i-Construction 対応マルチビーム測深機一覧（水深 31m 未満）の改訂第 3 版お知らせ
平成 31 年 1 月
一般社団法人 海洋調査協会

平成 29 年 5 月に、各関係機関、関係者からの要望・要請に応え、ICT 浚渫工事に対応可能な計測機器の技術情報として「i-Construction 対応マルチビーム測深機一覧（水深 31m 未満）」を発表してきましたが、今回、改訂第 3 版をご案内いたします。
引き続きのご活用をお願い申し上げます。
一覧表の使用で注意すべき点は、・機器の性能は、これまでの使用実績、カタログ値で判断しています。
・対応機器の適用範囲は、水深 31m 未満の浚渫工事が対象です。
・各種規程の要求を満足するため、計測は 400kHz、船速は 3～5Kt、スワス幅 90°、測深ビーム幅（直角方向×進行方向）共に 1°以内での計測を推奨します。
・表中以外の機器を使用する場合、実測値に基づき、各種規程等に適合することを証明、確認することで、使用は可能です。
なお、表中の機器でも適切な使用が出来なければ、計測データ値が採用されないケースも生ずることに注意が必要です。
以上マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）(国土交通省港湾局)
水路測量業務準則施行細則より
取得点密度3点/0.5m格子以上
発振周波数(水深31m未満)
70～455kHz
計測精度（水深）±10cm
レンジ分解能(cm)5
計測精度(平面）50cm
測深ビーム方式
クロスファンビーム
測深ビーム幅(直交方向 x 進行方向)
1.5° x 1.5° ※8
表中等の注意※1:水路測量に関する海上保安庁法令、及び国土交通省港湾局「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル浚渫工編(案)」を満足できるものをリストアップ※2：深度方向に対して、これより小さい凹凸については正しく計測できないことになります。
※3：極浅海域では、FMパルス長が長すぎ、この分解能で運用できない場合があります。
※4：左(上)はノーマルモード、右(下)はUHDモードを使用した場合の点数となります。
※5：左(上)はノーマルモード、右(下)はDualSwathモードを使用した場合のビーム数となります。
※6：左(上)はノーマルモード、右(下)は「512ビーム」オプションを使用した場合の点数となります。
※7：DualSwathモードでは、ピングレートが半分になるため、実効的に取れる最大ピングレート×測深点数は同じになります。
※8ビーム幅については、下表の数値から1.0°×1.0°以内を推薦するが、計測水深、船速により1.5°でも条件付きで対応可。
※舷側装備の場合の最大調査速度は、8kt程度。ただし、喫水、取り付け強度に大きく依存する。3～5Ktを推薦。
進行方向100%測深のための調査速度は、ピングレートとビーム幅に依存。水深30m、進行方向ビーム幅1.0°の場合５ｋｔ程度
表面音速度センサ、音速度プロファイラは、1年又は2年に一度の校正を推奨。

フラットアレイの角度別ビーム幅※80.4°測深ビーム幅(°)
0.45°測深ビーム幅(°)
0.5°測深ビーム幅(°)
0.7°測深ビーム幅(°)
0.9°測深ビーム幅(°)
1.0°測深ビーム幅(°)
1.4°測深ビーム幅(°)
1.5°測深ビーム幅(°)

0°(直下)
0.4
0.45
0.5
0.7
0.9
11.4
1.5

片幅30°
0.46
0.52
0.58
0.81
1.04
1.15
1.62
1.73

片幅45°
0.57
0.64
0.71
0.99
1.27
1.41
1.98
2.12

フラットアレイ・・・・ビーム幅が直下から離れるにつれて直行方向に広がる
サーキュラーアレイ・・どの角度においても一定のビーム幅を保持

片幅60°
0.8
0.9
11.4
1.8
22.8
3

1.5°有効スワス幅
148144
140
124
106
96
420

i-Construction対応マルチビーム測深機※1 （水深31m未満）

2019/1/7版赤字変更箇所
海洋調査協会米国
R2Sonic社

米国
R2Sonic社

米国
R2Sonic社

ノルウェー
Kongsberg社

ノルウェー
Kongsberg社

ノルウェー
Kongsberg社

国内代理店

Sonic 2026東陽テクニカ

Sonic 2024
東陽テクニカSonic 2022
東陽テクニカ

EM2040-07
日本海洋

EM2040P MKII
日本海洋

EM2040C
日本海洋

周波数(kHz)90, 100, 170 ~ 450

170 ~ 450

170 ~ 450

200~400

200,300,400

200~400

測深ビーム幅 ※8(直交方向 x 進行方向)

0.45°x 0.45°@ 450kHz1° x 1°@ 200kHz

0.45°x 0.9°
@ 450kHz1° x 2°@ 200kHz

0.9°x 0.9°
@ 450kHz2° x 2°@ 200kHz

0.65°x 0.65°@400kHz
1.3°x 1.3°
@ 200kHz

0.85°x 0.85°@400kHz
1.7°ｘ 1.7°@200kHz0.85°x 0.85°@400kHz
1.7°x 1.7°
@ 200kHz

受波器形状

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ
最大130°(約110°)
1.05cm(CW)

スワス幅（1.5°有効スワス幅）
レンジ分解能※2

最大160°（約144°）

最大160°（約144°）

最大160°（約106°）

最大140°（約129°）

最大170°(300kHz)
最大120°(400kHz)（約120°）

1.25cm1.25cm1.25cm1.05cm(CW)

1.05cm(CW)

※5

※5

※4

実効測深範囲(深度)

256 / 1024
400m以上@450kHz
800m以上@200kHz

256 / 1024
300m@450kHz
400m以上@200kHz

256 / 1024
300m@450kHz
400m以上@200kHz

400 / 800
300m@400kHz
600m@200kHz

400 / 800
270m@400kHz
600m@200kHz

400 / 800※5350m@400kHz
520m@200kHz

ピングレート(Hz)

6060

60

50

5050

ビーム数

最大ピングレート×
測深点数(点/秒)
ソーナー重量
空中/水中(金具含まず）※415360 / 61440
26.3kg(空中)※415360 / 61440※416.2kg(空中)※415360 / 61440※411kg(空中)※720000 / 20000

20000 / 20000

45kg(空中)19.5/1.7kg

※7

重量注意

備考

国内代理店
周波数(kHz)測深ビーム幅 ※8(直交方向 x 進行方向)

米国R2Sonic社

デンマーク
TeledyneRESON社

デンマーク
TeledyneRESON社

ノルウェー
NORBIT社

ノルウェー
NORBIT社

Sonic 2020
東陽テクニカSEABATT50-P
ハイドロシステム開発

SEABATT20-P
ハイドロシステム開発

iWBMS
エス・イー･エイiWBMShエス・イー･エイ

200 ~ 400, 700
1°x 1°/@ 700kHz
2°ｘ2°/@ 400kHz
4°x 4°/@ 200kHz

190 ~ 420

190 ~ 420

0.5°x 1°@400kHz1° x 2°@ 200kHz1°x 1°@400kHz2° x 2°@ 200kHz

190 ~ 420

190 ~ 420

0.9°x 0.9°@400kHz

0.9°x 0.9°@400kHz

受波器形状

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ

サーキュラーアレイ

サーキュラーアレイ

スワス幅（1.5°有効スワス幅）

最大130°（70°）

最大170°（約140°）

最大170°（約96°）

最大210°（約106°）

最大210°（約106°）

1.25cm

0.6cm

0.6cm

1.0cm

1.0cm

※6※6

レンジ分解能※2
ビーム数
実効測深範囲(深度)

512※4256/1024

ピングレート(Hz)最大ピングレート×
測深点数(点/秒)
ソーナー重量空中/水中

575m@200kz

512

256 / 512

256 / 512※6300m@200kHz

--

60

50

50

5050

15360/61440※425600

25600

12800 / 25600※612800 / 25600※613.6kg/7.3kg

10.4kg/7.6kg

9.5kg/6.0kg

9.2kg/6.0kg

POSMVWaveMasterⅡ
内蔵

POSMVOceanMaster
内蔵(金具含まず）

備考

200m以上512ビームのみ

デンマーク
TeledyneRESON社

デンマーク
TeledyneRESON社

日本
古野電気

SEABAT7125

SEABAT8125

HS-600F MARK-２

国内代理店
190 ~ 420

測深ビーム幅 ※8(直交方向 x 進行方向)

1°x 1°@400kHz2° x 2°@ 200kHz

受波器形状

フラットアレイスワス幅（1.5°有効スワス幅）

最大165°（約96°）

レンジ分解能※2

0.63cm(FM)※31.25cm(CW)

CARPHIN

190 ~ 420320

462.5KHz～537.5KHz

1°x 0.5°@455kHz1°× 1.5°

1°x 1°

フラットアレイフラットアレイ

フラットアレイ

最大120°

90°(1.5°有効スワス幅)

90°(90°)0.6cm

1.05cm

1cm

※6

ビーム数

256 / 512

実効測深範囲(深度)

300m@200kHz

120m

ピングレート(Hz)5040

最大ピングレート×
測深点数(点/秒)

備考

日本
オキシーテック
ティオ・アシスト

周波数(kHz)

ソーナー重量
空中/水中※6(金具含まず）

121

96

200m

150m

32

512800 / 25600

3872

480

10.4kg/7.6kg

25Kg(空中)

36Kg/-4Kg

ビーム幅注意直下のみ可動揺計内蔵型機種変更
オプション可ピングレートに注意※620000 / 20000※718.8/8.4kg

MBESを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）(国土交通省港湾局)
取得点密度
3点/0.5m格子以上
計測精度（水深）±10cm
計測精度(平面）50cm

水路測量業務準則施行細則より発振周波数(水深31m未満)
レンジ分解能(cm)測深ビーム方式
測深ビーム幅(直交方向 x 進行方向)

70～455kHz
5クロスファンビーム
1.5° x 1.5° ※8

表中等の注意※1:水路測量に関する海上保安庁法令、及び国土交通省港湾局「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル浚渫工編(案)」を満足できるものをリストアップ※2：深度方向に対して、これより小さい凹凸については正しく計測できないことになります。
※3：削除※4：左(上)はノーマルモード、右(下)はUHDモードを使用した場合の点数となります。
※5：左(上)はノーマルモード、右(下)はDualSwathモードを使用した場合のビーム数となります。
※6：左(上)はノーマルモード、右(下)は「512ビーム」オプションを使用した場合の点数となります。
※7：DualSwathモードでは、ピングレートが半分になるため、実効的に取れる最大ピングレート×測深点数は同じになります。
※8ビーム幅については、下表の数値から1.0°×1.0°以内を推薦するが、計測水深、船速により1.5°でも条件付きで対応可。
※舷側装備の場合の最大調査速度は、8kt程度。ただし、喫水、取り付け強度に大きく依存する。3～5Ktを推薦。
進行方向100%測深のための調査速度は、ピングレートとビーム幅に依存。水深30m、進行方向ビーム幅1.0°の場合５ｋｔ程度
表面音速度センサ、音速度プロファイラは、1年又は2年に一度の校正を推奨。
フラットアレイの角度別ビーム幅※80°(直下)
片幅30°0.4°測深ビーム幅(°)
0.4
0.46
0.45°測深ビーム幅(°)
0.45
0.52
0.5°測深ビーム幅(°)
0.50.58
0.65°測深ビーム幅(°)
0.65
0.75
0.7°測深ビーム幅(°)
0.70.81
0.85°測深ビーム幅(°)
0.85
0.99
0.9°測深ビーム幅(°)
0.9
1.04
1.0°測深ビーム幅(°)
11.15
1.4°測深ビーム幅(°)
1.41.62
1.5°測深ビーム幅(°)
1.51.73
フラットアレイ・・・・ビーム幅が直下から離れるにつれて直行方向に広がる
サーキュラーアレイ・・どの角度においても一定のビーム幅を保持

片幅45°
0.57
0.64
0.71
0.92
0.99
1.22
1.27
1.41
1.98
2.12

片幅60°
0.8
0.9
11.3
1.4
1.72
1.8
22.8
3

赤字は規程外れ
1.5°有効スワス幅
148
144
140
129
124
110
106
96
420