i-Construction 対応マルチビーム測深機一覧（水深 31m 未満）の改訂版お知らせ
平成 30 年 10 月
一般社団法人 海洋調査協会

平成 29 年 5 月に、各関係機関、関係者からの要望・要請に応え、ICT 浚渫工事に対応可能な計測機器の技術情報として「i-Construction 対応マルチビーム測深機一覧（水深 31m 未満）」を発表してきましたが、今回、同改訂版をご案内いたします。
引き続きのご活用をお願い申し上げます。
一覧表の使用で注意すべき点は、・機器の性能は、これまでの使用実績、カタログ値で判断しています。
・対応機器の適用範囲は、水深 31m 未満の浚渫工事が対象です。
・各種規程の要求を満足するため、計測は 400kHz、船速は 3～5Kt、スワス幅 90°、測深ビーム幅（直角方向×進行方向）共に 1°以内での計測を推奨します。
・表中以外の機器を使用したい場合、実測値に基づき、各種規程等に適合することを証明、確認することで、使用は可能です。
なお、表中の機器でも適切な使用が出来なければ、計測データが採用されないケースも生ずることに注意が必要です。
以上

i-Construction対応マルチビーム測深機※1 （水深31m未満）

2018/10/1版赤字変更箇所
海洋調査協会米国
R2Sonic社

米国
R2Sonic社

米国
R2Sonic社

ノルウェー
Kongsberg社

ノルウェー
Kongsberg社

ノルウェー
Kongsberg社

デンマーク
TeledyneRESON社

国内代理店

Sonic 2026
東陽テクニカSonic 2024
東陽テクニカSonic 2022
東陽テクニカ

EM2040-07
日本海洋

EM2040P MKII
日本海洋

EM2040C
日本海洋

SEABATT50-P
ハイドロシステム開発

周波数(kHz)90, 100, 170 ~ 450

170 ~ 450

170 ~ 450

200~400

200,300,400

200~400

190 ~ 420

測深ビーム幅 ※8(直交方向 x 進行方向)

0.45°x 0.45°@ 450kHz1° x 1°@ 200kHz

0.45°x 0.9°
@ 450kHz1° x 2°@ 200kHz

0.9°x 0.9°
@ 450kHz2° x 2°@ 200kHz

0.65°x 0.65°@400kHz
1.3°x 1.3°
@ 200kHz

0.85°x 0.85°@400kHz
1.7°ｘ 1.7°@200kHz0.85°x 0.85°@400kHz
1.7°x 1.7°
@ 200kHz

0.5°x 1°@400kHz1° x 2°@ 200kHz

受波器形状

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ

最大140°（約129°）

最大170°(300kHz)
最大120°(400kHz)（約120°）

最大130°(約110°)

最大170°（約140°）

スワス幅（1.5°有効スワス幅）

最大160°（約144°）

レンジ分解能※2

最大160°（約144°）

最大160°（約106°）

1.25cm1.25cm1.25cm1.05cm(CW)

1.05cm(CW)

1.05cm(CW)

0.6cm

256 / 1024 ※4300m@450kHz
400m以上@200kHz

256 / 1024 ※4300m@450kHz
400m以上@200kHz

400 / 800※5300m@400kHz
600m@200kHz

400 / 800※5270m@400kHz
600m@200kHz

400 / 800※5350m@400kHz
520m@200kHz512※6

実効測深範囲(深度)

256 / 1024 ※4400m以上@450kHz
800m以上@200kHz

ピングレート(Hz)

60

60

60

50

50

50

50

最大ピングレート×
測深点数(点/秒)

15360 / 61440 ※415360 / 61440 ※415360 / 61440 ※420000 / 20000※720000 / 20000※720000 / 20000※725600

26.3kg(空中)16.2kg(空中)11kg(空中)45kg(空中)19.5/1.7kg

18.8/8.4kg

13.6kg/7.3kg

ビーム数

ソーナー重量
空中/水中(金具含まず）

512ビームのみ

重量注意

備考

575m@200kz

デンマーク
TeledyneRESON社

ノルウェー
NORBIT社

ノルウェー
NORBIT社

デンマーク
TeledyneRESON社

デンマーク
TeledyneRESON社

日本
古野電気

SEABATT20-P
ハイドロシステム開発

iWBMS
エス・イー･エイiWBMShエス・イー･エイ

SEABAT7125

SEABAT8125

HS-600F MARK-２

国内代理店

CARPHIN
ティオ・アシスト

周波数(kHz)

190 ~ 420

190 ~ 420

190 ~ 420

190 ~ 420

190 ~ 420320

462.5KHz～537.5KHz

測深ビーム幅 ※8(直交方向 x 進行方向)

1°x 1°@400kHz2° x 2°@ 200kHz

0.9°x 0.9°@400kHz

0.9°x 0.9°@400kHz1°x 0.5°@455kHz1°× 1.5°

1°x 1°

受波器形状

フラットアレイ

サーキュラーアレイ

サーキュラーアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイ

フラットアレイスワス幅（1.5°有効スワス幅）

最大170°（約96°）

最大210°（約106°）

最大210°（約106°）

最大165°（約96°）

最大120°

90°(1.5°有効スワス幅)

90°(90°)0.6cm

1.05cm1cm※3

レンジ分解能※20.6cm

ビーム数
実効測深範囲(深度)

512※6300m@200kHz

ピングレート(Hz)最大ピングレート×
測深点数(点/秒)
ソーナー重量空中/水中

1°x 1°@400kHz2° x 2°@ 200kHz(金具含まず）

1.0cm
256 / 512

0.63cm(FM)1.25cm(CW)

1.0cm
※6-

256 / 512※6-

256 / 512※6300m@200kHz

120m
40121

96200m

150m

5050

5050

32525600

12800 / 25600※612800 / 25600※612800 / 25600※63872

480

9.5kg/6.0kg

9.2kg/6.0kg

10.4kg/7.6kg

25Kg(空中)

36Kg/-4Kg

ビーム幅注意直下のみ可動揺計内蔵型機種変更
オプション可ピングレートに注意

10.4kg/7.6kg

要ビーム幅向上オプション 要ビーム幅向上オプション
備考

日本
オキシーテック

POSMVWaveMasterⅡ
内蔵

MBESを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）(国土交通省港湾局)
取得点密度
3点/0.5m格子以上
計測精度（水深）±10cm
計測精度(平面）
50cm

POSMVOceanMaster内蔵

水路測量業務準則施行細則より発振周波数(水深31m未満)
レンジ分解能(cm)測深ビーム方式
測深ビーム幅(直交方向 x 進行方向)

70～455kHz
5クロスファンビーム
1.5° x 1.5° ※8

表中等の注意※1:水路測量に関する海上保安庁法令、及び国土交通省港湾局「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル浚渫工編(案)」を満足できるものをリストアップ※2：深度方向に対して、これより小さい凹凸については正しく計測できないことになります。
※3：削除※4：左(上)はノーマルモード、右(下)はUHDモードを使用した場合の点数となります。
※5：左(上)はノーマルモード、右(下)はDualSwathモードを使用した場合のビーム数となります。
※6：左(上)はノーマルモード、右(下)は「512ビーム」オプションを使用した場合の点数となります。
※7：DualSwathモードでは、ピングレートが半分になるため、実効的に取れる最大ピングレート×測深点数は同じになります。
※8ビーム幅については、下表の数値から1.0°×1.0°以内を推薦するが、計測水深、船速により1.5°でも条件付きで対応可。
※舷側装備の場合の最大調査速度は、8kt程度。ただし、喫水、取り付け強度に大きく依存する。3～5Ktを推薦。
進行方向100%測深のための調査速度は、ピングレートとビーム幅に依存。水深30m、進行方向ビーム幅1.0°の場合５ｋｔ程度
表面音速度センサ、音速度プロファイラは、1年又は2年に一度の校正を推奨。
フラットアレイの角度別ビーム幅※80°(直下)
片幅30°0.4°測深ビーム幅(°)
0.40.46
0.45°測深ビーム幅(°)
0.450.52
0.5°測深ビーム幅(°)
0.50.58
0.65°測深ビーム幅(°)
0.65
0.75
0.7°測深ビーム幅(°)
0.70.81
0.85°測深ビーム幅(°)
0.85
0.99
0.9°測深ビーム幅(°)
0.9
1.04
1.0°測深ビーム幅(°)
11.15
1.4°測深ビーム幅(°)
1.41.62
1.5°測深ビーム幅(°)
1.51.73
フラットアレイ・・・・ビーム幅が直下から離れるにつれて直行方向に広がる
サーキュラーアレイ・・どの角度においても一定のビーム幅を保持

片幅45°
0.57
0.640.71
0.92
0.99
1.22
1.27
1.41
1.982.12

片幅60°0.8
0.9
11.3
1.4
1.72
1.8
22.8
3

赤字は規程外れ
1.5°有効スワス幅
148144
140
129
124
110
106
96
420