ISSN

1884－1627

機器センターたより No.12
No.12
自然科学研究機構

分子科学研究所

機器センター

【表紙の写真】
１：走査型プローブ顕微鏡
２：X線回折装置
1
3

2
4

5

３：共同研究棟A棟
４：ICP発光分光分析装置（ICP-OES）
５：蛍光分光光度計

目次

機器センターたより No.１２
No.８
分子科学研究所 機器センター
■目
■目 次
次
1
１．巻頭言
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
１．巻頭言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2
２．構成員
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２．構成員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4
３．所有設備一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
３．所有設備一覧・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6
４．施設マップ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
４．施設マップ・・
５．センターの利用方法
５．事業紹介設備利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8
大学連携研究設備ネットワーク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
大学連携研究設備ネットワーク利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
ナノテクノロジープラットフォーム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10
液体ヘリウム利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
６．センターの利用方法
液体窒素利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
設備利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12
小型貸出機器利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大学連携研究設備ネットワーク利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
21
試料準備室利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
液体ヘリウム利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
24
共同利用控室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
液体窒素利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2926
小型貸出機器利用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
６．所有設備紹介
電子スピン共鳴（ESR）装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
サンプル準備室利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
30
SQUID 型磁化測定装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
施設利用者控室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
31
単結晶 X 線回折装置・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
７．所有設備紹介
電子スピン共鳴（ESR）装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
32
結晶スポンジ法による分子構造解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
SQUID型磁化測定装置
34
粉末・薄膜
X 線回折装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
単結晶
X 線回折装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
36
X 線溶液散乱装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
粉末
X 線回折装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
38
電子分光装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｘ線溶液散乱装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
39
電子顕微鏡・走査型プローブ顕微鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
電子分光装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5042
熱分析装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電子顕微鏡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
46
質量分析計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
熱分析装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49
有機微量元素分析装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
マトリックス支援レーザー脱離イオン化- 飛行時間型質量分析計（MALDI-TOF-MS）・・ 56
51
ICP 発光分光分析装置（ICP-OES）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
有機微量元素分析装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
52
核磁気共鳴（NMR）装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
蛍光X 線分析装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
53
ピコ秒レーザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
核磁気共鳴（NMR）装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6254
蛍光分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ピコ秒レーザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
58
円二色性分散計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
ナノ秒レーザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
60
紫外・可視・近赤外分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
蛍光分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
62
絶対 PL 量子収率測定装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
円二色性分散計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
64
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
可視紫外分光光度計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
65
顕微ラマン分光装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
66
超伝導磁石付希釈冷凍機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
顕微ラマン分光装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
67
低温冷媒の供給施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

目次

７．交流
超伝導磁石付希釈冷凍機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
所外利用者アンケート報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6972
低温冷媒の供給設備
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所内利用者アンケート報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
８．交流
所外利用者アンケート報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
８．研究紹介「中心対称性を持たない有機無機ハイブリッド磁性体の磁気弾性効果」
・・・・・・・・・・ 77
80
所内利用者アンケート報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
広島大学 大学院先進理工系科学研究科
教授 井上 克也
一般公開 2015 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
80「安定有機ラジカルを基とする発光・磁気機能開拓」・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83
９．研究紹介分子科学研究所 生命・錯体分子科学研究領域
准教授 草本 哲郎「銅水酸化物を舞台にした新規磁性物質の探索」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
82
名古屋市立大学大学院 システム自然科学研究科
９．共同利用採択課題一覧

教授

藤田

渉

令和元年度分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「硫化銅ナノ粒子の近赤外局在表面プラズモンの三次光学非線形性」
・・・・・・・・・・ 87

10．設備利用状況

名古屋工業大学大学院

物質工学専攻准教授

濱中泰

令和元年度分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
94「オキソ架橋ルテニウム二核錯体における異なる
3 つの酸化状態の構造ならびに電子状態」
・・ 91

11．研究報告一覧

生命・錯体分子科学研究領域

錯体物性研究部門

准教授

正岡

重行

令和元年度分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
10．共同利用採択課題一覧
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成 27 年度分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
95
12. 編集委員

11．設備利用状況
平成 27 年度分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101

12．研究報告一覧
平成 27 年度分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102

13．編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108

１．巻頭言巻頭言横山利彦
機器センター長 解良聡「機器センターたより」第8号をお届けしま「機器センターたより」第12 号をお届けしま報と機器情報がシステム運用されることによ2019 年度には、明大寺キャンパスの装置開す。本年4月よりセンター長を拝命いたしましす。2018年 4 月 1 日より機器センター長を拝り、効率的な広報を通じた潜在ユーザーの発掘
発室棟（共同研究棟 B 棟に改称）
・レーザー棟（共た。組織運営に携わることが初めてでもあり、命し3 年目になりました。2020 年 5 月現在、が狙え、機器センターのみならず全国の共同利
同研究棟 C 棟）・極低温棟（共同研究棟 A 棟）

またセンター業務が後述のように多岐に渡って新型コロナウイルス感染防止のための緊急事態用機関各所において、今後ますますの利用拡大が改修され、2020 年度も引き続き新棟への引おりますので、（執筆4月10日現在）自身の中宣言が発令中で、機器センターも新たな共同利
ではまだまだ茫洋とした日々を過ごしておりま用を停止している現況であり、皆様にも大変なと大きな成果があがることを期待したいと思い
越しと化学試料棟の改修が行われることになります。
ました。そろそろ明大寺キャンパスでの寒剤供

すが、微力ながらも機器センターの発展ならび状況にあると察しますが、この災禍が一段落しにコミュニティの拡大に尽力する所存ですのた暁には、これまで以上になにとぞよろしくお

今年度の機器センターの運用ですが、皆様か給も再稼働すると思います。もうしばらくの間
らアンケートで貴重なご意見をいただいている
ご容赦いただきたく思います。

機器センターの目的は、「分子科学分野及び上で不可欠な共通基盤的機器の整備、特色のあ関連分野の研究に必要な汎用性の高い装置及びる先端機器の高度化あるいは汎用化の推進、ii）
機器を集中的に管理するとともに、分子科学研
全国の共同利用研究推進のための各種共同利用
究所内外の共同利用に供することを目的とす事業の代表機関としての事業運営の 2 つの大きる」とあります。この本務に加え、平成19年度
なミッションを基軸とし、現在は、文部科学省
から始まった全国の大学機器の相互利用を目的
ナノテクノロジープラットフォームプログラムとする「大学連携研究設備ネットワーク」事業の分子・物質合成プラットフォームの代表機関の幹事機関・事務局を務め、機器センターが実並びに実施機関の分子研運営母体、大学連携研
質的な運用を行っています。民間を含めた全国
究設備ネットワーク（設備 NW）事業の主体機の研究者が広く利用できる全国共用ネットワー
関・事務局ならびに自然科学研究機構大学間連クシステムの構築と整備を推進しております
携推進機構（NICA）の分子研対応部課として（詳しくはhttp://chem-eqnet.ims.ac.jp）。さの機能を持ちながら業務を展開しています。
らに平成24年度から始まった「文部科学省ナノ2019 年度の共同利用機器利用実績は、所外 227
テクノロジープラットフォーム」事業におい件 2549 日（民間等の利用も含む）、所内 932 日て、分子研は分子・物質合成プラットフォームを数え、少なくとも量的には十分な業務が展開の代表機関と実施機関を務めており、平成27年できたと考えています。
度からは機器センターが統括して行っておりま2019 年度は、秋にオペランド計測も可能な
す（詳しくはhttp://mms-platform.com）。事
高性能な粉末・薄膜
X 線回折装置、さらに、
業融合のおかげで、より多くの先端機器が利用しい状況ではありますが、技術職員の専門性をけています。運営委員の先生方には機器セン生かしつつセンターの機能を拡張できる方策をターの方向性についてのご意見をいただくこと模索したいと思います。そんな中、昨年度発生が重要なところですが、現実的な業務として、した重篤な故障により透過型電子顕微鏡JEM年間 200 件を優に超える機器センター共同利用
3100FEFは利用停止が決定されました。今後申請書の審査がかなり大量であり、大変なご尽は新分野拡張や技術職員の増員も視野に入れつ力をお願いしています。運営委員の先生方にはつ、迅速かつ戦略的に機能強化を目指して進め
厚くお礼申し上げますとともに、今後ともよろていきたいと思います。また利用者の皆様におしくお願い申し上げます。
かれましては先のネットワーク情報をご活用い2019 年度に、チームリーダー（TL）としてただき、他機関の共有設備の利用も積極的にご中村敏和・分析 TL と鈴木敏泰・合成 TL が加検討いただければと思います。
わりましたが、2020 年度も 6 月から原子間力
機器センターの技術職員は主として汎用機器
顕微鏡の共同研究を強力に推進する目的で湊丈を扱うため、他部署に比べて開発要素が少ない
俊主任研究員が着任することになりました。機
のは否めません。また潤沢な資金も伴わない状器利用に限らず一歩踏み込んだ質の高い共同研況下では、前を見続けることが困難な状況に陥究を新たに展開する所存です。
り、ともすると日々のルーチン作業に終始する
ナノプラットフォーム・設備 NW・NICA の事態に至りかねないことは想像に難くありませいずれも 2021 年度に終了となり、次の展開をん。今回このような職位について初めて考えさ検討する時期に入りました。文科省の共同利用・せられることがあり、私自身も日々勉強させてで、今後ともご協力のほどよろしくお願いいた
願いいたします。
します。
機器センターは、i）所内研究者の研究遂行

年度末に電気化学計測も可能な多目的オペラン可能となりました。前センター長（横山教授）
ド原子間力顕微鏡２基が導入されました。これには引き続き上記業務に関しての指揮をとってらはアンケート等を通した皆様からの貴重なごいただき機器センターと密な連携関係を築いて意見から判断して導入を決定したものであり、いきます。まだ煩雑さが解消されていない点が全部のご意見を反映させることはできそうもあ見受けられますが、我が国における資産の有効
りませんが、今後とも活発なご意見を賜りたく活用と社会貢献を目的とした全国規模の共有設

ように、老朽化した汎用機器の更新と既存機器
機器センターは主として共同利用を担う部署の拡張が多数求められています。予算措置も厳であり、外部の先生方を含めた運営委員会を設

共用事業も始動期が過ぎ、まとまりをもった安いただいております。分子研設立時からの明確定した体制に移行しつつあるように感じます。
な「鼎」の理念を踏まえつつ、微力ながらも引き続き共同利用を通じて我が国の活性化に資
個々の職員が気持ちよく職務に専念できるようすべく精進してまいりたいと思いますので、利様々な働きかけを行いたいと思います。今後と用者の皆様にはご協力と質の高い成果を上げてもご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
いただきたく、よろしくお願い致します。

よろしくお願いいたします。
備運用システムとして機能します。ユーザー情機器センターたより

1２．構成員

構成員

令和 2 年 6 月 1 日現在

機器センター長（併任）横山利彦

物質分子科学研究領域

中村

敏和

鈴木

教授

明大寺

研究棟

320

分析チーム（明大寺地区）

明大寺

Ｃ

棟

202

敏泰

合成チーム（山手地区）

山

手

4 号館

502

湊

丈俊

走査型プローブ顕微鏡（AFM）

明大寺

研究棟

308

班長

高山

敬史

寒剤（明大寺地区）、希釈冷凍機

明大寺

Ｃ

棟

203

主任

水川

哲徳

寒剤（山手地区）、質量分析等

山

4 号館

204

主任

岡野

芳則

微小結晶用X線回折装置、大学連携研究設備ネットワーク

明大寺

Ｃ

棟

203

主任

上田

正

レーザー、分光光度計、AFM、
小型貸出機器等

明大寺

Ｃ

棟

203

主任

藤原

基靖

ESR、SQUID、X線回折装置等

明大寺

Ｃ

棟

203

主任

賣市

幹大

寒剤（山手地区）、分光光度計等

山

5 号館

1階

係員

浅田

瑞枝

寒剤（明大寺地区）、ESR、SQUID

明大寺

Ｃ

棟

203

大原

三佳

ナノテクノロジープラットフォーム、大学連携研究設備ネットワーク

明大寺

研究棟

322

石山

修

大学連携研究設備ネットワーク、
ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺

研究棟

325

長谷川

久

大学連携研究設備ネットワーク

明大寺

研究棟

325

チームリーダー

主任研究員

技術職員

手

手

マネージャー

2

機器センターたより

２．構成員
２．構成員

特任専門員
特任専門員
伊木志成子
伊木志成子

ESR、SQUID、TEM
ESR、SQUID、TEM

明大寺
明大寺

Ｃ 棟
棟
Ｃ

203
203

長尾 春代
春代
長尾

NMR、熱分析等
NMR、熱分析等

山 手
手
山

4 号館
号館
4

401
401

藤川 清江
清江
藤川

元素分析、質量分析等
元素分析、質量分析等

山 手
手
山

4 号館
号館
4

401
401

外山 亜矢
亜矢
外山

SEM
SEM

明大寺
明大寺

研究棟
研究棟

323
323

兵藤由美子
兵藤由美子

総務、施設利用対応等
総務、施設利用対応等

明大寺
明大寺

Ｃ
Ｃ 棟
棟

204
204

船木
船木 弓子
弓子

ナノテクノロジープラットフォーム
ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺
明大寺

研究棟
研究棟

312
312

遠山
遠山

遊
遊

ナノテクノロジープラットフォーム
ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺
明大寺

研究棟
研究棟

312
312

石川あずさ
石川あずさ

大学連携研究設備ネットワーク、
大学連携研究設備ネットワーク、
ナノテクノロジープラットフォーム
ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺
明大寺

研究棟
研究棟

323
323

技術支援員
技術支援員

事務支援員
事務支援員

機器センターたより
機器センターたより

33

３．所有設備一覧

所有設備一覧
所有設備一覧
所内 所内専用設備
所内 所内専用設備
分類名／型式
設置場所
担当者
分類名／型式
設置場所
担当者① 電子スピン共鳴（ESR）装置① 電子スピン共鳴（ESR）装置
Bruker002
藤原・伊木
共同研究棟 A 棟 B01 極低温棟
藤原・伊木・浅田・中村
Bruker EMX
EMX Plus
Plus
共同研究棟 A 棟 B01 極低温棟
藤原・伊木・浅田・中村
Bruker E500
E500
Bruker
001
藤原・伊木
共同研究棟
A
棟
B12
藤原・伊木・浅田・中村・上田
Bruker
E680
Bruker E680
極低温棟 001
藤原・伊木② SQUID 型磁化測定装置② SQUID 型磁化測定装置
共同研究棟 A 棟 B06 藤原・伊木・浅田・中村
Quantum Design MPMS-7
006
藤原・伊木
共同研究棟 A 棟 B06 極低温棟
藤原・伊木・浅田・中村
Quantum Design MPMS-XL7③ 単結晶 X 線回折装置
極低温棟 006
藤原・伊木
Rigaku MERCURY CCD-1･R-AXIS Ⅳ 実験棟 207-209 岡野③ 単結晶 X 線回折装置
実験棟 207-209 岡野
Rigaku MERCURY CCD-2
B04
藤原
実験棟 207-209 南実験棟
岡野
Rigaku HyPix-AFC
南実験棟 B04
藤原④ 結晶スポンジ法 X 線回折装置
Rigaku XtaLAB P200
山手 3 号館 4 階 南実験棟
三橋
B04
岡野
Rigaku SuperNova
山手 3 号館 4 階 三橋
④ 粉末 X 線回折装置⑤ 粉末・薄膜 X 線回折装置
山手3 号館 1 階 X 線回折測定室
藤原
Rigaku RINT-UltimaIII
実験棟 210
藤原Panalytical Empyrean
実験棟 210
藤原・竹入・小林⑤ X 線溶液散乱測定装置⑥ X 線溶液散乱測定装置
南実験棟 B14
秋山
Rigaku NANO-Viewer
南実験棟 B14秋山⑥ 電子分光装置⑦ 電子分光装置
機能性材料バンド構造顕微分析システム
実験棟
216
山根
機能性材料バンド構造顕微分析システム 実験棟 216
田中・解良⑧ 電子顕微鏡・走査型プローブ顕微鏡
実験棟 215酒井JEOL JSM-6700F
山手 4 号館 103 外山・石山⑦ 電子顕微鏡
Hitachi SU6600
実験棟 B09
外山・上田・石山
山手 4 号館 103
中尾
JEOL JEM-2100F
山手 3 号館 1 階 伊木・上田・賣市
低真空分析走査電子顕微鏡（SEM）/Hitachi
SU6600
実験棟 B09
中尾・酒井
TEM
室

湊・上田・杉本
Bruker Dimension XR Icon Nano E, 実験棟 106-108 山手
4 号館 103
中尾
Nano EC⑧ 熱分析装置⑨ 熱分析装置
MicroCal
4 号館 101
牧田・長尾
MicroCal VP-DSC
VP-DSC
山手 4 号館 101 山手
水川・賣市・長尾
MicroCal
4 号館 101
牧田・長尾
山手 4 号館 101 山手
水川・賣市・長尾
MicroCal iTC
iTC200200
共同研究棟 A 棟 102極低温棟
藤原
RigakuDSC8231/TG-DTA8122
TA
Instruments
TGA2950/SDT2960/DSC2920010
藤原⑩ 質量分析計
⑨ マトリックス支援レーザー脱離イオン化 - 飛行時間型質量分析計（MALDI-TOF-MS）
Bruker microflex LRF
山手 4 号館 403 水川・賣市・藤川
4 号館 403
牧田
所内 JEOL JMS777V
山手 4 号館 405 山手
水川・賣市・藤川所内
Bruker maXis
山手 4 号館 406 水川・賣市・藤川⑩
有機微量元素分析装置⑪
有機微量元素分析装置
所内
山手 4 号館 404
牧田
所内 J-SCIENCE LAB MICRO CORDER
山手 4 号館 404 水川・賣市・藤川⑪ 蛍光 X 線分析装置
JM10
JEOL JSX-3400RII
南実験棟 105
上田所内

4

機器センターたより

３．所有設備一覧○○○○○⑫
発光分光分析装置 (ICP-OES)⑫ ICP
核磁気共鳴（NMR）装置
所内 Agilent 5110 ICP-OES
山手 4 号館 305 水川・賣市・長尾
山手 5 号館
牧田・長尾⑬ 核磁気共鳴（NMR）装置
Bruker
谷中
Bruker AVANCE800
AVANCE800
山手 4 号館 102 山手
加藤4 号館 102
Bruker実験棟
西村
Bruker AVANCE600
AVANCE600
実験棟 119
西村 119山手 5 号館 予備測定室 山手
水川・賣市・長尾JEOL JNM-ECA600
5 号館 予備測定室 牧田・長尾
所内 JEOL JNM-ECS400
山手 4 号館 408 水川・賣市・長尾所内
山手 4 号館 408
牧田・長尾⑭ ピコ秒レーザー⑬ ピコ秒レーザー
Spectra-Physics, Quantronix
実験棟 B08
上田
Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS
実験棟 B08上田⑮
蛍光分光光度計⑭ ナノ秒レーザー共同研究棟 A 棟 B02 上田
HORIBA SPEX Fluorolog 3-21
エキシマー励起色素レーザー/Coherent, Lambda Physik Compex Pro 110, LPD3002 レーザー棟 103
山中⑯ 円二色性分散計
Nd:YAG
励起 OPO
レーザー /Spectra-Physics, Lambda Physik GCR-250,
102
山中
JASCO
J-720WI
山手 Scanmate
4 号館OPPO
101 レーザー棟
水川・賣市・藤川⑰ 紫外・可視・近赤外分光光度計
フッ素系エキシマーレーザー /Lambda Physik Compex 110F レーザー棟 105
共同研究棟 A 棟 B02 上田
Shimadzu UV-3600Plus⑮ 蛍光分光光度計⑱ 絶対 PL 量子収率測定装置
105
所内 Hamamatsu Photonics
共同研究棟 A 棟 B02 南実験棟
上田
⑯ 円二色性分散計
Quantaurus-QY C11347-01⑲ フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
山手 4 号館 101
共同研究棟 A 棟 B07 賣市
Bruker IFS 66v/S⑰ 可視紫外分光光度計⑳ 顕微ラマン分光装置
105
共同研究棟 A 棟 B07 南実験棟
賣市
RENISHAW inVia Reflex㉑⑱ 超伝導磁石付希釈冷凍機
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
所内 Oxford Kelvinox 400
Bruker IFS 66v/S㉒ 低温冷媒の供給設備⑲ 顕微ラマン分光装置
所内 明大寺地区極低温施設
RENISHAW
inVia Reﬂex
ヘリウム液化システム
液体ヘリウム自動供給装置⑳ 超伝導磁石付希釈冷凍機
液体ヘリウム貯槽
所内 Oxford Kelvinox 400
液体窒素自動供給装置㉑ 低温冷媒の供給設備
所内
所内

明大寺地区極低温施設
ヘリウム回収ライン
山手地区極低温施設
ヘリウム液化システム
全自動ヘリウム液化機
液体ヘリウム自動供給装置
液体ヘリウム貯槽
液体ヘリウム貯槽
液体窒素貯槽
液体窒素自動供給装置
液体窒素自動供給装置
ヘリウム回収ライン
ヘリウム回収ライン

山中
上田
牧田
上田

共同研究棟 A 棟 B04 南実験棟
高山
105

賣市

105
共同研究棟 A 棟 104 南実験棟
高山・浅田
共同研究棟 A 棟 105 高山・浅田共同研究棟 A 棟 105 高山・浅田
極低温棟 004
共同研究棟 D 棟 2 階 高山・浅田
渡り廊下
各実験室
高山・浅田

賣市

極低温棟 104
山手４号館
水川・賣市
極低温棟 105
山手４号館
水川・賣市
極低温棟
105
山手４号館
水川・賣市
山手４号館 209 化学試料棟前渡り廊下
水川・賣市
各実験室
水川・賣市
各実験室

高山

高山

高山
高山
高山
高山

※設備のある場所については、次ページの施設マップをご参照ください。①～㉒が対応しています。
所内 山手地区極低温施設

全自動ヘリウム液化機

山手４号館

水川

液体ヘリウム貯槽

山手４号館

水川

液体窒素貯槽

山手４号館

水川

液体窒素自動供給装置

山手４号館 209

水川

ヘリウム回収ライン

各実験室

水川

※設備のある場所については、次ページの施設マップをご参照ください。 ①〜㉑が対応しています。
機器センターたより

5４．施設マップ
施設マップ【 明大寺地区】
䛆䚷᫂኱ᑎᆅ༊䚷䛇

実験棟

設備のある建物タഛ䛾䛒䜛ᘓ≀

研究棟

ᐇ㦂Ჷ

渡り廊下
Ώ䜚ᗯୗ

◊✲Ჷ
正面玄関

池

ṇ㠃⋞㛵

ụ

N

㻺
守衛所Ᏺ⾨ᡤ
正門 ṇ㛛
＜2 階＞（警備員室）
䠄㆙ഛဨᐊ䠅
③ 単結晶X線回折装置＜1 階＞⑨ 熱分析装置㉒ 液体ヘリウム、液体窒素⑤ 粉末・薄膜X線回折装置
䠘㻞㻌㝵䠚
⑦ 電子分光装置
䚷䚷䐤㟁Ꮚศග⿦⨨
＜1 階＞

食堂・生協
㣗ᇽ䞉⏕༠

䠘㻝㻌㝵䠚
⑧ 走査型プローブ顕微鏡䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨⑬ 核磁気共鳴（NMR）装置
䠘ᆅ㝵䠚
＜地階＞
䚷䚷䐥㉮ᰝ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾䠄㻿㻱㻹䠅⑧ 走査電子顕微鏡（SEM）
䚷䚷䐫䝢䝁⛊䝺䞊䝄䞊⑭ ピコ秒レーザー（図書館）䠄ᅗ᭩㤋䠅

共同研究棟(計算科学研究㻔ィ⟬⛉Ꮫ◊✲
センター棟)
㻌㻌㻌㻌㻌㻌䝉䞁䝍䞊Ჷ㻕

池ụ

研究棟◊✲Ჷ

䠘㻝㻌㝵䠚䚷䚷䐩⺯ග㼄⥺ศᯒ⿦⨨䚷䚷䐭⺯ගศගගᗘィ䚷䚷䐯ྍど⣸እศගගᗘィ䚷䚷䐰䝣䞊䝸䜶ኚ᥮＜地階＞
䚷䚷䚷㻌㉥እ䠄㻲㼀㻵㻾䠅ศගගᗘィ⑥ X線溶液散乱測定装置
䚷䚷䐱㢧ᚤ䝷䝬䞁ศග⿦⨨䠘ᆅ㝵䠚䚷䚷䐡༢⤖ᬗ㼄⥺ᅇᢡ⿦⨨䚷䚷䐣㼄⥺⁐ᾮᩓ஘ ᐃ⿦⨨

6

機器センターたより

実験棟

正面玄関
ṇ㠃⋞㛵

ᶵჾ䝉䞁䝍䞊᪋タ஦ົᐊ䠄㻟㝵㻟㻝㻞ᐊ䠅᥍ᐊ䠄㻞㝵㻞㻜㻞ᐊ䠅

（A棟）

事務 ஦ົ
センター棟
䝉䞁䝍䞊Ჷ

＜地階＞
䠘㻝㻌㝵䠚
①
電子スピン共鳴（ESR）装置
䚷䚷䞡ᾮయ䝦䝸䜴䝮䚸ᾮయ❅⣲②
SQUID型磁化測定装置⑮
蛍光分光光度計䠘ᆅ㝵䠚
⑰
紫外・可視・近赤外分光光度計
䚷䚷䐟㟁Ꮚ䝇䝢䞁ඹ㬆䠄㻱㻿㻾䠅⿦⨨⑱
絶対PL量子収率測定装置
䚷䚷䐠㻿㻽㼁㻵㻰ᆺ☢໬ᐃ⿦⨨⑲
フーリエ変換䚷䚷䐦⇕ศᯒ⿦⨨赤外（FTIR）分光光度計
䚷䚷䚷䚷㻌㼀㻭㻌㻵㼚㼟㼠㼞㼡㼙㼑㼚㼠㼟⑳
顕微ラマン分光装置
䚷䚷䐲ᕼ㔘෭෾ᶵ
㉑ 超伝導磁石付希釈冷凍機（B棟）䠄⿦⨨㻌㻌㛤ⓎᲷ䠅

共同研究棟D棟前
໬ᏛヨᩱᲷ๓
渡り廊下䚷䚷䚷㻌Ώ䜚ᗯୗ
＜2 階＞
䠘㻞㻌㝵䠚
㉒ 液体窒素䚷䚷䞡ᾮయ❅⣲

（C棟）

技術職員室
（D棟）䠄໬Ꮫ 䠘㻝㻌㝵䠚䝺䞊䝄
（2階203室）
㻌㻌㻌䞊Ჷ 㻌㻌ヨᩱᲷ䠅 䚷䚷䐬䝘䝜⛊䝺䞊䝄䞊

南実験棟
南実験棟

䠄ᴟ➃⣸እග（UVSOR棟）
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᐇ㦂Ჷ䠅

共同利用控室機器センター事務室ᶵჾ䝉䞁䝍䞊
（2階205室）
ᢏ⾡⫋ဨᐊ
᥍ᐊ （2階204室）
䠄㻝㝵㻝㻜㻝ᐊ䠅䠄㻝㝵㻝㻝㻟ᐊ䠅

東門 ᮾ㛛

４．施設マップ【 䛆䚷ᒣᡭᆅ༊䚷䛇
山手地区 】
㻟ྕ㤋
3号館
㻠ྕ㤋
4号館
㻡ྕ㤋
5号館

＜4 階＞
䠘㻠㻌㝵䠚
⑩ 質量分析計
䚷䚷䐧㉁㔞ศᯒィ⑪ 元素分析装置
䚷䚷䐨ඖ⣲ศᯒ⿦⨨⑬ 核磁気共鳴（NMR）装置
䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨
JNM-ECA400
䚷䚷䚷䚷㻌㻶㻺㻹㻙㻱㻯㻭㻠㻜㻜
＜3 階＞
䠘㻞㻌㝵䠚
⑫ 発光分光分析装置
䚷䚷䞡ᾮయ䝦䝸䜴䝮䚸ᾮయ❅⣲＜2䠘㻝㻌㝵䠚
階＞㉒ 液体ヘリウム、液体窒素
䚷䚷䐥㉮ᰝ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾䠄㻿㻱㻹䠅䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨䚷䚷䚷䚷㻌㻶㻺㻹㻙㻱㻯㻭㻥㻞㻜⑬核磁気共鳴（NMR）装置
䚷䚷䚷䚷㻌㻶㻺㻹㻙㻱㻯㻭㻢㻜㻜
JNM-ECA600

㻡ྕ㤋
5号館

NIBB
センター

控室
（1階）

ṇ㛛
正門

＜1䚷䚷䐥㞟᮰䜲䜸䞁䝡䞊䝮ຍᕤᶵ䠄㻲㻵㻮䠅階＞⑧ 走査電子顕微鏡（SEM）
䚷䚷䐦⇕ศᯒ⿦⨨⑨ 熱分析装置
䚷䚷䚷䚷㻌㻹㼕㼏㼞㼛㻯㼍㼘㻌㼂㻼㻙㻰㻿㻯
MicroCal VP-DSC
䚷䚷䚷䚷㻌㻹㼕㼏㼞㼛㻯㼍㼘㻌㼕㼀㻯㻞㻜㻜
MicroCal iTC200
䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨⑬ 核磁気共鳴（NMR）装置
䚷䚷䚷䚷㻌㻭㼂㻭㻺㻯㻱㻤㻜㻜
AVANCE800
䚷䚷䐮෇஧Ⰽᛶศᩓィ⑯ 円二色性分散計

㻠ྕ㤋
4号館
㻟ྕ㤋
3号館

䠘㻝㻌㝵䠚
䚷䚷䐢⢊ᮎ㼄⥺ᅇᢡ⿦⨨
＜1 階＞

⋞㛵
玄関

䠄㻞ྕ㤋䠅
（2号館）

⑧ 透過電子顕微鏡(TEM)＜４ 階＞④ 結晶スポンジ法
X線回折装置

䠄㻝ྕ㤋䠅
（1号館）

㻞ྕ㤋
2号館

ᮾ㛛
東門

⋞㛵
玄関

Ᏺ⾨ᡤ
守衛所

䛆䚷᫂኱ᑎ䠉ᒣᡭ䝬䝑䝥䚷䛇【 明大寺－山手マップ 】

㻝
1

எᕝ
乙川

䝃䞊䜽䝹㻷

ᮾᒸᓮ
㥐
東岡崎
駅

ファミリーマート

㻠㻤㻟
483

N

㻺

୕ᓥ䝻䝑䝆
三島ロッジ

ṇ㛛
正門

᫂኱ᑎᆅ༊
明大寺地区

ᮾ㛛
東門

ᒸᓮ䝁䞁䝣䜯
䝺䞁䝇䝉䞁䝍䞊
岡崎コンファ
レンスセンター᫂኱ᑎ䝻䝑䝆
明大寺ロッジ
䝻䞊䝋䞁

ᒣᡭᆅ༊
山手地区
ṇ㛛
正門

ᮾ㛛
東門

㊥㞳䠖⣙㻌㻤㻜㻜㻌㼙
距離：約 800 m

機器センターたより

7５．センターの利用方法

設備利用方法１.

概要

機器センターは、磁気・物性、化学分析、分子分光の研究に必要な種々の設備を保守・管理し、ナノテクノロジープラットフォーム事業を通じて、それら設備をご利用いただける機会を提供しております（一部設備は除く）。所外利用者（大学および国・公立研究所等の研究者）の方には、設備の使用料は原則無料で公開しており、規定の範囲内ですが旅費も支給させていただきます。また、共同利
用研究者宿泊施設（有料）もご利用いただけます。
２.

申込資格・支援内容

以下に所属する研究者、および大学院博士課程後期在学中の者が、当センターの設備を利用することができます。
• 国立・公立・私立大学法人（高等専門学校を含む）• 国・公立研究所（独立行政法人を含む）等• 所長が上記研究者と同等の研究能力を有すると認めた者• 民間企業
設備の利用には、下記の 4 種類があります。ただし、利用できる内容は設備によって異なります。
• 協力研究（共同研究）
	‌データ解析や学術的議論を含めた設備の利用を所内研究者と共同で行う。
	‌利用者が設備を操作し、データ解析や学術的議論は利用者が独自に• 施設利用（機器利用）行う。
• 技術代行

実験・測定を研究所スタッフに依頼する。

• 技術相談研究所スタッフと実験・測定について検討する。

３.

初めて利用される方

当センターを初めて利用される方は、利用申請をする前に設備担当者宛に利用希望設備、実験内容、
利用希望日等をお問い合わせください。
≪各設備担当者への問い合わせ先≫「支援内容」のページ

http://nanoims.ims.ac.jp/ims/service_h27_ic.html#sv（HOME > 支援内容 > 機器センター施設利用）から、設備名を選択し設備担当者等をご確認ください。
≪その他、技術的な問い合わせ先≫
TEL：0564-55-7470

E-mail：ic-pub@ims.ac.jp

上記メールアドレスは、当センター設備担当者全員に送られます。お問い合わせ内容に応じて、設備担当者等から回答させていただきます。

8

機器センターたより５．センターの利用方法
４.

利用方法

まず、各設備担当者までお問い合わせください。所内の方のみの場合は、申請は必要ありません。
所外利用者は、ナノテクノロジープラットフォーム

分子・物質合成プラットフォーム HP（http://nanoims.ims.ac.jp/ims/）を参照してください。以下に概要を示します。
４．１

大学・官公庁の方の利用方法

（◆：提出して頂く書類等）

（1）申請

→

採択

利用期間

申請の種類 申込時期※ 1

通年（4/1 ～翌 3/31）

通常申請

前期

通常申請

（4/1 ～ 9/30）

随時申請

後期

通常申請

（10/1 ～翌 3/31）

随時申請

申請書類

採択通知メール※ 4◆利用申請書：Web 申請

前年度

自然科学研究機構

12 月締切

前年度 3 月下旬

共 同 利 用・共同研究統括システム NOUS ※ 2

3 月下旬以降 https://www.nins.jp/site/nous/

申請から約 2 週間程

当年度

◆承諾書：

6 月締切

書式 http://nanoims.ims.ac.jp/ims/

郵送※ 3

9 月下旬以降 utilization_01.html#ut01-2

9 月下旬
申請から約 2 週間程※ 1 申込受付・締切日は HP にてお知らせします。
※ ‌2 申請書で放射線業務に従事するとした場合の ◆放射線業務従事承認書（書式は NOUS 申請ページからダウンロード）は、郵送にて提出。
≪放射線業務従事承認書〒444-8585

送付先≫

岡崎市明大寺町字西郷中38

自然科学研究機構

分子科学研究所

機器センター（ナノプラット）事務室（TEL：0564-55-7337, E-mail：nano-office@ims.ac.jp）※ 3 ≪承諾書

送付先≫〒444-8585

岡崎市明大寺町字西郷中38

自然科学研究機構

岡崎統合事務センター

国際研究協力課共同利用係（TEL：0564-55-7133, E-mail：r7133@orion.ac.jp）※ 4 利用開始日は、採択通知メール後の「採択通知書」発行後（記載の承認日以降）になります。
＜補足＞• 申請 1 件で複数の設備を利用可能。
• 大学院学生、および学部学生は、（財）日本国際教育支援協会「学生教育研究災害損害保険」
および「学研災付帯賠償責任保険」または同等以上の保険加入のこと。
• 学部学生来所の場合は、指導教員の同行が必要。

機器センターたより

9５．センターの利用方法（2）来所計画
各設備担当者と打ち合わせの上、来所日程を決め、以下の連絡・手続き・書類の提出をお願いいたします。
①

設備の予約：各設備担当者までお問い合わせください。
一部の設備を除き「大学連携研究設備ネットワーク予約システム（http://chem-eqnet.ims.ac.jp）」

から予約をお願いいたします。
②

来所日程の連絡：メールにて、機器センター（ナノプラット）事務室：nano-office@ims.ac.jp

まで、指定の書式（１人１フォーム、HP 参照）にてご連絡ください。
③

共同利用研究者宿泊施設（三島ロッジ）を利用希望の方
ロッジ予約システム（http://www.occ.orion.ac.jp/lodge/）でアカウント取得後、予約してください。
注）利用登録の際、『関係研究室』は [ 機器センター施設利用（「施設利用申込書」申請者）] を選択してください。
ロッジの鍵・許可証の受け取りは、宿泊初日平日の 11：00 ～ 15：30 です。時間内に受け取り出来ない方は、事前に機器センター（ナノプラット）事務室へご相談ください。
（ロッジチェックイン 15：00、チェックアウト 9：30）④

旅費を支給させて頂く方
下記書類を、提出してください（書式はナノプラット HP からダウンロード）。
◆銀行振込口座登録依頼書：メールにて（nano-office@ims.ac.jp）（口座登録の手続き約 1 週間、来所後の支払い手続き後、振込みまで約 1 ヶ月要する）◆学部学生派遣書：郵送◆出張報告書

来所ごと、２週間前までに※提出日の日付は、来所後の平日を記載のこと◆航空機利用の方－領収書（原本）と搭乗券の往路半券は来所時、復路半券は後日郵送※航空機金額確認のため、領収書または領収金額を、事前にご連絡ください。
※お二人以上で購入した場合、購入内容のわかるものを添付してください。
≪送付先≫  
〒444-8585

岡崎市明大寺町字西郷中38

自然科学研究機構

分子科学研究所

事務室
機器センター（ナノプラット）

TEL：0564-55-7337, E-mail：nano-office@ims.ac.jp

10

機器センターたより５．センターの利用方法
支給額（上限）は、採択通知時に連絡します。
（目安）協力研究：1 件の申請につき、30 人日相当（ただし上限 40 万円）
施設利用：1 件の申請につき

2 泊 3 日 4 回分相当

戦略的機器利用（NMR、ESR E680) の場合は 2 泊 3 日 6 回分相当（ただし上限 40 万円）※半期申請については、上記の 2 分の 1 相当⑤

申請内容に変更がある場合
申請書に記載のない方が来所する場合は ◆共同研究者追加願
代表者の方に変更がある場合は ◆代表者所属変更届

共同研究者の方に変更がある場合は ◆共同研究者所属変更届
を機器センター（ナノプラット）事務室まで郵送してください。
※設備を追加で利用したい方
各設備担当者とご相談の上 ◆利用設備追加届（書式は HP からダウンロード）を
機器センター（ナノプラット）事務室へ提出してください。
利用形態・研究題目が異なる場合は、改めて申請を行ってください。
（3）来所• 来所当日、正門守衛所で身分証明書を提示後、ネームプレートの交付を受け着用してください。
• 施設利用者控室にて来所時、および退所時に記録簿に記入してください。
•‌‌ロッジを予約された方は、宿泊初日 11：00 ～ 15：30 までの間に、事務センター棟 3 階：国際研究協力課共同利用係に来訪し、ロッジの鍵の受け取りと宿泊料金の支払いを済ませてください。
• ロッジチェックアウト後、鍵は返却ボックスへお返しください。
•‌旅費申請に必要な書類の提出がある方は、機器センター（ナノプラット）事務室（南実験棟 1 階
S101 号室）までお越しください。
航空機ご利用の方は、往路半券もご提出をお願いいたします。
（復路分は郵送をお願いいたします。）•時間外（平日 8：30 ～ 17：30 以外）に山手地区を利用される方は、設備担当者または機器センター（ナノプラット）事務室に申し出てください。
•設備利用終了後は、各設備の置かれている使用ノート等に必要事項を記入の上、必ず設備担当者に測定が終了した旨を報告してください。
（4）成果報告等の提出（年度末）改めて、文部科学省提出の◆利用報告書と◆業績リストの作成、ご提出の連絡をさせていただきます。
なお、成果公開を見合わせる必要がある場合は、成果の公開を猶予することが可能です。事前に公開猶予とする理由を、機器センター（ナノプラット）事務室へご連絡ください。公開猶予期間は最大2 年です。公開猶予終了後、提出頂いている成果報告書等は公開となります。

機器センターたより

11５．センターの利用方法
４．２

民間企業の方の利用方法

（◆：提出して頂く書類等）（1）申請の前に•ご利用申請は、随時受付しております。
•ご利用は【成果公開型】と【成果非公開型】の 2 種類があり、いずれも有償利用となります。
（ 利用料金：【成果公開型】＜【成果非公開型】）•「支援内容」のページ

http://nanoims.ims.ac.jp/ims/service_h27_ic.html#sv から、設備名を選択し仕様・利用料金・担当者等をご確認ください。
•各設備担当者に、実験内容・利用希望日（装置の利用予約）等をお問い合わせください。
•研究題目が同じであれば、１件の申請に複数の設備を利用いただけます。
•申請は利用期間（ご利用希望日程）ごとに必要となります。年度を越える分については改めて申請してください。
•申請から利用開始までの日数は、最短でも 2 週間を要します。
•利用可能日は「許可書」に記載の期間内となります。
•設備使用料は、後納でご利用いただけます。
•見積書の発行はありません。
（2）申請（郵送）◆利用申請書を http://nanoims.ims.ac.jp/pattern.html（ナノプラット HP）よりダウンロードし、ご記入の上、郵送にてご提出ください。
放射線が発生する X 線装置を利用する方は ◆放射線業務従事承認書を来所 2 週間前までに郵送願います。
※申請から許可書発行まで、最短でも 2 週間かかります。利用開始日ご記入の際はご注意願います。
※‌申請内容に追加・変更等が生じた場合、代表者・共同研究者の方に変更がある場合は、改めて申請書の提出が必要となりますのでご留意ください。
≪利用申請書、放射線業務従事承認書〒444-8585

送付先≫愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38

自然科学研究機構（TEL：0564-55-7337

分子科学研究所

機器センター（ナノプラット）事務室

E-mail：nano-office@ims.ac.jp）（3）採択の決定採択となりましたら、｢許可書｣ を郵送いたします。
（「許可書」が発行されるまでは装置をご利用いただけません）（4）来所の前に
以下の連絡・手続き等をお願いします。
①設備の予約の確認：各設備担当者までお問い合わせください。
‌一部の設備を除き、「大学連携研究設備ネットワーク予約システム（http://chem-eqnet.ims.ac.jp）」

12

機器センターたより５．センターの利用方法
からご予約できます。
②‌来所日程の連絡：メールにて、機器センター（ナノプラット）事務室：nano-office@ims.ac.jp（1 人
1 フォーム）まで指定の書式（HP 参照）にてご連絡ください。
（5）来所•来所当日、正門守衛所で身分証明書を提示後、ネームプレートの交付を受け着用してください。
•施設利用者控室にて来所時、および退所時に記録簿に記入してください。
「非公開利用」については、記録簿の指示にしたがって必要情報のみの記載で結構です。
•時間外（平日 8：30 ～ 17：30 以外）に山手地区を利用される方は、設備担当者または機器センター（ナノプラット）事務室に申し出てください。
• ‌設備利用終了後は、各設備の置かれている使用ノート等に必要事項を記入の上、必ず設備担当者に測定が終了した旨を報告してください。
（6）成果報告等の提出【成果公開型】【成果非公開型】

年度末が近づきましたら、改めて文部科学省提出の ◆利用報告書 と ◆業績リスト の作成、ごご利用の都度、１ヶ月以内に提出の連絡をさせていただきます。
◆利用報告書 ( 成果非公開用 ) をご提出ください。
（書式はナノプラット HP からダウンロード）
なお、
成果公開を見合わせる必要がある場合は、成果公開を猶予することが可能です。公開猶予の理由を、事前に機器センター（ナノプラット）事
務室へご連絡ください。公開猶予期間は最大 2 年です。公開猶予終了後、提出頂いている成果報告
書等は公開となります。
≪利用報告書 送付先≫
≪利用報告書 と 業績リスト 送付先≫
〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38※ Web アップロードによる提出
自然科学研究機構 岡崎統合事務センター
自然科学研究機構 分子科学研究所
国際研究協力課共同利用係
機器センター（ナノプラット）事務室（TEL：0564-55-7133 E-mail：r7133@orion.ac.jp）◆設備使用料の納付‌ 設備担当者が利用の実施を確認後、実際の利用状況をもとに金額が確定します。
請求書を送付いたしますので、指定期日までに納付をお願いいたします。

機器センターたより

13

５．センターの利用方法
５.

お問い合わせ先•技術的なお問い合わせ⇒ 	 自然科学研究機構

分子科学研究所

		

機器センター		

TEL： 0564-55-7470

		

E-mail：ic-pub@ims.ac.jp•申請・利用についてのお問い合わせ ⇒自然科学研究機構

分子科学研究所

		

機器センター（ナノプラット）事務室

		〒444-8585 岡崎市明大寺町字西郷中38

		

TEL：0564-55-7337

		E-mail：nano-office@ims.ac.jp•各種案内、書類ダウンロード⇒

FAX：0564-55-7448

ナノテクノロジープラットフォーム

		

分子・物質合成プラットフォームホームページ

		

http://nanoims.ims.ac.jp/ims/⇒		

機器センターホームページ
http://ic.ims.ac.jp⇒	‌共同利用・共同研究統括システム
ページ
		

14

機器センターたより

https://www.nins.jp/site/nous/

NOUS

ホーム

５．センターの利用方法

ナノプラットフォーム 利用形態
装置を単独で扱える？

施設利用

YES

※職員が設備利用の補助と簡単なレクチャーを行います。

NO

技術代行可能な装置？

申請者自身が分子研に来所して装置を利用します。

技術代行

YES

分子研内の職員が測定、解析を行います。
※要相談、一部の装置のみ

NO

協力研究

分子研の研究者と共同研究を行います。

所内の研究者、または設備担当者にお問い合わせください。

技術相談迷ったときは実験に関する技術的な相談、利用形態について、分子研内の設備担当者／研究者が回答します。
まず、設備担当者にお問い合わせください。

設備担当者一覧： http://nanoims.ims.ac.jp/service_h27_ic.html#sv（HOME > 支援内容 > 機器センター施設利用）
設備担当者一斉連絡先： ic-pub@ims.ac.jp

大学・官公庁の方

申請の種類●通常申請 （通年／半期）

利用を見越して、早めに申請してください。

前期と通年申請：前年12月上旬締切、 後期申請：当年6月末締切（http://nanoims.ims.ac.jp/ にて詳細をお知らせします）
例：前期の通常申請

申請期間
10～12月

利用可能な期間4月
採択（3月末）●随時申請（半期のみ）
例：前期の随時申請

9月末

申請・採択の後、利用可能です。
2-3週間

4月

申請

採択

利用可能な期間

9月末

機器センターたより

15

５．センターの利用方法

大学・官公庁の方

利用の流れ

分子研の研究者または設備担当者と打ち合わせ

課題申請（Web）
申請の採択（2-3週間かかります）★：必須書類☆：旅費支給に必須書類〇：該当の方のみ

共同利用・共同研究統括システム NOUS
https://www.nins.jp/site/nous/

提出書類：★利用申請書（Web）★承諾書（郵送：押印が必要）〇放射線業務従事承認書（郵送）

問合せ先：ナノプラット事務室 nano-office@ims.ac.jp

マシンタイム予約

大学連携研究設備ネットワーク 予約システム
http://chem-eqnet.ims.ac.jp

予約方法は、装置によって異なります。
問合せ先：各設備担当者

ロッジの予約（必要な方）
来所日程の連絡共同利用研究者宿泊施設 予約システム
http://www.occ.orion.ac.jp/lodge/

提出書類：★来所計画（メール）☆銀行振込口座登録依頼書☆出張報告書〇航空券の領収書と搭乗券の半券〇学部学生派遣書

問合せ先：ナノプラット事務室 nano-office@ims.ac.jp

来所、設備の利用

ユーザー控室にて、利用者記録簿に来所/退所時間を記入してください。

学会発表、論文投稿

成果報告（Web）

提出書類：★利用報告書★業績リスト

提出先：Webアドレスをメールでご連絡します（年度末）
ぜひ謝辞に「ナノプラット事業」の記載をお願いします。
記載の例はこちら：
http://nanoims.ims.ac.jp/acknowledgment.html

16

機器センターたより５．センターの利用方法

民間企業の方利用の流れ★：必須書類〇：該当の方のみ

分子研内の設備担当者と打ち合わせ
マシンタイムの相談

課題申請（郵送）
マシンタイム予約
来所計画の連絡提出書類：★利用申請書（郵送：押印が必要）〇放射線業務従事承認書（郵送）

受取書類：

★許可書

提出書類：

★来所計画（メール）

問合せ先：ナノプラット事務室 nano-office@ims.ac.jp

来所、設備の利用

ユーザー控室にて、利用者記録簿に来所/退所時間を記入してください。

成果報告

提出書類：

★利用報告書〇業績リスト

提出先：
成果公開型 → Web（年度末）
成果非公開型 → 国際研究協力課宛に郵送（1か月以内）
利用料の確定後、請求書が届きましたら
設備利用料を後納ください。

民間企業の方

申請の種類●随時申請のみ 許可書の発行後、申請した期間内のみ利用可能です。
利用のたびに申請をお願いします。
例：

2-3週間
4月

利用可能な期間（最長2週間） 9月末
申請

許可書発行

機器センターたより

17５．センターの利用方法

大学連携研究設備ネットワーク利用方法
１.

概要

機器センターの設備は、大学連携研究設備ネットワーク（以下、設備ネットワーク）に登録されており、予約も設備ネットワークの予約システムを通じて行っていただいております。本システムは機器センターの設備のみならず、全国参画機関の登録共用設備を検索・予約する事もできます。2019
年 4 月からは、従来の国立大学に加えて、公立大学・私立大学・高等専門学校等の参画機関も設備登録を可能とする事でネットワーク利用拡大を推進しております。また、2018 年 5 月に利用者増に伴う情報の大容量化への対応、セキュリティー強化、操作性向上を目的に、予約システムをリニューア
ルしました。ここでは、機器センター内での設備利用に限定した利用方法について説明します。（設備ネットワークの概要は、『事業紹介：大学連携研究設備ネットワーク』を参照。）
２.

利用方法

２．１

ホームページ

設備ネットワークのホームページ（図 1）は以下の通りです。ここから予約システムにログインします。
https://chem-eqnet.ims.ac.jp/

２．２

アカウント

予約システムを利用するためにはアカウント（ユーザー ID）が必要です。アカウントをお持
ちでない方は、所属機関でアカウントを作成し

図 1 設備ネットワークホームページていただく場合や機器センターでアカウントを発行する場合などがございます。アカウントの発行方
法は、ホームページの「利用案内＞登録方法」をご参照ください。不明点は、お問い合わせフォーム
よりお問い合わせください。
２．３

利用の流れ

（1）予約
※利用者自身のアカウントで予約を行ってください。ただし、施設利用の場合は申請代表者が予約を行ってください。協力研究の場合は受け入れ研究室側で対応をお願いします。
（外部ユーザーを研究室メンバーとしてアカウントを発行するか、受け入れ研究室の対応者が予約を入れる。
）（a） 予約システムにログインし、利用する設備を［予約］（①）－［設備を検索］（②）から分子科学研究所の装置を検索し、設備名（③）をクリック（図 2）。
（b） 設備詳細画面の［相互利用予約］（④）をクリック（図 3）。
（c） 利用日時（⑤）
・予算区分（運営費交付金）（⑥）を選択し、［登録］（⑦）をクリック（図4）。続いて確認画面の［OK］をクリック。

18

機器センターたより５．センターの利用方法

①

②

③

図 2 設備検索④

図 3 設備詳細画面

機器センターたより

19

５．センターの利用方法⑤⑥⑦

図 4 予約テーブル（2）予約の確認、変更、取消［予約状況］（⑧）で、予約状況の確認、予約の変更（利用日時等の変更）、予約の取消（⑨）ができます（図 5）。予約の変更では図 4 のような画面で日時の再設定ができます。
「承認待ち」 ：設備管理者が予約を確認中です。
「予約中」

20

：設備の利用が出来る状態です。

機器センターたより５．センターの利用方法⑧⑨

図 5 予約状況
２．４

参考（1）ＩＤ・パスワードの変更
ＩＤ、パスワードは、ログイン後、［マイページ］から、［個人設定］［パスワード変更］で随時変更できます。

（2）ＩＤ・パスワードを忘れた方へ
ＩＤ・パスワードを忘れてしまった場合は、トップペー
ジログイン部分の直下にある「ID・パスワードを忘れた方」のリンクをクリックしてください（図 6）。「パスワード再設定メール送信」画面で、氏名とメールアドレスを入力す
るとシステムからメールが届きます。メールには ID とパスワード再設定用ページの URL が記載されています。記載ページにアクセスしてパスワードの再設定を行ってくだ
さい。
（機関管理者、会計責任者からも、アカウントを指定して再設定メールを送付することができます。）※

図 6 トップページのログイン部分

予約システムの操作の詳細やヒントは、マニュアル等をご覧ください。
•マニュアル URL：https://chem-eqnet.ims.ac.jp/howto/manuals/•Q&A

URL：https://chem-eqnet.ims.ac.jp/howto/qa/•リファレンス URL ：https://chem-eqnet.ims.ac.jp/howto/labchief/

機器センターたより21

５．センターの利用方法

液体ヘリウム利用方法
１.

概要

現在、明大寺地区および山手地区のヘリウム液化機は順調に稼働しています。液体ヘリウム供給方法については以下の通りご案内します。
従来の利用方法を踏襲して、予め液体ヘリウム充填済みのベッセルを何台か用意させて頂き、ベッセルの持ち出し及び返却で液体ヘリウムをご利用頂くシステムの変更はございません。ただし、研究室所有の専用容器への供給はセルフ方式となりますので、ご了承ください。
以下では、現在行われている利用方法を中心に記しておきます。その他、利用規程や液体ヘリウム
取り扱い上の注意等につきましては、機器センターホームページ内の液体ヘリウム利用者のためのマニュアル（http://ic.ims.ac.jp/kiki/teion/He_user_manual2008.pdf）に詳しく書かれておりますので、ご参照頂ければ幸いです。
山手地区での液体ヘリウムご利用方法については、以下の「山手地区液体ヘリウム利用方法」をご参照ください。
２.

液体ヘリウム利用の前に• 液体ヘリウム使用者は、「液体ヘリウム利用者講習会」を受講し、液体ヘリウム利用者として登録すること。（必要があれば「液体ヘリウム利用者講習会」は随時行う）• 実験室のヘリウム回収配管を利用する場合、早めに機器センターの寒剤担当者に連絡すること。
３.

明大寺地区液体ヘリウム利用方法

３．１

設置場所

• 共同研究棟Ａ棟 1 階 105 室
３．２

ベッセル持ち出し手順（1）所定の場所にあるベッセルを手前から順に持ち出す。
（2）備え付けの「ベッセル持ち出し・返却入力用パソコン」の画面の「持出」にタッチする。
（3）スキャナーでユーザー QR コードを読み取り、次に容器 QR コードを読み取り、「確認」にタッ

チする。
（4）ベッセルを持ち出す。
３．３

ベッセルの返却手順（1）ベッセルをロードセル中央に載せる。
（2）パソコンの画面の「返却」にタッチし、スキャナーで容器 QR コードを読み取り、「計量」にタッチする。
（3）表示内容を確認の上、「確認」にタッチして、ベッセルを返却場所に置き、回収配管につなぐ。
（4）返却完了。

22

機器センターたより５．センターの利用方法
ベッセルの持出・返却の際は、回収用のバルブ操作に十分注意してください。
４.

山手地区液体ヘリウム利用方法

４．１

設置場所

• 山手 4 号館 207 号室
４．２

ベッセル持ち出し手順（1）所定の場所にあるベッセルを持ち出す。
（2）ベッセルをロードセルに載せる。
（3）スキャナーでグループコードおよび容器用バーコードを読み込む。
（4）「供給データ」の表示が安定したらタッチパネルの「持出」ボタンを押し、ベッセルを持ち出す。
４．３

ベッセルの返却手順（1）ベッセルをロードセル中央に載せる。
（2）スキャナーで、グループコード及び容器コードを読み取る。
（3）「供給データ」の表示が安定したらタッチパネルの「返却」ボタンを押す。
（4）容器を返却場所に置き、回収配管につなぐ。
（5）返却完了。
ベッセルの持出・返却の際は、回収用のバルブ操作に十分注意してください。
５.

異常時

異常時は、直ちに機器センター寒剤担当者（明大寺地区：内線：7471 または 4563、携帯：0904082-6162、山手地区：内線：5516、携帯：090-9025-1928）に連絡すること。
６.

その他• 供給可能時間は、充填済みの持ち出すベッセルがある場合は終日可能である。
• 研究室で所有するベッセルも上記方法で利用可能である。
• 使用期間の長期化は、貸し出し容器の不足が発生し液体ヘリウムの供給に支障が出るため、容器はなるべく早めに返却すること。
• 液体ヘリウムは必ず 5 ℓ 以上残した状態で返却すること。
• ヘリウムの回収ロスが直接供給価格に反映されるため、蒸発ガスの回収 100％を心がけること。
• 回収ガスに、なるべく空気を混入させないように十分注意すること。
• ベッセルへの空気混入は絶対に避けること。
• 液体ヘリウム供給価格：令和元年度後期

1 ℓ 当たり 186 円。

機器センターたより23

５．センターの利用方法

液体窒素利用方法
１.

概要

液体窒素の汲み出しは、セルフサービス及び自動供給・自動計量です。液体窒素に関しては、大学で死亡事故もあり、ユーザーが液体窒素を安心して利用するためには、単に供給装置の利用講習だけ
でなく液体窒素自体の安全教育も重要です。
明大寺地区液体窒素利用者のためのマニュアルは、機器センターホームページ（http://ic.ims.
ac.jp/kiki/teion/N2_user_manual2011.pdf）にあります。当マニュアルには、分子研における液体窒
素汲み出しの手順だけでなく、液体窒素を取り扱う上での注意点や液体窒素容器の種類と使用方法についても詳細に書かれておりますので、是非ご参照ください。
なお、山手地区での汲み出し手順は明大寺地区と少し異なりますので、以下の「山手地区液体窒素
汲み出し手順」の項をご覧ください。
以下では、要点を抜粋し、簡単に記しておきます。
２.

特に注意すべき点• 凍傷を防ぐ：保護眼鏡、革手袋を使用すること。
• 酸欠を防ぐ：実験室内の換気に注意すること。
• 爆発を防ぐ：容器を密封しないこと。
３.

液体窒素容器について• 容器には開放型と密封型があり、密封型を使用するときは取扱説明書をよく読んでおくことが必要である。
• 容器を購入する場合、あらかじめ供給が可能な容器かどうかを寒剤担当者に確認すること。
• 容器は登録しなければ使用できない。登録した容器には容器バーコード（ベッセルバーコード）が発行される。
４.

液体窒素汲み出しの前に• 毎年年度初めに実施される「液体窒素利用者講習会」に参加申請し、受講する。この時受講できなかった人は後日、随時液体窒素利用者講習を実施するので寒剤担当者に連絡する。
• 受講修了者にはユーザーバーコードが発行される。
５.

明大寺地区液体窒素汲み出し手順

５．１

汲み出し場所• 共同研究棟Ｄ棟 2 階入り口の渡り廊下• 共同研究棟Ａ棟 105 室（大型容器充填専用）• UVSOR 棟地階（UVSOR 利用者専用）

24

機器センターたより５．センターの利用方法
５．２

手順（1）容器をロードセルに載せフレキシブルチューブを挿入する。（革手袋着用のこと）（2）ベッセルバーコードとユーザーバーコードをバーコードリーダーで読み取る。
（3）操作画面上の「READY」にタッチすると充填が開始する。満量充填でも必要量充填でも可能。
（4）充填終了時、電子ブザーが鳴る。
（5）容器をロードセルから降ろすと電子ブザーが止まる。
５．３

注意

異常時は緊急閉止弁を閉め、直ちに緊急時連絡先（内線：7471 または 4563、携帯：090-40826162）に連絡すること。
５．４

その他

• 汲み出しの時間は、原則平日午前 9 時～午後 5 時までである。
• 無登録の所外研究者（液体窒素利用者講習会未受講者）が液体窒素の汲み出しを行う場合は、「液
体窒素利用者講習会」受講修了者立ち会いのもとで行うこと。
• エレベーターに人と液体窒素容器とを同乗させてはいけない。
• 液体窒素供給価格：令和元年度後期
６.

1 ℓ 当たり 64 円（明大寺地区）。

山手地区液体窒素汲み出し手順

６．１

汲み出し場所• 山手 4 号館 2 階液体窒素供給室
６．２

手順（1）容器をロードセルに載せフレキシブルチューブを挿入する。（革手袋着用のこと）（2）容器バーコードとユーザーバーコードをコントローラー付属のバーコードリーダーで読み取る。
（3）コントローラーの「開始」ボタンが点滅する。
「開始」ボタンを押すと充填が開始する。
（4）（5）充填途中で止めたいときは「停止」ボタンを押す。
（6）充填終了時、電子ブザーが鳴る。
（7）容器をロードセルから降ろすと電子ブザーが止まる。
６．３

注意

異常時は直ちに緊急時連絡先（内線：5516、携帯：090-9025-1928）に連絡すること。
６．４

その他

• 汲み出しの時間は、原則午前 9 時～午後 5 時までである。
•「液体窒素取り扱い講習」を受けていない人は、汲み出すことはできない。
• エレベーターに人と液体窒素容器とを同乗させてはいけない。
• 液体窒素供給価格：令和元年度後期

1 ℓ 当たり 85 円（山手地区）。

機器センターたより25

５．センターの利用方法

小型貸出機器利用方法
１.

概要

共同利用機関であり流動性も高い分子科学研究所において、一時的に使用する機器を備え貸出できる環境を整えることは、無駄な投資を防ぐ意味でも有用です。そこで機器センターでは、各種実験に利用できる汎用性の高い機器を中心に、小型貸出機器として保有しています。例えば、電源・ボック
スカー・発振器・エレクトロメーターなどの共通性の高い汎用機器から、光スペクトラムアナライザー・
オシロスコープなどの比較的高価な機器も備えています。現在（令和２年度）は、80 台を保有しております。所内の方のみの貸出とさせて頂いておりますが、所外の方でも施設利用や協力研究等の実験の際には、所内の方を通じて利用して頂くことが可能です。
なお、令和２年度機器保管場所は、「共同研究棟 A 棟 2 階 201」に変更となりました。
２.

利用方法

小型貸出機器については、機器センター HP（http://ic.ims.ac.jp/）から「所有設備一覧」を開いて頂き、下に送り「所内専用」のところの「小型機器→ 機器リスト・利用方法はこちら」をご参照ください。機器の利用状況表もご確認頂けます。
機器の利用の際は、メール、またはお電話にて以下の内容のご連絡をお願いいたします。

● 電子メール送り先：
Subject：

ueda@ims.ac.jp｢小型貸出機器の利用｣ とご記入ください。

--- ＜送信事項（記入例：コピー＆ペーストしてお使いください）＞ --機器名：5-101 ロックイン増幅器 SRS SR830
利用者氏名：小型 利用
利用者所属：○× Ｇ
利用者メールアドレス：kogata@ims.ac.jp
利用開始日：令和 2 年 4 月 10 日
返却予定日：継続使用を希望----------------------------------------------● お電話の場合：担当

上田、内線 7226

までご連絡ください。

既に利用されている機器の場合であっても、ご連絡頂ければ出来る限り日程調整をさせて頂きます。
貸出期間については、原則 2 週間とさせて頂いていますので、返却予定日を設定される方は利用開始
日から 2 週間以内の日としてください。返却予定日が決まっていない場合は ｢継続使用を希望｣ として頂ければ、次の利用希望が入るまで継続してご利用頂けます。但し、利用期間が 2 週間以上経過している場合、次の利用希望が入った時点で出来る限り速やかに返却して頂くようお願いいたします。
返却の際も、メール、またはお電話にて以下の内容のご連絡をお願いいたします。

26

機器センターたより５．センターの利用方法● 電子メール送り先：
Subject：

ueda@ims.ac.jp｢小型貸出機器の返却｣ とご記入ください。

--- ＜送信事項（記入例：コピー＆ペーストしてお使いください）＞ --機器名：5-101 ロックイン増幅器 SRS SR830
利用者氏名：小型 利用
利用者所属：○× Ｇ
利用者メールアドレス：kogata@ims.ac.jp
返却年月日：令和 2 年 5 月 15 日----------------------------------------------● お電話の場合：担当

上田、内線 7226

までご連絡ください。

なお、利用の際の機器の持ち出し、及び返却は、お手数ですが利用者ご自身でお願いします。参考
までに、小型貸出機器のリスト（機器名別）を表 1 に示します。
お気軽に、ご利用ください。
表1

機器名

小型貸出機器（80 台）機器名別リスト

台数

機器名

台数

ロックイン増幅器

5

水銀キセノンランプ

1

ボックスカー積分器

22

標準ハロゲンランプ

1

広帯域前置増幅器

4

パルスウェーブメーター

1

高速電流増幅器

1

光スペクトラムアナライザー

1

ユニバーサルカウンター1

デジタルオシロスコープ

7

ファンクションジェネレーター

1

オシロスコープ用高圧プローブ

1

ファンクションシンセサイザー

1

直流定電圧／定電流電源（ｿｰｽﾒｰﾀ）

6

シンセサイズドスイーパー

1

高圧安定化電源10

任意波形発生器

1

データロガー1

デジタルディレイジェネレーター

5

時間軸較正器1

デジタルマルチメーター

3

C.F. ディスクリミネーター

1

デジタルボルトメーター

1

フラックスゲート型磁力計

1

シングルモノクロメーター

1

マルチチャンネルアナライザ

1

機器センターたより27

５．センターの利用方法

試料準備室利用方法
１.

概要

来所後に試料調整や準備が必要な場合、試料準備室（明大寺地区・共同研究棟 A 棟 2 階 202 号室）
をご利用いただけます。
２.

利用方法

• 利用の都度、ノートに記入をお願いします。
• 予約制ではありませんが、利用予約が必要な場合は、担当者までご連絡ください。
• 長時間場所を離れる場合や、危険物等がある場合は、付箋等で分かるようにしてください。
• 整理整頓を心がけてください。
• 廃液は、原則持ち帰りください。
２．１

設置設備

• 真空ライン（自作、[ 真空度 ]（RP）～ 3 Pa、（DP）～ 10−4 Pa、[ 接続 ]TS15/25、φ 6 mm 管）• 真空型グローブボックス（UNICO・UN-12L、ガス循環精製装置、自動内圧調整器）
寸法（mm）：メインボックス 1200 × 650 × 600、パスボックス 250 × 250 × 350
ガス循環精製装置運転時（アルゴン雰囲気）：酸素濃度 1ppm 以下、露点−73 ～ 76℃• 上皿天秤（島津・UW620H）• 実体顕微鏡（ニコン・SMZ745T）• 超音波洗浄機（アズワン・US-1R）• ホットスターラー（IKA・C-MAG HS7 digital）• ボルテックスミキサー（サイエンティフィックインダストリーズ・SI-0286）• 定温恒温乾燥機（EYELA・NDO-400）• 電気炉（Yamato・FO510）• ドラフトチャンバー（Yamato・KFC2180）

真空ライン

28

機器センターたより

真空型グローブボックス

５．センターの利用方法

共同利用控室１.

概要

施設利用者の方にご利用いただけますよう、共同利用控室を設置しております。明大寺地区では、
令和 2 年度から UVSOR、装置開発室利用者と同室となり共同研究棟 C 棟 2 階に新設しました。山手地区では、山手 5 号館 1 階にあります。会議机やホワイトボード、個人用机もございますので、打ち合わせや測定の合間の休息にご利用ください。また共用パソコン、プリンター、コピー機もご利用いただけます。パソコン持込みの場合、所内ネットワーク接続に必要なアカウントも発行可能です。ネットワーク利用上の注意に従ってご利用ください。
当センターの施設利用者の方であれば、どなたでもご利用いただけますが、利用の際は、設備担当
者、あるいは機器センター事務室までお知らせください。来所・退所記録簿へのご記入も控室にてお願いしております。
お気軽に、ご利用くださいませ。

明大寺 共同研究棟 C 棟 2 階 205 号室

山手 5 号館 1 階

機器センターたより29

６．所有設備紹介

電子スピン共鳴 (ESR) 装置
概要
電子スピン共鳴（ESR）装置は、不対電子（電子スピン）をプローブとした分光装置である。静磁場中に置かれた電子スピンのエネルギー準位は分裂し、一定のマイクロ波を加えながら静磁場を掃引すると、
このエネルギー差に相当する磁場で共鳴が起こる。この共鳴磁場や吸収強度などの観測から、
電子スピンを持つ原子や分子の量、構造、電子状態などに関する情報が得られる。ESR 装置は、有機ラジカルや遷移金属などを含む物質の物性研究の他にも、放射線や酸化などにより不対電子が生じた岩石や食品の評価、触媒や重合反応などのプロセス追跡にも利用される。

設備紹介（EMX Plus、E500）担当）藤原・伊木・浅田・中村

メーカー：Bruker

メーカー：Bruker

型

型

式：EMX Plus

式：E500

導入年度：平成 17 年度

導入年度：平成 10 年度（主な仕様）（主な仕様）

周波数

X-band（～ 9.4 GHz）

周波数

X-band（～ 9.4 GHz）

マグネット

−5 mT～1.45 T

共振器

二重矩形、光透過、ENDOR

共振器

高感度（Q ～ 9000）

温度可変（ESR900）3.8 ～ 300 K

温度可変

デュアルモード（ESR910）1.5 ～ 4 K

光透過（ER4131VT）
100 ～ 300 K［LN2］（ESR900）3.8 ～ 300 K

周波数

Q-band（～ 34 GHz）

（ER4131VT）
100 ～ 300 K
［LN2］

温度可変

5 ～ 300 K（CF935）

RT ～ 500 K［Air］
オプション

テスラメーター
ゴニオメーター
光照射30

機器センターたより

（共通部）
マグネット

−5 mT ～ 1.45 T

オプション

テスラメーター
ゴニオメーター、光照射６．所有設備紹介
特徴

測定方法• ‌EMX では、磁場・シグナル強度ともに 24bit• ‌粉末、液体の場合は、石英管（X-band：外

対応で高解像度測定が可能。

径φ4 mm、長さ 250 mm、Q-band：外径φ2• ‌E500 で は、CW-ENDOR 測 定（LHe お よ び

mm、長さ 100 mm）に試料を封入。

LN2）が可能。また X-band に加え Q-band で• ‌単結晶の場合は、少量のアピエゾン N グリの高分解能測定も可能。

ースで石英棒に固定。

• ‌X-band では、高感度、デュアルモード（許容・禁制遷移の観測）、二重矩形（定量・g 値較正）、
光透過の各種共振器を、測定に応じて選択でき、温度可変測定にも対応。

備考
毎月マシンタイム調整にて、翌月の予約を決定している。当月 1 日より、空いているマシン
タイムは随時予約解禁。

設備紹介（E680）
担当）浅田・藤原・伊木・中村

更新（デジタルアップグレード）

レーザー担当）上田

特徴
パルス測定が可能。時間平均を観測している
cw 測定に対して、パルス測定ではスピンダイ
ナミックスを直接観測できる。ENDOR 測定や
ELDOR 測定（X-、Q-band）にも対応しており、核スピンや電子スピンの緩和時間などのダイナ
ミクスの直接測定や、電子スピン間の相互作用の強さから距離情報も得られる。任意波形発生器（AWG）により、照射するマイクロ波の周
波数・振幅・位相を自由に制御でき、広帯域・メーカー：Bruker

選択的励起が可能。またナノ秒波長可変レー型

ザーの更新により 30 Hz、250 ～ 2000 nm での

式：E680

導入年度：平成 10 年度

光誘起時間分解測定 (X-、Q-band) も可能。

（主な仕様）
周波数

W-band（～ 94 GHz）

温度可変

3.8 ～ 300 K

マグネット

超伝導マグネット（6 T スプリット型）
掃引コイル（700 mT）

周波数

X-band（～ 9.4 GHz）
Q-band（～ 34 GHz）

温度可変

4 ～ 300 K（CF935）

マグネット−5 mT～1.45 T

オプション

AWG（任意波形発生器）
ゴニオメーターテスラメーター
ENDOR 用 RF アンプ
ナノ秒波長可変レーザー

測定方法
石英管（X-band：外径φ4 mm、Q-band：外径 φ1.6 mm、W-band： 外 径 φ0.9 mm、 長 さ
100 mm）に試料を封入。
備考
初めての利用の方は、お問合せ下さい。

機器センターたより

31

６．所有設備紹介

SQUID 型磁化測定装置
概要
磁場または温度を変えながら磁化測定を行い、物質の磁気特性を調べる装置である。微少な磁化変化を検出できるよう SQUID（超伝導量子干渉素子）を用いている。有機磁性体の研究、超伝導体の新素材研究や記録媒体の評価など、磁気物性や材料工学などの広い研究分野で利用されている。
設備紹介（MPMS-7、MPMS-XL7）

担当）藤原・伊木・浅田・中村

メーカー：Quantum Design

メーカー：Quantum Design

型

型

式：MPMS-7

式：MPMS-XL7

導入年度：平成 7 年度

導入年度：平成 14 年度（主な仕様）（主な仕様）

温度範囲

1.8 ～ 400 K
300 ～ 800 K（オーブン使用時）

超伝導磁石

7T
（液体窒素ジャケット付）

トランスポ

スタンダード、RSO

ート
サンプルスペースオーブン
マグネットリセット
垂直・水平サンプルローテータ
トランスバース検出（MPMS-7、-XL7 共用オプション）
共 用 オ プ シ 光照射用ロッド

32

1.8 ～ 400 K

超伝導磁石

7T

ト ラ ン ス ポ スタンダード
ート
オプション

AC 測定
（周波数：0.01 Hz ～ 1 kHz）
（交流磁場：～ 6 G）

オプション

ョン

温度範囲

圧力セル用ロッド

機器センターたより

超低磁場
マグネットリセット
電気抵抗測定用ロッド
外部機器制御ソフト（EDC）

６．所有設備紹介
特徴

備考• ‌	測定はシーケンス（測定プログラム）に従っ• マシンタイムの切り替えは、午前 10 時。

て自動的に行われる。

• 毎月マシンタイム調整にて、翌月の予約を決• ‌	4.2 K 以下において時間制限なく温度保持で定している。当月 1 日より、空いているマシ

き、4.2 K を挟んで滑らかな温度変化が可能。

ンタイムは随時予約解禁。

• ‌	光照射や圧力下における磁化測定が可能。
• ‌	MPMS-7 では、オーブン使用時、800K までの高温測定が可能。トランスバース検出シス
テムにより、横磁化（磁場と直交した磁化）の測定が可能。
• ‌	MPMS-XL7 では、AC 測定により、緩和時
間等・スピンのダイナミックスを調べることが可能。また超低磁場オプションおよびマグ
ネットリセットにより、サンプル中心における残留磁場を 50 mG 以下に抑えた低残留磁
場中での測定が可能。（図 1、2 参照）‌EDC により、電流源とナノボルトメーターを用いた電気抵抗測定など、外部機器の制御・データ取込が可能。
図1

測定

磁場勾配プロファイル• ‌ストロー（外径φ6 mm）の中央にサンプルを固定。サンプル形状等により、カプセルやラップ、アルミホイルなどを利用。上記以外に必要なものは、各自で用意すること。オー
ブン利用時は、ガラス管（外径φ3 mm 以下）にサンプルを固定し、銅線でロッドに吊す。
• ‌	サンプル交換は、300 K で行うこと。
• ‌	終了時に LHe トランスファーを行い、満タンにすること。（MPMS-7 の週末利用者は、
LN2 トランスファーも行うこと。）• ‌He レベルは、超伝導磁石を冷却するために
40 % 以上に保持する必要がある。特に高磁場をかける場合は、He レベルに注意すること。
He Level

使用可能な最大磁場50 ～ 100 %7T

40 ～ 50 %1T

40 % 以下

実験不可

図2

磁化の磁場依存性

機器センターたより33

６．所有設備紹介

単結晶 X 線回折装置
概要
単結晶試料に X 線を入射すると、結晶構造を反映した回折点が得られる。この回折点の位置および強度から、結晶構造解析が行われる。構造解析により、原子の三次元座標（立体構造）や原子間距
離・結合距離、三次元の電子密度などの情報が得られる。
数十～数百 µm サイズの単結晶試料が作成出来れば、数十分～数時間程度で測定～解析が行える。
設備紹介（MERCURY CCD-1・R-AXIS Ⅳ、MERCURY CCD-2）

担当）岡野※ ‌R-AXIS は故障中。現在のところ、修理・更新予定はありません。
測定方法• マウント0.1‌ ～ 0.5 mm 角の単結晶を、ビットに取り付けたガラス棒の先端、またはマグネット台座付サンプルループに、接着剤・ワセリン等で固定。
（ゴニオヘッドは、ビット用とマグネット用があり、CCD-1、-2、-3 で共用可能）
メーカー：Rigaku
型

式：MERCURY CCD-1・R-AXIS Ⅳ、
MERCURY CCD-2

導入年度：平成 8 年度
（主な仕様）
X 線源

回転対陰極型、Mo
50 kV・100 mA（5 kW）（CCD1、CCD-2 共通）
コリメータ

φ0.3、0.5、1.0 mm

カメラ長

35 mm、55 mm、75 mm

ゴニオメータAFC-7 型χサークル

検出器

Mercury CCD

温度可変

100 ～ 400 K

ソフトウェア

測定：Crystal Clear
データ処理：CrysAlisPro
解析：‌‌C rystal Structure、
Olex2• X 線の立上げ・停止‌手順書に沿って、使用の度に X 線の立上げ・停止を行うこと。
• 温度可変測定‌PSA を起動させ、1 時間程度おいてから、コンプレッサーを起動して冷却を始める。最低
温 100 K まで、約 2 時間かかる。CCD-1 は
ボ タ ン 一 つ で 自 動 停 止。CCD-2 は 冷 却 水、手動停止が必要。

34

機器センターたより

６．所有設備紹介
設備紹介（HyPix-AFC） 

担当）岡野
• 検出器
平 成 29 年 度、半 導 体 検 出 器 HyPix-6000HEに更新。呼称を「MERCURY CCD-3」から現行名に変更した。検出器取付けの都合からゴニオメータも更新、測定・解析ソフトウエアも従来のソフトに加え表記のものが利用できる。
• 低温測定ガス吹き付け型の冷却装置で、到達温度は、
N2 ガスモードで 100 K、He ガスモードで 24

メーカー：Rigaku

K（ 実 測 ）。 到 達 時 間 は、N2 で 240 分、He

型

式：HyPix-AFC

で 150 分かかる。運転モードの切り替えは、

導入年度：平成 29 年度

He か ら N2 に は 迅 速 に 切 り 替 え 可 能 だ が、（主な仕様）

N2 から He の場合は、冷凍機を一旦室温にX 線源

回転対陰極型、Mo戻す必要がある。

50kV・16mA（0.8 kW）

N2 ガスは PSA、He ガスはボンベからの供

コンフォーカルミラー使用

給で、He ボンベは稼働中でも交換可能。He

コリメータ

φ 0.3 mm

ゴニオメータAFC10 κ型

検出器

HyPix-6000HE

温度可変・100 K ～室温（N2 ガス：PSA より供給）
・24 ～ 100 K（He ガ ス ボ ン ベ：1 本 /8
時間）

ソフトウェア

ガス使用の場合、所内利用は実費が必要。
測定方法• マウント‌ 0.1 ～ 0.2 mm 角以下の単結晶を、マグネッ
ト台座付サンプルループに、ワセリン等で固定する。

測定：‌CrysAlis Pro , Crystal
Clear
解析：‌Olex2, Crystal
Structure特徴• 高輝度 X線
‌ 光学系にコンフォーカルミラーを用いており、CCD-1、2 に 比 べ、 約 10 倍 の 高 輝 度 X
線ビームが得られ、測定が難しかった微小結晶でも測定が可能。ビーム径はφ 0.2 mm 程度で、コリメータはやや大きめの 0.3 mm のものが取り付けてある。

その他
ケンブリッジ結晶構造データーベース（CSD）
が利用可能。ID・Password 等、詳細は担当者まで。
機器センターたより35

６．所有設備紹介

結晶スポンジ法による分子構造解析
概要
単結晶 X 線構造解析は、分子の立体構造を決定する上で最も強力な分析手法である。しかしながら、この手法を用いるためには、構造を明らかにしたい試料の単結晶が不可欠であり、単結晶作製は時として大きな困難を伴う。
「結晶スポンジ法」は、細孔性錯体の結晶（結晶スポンジ）を目的試料の溶液に浸すことで試料分子を結晶スポンジの細孔内に導入し、単結晶 X 線構造解析により試料分子の立体構造を明らかにするという「結晶化不要の単結晶 X 線構造解析法」である 1。当センターでは、結晶スポンジ法を用いて、提供を受けた試料の立体構造を明らかにする。

設備紹介（XtaLAB P200, SuperNova）

担当）三橋

メーカー：Rigaku

メーカー：Rigaku

型

型

式：XtaLAB P200

式：SuperNova

導入年度：平成 25 年度

導入年度：平成 27 年度（主な仕様）（主な仕様）

X 線源

回転対陰極型、Mo/Cu デュ

X 線源

封入管型、Mo/Cu デュアル

アル線源

線源

Mo: 50 kV・24 mA（1.2 kW）

Mo: 50 kV・24 mA（1.2 kW）
Cu: 40 kV・30 mA（1.2 kW）

Cu: 40 kV・30 mA（1.2 kW）
コリメータ

φ 0.3、0.5 mm

コリメータ

カメラ長

110 mmカメラ長

101.2 mm

ゴニオメータ

1/4χゴニオメータ

ゴニオメータκゴニオメータ

検出器

PILATUS 200K

検出器

直接光子検出型半導体検出

温度可変

100 K 〜室温

ソフトウェア36

Pro

CrysAlis

機器センターたより

φ 0.3、0.5 mm器
温度可変

100 K 〜室温

ソフトウェアCrysAlisPro

６．所有設備紹介
特徴

媒が細孔内を満たしている。それらは結晶スポ• 結晶化不要

ンジの骨格と強く相互作用しており、そのまま‌

本手法では、予め合成した結晶スポンジにでは試料を導入することができない。そのため、単結晶性を保ちながら試料分子を包接させる

相互作用の弱い溶媒（ヘキサン等）で結晶ス

試料の結晶化が不要である。そのため、ため、ポンジ細孔内を置換する必要がある（１週間）。

結晶化が困難な試料や、原理的に結晶化でき• 包接（ソーキング）

ない油状の化合物の構造解析も可能である。

‌

測定したい試料の溶液を、溶媒置換後の結• 微量分析が可能

晶スポンジが入ったバイアルに滴下し、細孔‌（１日〜数週間）。
内に試料分子を取り込ませる

単結晶１個分に包接されるだけの試料量でも測定できるため、原理的には数十 ng の試• 測定料から構造決定が可能である。実際には、種々‌

ループ（図２）に試料包接後の結晶スポンの包接条件を検討するため、試料量は多いほジを載せ、単結晶 X 線回折装置で測定する

うが望ましい。

（数時間〜２日）。

• 絶対構造決定に有効‌

結晶スポンジの骨格には、ヨウ素や亜鉛と言った重原子が含まれている。キラルな試料の包接させた際に骨格がキラルな構造に変形することがあり、重原子由来の大きな異常分散が期待できる。この異常分散から、試料の絶対構造決定が可能である。
図２

測定例
‌

ループに載せた結晶スポンジ• 解析

下記のサントニンをはじめとして、約 300‌

必要に応じて他の分析手法で得られた情報

種以上の有機化合物の（絶対立体配置を含む）

も併せながら、試料分子の構造モデルを構築

立体構造を決定した。

。
し、構造精密化を行う（数日）
備考‌ ※予め「溶媒置換」の項目までは済ませておりますので、利用者からの試料提供を受けて「包接」以降を行います。
‌ ※結晶スポンジ法以外で本項の単結晶 X 線

図１

サントニンの結晶構造測定方法

回折装置（XtaLAB P200, SuperNova）の利用を希望される場合は担当者までご相談ください。

• 結晶スポンジ作製‌

既報 1–3 の手順に従い、有機三座配位子と金属塩の溶液から液―液拡散法により結晶ス
ポンジを作製する（３日〜１週間）。

• 溶媒置換‌

参考文献‌ 1. Y. Inokuma et al., Nature 2013, 495, 461.
2. Y. Inokuma et al., Nat. Protoc. 2014, 9, 246.
3. F. Sakurai et al., Chem. Eur. J. 2017, 23, 15.

結晶スポンジ作製後は、作成時に用いた溶機器センターたより37

６．所有設備紹介

粉末・薄膜 X 線回折装置
概要
試料（粉末、薄膜、溶液など）に X 線を照射し、回折・反射・散乱された X 線を観測する。得られた回折パターンを既知試料の回折パターンと比較することで同定を行う。同じ物質でも結晶構造が異なれば回折パターンも異なるため、結晶相を識別できる。また回折線の有無や強度により配向性の評価可能。薄膜試料の振動パターンから膜厚・粗さ、溶液試料の散乱パターンから粒径・空孔径分布などの情報も得られる。
設備紹介（RINT-Ultima Ⅲ）

担当）藤原

ソフトウェアPDXL（ 基 本、 定 性、 リ ー
ト ベ ル ト、PDF-2）、NanoSolver特徴• ‌	主に粉末試料における定性分析（同定）に用いられる。粉末回折データベース（PDF-2）と照合することで同定を行う。
• ‌CBO ユニットにより、集中法、平行ビーム法、
小角散乱光学系の切り替えが可能。
メーカー：Rigaku• ‌平行ビーム法により、試料成形の難しい試料型でも、容易に測定可能。

式：RINT-Ultima Ⅲ

導入年度：平成 17 年度• ‌自動可変スリットにより、ソフトウェア上か（主な仕様）

らスリット幅を設定可能。

X 線源

Cu：40 kV・40 mA（2 kW）

光学系

集中法、平行ビーム法、小

測定方法

角散乱

• 試料準備

ゴニオメータ

試料水平θ−θ型検出器

シンチレーション検出器

ステージ

回転試料台
キャピラリ回転試料台
小角散乱試料台
低温試料台（40 ～ 300 K）

オプション

モノクロメーター
高分解能 PSA

制御 PC

38

Windows7

機器センターたより

ガラス板や無反射試料板、キャピラリ等に試料を充填。（ガラス板、無反射試料板は貸出可）

６．所有設備紹介
設備紹介（Empyrean）
担当）藤原・竹入・小林
ソフトウェアData Collector
HighScorePlus
XRD 2D Scan
AMASS
EasySAXS
PDF-4+

特徴• ‌複数の光学系、ステージ、検出器により、様々な材料（粉末、薄膜、ナノ材料、電池、有機・メーカー：Panalytical

無機材料など）に対応。

型

式：Empyrean• ‌PreFIX（Pre-aligned Fast Interchangeable

導入年度：令和元年度

X-ray）機構により、光学系やステージを容（主な仕様）

易に交換可能。

X 線源 CuMo

光学系 Cu45 kV・40 mA（1.8 kW）• ‌ドーム型中低温アタッチメント（DCS500）や60 kV・50 mA（3 kW）

高温アタッチメント（HTK1200N）は、早い

Bragg-Bretano HD
集光ミラー
2 結晶 Ge（220）ハイブリッ
ドモノクロメータ
X 線レンズMo

集光ミラー
2 結晶 Ge（220）ハイブリッ
ドモノクロメータ

ゴニオメータ

試料水平θ−θ型

検出器

プロポーショナル検出器、
半 導 体 検 出 器（PIXcel3D
2X2、GaliPIX3D）

ステージ

反射 / 透過スピナー
3 軸（Chi-Phi-Z） ク レ ー ド
ル＋ X-Y ステージ
キャピラリ試料台

オプション

DCS500（−180 ～ 500 ℃ )昇降温・優れた温度安定性を持ち、反応中・素子動作中のオペランド計測へも対応可能。
DCS500は反射測定、HTK1200Nは反射測定
および透過測定に対応。
• ‌真空チャンバーを搭載した ScatterX78により、空気散乱を抑えた高感度の小角および広角 X線散乱（SAXS/WAXS）測定が可能。
• ‌CdTe半導体を用いた GaliPIX 3D検出器は、Moに対しほぼ 100%の検出効率をもつ。PDF（Pair Distribution Function：二体分布関数）
測定に対応し、局所構造の評価が可能。
測定方法• 試料準備‌ ガラス板や無反射試料板、キャピラリ等に試（ガラス板、無反射試料板は貸出可）
料を充填。

HTK1200N（RT ～ 1200 ℃）
ScatterX78
制御 PC

Windows10

備考
初めての利用の方は、お問合せ下さい。

機器センターたより

39

６．所有設備紹介

Ｘ線溶液散乱装置
概要
サブナノ～サブミクロンにわたる広い空間スケールを扱う本装置は、多階層からなる分子システム（生体高分子やソフトマター）の研究に貢献する。共同研究にとどまらず、Ｘ線溶液散乱実験に関心のある研究者・学生への指導、実験計画段階での相談、放射光ビームラインへの橋渡し、課題申請書の作成、などについて可能な限り支援をしている。
設備紹介（NANO-Viewer）

担当）秋山

Ｘ線溶液散乱について
液液状の試料を光軸上に設置してＸ線を照射し、散乱されたＸ線の強度や角度分布を２次元検出器で記録する。均一なタンパク質溶液試料の場合、結晶性（配向性）試料とは違って散乱
像は等方的になる。したがって、散乱原点を中心に円環平均すると散乱角度（Q）に依存した散乱Ｘ線強度 I（Q）が得られる。タンパク質メーカー：Rigaku

溶液からの散乱強度、溶媒のみからの散乱強度、型

式：Nano-Viewer

これらを個別に記録して差分を取ると、溶質（タ導入年度：平成 25 年度

ンパク質分子）の散乱曲線が得られる。この散（主な仕様）

乱曲線には構造情報が含まれており、ギニエ解Ｘ線

1.5418 Å

検出器

PILATUS 200K

試料／検出器距離

100 ～ 1000 mm

Q レンジ（Å−1）

0.0063 ～ 1.703 Å

d（Å）

3.7 ～ 994 Å

試料体積

26 μL

試料温度

4 ～ 100℃

40

機器センターたより

析による回転半径や原点散乱強度の評価、間接
フーリエ変換による動径分布距離解析、低分解
能像（分子形状）の推定、既知の結晶構造との比較、などを通してタンパク質分子の大きさや形状を見積もることができる。

６．所有設備紹介

小角カメラ表ンを記録することもできる。各スリットのピン
ホール径、ビームストッパー径、試料と検出器の距離などを変化させて、試料に最適な小角カメラを選ぶ。上表のように、現状では A ～ K
で区別される 12 段階の小角カメラで運用している。それ以外の小角カメラ設定については管理者と要相談。

BSA 標準散乱
標準試料として用いられる牛血清アルブミン（BSA）の散乱パターンを A ～ K の小角カメ
検出器は DECTRIS 社の PILATUS 200K をラで記録した（上図）。3 mg/ml の試料濃度で採用している。検出器を平行移動させることで、

30 min 積算を基本とし、広角測定（A, B）とモジュール間の継ぎ目のない散乱・回折パター

極小角測定（K）では 10 mg/ml で 60 min の

機器センターたより

41

６．所有設備紹介
積算としている。図中の散乱曲線は試料濃度とiMSaxs の周囲には生化学実験を行うための露光時間に対して規格化されているが、ビーム機器類が整備されており、タンパク質をはじめ強度に対しては規格化されていない。小角カメとする生体高分子試料の調製や評価ができる。

ラ設定が A から K となるにつれ、測定可能領

主 な 機 器 と し て は、 微 量 分 光 光 度 計

域は広角（高分解能）側から小角（低分解能）、電子天秤（NanoPhotometer P330, Implen）

側へとシフトしていき、同時に入射ビーム強度（CP3202S, CP224S, Sartorius）、pH 計（LAQUAが弱くなるために信号強度が弱くなっていく。

F-73, HORIBA）、高速液体クロマトグラフィー（AKTA － FPLC, GE）、動的光散乱（DynaPro

セルと試料ホルダ

Titan, Wyatt）、 卓 上 ク リ ー ン ベ ン チ（Clean
Booth BB-100, AS ONE）、 超 音 波 洗 浄 機（1510J-MT, BRANSON）、微量透析システム（Bio-Tech, COSMO BIO）などがある。
URL：

溶液試料には専用セルとセルホルダが準備されている。標準セルの容量は 26 マイクロリットルである。試料体積のより小さいセルでも測定可能だが、その場合は管理者と事前に相談のこと。試料温度は 4 ～ 100 ℃の範囲で制御可能である。個体試料（フィルム、ファイバーなど）についても専用の試料ホルダを用いて測定できる（温調はなし）。
試料準備室

42

機器センターたより

https://groups.ims.ac.jp/organization/akiyama_g/equipment/imsaxs.html

６．所有設備紹介

電子分光装置
概要
機能性材料バンド構造分析システムは、角度分解紫外光電子分光法（ARUPS：Angle-Resolved
Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy）を用い、固体・薄膜試料の価電子バンド構造を決定することができる装置である。希ガス共鳴線による外部光電効果で機能性材料から放出された電子（光電子）のエネルギー分布と放出角度分布を計測することでバンド構造が得られ、これにより機能性材料の電子機能（例えば、最も基本的なイオン化エネルギーや仕事関数、伝導電荷の有効質量やスピン軌道相
互作用など）を調べることができる。
X 線光電子分光（XPS：X-ray Photoelectron Spectroscopy）装置は、超高真空中で試料に X 線を照射し、放出される電子（光電子）を検出する装置である。放出される光電子は、対象となる原子の内殻電子に起因するものであり、そのエネルギーは元素ごとに定まることから、エネルギー値を知ることで定性分析を行うことができる。原子の置かれている環境（化学状態）によって電子状態が変わることからピーク位置が僅かにシフトすることを利用して、化学構造解析を行うことができることから ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) とも呼ばれる。
設備紹介（ARUPS）

担当）田中・解良エネルギー分 He Iα線を用いた金基板のフェ解能

ルミ端の半値幅は，9 meV 程度（温度：8.6 K、パスエネルギー：
2 eV、入射スリット：200 µm）

Entrance Slit （1） 0.1 mm（2） 0.2 mm（3） 0.3 mm（4） 0.5 mm（5） 0.8 mm
メーカー：VG Scienta（6） 1.5 mm

型（7） 2.5 mm

式：DA30

導入年度：平成 26 年度（主な仕様）
電子分光器
紫外光源

静電半球型 200 mm 電子レン

（8） 4.0 mm
真空度

6 × 10−9Pa 以下

装備機器

低速電子線回折（LEED）

ズ（ディフレクター搭載）

Ar イオンスパッタガン

マイクロ波放電方式

各種加熱機構（通電・電子衝

He I, He II 共鳴線単色化機構

撃・セラミックヒーター）

・He Iα= 21.218 eV
・He IIα= 40.814 eV
機器センターたより

43

各種加熱機構（通電・電子衝

スリット幅（Wslit）200 m で行った。角度積分

撃・セラミックヒーター）

モードでは 5 分程度の測定時間で十分な SN 比OS: Windows 8，実験データのデータが得られた。Fermi-Dirac 分布関数を用

は、バイナリー形式やテキス
６．所有設備紹介
各種加熱機構（通電・電子衝
トファイル形式など。専用解撃・セラミックヒーター）
析ソフトを提供可能。
制御系
OS：Windows・
8，実験データ
制御系
OS: Windows 8，実験データ

いたフェルミエッジのフィッティング解析より
スリット幅（Wslit）200 m で行った。角度積分
エネルギー分解能は 9.4 meV と見積った。 E pass
モードでは 5 分程度の測定時間で十分な SN 比と Wslit の組み合わせによって、より高分解能なな SN 比のデータが得られた。Fermi-Dirac 分のデータが得られた。Fermi-Dirac 分布関数を用測定が可能である。
布関数を用いたフェルミエッジのフィッティン
いたフェルミエッジのフィッティング解析より
グ解析よりエネルギー分解能は 9.4・ meV と見エネルギー分解能は 9.4 meV と見積った。 E pass
積った。Epass と Wslit の組み合わせによって、と Wslit の組み合わせによって、より高分解能なより高分解能な測定が可能である。
測定が可能である。

制御系

は、バイナリー形式やテキス
は、バイナリー形式やテキス
トファイル形式など。専用解トファイル形式など。専用解①一般的な静電半球型電子分析器では困難な微析ソフトを提供可能。
析ソフトを提供可能。
小試料の二次元波数空間マッピングが可能 ②

特徴

Intensity / arb. units
Intensity
Intensity / arb.
units / arb. units
Intensity / arb. units

広い温度領域（8-400ケルビン）における電子特徴
特徴
状態測定が可能③低速電子線回折法による二①一般的な静電半球型電子分析器では困難な微①一般的な静電半球型電子分析器では困難な微次元結晶構造を決定することが可能④様々な小試料の二次元波数空間マッピングが可能・②
小試料の二次元波数空間マッピングが可能 ②
試料形態の表面処理が可能な機器（Ar イオンス
広い温度領域（8-400 ケルビン）における電子
広い温度領域（8-400 ケルビン）における電子パッタ機構、電子衝撃加熱機構、通電加熱機構）
状態測定が可能・ ③低速電子線回折法による二状態測定が可能 ③低速電子線回折法による二を搭載 などが挙げられ、様々な分野の機能性材
次元結晶構造を決定することが可能・ ④様々な次元結晶構造を決定することが可能 ④様々な料の電子状態評価に対応可能な実験装置となっ試料形態の表面処理が可能な機器（Ar イオン
試料形態の表面処理が可能な機器（Ar イオンスている。
スパッタ機構、電子衝撃加熱機構、通電加熱機
パッタ機構、電子衝撃加熱機構、通電加熱機構）構）を搭載・ などが挙げられ、様々な分野の機を搭載 などが挙げられ、様々な分野の機能性材
測定例
能性材料の電子状態評価に対応可能な実験装置
料の電子状態評価に対応可能な実験装置となっ
HeI ARPES: polycrystalline Au @ T = 8.6 Kとなっている。
ている。
(a)
測定例
測定例

kx

Eb = 0 eVkykx

HOPG (T = 298 K)

Eb = 0.5 eV
ky
ky

kx

kx
kx

Eb = 1.0 eV

Binding Energy(Eb / eV)

ky

ky
ky

kx
kx

図 2 He Iαによる HOPG の ARUPS スペクトルÅ － 1）にイメージとディラック点近傍（kx ～ 1.7
図2 He I による HOPG
スペクトルky の ARUPS
おける等エネルギー面マッピング
1ky
Binding Energy

イメージとディラック点近傍（ kx ~ 1.7 Å ）に
(Eb / eV)

HeI ARPES: polycrystalline Au @ T = 8.6 K

図1

HOPG (T = 298 K)

(a)
10

8

6

4

Binding Energy / eV

2

0

(b)
ExperimentFermi-Dirac
10 E
8
6
4
2 function
0
distribution
pass = 2 eV
BindingE/toteV= 9.4 meV
Wslit = 200
m Energy

(b)
0.05

0

-0.05

Experiment
Binding Energy/ eV
Fermi-Dirac
distribution function
Epass = 2 eV
Etot
= 9.4
meV
= 200 m
HWe slitI によるA u 板の AR
UPS
スペクトル。

(a) 価電子帯全域，(b) フェルミ準位近傍
0.05

0Binding Energy / eV-0.05

図 1 に Au の He I ARUPS スペクトルを示す。
I αによる
板の ARUPS
図図11 HHee I
による AAuu 板の
A R UPS スペクトル。
スペクトル。
測定は、温度 8.6 K, パスエネルギー（ E pass）2 eV,(a) 価電子帯全域，(b) フェルミ準位近傍(a) 価電子帯全域，(b) フェルミ準位近傍kx
おける等エネルギー面マッピング。
本装置の大きな特徴として、DA30 アナライ

ザーのディフレクター機能を用いることで、
図2 He I による HOPG の ARUPS スペクトルky）
ARUPS スペクトルの 2 次元波数空間（kkx ~ 1.7アナライÅ1
イメージとディラック点近傍（x, ）に
本装置の大きな特徴として、DA30
おける等エネルギー面マッピング。
マッピングを容易に得ることが出来る点が挙げ
ザーのディフレクター機能を用いることで、kx のみ）。
られる（※・一般的なアナライザーはkx, k y）
ARUPS
スペクトルの 2 次元波数空間（
図2に高配向性熱分解グラファイト（HOPG）
マッピングを容易に得ることが出来る点が挙げ

アナライの本装置の大きな特徴として、DA30
He・ Iα・ ARUPS
イメージを示す。HOPG
やkx の み）。
られる（※
一般的なアナライザーはザーのディフレクター機能を用いることで、グラフェンでは、π電子系が円錐状の分散（ディ
図 2 に高配向性熱分解グラファイト（HOPG）

ARUPS
スペクトルの 2 次元波数空間（ kx, k y）
ラックコーン）を示すことが知られている。本のHe I ARUPS イメージを示す。HOPG やグラマッピングを容易に得ることが出来る点が挙げ装置を用いることで、このような電子状態を高フェンでは、π電子系が円錐状の分散（ディラられる（※
一般的なアナライザーは kx の み）。
精度かつ容易に得ることが可能である。
ックコーン）を示すことが知られている。本装
図 2 に高配向性熱分解グラファイト（HOPG）
置を用いることで、このような電子状態を高精の He I ARUPS イメージを示す。HOPG やグラ
度かつ容易に得ることが可能である。
フェンでは、π電子系が円錐状の分散（ディラックコーン）を示すことが知られている。本装
置を用いることで、このような電子状態を高精

図11に
にAu
AuののHeHe・Iα・ ARUPS
スペクトルを
図I ARUPS
スペクトルを示す。
示す。測定は、
温度
測定は、
温度 8.6K, 8.6・K,・パスエネルギー
パスエネルギー（ E pass（E）2 passeV,）
2・ eV,・ スリット幅（W）200 µm で行った。

角度積分モードでは 5 分程度の測定時間で十分

44

機器センターたより度かつ容易に得ることが可能である。

６．所有設備紹介

電子顕微鏡
概要
電子顕微鏡は、電子線を試料に当てて拡大像を観察する装置で、大きく分けて透過電子顕微鏡（TEM：Transmission Electron Microscope） と 走 査 電 子 顕 微 鏡（SEM：Scanning Electron
Microscope）の 2 種類がある。透過電子顕微鏡では試料を透過した電子をレンズ系で拡大し結像させて内部構造を観察し、走査電子顕微鏡では試料からの反射電子や二次電子を検出して表面構造を観察する。また、電子線と試料との間の相互作用によって特性 X 線や非弾性散乱電子なども放出されており、これらを分析することで化学組成など様々な情報を得ることができる。
設備紹介（JSM-6700F(1)）

担当）外山・石山特徴• ‌電子線のエネルギー幅の小さい電界放出形電子銃とセミインレンズ系対物レンズにより、低加速電圧での高分解能観察に対応。
• ‌最大で直径 2 インチまでの試料を観察可能。
ただし高さは約 10 mm まで。
• ‌二次電子像の他、組成コントラストを持つ反射電子像が観察可能。
• ‌絶縁性試料の導電処理用として、カーボンコ
ーターを提供。
メーカー：JEOL
型

式：JSM-6700F（1）導入年度：平成 14 年度（主な仕様）
電子銃

冷陰極電界放出形

加速電圧

0.5 ～ 30 kV

照射電流0.1 pA ～ 2 nA

倍率

25 ～ 650000 倍

像分解能

1.0 nm（15 kV）、2.2 nm（1 kV）

試料サイズ

最大直径 2 インチ  

検出器

二次電子検出器、反射電
子検出器

導電処理用装置

カーボンコーター：
SC-701CT（サンユー電子）

機器センターたより45

６．所有設備紹介
設備紹介（SU6600）
担当）外山・上田・石山（EDX 検出器：QUANTAX XFlash 5060FQ）
検出器

シリコンドリフト検出器

検出面積60 mm2（15 mm2 × 4）

検出元素範囲B ～ Am

分解能

133 eV（Mn-Kα）以下（ E D X 検 出 器： Q U A N T A X X F l a s h 6 ¦ 1 0 ）メーカー：‌日立ハイテクノロジーズ、
・検出器

シリコンドリフト検出器

検出面積10 mm2

検出元素範囲Be ～ Am

分解能

121 eV（Mn-Kα）以下

ブルカー・エイエックスエス
型

式：‌SU6600、・

特徴

QUANTAX XFlash• ‌低真空モードにより、高真空で脱ガスのある

5060FQ+XFlash6｜10 コンバイン

試料を観察したり、絶縁物を導電処理無しでシステム観察したりすることが可能。

導入年度：平成 25 年度• ‌対物レンズがアウトレンズ系のため、磁性材
料の観察も可能。

（主な仕様）• ‌最大で直径 150 mm までの試料を観察可能。

（SEM：SU6600）

ただし直径によって、重量や高さ、使用可能

電子銃

ZrO/W ショットキーエミ

な機能に制約があるため要相談。

ッション形• ‌	二次電子像の他、組成コントラストを持つ反加速電圧

0.5 ～ 30 kV

照射電流

1 pA ～ 200 nA

倍率

10 ～ 600000 倍

像分解能

1.2 nm（30 kV、高真空モード（<10−3 Pa））
3.0 nm（30 kV、低真空モード（60 Pa））

低真空範囲

10 ～ 300 Pa

試料サイズ

最大直径 150 mm
（要相談）

検出器

二次電子検出器、低真空用二次電子検出器、反射

試料温度制御46

射電子像、明視野透過電子像が観察可能。
• ‌	エネルギー分散型 X 線（EDX）分析により、含有元素の定性分析、おおよその定量分析、
元素マッピングが可能。
• ‌EDX 検出器として、検出面積 60 mm2 で高感度の検出器 XFlash5060FQ と、エネルギ
ー分解能の高い検出器 XFlash6¦10 の 2 台を搭載。
• ‌オプションの MK3 形クールステージを装着した時は、ステージ温度を−20 ～ 50 ℃に制電子検出器、透過電子検御することが可能。ただし、試料サイズは直出器

径 10 mm までとなる。また、クールステー

オ プ シ ョ ン の MK3 形 ク

ジの着脱時や、使用中の試料交換の度に試料

ールステージ装着時のみ室の大気開放（ドローアウト）が必要となる−20 ～ 50 ℃（要相談）など、制約があるため要相談。

機器センターたより

６．所有設備紹介
設備紹介（JEM-2100F）

担当）伊木・上田・賣市
特徴• ‌高輝度で高い干渉性の電子線が得られるフィールドエミッション電子銃（FEG）を搭載した電子顕微鏡• ‌ナノスケールオーダの超高分解能の像観察や分析ができる• ‌エネルギー分散型 X 線分析装置（EDS）による微小部の元素分析、組成マップが測定できる• ‌STEM 機能により走査透過像測定が可能

メーカー：‌JEOL
型

式：‌JEM-2100F

導入年度：平成 15 年
（主な仕様）
電子銃

フィールドエミッション

加速電圧

200 kV

分解能

0.23 nm（粒子像）、
0.1 nm（格子像）

倍率× 2,000～

試料

3 mmφ以内

× 1,500,000

機器センターたより

47

６．所有設備紹介

走査型プローブ顕微鏡
概要
走査プローブ顕微鏡 (Scanning Probe Microscope：SPM) は、試料表面と探針間の微小電流（トンネル電流）を測定する走査型トンネル顕微鏡 (Scanning Tunneling Microscope：STM) や原子間力を測定する原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscope：AFM) に代表される。大気、及び溶液環境下において、原子・分子レベルの分解能で試料表面の情報を得ることができる。金属や半導体のみならず、絶縁体や有機材料、さらには生体物質の表面観測が可能である。
設備紹介（Dimension XR Icon NanoE、NanoEC） 所内専用
（R2年度） 担当）湊・上田・杉本

新規導入されました！

測定モード

形状測定
機械特性測定（位相モード、水平力顕微鏡モード、
フォースカーブモード、
ピークフォースマッピン
グモード等）
電気特性測定電気化学原子間力顕微鏡
動作
走査型電気化学顕微鏡動メーカー：Bruker型

作式：‌Dimension XR Icon NanoE・

付属装置

密閉型大気非曝露測定用ボックス

Dimension XR Icon NanoEC
導入年度：令和元年度

環境制御ユニット（主な仕様）（温度：−35 ℃ ～ 250 ℃ ,

走査範囲
試料サイズ

XY：> 85 µm, Z：> 9 µm

湿度：5％～ 50％で設定

ノイズフロア0.035 nm以下

可能 ）最 大 直 径 200 mm, 厚 さ

電気化学条件下では

15 mm

最大 60 ℃まで加熱可能

自動

駆動範囲：180 x 150 mm

ステージ

繰返し精度：3 µm

高解像 CCD カメラ 5 メガピクセル（デジタルズーム）特徴• ‌形状測定、機械特性計測とキャパシタンス・
電流・ケルビンフォース・磁気力等の物性計
測や電気化学特性の同時測定が可能

48

機器センターたより

６．所有設備紹介• ‌	加熱 /冷却、雰囲気制御（ガス・湿度・溶液中）、
光照射、電気化学反応下、磁場印加等に対応
可能• ‌	大型自動ステージ（8 inch）• ‌	ドリフトレート 0.2 nm/min(X-Y)
備考
令和 2 年度前期より立ち上げ・測定環境の整備を行い、令和 2 年度後期より所内運用を始める。令和 3 年度より所外利用を開始する予定である。

機器センターたより49

６．所有設備紹介

熱分析装置
概要
熱分析装置では物質を温度制御しながら、その熱変化などを測定する。示差走査型カロリメーター（VP-DSC）による分子の構造変化時の熱変化を直接測定する方法や、等温滴定型カロリメーター（iTC200）による分子間の結合時の熱変化を直接測定する方法などがある。
設備紹介（VP-DSC）

担当）水川・賣市・長尾（主な仕様）
温度範囲

1 ～ 130 ℃

セル容量

500 µl（試料必要量 600 ～ 750 µl 以上）

ス キ ャ ン upscan mode ：0 ～ 90 ℃ /hr
速度

downscan mode ：0 ～−60 ℃ /hr

付属品

ThermoVac

特徴
メーカー：MicroCal• ‌温度を一定速度で変化させ、試料物質の転移型

式：VP-DSC

もしくは変性に伴う熱変化を測定する。溶液

導入年度：平成 21 年度

中の生体高分子に特化した仕様となっている。

設備紹介（iTC200）
担当）水川・賣市・長尾（主な仕様）
温度範囲

2 ～ 80 ℃

セル容量

200 µl（試料必要量 300 ～ 350 µl 以上）

滴 定 シ リ 40 µl
ンジ容量特徴• ‌温度一定下の条件において、リガンド滴下にメーカー：MicroCalより 2 種の分子が相互作用する時に生じる反型

応熱を測定する。溶液中の生体高分子に特化

式：iTC200

導入年度：平成 21 年度

50

機器センターたより

した仕様となっている。

６．所有設備紹介
設備紹介（DSC8231/TG-DTA8122）

担当）藤原
特徴
• ‌示差走査熱量計（DSC）は、液体窒素冷却ユ
ニットにより、広範囲の昇降温測定が可能。
• ‌差動型示差熱天秤（TG-DTA）は、リアルタ
イムで試料の形状や色彩変化、流動性等を観察でき、最短 1 秒間隔でキャプチャ画像を保存できる。ソフトウェア上では、時間や温度等の数値読取りと連動した画像表示、寸法計測も可能。
• ‌	一定温度ホールド測定を行う際、オーバーシ

メーカー：Rigaku

ュートやアンダーシュートをさせないように型

温度を制御することが可能。

式：DSC8231/TG-DTA8122

導入年度：平成 29 年度• ‌解析ソフトウェアは、自動ピークトップ解析（主な仕様 :DSC）やガラス転移温度解析、熱量計算解析機能、

温度範囲−130 ～ 500 ℃

複数測定データの多重表示や Excel への解析

サンプルパンAl : φ5 mm × 2.5 mmh

データ書き出しも可能。

（45 µl）
昇温速度

1 ℃ /h ～ 20 ℃ /min

降温速度

20 ℃ /min（70 ℃まで）
10 ℃ /min（−50 ℃まで）
5 ℃ /min（−100 ℃まで）

DSC スケール± 100 mW

オプション

液体窒素冷却ユニット（主な仕様 :TG-DTA）
温度範囲

RT ～ 1000 ℃

サンプルパン

アルミナ、Pt、Al:
φ5 mm×2.5 mmh（45 µl）

昇温速度

1 ℃ /h ～ 20 ℃ /min

降温速度

20 ℃ /min（300 ℃まで）
10 ℃ /min（200 ℃まで）
5 ℃ /min（150 ℃まで）
（空冷冷却ファン使用時、1000 から 50 ℃まで 20 分）

測定レンジ

TG  最大± 250 mg
DTA 最大± 1000 µV

オプション

試料観察アタッチメント
15fps（1280x1024 pixel）

図1

PET の TG-DTA（上）、DSC（下）測定機器センターたより

51

６．所有設備紹介

質量分析計


概要
質量分析計は試料導入部・イオン化部・質量分離部から構成される。機器センター所有の装置はイ
オン化部として MALDI,ESI,FAB,EI,CI がある。サンプルの性質によって適切なものを選択すると、分子イオンから分子の質量、フラグメントイオンから分子の構造に関する情報が得られる。
設備紹介（microflex LRF）

担当）水川・賣市・藤川

リフレクター≤75 ppm

モード（External Calibration）

質量精度≤15 ppm（Internal Calibration）

特徴
測定には感度、分解能が異なる Linear modeと Reflector mode の 2 種類がある。
Linear mode による測定は一般的に高感度、メーカー：Bruker Daltonics

低 分 解 能 で あり、Reflector mode はフライト型

チューブ内でイオンを反転させることによって、

式：microflex LRF

導入年度：2018 年度（主な仕様）イオン化法

初期運動エネルギーの広がりを収束させる効果
MALDIと飛行距離を伸ばす効果により高分解能を実現

質量範囲m/z 1-300,000

している。しかし、感度の点においては Linear

リニアモード≥400（insulin）

分解能≥600（Myoglobin M 2+）

mode より低 下 する。 測 定 の 際 には、 初 めに≥700（Cytochrome C）≥800（Myoglobin）
リフレクター>6,000（Angiotensin Ⅱ）

モード>9,000（Bombesin）

分解能>10,000（ACTH（1-17））>12,000（ACTH（18-39））

リニアモード≤200 ppm

質量精度（External Calibration）≤150 ppm（Internal Calibration）

52

機器センターたより

Linear mode で目的のピークの有無を確認した
後、 分 解 能 が 不 足 し て い る 場 合 に は 更 に
Reflector mode での測定をすることを薦めたい。
また、Reflector mode による mass range は
約 24,000 Da 程度になるので注意が必要である。

６．所有設備紹介
設備紹介（JMS777V）
担当）水川・賣市・藤川

所内専用

Xe+ イオンとなる。
（2）‌生成 Xe+ イオンが電場勾配をもったイオン銃の中を高速で通過後、Xe で充たされたガスチャンバー（-3KV）へ導入される。
そこで電荷交換（Charge exchange）されて 6keV の高速中性粒子 Xe＊が生じる。
（3）‌	この高速中性粒子はターゲット（試料表面）を約 20°の角度で衝撃し二次イオンを生成する。
メーカー：JEOL＊依頼分析を以下のように行っている。

型（1）‌1 試料につき数 mg 程度を採取しやすい

式：JMS777V

サンプル管に入れて下さい。

導入年度：2008 年度
FAB,EI,CI（2）‌サンプル管には試料名を明記して下さい。

最大質量数 2,400 ダルトン

（3）‌依頼は大学連携研究設備ネットワークを（主な仕様）イオン化法
質量範囲
分解能

（加速電圧 10kV）

通して受け付けます。質量分析依頼書に

EI モード

必要事項を記入の上、PDF ファイルにR ≧ 60,000（10% 谷）
感度

EI モード :4 × 10−7

変換し、アップロードして下さい。

クーロン /‌希望測定期限には１週間以上先の日付をμg 以上
M+=298 メチルステアレート（R=1,000）

入力して下さい。
（4）‌測定日をメールにてお知らせしますので指定された日に試料を山手 4 号館 4F404

CI モード :3 × 10 − 8 クーロン /μg 以上
MH+=299 メチルステアレート号室入口にある箱に入れて下さい。
（5）‌測定終了後にメールにてお知らせしますので測定結果、残余試料を回収して下さい。

（R=1,000）
FAB モード：8 × 10 − 11A 以上
MH+=369 グ リ セ ロ ー ル（R=1,000）

測定例
未知試料の測定結果を図 1 に記載する。

特徴
高 速 原 子 衝 撃 イ オ ン 化 法（Fast AtomBonbardment）
試料溶液、または試料をマトリックスに溶解した溶液を中性原子で衝撃しイオン化を行う。試

図1

未知試料の測定結果

料に対する高速原子衝撃は次の三つの過程を経て行われる。

備考
所外公開はせず、所内専用で運用している。

（1）‌キセノンガス（Xe）がイオン銃（3KV）内で相互利用で利用者自身での測定も可能。

機器センターたより53

６．所有設備紹介
設備紹介（maXis）

担当）水川・賣市・藤川

所内専用（主な仕様）イオン化法

ESI

質量範囲

m/z 20-20,000

分解能

40,000（Agilent Tuning mix
1222 のピーク、positive 測定）

質量精度

≤2ppm

特徴
maXis はエレクトロスプレーイオン化法飛行
時間型質量分析計（ESI TOF MS）である。小分子（配位子等）の HRMS（ハイレゾリューショ
ンマス）の測定に用いられる。また、他の質量分析装置に比べ穏和なイオン化条件を用いているため、超分子錯体など不安定な分子の質量分析もおこなうことが可能である。非常に感度の良い測定法（ppm オーダーのサンプルでも測定可能）であるため、測定時には濃度が濃いサン
プルをうたないこと。
メーカー：Bruker Daltonics
型

式：maXis

導入年度：2018 年度

54

機器センターたより

備考
所外公開はせず、所内専用で運用している。

６．所有設備紹介

有機微量元素分析装置
概要
試料を Pregl-Dumas 法に基づいて熱分解し、有機物を構成する主要元素である水素、炭素、窒素を定量的に水、二酸化炭素、窒素に変換し、これらを熱伝導法によって検出する。実際の分析では水
素、炭素、窒素の含有率が既知の標準試料を分析し、その検出感度から未知試料の含有率を決定する。
設備紹介（MICRO CORDER JM10）
担当）水川・賣市・藤川

所内専用（2）‌サンプル管には試料名を明記して下さい。

（3）‌依頼は大学連携研究設備ネットワークを通して受け付けます。元素分析依頼書に必要事項を記入の上、PDF ファイルに変換し、アップロードして下さい。
‌希望測定期限には１週間以上先の日付を入力して下さい。

（4）‌測定日をメールにてお知らせしますので指定された日に試料を山手 4 号館 4F404
メーカー：J-SCIENCE LAB
型

式：MICRO CORDER JM10号室入口にある箱に入れて下さい。

（5）‌測定終了後にメールにてお知らせしますの

導入年度：2011 年度

で測定結果、残余試料を回収して下さい。

（主な仕様）

注）‌吸湿性のある試料はユーザーにてカプセ

測定元素

水素、炭素、窒素

測定精度

絶対誤差

測定範囲

水素

0.5 ～ 400µg

炭素3 ～ 2600µg

窒素

1 ～ 1000µg

ルに封入していただきます。

± 0.3％以内
測定例

未知試料の測定結果を図 1 に記載する。

特徴
依頼分析を以下のように行っている。

（1）	‌1 試料につき 10mg 程度を採取しやすい
サンプル管に入れて下さい。
【補足】通常、1‌回の測定につき 2mg 程度使用します。試料によっては確認のため数回測
定 す る 場 合 が あ る の で、 充 分 な 量 と し て10mg としてありますが、用意できる範囲の試料量でも構いません。

図1

未知試料の測定結果

備考
所外公開はせず、所内専用で運用している。

機器センターたより55

６．所有設備紹介

ICP 発光分光分析装置（ICP-OES）
概要
高周波誘導結合プラズマを光源とする発光分光分析法。霧状にした溶液サンプルを Ar プラズマに導入し元素固有のスペクトルを発光させ、波長から元素の定性を行い、発光強度から元素濃度を求める。高感度で多元素同時分析が可能であり、金属、化学、薬品、食品、環境など幅広い分野で用いられ、その精度の高さから JIS や ISO 等の公定法でも採用されている。
設備紹介（Agilent 5110 ICP-OES） 所内専用

担当）水川・賣市・長尾特徴• ‌デュアルビューによる全波長同時分析。
• 装置の起動時間が短い。
‌
備考• ‌所外公開はしていません。

メーカー：Agilent
型

式：Agilent 5110 ICP-OES

導入年度：2018 年度（主な仕様）
プラズマ光源デュアルビュー、垂直配置
トーチ

光学系

エッシェルクロス分散ポリ
クロメータ

波長範囲

167 ～ 785nm

分解能0.007nm（＠ 200nm）

検出器

Vista Chip Ⅱ CCD 検出器

測定可能濃度サブ ppb ～ 数千 ppm

ソフトウェアAgilent ICP Expert

56

機器センターたより

６．所有設備紹介

核磁気共鳴 (NMR) 装置
概要
核磁気共鳴（NMR）とは磁気モ－メントをもつ原子核を含む物質を磁場の中におき、これに共鳴条件を満足する周波数の電磁波を加えたときにおこる共鳴現象である。核磁気共鳴装置はこの共鳴現象を観測することによって、原子の化学的環境を反映した原子個々の情報（どの原子とどの原子が隣り合っているか、原子間の距離がどの程度かなど）が得られるので、化合物の分子構造や組成、物理
化学的性質を分析する方法として様々な分野で日常的に用いられる。
設備紹介（AVANCE800）

担当）加藤（主な仕様）
磁場18.79 T

感度（S/N）

1

プローブ

H-C-N 三重共鳴 TCI 型クライシステム

OS：CentOS 5

H ＝ 8800、13C ＝ 1900

オプローブ
Software：TopSpin2.1

特徴• 溶液の HCN 三重共鳴測定が可能• 極低温プローブによる超高感度計測に対応

備考
TCI 型クライオプローブは低温下に保たれた 1H および 13C プリアンプを搭載し、1H、13C
メーカー：Bruker型の高感度測定に最適化されている。

式：AVANCE800

導入年度：平成 25 年度

機器センターたより

57

６．所有設備紹介
設備紹介（AVANCE600）

担当）西村（主な仕様）
磁場

14.1T

感度（S/N）

Liquid：1H ≧ 1028

プローブ

Liquid：5 mm H-C-N 三重共鳴
TXI 型
Solid：2.5 mm H-C-N 三重共鳴
CPMAS

システム

OS：CentOS 5
Software：TopSpin2.1

特徴
メーカー：Bruker
型

式：AVANCE600

導入年度：平成 25 年度• ‌溶液の HCN 三重共鳴測定が可能（核種固定）• ‌固体の HCN 三重共鳴測定が可能（核種固定）• ‌固体の試料体積 15µl
• ‌固体 MAS 最高回転周波数 35kHz• ‌長時間低温測定ユニットによる長時間低温測定が可能

設備紹介（JNM-ECA600）

溶液：−50℃、固体：−30℃担当）水川・賣市・長尾
プローブ

Royal、T10L、HCNFG3

システム

OS：Windows7 、Software：Delta5.0.4

特徴• ‌溶液の多核測定が可能（低周波数核種を含む）• ‌長時間低温測定ユニットによる長時間低温測定（−30℃まで）が可能• ‌液体窒素 30L 容器を用いた低温測定が可能（Royal：−100℃まで、T10L：−50℃まで）
メーカー：JEOL• ‌溶液の HCN 三重共鳴測定は応相談

型• ‌長時間測定優先、予約は 15 分単位

式：JNM-ECA600

導入年度：‌平成 21 年度（平成 22 年度システム・
ソフトウェア更新）（主な仕様）
磁場14.1 T

感度（S/N）

Liquid（Royal）：1H ≧ 850、
13

C ≧ 330

58

機器センターたより

６．所有設備紹介
設備紹介（JNM-ECS400） 所内専用

担当）水川・賣市・長尾（主な仕様）
磁場

9.4 T

感度（S/N）

1

プローブ

TH5AT/FG

システム

OS：Windows7 、H ≧ 280、13C ≧ 190

Software：Delta5.0.4
特徴• 溶液の各種多核測定が可能• ‌液体窒素 10L 容器を用いた−100℃までの低温測定が可能• 予約は 15 分単位

メーカー：JEOL型

式：JNM-ECS400
備考

導入年度：平成 23 年度

所外公開はしていません。

表1

所有プローブ一覧

装置

プローブ

観測核

照射核

温度範囲

Auto Tune

AVANCE800

5 mm H-C-N TCI 型 cryo

1

H

13

+5～+75℃○

AVANCE600

5 mm H-C-N TXI 型

1

H

13

C,15N

−50～+80℃○

2.5 mm H-C-N CPMAS

1

H,13C,15N

1

H,13C,15N−30～+80℃

×5 mm Royal1

H or 19F

15

N ～ 31P−100～+150℃○

10 mm T10L

103

1

H

−50～+120℃

×5 mm HCNFG3

1

H

13

C,15N

−20～+100℃

×5 mm TH5AT/FG

15

1

H or 19F−100～+150℃○

ECA600ECS400Rh ～ 15N

N ～ 31P

C,15N（装置やプローブの選択について、不明な点がありましたらご相談ください。）

機器センターたより

59６．所有設備紹介

ピコ秒レーザー概要
超短パルスレーザーでは、不確定性原理によってパルスの時間幅と波長幅（バンド幅）を同時に狭くすることは相反するが、ピコ秒のレーザーはその両者、つまり時間分解能とエネルギー分解能の両方において高い分解能が得られる。そのためピコ秒レーザーは、分光研究における超高速時間分解実
験の分光用光源として用いられ、吸収、或いは蛍光スペクトルを高い分解能で観測するための重要なツールである。また、パルス幅が短くピークパワーが高いことから、熱影響の少ない精密微細加工を実現できるツールとしても応用されている。
設備紹介（Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS）

担当）上田（2）‌レーザー加工が可能。（要相談）
加工例：描画 SUS t 40 µm 貫通（写真 1）、
貫通穴 石英ガラス t 500 µm（写真 2）（3）蛍光寿命測定システムを構築。（要相談）
TCSPC モジュール（ソフトウェア含）、
受光素子フォトマル（PicoQuant 社製）、
測定例：TPPZn/ トルエン溶液、
蛍光寿命 2.0 ns（図 1）
装置の構成

メーカー：Spectra-Physics,Quantronix
型

式：Millennia-Tsunami,TITAN-TOPAS

導入年度：平成 10 年度（主な仕様）

ポンプ光には Q-Switch Nd：YLF レーザーを用い、チタンサファイア再生増幅器からピコ秒

490 ～ 800 nm at TOPAS 400（Main Curve） 1180 ～ 1700 nm at TOPAS 800
パルスエネル

50 mW at 550 nm
（S+I）

ギー

60 mW at 1300 nm（S+I）（RGA 0.7 W at 790 nm）（Pump（YLF）9 W）

パルス幅＜ 5 ps

繰り返し

1 kHz

特徴

赤外光（790 nm）を発振させている。その再生増幅器の出力を光学系の切り換えによって、
赤 外 光 用 OPA（TOPAS 800：Travelling ‐wave Optical Parametric Amplifier ofSuperfluorescence 800））、或いは 2 倍波（395nm） に 変 換 の 後、 紫 外 光 用 OPA（TOPAS
400）を励起し、紫外から赤外のレーザー光を発振させることができる。
（1） ‌発振波長： 原理的には、表 1 に示す波長が（1）‌紫外光から赤外光の広範囲に渡って、波長を任意に出力できる。

60

ザ ー を 励 起 光 源 と し た モ ー ド ロ ッ ク Ti：
Sapphire レーザーの出力光をシード光として、（平成 26 年度 Millennia のみ更新）
波長ブロック図を図 2 に示す。CW 半導体レー機器センターたより得られる。TOPAS 800 からシグナル光、
ア イ ド ラ 光 が 得 ら れ、 外 付 け の BBO

６．所有設備紹介
結果、約 2.7 ps（図 3）であった。

Crystal を取り替えることでそれぞれの 2
倍波（SHS,SHI）のレーザー光を得ることができる。また、TOPAS 400 からも同様

表１にシグナル光、アイドラ光、それぞれの 2

TOPAS 800

発振波長（nm）

TOPAS 400

倍波発生によって、紫外光から赤外光のレ

Signal1180 ～ 1700 Signal

490 ～

800

ーザー光を得ることができる。波長帯によIdler

2385 ～ 1475 Idler

2030 ～

780って光軸調整が必要となるが、PC に波長

SHS

590 ～

850 SHS

300 ～

400

SHI

1180 ～

740 SHS

245 ～

355

SHI

510 ～

395

を入力すれば希望の波長を出力できる。
 ‌パルス幅（時間分解能）： オプティカルデ（2）ィレイステージを利用した自己相関法でLabView による自動測定を行った。その

写真１ 描画SUS t 40 µm 貫通、（裏面より光照射）τ：2.0= 0.738
ns
X² (red)χ2：0.74

103

写真２

貫通穴加工

Intensity [Counts]

102

101

Resids.

100
3
2
1
0

-1
-2
-3

2

4

6

図１

8

10

12
time [ns]

14

16

18

20

図３

TPPZn/トルエン溶液

図２

パルス幅の測定

ブロック図
機器センターたより

61６．所有設備紹介

蛍光分光光度計
概要
蛍光分光光度計は、励起光を試料に当て、放出される蛍光強度やスペクトルを測定して物質の定量、定性分析を行う装置で、吸光分析である分光光度計よりも非常に高い感度で測定が可能である。観測側（蛍光側）の分光器の波長を蛍光波長に固定し、励起側の分光器の波長をスキャンすると励起スペクトルが得られる。励起側の波長を固定（最も強い蛍光を生じる励起波長）し、観測側の分光器の波長をスキャンすると蛍光スペクトルが得られる。また、励起側分光器と観測側分光器の両方の波長をスキャンさせて測定できる装置もあり、簡単に蛍光励起スペクトルの測定が可能である。

設備紹介（SPEX Fluorolog 3-21）

担当）上田

光源

450 W  Xe ランプ

スキャンスピード

最大 150 nm/sec

その他

リファレンス検出器有特徴• ‌米国の SPEX 社製モジュール方式で、光源部、励起側分光器、試料室、観測側分光器、光検出部、制御部から構成されている。本装置の光学系概略図を図 1 に示す。
メーカー：HORIBA
型

式：SPEX Fluorolog 3-21

導入年度：平成 8 年度
（平成 21 年度 更新、
平成 25 年度 ソフトウエア Win 7 化）
（主な仕様）
波長範囲

Ex. 250 ～ 1000 nm
Em.
UV-VIS：290 ～ 800 nm
IR：500 nm ～ 1.6 µm

波長精度± 0.5 nm検出方式

フォトンカウンティング
検出

励起光分光器

ダブルモノクロ分光器

信号対雑音比率

4000：1

光電子増倍管UV-VIS：R928（電子冷却）
IR：R5509-73（液体窒素冷却）62

機器センターたより

図1

光学系概略図６．所有設備紹介• ‌フォトンカウンティング検出によって、超微グラフから、S/N 比 8452：1 となった。

弱蛍光測定が可能である。
• ‌近 赤外（～ 1600 nm）の領域まで測定できる光電子増倍管も備えており、紫外可視用検出器との切換機構は本装置独自のもので、ワ（2）近赤外 － 蛍光励起スペクトル

ンタッチで切り換えることが可能である。

（3D マトリックススキャン）• ‌励 起側はダブルグレーティング分光器となレーザー媒質としてよく知られる Nd：YAGっており低迷光を実現している。

の結晶（Y3-xNdxAl5O12）を用いて、3D マトリッ• ‌高速スキャンによって測定時間が短縮でき、

クススキャン測定を行った。この結晶は、730

時間とともに劣化する試料についても、より

nm と 800 nm 付近の光を吸収して基底状態か信頼性の高いデータが得られる。

ら高いエネルギー準位に遷移し、その後速い無• ‌装 置の制御やデータ収集は、科学分野で広放射遷移を経て 1064 nm でレーザー発振が起く利用されている「Origin」ベースのソフト

こる。励起波長を 700 nm ～ 900 nm、蛍光波

ウェア「FluorEssence」によって、操作が簡長を 1000 nm ～ 1100 nm として自動測定した

単便利になっており、蛍光励起スペクトル測結果を図 3 に示す。3D 表示によって、励起波

定（3D マトリックススキャン）も容易である。

長に対する蛍光のピーク波長が 1064 nm であることがよく分かる。なお、高速スキャン化に測定例

よ っ て、 測 定 時 間 は 約 70 分（Increment：1（1）
水のラマンスペクトルnm）であった。

蛍光分光光度計の感度の評価方法として、水のラマンスペクトルの S/N 比（信号対雑音比率）の値が用いられ、ピークシグナル値−バックグランド値
バックグランド値で定義されている。バックグランド値とはラマン光シグナルが現われない波長 450 nm の時の値である。測定結果を図 2 に示す。

図2

水のラマンスペクトル図3

蛍光励起スペクトル

機器センターたより

63６．所有設備紹介

円二色性分散計
概要
円二色性分散計は光学活性分子の立体構造（相対～絶対配置、立体配座、生体高分子の高次構造）を解析する手段として利用される。分光器から出た光は偏光子で直線偏光にされ、円偏光変調器で左右円偏光が交互に作られ試料を通過する。この時、試料が光学活性物質であると円偏光の不等吸収が起こり（この現象を円二色性または CD と呼ぶ）、その左右円偏光の差吸光度⊿ A（通常は楕円率θで表される）が観測される。楕円率とは直線偏光を光学活性物質の吸収波長で通過させると楕円偏光になるが、その楕円の短軸長軸の正接角θをもって定義され、⊿ A が小さいとθ =33 ×⊿ A が成り立つ。CD 測定でのフルスケールはθ表示（単位 mdeg）である。
設備紹介（J-720WI）

担当）水川・賣市・藤川

レスポンス

0.5msec ～ 16sec

走査速度

1 ～ 5000nm/min

フルスケール± 200mdeg（感度 100mdeg の時）± 2000mdeg（感度 1000mdeg の時）

縦軸分解能

0.01mdeg（感度 100mdeg の時）
0.1mdeg（感度 1000mdeg の時）

RMS ノイズ

185nm   0.05mdeg
200nm   0.04mdeg

メーカー：JASCO
型

式：J-720WI

導入年度：1995 年度（主な仕様）
光源

450W Xe ランプ水冷方式

検出器

ヘッドオン型光電子増倍管

変調器

ピエゾエラスティックモデュ
レータ

測定波長範囲165 ～ 1100nm

波長正確さ

165 ～ 180nm  ± 0.2nm
180 ～ 250nm  ± 0.1nm
250 ～ 500nm  ± 0.3nm
500 ～ 800nm  ± 0.8nm
800 ～ 1100nm ± 2.0nm

バンド幅0.1 ～ 10nm

スリット幅

1 ～ 3000µm

64

機器センターたより

500nm   0.035mdeg
ベースライン

0.2mdeg/hr

安定性
UV 測定

シングルビーム測定
測光レンジ 0 ～ 5Abs
測光正確さ± 0.01Abs

特徴
以下の付属品を所有している。
• ペルチェ式恒温装置• 温度コントローラー• タンパク質二次構造解析プログラム• クライオスタット

６．所有設備紹介

紫外・可視・近赤外分光光度計
概要
測定する物質がどの程度光を吸収するかを波長分布として測定する装置である。実際は、透過率を測定しソフトウエアで計算によって吸光度を求めており、物質の同定や性質、あるいは濃度（定量分析）を調べることができる。付属装置によって、半導体・薄膜・ガラスやフィルムなどの固体試料の反射率・透過率測定ができる。
設備紹介（UV-3600Plus）

担当）上田

付属品

フィルムフォルダ
粉末試料ホルダ
メッシュフィルター
ミクロ用マスク付セルホルダ
超ミクロセルホルダ
積分球付属装置（220 ～ 2600 nm）
鏡面反射測定装置（入射角 5°相対反射）
電子冷熱式恒温セルホルダ

メーカー：Shimadzu
型（7 ～ 60 ℃）

式：UV-3600 Plus

導入年度：平成 29 年度

特徴（主な仕様）• 測定波長領域が広い。

波長範囲

185 nm ～ 3300 nm

分光器

グレーティング式ダブル
モノクロメータ

検出器

UV/VIS 領域：PMT
NIR 領域：冷却型 Pbs, InGaAs

波長正確さ

UV/VIS 領域：± 0.2 nm 以下
NIR 領域：± 0.8 nm 以下

分解能

0.1 nm min

ノイズ＜ 0.00003 Abs @1500 nm• 光源にヨウ素タングステンランプ（可視域）と重水素ランプ（紫外域）を使用し、測定波長に応じて自動切り換え。
• ３つの検出器を搭載し、測定波長全域で高感度化。
• 高性能ダブルモノクロメータにより、高分解能（0.1 nm）、超低迷光（＜ 0.00005 ％）。

ベースライン スリット 5 nm
平坦度3300～3000 nm：＜±0.005 Abs
3000 ～ 200 nm：＜± 0.001 Abs
200 ～ 185 nm：＜± 0.004 Abs

機器センターたより65６．所有設備紹介

絶対 PL 量子収率測定装置
概要
物質に光を照射し励起された電子が基底状態に戻る際に発光する光（フォトルミネッセンス：
PL）を観測することで、発光材料の絶対発光量子収率を測定する装置である。PL 量子収率とは、吸収した光のフォトン数に対して分子から放出される発光フォトン数の割合で、発光の効率を表す。有機 EL、LED などの発光材料の評価や、蛍光プローブの効率測定などに使われている。
設備紹介（Quantaurus-QY C11347-01）


所内専用

担当）上田

特徴
• サンプルとして、溶液、粉末、固体、薄膜に対応。
• 測定時間が短い（数分程度）。
• 量子収率の励起波長依存性や励起スペクトルの測定も可能。

メーカー：Hamamatsu Photonics
型

式：Quantaurus-QY C11347-01

導入年度：平成 22 年度（主な仕様）PL 波長範囲

300 nm ～ 950 nm
150 W Xe ランプ

光源部

250 nm ～ 850 nm
FWHM 10 nm 以下
マルチチャンネル分光器
200 nm ～ 950 nm

検出器

波長分解能 < 2 nm, 1024 ch,
AD 分解能 16 bit,
素子冷却温度 -15 ℃

積分球
付属品

66

3.3 型（inch）
溶液用セル
粉末（薄膜）用シャーレ

機器センターたより

６．所有設備紹介

フーリエ変換赤外 (FTIR) 分光光度計
概要
分子や固体結晶を構成する原子は化学結合の状態を反映した振動数で振動している。その固有振動数は経験則や量子化学計算により体系的に理解されており、赤外領域に現れるこれらの共鳴吸収を調べることで物質の局所構造を詳しく解析することができる。主な用途として、単分子膜等における微弱な赤外信号の観測や、金属配位結合やイオン結合、分子全体の集団運動等の低波数振動、結晶の格子フォノン等の解析が挙げられる。

設備紹介（IFS 66v/S）

担当）賣市
特徴
本装置は検出感度と波長安定性に優れた研究
用フーリエ変換赤外分光器（FT-IR）であり、光学系全体を真空排気できる筐体の採用により、汎用装置では検出困難な遠赤外領域の信号を含めた広い波長領域のスペクトルを最高の精度で測定することが可能である。
測定方法
固 体 試 料 測 定 の た め KBr 錠 剤 形 成 装 置

メーカー：Bruker（φ5 mm ダ イ ス、 ハ ン ド プ レ ス。 波 長 範 囲

型

式：IFS 66v/S

300 cm−1 以上、CsI を用いた場合は 150 cm−1

導入年度：平成 16 年以上の測定に活用できる）、フィルム測定用ホ
ルダー、反射率測定用ホルダーを用意している。

（主な仕様）

測定は透過または反射配置。液体セル、ATR
波長領域（cm ）Far-IR Mylar

20 – 500

KBr

375 – 7000

CaF22800 – 12000

Quartz2800 – 12000

検出器

検出領域（cm−1）

Bolometer

>5

DTGS

10 – 4000

MCT

420 – 8000

光源

波長領域

Mercury

遠赤外Globar

中赤外

光学系等のメーカーオプションは使用者個人で準備が必要である。
参考データ
100

100

10-1
10

-2

10

-3

10-4
0
図

Globar Lamp
KBr Pellet
CsI Pellet
200
400
600
Wavenumber (cm-1)

Transmission

Beam Splitter

Intensity

−1

10-1
10-2
10-3

‌Globar 光源の放射強度と KBr,CsI ペレットの透過スペクトル
機器センターたより67６．所有設備紹介

顕微ラマン分光装置
概要
ラマン分光は赤外分光と共に最も広く応用されている振動分光法である。２光子過程であるラマン散乱は１光子過程の赤外吸収と光学的な選択律が異なっており赤外吸収と相補的な情報を与えることから両者は併用されることも多い。ラマン信号は通常微弱だが励起光が中間状態と共鳴するときに顕著な増幅をしめす。この効果を利用することで混合物質中の目的物質を選択的にキャラクタリゼー
ションする等、赤外分光では不可能な高度な観測が可能である。

設備紹介（inVia Reflex）

担当）賣市

冷却器

冷却方式

ヘリウム連続フロー（試料室は真空）温度領域

4 ～ 350 K

特徴
本装置は近赤外から紫外に近い領域までの複数の励起レーザーを装備し、多数の励起光を駆使した共鳴ラマン測定が可能である。特に、最新の CCD カメラの採用により、近赤外励起光を利用する蛍光を回避しながらのラマン観測がメーカー：RENISHAW

効率化され、従来のラマン測定は難しいとされ

型

式：inVia Reflexてきた発光性クロモファーを含む多くのバイオ

導入年度：平成 21 年度

系試料なども取り扱うことができる。ユニーク（主な仕様）

な共焦点光学系により低背景雑音と高感度とがレーザー 波長

488, 532, 633, 785 nm両立され、高い空間分解能を生かし２次元ある分光器

シングルモノクロメータ

いは３次元マッピング測定も可能である。最大分光器（f=250 mm）

検出器

分解能

1 cm−1

測定範囲

100 ～ 3200 cm−1

CCD

Back-illuminateddeep-depletion（578 × 386 Channel）

顕微鏡

顕微鏡

Leica 製（アダプター使用
によりMitutoyo 社製長作
動距離対物レンズ使用可）

対物レンズ 5, 10, 20, 50, 100
倍率
空間分解能 1 µm（lateral）, 2 µm（x100）（depth）
68

機器センターたよりの特徴は波長校正、光路調整等の多くの作業がすべて自動化されたユーザーフレンドリーな操
作環境にあり、装置操作の習熟に時間を費やすことなく有効なデータを素早く収集可能である。
測定方法
信号検出は実体顕微鏡を通じた後方散乱配置で行う。顕微鏡観測できる物質は形態を問わず試料として用いることができるが、散乱光が拡散されにくい平坦な面を持つ試料が有利。低温測定に
は熱伝導型の光学クライオスタットを使用する。
試料空間を脱気するため揮発性試料の測定はキャピラリーに封じるなどの利用者による工夫が必要。

６．所有設備紹介

超伝導磁石付希釈冷凍機
概要
希釈冷凍機とは、3He と 4He を混合するときに生じる吸熱効果を利用して、絶対零度（−273 ℃）
近くまで温度を下げられる機器である。この希釈冷凍機を超伝導磁石に組み込み、有機導体、半導体、超伝導体の極低温下における電子物性研究に用いられる。
設備紹介（Kelvinox 400） 所内専用担当）高山

メーカー：Oxford
型

式：Kelvinox 400

導入年度：平成 12 年度（主な仕様）
最低温度

21 mK

冷却能力

400 µW（100 mK）

最大磁場

15 T
（16 T：ラムダプレート使用時）特徴• ‌全自動ガスハンドリングシステム（Kelvinox
IGH）の採用により、冷却工程が自動化されている。
• ‌冷却には、液体ヘリウム 150 ℓと液体窒素
100 ℓ程度が必要。また 4、5日に一度、50 ℓ程度の液体ヘリウムが必要。
備考

利用は、「希釈冷凍機の使用経験があり、セルやプログラム等の必要な装置の組み込みが行えること」が条件。

機器センターたより

69６．所有設備紹介

低温冷媒の供給施設概要
低温冷媒の供給施設は明大寺地区、山手地区それぞれにあり液体ヘリウム及び液体窒素を供給している。明大寺地区、山手地区のヘリウム液化機は順調に稼働しており、両地区における液体ヘリウムの供給体制は確立され、現在も安定した供給を維持している。
設備紹介（明大寺地区極低温施設）
 所内専用担当）高山・浅田（d）その他（主な仕様）
液体ヘリウム貯槽

4000 ℓ

回収圧縮機

40 Nm3/hr、50 Nm3/hr

ガスバッグ

40 m3

ガスホルダー

50 m3

長尺カードル60 m3 × 36 、75 m3 × 25

バッファータンク10 m3 × 2

（2）		液体窒素関係（1）液体ヘリウム関係

液体窒素自動供給装置× 4（a）液体ヘリウム自動供給装置× 2（うち 1 台は UVSOR 利用者専用）（うち 1 台はセルフ供給用）
特徴（b）ヘリウム液化機

ヘリウム液化機の心臓部である膨張タービン

メーカー：Lindeの効率が良くなり、液体窒素予冷が無くてもヘ型

式：L280リウムの液化ができる最新のシステム構成と導入年度：平成 23 年度

なっている。また、液化圧縮機の省エネ化が進（主な仕様）

み製造時におけるランニングコストも減少した。

液化率

187 ℓ /hr
（純ガス、液体窒素使用時）

消費電力

3 kW

（c）液化圧縮機
メーカー：Kaeser
型

式：DSDX302（主な仕様）
消費電力

70

160 kW

機器センターたより

現在は、液体窒素予冷無しの運転をメインに行っており、60ℓ/hr の液化率を維持している。

６．所有設備紹介
設備紹介（山手地区極低温施設）
 所内専用担当）水川・賣市（c）液化圧縮機
メーカー：Kaeser
型

式：OSD171

導入年度：平成 16 年度（主な仕様）
消費電力90 kW（d）その他（主な仕様）（1）液体ヘリウム関係（a）液体ヘリウム自動計量装置（b）ヘリウム液化機

液体ヘリウム貯槽

5000 ℓ

回収圧縮機

40 Nm3/hr × 2

ガスバッグ

35m3、28m3

長尺カードル75 m3 × 50

バッファータンク6 m3

メーカー：Linde型

式：TCF-20（2）液体窒素関係

導入年度：平成 16 年度

液体窒素自動供給装置× 2（主な仕様）
液化率42 ℓ/hr（純ガス、液体窒素使用時）

消費電力

1.5 kW

機器センターたより

71

７．交流
７．交流

所外利用者アンケート報告
2019 年度に施設利用申請を頂きました方を対象に、アンケートを実施いたしました。
お忙しい中ご協力頂き、ありがとうございました。
回答数 60 件、配布数 93 件（回収率 65％）
Q1．機器センターの施設利用（ナノプラットを含む）に申請したのは何度目ですか？

どこで知りましたか？

初めて
18％
５回以上
57％

• 分子科学研究所または機器センターのホームページをみて （2 件）• ナノプラットフォームのホームページをみて （3 件）• 知人から聞いて （5 件）

２〜４回
25％

• その他 （1 件）
当該申請の審査委員をやっていたので知っていた

Q2．当センターの施設利用を利用した理由を２つまで選んでください。
装置の性能がよい

24

装置の調整がしっかりされている

2
28

所属機関から近い

927

使用料金が無料
19

旅費が支給される
17
1

測定のサポートが受けられる
その他• 所属機関に装置が無い

2

0

5

10

15

20

25

30

35
【件】

• 極低温での測定が可能

Q3．申請・事務手続きは分かり易かったですか？
非常に分かり易い
分かり易い
ふつう
やや分かり難い
分かり難い

11 件
32 件
13 件
3件
1件

やや分かり難い5％• 手続きの際、どこに何を送るのか。
• ホームページから目的の手続きをするためのページにたどり着けませんでした。
• 手続きするところが複数あり、どこを見れば良いのかが少しわかりにくい用に感じた。
• 旅費、ロッジ予約、事前連絡などがばらばらに書かれていて、ホームページのいろ
いろなところをみないとわからない状態になっている。ばらばらになっている理由
もなんとなくはわかるのですが。
• Web 上で紛らわしい名称の申請が縦に並んでいて、どれが該当するものか事務局から申請の誤りの指摘を受けるまで分からなかった。特に年度末に近い時期は、前年度の申請と次年度の申請が混在しているので、ユーザーにとっては間違えやすいのでは？オンライン入力だと途中で保存ができず、最初から入力直しになるため、ワードファイルなどの申請書でダウンロード＆アップロードの形式にしてはいかがで
しょうか？

72

機器センターたより

分かり難い
2％

ふつう
22％

非常に
分かり易い
18％

分かり易い
53％

７．交流

７．交流

Q4．予約システムは使い易かったですか？
12 件
28 件
15 件

使い難い
2％
やや使い難い
3％
ふつう
26％

2件
1件

非常に
使い易い
21％

2件

使い易い
48％

• ‌システム自体はさほど問題ないが、今回の SQUID の予約の取り方（ルール）が分かりにくかった。つまり、メールで複数の装置担当者とやり取りした後に、オンラインで予約を取るというのが最初は全体像が見えなかったため、意味が分からなかった。使ってみて、装置の管理体制等が分かったため、今は納得している。
• ‌１ヶ月の予約状況を表示できないこと。3 日使うのに１日ごとに予約しないといけない。

Q5．寒剤（液体窒素・液体ヘリウム）の供給体制はどうでしたか？
どちらでもない
21 件

5％

17 件
2件

満足
43％

非常に
満足
52％

0件
0件
20 件

Q6．共同利用機器の利用に満足できましたか？
33 件

ふつう
2％

やや不満
2％

25 件
0件
1件
1件
0件

満足
42％

非常に
満足
54％

•【単結晶 X 線回折装置】微小結晶／ Rigaku HyPix-AFC

せっかくカメラは性能の良いものを使用しているのに、光源がとても弱いのでカメラの良さを活かせていない点。
エックス線源が古く弱いため、ミクロンサイズの結晶
では構造解析できない。

機器センターたより

73

７．交流

７．交流

Q7． 今後の機器センターに期待することを教えてください。具体的にあれば装置名なども記入
してください（複数回答可）。
•【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-XL7 （2 件）•【単結晶 X 線回折装置】微小結晶／ Rigaku Hypix-AFC （2 件）•【電子スピン共鳴装置】Bruker EMX Plus•【電子スピン共鳴装置】Bruker E500•【電子スピン共鳴装置】Bruker E680•【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY CCD-1•【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY CCD-2•【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-7•【電子スピン共鳴装置】Bruker EMX Plus （2 件）
ラピッドパッセージユニット、円筒形キャビティ (TE_011 モード )•【電子スピン共鳴装置】Bruker E680 （2 件）
Q バンドパルス用マイクロ波増幅器（アンプ）•【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-XL7 （2 件）
iQuantum (0.5K までの測定）、無冷媒希釈冷却機•【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS （2 件）
発光測定検出器 ICCD カメラの導入、高温・低温測定•【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog 3-21 （2 件）
高温・低温測定•【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA Reflex （2 件）
ノッチフィルター•【電子スピン共鳴装置】Bruker E500
ゴニオメータ•【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-7•【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY CCD-1
加熱ガス吹付式高温装置•【単結晶 X 線回折装置】微小結晶／ Rigaku Hypix-AFC
Cu 線源の導入•【粉末・薄膜 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII
300℃程度まで測定•【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TG-DTA8122
ハーメチックパンの導入•【核磁気共鳴装置】JEOL JNM-ECA600
ソフトウエア (Delta) を最新のものに更新

現在所有する機器の更新

10

現在所有する機器のオプションの充実

16

新規機器の導入

13
3

技術職員によるサポートの充実

8

特になし

23
2

その他

1

0

5

10

15

20

25【件】

• ‌エックス線源を最新の強いものに更新してほしい。
• ‌Quantum Design 社 物理特性測定システム PPMS （7 件）• ‌単結晶 X 線回折装置 （3 件）‌Synergy-R/DW、Cu 線源、Liquid METALJET D2 PLUS X-ray Source
XtaLAB• ‌メスバウアー分光装置 ( 高温、低温 )• ‌ナノインデンター (Agilent Nano Indenter G200)• ‌動的粘弾性測定装置• ‌強誘電特性測定装置• ‌遊星ボールミル FRITSCH 社 PULVERISETTE7 premium line

74

機器センターたより

７．交流

７．交流

Q8. その他ご要望やご意見がありましたら、自由にお書きください。
•‌ありがとうございます。

•‌測定現場でのサポートも含め、素晴らしいと思います。6 年かかってようやく自分の手でデータ所得に成功し、とても喜んでいます。今後も引き続き利用したいと思っています。

•‌Bruker EMX plus を用いて、バイオ系サンプル（金属タンパク質）の EPR を 2020
年 1 月に測定する予定であったが、測定対象範囲 (3000-4000G) で、バックグラウンドが非常に大きく、サンプルのシグナルと重なってしまったため、結局 Bruker E500で測定することにした。もし、EMX plus 装置の状態（キャビティーの掃除？）を改善できるのであれば、改善してもらえると、助かります。また、今後より高度な測定をするかもしれないので（parallel mode や 500-1000G 程度の S=3/2 由来の微弱なシグナル）サポート体制＋ご指導など、が充実していると助かります。（現場での学生の教育もしたいので）•‌緊急事態宣言がでるような状況になると、測定に伺うことができません。寒剤の有効利用等も考え、試料を送れば測定していただけるようなシステムの構築は難しいでしょうか。

•‌いつも非常に満足しております。分子研には他の大学には無い物を導入していただけ
ると幸いで、X 線の He 温度までの測定装置はこれに当たります。SQUID の 0.5 K までの測定も簡単には利用できないので、導入いただければ大変ありがたいです。

•‌大変お世話になりました。また試料を準備しておりますので、コロナウィルスの関係が収まったら、またお邪魔させて頂きます。よろしくお願いします。

•‌貴所のご支援に感謝申し上げます。南実験棟の控室環境が悪くなってきているように思います。流しの臭い、つまりだけでなく流し下戸棚の無数のゴキブリの死骸などです。機器センターのスタッフの方々の責任ではなく利用者のモラルの低下が原因です。
再度利用者に利用の心得を促していただきたく存じます。近年益々食事をとることが困難になって来ております。女子学生を同行させることも多く収益性の問題は残りますが、特に夜間安全性の観点から食事が摂れる環境があればと思います。ご検討いただけますと幸甚です。

•‌いつも岡野様、藤原様を始めとする分子研の方々には大変お世話になり、感謝しています。しかしながら、Q6 で書いた様に、単結晶 X 線回折装置 (Hypix-AFC) のカメラは良いのに、光源が弱くて以前から残念に思っています。最近の単結晶 X 線回折装
置は、封入菅タイプの光源でも良いものも出ていると聞きますし、Q7 で記載したブルカー社の光源は非常に強く、また格子体積の大きい結晶も測定及び解析ができると聞いております。単結晶 X 線回折装置をぜひ充実させていただけますと幸いです。

•‌いつも親切丁寧にご指導いただき、感謝してます。これからも変わりなく、よろしくお願いいたします。

••‌特にありません。サービスに感謝しております。
‌大変お世話になっており、ありがとうございます。引き続き、どうぞよろしくお願い
致します。

•

‌いつも、丁寧にメンテナンスされている装置を使用させて頂き感謝しております。今後も、このような機会を継続して頂きたいと思っております。

•‌いつもお世話になり、大変ありがとうございます。

機器センターたより

75

７．交流

•
•

７．交流

‌いつもありがとうございます。
‌SQUID が去年頃から利用者が結構増えたのでマシンタイム予約や利用時間が以前よりも制限される状況になっていると思っています。各大学ともかつてのように概算要求で研究用装置を更新・新規導入することが最近難しくなっている事情も背景としてあると思いますが、その代わりとしてせめて分子研などの共用施設で更新や新規導入し装置利用の機会をもっと増やしてもらうことを研究者として期待しています。それからこれは分子研にお願いすることではないかもしれませんが、以前に分子研から比較的近いところにローソンがあったのに少し前に閉店してしまいました。
駅前のファミリーマートまで行けばよいといえばその通りですが、やはり坂の上に１件あれば、雨の日や夜などはありがたいところです。

•‌2018 ～ 2019 年度の【電子スピン共鳴装置】BrukerE680 オプションの OPO レーザ
ーの改良により、パワーが長時間一定に維持されるようになった。そのため、TRESR 測定で精度や信頼度の高い結果に繋がり、また、夜間測定も実質的に可能となったため、施設利用期間中、有意義に時間を過ごしやすくなった点で恩恵を受けた。

•‌昨年度は機器センターの改修工事が実施されましたが、一時的に引っ越しされた
ESR・SQUID 等が実験室内に適切に配置されていたのを見て、感動しました。一般
的に、新築工事・改修工事終了直後は、揮発性有機化合物の匂いが強いと思いますが、
機器センター改修工事後は、室内環境が良好な状態になっていればと思います。

•‌機器のメンテナンスもしっかりされており、技術職員の方の知識も豊富で、いつも有意義な議論をさせていただきたいへん助かっております。今後とも変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

•‌いつも大変お世話になっており、感謝しております。新しく導入されたオペランド
多目的 X 線回折装置も早速利用させていただき、今後の温度変化測定を楽しみにしているところです。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

•‌技術職員、事務職員の方々にサポートしてもらい感謝しております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

••‌技術職員の方も親切でとてもありがたいです‌サポートも機器も充実しており，研究の進展に大いに役立ちました。今後も，このようなシステムを是非活用したいと考えております。

•‌質の高い測定実施可能な体制の整備に感謝致します．

•‌Bruker EMX plus ESR 装置を使用して、これまで行われたことのない電界印可 ESR
実験を目的として、前年度の 11 月より施設利用させていただいている。機器センタ
ーに設置されていた電界印可用のソースメータが使用でき、それを用いた測定系のセットアップについて、分子研の中村敏和、浅田瑞枝、藤原基靖の各氏のご協力をいただき測定が実現できている。また EMX plus の使用法については、藤原基靖、
伊木志成子の両氏にご教示いただいている。これらのサポートに感謝します。

•‌多様な装置が揃っているだけではなく、スタッフの親切なサポートもありいつもとても助かります。今後ともよろしくお願いいたします。

•

76‌広報がもっとあれば使用者も増えるかなと思いました。

機器センターたより

７．交流

所内利用者アンケート報告
分子科学研究所の方を対象に、アンケートを実施いたしました。
お忙しい中、ご協力頂きありがとうございました。
回答数 14 件、配布数 31 件（回収率 45％）
Q1．予約システムは使い易かったですか？
3件
4件
3件

ふつう
30％

非常に
使い易い
30％

0件
0件

使い易い
40％

4件

Q2．寒剤（液体窒素・液体ヘリウム）の供給体制はどうでしたか？
非常に良い

4件

良い

6件

ふつう

0件

あまり良くない

0件

良くない

0件

使用しなかった

4件

良い
60％

非常に良い
40％

Q3．共同利用機器の利用に満足できましたか？
非常に満足

5件

満足

5件

ふつう

0件

やや不満

1件

不満

0件

利用しなかった

3件

やや不満
9％

満足
45％

非常に満足
45％

•【核磁気共鳴装置】JEOL JNM-ECS400（所内専用）

データの取り出しをサーバー経由でできるようにしてほしいです（SD カードが面倒）

機器センターたより

77

７．交流

Q4．今後の機器センターに期待することを教えてください。
具体的にあれば装置名なども記入してください（複数回答可）。

• 【円二色性分散計】JASCO J-720WI （2 件）• 【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-7• 【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-XL7
制御 PC の OS を Windows 7 から Windows 10 にアップデート• 【核磁気共鳴装置】Bruker‌
AVANCE800
分光器の更新 AVANCE → AVANCEIII

現在所有する機器の更新

3

現在所有する機器のオプションの充実

1

新規機器の導入

8

技術職員によるサポートの充実

3

特になし

2

その他

1

0

78

•

ESR を一台山手キャンパスに移設してほしいです•‌MicroED 用電子顕微鏡 （5 件）•

固体用 CD 装置•

円偏光発光 (CPL) 測定装置•

旋光度測定装置•

大気中光電子分光装置 AC-3 理研計器•

Nanotemper Monolith NT. 115•

原子層堆積装置 ( 例：サムコ )•イオンミリング装置•

卓上電磁石 ( 例：GMW)

機器センターたより

5

10
【件】

７．交流

Q5. その他ご要望やご意見がありましたら、自由にお書きください。
•

ごく最近，発光性有機ラジカルのキラルな結晶を作成することに成功し，そのサン‌
プルの評価のために固体 CD および MCD 測定を行いたいと考えております。山手４号館にある円二色性分散計は固体測定を行うためのセットアップが整っておらず，また固体測定で問題となる直線二色性（LD）の有無を判断できません。日本分光の最新機種である J-1500 は LD を同時検出できる機能を有し，測定波長範囲も従来のものから大きく広げられます。近年，円偏光発光 (CPL) など，キラルな物質の示す物
性や機能は大きな注目を集めており，キラル物質の性質を調べる最新の CD 装置やCPL 装置が導入されれば，所内外の多くの研究者に利用されると期待されます。ぜひ導入の検討をお願いいたします。

•‌MicroED は現有の古い TEM の改造では苦しい（無理がある）と思われます。しかし高価なものであり，便利そうな新技術であることは自明であるものの，具体的に何を測定するのか，それによってどのような分子科学研究の新生面が切り拓くのか「ずばり」とした焦点を当てるところまでは至っていないように思います。導入のチ
ャンスを見逃さないアンテナを張りつつ，MicroED に関心の高いグループからの具
体的な利用実態，使用実態の提示を見定める，という感じでしょうか？

機器センターたより

79８．研究紹介

中心対称性を持たない有機無機ハイブリッド磁性体の磁気弾性効果広島大学大学院先進理工系科学研究科

土屋

直人、石貫

達也、井上

克也

mm 程度の大きさをもつ単結晶が得られた。単研究の背景
磁場と磁化、電場と電気分極、応力場と歪み結晶 X 線構造解析を行ったところ、300 K での関係に履歴現象が生じるとき、それぞれ、強は直方晶 Pbca であった。次に示差走査熱量測的秩序の強磁性、強誘電性、強弾性状態である定を行い、相転移の有無を評価した。その結果、という。これら 3 種の強的秩序のうち、2 つ以

345 K と 433 K のところに構造相転移を示唆す

上を同時に持つ物質は強秩序間に交差相関を持る、吸熱（発熱）ピークが観測された。構造解

つことから興味がもたれる［1-2］。これらの物質析 を 行 い、 高 温 側 の ピ ー ク は、 正 方 晶 I4/はのちにマルチフェロイクスと名付けられた

mmm から直方晶 Bbcm であり、低温側のピー［3］。このような物質では、ある物理量をそれとクは Bbcm から直方晶 Pbca への構造相転移には非共役な外場による制御が可能となる。例え対応していることが明らかとなった（図 1）。

ば、磁化（電気分極）を外部電場（外部磁場）によって制御できるようになる（電気磁気効果）。そのため、マルチフェロイクス研究は物性物理と新しい機能性材料の観点から関心を集めている。この研究分野は、ペロブスカイト型
無機化合物における電気磁気効果の報告［4］ を契機として、強磁性－強誘電性秩序の結合に関して多数報告されている。一方、強磁性－強弾性秩序の結合（磁気弾性効果）は理論・実験含
めほとんど研究がなされていないのが現状である。
筆者らの研究グループでは、ペロブスカイト型構造をもつ有機無機複合化合物 A2TX4（A：アルキルアンモニウム、T：遷移金属、X：ハロゲン）［5］を用いた物性研究を行ってきた［6-8］。
近年、数種類の化合物で磁気弾性効果を示唆する内容が得られている。本稿では代表として
II（C6H5C2H4NH3）2Fe Cl4［8］II
図１ （C6H5C2H4NH3）
2Fe Cl4 の結晶構造についてこれまでに得られた結果を以下に紹介する。

物性
正方晶から直方晶への晶系の変化を伴う構造

合成・結晶構造

相転移は、強弾性相転移であるため［10］、Bbcm

2-フェニルエチルアミン二塩酸塩と塩化鉄

相は強弾性相となる。また、晶系の変化がない（II）四水和物および少量の酸化防止剤［9］を加Pbca 相も強弾性相である。強弾性相転移に伴え、さらに窒素雰囲気にして加熱したエタノー

い形成される、結晶学的に配向が異なるドメイ

ルに溶解させた。数日間放置することで 3−5ン構造は偏光顕微鏡により観察することができ

80

機器センターたより

８．研究紹介
るため、温度変化偏光顕微鏡観察を行った。ク

以上の結果より、この化合物は a 軸方向に自発ロスニコル下において c 軸方向から単結晶を観磁化を示す傾角反強磁性体であることが判明し察した。光を透過する方向に結晶を配置した状た。傾角反強磁性体でヒステリシスが正・負磁態で昇温させた結果、直方晶から正方晶への構場にあることはないため、このヒステリシスは造相転移により消光する様子が観測された。そ明らかに異常である。この化合物では、強弾性の後、降温させると強弾性マルチドメイン状態相への構造相転移の際、隣接する Fe（II）イオとなることが明らかとなった。また、この状態

ン間の中心対称性が失われる。これにより 2 つは室温に戻した後でも維持していた（図 2a）。

の磁気スピン間に交換相互作用に加え、スピン

一方、強弾性マルチドメイン結晶の a 軸または間の角度を 90 度に近づけようとするジャロシ

b 軸方向から圧縮応力を印加した状態で加熱・

ンスキー・守谷相互作用（DM 相互作用）［11-12］

冷却操作を行った場合では、シングルドメインが働く。この化合物では、DM ベクトルが c 軸状態であった（図 2b）。単結晶 X 線構造解析

対して交互に配向している。2 つの相互作用のの結果、印加した方向が短軸である a 軸、その競合により、傾角反強磁性が発現したと考えら

垂直方向が長軸である b 軸となっていた。以上

れる［13］。

の結果より、この化合物では a 軸と b 軸を応力により変換可能である強弾性体であることが明らかとなった。

図３

磁化の温度依存性（H = 10 Oe)

図４

磁化の磁場依存性（T = 25 K）

図２ 偏光顕微鏡観察
a. 温度依存性、b. 強弾性ドメイン構造の制御

次に、SQUID 磁束計を用いて各軸の磁気測定を行った。磁化の温度依存性測定の結果、98K 以下で異方性が観測された（図 3）。そのため、磁気転移点温度は 98 K であることが明らかとなった。転移点温度以下の挙動を見ると、a 軸方向での磁化の立ち上がりが b 軸と c 軸方向の場合に比べ大きかった。また、25 K での磁化の磁場依存性では、a 軸に平行に磁場を印加したときのみ残留磁化 0.0361 μB、保磁力 5000

これまでに、この化合物は強弾性と傾角反強Oe の磁気ヒステリシスが観測された（図 4）。

磁性を示す化合物であることが判明したことか

機器センターたより

81８．研究紹介
ら、相関物性を検討するべく結晶配向の制御に

Chemistry: Compounds;（Eds. : P. Day, A.

よる磁気挙動の制御に試みた。まず初めに、作K. Cheetham）, Oxford University Press,

成したばかりの強弾性シングルドメイン結晶に

Oxford, 1992, pp. 281 –284.

対し、a 軸と平行に外部磁場を印加したときの磁化の磁場依存性測定を行った。次に結晶を取

N. A. Hill, J. Phys. Chem. B, 104, 6694
［2］‌（2000）.

り出した後、圧縮応力および加熱・冷却操作に［3］‌H. Schmid, Ferroelectrics, 162, 317（1994）.

より、配向を入れ替えた。操作後の結晶におい［4］‌T. Kimura, T. Goto, H. Shintani, K.

て、シングルドメイン結晶と同一方向から磁場

Ishizuka, T. Arima and Y. Tokuya, Nature,

印加した場合で同様の測定を行った。この結果、.
426, 55（2003）

応力印加前には観測されていた磁気ヒステリシ［5］‌T. Suzuki, M. Yoshizawa, T. Goto, T.

スが応力印加後の結晶では観測されなかった

Yamakami, M. Takahashi, T. Fujimura, J.

（図 5）。したがって、この化合物では、圧縮応力、Phys. Soc. Jpn., 52, 1669（1983）.

加熱・冷却操作により結晶軸の変換とともに磁気異方性も変化することが明らかとなった。

［6］‌J. Han, S. Nishihara, K. Inoue, and M.
Kurmoo, Inorg. Chem., 53, 2068（2014）.
［7］‌J. Han, S. Nishihara, K. Inoue, and M.
Kurmoo, Inorg. Chem., 54, 2866（2015）.
［8］‌Y. Nakayama, S. Nishihara, K. Inoue, T.
Suzuki, and M. Kurmoo, Angew. Chem.
Int. Ed., 56, 9367（2017）.
［9］‌L（+）- アスコルビン酸
K. Aizu, J. Phys. Soc. Jpn., 27, 387（1969）［10］‌; K. Aizu, Phys. Rev. B., 2, 754（1970）.

図５ 磁化曲線の応力制御（左 : 応力・加熱操作前の結晶、右 : 操作後の結晶）［11］‌I. E. Dzyaloshinskii, J. Phys. Chem.

まとめ［12］‌T. Moriya, Phys. Rev., 120, 91（1960）.

本研究は、磁気弾性効果の可能性を考慮し研II究を実施した。その結果（C6H5C2H4NH3）2Fe Cl4では、強弾性と傾角反強磁性を示すことおよび、圧縮応力により磁気異方性を制御できることが明らかとなった。得られる知見を活かし、さらなる機能を付加した物質の開拓を行っていきたい。
最後に、本研究を実施する上で機器センターの技術職員の皆様には測定方法の相談や装置のセッティングに対応していただくなど大変お世話になりました。この場を借りて深く感謝申し
上げます。
参考文献
［1］‌

C. N. R. Rao, K. Rao, J. Solid State82

機器センターたより

Solids., 4, 241（1958）.
［13］‌J. Kishine, K. Inoue, Y. Yoshida, Prog.
Theor. Phys. Supp., 159, 82（2005）.

８．研究紹介

安定有機ラジカルを基とする発光・磁気機能開拓
分子科学研究所
1. はじめに

草本哲郎

理解が十分には進んでいない。その理由は〇一

ラジカルは不対電子を有する開殻電子系分子

般にラジカルは非発光性物質である、あるいはであり、一般に高い化学反応性を示す化学種（不〇励起状態で分解する、という点にある。本稿

安定化学種）として知られている。これまでにでは，我々が開発した高光安定な発光ラジカル

ラジカルの高反応性を利用した有機合成反応がPyBTM の機能について説明した後、PyBTM

様々に開発されてきた。一方で、室温、大気中類縁体が示す発光・磁気機能を紹介する。

でも安定に存在できるラジカル＝安定ラジカル
は、不対電子に基づき様々な物理物性を示す機

2. 光安定な発光性ラジカル PyBTM

能性分子材料として注目を集めている。これま

ポリクロロトリフェニルメチルラジカルは発でに、
金属伝導性［1］、超伝導［2］、強磁性［3］、光を示す珍しいラジカルであるが、光照射によ量子スピン液体［4］など、ユニークな電気・り共に急速に分解するという問題があった［6］。

磁気物性を示すラジカルが様々に開発されてき我々は高い光耐久性と発光特性を兼ね備えた安た。

定ラジカルの創製を目指し，ピリジル基を有す

我々のグループでは、これらの固体物性に加るポリクロロトリフェニルメチルラジカルであえ、ラジカルの発光機能に着目した研究を進める PyBTM（（3,5-ジ ク ロ ロ-4-ピ リ ジ ル ） ビ スている。通常の閉殻分子は、S1 から S0 の蛍光（2,4,6-トリクロロフェニル）メチルラジカル）あるいは T1 から S0 のへのりん光を示す（図 1）［7］を開発した（図 2）。PyBTM は室温・大［5］。蛍光では S1 から T1 への項間交差を抑制

気下において極めて高い化学安定性を示す。

することで発光効率が向上する。他方、二重項

PyBTM の中心の炭素原子は sp2 性を有し、6基底状態を有するラジカルでは，D1 から D0 へ

つの塩素原子により立体的に保護されているとの蛍光が期待できる。ここで、D1 と D0 の間にいう構造的特徴がある。スピン密度は中心炭素

スピン多重度の異なる他の励起状態が無い点

原子上のみならず、3 つの芳香環上にまで非局が、閉殻分子との大きな違いとなる。この違い在している。PyBTM のジクロロメタン溶液は、が、ラジカルならではの光特性（例えば電界発

λ= 585 nm を極大とする蛍光を示し、その発光における高効率な電子→光子変換や重原子効果が見られない等）を生み出す源になると考えられる。しかしながら、ラジカルの発光機能は

図１‌閉殻分子およびモノラジカルの発光過程。
S0: 基底一重項、S1: 最低励起一重項、T1:
最低励起三重項、ISC: 項間交差、D0: 基底
二重項、D1: 最低励起二重項、Q1: 最低励起
四重項

図２

‌
PyBTM
の化学構造式および分子構造、スピン 密 度 分 布、 ジ ク ロ ロ メ タ ン 中 お よ び
PMMA 中での発光の様子、B（C6F5）3 による発光制御。

機器センターたより

83８．研究紹介
光量子収率（φem）および寿命は 0.022 および 6.4とを明らかにした。さらに 10wt% ドープ量のns である。PyBTM を PMMA 膜中にドープす結晶試料では、孤立したラジカルに由来する発る と 試 料 のφem は 0.26 ま で 向 上 す る。 ま た

光帯に加えエキシマ―に由来する発光帯が観測

PyBTM の窒素原子に基づく酸応答性および金された（図 4a 緑点線）。また 4.2 K において、属イオンへの配位能を利用して、プロトン、ル

これらの二つの発光帯の強度比が磁場印加によイ ス 酸、 金 属 イ オ ン 等 の 化 学 刺 激 に よ りり変化する（＝発光スペクトルの形状が大きく

PyBTM の発光特性を制御することが可能であ変化する）事を見出した（図 4c）。これはラジる［8］。PyBTM の特筆すべき特徴はその光安

カルの発光の磁場効果（magnetoluminescence）

定性にある。図 3 に示すように、PyBTM と既の初観測である。発光スペクトル測定に加えて、

報 の 発 光 ラ ジ カ ル で あ る TTM  （tris

発光寿命測定、ODMR 測定、および量子力学（2,4,6-trichlorophenyl）methyl radical）のアセ

シ ミ ュ レ ー シ ョ ン な ど を 進 め、

ト ン 溶 液 に 紫 外 光 を 照 射 し 続 け た と こ ろ、magnetoluminescence 挙 動 の メ カ ニ ズ ム を 検

TTM の溶液はラジカルの光分解により発光性討した。その結果、ラジカル二量体のスピン状を失ってしまうが、PyBTM の溶液は光り続け態が、基底状態および励起状態の両方においてることが分かった。より定量的に、両者の半減

磁場変調を受けることが、本現象発現の鍵要因期を見積もったところ、PyBTM は TTM よりであることを突き止めた［10］。このように、も 100 倍以上半減期が長い、すなわち高い光安

ラジカルにおけるスピンと発光が協奏した物性

定 性 を 有 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た。

を初めて実現することができた。

PyBTM は、その高い光安定性に基づき二重項
あるいは多重項に基づく発光機能の開拓を可能とする有力物質である。

図３

‌
PyBTM
と TTM のアセトン溶液に紫外光を照射し続けた際の発光の様子。

スピンと発光の協奏に基づく機能の開拓は、‌PyBTM をドープした結晶の（a）発光スペ
クトルおよび（b）発光の様子。（c）10wt%
ドープ量の試料の 4.2 K における発光スペ
クトルの磁場依存性。

閉殻分子では実現困難な物性の創出につながる

4. ピ リ ジ ル 基 を 2 個 有 す る 発 光 性 ラ ジ カ ル

3. 発 光 ラ ジ カ ル を ド ー プ し た 結 晶 に お け る
magnetoluminescence の実現

図４

ため重要である。しかしながらこれまでこのよ

bisPyTM

うな機能は実現されてこなかった。我々は非発ピリジル基を二つ有するラジカル bisPyTM

光 性 閉 殻 分 子 で あ るαH-PyBTM の 結 晶 中 にを合成し、化学的および物理的特性を様々に調PyBTM をドープした試料を作製し、ドープ量

べた（図 5）。その結果、PyBTM にくらべ長を変えることで発光特性がどのように変化する

波長の蛍光を示すこと（ジクロロメタン中におかを調べた（図 4）［9］。その結果、0.05wt% ドー

ける発光極大波長は 650 nm）、また 77 K におプ量の結晶試料は、孤立したラジカルに由来す

いて固体発光を示すことを見出した［11］。注る発光を示し、φem が 0.89 と驚異的に高いこ目すべきはその光安定性であり、bisPyTM は84

機器センターたより

８．研究紹介
構造、すなわち PyBTM からなる金属錯体よりも高次元構造を有する金属錯体を構築できIIる。 我 々 は bisPyTM と Cu（hfac）
2（hfac =hexafluoroacetylacetonato）との錯形成反応により、一次元鎖構造を有するラジカル－銅金属錯体を合成した［12］。単結晶Ｘ線構造解析を用いて一次元鎖錯体の構造の温度依存性を詳細に調べた結果、銅イオン回りの Jahn-Teller 歪みが温度に依存して変化する（特定の銅 - 配位原子間の距離が温度に依存して大きく変化す図５‌
bisPyTMの (a) 化学構造式、(b) ジクロロメ
タン中における吸収（青、水色）および発光スペクトル（赤）、ならびに 77 K における微結晶試料の発光スペクトル（ピンク）。
(c) ジクロロメタン溶液ならびに (d)77 K における微結晶試料の発光の様子。

る）ことを見出した（図 6）。興味深いことに、温度を下げていくと、120 K 付近を境に、銅イオンの Jahn-Teller 軸の配向方向が、銅－窒素
結合方向から銅－酸素結合方向へと変化する。
本錯体では、銅イオンは 3dx2−y2 軌道に不対電子を有しているが、上記の Jahn-Teller 軸の配PyBTM よりも高い光安定性を有するのみなら

向変化は、この 3dx2−y2 軌道の配向変化を通して、ず、光安定性の物差しとして知られる TIPS-

錯体の磁気特性に変調を与えると予想できる。

ペンタセンよりも高いことがわかった。加えて、そこで ESR および SQUID を用いて本錯体の密度汎関数理論および振電相互作用密度解析に

磁気特性の温度依存性を調べた。その結果、

より、bisPyTM や PyBTM の輻射および無輻

100 K 付近において、Jahn-Teller 軸の配向変射失活の相対的な速度を理論的に見積もること化に対応すると考えられる明瞭な anomaly がが可能であることを明らかにした。

観測され、100 K 以下の低温領域では、銅イオ

bisPyTM は二つの窒素原子を有することか

ンとラジカルのスピン間に働く強磁性相互作用

ら、金属イオンとの錯形成反応により一次元鎖（J/kB = 46 K）が高温領域のそれ（J/kB = 11 K）

図６.

‌bisPyTM と銅イオンからなる一次元鎖錯体の構造と 298 および 93 K における構造および電子状態。

機器センターたより

85

８．研究紹介よりも増大することを見出した。この交換相互

Takahashi, M. Kinoshita, Chem. Phys.

作用の変化は、電子状態計算からも支持された。

Lett. 1991, 186, 401–404.

こ れ ら の 結 果 か ら、 本 錯 体 は、 銅 イ オ ン の4.

‌Y. Shimizu, K. Miyagawa, K. Kanoda, M.

Jahn-Teller 歪み・配位子のπ共役・磁気特性

Maesato, G. Saito, Phys. Rev. Lett. 2001,

が協奏したユニークな物性を示す物質であるこ

91, 1007001.

とを明らかにした。

5.

‌ここでは簡単のため、分子は Kasha 則に従い最低励起状態から発光するとし、また遅5. まとめ

延蛍光などは考慮しないこととする。

本稿では、ラジカルの発光・磁気機能に関す

6. ‌M. A. Fox, E. Gaillard, C. chung Chen, J.

る我々の最近の研究成果をまとめた。開殻電子

Am. Chem. Soc. 1987, 109, 7088–7094.

状態ならではの発光機能を創出する研究は、ま7. Y.
‌ Hattori, T. Kusamoto, H. Nishihara,

だまだ黎明期にあり、新物質開発が研究発展のAngew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 11845–

鍵となることは間違いない。新物質の同定、さ11848.

らに、新たに発見した機能およびその機構を解

8.

‌ Kusamoto, S. Kimura, Y. Ogino, C.
T.

明するためには、機器センターが所有する装置

Ohde, H. Nishihara, Chem. Eur. J. 2016,

が欠かせない。実際に我々が今進めている研究

22, 17725–17733.

に お い て も、 機 器 セ ン タ ー の 装 置（ 例 え ば

9.

‌S. Kimura, T. Kusamoto, S. Kimura, K.

NMR、質量分析装置、ESR、SQUID, 単結晶 X

Kato, Y. Teki, H. Nishihara, Angew. Chem.

線回折装置、円二色性スペクトル測定装置等）

Int. Ed. 2018, 57, 12711–12715.

の利用無しでは進めることができず、機器セン

10.

‌K. Kato, S. Kimura, T. Kusamoto*, H.

ターのありがたさを日々感じながら実験を進め

Nishihara, and Y. Teki. Angew. Chem.

ている。多様多彩な装置を維持・管理し、ユーInt. Ed. 2019, 58, 2606–2611.

ザーに適切な実験環境を提供してくださってい11. S.
‌ Kimura, A. Tanushi, T. Kusamoto, S.

る機器センターの皆さまに厚く御礼申し上げま

Kochi, T. Sato, H. Nishihara, Chem. Sci.

すとともに、今後も継続的な機器更新や新規設

2018, 9, 1996–2007.

備導入をお願いいたします。本稿で紹介した研12.

‌S. Kimura, H. Uchida, T. Kusamoto, and究は、東京大学大学院理学系研究科化学専攻のH. Nishihara, Dalton Trans. 2019, 48,

西原研究室にて進めたものである。西原寛教授、7090–7093.

研究を進めてくれた学生の皆さま、共同研究者の皆さまにこの場を借りて御礼申し上げ、本稿の結びといたします。
参考文献
1. ‌A. J. Epstein, S. Etemad, A. F. Garito, A. J.
Heeger, Phys. Rev. B 1972, 5, 952–977.
‌D. Jerome, A. Mazaud, M. Ribault, K.

2.

Bechgaard, J. Phys. Lett. 1980, 41, 95–98.
3.

‌M. Tamura, Y. Nakazawa, D. Shiomi, K.
Nozawa, Y. Hosokoshi, M. Ishikawa, M.

86

機器センターたより

９．共同利用採択課題一覧

令和元年度共同利用採択課題一覧
課題番号（S-19-MS-)

申請
区分

1001

通年

日本大学生物資源科学部

准教授

高野

英晃

バクテリア光センサータンパ【熱分析装置】MicroCal iTC200
ク質群の機能解析1002

通年

埼玉大学大学院理工学研究
科

助教

長嶋

宏樹

パルス EPR を用いた一重項分裂により生じる五重項状態 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680の構造に関する研究

1003

通年

豊橋技術科学大学
学・生命工学系

助手

藤沢

郁英

【単結晶Ｘ線回折装置】
X 線結晶構造解析による新規【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
合成有機化合物の構造決定
HyPix-AFC

1004

通年

愛知工業大学用化学科

応 大学教員
（准教授）

梶田

裕二

【電子スピン共鳴装置】
常温常圧での人工窒素固定を【SQUID 型磁化測定装置】
目指した新規窒素錯体の合成【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNMと電子的性質
ECA6001005

通年

高知大学教育研究部総合科
学系複合領域科学部門

教授

上田

忠治

新規金属導入ポリオキソメタ 【電子スピン共鳴装置】（NMR）JEOL JNMレート錯体の酸化還元反応メ 【核磁気共鳴装置】
ECA600カニズムの定量的解析

1006

通年

愛知教育大学教育学部

准教授

日野

和之

ラマン分光法による有機結晶【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIAのドミノ転移の分子ダイナミ
Reflexクスの研究

和之【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F【熱分析装置】MicroCal VP-DSC
新しいメソ多孔性炭素の開発 【熱分析装置】MicroCal iTC200【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

宏明【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
1,2,3- トリアゾール含有シッ HyPix-AFC
フ塩基配位子を用いた金属錯 【SQUID 型磁化測定装置】
体の結晶構造と磁気的性質の 【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122
解明【オペランド多目的Ｘ線回折装置】Panalytical
Empyrean

1007

1008

通年

通年

所

属

職

応用化

工学部

愛知教育大学教育学部

岐阜大学教育学部理科教育講座 ( 化学 )

名

准教授

助教

提案代表者

日野

萩原

研究課題

利用研究設備

1009

通年

名古屋工業大学大学院物理
工学専攻

教授

濱中

泰

【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
Reflex【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
多元化合物半導体ナノ粒子の 3-21
【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
光学特性および構造評価
UV-3600Plus【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

1010

通年

東京理科大学理学部第二部

教授

秋津

貴城

アゾベンゼン含有磁性錯体へ 【円二色性分散計】JASCO J-720WI 分散
光渦 UV 照射による超分子ら 【オペランド多目的Ｘ線回折装置】Panalytical
せん分子配向誘起の CD 測定 Empyrean

1011

通年

金沢大学国際基幹教育院

助教

三橋

了爾

【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
非共有結合性相互作用を用い HyPix-AFC
た金属錯体の配位構造制御と 【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII【蛍光Ｘ線分析装置】JEOL JSX-3400RII
磁気的性質【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】

1012

通年

京都大学 先端イノベー
ション拠点施設

特定
准教授

高見

剛

フッ化物正極の磁気的性質の【SQUID 型磁化測定装置】
解明

1013

島根大学大学院総合理工学
通年
研究科

助教

矢野

なつみ

【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
三座配位子を有する新規イリHyPix-AFCジウム錯体の構造解析【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1014

通年

岐阜大学工学部機能材料工
学科

教授

嶋

睦宏

Co/Cu 多層細線 , NiPd ナノ【SQUID 型磁化測定装置】
粒子の磁気的性質の解明

1015

通年

自然科学研究機構
科学研究所

准教授

菱沼

良光

Nb3Sn 超伝導線材の高磁場特性改善に向けた添加元素効 【SQUID 型磁化測定装置】
果

核融合

機器センターたより

87９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-19-MS-)

申請
区分

所

属

1016

通年

奈良女子大学研究院自然科
学系

1017

通年

愛知学院大学 薬学部 製剤
学講座

1018

通年

職

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備教授

藤井浩【電子スピン共鳴装置】【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
金属酵素活性部位のモデル錯
UV-3600Plus
体による電子構造解析【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNMECA600

講師

小川

法子

【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
シクロデキストリン類と薬物 【単結晶Ｘ線回折装置】
HyPix-AFCの包接複合体の構造解析【MALDI-TOF 質量分析】MALDI-TOF

武利【蛍光Ｘ線分析装置】JEOL JSX-3400RII【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21
KI 結 晶 中 に 生 成 し た AgI ナ【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
ノ結晶の光学応答の研究
UV-3600Plus【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

大阪府立大学理学系研究科
物理科学専攻光物性研究グ
ループ

准教授

松岡

秀人

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
光エネルギー変換物質の励起
3-21
状態の研究
【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

河相

1019

前期

大阪市立大学理学部

特任
准教授

1019b

後期

大阪市立大学理学部

特任
准教授

松岡

秀人

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
光エネルギー変換物質の励起【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
状態の研究
TITAN-TOPAS

1020

通年

名古屋大学理学研究科物質
理学

准教授

三野

広幸

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
多周波 EPR 法を用いた光合【電子スピン共鳴装置】
成反応過程の解析【SQUID 型磁化測定装置】

1021

通年

日本大学文理学部化学科

教授

周

彪

単一分子性伝導体 [M(etdt)2](M = Ni、Pd、Pt、Au) の合 【SQUID 型磁化測定装置】
成および物性研究1022

通年

成蹊大学理工学部共通基礎

教授

藤田

渉

【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
幾何フラストレーション磁性 HyPix-AFC【SQUID 型磁化測定装置】
体の合成と電場効果【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1023

前期

名古屋工業大学大学院工学
研究科

准教授

古谷

祐詞

光受容タンパク質ロドプシン【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
類 KR2 のレチナール構造のReflex
水和依存性解析1024

通年

大分大学医学部消化器小児
病院
外科
特任助教

小川

雄大

ラマン分光法を用いたヒル【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
シュスプルング病における無Reflex
神経節腸管の可視化

1025

通年

大阪府立大学大学院理学系
研究科

教授

藤原

秀紀

含窒素複素環部位を有する新 【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
規 な D-A 型 分 子 を 用 い た 機 【単結晶Ｘ線回折装置】
HyPix-AFC
能性物質の結晶構造解析

1026

通年

豊田理化学研究所

フェロー

黒田

新一

高移動度有機トランジスタ中のキャリアの電場誘起 ESR 【電子スピン共鳴装置】
による研究

通年

名古屋大学大学院工学研究科物質科学専攻隆広【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
反転対称性の破れた反強磁性 【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
体における精密輸送特性測定 【SQUID 型磁化測定装置】【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,に向けた試料加工法の確立
TITAN-TOPAS

1027

助教

浦田

1028

通年

名古屋工業大学

准教授

小野

晋吾

【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
Reflex【フーリエ変換赤外分光光度計】Bruker
超短パルスレーザー照射によ IFS66v
るカーボン表面の撥水性制御 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

1029

通年

島根大学大学院自然科学研
究科

助教

片岡

祐介

【単結晶Ｘ線回折装置】
アミノピリジンを配位子とす【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
る二核金属錯体の構造解析とHyPix-AFC
電子状態【SQUID 型磁化測定装置】

88

機器センターたより

９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-19-MS-)

申請
区分

1030

通年

群馬大学大学院理工学府分
子科学部門

教授

浅野

素子

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
Cu(I) 錯体の励起状態構造の 【電子スピン共鳴装置】【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
時間分解 ESR による解明
UV-3600Plus

1031

通年

岐阜大学 工学部
生命工学科

准教授

植村

一広

【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
異種金属一次元状多核錯体の 【単結晶Ｘ線回折装置】
HyPix-AFC
構造解析と磁気物性【SQUID 型磁化測定装置】

裕子【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
HyPix-AFC
有機磁性体の低温構造と量子【電子スピン共鳴装置】
磁気状態の解明研究【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

啓典【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
HyPix-AFC【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII【蛍光Ｘ線分析装置】JEOL JSX-3400RII【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122【MALDI-TOF 質量分析】MALDI-TOF
機能性ナノマテリアルの構造 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
Reflexおよび物性評価【フーリエ変換赤外分光光度計】Bruker
IFS66v【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus【円二色性分散計】JASCO J-720WI 分散【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

1032

通年

所

属

職

化学・

大阪府立大学大学院理学系
研究科

名

教授

提案代表者

細越

研究課題

利用研究設備1033

通年

法政大学生命科学部

教授

緒方

1034

通年

山形大学大学院理工学研究科電気電子工学分野

准教授

希土類金属ドープ型ビスマス
有馬 ボシー
フェライトナノ粒子の磁性に 【SQUID 型磁化測定装置】
ルアハンマド
関する研究

1035

通年

関西学院大学 理工学部
環境・応用化学科

教授

橋本

秀樹

金属ナノ粒子担持型グラフェ【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
ンオキサイドの化学状態の研【電子分光】Omicron EA-125
究

1036

通年

北海道大学大学院工学研究
院

助教

柏本

史郎

【単結晶Ｘ線回折装置】【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII【SQUID 型磁化測定装置】
Zn 基準結晶のスピングラス【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGを含む磁気秩序と抵抗発散
DTA8122【オペランド多目的Ｘ線回折装置】Panalytical
Empyrean1037

通年

静岡大学学術院工学領域電子物質科学系列

助教

川口

昂彦

トポロジカル半金属候補材料
マグネシウムタンタル窒化物 【SQUID 型磁化測定装置】
薄膜の作製と物性評価

1038

通年

静岡大学

工学部

教授

植田

一正

【単結晶Ｘ線回折装置】
ニトリル置換ジチアシクロペ【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
ンテンオリゴマーの合成と固HyPix-AFC体状態での分子配列と電子状【電子スピン共鳴装置】
態の解明【SQUID 型磁化測定装置】

1039

通年

広島大学大学院理学研究科
化学専攻

教授

井上

克也

強弾性を有する有機 - 無機複【電子スピン共鳴装置】
合磁性体でのスピンダイナミ【SQUID 型磁化測定装置】
クスの研究

1040

通年

愛媛大学大学院理工学研究科 ( 工学系 )

准教授

白旗

崇

【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
複合機能材料を志向した有機 【単結晶Ｘ線回折装置】
HyPix-AFC結晶の構造と物性【SQUID 型磁化測定装置】

1041

前期

京都大学生命科学研究科

准教授

酒巻

和弘

c-FLIP タ ン パ ク 質 の 新 規 機【電子スピン共鳴装置】
能獲得に関する検証 ( 第 3 期 )

1042

前期

京都工芸繊維大学 大学院
工芸科学研究科 電気電子
工学系

准教授

今田

早紀

深紫外発光デバイスの高効率 【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
化のための a 軸配向 Fe 添加 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
ReflexAlN 薄膜の単結晶化研究

機器センターたより

89９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-19-MS-)

申請
区分

1042b

後期

京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科

准教授

今田

早紀

深紫外発光デバイスの高効率 【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
化のための a 軸配向 Fe 添加 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
ReflexAlN 薄膜の単結晶化研究

1043

前期

埼玉大学大学院理工学研究
科生命科学部門分子生物学
領域

助教

藤城

貴史

新奇鉄硫黄クラスター含有酵【電子スピン共鳴装置】
素の EPR による性状解析

1043b

後期

埼玉大学大学院理工学研究
科生命科学部門分子生物学
領域

助教

藤城

貴史

新奇鉄硫黄クラスター含有酵【電子スピン共鳴装置】
素の EPR による性状解析

1044

前期

基礎生物学研究所

助教

安藤

俊哉

昆虫のクチクラの微細構造の【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
解析

1045

前期

名古屋工業大学 先進セラ
ミックス研究センター

教授

安達

信泰

フェリ磁性フェライト薄膜お【電子スピン共鳴装置】
よびナノ粒子における磁気配【SQUID 型磁化測定装置】
列に関する研究1045b

後期

名古屋工業大学 先進セラ
ミックス研究センター

教授

安達

信泰

フェリ磁性フェライト薄膜お【電子スピン共鳴装置】
よびナノ粒子における磁気配【SQUID 型磁化測定装置】
列に関する研究1046

前期

大阪大学 大学院
究科 化学専攻

理学研

准教授

圷

広樹

キラル有機伝導体の極低温 X【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
線構造解析
HyPix-AFC
新

1046b

後期

大阪大学 大学院
究科 化学専攻

理学研

准教授

圷

広樹

キラル有機伝導体の ESR 測【電子スピン共鳴装置】
定

1047

前期

東北大学大学院医工学研究
科

学術
研究員

大嶋

佑介

ラマン分光法による腫瘍の細 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
胞外マトリクス動態解析
Reflex1048

前期

北九州市立大学
工学部

准教授

天野

史章

ラマン分光法による電極触媒 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIAの結晶構造評価
Reflex1050

前期

大阪大学大学院基礎工学研
究科

助教

高橋

英史

トポロジカル磁性体での磁気【SQUID 型磁化測定装置】
特性の測定

1050b

後期

大阪大学大学院基礎工学研
究科

助教

高橋

英史

空間反転対称性を持つトポロ【SQUID 型磁化測定装置】
ジカル磁性体の新規開拓

1051

前期

岐阜大学大学院工学研究科
電子情報システム工学専攻

D2

林

兼輔

Co 3-XNiXO4 (X = 0-1.28)【SQUID 型磁化測定装置】の磁性の解明1051b

後期

岐阜大学大学院工学研究科
電子情報システム工学専攻

D2

林

兼輔

Co3-XNiXO4 (X = 0-1.28)【SQUID 型磁化測定装置】の磁性の解明1052

前期名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻講師

邨次

智【蛍光Ｘ線分析装置】JEOL JSX-3400RII
酸化物固定化金属ナノクラス【電子分光】Omicron EA-125
ター・ナノ粒子触媒の表面構【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TG造解析
DTA81221052b

後期

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻講師

邨次

智【蛍光Ｘ線分析装置】JEOL JSX-3400RII
酸化物固定化金属ナノクラス【電子分光】Omicron EA-125
ター・ナノ粒子触媒の表面構【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TG造解析
DTA81221054

前期

島根大学大学院総合理工学
研究科

准教授

池上

崇久

コロール多核錯体を利用した 【電子スピン共鳴装置】
分子ワイヤーの開発【SQUID 型磁化測定装置】

1054b

後期

島根大学大学院総合理工学
研究科

准教授

池上

崇久

コロール多核錯体を利用した 【電子スピン共鳴装置】
分子ワイヤーの開発【SQUID 型磁化測定装置】

1055

前期

国立研究開発法人産業技術総合研究所 物質計測標準
研究部門

主任
研究員

松本

信洋

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
有効磁気モーメント法による【電子スピン共鳴装置】
フリーラジカル数分析【SQUID 型磁化測定装置】

1055b

国立研究開発法人産業技術
後期 総合研究所 物質計測標準
研究部門

主任
研究員

松本

信洋

有効磁気モーメント法による 【電子スピン共鳴装置】
フリーラジカル数分析【SQUID 型磁化測定装置】

1056

前期

准教授

古川

貢

光誘起複合機能性物質 TTF-R【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
系におけるアドバンスド【電子スピン共鳴装置】
ESR 法によるメカニズム解【SQUID 型磁化測定装置】
明

90

所

属

職

国際環境

新潟大学 研究推進機構

機器センターたより

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備

９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-19-MS-)

申請
区分

所

属

職

名

准教授

提案代表者

古川

貢

研究課題

利用研究設備【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
光誘起複合機能性物質 TTF-R
HyPix-AFC系におけるアドバンスド【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
ESR 法によるメカニズム解【電子スピン共鳴装置】
明【SQUID 型磁化測定装置】

1056b

後期

新潟大学 研究推進機構

1057

前期

名古屋大学 理学研究科
物質理学専攻

D1

榊原

えりか

金属錯体を捕捉した人工蛋白 【電子スピン共鳴装置】
質の創成と評価【熱分析装置】MicroCal VP-DSC

1057b

後期

名古屋大学 理学研究科
物質理学専攻

D1

榊原

えりか

金属錯体を捕捉した人工蛋白 【電子スピン共鳴装置】
質の創成と評価【熱分析装置】MicroCal VP-DSC

1058

前期

城西大学理学部化学科

教授

秋田

素子

キノイド骨格を有するジフル【電子スピン共鳴装置】
オレノフラン誘導体の電子状【SQUID 型磁化測定装置】
態

1059

前期

静岡大学 大学院総合科学
技術研究科 工学専攻 電子物質科学コース

准教授

中嶋

聖介

新規ファラデー材料に向けた
ナノ構造薄膜及びナノ磁性微【SQUID 型磁化測定装置】
粒子分散キセロゲルの磁気的
性質

1059b

後期

静岡大学工学部電子物質科
学科

准教授

中嶋

聖介

新規ファラデー材料に向けた
ナノ構造薄膜及びナノ磁性微【SQUID 型磁化測定装置】
粒子分散キセロゲルの磁気的
性質

1062

前期

山梨大学大学院総合研究部
教育学域

准教授

森長

久豊

植物由来成分を用いた多価ア
ルコールの合成とその架橋反 【MALDI-TOF 質量分析】MALDI-TOF
応

1063

前期

神戸大学大学院理学研究科
化学専攻

教授

内野

隆司

MgO/MgB2 ナノ複合体の超【SQUID 型磁化測定装置】
伝導特性

1063b

後期

神戸大学大学院理学研究科
化学専攻

教授

内野

隆司

半導体 / 超伝導体ナノ複合材【SQUID 型磁化測定装置】
料の磁気構造1064

後期

国立研究開発法人海洋研究開発機構 海域地震火山部
門

研究員

臼井

洋一

強磁性共鳴分析による白亜紀
末北太平洋における生物源磁 【電子スピン共鳴装置】
鉄鉱形状の変動の解読

1065

後期

金沢大学理工研究域

助教

川本

圭祐

3d 遷 移 金 属 水 酸 化 物 ナ ノ 【SQUID 型磁化測定装置】
シートの水溶液中での安定化 【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus
と磁性制御

1066

前期

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科物質・材料化
学専攻

D1

盛田

雅人

近赤外発光材料を志向したハ 【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
ロゲン結合性超分子錯体の構 【単結晶Ｘ線回折装置】
HyPix-AFC
造解明

1066b

京都工芸繊維大学大学院工後期 芸科学研究科物質・材料化
学専攻

D1

盛田

雅人

【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
近赤外発光材料を志向したハ HyPix-AFC
ロゲン結合性超分子錯体の構 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21
造解明【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

1067

後期

山形大学理学部教授

北浦守

光照射電子スピン共鳴によるガーネットシンチレータ結晶【電子スピン共鳴装置】
における浅い電子捕獲中心の
解明

1068

後期

名古屋大学未来社会創造機
特任教授
構

宇理須

恒雄

【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
神経細胞ネットワークハイス【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
ループットスクリーニング装【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
置の性能評価TITAN-TOPAS

1069

前期

神戸大学分子フォトサイエ
ンス研究センター

准教授

大久保

晋

ペロブスカイト化合物におけ 【電子スピン共鳴装置】
る電子状態の研究【SQUID 型磁化測定装置】

1070

前期

大阪府立大学
系研究科

准教授

小菅

大学院理学

厚子

0.5eV よ り 小 さ い バ ン ド【フーリエ変換赤外分光光度計】Bruker
ギャップを持つ熱電材料のバ
IFS66v
ンドギャップ評価

機器センターたより91９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-19-MS-)

申請
区分

所

属

職

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備1071

前期

大阪工業大学工学部環境工
学科

准教授

平郡

論

【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGグラフェンを付加させたハイ DTA8122
ブリッドポリマーの特性評価 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
Reflex【フーリエ変換赤外分光光度計】Bruker
IFS66v【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus

1072

前期

神戸大学大学院理学研究科
化学専攻

准教授

高橋

一志

複合機能性鉄錯体の波長依存【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
した光誘起相の極低温構造解
HyPix-AFC
析

1073

前期

大阪大学 大学院工学研究科
応用化学専攻 物質機能化学
コース 物理有機化学領域

准教授

燒山

佑美

開裂活性分子の加熱によるス【電子スピン共鳴装置】
ピン生成

1074

前期

神戸大学大学院農学研究科

助教

木村

行宏

新規紅色細菌 Blastochloris
tepida の 耐 熱 性 メ カ ニ ズ ム 【熱分析装置】MicroCal VP-DSC
の解明

1075

後期

名古屋工業大学ナノ材料・ プロジェ
機能分子創製研究所
クト教授

増田

秀樹

一酸化窒素を選択的に捕捉す【電子スピン共鳴装置】
るコバルト (III) 錯体の反応挙【SQUID 型磁化測定装置】
動

1076

後期

熊本大学
学研究部

教授

松田

元秀

黒 色 ZrO2-x に お け る 酸 素 欠【電子分光】Omicron EA-125
損の結合状態、電子状態の解【電子スピン共鳴装置】
明

1077

後期

大阪市立大学大学院理学研
究科

准教授

鐘本

勝一

有機半導体における電子スピ 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
ン緩和時間計測【電子顕微鏡】(TEM) JEOL JEM-2100F

1078

後期

首都大学東京理学部化学科

准教授

兒玉

健

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
複核金属内包フラーレンアニ【電子スピン共鳴装置】
オンのスピン状態の解明【SQUID 型磁化測定装置】

1079

後期

東京理科大学基礎工学部材
料工学科

助教

1080

後期

名古屋工業大学

准教授

1081

後期

京都大学大学院理学研究科
化学専攻

1082

後期

1083

後期

大学院

先端科

謙一郎

【電子スピン共鳴装置】
光照射 ESR 測定を用いた残 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
光体の準安定キャリアの微細 Reflex【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
構造分析
3-21

浅香

透

層状強誘電体酸化物 Sr2【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
Nb2O7 の低温結晶構造解析 HyPix-AFC

助教

中野

義明

ハロゲン化 EDO-TTF の陽イ【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
オンラジカル塩における振動
Reflex分光学的研究京都大学化学研究所

非常勤
研究員

加藤

立久

CPP( シクロパラフェニレン )【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
関連分子の正イオン・負イオ【電子スピン共鳴装置】
ンラジカル生成とその ESR【SQUID 型磁化測定装置】
測定信州大学繊維学部

教授

浅尾

直樹

黒色酸化チタンの物性解析と【電子スピン共鳴装置】
光触媒機能

岩崎

1084

後期

大分大学全学研究推進機構

助教

岡

芳美

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
DNA 構造を利用したフラビ 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
ン - トリプトファン光誘起ラ 3-21
ジカルペア・システムの構築 【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus

1085

後期

愛媛大学 大学院理工学研
究科環境機能科学専攻

教授

内藤

俊雄

相対論的振る舞いが期待され【SQUID 型磁化測定装置】
る電子系の磁化率1086

後期

岡山大学大学院自然科学研
究科 応用化学専攻

講師

押木

俊之

183W NMR による樹脂製造【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNM用のタングステン錯体触媒系
ECA600
の分析

1087

後期

信州大学学術研究院工学系

教授

天野

良彦

【熱分析装置】MicroCal VP-DSC
超耐熱性酵素の熱変性に関す【熱分析装置】MicroCal iTC200
る研究【円二色性分散計】JASCO J-720WI 分散

1088

後期

物質材料研究機構

主幹
研究員

小林

由佳

有機電子材料の低温ラマン分 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
光分析
Reflex92

機器センターたより

９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-19-MS-)

申請
区分

1089

後期

沼津工業高等専門学校物質
工学科

准教授

三留

規誉

等温滴定型熱量測定を ATP【熱分析装置】MicroCal iTC200
合成酵素のヌクレオチド解離【円二色性分散計】JASCO J-720WI 分散
定数の解析

1093

後期

兵庫県立大学
理学研究科

助教

西川

幸志

Hyb 型 ヒ ド ロ ゲ ナ ー ゼ のHybA サブユニットの鉄硫黄【電子スピン共鳴装置】
クラスターの酸化還元状態に
関する研究

1094

後期

高エネルギー加速器研究機
構 加速器研究施設

助教

許斐

太郎

Nb3Sn 薄膜の超伝導特性測【SQUID 型磁化測定装置】
定

1095

後期

九州大学 先導物質化学研究
所

学術
研究員

中西

匠

分子内プロトン移動とスピン 【SQUID 型磁化測定装置】（微小結晶用）Rigaku
転移を発現する新規鉄二価錯 【単結晶Ｘ線回折装置】
HyPix-AFC 用
体の磁気的挙動1096

後期

名古屋市立大学・大学院薬
学研究科

教授

樋口

恒彦

ヘム−セレノラート錯体とヘム−チオラート錯体のスピン 【SQUID 型磁化測定装置】
状態の比較研究1097

後期

名三工業株式会社

取締役

久野

一

ドライミスト噴霧器 噴霧成
分分析及び、原料 CaO の炭 【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
素化（経時変化）

1098

後期

東京工業大学科学技術創成
特任助教
研究院

脇坂

聖憲

Fe クラスターの磁気特性の【SQUID 型磁化測定装置】
解明

1099

後期

名古屋大学大学院工学研究科物質科学専攻

助教

羽尻

哲也

新奇磁気伝導特性を示す窒化【SQUID 型磁化測定装置】
物薄膜の磁気特性評価

1100

後期

岡山理科大学
学科

教授

満身

稔

フラーレン包接白金ポルフィ【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
リン錯体の精密結晶構造解析
HyPix-AFCとロジウムージオキソレン錯【電子分光】Omicron EA-125体の原子価状態の解明

所

属

職

大学院生命

理学部

化

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備【機器の表記について】◎【SQUID 型磁化測定装置】 ： Quantum Design MPMS-7 または MPMS-XL7◎【電子スピン共鳴装置】 ： Bruker EMX Plus または E500◎【単結晶Ｘ線回折装置】 ： Rigaku MERCURY CCD-1・R-AXIS IV または Rigaku MERCURY CCD-2

機器センターたより9310．設備利用状況

令和元年度設備利用状況
設備名
電子スピン共鳴（ESR）装置
EMX Plus
E500
E680
SQUID 型磁化測定装置
MPMS-7
MPMS-XL7
単結晶 X 線回折装置
MERCURY CCD-1
MERCURY CCD-2
Rigaku HyPix-AFC
Rigaku HyPix-AFC（He）
結晶スポンジ法 X 線回折装置
Rigaku SuperNova 他
粉末 X 線回折装置
RINT-UltimaIII
Panalytical Empyrean
X 線溶液散乱測定装置
NANO-Viewer
電子分光装置
機能性材料バンド構造顕微分析システム
Omicron EA-125
電子顕微鏡
SEM ／ JSM-6700F
SEM ／ SU6600
TEM ／ JEM-2100F
熱分析装置
Rigaku DSC8231/TG-DTA8122
VP-DSC
iTC200質量分析計
Bruker microflex LRF
所内 JEOL JMS777V
所内 ESI-TOF 型 Bruker maXis
有機微量元素分析装置
所内 MICRO CORDER JM10ICP 発光分光分析装置
所内 Agilent 5110 ICP-OES
核磁気共鳴（NMR）装置
AVANCE800（溶液）
AVANCE600（固体）JNM-ECA600
所内 JNM-ECS400
ピコ秒レーザー
Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS
蛍光分光光度計SPEX Fluorolog 3-21
円二色性分散計
J-720WI
紫外・可視・近赤外分光光度計
UV-3600 Plus
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
IFS 66v/S
顕微ラマン分光装置
RENISHAW inVIA Reflex
超伝導磁石付希釈冷凍機
所内 Kelvinox 400
真空型グローブボックス
UNICO ／ UN-12L
低温冷媒供給設備
明大寺地区
山手地区※所内利用に協力研究等の所外研究者を含む場合もあり※利用日数：同日の重複利用も含む

94

機器センターたより（2019.4.1 ～ 2020.3.31）
利用日数
実利用

利用グループ数
所外利用

所内利用

合計

所外利用

所内利用

合計

日数

18
26
10

3
4
0

21
30
10

67
111
108

5
16
0

72
127
108

69
124
105

27
26

7
4

34
30

246
284

47
102

293
386

241
306

9
10
17
7

1
0
2
1

10
10
19
8

118
76
122
50

2
0
20
5

120
76
142
55

116
73
134
53

6

0

6

45

0

45

43

1
2

3
3

4
5

11
4

26
14

37
18

37
18

0

4

4

0

12

12

12

5
3

4
2

9
5

36
8

81
2

117
10

117
10

1
7
0

3
9
1

4
16
1

9
23
0

8
37
14

17
60
14

17
57
14

5
3
3

4
0
3

9
3
6

26
6
5

13
0
15

39
6
20

39
6
20

3

6
4
2

9
4
2

7

58
30
21

65
30
21

59
29
21

6

6

37

37

34

1

1

16

16

16

12
1
3

1
0
11
5

13
1
14
5

375
221
58

33
0
72
146

408
221
130
146

358
221
118
117

6

3

9

25

18

43

43

8

3

11

28

46

74

73

1

5

6

3

32

35

34

4

6

10

13

16

29

29

1

0

1

2

0

2

2

8

1

9

25

1

26

26

0

0

0

0

0

1

3

8

28

27

2

液体ヘリウム（L）
45,182.0
3,645.020

供給量
液体窒素（L）
16,706.0
15,045.0

窒素ガス（m3）751.0

11．研究報告一覧

令和元年度研究報告一覧
学術論文（54 報）
S. SUMI, Y. SUZUKI, T. MATSUKI, T. YAMAMOTO, Y. TSURUTA, K. MISE, T. KAWAMURA, Y.
ITO, Y. SHIMADA, E. WATANABE, S. WATANABE, M. TORIYABE, H. TAKANO（SHIRATORI）, K.
UEDA, H. TAKANO,“Light-inducible carotenoid production controlled by a MarR-type regulator
in Corynebacterium glutamicum,”Scientific Reports 9, 13136（2019）.
H. INOUE, N. P. T. THANH, I. FUJISAWA, and S. IWASA, “Synthesis of Forms of a Chiral
Ruthenium Complex Containing a Ru-Colefin（SP2）Bond and Their Application to Catalytic
Asymmetric Cyclopropanation Reactions,”Organic Letters 22（4）, 1475-1479（2020）.
N. P. T. THANH, M. TONE, H. INOUE, I. FUJISAWA, and S. IWASA, “Highly stereoselective
intramolecular Buchner reaction of diazoacetamides catalyzed by a Ru
（II）
-Pheox complex,”
Chemical Communications 55（89）, 13398-13401（2019）.
L. D. HO, N. OTOG, I. FUJISAWA, and S. IWASA, “Catalytic Asymmetric Carbene Transfer
Reactions of Diazo Oxime Ethers with Olefins and Their Synthetic Applications,“Organic Letters
21（18）, 7470-7474（2019）.
Y. KOKUBO, Y. WASADA-TSUTSUI, S. YOMURA, S. YANAGISAWA, M. KUBO, S. KUGIMIYA, Y.
KAJITA, T. OZAWA, H. MASUDA, “Syntheses, Charactertizations, and Crystal Structures ofDinitrogen-Divanadium Complexes Bearing Triamidoamine Ligands,” Eur. J. Inorg. Chem.15-16,
1456-1464（2020）.
Y. WASADA-TSUTSUI, H. WASADA, T. SUZUKI, A. KATAYAMA, Y. KAJITA, T. INOMATA, T.
OZAWA, H. MASUDA,“Efficient Electronic Structure to Stabilize N2-Bridged Dinuclear Complexes
Intended For N2 Activation: Iminiphosphorane Iron（I）and Cobalt（I）,”Eur. J. Inorg. Chem. 15-16,
1411-1417（2020）.
T. MATSUYAMA, K. NAKATA, H. HAGIWARA, T. UDAGAWA,”Iron（II）Spin Crossover Complex
with the 1,2,3-Triazole-Containing Linear Pentadentate Schiff-Base Ligand and the MeCN
Monodentate Ligand,”Crystals, （6）9 , 276（2019）.
Y. KAMO, I. NAGAYA, R. SUGINO, H. HAGIWARA,“Jumping Crystals of Stacked Planar Cobalt
Complexes: Thermosalient Effect Promoted by Hydrogen-bonded Lattice Solvent Release,”
Chemistry Letters, 48（9）, 1077-1080（2019）.
Y. HAMANAKA, K. WATANABE, T. KUZUYA, “Luminescence enhancement mechanisms of
AgInS2 /ZnS core/shell nanoparticles fabricated by suppressing quaternary alloying,”Journal of
Luminescence 217, 116794（2019）.
R. MITSUHASHI, M. MIKURIYA,“Synthesis and Crystal Structure of Bis[2-（1,4,5,6-tetrahydropy.
rimidin-2-yl）- phenolato]zinc（II）,”X-ray Struct. Anal. Online 35, 37-38（2019）
T. TAKAMI, T. TAKEUCHI, and T. FUKUNAGA,“Spin polarization in the phase diagram of a LiFe-S system,”Scientific Reports 9, 19947（2019）.
K. YAMADA, Y. KUROKAWA, K. KOGISO, H. YUASA, M. SHIMA,“Observation of longitudinal
spin seebeck voltage in YIG films chemically prepared by co-precipitation and spin coating,”

機器センターたより9511．研究報告一覧
IEEE Transactions on Magnetics, 55（2, Pt. 1）, 4500104/1-4500104/4（2019）.
T. MORIYAMA, K. HAYASHI, K. YAMADA, M. SHIMA, Y. OHYA, T. ONO,“Intrinsic and extrinsic
antiferromagnetic damping in NiO,”Physical Review Materials, （5）3 , 051402.（2019）.
Y. ISHIMIZU, Z. MA, M. HADA, and H. FUJII,“Experimental and Theoretical Studies of thePorphyrin Ligand Effect on the Electronic Structure and Reactivity of Oxoiron（IV）porphyrin πJ.
Biol.
Inrog.
Chem.
-Cation Radical Complexes ,”24（4）, 483-494（2019）.
K. NISHIKAWA, Y. HONDA, H. FUJII,“Spectroscopic Evidence for Acid-Catalyzed Disproportionation
Reaction of Oxoiron（IV）Porphyrin to Oxoiron（IV）Porphyrin π-Cation Radical and Iron（III）
Porphyrin ,”J. Am. Chem. Soc. 142,11, 4980-4984（2020）.
H. MINO, and H. NAGASHIMA, “Orientation of Ligand Field for Dangling Manganese in
Photosynthetic Oxygen-Evolving Complex of Photosystem II,”J. Phys. chem. B 124,1, 128-133（2020）.
K. OSHIMOTO, B. ZHOU, H. TSUJI, M. KAWATSURA,“Synthesis of Substituted Benzo [b][1, 4]
oxazepine Derivatives by the Reaction of 2-Aminophenols with Alkynones,” Organic &Biomolecular Chemistry 18 415-419（2020）.
T. TAKAHASHI, K. SUNAMI, K. MIYAGAWA, R. TAKAGI, B. ZHOU, A. KOBAYASHI, K.
KANODA,“13 C NMR evidence for strong electron correlation and antiferromagnetic order in the（2019）.
single-component molecular material Pd（tmdt）
2,”Physical Review B 100, 075117
K. KLAI, S. SOUDANI C. JELSCH, F. LEFEBVRE, W. KAMINSKY, W. FUJITA, C. BEN NASR, K.
KAABI,“Crystal structure, Hirshfeld surface analysis, and physicochemical studies of a new Cu（II）complex with 2-amino-4-methylpyrimidine.“ J. Mol. Struct. 1194, 297-304（2019）.
E. JAZIRI, L. KHEDHIRI, S. SOUDANI, V. FERRETTI, F. LEFEBVRE, W. FUJITA, C. BEN NASR,“A New Organic-Inorganic Hybrid Compound（C5 H8 N3 ）2 [Cu2 Cl6 ]: Synthesis, Crystal Structure,
Hirshfeld Surface Analysis, Vibrational Properties and DFT Calculations.“ J. Cluster Sci. https://doi.org/10.1007/s10876-020-01771-1（2020）.
Y. KATAOKA, N. IMASAKI, K. ARAKAWA, N. YANO, H. SAKIYAMA, T. SUGIMORI, M.
MITSUMI, M. HANDA, “Paddlewheel-type Diruthenium（III, III） Tetrakis（2-aminopyridinate）
Complexes with NIR Absorption Features: Combined Experimental and Theoretical Study,”
Dalton Transactions 48, 12421-12429（2019）.
K. UEMURA, R. MIYAKE,“Paramagnetic One-Dimensional Chain Complex Consisting of Three
Kinds of Metallic Species Showing Magnetic Interaction through Metal.Metal Bonds,” Inorg.
Chem. 59, 1692-1701（2019）.
Y. KONO, T. OKABE, N. UEMOTO, Y. IWASAKI, Y. HOSOKOSHI, S. KITTAKA, T. SAKAKIBARA,
and H. YAMAGUCHI,“Magnetic properties of a spin-1/2 honeycomb lattice antiferromagnet,”
Phys. Rev. B 101（1）014437（2020）.
S. MIYAMOTO, Y. IWASAKI, N. UEMOTO, Y. HOSOKOSHI, H. FUJIWARA, S. SHIMONO, and H.
YAMAGUCHI,“Magnetic properties of honeycomb-based spin models in verdazyl-based salts,”
Phys. Rev. Mater. 3, 064410（2019）.
久保田 直人、久保田 繁、廣瀬 文彦、有馬 ボシール アハンマド ,“希土類金属ドープ型ビスマスフェ（431）, 35-38（2020）.
ライトの磁性に関する研究 ,”電子情報通信学会技術研究報告 119

96

機器センターたより

11．研究報告一覧
永田一成、齊藤健太郎、鹿又健作、有馬ボシールアハンマド、三浦正範、久保田繁、廣瀬文彦 ,“室
（431）
, 5-7
温原子層堆積法による酸化鉄薄膜の試作と評価 ,” 電子情報通信学会技術研究報告 119（2020）.
M. UEDA, A. TAHARA, M. HASEGAWA, T. SHIRAHATA, Y. MAZAKI, Y. MISAKI,“Hydration of
Polycationic [5]Radialene with Quintuple 1,3-Dithiol-2-ylidenes Leads to a New Class of π-Extended Tetrathiafulvalene Scaffold ,”Chem. Eur. J. 25（19）, 4984-4991（2019）.
D. OGI, Y. FUJITA, M. KATO, T. YAMAUCHI, T. SHIRAHATA, M. YAO, Y. MISAKI,“Tris-fused
Tetrathiafulvalenes Extended with an Anthraquinoid Spacer as New Positive Electrode
Materials for Rechargeable Batteries,”Eur. J. Org. Chem. 2019（16）, 2725-2728（2019）.
N. KINOSHITA, T. SHIRAHATA, Y. MISAKI,“Structures and Conducting Properties of Molecular
Conductors Based on Dimethyl-substituted ST-STP,”Chem. Lett. 48（8）, 985-988（2019）.
T. NAITO, N. WATANABE, Y. SAKAMOTO, Y. MIYAJI, T. SHIRAHATA, Y. MISAKI, S. KITOU, H.
SAWA, “A molecular crystal with an unprecedentedly long-lived photoexcited state,” Dalton
Trans. 48（34）, 12858-12866（2019）.
T. YAMAUCHI, M. KATO, T. SHIRAHATA, M. YAO, Y. MISAKI,“A Tris-Fused Donor System
Composed of Two Tetrathiafulvalenes and an Extended Tetrathiafulvalene with an Anthraquinoid
Spacer,”Chem. Lett. 48（12）, 1507-1510（2019）.
N. TATEMIZO, S. IMADA, K. OKAHARA1, H. NISHIKAWA, K. TSURUTA, T. INA, Y. MIURA, K.
NISHIO, and T. ISSHIKI, “Electronic structure of AlFeN films exhibiting crystallographic
orientation change from c- to a-axis with Fe concentrations and annealing effect,”Scientific Reports
10, 1819（2020）.
F. AMANO, A. UCHIYAMA, Y. FURUSHO, A. SHINTANI,“Effect of Conductive Substrate on the
Photoelectrochemical Properties of Cu2O Film Electrodes for Methyl Viologen Reduction,” J.
Photochem. Photobiol. A: Chemistry, 389, Article 112254（2020）.
S. IKEMOTO, X. HUANG, S. MURATSUGU, S. NAGASE, T. KOITAYA, H. MATSUI, G.YOKOTA, T.
SUDOH, A. HASHIMOTO, Y. TAN, S YAMAMOTO, J. TANG, I. MATSUDA, J. YOSHINOBU, T.
YOKOYAMA, S. KUSAKA, R. MATSUDA, M. TADA, “Reversible Low-temperature Redox
Activity and Selective Oxidation Catalysis Derived from Concerted Activation of Multiple Metal
Species on Cr and Rh-incorporated Ceria Catalysts,”Physical Chemistry, Chemical Physics 21（37）,20868-20877（2019）.
T. UCHINO, N. TERAMACHI, R. MATSUZAKI, E. TSUSHIMA, S. FUJII, Y. SETO, K. TAKAHASHI,
T. MORI, Y. ADACHI, Y. NAGASHIMA, Y. SAKAGUCHI, K. OHISHI, A. KODA, T. SAKURAI, and H.
OHTA,“Proximity coupling of superconducting nanograins with fractal distributions,”PhysicalReview B 101（3）, 035146（2020）.
M. MORITA, S. YAMADA, T. KONNO,“Fluorine-induced emission enhancement of tolanes via
formation of tight molecular aggregates,”New Journal of Chemistry 44, 6704-6708（2020）.
S. DALE, N. M. BONANNO, M. PELACCIA, A. J. LOUGH, A. MIYAWAKI, K. TAKAHASHI, M. T.
LEMAIRE, “Ligand Mixed-Valence and Electrical Conductivity in Coordination Complexes
Containing a Redox-Active Phenalenol-Substituted Ligand,“ Dalton Trans. 48, 8053-8056（2019）.
H. YOSHINO, A. HASEGAWA, N. KURODA, M. ISHIKAWA, R. TANAKA, M. KOZAKI, Y.
NAKANO, A. OTSUKA, H. YAMOCHI,“Disorder-Enhanced Dimensionless Thermoelectric Figureof Merit zT of Non-stoichiometric Organic Conductor（TTT）
2 I3+δ（δ ≤ 0.1）,”J. Phys. Soc. Jpn.
機器センターたより9711．研究報告一覧
88, 104708（2019）.
J. MORIMOTO, Y. FUKUDA, D. KURODA, T. WATANABE, F. YOSHIDA, M. ASADA, T.
NAKAMURA, A. SENOO, S. NAGATOISHI, K. TSUMOTO, and S. SANDO, “A Peptoid with
Extended Shape in Water,“ J. Am. Chem. Soc. 141（37）, 14612-14623（2019）.
T. NAKANISHI, Y. HORI, H. SATO, S. WU, A. OKAZAWA, N. KOJIMA, T. YAMAMOTO, Y.
EINAGA, S. HAYAMI, Y. HORIE, H. OKAJIMA, A. SAKAMOTO, Y. SHIOTA, K. YOSHIZAWA,
and O. SATO, “Observation of Proton Transfer Coupled Spin Transition and Trapping of
Photoinduced Metastable Proton Transfer State in an Fe（II）Complex,”Journal of the American
Chemical Society 141（36）, 14384-14393（2019）.
M. SUDA, Y. THATHONG, V. PROMARAK, H. KOJIMA, M. NNAKAMURA, T. SHIRAOGAWA, M.
EHARA, H. M. YAMAMOTO,“Light-driven Molecular Switch for Reconfigurable Spin Filters,”Nat. Commun. 10, 2455/1-7（2019）.
G. KAWAGUCHI, A. A. BARDIN, M. SUDA, M. URUICHI, H. M. YAMAMOTO,“An Ambipolar
Superconducting Field-Effect Transistor Operating above Liquid Helium Temperature,” Adv.
Mater. 31, 1805715/1-6（2019）.
H. ITO, Y. EDAGAWA, J. PU, H. AKUTSU, M. SUDA, H. M. YAMAMOTO, Y. KAWASUGI, R.
HARUKI, R. KUMAI, T. TAKENOBU, “Electrolyte-Gating-Induced Metal-Like Conduction in
Nonstoichiometric Organic Crystalline Semiconductors under Simultaneous Bandwidth Control,”Phys. Stat. Sol. RRL 13, 1900162/1-6（2019）.
T. CHOOPPAWA, M. SUDA, M. URUICHI, M. KUNASETH, S. NAMUANGRUK, P. RASHATASAKHON,
H. M. YAMAMOTO,“Development of highly soluble perylenetetracarboxylic diimide derivative
for n-type monolayer field-effect-transistor,”Mol. Cryst. Liq. Cryst. Mol. Cry. Liq. Cry. 669（1）, 94-105.
（2019）
C. JONGWOHAN, Y. HONDA, T. SUZUKI, T. FUJINAMI, K. ADACHI, N. MOMIYAMA“Brønsted
Acid-Initiated Formal [1,3]-Rearrangement Dictated by β-Substituted Ene-Aldimines,”Org. Lett.
21, 4991-4995（2019）.
S. IZAWA, A. PERROT, J. LEE, M. HIRAMOTO, “Organic pn Homojunction Solar cell”, Org.
Electron., 71, 45-49（2019）.
S. IZAWA, N. SHINTAKU, M. KIKUCHI, M. HIRAMOTO,“Importance of Interfacial Crystallinity
to Reduce Open-Circuit Voltage Loss in Organic Solar Cells,” Appl. Phys Lett., 115, 153301（4pages）（2019）.
T. SATOH, M. YAGI-UTSUMI, K. OKAMOTO, E. KURIMOTO, K. TANAKA and K. KATO,“Molecular and structural basis of the proteasome subunit assembly mechanism mediated by
the proteasome-assembling chaperone PAC3-PAC4 heterodimer,”Int. J. Mol. Sci. 20, 2231（2019）.
Y. YUNOKI, K. ISHII, M. YAGI-UTSUMI, R. MURAKAMI, S. UCHIYAMA, H. YAGI, and K. KATO,“ATP hydrolysis by KaiC promotes its KaiA binding in the cyanobacterial circadian clock
system,”Life Sci. Alliance 2, e201900368（2019）.
S. YANAKA, R. YOGO, R. INOUE, M. SUGIYAMA, S.G. ITOH, H. OKUMURA, Y. MIYANOIRI, H.
YAGI, T. SATOH, T. YAMAGUCHI, and K. KATO, “Dynamic views of the Fc region of
immunoglobulin G provided by experimental and computational observations,”Antibodies 8, 39（2019）.

98

機器センターたより

11．研究報告一覧
S. YANAKA, R. YOGO, H. WATANABE, Y. TANIGUCHI, T. SATOH, N. KOMURA, H. ANDO, H.
YAGI, N. YUKI, T. UCHIHASHI, and K. KATO,“On-Membrane Dynamic Interplay between AntiGM1 IgG Antibodies and Complement Component C1q,”Int. J. Mol. Sci. 21, 147（2020）.
M. YAGI-UTSUMI, A. SIKDAR, C. SONG, J. PARK, R. INOUE, H. WATANABE, R.N. BURTONSMITH, T. KOZAI, T. SUZUKI, A. KODAMA, K. ISHII, H. YAGI, T. SATOH, S. UCHIYAMA, T.
UCHIHASHI, K JOO, J. LEE, M. SUGIYAMA, K. MURATA and K. KATO,“Supramolecular tholoslike architecture constituted by archaeal proteins without functional annotation,”Sci. Rep. 10,1540（2020）.
H. YAGI, M. YAGI-UTSUMI, R. HONDA, Y. OHTA, T. SAITO, M. NISHIO, S. NINAGAWA, K.
SUZUKI, T. ANZAI, Y. KAMIYA, K. AOKI, M. NAKANISHI, T. SATOH, and K. KATO,“Improved
secretion of glycoproteins using an N-glycan-restricted passport sequence tag recognized bycargo receptor,”Nature Commun. 11, 1368（2020）.
T. SUZUKI, S. YANAKA, T. WATANABE, G. YAN, T. SATOH, H. YAGI, T. YAMAGUCHI, and K.
KATO, “Remodeling of the oligosaccharide conformational space in the prebound state toimprove lectin-binding affinity,”Biochemistry in press（2020）.

機器センターたより9912．編集委員

編集委員
編集担当

横山

利彦

（委員長）

高山

敬史

（編集担当）

賣市

幹大・水川

岡野

芳則

浅田

瑞枝・上田

藤原

基靖

兵藤

由美子

哲徳

（所有設備紹介担当）（研究紹介担当）
正（センターの利用方法担当）（利用者アンケート報告担当）（研究報告一覧ほか・事務担当）

機器センターたより

No.12

発行日

令和２ 年９月 30 日（年 1 回発行）

発

大学共同利用機関法人

行

分子科学研究所

自然科学研究機構

機器センター〒444-8585
愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38
編
印

集
刷

横山

利彦 （センター長）

高山

敬史 （編集長）

株式会社エニウェイ
本誌記載記事の無断転載を禁じます

100

機器センターたより

Instrument Center
Nishigonaka 38, Myodaiji, Okazaki 444 8585 Aichi, JapanT E L : +81 564 55 7470
F A X : +81 564 55 7229
http://ic.ims.ac.jp/
mail to:ic-oﬃce@ims.ac.jp