンすると蛍光スペクトルが得られる。また、励起側分光器と観測側分光器の両方の波長をスキャンさせて測定できる装置もあり、簡単に蛍光励起スペクトルの測定が可能である。
設備紹介（SPEX Fluorolog 3-21）

担当）上田

光源

450 W Xe ランプ

スキャンスピード

最大 150 nm/sec

その他

リファレンス検出器有特徴• 米国の SPEX 社製モジュール方式で、光源部、励起側分光器、試料室、観測側分光器、光検出部、制御部から構成されている。本装置の光学系概略図を図 1 に示す。
メーカー：HORIBA
型

式：SPEX Fluorolog 3-21

導入年度：1996 年度（2009 年度 更新、2013 年度 ソフトウエア Win 7 化）
（主な仕様）
波長範囲

Ex. 250 〜 1,000 nm
Em.
UV-VIS：290 〜 800 nm
IR：500 nm 〜 1.6 µm

波長精度± 0.5 nm検出方式

フォトンカウンティング
検出

励起光分光器

ダブルモノクロ分光器

信号対雑音比率

4000：1

光電子増倍管UV-VIS：R928（電子冷却）

IR：R5509-73（液体窒素冷却）64 ｜ 機器センターたより

図1

光学系概略図６．所有設備紹介• フォトンカウンティング検出によって、超微グラフから、S/N 比 8452：1 となった。

弱蛍光測定が可能である。
• 近赤外（〜 1600 nm）の領域まで測定できる
光電子増倍管も備えており、紫外可視用検出（2）近赤外 − 蛍光励起スペクトル器との切換機構は本装置独自のもので、ワン（3D マトリックススキャン）

タッチで切り換えることが可能である。

レーザー媒質としてよく知られる Nd:YAG の• 励起側はダブルグレーティング分光器となっ結晶（Y3-xNdxAl5O12）を用いて、3D マトリックており低迷光を実現している。

ススキャン測定を行った。この結晶は、730 nm• 高速スキャンによって測定時間が短縮でき、と 800 nm 付近の光を吸収して基底状態から高時間とともに劣化する試料についても、よりいエネルギー準位に遷移し、その後速い無放射

信頼性の高いデータが得られる。

遷移を経て 1064 nm でレーザー発振が起こる。

• 装置の制御やデータ収集は、科学分野で広く

励 起 波 長 を 700 nm 〜 900 nm、 蛍 光 波 長 を利用されている「Origin」ベースのソフトウェ

1000 nm 〜 1100 nm として自動測定した結果

ア「FluorEssence」によって、操作が簡単便

を図 3 に示す。3D 表示によって、励起波長に利になっており、蛍光励起スペクトル測定
（3D マトリックススキャン）も容易である。



対する蛍光のピーク波長が 1064 nm であることがよく分かる。なお、高速スキャン化によって、測定時間は約 70 分
（Increment: 1 nm）
であった。

測定例
（1）水のラマンスペクトル
蛍光分光光度計の感度の評価方法として、
水のラマンスペクトルの S/N 比（信号対雑音比率）の値が用いられ、
ࣆ࣮ࢡࢩࢢࢼ್ࣝ㸫ࣂࢵࢡࢢࣛࣥࢻ್
ࣂࢵࢡࢢࣛࣥࢻ್

で定義されている。バックグランド値とは

ラマン光シグナルが現われない波長 450 nmの時の値である。測定結果を図 2 に示す。

図3
図2

蛍光励起スペクトル

水のラマンスペクトル

機器センターたより ｜ 65

６．所有設備紹介

紫外・可視・近赤外分光光度計
概要
測定する物質がどの程度光を吸収するかを波長分布として測定する装置である。実際は、透過率を測定しソフトウエアで計算によって吸光度を求めており、物質の同定や性質、あるいは濃度（定量分析）を調べることができる。付属装置によって、半導体・薄膜・ガラスやフィルムなどの固体試料の反射率・透過率測定もできる。
設備紹介（UV-3600Plus）

担当）上田

付属品

フィルムフォルダ
粉末試料ホルダ
メッシュフィルター
ミクロ用マスク付セルホルダ
超ミクロセルホルダ
積分球付属装置（220 〜 2,600 nm）
鏡面反射測定装置（入射角 5°相対反射）
電子冷熱式恒温セルホルダ

メーカー：Shimadzu
型

式：UV-3600 Plus

導入年度：2017 年度（7 〜 60 ℃）

特徴• 測定波長領域が広い。
• 光源にヨウ素タングステンランプ（可視域）と重水素ランプ（紫外域）を使用。

（主な仕様）
波長範囲

185 〜 3,300 nm• 3 つの検出器（PMT, InGaAs, Pbs）を搭載し、分光器

グレーティング式ダブル

測定波長全域で高感度化。

モノクロメータ• 高性能ダブルモノクロメータにより、高分解

UV/VIS 領域：PMT

能（0.1 nm）、超低迷光（＜ 0.00005 ％）。

検出器

NIR 領域：冷却型 Pbs, InGaAs
波長正確さ

UV/VIS 領域：±0.2 nm 以下
NIR 領域：±0.8 nm 以下

分解能

0.1 nm（minimum）

ノイズ＜ 0.00003 Abs @1,500 nm

ベースライン スリット 5 nm
平坦度3,300 〜 3,000 nm: < ±0.005 Abs
3,000 〜 200 nm: < ±0.001 Abs
200 〜 185 nm: < ±0.004 Abs

測定例： アントラセン / エタノール溶液※ 蛍光は Fluorolog 3-21 にて測定

66 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介

絶対 PL 量子収率測定装置
概要
物質に光を照射し励起された電子が基底状態に戻る際に発光する光（フォトルミネッセンス：PL）
を観測することで、発光材料の絶対発光量子収率を測定する装置である。PL 量子収率とは、吸収した光のフォトン数に対して分子から放出される発光フォトン数の割合で、発光の効率を表す。有機
EL、LED などの発光材料の評価や、蛍光プローブの効率測定などに使われている。
設備紹介（Quantaurus-QY C11347-01）

担当）上田

特徴
• サンプルとして、溶液、粉末、固体、薄膜に対応。
• 測定時間が短い（数分程度）。
• 量子収率の励起波長依存性や励起スペクトルの測定も可能。

メーカー：HAMAMATSU
型

式：Quantaurus-QY C11347-01

導入年度：2010 年度（2022 年度 オーバーホール、ソフ
トウエア更新）（主な仕様）PL 波長範囲 300 〜 950 nm
光源部

150 W Xe ランプ
250 〜 850 nm
FWHM 10 nm 以下

検出器

マルチチャンネル分光器
200 〜 950 nm
波長分解能 < 2 nm, 1024 ch
AD 分解能 16 bit
素子冷却温度 −15 ℃

積分球

3.3 型（inch）

付属品

溶液用セル
粉末（薄膜）用シャーレ

機器センターたより ｜ 67

６．所有設備紹介

円二色性分散計
概要
円二色性分散計は光学活性分子の立体構造（相対〜絶対配置、立体配座、生体高分子の高次構造）を解析する手段として利用される。分光器から出た光は偏光子で直線偏光にされ、円偏光変調器で左右円偏光が交互に作られ試料を通過する。この時、試料が光学活性物質であると円偏光の不等吸収が起こり（この現象を円二色性または CD と呼ぶ）、その左右円偏光の差吸光度⊿ A（通常は楕円率θで表される）が観測される。楕円率とは直線偏光を光学活性物質の吸収波長で通過させると楕円偏光になるが、その楕円の短軸長軸の正接角θをもって定義され、⊿ A が小さいとθ =33 ×⊿ A が成り立つ。CD 測定でのフルスケールはθ表示（単位 mdeg）である。
設備紹介（J-1500）

担当）賣市・藤川
バンド幅0.01 〜 16 nm

スリット幅

1 〜 4,000 µm

レスポンス

0.1 msec 〜 30 sec

走査速度

1 〜 10,000 nm/min

フルスケール ± 8,000 mdeg
縦軸分解能0.00001 mdeg

RMS ノイズ

185 nm 0.003 mdeg
200 nm 0.007 mdeg
500 nm 0.007 mdeg

ベースライン 0.02 mdeg/hr
メーカー：JASCO
型

安定性
UV 測定

式：J-1500

シングルビーム測定
測光レンジ 0 〜 5 Abs

導入年度：2020 年度

測光正確さ ± 0.01 Abs（主な仕様）
光源

450 W Xe ランプ水冷方式
20 W ハロゲンランプ

検出器
変調器

以下の付属品を所有している。

ヘッドオン型 PMT 検出器• ペルチェ式恒温装置

InGaAs 検出器• 温度コントローラー

温調付ピエゾエラスティック
モデュレータ

測定波長範囲 163 〜 1600 nm（通常 190 〜 950 nm）
波長正確さ

特徴

163 〜 250 nm ± 0.1 nm
250 〜 500 nm ± 0.2 nm
500 〜 800 nm ± 0.5 nm
800 〜 1,200 nm ± 1.5 nm
1,200 〜 1,600 nm ± 2.0 nm

68 ｜ 機器センターたより• タンパク質二次構造解析プログラム• 熱変性解析プログラム• 粉体 CD 測定ユニット

６．所有設備紹介

ピコ秒レーザー概要
超短パルスレーザーでは、不確定性原理によってパルスの時間幅と波長幅（線幅）を同時に狭くすることは相反するが、ピコ秒レーザーは、ナノ秒レーザーより時間幅が短く、フェムト秒レーザーより線幅の狭い光源である。そのため超高速時間分解実験の分光用光源として用いられ、吸収、或いは蛍光スペクトルなどを高分解能で観測するための重要なツールである。またピークパワーが極めて高くパルス幅が極端に短いという特徴を生かして、熱影響の少ない精密微細加工にも応用されている。
設備紹介（Millennia-Tsunami，TITAN-TOPAS）担当）上田（2）レーザー加工が可能。（要相談）
加工例：描画 SUS t40 µm 貫通（写真 1）、
貫通穴 石英ガラス t 500 µm（写真 2）（3）蛍光寿命測定システム構築、2022 年度よりクライオスタット CoolSpek（ユニソク製）導入、温度制御可能。（要相談）• 受光素子 PMT（PicoQuant 社製）• TCSPC モジュール（ソフトウェア含）
測定例：TPPZn/ トルエン溶液、
温度依存性（図 1）
メーカー：Spectra-Physics、Quantronix
型

式：Millennia-Tsunami、
TITAN-TOPAS

導入年度：1998 年度

ブロック図を図 2 に示す。CW 半導体レーザー
を励起光源としたモードロック Ti：Sapphire（2014 年度 Millennia のみ更新）（主な仕様）
波長

装置の構成

レーザーの出力光をシード光として、ポンプ光には Q-Switch Nd:YLF レーザーを用い、チタン

490 〜 800 nm at TOPAS 400

サファイア再 生 増幅 器 からピコ秒 赤 外 光（Main Curve） 1,180〜1,700 nm at TOPAS 800（790 nm）を発振させている。その再生増幅器

パルス

50 mW at 550 nm（S+I）の出力を光学系の切り換えによって、赤外光用

エネルギー

60 mW at 1,300 nm（S+I）

OPA（TOPAS 800: Travelling ‐ wave Optical（RGA 0.7 W at 790 nm）

Parametric Amplifier of Superfluorescence（Pump（YLF）10 W）

800）、或いは 2 倍波（395 nm）に変換の後、紫パルス幅＜ 5 ps

繰り返し

1 kHz

特徴
（1）紫外光から赤外光の広範囲に渡って、波長を任意に出力できる。

外光用 OPA（TOPAS 400）を励起し、紫外から赤外のレーザー光を発振させることができる。
（1）発振波長： 原理的には、表 1 に示す波長が得られる。TOPAS 800 からシグナル光、アイドラ光が得られ、外付けの BBO Crystal

機器センターたより ｜ 69

６．所有設備紹介を取り替えることでそれぞれの 2 倍波
（SHS，

表1

SHI）のレーザー光を得ることができる。まTOPAS 800

TOPAS 400

た、TOPAS 400 からも同様にシグナル光、Signal 1180 〜 1700

Signal 490 〜 800

Idler

2385 〜 1475

Idler 2030 〜 780

SHS

590 〜 850

SHS

300 〜 400

SHI

1180 〜 740SHS

245 〜 355

SHI

510 〜 395

アイドラ光、それぞれの 2 倍波発生によって、紫外光から赤外光のレーザー光を得ることができる。波長帯によって光軸調整が必要

発振波長（nm）となるが、PC に波長を入力するすれば希望の波長を出力できる。
（2）パルス幅（時間分解能）： オプティカルディ
レイステージを利用した自己相関法でLabView による自動測定を行った。その結果、約 2.7 ps（図 3）であった。

写真 1

ᵎᵌᵓᴾᶋᶋ

写真 2

描画
SUS t40 m貫通
（裏面より光照射）

貫通穴加工
図1

図2

70 ｜ 機器センターたより

ブロック図

TPPZn/ トルエン溶液

図３

パルス幅の測定

６．所有設備紹介

核磁気共鳴（NMR）装置
概要
核磁気共鳴（NMR）とは磁気モ−メントをもつ原子核を含む物質を磁場の中におき、これに共鳴条件を満足する周波数の電磁波を加えたときにおこる共鳴現象である。核磁気共鳴装置はこの共鳴現象を観測することによって、原子の化学的環境を反映した原子個々の情報（どの原子とどの原子が隣り合っているか、原子間の距離がどの程度かなど）が得られるので、化合物の分子構造や組成、物理
化学的性質を分析する方法として様々な分野で日常的に用いられる。
所有プローブ一覧（装置やプローブの選択について、不明な点がありましたらご相談ください）

装置
プローブ
AVANCE600 5 mm H-C-N TXI 型
ECA600ECS400

観測核

照射核

温度範囲

1

13

−50 〜 +80 ℃

○

15

31

C,15N

H
13

15

19

2.5 mm H-C-N CPMAS

1

H, C, N

1

H, C, N

−30 〜 +80 ℃

×5 mm Royal1

H or F

15

N〜 P−100 〜 +150 ℃○

10 mm T10L

103

1

H

−50 〜 +120 ℃

×5 mm HCNFG3

1−20 〜 +100 ℃

×5 mm TH5AT/FG

15−100 〜 +150 ℃○

15

Rh 〜 N

13

Auto Tune

13

H

15

C, N

31

N〜 P

1

19

H or F

設備紹介（AVANCE600）

担当）西村（主な仕様）
磁場14.1 T

感度（S/N）

Liquid：1H ≧ 1028

プローブ

Liquid：5 mm H-C-N 三 重 共
鳴 TXI 型
Solid：2.5 mm H-C-N 三 重 共
鳴 CPMAS

システム

OS：CentOS 5
Software：TopSpin2.1

特徴
メーカー：Bruker• 溶液の HCN 三重共鳴測定が可能（核種固定）型• 固体の HCN 三重共鳴測定が可能（核種固定）

式：AVANCE600

導入年度：2013 年度• 固体の試料体積 15 µl• 固体 MAS 最高回転周波数 35 kHz• 長時間低温測定ユニットによる長時間低温測定が可能

溶液：−50 ℃、固体：−30 ℃

機器センターたより ｜ 71

６．所有設備紹介
設備紹介（JNM-ECA600）

担当）長尾・賣市（主な仕様）
磁場14.1 T

感度（S/N）

Liquid（Royal）：
1

H ≧ 850、13C ≧ 330

プローブ

Royal、T10L、HCNFG3

システム

OS：Windows10
Software：Delta5.0.4

特徴• 溶液の低周波数核種を含む多核測定が可能• 長時間低温測定ユニットによる長時間低温測メーカー：JEOL

定（−30 ℃まで）が可能

型• 液体窒素 30 L 容器を用いた低温測定が可能

式：JNM-ECA600

導入年度：2009 年度（2021 年度システム・ソ（Royal：−100 ℃まで、T10L：−50 ℃まで）
• 溶液の HCN 三重共鳴測定は応相談

フトウェア更新）• 長時間測定優先、予約は 15 分単位
設備紹介（JNM-ECS400）

担当）長尾・賣市

所内専用（主な仕様）
磁場

9.4 T

感度（S/N）

1

プローブ

TH5AT/FG

システム

OS：Windows10

H ≧ 280、13C ≧ 190

Software：Delta5.0.4

特徴• 溶液の多核測定が可能• 液体窒素 10 L 容器を用いた -100 ℃までの低メーカー：JEOL

温測定が可能型• 予約は 15 分単位

式：JNM-ECS400

導入年度：2011 年度（2021 年度システム・ソ
フトウェア更新）

備考
所外公開はしていません

72 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介

有機微量元素分析装置
概要
試料を Pregl-Dumas 法に基づいて熱分解し、有機物を構成する主要元素である水素、炭素、窒素を定量的に水、二酸化炭素、窒素に変換し、これらを熱伝導度法によって検出する。実際の分析では水素、炭素、窒素の含有率が既知の標準試料を分析し、その検出感度から未知試料の含有率を決定する。
設備紹介（MICRO CORDER JM10）担当）藤川・賣市

所内専用（2）サンプル管には試料名を明記して下さい。
（3）依頼は大学連携研究設備ネットワークを通して受け付けます。元素分析依頼書に必要事項を記入の上、PDF ファイルに変換し、アップロードしてください。
希望測定期限には 1 週間以上先の日付を入力してください。
（4）測定日をメールにてお知らせしますので指定された日に試料を山手 4 号館 4F404 号
室入口にある箱に入れて下さい。
メーカー：J-SCIENCE LAB
型

式：MICRO CORDER JM10（5）測定終了後にメールにてお知らせしますので測定結果、残余試料を回収して下さい。
注）吸湿性のある試料はユーザーにてカプセル

導入年度：2011 年度に封入していただきます。
（主な仕様）
測定元素

水素、炭素、窒素

測定精度

絶対誤差

測定範囲

水素

0.5 〜 400 µg

炭素

3 〜 2,600 µg

窒素

1 〜 1,000 µg± 0.3 ％以内

測定例
未知試料の測定結果を図 1 に記載する。

特徴
依頼分析を以下のように行っている。
（1）1 試料につき 10 mg 程度を採取しやすいサ
ンプル管に入れて下さい。
【補足】通常、1 回の測定につき 2 mg 程度使用します。試料によっては確認のため数回測定する場合があるので、充分な量として 10 mg
としてありますが、用意できる範囲の試料量で

図1

未知試料の測定結果

備考
所外公開はせず、所内専用で運用している。

も構いません。

機器センターたより ｜ 73

６．所有設備紹介

ICP 発光分光分析装置（ICP-OES）
概要
高周波誘導結合プラズマを光源とする発光分光分析法。霧状にした溶液サンプルを Ar プラズマに導入し元素固有のスペクトルを発光させ、波長から元素の定性を行い、発光強度から元素濃度を求める。高感度で多元素同時分析が可能であり、金属、化学、薬品、食品、環境など幅広い分野で用いられ、その精度の高さから JIS や ISO 等の公定法でも採用されている。
所内専用
設備紹介（Agilent 5110 ICP-OES）ᡤෆᑓ⏝担当）長尾・賣市特徴• デュアルビューによる全波長同時分析。
• 装置の起動時間が短い。

備考• 所外公開はしていません。

メーカー：Agilent
型

式：Agilent 5110 ICP-OES

導入年度：2018 年度（主な仕様）
プラズマ光源デュアルビュー、
垂直配置トーチ

光学系

エッシェルクロス
分散ポリクロメータ

波長範囲167 〜 785 nm

分解能0.007 nm（＠ 200 nm）

検出器

Vista Chip Ⅱ
CCD 検出器

測定可能濃度サブ ppb 〜数千 ppm

ソフトウェアAgilent ICP Expert

74 ｜ 機器センターたより

６．所有設備紹介

超伝導磁石付希釈冷凍機
概要
希釈冷凍機とは、3He と 4He を混合するときに生じる吸熱効果を利用して、絶対零度（−273 ℃）
近くまで温度を下げられる機器である。この希釈冷凍機を超伝導磁石に組み込み、有機導体、半導体、超伝導体の極低温下における電子物性研究に用いられる。
設備紹介（Kelvinox 400）

担当）高山

所内専用

特徴
• 全自動ガスハンドリングシステム（Kelvinox
IGH）の採用により、冷却工程が自動化されている。
メーカー：Oxford• 初期冷却には、液体ヘリウム 150 L と液体窒型

素 100 L 程度が必要。また連続運転には 4、式：Kelvinox 400

導入年度：2000 年度

5 日に一度、50 L 程度の液体ヘリウムが必要。

備考（主な仕様）
最低温度

21 mK

冷却能力

400 µW（100 mK）

ルやプログラム等の必要な装置の組み込みが行

最大磁場

15 T

えること」が条件。

利用は、「希釈冷凍機の使用経験があり、セ（16 T: ラムダプレート使用時）

機器センターたより ｜ 75

６．所有設備紹介

低温冷媒の供給設備概要
低温冷媒の供給施設は明大寺地区、山手地区それぞれにあり液体ヘリウム及び液体窒素を供給している。明大寺地区のヘリウム液化機は順調に稼働しており、両地区における液体ヘリウムの供給体制は確立され、現在も安定した供給を維持している。山手地区のヘリウム液化機は停止中。2024 年度更新予定。
設備紹介（明大寺地区極低温施設）

担当）高山・浅田

所内専用（主な仕様）
消費電力

160 kW（d）その他（主な仕様）（1）液体ヘリウム関係（a）液体ヘリウム自動供給装置× 2

液体ヘリウム貯槽

4000 L

回収圧縮機

40 Nm3/hr、50 Nm3/hr

ガスバッグ

40 m3

ガスホルダー

50 m3

長尺カードル60 m3 × 36 、75 m3 × 25

バッファータンク10 m3 × 2

（うち 1 台はセルフ供給用）（2）液体窒素関係（b）ヘリウム液化機

液体窒素自動供給装置× 4

メーカー：Linde（うち 2 台は UVSOR 研究施設利用者専用・型

機器センター研究施設利用者専用）

式：L280

導入年度：2011 年度

特徴（主な仕様）
液化率
消費電力

ヘリウム液化機の心臓部である膨張タービン
187 L/hrの効率が良くなり、液体窒素予冷が無くてもヘ（純ガス、液体窒素使用時）

リウムの液化ができる最新のシステム構成と3 kWなっている。また、液化圧縮機の省エネ化が進み製造時におけるランニングコストも減少した。

（c）液化圧縮機
メーカー：Kaeser
型

式：DSDX302

76 ｜ 機器センターたより

現在は、液体窒素予冷無しの運転をメインに行っており、50 L/hr の液化率を維持している。

６．所有設備紹介
設備紹介（山手地区極低温施設）担当）賣市・長尾

所内専用（c）液化圧縮機
メーカー：Kaeser
型

式：OSD171

導入年度：2004 年度（主な仕様）
消費電力90 kW（d）その他（1）液体ヘリウム関係※ヘリウム液化機は停止中。
2024 年度更新予定。
（a）液体ヘリウム自動計量装置（主な仕様）
液体ヘリウム貯槽

5000 L

回収圧縮機

40 Nm3/hr × 2

ガスバッグ

35m3、28m3

長尺カードル75 m3 × 50

バッファータンク

6 m3（b）ヘリウム液化機
メーカー：Linde型（2）液体窒素関係

式：TCF-20

液体窒素自動供給装置× 2

導入年度：2004 年度（主な仕様）
液化率

42 L/hr（純ガス、液体窒素使用時）

消費電力

1.5 kW

機器センターたより ｜ 77

７．交流

所外利用者アンケート報告
2022 年度に施設利用申請を頂きました方を対象に、アンケートを実施いたしました。
お忙しい中ご協力いただきありがとうございます。
回答数 65 件、配布数 80 件（回収率 81％）Q1．機器センターの施設利用（ナノプラットを含む）に申請したのは何度目ですか？
どこで知りましたか？
• 知人から聞いて（2 件）• 以前、分子科学研究所に所属していたので知っていた
どこで知りましたか？
どこで知りましたか？

どこで知りましたか？

Q2．当センターの施設利用を利用した理由を 2 つまで選んでください。

その他• 所属機関に装置が無い。
• 液体 He の使用が可能。

【％】

Q3．申請・事務手続きは分かり易かったですか？
わかり難いと感じた点• 分子研そのものはいいのだが、その前の ARIM
わかり難いと感じた点わかり難いと感じた点わかり難いと感じた点とかが複雑すぎる。
• 機器登録の前に NOUS 登録などがあり、入力作業が煩雑である。
• システムに入ってやるところ。
• 大学連携研究設備ネットワークから必要な機器を探し出すことに難があった。
• 申請の締切や申請先の情報がどこに掲示されているか不明瞭なため。
• 手続き内容によって連絡先が異なる。
• 同じ内容の書類が各カテゴリーごとに異なる。
• 課題の種別が多いこと。

78 ｜ 機器センターたより

７．交流

Q4．予約システムは使い易かったですか？

使い難いと感じた点
使い難いと感じた点• NOUS とは別のシステムで予約する点が、初めてのときはかなり分からないことが多かった。
使い難いと感じた点
使い難いと感じた点• 最初の頃、理解するのがやや難しかった。
• カレンダーで入力すると思わせながら、日時をキーボードで打ち込むところ。
• 設備予約の際どこが必須入力なのか色分けして頂けるとわかりやすい。

Q5．寒剤（液体窒素・液体ヘリウム）の供給体制はどうでしたか？

Q6．共同利用機器の利用に満足できましたか？

不満を感じた機器名・不満を感じた点

不満を感じた機器名・不満を感じた点【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY CCD-1
不満を感じた機器名・不満を感じた点
不満を感じた機器名・不満を感じた点→ 最近不具合が多くなった。
【単結晶 X 線回折装置】微小結晶／ Rigaku HyPix-AFC→ 光源が弱く、データとして使える測定がなかなか行えないため。来年度に新しい装置が入ると伺ったので、期待しています。

機器センターたより ｜ 79

７．交流

Q7．今後の機器センターに期待することを教えてください。
（複数回答可）【％】a. 機器の更新

a. 機器の更新

b. オプションの充実【電子顕微鏡】透過電子顕微鏡（TEM）/JEOL JEM-2100F（3 件）→ 同程度の装置【単結晶 X 線回折装置】
Rigaku MERCURY CCD-1（2 件）【単結晶 X 線回折装置】
微小結晶／ Rigaku HyPix-AFC（2 件）→ 同等の機能を有する装置【電子スピン共鳴装置】Bruker E500（2 件）【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
→ コンソールから Unix ワークステーションへのデー
タ取り込み・転送のユニット【電子スピン共鳴装置】Bruker EMX Plus
【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-7→ Quantum Design MPMS3【熱分析装置】MicroCal VP-DSC→ MicroCal PEAQ-DSC【質量分析計】Bruker Microflex LRF→ Bruker MALDI TOF 質量分析（MD 224）より高分解能機種【フーリエ変換赤外分光光度計】Bruker IFS66v/S→ 装置、PC の更新【蛍光分光光度計】
HORIBA SPEX Fluorolog 3-21
（2 件）
→ 装置の更新、低温測定ユニット【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami、TITAN-TOPAS→ 現行機種【その他】水銀キセノンショートアーク光源→ 電球交換b. オプションの充実【単結晶 X 線回折装置】微小結晶／ Rigaku HyPix-AFC• Cu 線源【粉末・薄膜 X 線回折装置】Panalytical Empyrean• Z 軸走査【電子分光装置】X 線光電子分光• グローブボックスの内部環境維持（酸素・露点）装
置の充実【電子スピン共鳴装置】Bruker EMX Plus
• ラピッドパッセージ【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
• Ｑバンドのマイクロ波増幅器（アンプ）• Q-band DEER
• W-band オプション（高周波ブリッジとマグネット）• Q バンドの CW 時間分解用ブリッジ【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-7• 3He システム iQuantum の導入。
【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA Reflex• クライオスタット（MicrostatHe，MicrostatHe-Rなど）• OptistatCF 取付スペース• 排気セットの更新【円二色性分散計】JASCO J-1500• 蛍光検出 CD 測定装置
【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami、TITAN-TOPAS• 冷凍機（蛍光寿命測定の温度可変測定用）【核磁気共鳴装置】JEOL JNM-ECA600• オートサンプルチェンジャー

c. 新規機器の導入

c．新規機器の導入• Quantum Design社 物理特性測定システムPPMS（9 件）• ナノインデンター（2 件）• 走査型トンネル顕微鏡（STM）• 単結晶 X 線回折装置（Cu 線源）• ICP 質量分析装置（ICP-MS）• 二次イオン質量分析装置（SIMS）• 高分解能質量分析装置• 高温対応 DSC• 熱伝導率測定装置• 大気中光電子収量分光装置• ピコ秒蛍光寿命測定装置• サブピコ秒の過渡吸収装置（ユニソク社、
picoPAS など）• マッピング測定可能な顕微赤外分光器• 円偏光ルミネセンス測定装置• CPL 測定装置（米国 OLIS 社製 CPL SOLO など）• メスバウアー分光装置（高温、低温測定）

d. 技術職員によるサポートの充実
d．技術職員によるサポートの充実• 不在時の装置の運転状況確認（現在も対応していただいており大変助かっております）。
• 今のままで十分です。これを継続していただければありがたいです。
• 現状で不満はありません。現在の性能をできるだけ維持していただければ満足です。
• すばらしい、親身になってくれて感謝。

80 ｜ 機器センターたより

７．交流

Q8．その他ご要望やご意見がありましたら、自由にお書きください。

•

いつもお世話になっております。今後の発展を期待しております。

•

いつもお世話になっており、たいへん助かっています。ありがとうございます。

•

お世話になっております。論文を早くと思います。

•

いつも手厚いサポートを頂き大変感謝しています。

•

いつも快適に使用させて頂いており、今後も利用の継続をお願いしたいです。よろしくお願いします。

•

時間外（夜間や休日）も機器利用を認めていただき、とても助かっています。休憩場所もあって、いつも快適に機器利用させていただいています。

•

今後も継続した支援を期待しています。

•

今回の MPMS-3 の導入は大変素晴らしいと思いました。研究の進展に寄与することは間違いありません。今後は、PPMS を導入していただけると大変ありがたいです。よろしくお願い致します。

•

職員の皆様の丁寧な対応にいつも感謝しております。また、新規物質の分析に積極的に取り組めるため、原則無料の機器利用には大変助かっております。今後も継続いただけることを強く願っております。機器センター利用者だけに関連することではありませんが、食堂を再開していただけるとありがたいです。

•

近隣にコンビニもなくなり、特に夜間に食事をとる場合困ります。具体的な打開策は思い付きませんが引き続きご検討いただければ幸甚です。

•

実験に関する相談や異常発生時の対応等、大変お世話になりました。今後もよろしくお願い致します。

•

安価で依頼測定ができたら良いと思っております。

•

現状で不足があるという意味ではない。本務先大学の機器センターでは機器とマニュアル
はあるがサポートがなく、質問や不具合あれば装置メーカーのユーザーサポートへ電話で問い合わせなければならない。機器センターが施設利用の理想形を提供していることに感謝する。

•

不安定なタンパク質などをその場で調製できると、測定結果に応じた実験プランの変更が可能になり、効率的な実験を進めることが期待できる。そのために、各測定室に分けて設置するのではなく、生化学的な試料調製専用の一室があると非常に有用である。具体的には超純水製造装置、スターラー、シェーカー、秤、ガラス器具類、遠心機、分光光度計など。

機器センターたより ｜ 81

７．交流

所内利用者アンケート報告
分子科学研究所の方を対象に、アンケートを実施いたしました。
お忙しい中、ご協力頂きありがとうございました。
回答数 6 件、配布数 34 件（回収率 17％）
Q1．予約システムは使い易かったですか？

使い難いと感じた点
使い難いと感じた点

使い難いと感じた点• 前の予約者の測定が予定より早く終わり装置が使い難いと感じた点

空いたことを知らせる通知機能があるととても良い。

Q2．寒剤（液体窒素・液体ヘリウム）の供給体制はどうでしたか？

Q3．共同利用機器の利用に満足できましたか？

不満を感じた機器名・不満を感じた点
不満を感じた機器名・不満を感じた点

不満を感じた機器名・不満を感じた点【絶対 PL 量子収率測定装置】Quantaurus-QY C11347-01
不満を感じた機器名・不満を感じた点→ 溶液系の発光量子収率を測定するグループは山手に集中しているのに、装置が明大寺にある。

82 ｜ 機器センターたより

７．交流

Q4．今後の機器センターに期待することを教えてください。
具体的にあれば装置名なども記入してください。
（複数回答可）【％】a. 機器の更新

b. オプションの充実

a．機器の更新

b．オプションの充実【核磁気共鳴装置】Bruker AVANCE600【核磁気共鳴装置】JEOL JNM-ECA600→ 新型への更新• 4mm H-X 二重共鳴プローブの導入

c. 新規機器の導入
c．新規機器の導入• Quantum Design 社 物理特性測定システム PPMS

d. 技術職員によるサポートの充実
d. 技術職員によるサポートの充実

・夜間や休日を利用してマシンタイムをもう少し長く取れると良い。
（技術職員が不在の際の測定について、柔軟性を向上させて欲しいという意味です）

機器センターたより ｜ 83

８．共同利用採択課題一覧

2022 年度共同利用採択課題一覧
課題
申請
番号
区分
（JPMXP1222MS）

所

属

職

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備1001

前期 名城大学理工学部

教授

丸山

隆浩

カーボンナノチューブの生成【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F
メカニズムの解明

1001b

後期 名城大学理工学部

教授

丸山

隆浩

カーボンナノチューブの生成【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F
メカニズムの解明

1002

前期 東京大学物性研究所

大学院生 小野塚洸太

新規オリゴマー型有機伝導体【電子スピン共鳴装置】の開発と伝導機構の解明

1003

前期 埼玉大学大学院理工学研究科

准教授

藤城

貴史

人工ニッケルキラターゼへの部位特異的変異によるタンパ【円二色性分散計】JASCO J-1500
ク質立体構造と触媒機能の関
連の調査

1003b

後期 埼玉大学大学院理工学研究科

准教授

藤城

貴史

人工ニッケルキラターゼへの部位特異的変異によるタンパ【円二色性分散計】JASCO J-1500
ク質立体構造と触媒機能の関
連の調査

1004

前期 埼玉大学大学院理工学研究科

准教授

藤城

貴史

EPR による 2 つの［2Fe-2S］
クラスターから［3Fe-4S］ク【電子スピン共鳴装置】
ラスターへの構造変換反応の
補足

1004b

後期 埼玉大学大学院理工学研究科

准教授

藤城

貴史

EPR による 2 つの［2Fe-2S］
クラスターから［3Fe-4S］ク【電子スピン共鳴装置】
ラスターへの構造変換反応の
補足

1005

前期 佐賀大学農学部

准教授

堀谷

正樹

電子スピン共鳴による酵素の 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
構造学的研究【電子スピン共鳴装置】

1005b

後期 佐賀大学農学部

准教授

堀谷

正樹

電子スピン共鳴による酵素の 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
構造学的研究【電子スピン共鳴装置】

1006

前期 岐阜大学工学部

教授

嶋

睦宏

Sn/Ni 多層膜の電気伝導特性、
Cu-ZnO ナノロッドの磁気的 【SQUID 型磁化測定装置】
性質の解明

1006b

後期 岐阜大学工学部

教授

嶋

睦宏

Sn/Ni 多層膜の電気伝導特性、
Cu-ZnO ナノロッドの磁気的 【SQUID 型磁化測定装置】
性質の解明

1007

前期

1008

北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科

前期 理化学研究所開拓研究本部

助教

専任研究員

Robin Rajan

Interaction of polymers【熱分析装置】MicroCal iTC200
with lipids

大島勇吾【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
高周波 ESR による Bilayer 型
Rigaku HyPix-AFC
分子磁性体の磁気特性機構の【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
解明
【電子スピン共鳴装置】

1008b

後期 理化学研究所開拓研究本部

専任研究員

大島

勇吾

【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
高周波 ESR による Bilayer 型
Rigaku HyPix-AFC
分子磁性体の磁気特性機構の【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
解明
【電子スピン共鳴装置】

1009

前期 神戸大学大学院理学研究科

教授

大西

洋

人工光合成をめざすチタン酸
ストロンチウム光触媒の水中 【電子スピン共鳴装置】
ESR 測定1009b

後期 神戸大学大学院理学研究科

教授

大西

洋

人工光合成をめざす半導体光【電子スピン共鳴装置】
触媒の水中 ESR 測定

1010

前期

静岡大学学術院工学領域電子物質科学系列

助教

川口

昂彦

逆ペロブスカイト型マンガン窒化物における特異な磁気特 【SQUID 型磁化測定装置】
性の解明

1010b

後期

静岡大学学術院工学領域電子物質科学系列

助教

川口

昂彦

逆ペロブスカイト型マンガン窒化物における特異な磁気特 【SQUID 型磁化測定装置】
性の解明

1011

前期

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻

准教授

邨次

智

【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F
複合酸化物触媒、及び電極触媒【Ｘ線光電子分光】VG SCIENTA R4000L1,の表面構造解析
MX-6501011b

後期

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻

准教授

邨次

智

【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F
複合酸化物触媒、及び電極触媒【Ｘ線光電子分光】VG SCIENTA R4000L1,の表面構造解析
MX-6501012

前期

京都大学大学院人間・環境
特定准教授
学研究科

高見

剛

多元系酸フッ化物の磁性 III

84 ｜ 機器センターたより【SQUID 型磁化測定装置】

８．共同利用採択課題一覧
課題
申請
番号
区分
（JPMXP1222MS）
1012b

1013

後期

所

属

職

名

京都大学大学院人間・環境
特定准教授
学研究科

前期 金沢大学国際基幹教育院

助教

提案代表者

高見

三橋

研究課題

利用研究設備剛

多元系酸フッ化物の磁性 IV【SQUID 型磁化測定装置】

了爾【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
Rigaku HyPix-AFC【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII
Zr‒Mo クラスターを含む複塩【電子スピン共鳴装置】
結晶における水素結合ネット【SQUID 型磁化測定装置】
ワークと磁気的性質【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
Panalytical Empyrean

1013b

後期 金沢大学国際基幹教育院

助教

三橋

了爾

【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
Rigaku HyPix-AFC【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
Zr‒Mo クラスターを含む複塩 Panalytical Empyrean
結晶における水素結合ネット 【電子スピン共鳴装置】
ワークと磁気的性質【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122【単結晶Ｘ線回折装置】

1014

前期 静岡大学工学部

准教授

中嶋

聖介

ナノ磁性微粒子、及び磁性体ナノ周期構造を利用した新規磁 【SQUID 型磁化測定装置】
気光学材料の開発

1014b

後期 静岡大学工学部

准教授

中嶋

聖介

ナノ磁性微粒子、及び磁性体ナノ周期構造を利用した新規磁 【SQUID 型磁化測定装置】
気光学材料の開発

1015

前期

熊本大学大学院先端科学研
究部

教授

松田

元秀

遷移金属で置換したゼオライ【SQUID 型磁化測定装置】
ト粒子の磁気特性の解明

1015b

後期

熊本大学大学院先端科学研
究部

教授

松田

元秀

【Ｘ線光電子分光】VG SCIENTA R4000L1,
遷移金属で置換したゼオライ MX-650
ト粒子の磁気特性の解明【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】

一広【単結晶Ｘ線回折装置】
常磁性異種金属一次元鎖錯体 【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）と二次元状混合原子価集積体 Rigaku HyPix-AFCの合成と磁気物性【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】

1016

前期 岐阜大学工学部

准教授

植村

1016b

後期 岐阜大学工学部

准教授

植村

一広

【単結晶Ｘ線回折装置】
常磁性異種金属一次元鎖錯体 【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）と二次元状混合原子価集積体 Rigaku HyPix-AFCの合成と磁気物性【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】

1017

前期 神戸大学大学院理学研究科

教授

内野

隆司

【SQUID 型磁化測定装置】
超伝導体／磁性体／半導体複【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
合材料の超伝導近接効果
Reﬂex

1017b

後期 神戸大学大学院理学研究科

教授

内野

隆司

【SQUID 型磁化測定装置】
超伝導 / 強磁性 / 半導体ナノ複【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
合材料の超伝導近接効果
Reﬂex

1018

前期

愛知工業大学工学部応用化
学科

教授

梶田

裕二

【SQUID 型磁化測定装置】
常温状圧で機能する高活性窒【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNM素固定触媒の開発
ECA6001018b

後期

愛知工業大学工学部応用化
学科

教授

梶田

裕二

【SQUID 型磁化測定装置】【単結晶Ｘ線回折装置】
常温常圧で機能する高活性窒 【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNM素固定触媒の開発
ECA600【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
Rigaku HyPix-AFC

1019

前期 名古屋大学大学院理学研究科

准教授

三野

広幸

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
多周波 EPR 法による光合成タ【電子スピン共鳴装置】
ンパク質の構造及び機能の解析【SQUID 型磁化測定装置】

1019b

後期 名古屋大学大学院理学研究科

准教授

三野

広幸

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
多周波 EPR 法による光合成タ【電子スピン共鳴装置】
ンパク質の構造及び機能の解析【SQUID 型磁化測定装置】

1020

前期

京都府立大学大学院生命環
境科学研究科教授

織田昌幸

コラーゲンの構造物性と抗体 【熱分析装置】MicroCal PEAQ-ITCとの分子間相互作用解析【円二色性分散計】JASCO J-1500

機器センターたより ｜ 85

８．共同利用採択課題一覧
課題
申請
番号
区分
（JPMXP1222MS）
1020b

1021

後期

所

属

京都府立大学大学院生命環
境科学研究科前期 大阪公立大学理学部

職

名

教授

特任准教授

提案代表者

織田

松岡

研究課題

利用研究設備昌幸

コラーゲンの構造物性と抗体 【熱分析装置】MicroCal PEAQ-ITCとの分子間相互作用解析【円二色性分散計】JASCO J-1500

秀人【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21
光エネルギー変換物質の励起【絶対 PL 量子収率測定装置】HAMAMATSU
状態の研究
Quantaurus-QY C11347-01【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

特任准教授

松岡

秀人

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21
光エネルギー変換物質の励起【絶対 PL 量子収率測定装置】HAMAMATSU
状態の研究
Quantaurus-QY C11347-01【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

前期 京都大学大学院工学研究科

助教

清水

大貴

【電子スピン共鳴装置】
スピン依存的な光化学特性を【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TG示す開殻電子系の創製
DTA81221022b

後期 京都大学大学院工学研究科

助教

清水

大貴

【電子スピン共鳴装置】
スピン依存的な光化学特性を【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TG示す開殻電子系の創製
DTA81221023

前期 東京大学大学院工学系研究科 大学院生

恒川英介

βシート性ペプチド錯体の熱 【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TG力学特性の評価
DTA81221024

前期

基礎生物学研究所多様性生
物学研究室

助教

大野

薫

無脊椎動物の生殖腺刺激ホル 【MALDI-TOF 質量分析計】Bruker microﬂex
モンペプチドの探索と解析
LRF

1024b

後期

基礎生物学研究所分野横断
研究ユニット助教

大野薫

無脊椎動物の生殖腺刺激ホル 【MALDI-TOF 質量分析計】Bruker microﬂex
モンペプチドの探索と解析
LRF

泰【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
Panalytical Empyrean
半導体量子ドット三次元超格子 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorologの構築と構造・電子状態解析
3-21【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus

1021b

後期 大阪公立大学理学部

1022

1025

前期

教授

濱中

教授

濱中

泰

【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
Panalytical Empyrean
半導体量子ドット三次元超格子 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorologの構築と構造・電子状態解析
3-21【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus

前期 早稲田大学理工学術院

大学院生

安倍

悠朔

自己組織化によるカーボンナ 【電子顕微鏡】（SEM）HITACHI SU6600
ノチューブの自在配列手法の 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
構築
Reﬂex

後期 早稲田大学理工学術院

大学院生

安倍

悠朔

自己組織化によるカーボンナ 【電子顕微鏡】（SEM）HITACHI SU6600
ノチューブの自在配列手法の 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
構築
Reﬂex

芳美

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
フラビンタンパク質の光誘起 3-21
ラジカルペア生成に関する人 【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
工システムの構築
UV-3600Plus【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

芳美【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21
フラビンタンパク質の光誘起【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
ラジカルペア生成に関する人
UV-3600Plus
工システムの構築【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS【熱分析装置】MicroCal VP-DSC

1025b

前期

1026

1026b

1027

名古屋工業大学大学院工学研究科

名古屋工業大学大学院工学研究科

広島大学先進理工系科学研
前期 究科 基礎化学プログラム
固体物性 G

研究員

岡

1027b

広島大学先進理工系科学研
後期 究科 基礎化学プログラム
固体物性 G

研究員

岡

1028

前期

東京海洋大学海洋電子機械
工学部門

教授

藤田

86 ｜ 機器センターたより

渉【単結晶Ｘ線回折装置】
新規配位高分子錯体の合成と【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII
磁気的性質に関する研究【SQUID 型磁化測定装置】

８．共同利用採択課題一覧
課題
申請
番号
区分
（JPMXP1222MS）

所

属

職

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備1028b

東京海洋大学海洋電子機械
後期
工学部門

教授

藤田

渉

【単結晶Ｘ線回折装置】【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII
新規配位高分子錯体の合成と【SQUID 型磁化測定装置】
磁気的性質に関する研究【フーリエ変換赤外分光光度計】Bruker
IFS66v

1029

前期

関西学院大学生命環境学部
環境応用化学科

教授

増尾

貞弘

有機分子の自己組織化に基づく新規有機・無機ハイブリッ 【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F
ドナノ構造の構築 2

1029b

後期

関西学院大学生命環境学部
環境応用化学科

教授

増尾

貞弘

有機分子の自己組織化に基づく新規有機・無機ハイブリッ 【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F
ドナノ構造の構築３1030

前期 島根大学総合理工学部

助教

矢野

なつみ

【単結晶Ｘ線回折装置】
エレクトロクロミズム特性を 【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
示すロジウム二核錯体の開発
Rigaku HyPix-AFC【SQUID 型磁化測定装置】

1030b

後期 島根大学総合理工学部

助教

矢野【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
Rigaku HyPix-AFC
ベイポクロミズム及びエレク 【SQUID 型磁化測定装置】
トロクロミズム特性を示すパ 【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGなつみ
ドルホイール型ロジウム二核 DTA8122
錯体の開発【Ｘ線光電子分光】VG SCIENTA R4000L1,
MX-650【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
Reﬂex

1031

前期 高知大学教育研究部

教授

上田

忠治

ポリオキソメタレートの酸化 【電子スピン共鳴装置】
還元反応メカニズムの定量的 【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNM解析
ECA6001031b

後期 高知大学教育研究部

教授

上田

忠治

ポリオキソメタレートの酸化 【電子スピン共鳴装置】
還元反応メカニズムの定量的 【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNM解析
ECA6001032

前期 大阪大学大学院理学研究科

准教授

圷

広樹

beta（BEDT-TTF）'2XC2H4SO3（X = Cl, Br）における Raman 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
分光による BEDT-TTF の価数 Reﬂex
決定

1033

1033b

1034

前期

後期

奈良女子大学研究院自然科
学系

奈良女子大学研究院自然科
学系

前期 岐阜大学教育学部

教授

教授

准教授

藤井

藤井

萩原

浩

【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
Rigaku HyPix-AFC
金属酵素モデル錯体の構造と 【電子スピン共鳴装置】
磁気的性質の研究【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNMECA600

浩【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
Rigaku HyPix-AFC
金属酵素モデル錯体の電子構【電子スピン共鳴装置】
造の研究【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus【SQUID 型磁化測定装置】

宏明【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
Rigaku HyPix-AFC
スピン転移とサーモサリエント 【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
特性が連動する錯体分子結晶 Panalytical Empyreanのアルキル置換基効果の解明 【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1034b

後期 岐阜大学教育学部

准教授

萩原

宏明

【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
Rigaku HyPix-AFC
スピン転移とサーモサリエント 【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
特性が連動する錯体分子結晶 Panalytical Empyreanのアルキル置換基効果の解明 【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1035

前期 日本大学文理学部

助手

石崎

聡晴

ポリオキソメタレートを骨格【SQUID 型磁化測定装置】として持つ金属錯体の磁気物性

機器センターたより ｜ 87

８．共同利用採択課題一覧
課題
申請
番号
区分
（JPMXP1222MS）

所

属

1035b

後期 日本大学文理学部

1036

前期

1037

前期 群馬大学大学院理工学府

1037b

1038

京都工芸繊維大学電気電子工学系

後期 群馬大学大学院理工学府

前期 関西学院大学理工学部

職

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備助手

石崎聡晴【SQUID 型磁化測定装置】
ポリオキソメタレートを骨格【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGとして持つ金属錯体の磁気物性
DTA8122

准教授

今田

早紀

多段階電子遷移による高効率【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
光電変換実現に向けた AlN バ
Reﬂex
ンドギャップ中電子状態の解明

教授

浅野

素子

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
金属錯体の時間分解 ESR によ 【電子スピン共鳴装置】
る光励起構造の解明【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus

素子【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
金属錯体の時間分解 ESR によ 【電子スピン共鳴装置】
る光励起構造の解明【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus

大地【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
InP 系コアシェル型ナノ結晶のReﬂex
界面ポテンシャルが及ぼす励【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
起子素過程の調査
UV-3600Plus【絶対 PL 量子収率測定装置】HAMAMATSU
Quantaurus-QY C11347-01

教授

助教

浅野

江口

1038b

後期 関西学院大学理工学部

助教

江口

大地

【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
InP 系コアシェル型ナノ結晶のReﬂex
界面ポテンシャルが及ぼす励【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
起子素過程の調査
UV-3600Plus【絶対 PL 量子収率測定装置】HAMAMATSU
Quantaurus-QY C11347-01

1039

前期 愛媛大学大学院理工学研究科

教授

内藤

俊雄

光のエネルギーを蓄えることができる物質の光励起状態と 【電子スピン共鳴装置】
緩和過程の電子スピン共鳴1040

前期 大阪公立大学理学研究科

准教授

河相

武利

KI 結晶中に生成した AgI ナノ【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F
結晶の電子顕微鏡観察

1040b

後期 大阪公立大学理学研究科

准教授

河相

武利

【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F
種 々 の KI 結 晶 中 に 生 成 し た【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX
AgI ナノ結晶の電子顕微鏡観察
Fluorolog 3-211041

岡山大学大学院自然科学研
前期
究科応用化学専攻

講師

押木

俊之

【フーリエ変換赤外分光光度計】Bruker
重合触媒として機能するタン IFS66v
グステン錯体の分子構造研究 【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNMECA600

1041b

後期

岡山大学大学院自然科学研
究科応用化学専攻

講師

押木

俊之

触媒機能をもつ遷移金属錯体【フーリエ変換赤外分光光度計】Brukerの遠赤外スペクトルによる金IFS66v
属ハロゲン結合の分析

1042

前期 名城大学理工学部

教授

西山

桂

【電子顕微鏡】（SEM）JEOL JSM-6700F
ナノサイズ発光バイオマーカー【電子顕微鏡】（SEM）HITACHI SU6600の新規開発と細胞標識への展開【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F

1042b

後期 名城大学理工学部

教授

西山

桂

ナノサイズ発光バイオマーカー 【電子顕微鏡】（SEM）JEOL JSM-6700Fの新規開発と細胞標識への展開 【電子顕微鏡】（SEM）HITACHI SU6600

1043

前期

豊橋技術科学大学応用化学・生命工学系

助手

藤沢

郁英

【単結晶Ｘ線回折装置】
X 線結晶構造解析による新規【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
合成有機化合物の構造決定
Rigaku HyPix-AFC

1043b

後期

豊橋技術科学大学応用化学・生命工学系

助手

藤沢

郁英

【単結晶Ｘ線回折装置】
X 線結晶構造解析による新規【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
合成有機化合物の構造決定
Rigaku HyPix-AFC

1044

前期 東京大学物性研究所

助教

藤野

智子

中性−イオン性の境界領域に 【単結晶Ｘ線回折装置】
位置する交互積層型電荷移動 【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
錯体の磁性評価
Rigaku HyPix-AFC

1044b

後期 東京大学物性研究所

助教

藤野

智子

ドープ型 PEDOT の単結晶オ
リゴマーモデルの磁性におけ 【電子スピン共鳴装置】
る共役系拡張効果1045

前期 和歌山大学システム工学部

准教授

秋元

郁子

バレー自由度をもつ光注入
キャリアの磁場下マイクロ波 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
共鳴によるダイナミクス研究88 ｜ 機器センターたより

８．共同利用採択課題一覧
課題
申請
番号
区分
（JPMXP1222MS）

所

属

職

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備1045b

後期 和歌山大学システム工学部

准教授

秋元

郁子

バレー自由度をもつ光注入
キャリアの磁場下マイクロ波 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
共鳴によるダイナミクス研究

1046

後期

高知大学教育研究部自然科
学系理工学部門

准教授

藤代

史

鉄含有ペロブスカイト型酸化【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
物の酸素放出挙動と結晶構造
Panalytical Empyrean
変化の相関解明1047

前期

広島大学大学院先進理工系
科学研究科

教授

井上

克也

キラル磁性体の磁気物性【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】

1047b

後期

広島大学大学院先進理工系
科学研究科

教授

井上

克也

キラル磁性体の磁気物性【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】

1048

理化学研究所放射光科学研
グループ
前期 究センターレーザー駆動電リーダー
子加速技術開発グループ

平等

拓範

新奇レーザーセラミックスの 【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII
作製プロセスに関する学術基 【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
盤構築
Panalytical Empyrean

1048b

理化学研究所放射光科学研
グループ
後期 究センターレーザー駆動電リーダー
子加速技術開発グループ

平等

拓範【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII
新奇レーザーセラミックスの 【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
作製プロセスに関する学術基 Panalytical Empyrean
盤構築（II）【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1049

前期 埼玉大学大学院理工学研究科

助教

長嶋

宏樹

三重項状態アントラキノン誘 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
導体の磁気パラメーターの決定 【電子スピン共鳴装置】

1049b

後期 埼玉大学大学院理工学研究科

助教

長嶋

宏樹

三重項状態アントラキノン誘 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
導体の磁気パラメーターの決定 【電子スピン共鳴装置】

1050

前期 山形大学大学院理工学研究科

准教授

有馬 ボシー YFeO3 ナノ粒子の磁化に関す【SQUID 型磁化測定装置】
ルアハンマド る研究1050b

後期 山形大学大学院理工学研究科

准教授

有馬 ボシー 金 属 ド ー プ 型 BiFeO3 ナ ノ 粒【SQUID 型磁化測定装置】
ルアハンマド 子の磁性に関する研究

1051

前期

福井大学学術研究院工学系
部門

講師

内藤

順也

【熱分析装置】MicroCal iTC200
キラルな大環状分子のゲスト 【絶対 PL 量子収率測定装置】HAMAMATSU
Quantaurus-QY C11347-01
包接と光学特性との相関解明【円二色性分散計】JASCO J-1500

1052

前期

名古屋大学低温プラズマ科
学研究センター

教授

石川

健治

E580 イメージングユニットを利用した低温プラズマ - マテ 【電子スピン共鳴装置】
リアルインフォマティクス

1053

前期 大同大学電気電子工学科

教授

橋本

雄一

液相合成法を用いたダイヤモ 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
ンド様炭素膜の作製
Reﬂex

1054

後期 名城大学理工学部

教授

永田

央

【単結晶Ｘ線回折装置】
二酸化炭素還元を指向した金【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
属錯体の合成と構造解析
Rigaku HyPix-AFC

1055

後期

准教授

福永

雅喜

生体に含まれる脂質分析のた 【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNMめの脂肪酸 NMR 情報の収集
ECA600

生理学研究所心理生理学研
究部門

1056

後期

名古屋工業大学大学院工学
系研究科

准教授

小野

晋吾

【Ｘ線光電子分光】VG SCIENTA R4000L1,
MX-650炭化水素中でのレーザー照射【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
による金属表面への硬質炭化
Reﬂex
物被膜形成
【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21

1057

後期

名古屋工業大学先進セラ
ミックス研究センター

教授

安達

信泰

マグネシウムフェライ薄膜お【電子スピン共鳴装置】
よびその置換系の強磁性に関【SQUID 型磁化測定装置】
する研究

啓典

【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
Panalytical Empyrean【電子スピン共鳴装置】【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122【MALDI-TOF 質量分析計】Bruker microﬂex
LRF【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
触媒機能をもつ薄膜材料の構 Reﬂex
造および物性評価【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus【絶対 PL 量子収率測定装置】HAMAMATSU
Quantaurus-QY C11347-01【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS【SQUID 型磁化測定装置】

1058

前期 法政大学生命科学部

教授

緒方

機器センターたより ｜ 89

８．共同利用採択課題一覧
課題
申請
番号
区分
（JPMXP1222MS）

1058b

1059

1060

1061

所

属

後期 法政大学生命科学部

後期 愛媛大学大学院理工学研究科

職

名

教授

准教授

後期 愛媛大学大学院理工学研究科 大学院生

前期 新潟大学研究推進機構

准教授

提案代表者

緒方

白旗

藤崎

古川

研究課題

利用研究設備啓典【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
Rigaku HyPix-AFC【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
Panalytical Empyrean【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】MicroCal VP-DSC【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122
エネルギー変換への応用のた 【MALDI-TOF 質量分析計】Bruker
めのナノマテリアル薄膜の構 microﬂex LRF
造および物性評価【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
Reﬂex【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus【絶対 PL 量子収率測定装置】HAMAMATSU
Quantaurus-QY C11347-01【円二色性分散計】JASCO J-1500【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

崇【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
Rigaku HyPix-AFC
有機π電子系化合物を成分と【SQUID 型磁化測定装置】
する有機電子材料の構造と物性【MALDI-TOF 質量分析計】Bruker microﬂex
LRF

真広【SQUID 型磁化測定装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
キラリティーを有する分子性Rigaku HyPix-AFC
導体の物性研究【MALDI-TOF 質量分析計】Bruker
microﬂex LRF

貢【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
ドナー・アクセプター型光誘 Rigaku HyPix-AFC
起複合機能物質群のメカニズ 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
ム解明
【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】

1061b

後期 新潟大学研究推進機構

准教授

古川

貢

【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
ドナー・アクセプター型光誘 Rigaku HyPix-AFC
起複合機能物質群のメカニズ 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
ム解明
【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】

1062

前期 早稲田大学理工学術院

教授

井村

考平

【電子顕微鏡】（SEM）JEOL JSM-6700F
金および Si ナノ粒子集合体の【絶対 PL 量子収率測定装置】HAMAMATSU
光学特性の解明
Quantaurus-QY C11347-01

1065

前期 北海道大学理学研究院教授

河本

有機伝導体β″（BEDT-TTF）
2Hg【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
充司 （SCN）
2Cl の低温電荷秩序状態
Rigaku HyPix-AFCの構造の解明1065b

後期 北海道大学理学研究院教授

河本

有機伝導体β″（BEDT-TTF）
2Hg【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
充司 （SCN）
2Cl の低温電荷秩序状態
Rigaku HyPix-AFCの構造の解明1066

前期

熊本大学大学院先端科学研
究部

准教授

上田

顕

1067

前期

京都大学大学院理学研究科
化学専攻

准教授

小板谷

1070

後期 新潟大学研究推進機構

准教授

古川

貢

アドバンスド ESR 法による植 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
物性食品による環境計測【電子スピン共鳴装置】

1071

後期 日本大学文理学部

教授

周

彪

強い水素結合相互作用をもつ
新規分子性伝導体の合成と物 【SQUID 型磁化測定装置】
性研究

90 ｜ 機器センターたより

双性イオン構造を有する新規
純有機中性ラジカル伝導体の 【SQUID 型磁化測定装置】
磁気的性質の解明 -III

超酸化物不均化反応活性を有【Ｘ線光電子分光】VG SCIENTA R4000L1,
貴典 する金属−有機構造体触媒のMX-650電子状態評価８．共同利用採択課題一覧
課題
申請
番号
区分
（JPMXP1222MS）

所

属

職

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備1072

後期 神戸大学大学院工学研究科

助教

堀家

匠平

【絶対 PL 量子収率測定装置】HAMAMATSU
Quantaurus-QY C11347-01
有機色素の光学特性に関する 【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS
研究【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21

1074

後期 大阪工業大学工学部

准教授

平郡

諭

【オペランド多目的Ｘ線回折装置】
バリウム黒鉛層間化合物の磁Panalytical Empyrean
化率【SQUID 型磁化測定装置】

1076

後期 東京工業大学理学院化学系

博士研究員

榊原

教貴

ハイブリッド光触媒における【電子スピン共鳴装置】
Ag 担持効果の解明

1077

後期 愛媛大学理工学研究科

准教授

山本

貴

κ−（BEST）
2Cu2CN3 の ラ マ 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
ンスペクトルReﬂex

1078

後期 愛媛大学理工学研究科

准教授

山本

貴

金属相と超伝導相の境界に位【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
置 す る β"− 型 BEDT-TTF 塩
Reﬂexの格子揺らぎの探索

1079

後期 神戸大学大学院理学研究科

教授

大西

洋

超薄層半導体光触媒の透過電【電子顕微鏡】（TEM）JEOL JEM-2100F
子顕微鏡による計測評価

1080

後期

名古屋工業大学大学院工学
研究科

教授

小澤

智宏

新 規 N3S3 型 Fe（III） 錯 体 に【電子スピン共鳴装置】
よるメタノール酸化反応の中【SQUID 型磁化測定装置】
間体および活性種の解明

1081

後期 防衛大学校機能材料工学科

教授

阿部

洋

イ オ ン 液 体 の コ ン フ ォ メ ー 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
ションと非対称性アニオン効果 Reﬂex

1082

後期

島根大学大学院総合理工学
研究科

准教授

池上

崇久

電子供与基を有するチオール【電子スピン共鳴装置】
を配位させた非平面ポルフィ【SQUID 型磁化測定装置】
リン鉄（III）錯体の磁気的性質

1083

後期

名古屋市立大学大学院薬学
研究科

教授

樋口

恒彦

ヘム−カルコゲナート錯体の 【電子スピン共鳴装置】
物性・化学研究【SQUID 型磁化測定装置】

1084

後期 愛知教育大学教育学部

准教授

日野

和之

6-chloro-2,4-dinitroaniline 【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
会合体の特異な発光過程の研究 TITAN-TOPAS

1087

産業技術総合研究所計量標
後期 準総合センター 分析計測
標準研究部門

研究員

山口

英俊

放射線照射されたアラニン中【SQUID 型磁化測定装置】のラジカル数の定量

1088

後期

新居浜工業高等専門学校生
物応用化学科

准教授

橋本

千尋

ポリ N- イソプロピルアクリル
アミドのダイマー水溶液の温 【熱分析装置】MicroCal VP-DSC
度誘起型相分離現象の解明

1089

後期

名古屋大学大学院理学研究
特任助教
科理学専攻

水津

理恵

強磁性 / 反強磁性分子間相互作【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）
用 を も つ Galvinoxyl radical
Rigaku HyPix-AFCの低温相の構造決定1090

後期 神戸大学大学院農学研究科

准教授

木村

行宏

【熱分析装置】MicroCal VP-DSC
Ca 結合型光合成タンパク質に【熱分析装置】MicroCal PEAQ-ITC
おける耐熱化メカニズムの解明【熱分析装置】MicroCal iTC200

1091

後期

慶應義塾大学大学院理工学
大学院生
研究科

小島

知也

シグナル伝達に伴うベシクル 【熱分析装置】MicroCal PEAQ-ITC
型人工細胞組織の集団挙動発現 【熱分析装置】MicroCal iTC200

1092

後期

東京大学大学院工学系研究特任助教
科 応用化学専攻

中間貴寛【MALDI-TOF 質量分析計】Bruker
巨大中空錯体に内包されたタ
microﬂex LRF
ンパク質の構造解析【円二色性分散計】JASCO J-1500【機器の表記について】◎【SQUID 型磁化測定装置】 ： Quantum Design MPMS-7 または MPMS-XL7◎【電子スピン共鳴装置】： Bruker EMX Plus または E500 または E580◎【単結晶Ｘ線回折装置】： Rigaku MERCURY CCD-1・R-AXIS IV または Rigaku MERCURY CCD-2

機器センターたより ｜ 91

９．設備利用状況

2022 年度設備利用状況
設備名
電子顕微鏡
SEM ／ JSM-6700F
SEM ／ SU6600
TEM ／ JEM-2100F
走査プローブ顕微鏡
Dimension XR Icon Nanoelectrical
Dimension XR Icon Nanoelectrochemical
単結晶 X 線回折装置
MERCURY CCD-1
MERCURY CCD-2
Rigaku HyPix-AFC
結晶スポンジ法 X 線回折装置
Rigaku SuperNova 他
粉末・薄膜 X 線回折装置
RINT-UltimaIII
Panalytical Empyrean
X 線溶液散乱測定装置
NANO-Viewer
電子分光装置
機能性材料バンド構造顕微分析システム(ARUPS)
XPS ／ VG Scienta R4000L1
電子スピン共鳴 (ESR) 装置
EMX Plus
E500
E580
E680
SQUID 型磁化測定装置
MPMS-7
MPMS-XL7
熱分析装置
VP-DSCPEAQ-ITC
iTC200
Rigaku DSC8231/TG-DTA8122
質量分析計
Bruker microﬂex LRF
所内 JEOL JMS777V
所内 ESI-TOF 型 Bruker maXis
顕微ラマン分光装置
RENISHAW inVIA Reﬂex
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
IFS 66v/S
蛍光分光光度計SPEX Fluorolog 3-21
紫外・可視・近赤外分光光度計
UV-3600 Plus
絶対 PL 量子収率測定装置
Quantaurus-QY C11347-01
円二色性分散計
J-1500ピコ秒レーザー
Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS
核磁気共鳴（NMR）装置
AVANCE600（固体）JNM-ECA600
所内 JNM-ECS400
有機微量元素分析装置
所内 MICRO CORDER JM10ICP 発光分光分析装置
所内 Agilent 5110 ICP-OES
超伝導磁石付希釈冷凍機
所内 Kelvinox 400
真空型グローブボックス
UNICO ／ UN-12L
低温冷媒供給設備
明大寺地区
山手地区※所内利用に協力研究等の所外研究者を含む場合もあり※利用日数：同日の重複利用も含む

92 ｜ 機器センターたより

利用グループ数
所外利用
所内利用

合計

（2022.4.1 〜 2023.3.31）
利用日数
実利用日数
所内利用
合計

所外利用

1
3
6

1
10
3

2
13
9

6
36
54

1
141
15

7
177
69

7
151
69

9
8

7
5

16
13

81
158

157
61

238
219

237
217

7
6
9

0
1
2

7
7
11

51
51
53

0
1
37

51
52
90

50
51
84

1

0

1

21

0

21

14

1
7

0
4

1
11

1
42

0
25

1
67

11
65

2

1

3

21

9

30

15

1
5

1
1

2
6

10
124

50
3

60
127

53
127

16
13
1
13

1
3
0
2

17
16
1
15

105
55
16
153

25
5
0
0

130
60
16
153

127
60
16
152

18
21

3
2

21
23

227
308

34
18

261
326

228
274

3
4
1
7

0
4
0
2

3
8
1
9

11
12
8
24

0
41
0
6

11
53
8
30

11
53
8
30

3

5
3
2

8
3
2

27

146
13
7

173
13
7

146
13
7

8

3

11

45

25

70

67

2

1

3

6

2

8

8

4

5

9

41

19

60

59

5

5

10

17

20

37

35

3

3

6

23

19

42

40

2

5

7

6

37

43

39

4

3

7

13

14

27

27

2
3

1
5
5

3
8
5

504
28

76
31
913

580
59
913

290
52
270

2

2

24

24

21

3

3

18

18

18

0

0

0

0

0

2

2

2

0

1

1

0

供給量
液体ヘリウム（L）
47,622.0
3,575.9

液体窒素（L）
27,600.2
14,215.5

窒素ガス（m3）
1,936.0

10．研究報告一覧

2022 年度研究報告一覧
学術論文（65 報）
1. R. NAKAJIMA, D. HIROBE, G. KAWAGUCHI, Y. NABEI, T. SATO, T. NARUSHIMA, H.OKAMOTO,
H.M. YAMAMOTO, “Giant spin polarization and a pair of antiparallel spins in a chiral superconductor,”
Nature 613, 479-484 (2023).
2. T. NAKAMA, A. ROSSEN, R. EBIHARA, M. YAGI-UTSUMI, D. FUJITA, K. KATO, S. SATO, M.
FUJITA, “Hysteresis behavior in the unfolding/refolding processes of a protein trapped in metallo-cages,”
Chem. Sci. 14, 2910-2914 (2023).
3. F. KUMAKI, M. NAGASAKA, R. FUKAYA, Y. OKANO, S. YAMASHITA, S. NOZAWA, S.-I. ADACHI,
J.-I. ADACHI, “Operando time-resolved soft x-ray absorption spectroscopy for photoexcitation processes ofmetal complexes in solutions,” J. Chem. Phys. 158, 104201 (2023).
4. S. YANAKA, H. YAGI, R. YOGO, M. ONITSUKA, K. KATO, “Glutamine-free mammalian expression ofrecombinant glycoproteins with uniform isotope labeling: an application for NMR analysis of pharmaceutically
relevant Fc glycoforms of human immunoglobulin G1,” J. Biomol. NMR 76(1-2), 17-22 (2022).
5. H. YAGI, E. AMAGASA, M. SHIOTA, I.YAMADA, K.F. AOKI-KINOSHITA, K. KATO, “GALAXY
ver3: Updated web application for glycosylation profiling based on 3D HPLC map,” Glycobiology 32(8), 646650 (2022).
6. F. UMEZAWA, M. NATSUME, S. FUKUSADA, K. NAKAJIMA, F. YAMASAKI, H. KAWASHIMA, C.W. KUO, K.-H. KHOO, T. SHIMURA, H. YAGI, K. KATO, “Cancer Malignancy Is Correlated with
Upregulation of PCYT2-Mediated Glycerol Phosphate Modification of α-Dystroglycan,” Int. J. Mol. Sci.
23(12), 6662 (2022).
7. T. SAITO, H. YAGI, C.-W. KUO, K.-H. KHOO, K. KATO, “An embeddable molecular code for Lewis X
modification through interaction with fucosyltransferase 9,” Commun. Biol. 5(1), 676 (2022).
8. S. YANAKA, R. YOGO, H. YAGI, M. ONITSUKA, N. WAKAIZUMI, Y. YAMAGUCHI, S.
UCHIYAMA, K. KATO, “Negative interference with antibody-dependent cellular cytotoxicity mediated byrituximab from its interactions with human serum proteins,” Front. Immunol. 14, 1090898 (2023).
9. T. MATSUMARU, K. SAKURATANI, S. YANAKA, K. KATO, S. YAMASAKI, Y. FUJIMOTO, “Fungal
β-Mannosyloxymannitol Glycolipids and Their Analogues: Synthesis and Mincle-Mediated Signaling
Activity,” Eur. J. Org. Chem. 2022(20), 9 (2022).
10. Y. YOSHIDA, T. SATOH, C. OTA, S. TANAKA, D.D. HORIKAWA, M. TOMITA, K. KATO, K.
ARAKAWA, “Time-series transcriptomic screening of factors contributing to the cross-tolerance to UV
radiation and anhydrobiosis in tardigrades,” BMC Genomics 23(1), 405 (2022).
11. K. KONDO, Y. HARADA, M. NAKANO, T. SUZUKI, T. FUKUSHIGE, K. HANZAWA, H. YAGI, K.
TAKAGI, K. MIZUNO, Y. MIYAMOTO, N. TANIGUCHI, K. KATO, T. KANEKURA, N. DOHMAE,
K. MACHIDA, I. MARUYAMA, H. INOUE, “Identification of distinct N-glycosylation patterns on
extracellular vesicles from small-cell and non–small-cell lung cancer cells,” J. Biol. Chem. 298(6), 101950(2022).
12. R. HASHIMOTO, M. MINOSHIMA, S. SAKATA, F. ONO, H. ISHII, Y. WATAKABE, T. NEMOTO, S.
YANAKA, K. KATO, K. KIKUCHI, “Eﬃcient visible/NIR light-driven uncaging of hydroxylated thiazole
orange-based caged compounds in aqueous media,” Chem. Sci. 13(25), 7462-7467 (2022).

機器センターたより ｜ 93

10．研究報告一覧
13. S.G. ITOH, M. YAGI-UTSUMI, K. KATO, H. OKUMURA, “Key Residue for Aggregation of Amyloid-βPeptides,” ACS Chem. Neurosci. 13(22), 3139-3151 (2022).
14. S. YANAKA, M. YAGI-UTSUMI, K. KATO, K. KUWAJIMA, “The B domain of protein A retains residual
structures in 6 M guanidinium chloride as revealed by hydrogen/deuterium-exchange NMR spectroscopy,”
Protein Sci. 32(3), e4569 (2023).
15. K. KATO, T. YAMAGUCHI, M. YAGI-UTSUMI, “Experimental and computational characterization of
dynamic biomolecular interaction systems involving glycolipid glycans,” Glycoconjugate J. 39(2), 219-228(2022).
16. K. KUWAJIMA, M. YAGI-UTSUMI, S. YANAKA, K. KATO, “DMSO-Quenched H/D-Exchange 2D
NMR Spectroscopy and Its Applications in Protein Science,” Molecules 27(12), 3748 (2022).
17. M. YAGI-UTSUMI, K. KATO, “Conformational Variability of Amyloid-β and the Morphological Diversityof Its Aggregates,” Molecules 27(15), 4787 (2022).
18. Y. YAMAGUCHI, T. YAMAGUCHI, K. KATO, “Structural Analysis of Oligosaccharides andGlycoconjugates Using NMR,” Advances in Neurobiology 29, 163-184 (2023).
19. M. YAMAGISHI, S. HORIKE, Y. KOSHIBA, A. MORI, K. ISHIDA, “Broadband absorption and lightenergy transfer in a phenyl-core thiophene dendrimer with multiple π-conjugations,” Mol. Syst. Des. Eng. 8(2),189-194 (2023).
20. T. ASAJI, B. ZHOU, M. NOGUCHI, H. FUJIMORI, “Reorientation of DABCO (1,4-diazabicyclo[2.2.2]
octane) in hydrogen-bonded 1:2 molecular complexes DABCO-2(SBA) with substituted benzoic acids SBA,”
Journal of Molecular Structure 1274, 134506 (2023).
21. T. SHIRAHATA, S. KOHNO, K. FURUTA, S. KATAYAMA, K. SUZUKI, T. KAWAMOTO, T. MORI, Y.
MISAKI, “Organic Molecular Conductors Based on Tetramethyl-TTP: Structural and Electrical Properties
Modulated by the Anion Size and Shape,” Inorg. Chem. 61(20), 7754-7764 (2021).
22. N. KINOSHITA, T. SHIRAHATA, T. NAITO, Y. MISAKI, “Synthesis of TSF Donors Substituted with the
mesoDimethylethylenedithio Group: Structures and Conducting Properties of (meso-DM-BETS)2X (X- = PF6and AsF6-),” Bull. Chem. Soc. Jpn. 96(1), 35-41 (2023).
23. X. YU, Y. TANAKA, T. KAKIUCHI, T. ISHIDA, K. SAITOH, F. ITOIGAWA, M. KUWAHARA, S.
ONO, “Static Hydrophobic Cuprous Oxide Surface Fabricated via One-Step Laser-Induced Oxidation of a
Copper Substrate,” Micromachines 14(1), 185 (2023).
24. Y. TANAKA, X. YU, S. TERAKAWA, T. ISHIDA, K. SAITOH, H. ZHANG, T. ASAKA, F. ITOIGAWA,
M. KUWAHARA, S. ONO, “Carbonization of a Molybdenum Substrate Surface and Nanoparticles by a OneStep Method of Femtosecond Laser Ablation in a Hexane Solution,” ACS Omega 8(8), 7932-7939 (2023).
25. A. BILLAH, I. HOSSAIN, A. NAHAR, M. HASAN, M.K. ROLY, A.N. ANJU, K. SAITO, F. HIROSE, B.
AHMMAD, S.M. HOQUE, “Enhanced magnetic and ferroelectric properties of La1−xMxFeO3 (M = Dy and Y)
nanoparticles: A comparison of A-site doping,” J. Magn. Magn. Mater. 565, 170302 (2023).
26. K. NIHONGI, T. KIDA, Y. NARUMI, J. ZACCARO, Y. KOUSAKA, K. INOUE, K. KINDO, Y.
UWATOKO, M. HAGIWARA, “Magnetic field and pressure phase diagrams of the triangular-lattice
antiferromagnet CsCuCl3 explored via magnetic susceptibility measurements with a proximity-detector
oscillator,” Phys. Rev. B 105(18), (2022).

94 ｜ 機器センターたより

10．研究報告一覧
27. M. OHKUMA, M. MITO, M. PARDO, Y. KOUSAKA, S. IWASAKI, K. OHISHI, J. AKIMITSU, K.
INOUE, V. LALIENA, J. CAMPO, “New magnetic intermediate state, “B-phase,” in the cubic chiral magnet
MnSi,” APL Mater. 10(4), 041104 (2022).
28. M. MITO, M. OHKUMA, T. TAJIRI, Y. KOUSAKA, J. AKIMITSU, K. INOUE, K. AMAMIYA,“Observing the orbital angular momentum of Fe and Co in chiral magnet Fe0.75Co0.25Si using soft x-ray
magnetic circular dichroism,” J. Appl. Phys. 131(15), 153902 (2022).
29. T. YOSHIDA, A. SHABANA, D.C. IZUOGU, K. FUKU, T. SATO, H. ZHANG, Y. YAMAMOTO, J.
KAMATA, H. OHMAGARI, M. HASEGAWA, G. COSQUER, S. TAKAISHI, T. KANEKO, T. URUGA,
Y. IWASAWA, M. YAMASHITA, “Hidden Heterometallic Interaction Emerging from Resonant Inelastic
X-ray Scattering in Luminescent Tb-Pt Molecules,” J. Phys. Chem. C 126(18), 7973(2022).
30. M. OHKUMA, M. MITO, H. DEGUCHI, Y. KOUSAKA, J. OHE, J. AKIMITSU, J. KISHINE, K.
INOUE, “Nonequilibrium chiral soliton lattice in the monoaxial chiral magnet MnNb3S6,” Phys. Rev. B
106(10), 104410 (2022).
31. M. MITO, T. TAJIRI, Y. KOUSAKA, J. AKIMITSU, J.-I. KISHINE, K. INOUE, “Magnetic ground state
dependent magnetostriction eﬀects on the chiral magnet CrNb3S6,” Phys. Rev. B 107(5), 054427 (2023).
32. M. OHKUMA, M. MITO, Y. KOUSAKA, J. OHE, J. AKIMITSU, J. KISHINE, K. INOUE, “Soliton
locking phenomenon in bulk single crystal of monoaxial chiral magnet MnNb3S6,” Appl. Phys. Lett. 122(9),092403 (2023).
33. N. OTOG, B. GANTOGOS, I. FUJISAWA, S. IWASA, “Highly enantioselective synthesis of norcaradienederivatives from naphthyl diazoacetamides using a Ru(II)-Pheox complex,” Chem. Commun. 58(88), 1232512328 (2022).
34. N. OTOG, S. CHANTHAMATH, I. FUJISAWA, S. IWASA, “Catalytic Asymmetric Carbene Insertion
Reactions into B−H Bonds Using a Ru(II)-Pheox Complex,” Eur. J. Org. Chem. 2021(10), 1564-1567 (2021).
35. H. HAGIWARA, S. KONOMURA, “Thermosalience coupled to abrupt spin crossover with dynamic ligand
motion in an iron(II) molecular crystal,” Crystengcomm 24(23), 4224-4234 (2022).
36. H. HAGIWARA, T. MATSUYAMA, T. UDAGAWA, “Solvent Coligand-Induced Spin State Variation inIron(II) Complexes Bearing Pentadentate N5 Ligand Toward the Construction of an N5O Spin Crossover
Center,” Cryst. Growth Des. 23(3), 1622-1632 (2023).
37. S. YOKOTA, Y. SUZUKI, S. YANAGISAWA, T. OGURA, S. NOZAWA, M. HADA, H. FUJII, “How Do
the Axial and Equatorial Ligands Modulate the Reactivity of a Metal-Bound Terminal Oxidant? An Answer
from the Hypochlorite Adduct of Iron(III) Porphyrin,” ACS Catal. 12(17), 10857-10871 (2022).
38. H. AKUTSU, M. URUICHI, S. IMAJO, K. KINDO, Y. NAKAZAWA, S.S. TURNER, “Role of the Anion
Layer’s Polarity in Organic Conductors β″-(BEDT-TTF)2XC2H4SO3 (X = Cl and Br),” J. Phys. Chem. C
126(38), 16529-16538 (2022).
39. Y.A. DARMAWAN, M. YAMAUCHI, S. MASUO, “In Situ Observation of Emission Sites during the Halide
Exchange Reaction in Single Cesium Lead Halide Perovskite Nanocrystals,” J. Phys. Chem. C 126(5), 26272633 (2022).
40. H. IGARASHI, M. YAMAUCHI, S. MASUO, “Correlation between Single-Photon Emission and Size ofCesium Lead Bromide Perovskite Nanocrystals,” J. Phys. Chem. Lett. 14(9), 2441-2447 (2023).

機器センターたより ｜ 95

10．研究報告一覧
41. C. GHARBI, H. LOUIS, I.O. AMODU, I. BENJAMIN, W. FUJITA, C. BEN NASR, L. KHEDHIRI,“Crystal structure analysis, magnetic measurement, DFT studies, and adsorption properties of novel
1-(2,5-dimethyphenyl) piperazine tetrachlorocobaltate hydrate,” Materials Today Communications 34, 104965(2023).
42. K. SUZUKI, T. KUZUYA, Y. HAMANAKA, “Luminescence Enhancement in CuInS2 Nanoparticles throughthe Selective Passivation of Nonradiative Recombination Sites by Phosphine Ligands,” J. Phys. Chem. C
126(39), 16751-16758 (2022).
43. R. YOKOI, Y. HAMANAKA, T. KUZUYA, “Size-dependent radiative recombination characteristics ofisolated CuInS2 nanocrystals,” J. Lumines. 252, 119353-1 (2022).
44. M. KATO, J. KIM, J. OH, D. SHIMIZU, N. FUKUI, H. SHINOKUBO, “Near-Infrared-Responsive
Hydrocarbons Designed by π-Extension of Indeno[1,2,3,4-pgra]perylene at the 1,2,12-Positions,” Chem.-Eur.
J. 29, e202300249 (2023).
45. A. NISHIGUCHI, A. MURAKAMI, T. AZUMA, M. ODA, “A Trade-off Between Thermostability andBinding Affinity of Anti-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)Acetyl Antibodies During the Course of Affinity
Maturation,” Protein J. 41(2), 293-303 (2022).
46. T. HAYASHI, Y.O. KAMATARI, M. ODA, “Evaluation of multi-specificity of antibody G2 using its singlechain Fv and its covalently linked antigen peptides,” Biophys. Chem. 290, 106893 (2022).
47. Y. KOKUBO, I. IGARASHI, K. NAKAO, W. HACHIYA, S. KUGIMIYA, T. OZAWA, H. MASUDA, Y.
KAJITA, “The Steric Eﬀect in Preparations of Vanadium(II)/(III) Dinitrogen Complexes of Triamidoamine
Ligands Bearing Bulky Substituents,” Molecules 27(18), 5864 (2022).
48. K. UEMURA, Y. IKEDA, A. TAKAMORI, T. TAKEYAMA, S. IWATSUKI, “Asymmetrical Platinum andRhodium Dinuclear Complex Strongly Bound to Filled dz2 Complexes by Unbridged Pt-Metal Bonds: Toward
Heterometallic-Extended Metal Atom Chains,” Chem. Eur. J. 29(16), e202204057 (2023).
49. K. UEMURA, A. TAKAMORI, “Recent studies on the magnetic properties of paramagnetic metals linked bydiamagnetic second metals,” Coord. Chem. Rev. 471, 214736 (2022).
50. A. TAKAMORI, K. UEMURA, “Structure and magnetic behavior of a two-dimensional honeycomb sheet
containing trans-bridged platinum and iron trinuclear complex linked using rhodium acetate with chloride
coordination,” Polyhedron 224, 116017 (2022).
51. K. UEMURA, K. SAKURAI, Y. KOBAYASHI, “Octanuclear heterometallic one-dimensional complex
extended by metal–metal bonds showing MMLCT in the visible region,” Inorg. Chem. Commun. 142, 109640(2022).
52. K. UEMURA, “Crystal Structure of Platinum and Rhodium Discrete Hexanuclear Complex with Polyethylene
Glycol,” X-ray Structure Analysis Online 38, 25-26 (2022).
53. K. UEMURA, Y. SUGIYAMA, “Evidence of electronic interactions between end platinum atoms ofhexanuclear units in heterometallic one-dimensional chains,” J. Mol. Struct. 1250, 131694 (2022).
54. A. ABULIKEMU, S. GAO, T. MATSUNAGA, H. TAKATSU, C. TASSEL, H. KAGEYAMA, T. SAITO, T.
WATANABE, T. UCHIYAMA, K. YAMAMOTO, Y. UCHIMOTO, T. TAKAMI, “Partial cation disorderin Li2MnO3 obtained by high-pressure synthesis,” Appl. Phys. Lett. 120(18), 182404 (2022).

96 ｜ 機器センターたより

10．研究報告一覧
55. S. IKEMOTO, S. MURATSUGU, T. KOITAYA, Y. TSUJI, M. DAS, K. YOSHIZAWA, F. GLORIUS, M.
TADA, “Coordination-Induced Trigger for Activity: N-Heterocyclic Carbene-Decorated Ceria Catalysts
Incorporating Cr and Rh with Activity Induction by Surface Adsorption Site Control,” J. Am. Chem. Soc.
145(3), 1497-1504 (2023).
56. K. KOBAYASHI, Y.T. ITO, Y. KASU, M. HORITANI, T. KOZAWA, “Intramolecular electron transferfrom biopterin to FeII-O2 complex in nitric oxide synthases occurs at very diﬀerent rates between bacterial andmammalian enzymes: Direct observation of a catalytically active intermediate,” Journal of Inorganic
Biochemistry 238, 112035 (2023).
57. H. TAKEDA, K. SHIMBA, M. HORITANI, T. KIMURA, T. NOMURA, M. KUBO, Y. SHIRO, T.
TOSHA, “Trapping of a Mononitrosyl Nonheme Intermediate of Nitric Oxide Reductase by Cryo-Photolysis
of Caged Nitric Oxide,” J. Phys. Chem. B 127(4), 846-854 (2023).
58. M. ISHIZAKA, M. CHEN, S. NARAI, Y. TANAKA, T. OSE, M. HORITANI, M. YAO, “Quick andSpontaneous Transformation between [3Fe–4S] and [4Fe–4S] Iron–Sulfur Clusters in the tRNA-Thiolation
Enzyme TtuA,” Int. J. Mol. Sci. 24(1), 833 (2023).
59. T. YAMASHITA, H. MATSUDA, K. KOIZUMI, L. THIRUMALAISAMY, M. KIM, L. NEGISHI, H.
KURUMIZAKA, Y. TOMINAGA, Y. TAKAGI, K. TAKAI, T. OKUMURA, H. KATAYAMA, M.
HORITANI, N. AHSAN, Y. OKADA, K. NAGATA, Y. SUZUKI, M. SUZUKI, “Heme protein identified
from scaly-foot gastropod can synthesize pyrite (FeS2) nanoparticles,” Acta Biomaterialia 162, 110 (2023).
60. S. KARASAWA, T. SAIDA, K.P. SHARMA, S. NARITSUKA, T. MARUYAMA, “Single-walled carbon
nanotube growth from Ni catalyst particles under conventional growth conditions by alcohol catalytic chemical
vapor deposition: in situ X-ray absorption fine structure study,” Jpn. J. Appl. Phys. 62, SG1036 (2023).
61. S. KARASAWA, K. PRASAD SHARMA, T. SAIDA, S. NARITSUKA, Y. HARUYAMA, T. ASAKA, T.
MARUYAMA, “In situ XAFS study on chemical states of Co and Ir nanoparticles under conventional growth
condition of single-walled carbon nanotube via alcohol catalytic chemical vapor deposition,” Chem. Phys. Lett.
808, 140135 (2022).
62. S. KARASAWA, K.P. SHARMA, D. YAMAMOTO, T. SAIDA, S. NARITSUKA, T. MARUYAMA, “Insitu XAFS study of the chemical state of a Co catalyst during single-walled carbon nanotube growth underconventional growth conditions using alcohol catalytic chemical vapor deposition,” Chem. Phys. Lett. 804,
139889 (2022).
63. D. YAMAMOTO, S. KARASAWA, K.P. SHARMA, T. SAIDA, S. NARITSUKA, T. MARUYAMA,“Iridium-Catalyzed Single-Walled Carbon Nanotube Synthesis by Alcohol-Gas-Source Method Under Low
Ethanol Pressure: Growth Temperature Dependence,” Cryst. Res. Technol. 57(6), 2100226 (2022).
64. S. MATTIELLO, Y. HATTORI, R. KITAJIMA, R. MATSUOKA, T. KUSAMOTO, K. UCHIDA, L.
BEVERINA, “Enhancement of fluorescence and photostability of luminescent radicals by quadruple additionof phenyl groups,” J. Mater. Chem. C 10(40), 15028-15034 (2022).
65. Y. HATTORI, R. KITAJIMA, W. OTA, R. MATSUOKA, T. KUSAMOTO, T. SATO, K. UCHIDA, “Thesimplest structure of a stable radical showing high fluorescence eﬃciency in solution: benzene donors withtriarylmethyl radicals,” Chem. Sci. 13(45), 13418-13425 (2022).

機器センターたより ｜ 97

11．編集委員

編集委員
編集担当

横山

利彦

（委員長）

藤原

基靖

（編集担当）

上田

正・浅田

高山

敬史・賣市

幹大・長尾

宮島

瑞樹・平野

佳穂

岡野

芳則

兵藤

由美子

瑞枝

（センターの利用方法担当）
春代（所有設備紹介担当）（交流担当）（設備利用状況担当）（共同利用採択課題一覧、研究報告一覧、事務担当）

機器センターたより

No.15

発行日

2023 年 10 月 31 日（年 1 回発行）

発

大学共同利用機関法人

行

分子科学研究所

自然科学研究機構

機器センター〒 444-8585
愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38
編
印

集
刷

横山

利彦（センター長）

藤原

基靖（編集長）株式会社コームラ
本誌記載記事の無断転載を禁じます

98 ｜ 機器センターたより

ISSN 1884−1627

機器センターたより No.
No.15
自然科学研究機構

分子科学研究所

Instrument Center
Nishigonaka 38, Myodaiji, Okazaki 444‑8585 Aichi, JapanT E L : +81‑564‑55‑7470
FAX : +81‑564‑55‑7229
http://ic.ims.ac.jp/
mail to:ic-oﬃce@ims.ac.jp

機器センター