ステータスレポート（2024年前期）
ハワイ観測所岡山分室

・せいめい望遠鏡
せいめい望遠鏡による2024年前期の共同利用観測を2024年1月から6月に行います。今期もリスクシェアでの公開となるため、状況次第では割当がキャンセルになる可能性があること、割当時期に偏りが生じる可能性があることをあらかじめご了承下さい。今期の募集開始時点での望遠鏡と観測装置のステータスは以下に記載の通りです。最新の情報はせいめい望遠鏡の共同利用Webページ(http://seimei.nao.ac.jp/openuse/）をご参照下さい。
光学系：口径3.78m(内周6枚、外周12枚、計18枚の分割鏡)、ナスミス焦点、焦点距離22.69m(F比6.0)、1㎜あたり9.09秒角。おおむねシーイング限界（FWHM 1-2秒角）の点源分布関数(psf)を達成可能。観測開始時にシャックハルトマンカメラで観測天体と同程度の高度にある4等級よりも明るい天体を用いた分割鏡合わせ込みの調整を行うことが必要です。また、観測中にも最後に分割鏡合わせ込みの調整を行ったときの望遠鏡の高度から10度以上高度の違う天体を観測する場合や、ドーム内の気温が1℃以上変化した場合などには観測開始時と同様に分割鏡の再調整が必要になることがあります。シャックハルトマンカメラを用いた分割鏡の調整には天体の導入や装置の切り替え等に5分程度の時間がかかります。
※今期の観測計画の立案においては、点源の場合の像直径（FWHM）を岡山における典型的なシーイングサ
イズに相当する2秒角（観測時の天体の高度30度以上の場合）、天体から別な天体への望遠鏡指向の切り替え時間、各観測装置の切り替え時間、および観測中のシャックハルトマンカメラを用いた分割鏡の調整時間をそれぞれ5分として必要な観測時間を見積もって下さい。科学目的を達成するために必要なS/Nを得るまでの積分時間などは各装置 のWebページの Exposure Time Calculator を利用して見積もることができます。点源の場合の像直径（FWHM）は観測当日の条件などにより実際と異なる可能性がありますが、今期の観測計画立案においては一律に上記の数値を使用して下さい。
駆動系：経緯台式。観測可能範囲は高度 20°－ 89°です。
・指向精度：RMS 5秒角程度。
KOOLS-IFUを使用する場合：現状の指向誤差はKOOLS-IFUの視野よりも大きいため、焦点面に設置された視野確認用カメラ（視野1分角程度、限界等級は17等程度）、またはオフセットガイダー（視野直径3分角程度、暗夜の場合は2秒積分で16等星をS/N=50程度で撮像可能）を用いて、観測天体付近の天体で指向誤差を補正後、天体光の積分を開始してください。オフセットガイダーの視野は焦点面上で望遠
鏡視野中心から半径方向に20-24.5分角、円周方向に±4.5分角の範囲で動かすことが可能です。天体
光の積分中も使用可能ですが、KOOLS-IFUのファイバーバンドル入射部周辺を確認することはできません。視野確認用カメラではKOOLS-IFUのファイバーバンドル入射部の視野を確認できますが、KOOLSIFUとの同時使用はできないため、ファイバーバンドル入射部周辺を天体光の積分中に確認することはできません（視野確認用カメラとKOOLS-IFUのファイバーバンドル入射部の切り替えには10秒程度の時間がかかります）。
TriCCSを使用する場合：現状の指向誤差に比べTriCCSの視野が十分広いため目的天体は視野のほぼ中央に捉えられます。
GAOES-RVを使用する場合：GAOES-RVのガイドカメラ視野（視野50秒角程度）は現状の指向誤差よりも十分広いため目的天体はガイドカメラ視野内で捉えられます。
・追尾精度：KOOLS-IFUとTriCCSを使用する場合はオフセットガイダーを用いて天体光の積分中の追尾誤差の補正を行うことが可能です。オフセットガイダーを使用しない場合、10分間で最大3秒角程度の追尾誤差が見込まれます。GAOES-RVを使用する場合は装置固有のガイドカメラによってピンホール上に乗せた目標天体の漏れ光を使用してガイドをおこないます。
KOOLS-IFUを使用する場合：オフセットガイダーの視野とKOOLS-IFUの視野中心の相対位置は望遠鏡の指向方向やローテータ角度によって最大で4秒角程度ずれることが判明しています。同一天体を長時間観測する場合は1時間に1回程度の頻度で対象天体の位置を視野確認カメラ等で確認してください。
観測天体が点源とみなせる十分明るい（VPH-blue・5分積分の場合、14-15等級よりも明るい）天体の場合は、KOOLS-IFUのファイバーバンドル入射部の2次元画像を用いた追尾誤差補正機能も引き続き利用可能ですが、天体光の積分中の追尾誤差補正を行うものではないことに注意して下さい。
TriCCSを使用する場合： 1回の露出時間として30秒以下が推奨されているため、露出時間中のオフセットガイダーを用いた追尾誤差補正は不要と考えられます。長時間にわたる観測中に検出器上の天体の位置を固定する必要がある場合などにおいては、必要に応じてオフセットガイダーを使用してください。ただし、観測中の望遠鏡の指向方向やローテータ角度等の変化に伴い、オフセットガイダーの視野とTriCCSの視野の相対位置が数秒角程度変化する可能性があります。
GAOES-RVを使用する場合：同装置のガイドカメラの限界等級は5秒積分で13等程度です。これは装置の限界等級とほぼ同じなので、ほぼすべての天体でこのガイドカメラでの追尾が可能です。GAOES-RV
では装置ローテータのオフセット角度を固定して使用しますので、追尾中は望遠鏡の位置によって像回転が発生しますが点源の観測には影響ありません。
観測装置ローテータ
・視野（像）回転補償機能が、青ナスミス台上のイメージローテータ利用から、赤ナスミス台上の観測装置ローテータ利用に移行しています。
オフセットガイダー
・視野：直径約3分角程度
・pixel scale：0.28秒角 / pixel (4x4 binning後)・限界等級：16等星（2秒積分、S/N=50の場合）※2秒以下の露出時間では追尾誤差補正が正常に動作しません。
・視野の可動範囲：望遠鏡視野中心から半径方向に20-24.5分角、円周方向に±4.5分角の範囲で動かすことが可能。
・観測装置の視野に対するオフセットガイダー視野の移動は平行移動のみで回転は不可。
・ローテータを回すことで視野中心から見たオフセットガイダー視野中心の方位角を変更可能。
・GAOES-RVでは装置固有のガイドカメラを使用するためオフセットガイダーは使用しません。
観測装置：今期利用可能な観測装置はKOOLS-IFUとTriCCS、GAOES-RVの3種類です。研究課題の科学目的の達成に必要な場合は複数の観測装置を使用する観測提案も受け付けます。同一夜内にそれらを切り替えて使用することもできますが、同時に受光することはできません。観測装置ローテータ上での各装置への切り替え自体は1分程度で済みますが、TriCCSの視野に比べてKOOLS-IFUの視野やGAOES-RVのファイバー入射口は非常に小さいため、TriCCSからKOOLS-IFUまたはGAOES-RVへ観測装置を切り替え後、観測天体を導入して天体光の積分を開始できるようになるまで数分の時間を要します。各装置を切り替えて観測する場合は、それぞれの装置への切り替え時間を5分として必要な観測時間を見積もって下さい。GAOES-RVのガイドカメラの視野は赤ナスミス台上の視野確認カメラとほぼ同等です。今期は持ち込み装置による観測提案は受け付けません。

観測モード：今期は「クラシカルモード」と「ToOモード」のみを受け付けます。研究課題の科学目的達成に必要な場合は両方の観測モードを使った観測提案も受け付けます。GAOES-RVをToO観測で使用する場
合は冷凍機の起動状況によって発動までの時間に影響が出ます。詳しくは実施要項をご参照下さい。せいめい望遠鏡の共同利用観測では、タイムドメイン天文学を推進する方針に基づき、柔軟な観測割当が可能な「キューモード」を主たる観測モードと位置付けていますが、キューモードおよびそれを可能にする自動観測システムはいずれもまだ共同利用観測に提供できる状態には無いため、今期は実施しません。なお、KOOLS-IFUとTriCCSについては、クラシカルモードとToOモードにおいて、観測者自身の用意した観測スクリプトを用いた半自動観測および、キューシステムに観測者自身の用意した観測コマンドを手動登録する方式での半自動観測が可能です。観測スクリプトおよびキューシステム登録用の観測コマンドは専用のWebフォームから生成可能です。本機能の利用ついてご不明な点は前原(hiroyuki.maehara@nao.ac.jp)
までご相談ください。

・KOOLS-IFU
ファイバー型可視光面分光装置です。観測モードは面分光のみです。
視野：110本のファイバーからなる二次元ファイバーアレイの前にマイクロレンズアレイが取り付けられたファイバーバンドルにより、8.4秒角×8.0秒角の視野を有しています。各ファイバー+マイクロレンズの形
状と視野は対角0.93秒角の正六角形、ファイバーピッチは0.84秒角です。ファイバー配列は正六角形による平面充填です。
波長範囲・波長分解能：波長範囲と波長分解能が異なる4種類のグリズムがあり、観測可能な波長範囲は約4000-10200 Å、波長分解能は約500-2000です。使用するグリズムを観測申込書第17項 (17. Requests
Concerning Instruments) に明記してください。
（重要）2024年前期中にVPH683グリズムを新しいグリズムに置き換える可能性があります。現行のVPH683と比べてスループット・波長分解能が向上し、観測可能波長は560-760nmとなる見込みです。なお、VPH683
グリズムを使用する観測提案書作成においては、必要な観測時間や達成可能なS/N等の見積もりには現行のVPH683グリズムのパラメーターを用いて下さい。
較正用光源：波長較正用にHg、Ne、Xeランプ、フラット用光源として白熱灯 + 白色LED + 複数の単色LEDを用意しています。
その他の注意点：(a) ファイバーから見たオフセットガイダーの視野の方向のなす角は固定で自由に選ぶことはできません。
(b) 岡山天文台での典型的なシーイング下ではKOOLS-IFUの視野内に完全な背景光とみなされる領域はありません。精密なフラックスを要求する観測や背景光よりも暗い天体を観測する場合には天体近くでスカイフレームの取得を推奨します。
(c) グリズム切り替え前後で結像性能が変化する場合があるので、複数のグリズムを使った観測においては、グリズム切り替え前に標準星を撮ることを推奨します。
(d) ファイバーにかかる力が変わることで、各ファイバーのスループットが1%程度変化することがあります。また、装置ローテータの角度により、ファイバーの平均スループットが1%程度変化することがあります。
装置の基本仕様については次をご覧ください：
http://www.o.kwasan.kyoto-u.ac.jp/inst/p-kools/performance/

KOOLS-IFUに関してご不明な点は kools-ifu@googlegroups.com までご相談下さい。
※観測時間やS/Nの見積もりには、次のETCによる計算結果を用いてください。
http://www.o.kwasan.kyoto-u.ac.jp/inst/p-kools/KOOLS-IFU_exp_time_calculator.html

・TriCCS
せいめい望遠鏡の可視光3バンド同時撮像装置で、3台の高速撮像が可能なCMOSカメラによるg, r, iないしg, r, zバンドの同時撮像が可能です。今期は98 フレーム/秒(fps)までのフレームレートの撮像観測が利用可能ですが、状況次第では割当がキャンセルになる可能性や次項の「その他の注意点」に記載されている不具合等により性能が制限される可能性のあるリスクシェアでの公開となります。
※10 fps以上のフレームレートでの観測を提案する場合は、観測提案申し込み締切の14日以上前までにTriCCSチーム（連絡先： triccs-contact@googlegroups.com）に、観測提案の概要、フレームレート、総データの容量、絶対時刻精度等を相談し、観測の実現可能性について評価やアドバイス等を受けた上で観測提案書を作成してください。また、観測提案書にはTriCCSチームからの観測の実現可能性についての評価・コメント等の概要を必ず記載して下さい。10 fpsで一晩観測した場合のデータ量は最大でおよそ10 TBになるため、TriCCS用計算機からの観測データの転送に時間がかかります。10 fps未満のフレームレートでの観測であっても、観測が長期にわたる場合など総データ量が多くなると予想される場合はデータの持ち帰り方法などを事前にTriCCSチームと相談することを推奨します。
視野：12.6分角 × 7.5分角（画素数は2160 pixel×1280 pixel、ピクセルスケールは0.35秒角/pixelです）。
観測可能波長： Pan-STARRS g, r, iないしg, r, zの組み合わせの3バンド同時撮像が可能です。ただし、各3バンドの積分時間は同一である必要があります（それぞれのバンドを独立に異なる積分時間で撮ることはできません）。iからz、ないし、zからiへのフィルター交換には20秒程度の時間がかかります。
限界等級： 暗夜でseeing~2"の条件で、1秒積分でおおむね18等、300秒積分でおおむね22等（S/N～10）。暗夜の場合、CMOSカメラのGain=4で4秒程度の積分で、Gain=8で1秒程度の積分でスカイバックグラウンドノイズと読み出しノイズが同程度になります。Gainの値を大きく設定するほど読み出しノイズを小さくできますが、Saturationを起こしやすくなります（Saturation countは設定Gainによって16,383 ADU または72,000 e-です）。Saturationを避けるため、およびcosmic ray等の影響を低減するため、長時間の積分が必要な観測では10-30秒程度の積分時間で多数撮像することを推奨します。
フレームレート：今期の共同利用では 98 フレーム/秒(fps)までのフレームレートの撮像が利用可能です。
また、部分読み出しは今期は利用できません。連続撮像の場合は読み出し時間は約0.4ミリ秒で、積分時間の逆数がフレームレートとほぼ一致します。1秒以下の積分時間で撮る必要のある明るい天体の場合も1枚ずつ撮像することで対応できますが、この場合は積分終了から次の積分開始までに3秒程度の時間がかかります。なお、TriCCS制御計算機のストレージ容量等の要因で、今期の観測においてはフレームレートによっては1晩当たりの観測可能時間が制限される場合があります（例えば98 fpsのフレームレートで観測を行う
場合、観測可能な時間は1晩当たり最長で4時間までで、この場合のデータ量は約24 TBです。また、24 TBのデータを制御計算機からデータストレージへ転送するには少なくとも12時間程度かかります。連続した複数夜の観測を計画される場合はデータの転送にかかる時間にもご留意ください）。10 fps以上の高いフレー
ム レ ー ト で の 観 測 を 希 望 さ れ る 場 合 は 、 申 し 込 み 前 に 必 ず TriCCS チ ー ム （ 連 絡 先 ：contact@googlegroups.com）にご相談ください。
その他の注意点：

triccs-

(a)望遠鏡の向きや視野周辺の明るい天体がある場合などに迷光が入り込む可能性があります。
(b)フラットフィールドの非一様性により、測光精度や広がった天体の検出が制限される可能性があります。
(c)g, r, i (or z)の各カメラの視野の相対位置関係は、観測中の望遠鏡の指向方向やローテータ角度等の変化に伴い、数pixel程度変化することがあります。1秒以下の積分時間での高速撮像観測など視野内に星がほとんど写らない場合は、必要に応じて観測の前後や合間に長め（10-30秒程度）の積分で視野確認用の画像を取得しておくことを推奨します。
装置の基本仕様などについては次をご覧ください：
http://www.o.kwasan.kyoto-u.ac.jp/inst/triccs/
TriCCSに関してご不明な点はtriccs-contact@googlegroups.comまでご相談下さい。
※観測時間やS/Nの見積もりには、次のETCによる計算結果を用いてください。ただし、23等より暗い天体について、Exposure Time Calculatorによる見積り通りのS/Nが得られるかどうかは十分検証されていません。
http://www.o.kwasan.kyoto-u.ac.jp/inst/triccs/TriCCS_exp_time_calculator.html

・GAOES-RV
県立ぐんま天文台で使用されていた高分散分光器GAOESに視線速度精密測定機能を付加してせいめい望遠鏡に搭載した装置です。観測波長域は516-593 nm 固定で、波長分解能は約65,000となります。
I2 セルを用いた視線速度精密測定が可能ですが、一般的な高分散分光器としての使用も可能です。
※2024 年前期は PI 装置としての公開になります。必ず事前に装置 PI（東京工業大学 佐藤文衛
satobn@eps.sci.titech.ac.jp）に連絡をとり、観測提案に共同研究者として含めるようにしてください。
視野：ファイバー入射口：φ2.4秒角。ガイドカメラ：φ50秒角。
観測可能波長：516-593 nm 固定。ごく一部の波長域（575-579 nm 付近）でバッドピクセルの影響が出ます。
波長分解能：約65,000。I2セルを用いた視線速度測定精度は約3m毎秒程度まで確認しています（2023年3月現在）が目標天体のS/N比に依存します。
限界等級：約13.5等（30分積分でS/N～5程度）。
その他の注意点：(a) 直径2.4秒角ファイバーに入射した光をイメージスライサーで分割して分光器に入射させるため、天体フレーム内でのスカイバックグラウンドの除去はできません。必要な場合は別にブランクスカイを取得する必要があります。
(b) 積分中の追尾はファイバー（ピンホール）上に乗った目標天体からの漏れ光を使用しておこなうため、以下の場合は追尾が難しくなります。


点源以外の目標天体



目標天体から10秒角以内に無視できない明るさの天体（目標天体+3等程度）がある(c) I2 セルを使用しての視線速度精密測定をおこなう場合は装置ウェブページに記載されている一般的な高分散スペクトルの解析に加えて特殊な解析が必要となります。装置グループが使用する解析コード

の利用を期待する場合は装置 PI（東京工業大学 佐藤文衞氏 satobn@eps.sci.titech.ac.jp）まで連絡のうえ、共同研究とすることを強く推奨します。
装置の基本仕様などについては次をご覧ください。
http://www.o.kwasan.kyoto-u.ac.jp/inst/gaoes-rv/
観測時間の見積もりについては同ページ内のExposure Time Calculator（ETC）をご利用ください。
GAOES-RVに関してご不明な点は田實（akito.tajitsu@nao.ac.jp）までご相談ください。
※ToO観測についてGAOES-RVでは受付から発動までの所要時間について一部制限があります。詳しくは実施要項をご覧ください。

以上