ISSN

1884－1627

機器センターたより No.10
No.10
自然科学研究機構

分子科学研究所

機器センター

【表紙の写真】
１：マトリックス支援レーザー脱離イオン化- 飛行時間型質量分析計（MALDI- TOF-MS）
2
1
4

3
5

２：単結晶X線回折装置
３：熱分析装置
４：紫外・可視・近赤外分光光度計
５：結晶スポンジ法X線回折装置

目次

機器センターたより No.１０
No.８
分子科学研究所 機器センター
■目
■目 次
次
1
１．巻頭言
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
１．巻頭言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2
２．構成員
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２．構成員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4
３．所有設備一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
３．所有設備一覧・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6
４．施設マップ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
４．施設マップ・・
５．センターの利用方法
５．事業紹介設備利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8
大学連携研究設備ネットワーク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
大学連携研究設備ネットワーク利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
ナノテクノロジープラットフォーム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10
液体ヘリウム利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
６．センターの利用方法
液体窒素利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
設備利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12
小型貸出機器利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大学連携研究設備ネットワーク利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
21
サンプル準備室利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
液体ヘリウム利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
24
施設利用者控室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
液体窒素利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2626
小型貸出機器利用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
６．所有設備紹介
電子スピン共鳴（ESR）装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
サンプル準備室利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
30
SQUID 型磁化測定装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
施設利用者控室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
31
単結晶 X 線回折装置・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
７．所有設備紹介
電子スピン共鳴（ESR）装置
32
結晶スポンジ法 X 線回折装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
SQUID型磁化測定装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
34
粉末 X 線回折装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
単結晶
X 線回折装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
36
X 線溶液散乱装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
粉末
X 線回折装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
38
電子分光装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｘ線溶液散乱装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
39
電子顕微鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電子分光装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
42
熱分析装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電子顕微鏡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
46
マトリックス支援レーザー脱離イオン化- 飛行時間型質量分析計（MALDI-TOF-MS）・・・ 48
熱分析装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49
有機微量元素分析装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
マトリックス支援レーザー脱離イオン化- 飛行時間型質量分析計（MALDI-TOF-MS）・・ 50
51
蛍光 X 線分析装置・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
有機微量元素分析装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
52
核磁気共鳴（NMR）装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
蛍光X 線分析装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
53
ピコ秒レーザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
核磁気共鳴（NMR）装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5654
蛍光分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ピコ秒レーザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
58
円二色性分散計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
ナノ秒レーザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
60
紫外・可視・近赤外分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
蛍光分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
62
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
円二色性分散計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
64
顕微ラマン分光装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
可視紫外分光光度計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
65
超伝導磁石付希釈冷凍機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6366
低温冷媒の供給設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
顕微ラマン分光装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

目次

７．交流
超伝導磁石付希釈冷凍機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
所外利用者アンケート報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6965
低温冷媒の供給設備
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所内利用者アンケート報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
８．交流
所外利用者アンケート報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
８．研究紹介「PELDOR法による光センサータンパク質の構造解析」
・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 77
74
所内利用者アンケート報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名古屋大学 理学研究科
准教授 三野 広幸80
一般公開 2015 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「独自の触媒機能を有するキラル有機分子触媒の開発」・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
９．研究紹介分子科学研究所 生命・錯体分子科学研究領域
准教授 椴山 儀恵82
「銅水酸化物を舞台にした新規磁性物質の探索」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名古屋市立大学大学院 システム自然科学研究科
９．共同利用採択課題一覧

教授

藤田

渉

平成29年度分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
82「硫化銅ナノ粒子の近赤外局在表面プラズモンの三次光学非線形性」
・・・・・・・・・・ 87

10．設備利用状況

名古屋工業大学大学院

物質工学専攻准教授

濱中泰

平成29年度分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
89「オキソ架橋ルテニウム二核錯体における異なる
3 つの酸化状態の構造ならびに電子状態」
・・ 91

11．研究報告一覧

生命・錯体分子科学研究領域

錯体物性研究部門

准教授

正岡

重行

平成29年度分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
10．共同利用採択課題一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
96
平成 27 年度分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
12．編集委員

11．設備利用状況
平成 27 年度分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101

12．研究報告一覧
平成 27 年度分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102

13．編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108

１．巻頭言巻頭言機器センター長機器センター長 横山
解良利彦
聡「機器センターたより」第8号をお届けしま「機器センターたより」第10 号をお届けしま報と機器情報がシステム運用されることによ
機器センターは主として共同利用を担う部署す。本年4月よりセンター長を拝命いたしましす。2018
年４月１日より、解良聡前機器センり、効率的な広報を通じた潜在ユーザーの発掘であり、外部の先生方を含めた運営委員会を設た。組織運営に携わることが初めてでもあり、ター長の後任としてセンター長を拝命しましが狙え、機器センターのみならず全国の共同利
けています。2018 年度は委員の先生方の交代

またセンター業務が後述のように多岐に渡ってた。大峯前所長時の2014 年９月から 2016 年３用機関各所において、今後ますますの利用拡大時期であったため、所内外ともかなりのメン

おりますので、（執筆4月10日現在）自身の中
月までセンター長を務めた経験があり二度目のではまだまだ茫洋とした日々を過ごしておりま拝命になりました。
よろしくお願いいたします。

と大きな成果があがることを期待したいと思いバーが入れ替わりました。運営委員の先生方にます。
は機器センターの方向性についてのご意見をいすが、微力ながらも機器センターの発展ならび
機器センターは、i）所内研究者の研究遂行にコミュニティの拡大に尽力する所存ですの上で不可欠な共通基盤的機器の整備、特色のあ

今年度の機器センターの運用ですが、皆様か
ただくことが重要なところですが、現実的な業らアンケートで貴重なご意見をいただいている務として、年間 200 件を優に超える機器セン

機器センターの目的は、「分子科学分野及び事業の代表機関としての事業運営の２つの大き関連分野の研究に必要な汎用性の高い装置及びなミッションを基軸とし、現在は、文部科学省
機器を集中的に管理するとともに、分子科学研
ナノテクノロジープラットフォームプログラム
究所内外の共同利用に供することを目的とすの分子・物質合成プラットフォームの代表期間る」とあります。この本務に加え、平成19年度
並びに実施機関の分子研運営母体、大学連携研から始まった全国の大学機器の相互利用を目的
究設備ネットワーク事業の主体機関・事務局ととする「大学連携研究設備ネットワーク」事業
しての機能を持ちながら業務を展開していまの幹事機関・事務局を務め、機器センターが実す。2017 年度の利用実績は、所外 222 件 3134 日、質的な運用を行っています。民間を含めた全国
所内 453 件 8194 日を数え、少なくとも量的にの研究者が広く利用できる全国共用ネットワー
は十分な業務が展開できたと考えています。
クシステムの構築と整備を推進しております2017 年は、解良前センター長のもと、2002（詳しくはhttp://chem-eqnet.ims.ac.jp）。さ
年度に導入され多くの成果が挙がっていた超高らに平成24年度から始まった「文部科学省ナノ磁場（920 MHz）核磁気共鳴装置の利用を終了
テクノロジープラットフォーム」事業においし、これに要していた年間の保守費用を使って、て、分子研は分子・物質合成プラットフォーム
機器センターの最大の特色ともいえる極低温機の代表機関と実施機関を務めており、平成27年
能を活かして低温単結晶構造解析装置（CCD-3
度からは機器センターが統括して行っておりま
装置）の高感度化を目的とした検出器の更新をす（詳しくはhttp://mms-platform.com）。事行い、既に皆様に利用いただけるようになりま
業融合のおかげで、より多くの先端機器が利用しい状況ではありますが、技術職員の専門性をまで所外委員を務められた、先生方には厚くお生かしつつセンターの機能を拡張できる方策を礼申し上げます。また、継続ならびに新たに運模索したいと思います。そんな中、昨年度発生
営委員をお願いした先生方にはよろしくお願いした重篤な故障により透過型電子顕微鏡JEM申し上げます。
3100FEFは利用停止が決定されました。今後
この２年間は、教員として、解良前センター
は新分野拡張や技術職員の増員も視野に入れつ
長と私の２名が運用に携わってきましたが、一つ、迅速かつ戦略的に機能強化を目指して進め
旦、私１名の状態に戻ってしまい当面手のつかていきたいと思います。また利用者の皆様におないことが多かろうと思いますが、徐々に立てかれましては先のネットワーク情報をご活用い直していければと思っていますので、しばらくただき、他機関の共有設備の利用も積極的にごの間の不手際はお許しいただければと思いま
検討いただければと思います。
す。
機器センターの技術職員は主として汎用機器
2018 年度の新たな試みとして、藤田誠卓越を扱うため、他部署に比べて開発要素が少ない教授が新設の特別研究部門に着任（東大と併任）のは否めません。また潤沢な資金も伴わない状し、結晶スポンジ法による単結晶 X 線回折に況下では、前を見続けることが困難な状況に陥よる分子構造解析をナノテクノロジープラット
り、ともすると日々のルーチン作業に終始する
フォームの支援の一つとして始めることになり事態に至りかねないことは想像に難くありませました。構造が未知の複雑な有機分子の分子構ん。今回このような職位について初めて考えさ造を決定できる手法として藤田教授が開発した
せられることがあり、私自身も日々勉強させてで、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたる先端機器の高度化あるいは汎用化の推進、ii）
します。
全国の共同利用研究推進のための各種共同利用した。また、トラブルの多かった固体熱分析設
可能となりました。前センター長（横山教授）
備を新規設備購入により更新できました。これには引き続き上記業務に関しての指揮をとってらはアンケート等を通した皆様からの貴重なごいただき機器センターと密な連携関係を築いて意見から判断して導入を決定したものであり、いきます。まだ煩雑さが解消されていない点がように、老朽化した汎用機器の更新と既存機器
ター共同利用申請書の審査がかなり大量であの拡張が多数求められています。予算措置も厳り、大変なご尽力をお願いしています。昨年度

手法であり、化学のみならず生物・農・医薬分
いただいております。分子研設立時からの明確
野の大学・研究機関・民間企業から注目されてな「鼎」の理念を踏まえつつ、微力ながらもいるもので、合成を含めた支援を機器センター
個々の職員が気持ちよく職務に専念できるようもお手伝いする計画になっています。
様々な働きかけを行いたいと思います。今後と全部のご意見を反映させることはできそうもあ見受けられますが、我が国における資産の有効
りませんが、今後とも活発なご意見を賜りたく活用と社会貢献を目的とした全国規模の共有設

共同利用を通じて我が国の活性化に資すべくもご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。
備運用システムとして機能します。ユーザー情

ほど、よろしくお願い致します。

精進してまいりたいと思いますので、ご協力の機器センターたより

1２．構成員

構成員
２．構成員
機器センター長（併任）

構成員

横山
研究員

利彦

三佳

マネージャー 東 研究員
陽介

技術職員

教授

明大寺

研究棟

320

機器センター長（併任）

マネージャー 大原

特任研究員

物質分子科学研究領域

ナノテクノロジープラットフォーム、
横山
利彦
物質分子科学研究領域 明大寺教授
大学連携研究設備ネットワーク

研究棟
322 研究棟
明大寺

大学連携研究設備ネットワーク

研究棟

明大寺

325

ナノテクノロジープラットフォーム、
足立
精宏
結晶スポンジ法による分子構造解析
山 手
３号館
420 研究棟
マネージャー
大原三佳
明大寺
大学連携研究設備ネットワーク
マネージャー 東陽介

大学連携研究設備ネットワーク

320

明大寺

322

研究棟

325
420

班長

高山
敬史
特任研究員

寒剤（明大寺地区）、希釈冷凍機
明大寺
極低温棟
103 ３号館
足立精宏
山 手
結晶スポンジ法による分子構造解析

主任

水川
哲徳
技術職員

寒剤（山手地区）、質量分析等

主任

岡野
班長芳則

微小結晶用X線回折装置、
明大寺
南実験棟
111 極低温棟 103高山敬史
寒剤（明大寺地区）、希釈冷凍機
明大寺
大学連携研究設備ネットワーク

主任

上田
主任 正

レーザー、分光光度計、小型貸出機器
明大寺
水川
哲徳
寒剤（山手地区）、質量分析等

南実験棟
101 4 号館
山 手

主任

藤原
主任基靖

微小結晶用X線回折装置、ESR、SQUID、X線回折装置等
明大寺
岡野
芳則
大学連携研究設備ネットワーク

南実験棟
101 南実験棟 111
明大寺

特任専門員

主任

上田

松尾友紀子
主任

正

山 手

4 号館

204

レーザー、分光光度計、小型貸出機器 明大寺

SEM、FIB藤原
基靖

明大寺
ESR、SQUID、X線回折装置等

松尾友紀子

SEM、FIB204

南実験棟 101

南実験棟
101 南実験棟 101
明大寺

特任専門員

2

機器センターたより

明大寺

南実験棟 101２．構成員
２．構成員

技術支援員
技術支援員
伊木志成子

ESR、SQUID

明大寺

南実験棟 101

伊木志成子
長尾 春代

ESR、SQUID
NMR、熱分析等

明大寺
山 手

南実験棟 101
4 号館 401

長尾

春代

NMR、熱分析等

山

手

4 号館

401

藤川

清江

元素分析、質量分析等

山

手

4 号館

401

藤川

清江

元素分析、質量分析等

山

手

4 号館

401

兵藤由美子

総務、施設利用対応等

明大寺

南実験棟 101

兵藤由美子

総務、施設利用対応等

明大寺

南実験棟 101

岩野由季絵

大学連携研究設備ネットワーク

明大寺

研究棟

323

岩野由季絵
横田 光代

大学連携研究設備ネットワーク
ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺
明大寺

研究棟
研究棟

323
312

横田

光代

ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺

研究棟

312

船木

弓子

ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺

研究棟

312

船木 弓子
柴田 有香

ナノテクノロジープラットフォーム
ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺
明大寺

研究棟
研究棟

312
312

柴田

ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺

研究棟

312

事務支援員
事務支援員

有香

機器センターたより

3

機器センターたより

3３．所有設備一覧

所有設備一覧
所内 所内専用設備
所内
所内専用設備

分類名／型式
分類名／型式① 電子スピン共鳴（ESR）装置① 電子スピン共鳴（ESR）装置
Bruker EMX Plus
Bruker EMX Plus
Bruker E500
Bruker E500
Bruker E680
Bruker E680
② SQUID 型磁化測定装置② SQUID 型磁化測定装置
Quantum Design MPMS-7
Quantum Design MPMS-XL7③ 単結晶 X 線回折装置③ 単結晶 X 線回折装置
Rigaku MERCURY CCD-1･R-AXIS Ⅳ
Rigaku MERCURY CCD-2
微小結晶 /Rigaku

HyPix-AFC④ 結晶スポンジ法 X 線回折装置④ 粉末 X 線回折装置
Rigaku XtaLAB P200
Rigaku SuperNova⑤ X 線溶液散乱測定装置⑤ 粉末 X 線回折装置
Rigaku RINT-UltimaIII⑥ 電子分光装置⑥ X 線溶液散乱測定装置
機能性材料バンド構造顕微分析システム
Rigaku NANO-Viewer⑦ 電子分光装置⑦ 電子顕微鏡
機能性材料バンド構造顕微分析システム

設置場所
設置場所

担当者
担当者

極低温棟 002
極低温棟 002
極低温棟 001
極低温棟 001
極低温棟 001
極低温棟 001

藤原・伊木
藤原・伊木
藤原・伊木
藤原・伊木
藤原・伊木
藤原・伊木

極低温棟 006
極低温棟 006
極低温棟 006
極低温棟 006

藤原・伊木
藤原・伊木
藤原・伊木
藤原・伊木

南実験棟 B04
南実験棟 B04
南実験棟 B04
南実験棟 B04
南実験棟 B04
南実験棟 B04

藤原
藤原
藤原
藤原
岡野
岡野

山手 3 号館 4 階
山手 3 号館 1 階 X 線回折測定室
山手 3 号館 4 階

足立
藤原
足立

南実験棟 B14
山手 3 号館 1 階 X 線回折測定室

秋山
藤原

実験棟 216
南実験棟 B14
実験棟 215山根秋山
酒井

実験棟 216
田中・解良
山手 4 号館 103
中尾
Omicron EA-125
実験棟 215酒井
低真空分析走査電子顕微鏡（SEM）/Hitachi SU6600
実験棟 B09
中尾・酒井⑧ 電子顕微鏡
山手 4 号館 103
中尾
電界放出型走査電子顕微鏡（SEM）/JEOL JSM-6700F（1） 山手 4 号館 103
松尾⑧ 熱分析装置
低真空分析走査電子顕微鏡（SEM）/Hitachi SU6600 実験棟 B09
松尾・酒井
MicroCal VP-DSC
山手 4 号館 101
牧田・長尾
集束イオンビーム加工機（FIB）/JEOL JEM-9310FIB（P） 山手 4 号館 103
松尾
MicroCal iTC200
山手 4 号館 101
牧田・長尾⑨ 熱分析装置
TA Instruments TGA2950/SDT2960/DSC2920
極低温棟 010
藤原
MicroCal VP-DSC
山手 4 号館 101
水川・長尾⑨ マトリックス支援レーザー脱離イオン化 - 飛行時間型質量分析計（MALDI-TOF-MS）
山手 4 号館 101
水川・長尾
MicroCal iTC200
山手
4
号館
403
牧田
Rigaku DSC8231
極低温等 010
藤原⑩ 有機微量元素分析装置
Rigaku TG-DTA8122

極低温等 010
藤原
山手
4
号館
404
⑩ マトリックス支援レーザー脱離イオン化 - 飛行時間型質量分析計（MALDI-TOF-MS） 牧田
所内⑪ 蛍光
X 線分析装置
Brukermicroflex LRF
JEOL JSX-3400RII

4

機器センターたより

山手 4 号館 403
南実験棟 105

水川・藤川
上田

３．所有設備一覧○○○○○⑪⑫ 有機微量元素分析装置
核磁気共鳴（NMR）装置
所内 J-SCIENCE LAB MICRO CORDER JM10⑫ 蛍光 X 線分析装置
Bruker AVANCE800
JEOL JSX-3400RII
Bruker AVANCE600⑬ 核磁気共鳴（NMR）装置
所内

Bruker AVANCE800

Bruker AVANCE600⑬ ピコ秒レーザー
JEOL JNM-ECA600

山手山手
4 号館
404
5 号館
山手 4 号館 102
南実験棟 105
実験棟 119

水川・藤川
牧田・長尾
谷中
上田
西村

山手 5 号館 予備測定室 牧田・長尾
山手 4 号館 102
加藤
山手 4 号館 408
牧田・長尾
実験棟 119西村
山手 5 号館 予備測定室
実験棟 B08
山手 4 号館 408

水川・長尾
上田
水川・長尾

所内 JEOL JNM-ECS400⑭ ナノ秒レーザー⑭ ピコ秒レーザー
エキシマー励起色素レーザー/Coherent, Lambda Physik Compex Pro 110, LPD3002 レーザー棟 103
山中Spectra-Physics, Quantronix Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS 実験棟 B08
上田
Nd:YAG 励起 OPO レーザー /Spectra-Physics, Lambda Physik GCR-250, Scanmate OPPO レーザー棟 102
山中⑮ 蛍光分光光度計
フッ素系エキシマーレーザー /Lambda Physik Compex 110F レーザー棟 105
山中
HORIBA SPEX Fluorolog 3-21
南実験棟 105上田⑮ 蛍光分光光度計⑯ 円二色性分散計
南実験棟 105上田
JASCO J-720WI
山手 4 号館 101
水川・藤川⑯ 円二色性分散計⑰ 紫外・可視・近赤外分光光度計
山手 4 号館 101
牧田
Shimadzu UV-3600Plus
南実験棟 105上田⑰ 可視紫外分光光度計⑱ フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
南実験棟 105
上田
Bruker IFS 66v/S
南実験棟 105
賣市⑱ フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計⑲ 顕微ラマン分光装置
Bruker IFS 66v/S
南実験棟 105
賣市
南実験棟 105
賣市
RENISHAW inVia Reflex⑲ 顕微ラマン分光装置⑳ 超伝導磁石付希釈冷凍機
RENISHAW inVia Reﬂex
南実験棟 105
賣市
所内 Oxford Kelvinox 400
極低温棟 004
高山⑳ 超伝導磁石付希釈冷凍機㉑ 低温冷媒の供給設備
所内 Oxford Kelvinox 400
極低温棟 004
高山
所内 明大寺地区極低温施設㉑ 低温冷媒の供給設備
高山
ヘリウム液化システム
極低温棟 104
所内 明大寺地区極低温施設
液体ヘリウム自動供給装置
極低温棟 105高山
ヘリウム液化システム
極低温棟 104
高山高山
液体ヘリウム貯槽
極低温棟 105
液体ヘリウム自動供給装置
極低温棟 105高山
液体窒素自動供給装置
化学試料棟前渡り廊下
高山
液体ヘリウム貯槽
極低温棟 105
高山
ヘリウム回収ライン
各実験室
高山
液体窒素自動供給装置
高山
化学試料棟前渡り廊下
所内 山手地区極低温施設
ヘリウム回収ライン
各実験室
高山
全自動ヘリウム液化機
山手４号館
水川
所内

山手地区極低温施設
液体ヘリウム貯槽
全自動ヘリウム液化機
液体窒素貯槽
液体ヘリウム貯槽
液体窒素自動供給装置
液体窒素貯槽ヘリウム回収ライン

山手４号館
山手４号館
山手４号館

山手４号館
山手４号館
209
山手４号館
各実験室

水川
水川
水川

水川
水川
水川
水川

液体窒素自動供給装置

山手４号館 209

水川

ヘリウム回収ライン

各実験室

水川

※設備のある場所については、次ページの施設マップをご参照ください。①～㉑が対応しています。
※設備のある場所については、次ページの施設マップをご参照ください。 ①〜㉑が対応しています。
機器センターたより

5４．施設マップ
施設マップ

䛆䚷᫂኱ᑎᆅ༊䚷䛇【 明大寺地区 】

タഛ䛾䛒䜛ᘓ≀設備のある建物
ᐇ㦂Ჷ
実験棟

Ώ䜚ᗯୗ
渡り廊下

◊✲Ჷ
研究棟

ṇ㠃⋞㛵
正面玄関

ụ
池

㻺
N
Ᏺ⾨ᡤ
守衛所
䠄㆙ഛဨᐊ䠅
（警備員室）

ṇ㛛
正門

䠘㻞㻌㝵䠚
＜2 階＞
䚷䚷䐤㟁Ꮚศග⿦⨨⑦電子分光装置

㣗ᇽ䞉⏕༠
食堂・生協

䠘㻝㻌㝵䠚
＜1 階＞
䚷䚷䞡ᾮయ䝦䝸䜴䝮䚸ᾮయ❅⣲㉑液体ヘリウム、液体窒素

䠘ᆅ㝵䠚
＜地階＞
䚷䚷䐥㉮ᰝ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾䠄㻿㻱㻹䠅⑧走査電子顕微鏡（SEM）
䚷䚷䐫䝢䝁⛊䝺䞊䝄䞊⑭ピコ秒レーザー䠘ᆅ㝵䠚
＜地階＞䚷䚷䐟㟁Ꮚ䝇䝢䞁ඹ㬆䠄㻱㻿㻾䠅⿦⨨①電子スピン共鳴（ESR）装置
䚷䚷䐠㻿㻽㼁㻵㻰ᆺ☢໬ᐃ⿦⨨②SQUID型磁化測定装置
䚷䚷䐦⇕ศᯒ⿦⨨⑨熱分析装置䚷䚷䚷䚷㻌㼀㻭㻌㻵㼚㼟㼠㼞㼡㼙㼑㼚㼠㼟⑳超伝導磁石付希釈冷凍機
䚷䚷䐲ᕼ㔘෭෾ᶵ

極低温棟

䠘㻝㻌㝵䠚
＜1 階＞
䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨⑬核磁気共鳴（NMR）装置

䠄ᅗ᭩㤋䠅
（図書館）

஦ົ
事務
䝉䞁䝍䞊Ჷ
センター棟
㻔ィ⟬⛉Ꮫ◊✲(計算科学研究㻌㻌㻌㻌㻌㻌䝉䞁䝍䞊Ჷ㻕
センター棟)

ụ池ᶵჾ䝉䞁䝍䞊᪋タ஦ົᐊ䠄㻟㝵㻟㻝㻞ᐊ䠅

◊✲Ჷ
研究棟

＜1 階＞
⑫蛍光X線分析装置
䠘㻝㻌㝵䠚⑮蛍光分光光度計䚷䚷䐩⺯ග㼄⥺ศᯒ⿦⨨⑰紫外・可視・近赤外分光䚷䚷䐭⺯ගศගගᗘィ
光度計
䚷䚷䐯ྍど⣸እศගගᗘィ⑱フーリエ変換䚷䚷䐰䝣䞊䝸䜶ኚ᥮
赤外（FTIR）分光光度計
䚷䚷䚷㻌㉥እ䠄㻲㼀㻵㻾䠅ศගගᗘィ⑲顕微ラマン分光装置
䚷䚷䐱㢧ᚤ䝷䝬䞁ศග⿦⨨
＜地階＞
䠘ᆅ㝵䠚
③単結晶X線回折装置
䚷䚷䐡༢⤖ᬗ㼄⥺ᅇᢡ⿦⨨⑥X線溶液散乱測定装置
䚷䚷䐣㼄⥺⁐ᾮᩓ஘ᐃ⿦⨨6

機器センターたより䠄⿦⨨（装置
㻌㻌㛤ⓎᲷ䠅
開発棟）

䝺䞊䝄
レーザ
㻌㻌㻌䞊Ჷ
ー棟

南実験棟

ᶵჾ䝉䞁䝍䞊
機器センターᢏ⾡⫋ဨᐊ
施設事務室䠄㻝㝵㻝㻜㻝ᐊ䠅
技術職員室（1階101室）

໬ᏛヨᩱᲷ๓
化学試料棟前䚷䚷䚷㻌Ώ䜚ᗯୗ
渡り廊下
䠘㻞㻌㝵䠚
＜2 階＞
䚷䚷䞡ᾮయ❅⣲
㉑液体窒素

実験棟

ṇ㠃⋞㛵
正面玄関

᥍ᐊ
控室
䠄㻞㝵㻞㻜㻞ᐊ䠅
（2階202室）

䠘㻝㻌㝵䠚

䠄໬Ꮫ
（化学
㻌㻌ヨᩱᲷ䠅
試料棟） 䚷䚷䐬䝘䝜⛊䝺䞊䝄䞊䠄ᴟ➃⣸እග
（極端紫外光㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᐇ㦂Ჷ䠅
実験棟）

ᮾ㛛
東門
᥍ᐊ
控室
䠄㻝㝵㻝㻝㻟ᐊ䠅
（1階113室）

４．施設マップ【䛆䚷ᒣᡭᆅ༊䚷䛇
山手地区 】
㻟ྕ㤋
3号館

䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨⑬核磁気共鳴（NMR）装置
䚷䚷䚷䚷㻌㻶㻺㻹㻙㻱㻯㻭㻥㻞㻜
JNM-ECA600
䚷䚷䚷䚷㻌㻶㻺㻹㻙㻱㻯㻭㻢㻜㻜

㻠ྕ㤋
4号館
㻡ྕ㤋
5号館

NIBB
IBBP
センター

㻡ྕ㤋
5号館

控室
（1階）

䠘㻞㻌㝵䠚
＜2
階＞
䚷䚷䞡ᾮయ䝦䝸䜴䝮䚸ᾮయ❅⣲㉑液体ヘリウム、液体窒素
䠘㻝㻌㝵䠚
＜1
階＞
䚷䚷䐥㉮ᰝ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾䠄㻿㻱㻹䠅⑧走査電子顕微鏡（SEM）
䚷䚷䐥㞟᮰䜲䜸䞁䝡䞊䝮ຍᕤᶵ䠄㻲㻵㻮䠅⑧集束イオンビーム加工機（FIB）
䚷䚷䐦⇕ศᯒ⿦⨨⑨熱分析装置䚷䚷䚷䚷㻌㻹㼕㼏㼞㼛㻯㼍㼘㻌㼂㻼㻙㻰㻿㻯
MicroCal VP-DSC
䚷䚷䚷䚷㻌㻹㼕㼏㼞㼛㻯㼍㼘㻌㼕㼀㻯㻞㻜㻜
MicroCal iTC200
䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨⑬核磁気共鳴（NMR）装置
䚷䚷䚷䚷㻌㻭㼂㻭㻺㻯㻱㻤㻜㻜
AVANCE800
䚷䚷䐮෇஧Ⰽᛶศᩓィ⑯円二色性分散計

㻠ྕ㤋
4号館

ṇ㛛
正門
㻟ྕ㤋
3号館
䠘㻝㻌㝵䠚
＜1
階＞
䚷䚷䐢⢊ᮎ㼄⥺ᅇᢡ⿦⨨⑤粉末X線回折装置＜４階＞④結晶スポンジ法
X線回折装置䠘㻠㻌㝵䠚
＜4階＞
䚷䚷䐧㉁㔞ศᯒィ⑩質量分析計䚷䚷䐨ඖ⣲ศᯒ⿦⨨⑪元素分析装置
䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨⑬核磁気共鳴（NMR）装置
䚷䚷䚷䚷㻌㻶㻺㻹㻙㻱㻯㻭㻠㻜㻜
JNM-ECA400

⋞㛵
玄関

䠄㻞ྕ㤋䠅
（2号館）

㻞ྕ㤋
2号館

䠄㻝ྕ㤋䠅
（1号館）

ᮾ㛛
東門

⋞㛵
玄関

Ᏺ⾨ᡤ
守衛所

【䛆䚷᫂኱ᑎ䠉ᒣᡭ䝬䝑䝥䚷䛇
明大寺－山手マップ 】

1㻝

ᕝ
எ川
乙

ᮾ岡
東
ᒸ崎
ᓮ駅
㥐
䝃䞊䜽䝹㻷
サークルK

୕ᓥ䝻䝑䝆
三島ロッジ

ṇ㛛
正門
㻠㻤㻟
483

㻺
N

ᒸᓮ䝁䞁䝣䜯
岡崎コンファ
䝺䞁䝇䝉䞁䝍䞊
レンスセンター

᫂኱ᑎᆅ༊
明大寺地区

ᮾ㛛
東門

ᒣᡭᆅ༊
山手地区
᫂኱ᑎ䝻䝑䝆
明大寺ロッジ
ṇ㛛
正門
䝻䞊䝋䞁

ᮾ㛛
東門

㊥㞳䠖⣙㻌㻤㻜㻜㻌㼙
距離：約
800 m

機器センターたより

7５．センターの利用方法

設備利用方法１.

概要

機器センターは、磁気・物性、化学分析、分子分光の研究に必要な種々の設備を保守・管理し、ナノテクノロジープラットフォーム事業を通じて、それら設備をご利用いただける機会を提供しております（一部設備は除く）。所外利用者（大学および国・公立研究所等の研究者）の方には、設備の使用料は原則無料で公開しており、規定の範囲内ですが旅費も支給させていただきます。また、共同利
用研究者宿泊施設（有料）もご利用いただけます。
２.

申込資格・支援内容

以下に所属する研究者（ただし、大学院博士課程後期在学中の者を含む）が、当センターの設備を利用することができます。
• 国立・公立大学法人（高等専門学校を含む）• 私立大学法人（〃）• 国・公立研究所（独立行政法人を含む）等• 所長が上記研究者と同等の研究能力を有すると認められた者• 民間企業
設備の利用には、協力研究（共同研究）、施設利用（機器利用）、技術代行、技術相談の 4 種類があります。ただし、利用できる内容は設備によって異なります。
• 協力研究（共同研究） データ解析や学術的議論を含めた設備の利用を所内研究者と共同で行う。
• 施設利用（機器利用） 利用者が設備を操作、データ解析や学術的議論は利用者が独自に行う。
• 技術代行

実験・測定を研究所スタッフに依頼する。

• 技術相談研究所スタッフと実験・測定について検討する。

３.

初めて利用される方

当センターを初めて利用される方は、利用申請をする前に設備担当者宛に利用希望設備、実験内容、
利用希望日等をお問い合わせください。
≪各設備担当者への問い合わせ先≫「支援内容」のページ

http://nanoims.ims.ac.jp/ims/service_h27_ic.html#sv

から、設備名を選択し設備担当者等をご確認ください。
≪技術的な問い合わせ先≫
TEL：0564-55-7470

E-mail：ic-pub@ims.ac.jp

上記メールアドレスは、当センター設備担当者全員に送られます。お問い合わせ内容に応じて、設備担当者等から回答させて頂きます。

8

機器センターたより５．センターの利用方法
４.

利用方法

利用については各設備担当者までお問い合わせください。所内の方のみの場合は、申請は必要ありません。所外利用者は、ナノテクノロジープラットフォーム

分子・物質合成プラットフォーム HP（http://nanoims.ims.ac.jp/ims/）を参照してください。以下に概要を示します。
４．１

大学・官公庁の方の利用方法

（◆：提出して頂く書類等）

（1）申請

→

採択

利用期間

申請の種類 申込時期※ 1

通年（4/1 ～翌 3/31）

通常申請

前期

通常申請

（4/1 ～ 9/30）

随時申請

後期

通常申請

（10/1 ～翌 3/31）

随時申請

申請書類

前年度

◆利用申請書：Web 申請

12 月締切共同利用申請システム※ 2

3 月下旬以降
当年度
6 月締切
9 月下旬以降採択通知メール※ 4
前年度 3 月下旬

https://imsapply.ims.ac.jp/apply/
◆承諾書：

郵送※ 3

申請から 2 週間後
9 月下旬

書式 http://nanoims.ims.ac.jp/ims/・
utilization_01.html#ut01-2

申請から 2 週間後※ 1 申込受付・締切日は HP にてお知らせします。
※ 2 申請書で放射線業務に従事するとした場合の ◆放射線業務従事承認書 は、郵送にて提出。
≪放射線業務従事承認書〒444-8585

愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38

自然科学研究機構

分子科学研究所（TEL：0564-55-7337,※ 3 ≪承諾書

送付先≫
機器センター（ナノプラット）事務室

E-mail：nano-office@ims.ac.jp）

送付先≫〒444-8585

愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38

自然科学研究機構

岡崎統合事務センター（TEL：0564-55-7133,

国際研究協力課共同利用係

E-mail：r7133@orion.ac.jp）※ 4 利用開始日は、採択通知メール後の「採択通知書」発行後（記載の利用期間以降）になります。
＜補足＞• 申請 1 件で複数の設備を利用可能。
• 大学院学生、および学部学生は、（財）日本国際教育支援協会「学生教育研究災害損害保険」
および「学研災付帯賠償責任保険」または同等以上の保険加入のこと。
• 学部学生来所の場合は、指導教員の同行が必要。

機器センターたより

9５．センターの利用方法（2）来所計画
各設備担当者と打ち合わせの上、来所日程を決め、以下の連絡・手続き・書類の提出をお願いいたします。
①

設備の予約：各設備担当者までお問い合わせください。
一部の設備を除き、「大学連携研究設備ネットワーク予約システム（http://chem-eqnet.ims.ac.jp）」
から予約をお願いします。

②

来所日程の連絡：メールにて、機器センター（ナノプラット）事務室：nano-office@ims.ac.jp（1 人 1 フォーム）まで指定の書式（HP 参照）にてご連絡ください。
③

共同利用研究者宿泊施設（三島ロッジ）を利用希望の方
ロッジ予約システム（http://www.occ.orion.ac.jp/lodge/）でアカウント取得後、予約してください。
注）利用登録の際、『関係研究室』は [ 機器センター施設利用（「施設利用申込書」申請者）] を選択してください。
ロッジの鍵・許可証の受け取りは、宿泊初日平日の 11：00 ～ 15：30 です。時間内に受け取り出来ない方は、事前に機器センター（ナノプラット）事務室へご相談ください。
（ロッジチェックイン 15：00、チェックアウト 9：30）④

旅費を支給させて頂く方
下記書類を、提出してください（書式は HP からダウンロード）。
◆銀行振込口座登録依頼書：メールにて（nano-office@ims.ac.jp）（口座登録の手続き約 1 週間、来所後の支払い手続き後、振込みまで約 1 ヶ月要する）◆大学院生派遣依頼書：郵送◆学部学生派遣書：郵送◆出張報告書

来所ごと、２週間前までに来所ごと、２週間前までに※提出日の日付は、来所後の平日を記載のこと◆航空機利用の方－領収書（原本）と搭乗券の往路半券は来所時、復路分半は後日郵送※航空機金額確認のため、領収書または領収金額を、事前にご連絡ください。
※お二人以上で購入した場合、購入内容のわかるものを添付してください。
≪送付先≫〒444-8585

愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38

自然科学研究機構

分子科学研究所

TEL：0564-55-7337,

10

機器センターたより

機器センター（ナノプラット）事務室

E-mail：nano-office@ims.ac.jp

５．センターの利用方法
支給額（上限）は、採択通知時に連絡します。
（目安）協力研究：1 件の申請につき、30 人日相当（ただし上限 40 万円）
施設利用：1 件の申請につき

2 泊 3 日 4 回分相当

戦略的機器利用（NMR、ESR E680）の場合は 2 泊 3 日 6 回分相当（ただし上限 40 万円）※半期申請については、上記の 2 分の 1 相当⑤

その他：申請内容に変更がある場合来所する方で申請書に記載のない方は ◆共同利用者追加願、代表者の方に変更がある場合は ◆代表者所属変更届、共同研究者の方に変更がある場合は ◆共同研究者所属変更届、を機器センター（ナノプラット）事務室まで郵送してください。
（3）来所• 来所当日、正門守衛所で身分証明書を提示後、ネームプレートの交付を受け着用してください。
• 施設利用者控室にて来所時、および退所時に記録簿に記入してください。
•‌‌ロッジを予約された方は、宿泊初日 11：00 ～ 15：30 までの間に、事務センター棟 3 階：国際研究協力課共同利用係に来訪し、ロッジの鍵の受け取りと宿泊料金の支払いを済ませてください。
• ロッジチェックアウト後、鍵は返却ボックスへお返しください。
•‌旅費申請に必要な書類の提出がある方は、機器センター（ナノプラット）事務室（南実験棟 1 階
S101 号室）までお越しください。
航空機ご利用の方は、往路半券もご提出をお願いいたします。
（復路分は郵送をお願いいたします。）•時間外（平日 8：30 ～ 17：30 以外）に山手地区を利用される方は、設備担当者または機器センター（ナノプラット）事務室に申し出てください。
•設備利用終了後は、各設備の置かれている使用ノート等に必要事項を記入の上、必ず設備担当者に測定が終了した旨を報告してください。
※設備を追加で利用されたい方
各設備担当者とご相談の上 ◆利用設備追加届（書式は HP からダウンロード）を機器センター（ナノプラット）事務室へ提出してください。
利用形態・研究題目が異なる場合は、改めて申請を行ってください。
（4）成果報告等の提出（年度末）改めて、文部科学省提出の ◆利用報告書 と ◆業績リスト（書式は HP からダウンロード）の作成、ご提出の連絡をさせて頂きます。
なお、成果公開を見合わせる必要がある場合は、成果の公開を猶予することが可能です。事前に公開猶予とする理由を、機器センター（ナノプラット）事務室へご連絡ください。公開猶予期間は最大2 年です。公開猶予終了後、提出頂いている成果報告書等は公開となります。

機器センターたより

11５．センターの利用方法
４．２

民間企業の方の利用方法

（◆：提出して頂く書類等）（1）申請の前に•ご利用申請は、随時受付けしております。
•ご利用は、【成果公開型】と【成果非公開型】の 2 種類があり、いずれも有償利用（利用料金：【成果公開型】＜【成果非公開型】）となります。
•‌「支援内容」のページ

http://nanoims.ims.ac.jp/ims/service_h27_ic.html#sv から、設備名を選択し仕様・利用料金・担当者等をご確認ください。
•各設備担当者に、実験内容・利用希望日（装置の利用予約）等をお問い合わせください。
•研究題目が同じであれば、１件の申請に複数の設備を利用いただけます。
•‌申請は利用期間（ご利用希望日程）ごとに必要となります。年度を越える分については改めて申請してください。
•申請から利用開始までの日数は、最短でも 2 週間を要します。
•利用可能日は「許可書」に記載の期間内となります。
（後納に改定を予定）•設備使用料を前納した上で、ご利用をお願いいたします。
（設備利用前の納付が難しい場合については、所定の手続きの上、後納も可能です）（2）申請（郵送）
利用申請書は、http://nanoims.ims.ac.jp/ims/utilization_02.html#ut01-2 よりダウンロードし、ご記入の上、郵送にてご提出ください。
放射線を発生する単結晶 X 線回折装置、粉末 X 線回折装置、X 線溶液散乱測定装置、蛍光 X 線分
析装置を利用する方は ◆放射線業務従事承認書 も郵送願います。
※‌利用開始日ご記入の際は、申請から許可書発行までに最短でも 2 週間かかりますので、ご注意願います。
※‌申請内容に追加・変更等が生じた場合、代表者・共同研究者の方に変更がある場合は、改めて申請書の提出が必要となりますのでご留意ください。
≪利用申請書、放射線業務従事承認書〒444-8585

送付先≫愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38

自然科学研究機構

分子科学研究所（TEL：0564-55-7337

機器センター（ナノプラット）事務室

E-mail：nano-office@ims.ac.jp）（3）採択の決定採択となりましたら、「許可書」および「有償利用請求書」を郵送いたします。
（「許可書」が発行されるまでは装置をご利用いただけません）◆設備使用料の納付（後納に改定を予定）‌ 前納した上でご利用をお願いいたします。指定期日までに納付をお願いいたします。なお、設備利用前の納付が難しい場合は後納も可能ですが ◆徴収指定期日延期申請書（記入例参照）の

12

機器センターたより５．センターの利用方法提出が必要です。（事前に機器センター（ナノプラット）事務室までご相談ください。）≪徴収指定期日延期申請書〒444-8585

送付先≫愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38

自然科学研究機構

岡崎統合事務センター（TEL：0564-55-7133

国際研究協力課共同利用係

E-mail：r7133@orion.ac.jp）（4）来所の前に
以下の連絡・手続き等をお願いします。
①設備の予約の確認：各設備担当者までお問い合わせください。
‌一部の設備を除き、「大学連携研究設備ネットワーク予約システム（http://chem-eqnet.ims.ac.jp）」
からご予約できます。
②‌来所日程の連絡：メールにて、機器センター（ナノプラット）事務室：nano-office@ims.ac.jp（1 人
1 フォーム）まで指定の書式（HP 参照）にてご連絡ください。
（5）来所•来所当日、正門守衛所で身分証明書を提示後、ネームプレートの交付を受け着用してください。
•施設利用者控室にて来所時、および退所時に記録簿に記入してください。
「非公開利用」については、記録簿の指示にしたがって必要情報のみの記載で結構です。
•時間外（平日 8：30 ～ 17：30 以外）に山手地区を利用される方は、設備担当者または機器センター（ナノプラット）事務室に申し出てください。
•設備利用終了後は、各設備の置かれている使用ノート等に必要事項を記入の上、必ず設備担当者に測定が終了した旨を報告してください。
（6）成果報告等の提出【成果公開型】【成果非公開型】

年度末が近づきましたら、改めて文部科学省提出の ◆利用報告書 と ◆業績リスト の作成、ご提出の連絡をさせて頂きます。
なお、
成果公開を見合わせる必要がある場合は、 ご利用の都度、「利用報告書」（成果非公開用）
成果の公開を猶予することが可能です。事前に公 を１ヶ月以内にご提出ください。
開猶予とする理由を、機器センター（ナノプラッ（書式は HP からダウンロード）ト）事務室へご連絡ください。公開猶予期間は最大 2 年です。公開猶予終了後、提出頂いている成果報告書等は公開となります。
≪利用報告書 送付先≫
≪利用報告書 と 業績リスト 送付先≫
〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38※ Web アップロードによるご提出
自然科学研究機構 岡崎統合事務センター
自然科学研究機構 分子科学研究所
国際研究協力課共同利用係
機器センター（ナノプラット）事務室（TEL：0564-55-7133，‌E-mail：r7133@orion.ac.jp）

機器センターたより

13

５．センターの利用方法
５.

お問い合わせ先•技術的なお問い合わせ⇒ 	 自然科学研究機構

分子科学研究所

		

機器センター		

TEL： 0564-55-7470

		

E-mail：ic-pub@ims.ac.jp•申請・利用についてのお問い合わせ ⇒自然科学研究機構

分子科学研究所

		

機器センター（ナノプラット）事務室

		〒444-8585

		

TEL：0564-55-7337

		E-mail：nano-office@ims.ac.jp•各種案内、書類ダウンロード⇒

愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38
FAX：0564-55-7448

ナノテクノロジープラットフォーム

		

分子・物質合成プラットフォームホームページ

		

http://nanoims.ims.ac.jp/ims/

⇒
		

14

機器センターたより

機器センターホームページ
http://ic.ims.ac.jp

５．センターの利用方法

大学連携研究設備ネットワーク利用方法
１.

概要

機器センターの設備は、大学連携研究設備ネットワーク（以下、設備ネットワーク）に登録されており、予約も設備ネットワークの予約システムを通じて行っていただいております。本システムは平成 30 年 5 月より利用者増に伴う情報の大容量化への対応、セキュリティー強化、操作性向上を目的に、
予約システムをリニューアルしました。ここでは、機器センターの設備利用を前提とした利用方法について説明します。
２.

利用方法

２．１

ホームページ

設備ネットワークのホームページ（図 1）のURL は以下の通りです。ここから予約システ
ムにログインします。

お問い合わせhttps://chem-eqnet.ims.ac.jp/

２．２

アカウント

予約システムを利用するためにはアカウントが必要です。所属機関でアカウントを作成していただく場合や機器センターでアカウントを発

図 1 設備ネットワークホームページ

行する場合などがございますので、アカウントをお持ちでない場合は、ホームページ右上のお問い合わせフォームより問い合わせ願います。
２．３

利用の流れ

（1）予約
※利用者自身のアカウントで予約を行ってください。ただし、施設利用の場合は申請代表者が予約を行ってください。協力研究の場合は受け入れ研究室側で対応をお願いします。（外部ユー
ザーを研究室メンバーとしてアカウントを発行するか、受け入れ研究室の対応者が予約を入れる。
）（a） 予約システムにログインし、利用する設備を [ 予約 ] － [ 設備を検索 ] から分子科学研究所
機器センターの装置を検索し、設備名をクリック（図 2）。
（b） 設備詳細画面の [ 相互利用予約 ] をクリック（図 3）。
（c） 利用日時・予算区分（運営費交付金等）を選択し、[ 登録 ] をクリック（図 4）。続いて確認画面の［OK］をクリック。

機器センターたより

15

５．センターの利用方法①②③

図 2 設備検索④

図 3 設備詳細画面

16

機器センターたより５．センターの利用方法

⑤

⑥

⑦

図 4 予約テーブル（2）予約の確認、修正、取消[ 予約状況 ] で、予約状況の確認、（利用日時の変更等の）予約修正、予約の取消が出来ます（図 5）。
予約の修正では図 4 のような画面で日時の再設定ができます。
「承認待ち」 ：設備管理者が予約を確認中です。
「予約中」：設備の利用が出来る状態です。

機器センターたより

17５．センターの利用方法

図 5 予約状況
２．４

参考（1）ＩＤ・パスワードの変更
ＩＤ、パスワードは、ログイン後、[ マイページ ] から、[ パスワードの変更 ] で随時変更出来ます。

（2）ＩＤ・パスワードを忘れた方へ
ＩＤ・パスワードを忘れてしまった場合は、トップペー
ジログイン部分の直下にある「ID・パスワードを忘れた方」のリンクをクリックしてください（図 6）。設定ページでメー
ルアドレスと名前を入力するとシステムからメールが届きます。ID はメールに記載されています。パスワードは再設
定用ページの URL が記載されています。記載ページにてパスワードの再設定をしてください。

図 6 トップページのログイン部分※

予約システムの操作の詳細はマニュアルをご覧ください。
（マニュアル URL：http://chem-eqnet.ims.ac.jp/manuals/）

18

機器センターたより５．センターの利用方法

液体ヘリウム利用方法
１.

概要

現在、明大寺地区および山手地区のヘリウム液化機は順調に稼働しています。液体ヘリウム供給方法については以下の通りご案内します。
従来の利用方法を踏襲して、予め液体ヘリウム充填済みのベッセルを何台か用意させて頂き、ベッセルの持ち出し及び返却で液体ヘリウムをご利用頂くシステムの変更はございません。ただし、研究室所有の専用容器への供給はセルフ方式となりますので、ご了承ください。
以下では、現在行われている利用方法を中心に記しておきます。その他、利用規程や液体ヘリウム
取り扱い上の注意等につきましては、機器センターホームページ内の液体ヘリウム利用者のためのマニュアル（http://ic.ims.ac.jp/kiki/teion/He_user_manual2008.pdf）に詳しく書かれておりますので、ご参照頂ければ幸いです。
山手地区での液体ヘリウムご利用方法については、以下の「山手地区液体ヘリウム利用方法」をご参照ください。
２.

液体ヘリウム利用の前に• 液体ヘリウム使用者は、「液体ヘリウム利用者講習会」を受講し、液体ヘリウム利用者として登録すること。（必要があれば「液体ヘリウム利用者講習会」は随時行う）• 実験室のヘリウム回収配管を利用する場合、早めに機器センターの寒剤担当者に連絡すること。
３.

明大寺地区液体ヘリウム利用方法

３．１

設置場所

• 極低温棟 1 階 105 室
３．２

ベッセル持ち出し手順（1）所定の場所にあるベッセルを手前から順に持ち出す。
（2）備え付けの「ベッセル持ち出し・返却入力用パソコン」の画面の「持出」にタッチする。
（3）スキャナーでユーザーコードを読み取り、次に容器コードを読み取り、「確認」にタッチする。
（4）ベッセルを持ち出す。
３．３

ベッセルの返却手順（1）ベッセルをロードセル中央に載せる。
（2）パソコンの画面の「返却」にタッチし、スキャナーで容器コードを読み取り、「計量」にタッチする。
（3）表示内容を確認の上、「確認」にタッチして、ベッセルを返却場所に置き、回収配管につなぐ。
（4）返却完了。
ベッセルの持出・返却の際は、回収用のバルブ操作に十分注意してください。

機器センターたより

19

５．センターの利用方法
４.

山手地区液体ヘリウム利用方法

４．１

設置場所

• 山手 4 号館 207 号室
４．２

ベッセル持ち出し手順（1）所定の場所にあるベッセルを持ち出す。
（2）液体ヘリウム自動計量装置のコントローラー付属のスキャナーでユーザーコード及び容器コードを読み取る。

（3）ベッセルをロードセルに載せる。
「持出」ボタンを押し、ベッセルを持ち出す。
（4）
４．３

ベッセルの返却手順（1）ベッセルをロードセル中央に載せる。
（2）スキャナーで、ユーザーコード及び容器コードを読み取る。
「現在量」の表示が安定したら「返却」ボタンを押す。
（3）「返却」ランプが点滅するので、（4）容器を返却場所に置き、回収配管につなぐ。
（5）返却完了。
ベッセルの持出・返却の際は、回収用のバルブ操作に十分注意してください。
５.

異常時

異常時は、直ちに機器センター寒剤担当者（明大寺地区：内線：7471 または 4553、携帯：0904082-6162、山手地区：内線：5516、携帯：090-9025-1928）に連絡すること。
６.

その他• 供給可能時間は、充填済みの持ち出すベッセルがある場合は終日可能である。
• 研究室で所有するベッセルも上記方法で利用可能である。
• 使用期間の長期化は、貸し出し容器の不足が発生し液体ヘリウムの供給に支障が出るため、容器はなるべく早めに返却すること。
• 液体ヘリウムは必ず 5 ℓ 以上残した状態で返却すること。
• ヘリウムの回収ロスが直接供給価格に反映されるため、蒸発ガスの回収 100％を心がけること。
• 回収ガスに、なるべく空気を混入させないように十分注意すること。
• ベッセルへの空気混入は絶対に避けること。
• 液体ヘリウム供給価格：平成 29 年度後期

20

機器センターたより

1 ℓ 当たり 139 円。

５．センターの利用方法

液体窒素利用方法
１.

概要

液体窒素の汲み出しは、セルフサービス及び自動供給・自動計量です。液体窒素に関しては、大学で死亡事故もあり、ユーザーが液体窒素を安心して利用するためには、単に供給装置の利用講習だけ
でなく液体窒素自体の安全教育も重要です。
明大寺地区液体窒素利用者のためのマニュアルは、機器センターホームページ（http://ic.ims.
ac.jp/kiki/teion/N2_user_manual2011.pdf）にあります。当マニュアルには、分子研における液体窒
素汲み出しの手順だけでなく、液体窒素を取り扱う上での注意点や液体窒素容器の種類と使用方法についても詳細に書かれておりますので、是非ご参照ください。
なお、山手地区での汲み出し手順は明大寺地区と少し異なりますので、以下の「山手地区液体窒素
汲み出し手順」の項をご覧ください。
以下では、要点を抜粋し、簡単に記しておきます。
２.

特に注意すべき点• 凍傷を防ぐ：保護眼鏡、革手袋を使用すること。
• 酸欠を防ぐ：実験室内の換気に注意すること。
• 爆発を防ぐ：容器を密封しないこと。
３.

液体窒素容器について• 容器には開放型と密封型があり、密封型を使用するときは取扱説明書をよく読んでおくことが必要である。
• 容器を購入する場合、あらかじめ供給が可能な容器かどうかを寒剤担当者に確認すること。
• 容器は登録しなければ使用できない。登録した容器には容器バーコード（ベッセルバーコード）が発行される。
４.

液体窒素汲み出しの前に• 毎年年度初めに実施される「液体窒素利用者講習会」に参加申請し、受講する。この時受講できなかった人は後日、随時液体窒素利用者講習を実施するので寒剤担当者に連絡する。
• 受講修了者にはユーザーバーコードが発行される。
５.

明大寺地区液体窒素汲み出し手順

５．１

汲み出し場所• 化学試料棟 2 階入り口の渡り廊下• 極低温棟 105 室（大型容器充填専用）•UVSOR 棟地階（UVSOR 利用者専用）

機器センターたより21

５．センターの利用方法
５．２

手順（1）容器をロードセルに載せフレキシブルチューブを挿入する。（革手袋着用のこと）（2）ベッセルバーコードとユーザーバーコードをバーコードリーダーで読み取る。
（3）操作画面上の「READY」にタッチすると充填が開始する。満量充填でも必要量充填でも可能。
（4）充填終了時、電子ブザーが鳴る。
（5）容器をロードセルから降ろすと電子ブザーが止まる。
５．３ 注意異常時は緊急閉止弁を閉め、直ちに緊急時連絡先（内線：7471 または 4553、携帯：090-40826162）に連絡すること。
５．４

その他

• 汲み出しの時間は、原則平日午前 9 時～午後 5 時までである。
• 無登録の所外研究者（液体窒素利用者講習会未受講者）が液体窒素の汲み出しを行う場合は、「液
体窒素利用者講習会」受講修了者立ち会いのもとで行うこと。
• エレベーターに人と液体窒素容器とを同乗させてはいけない。
• 液体窒素供給価格：平成 29 年度後期
６.

1 ℓ 当たり 63 円（明大寺地区）。

山手地区液体窒素汲み出し手順

６．１

汲み出し場所• 山手 4 号館 2 階液体窒素供給室
６．２

手順（1）容器をロードセルに載せフレキシブルチューブを挿入する。（革手袋着用のこと）（2）容器バーコードとユーザーバーコードをコントローラー付属のバーコードリーダーで読み取る。
（3）コントローラーの「開始」ボタンが点滅する。
「開始」ボタンを押すと充填が開始する。
（4）（5）充填途中で止めたいときは「停止」ボタンを押す。
（6）充填終了時、電子ブザーが鳴る。
（7）容器をロードセルから降ろすと電子ブザーが止まる。
６．３ 注意異常時は直ちに緊急時連絡先（内線：5516、携帯：090-9025-1928）に連絡すること。
６．４

その他

• 汲み出しの時間は、原則午前 7 時～午後 7 時までである。
•「液体窒素取り扱い講習」を受けていない人は、汲み出すことはできない。
• エレベーターに人と液体窒素容器とを同乗させてはいけない。
• 液体窒素供給価格：平成 29 年度後期

22

機器センターたより

1 ℓ 当たり 85 円（山手地区）。

５．センターの利用方法

小型貸出機器利用方法
１.

概要

共同利用機関であり流動性も高い分子科学研究所において、一時的に使用する機器を備え貸出できる環境を整えることは、無駄な投資を防ぐ意味でも有用です。そこで機器センターでは、各種実験に利用できる汎用性の高い機器を中心に、小型貸出機器として保有しています。例えば、電源・ボック
スカー・発振器・エレクトロメーターなどの共通性の高い汎用機器から、光スペクトラムアナライザー・
オシロスコープなどの比較的高価な機器も備えています。昨年度（H29 年度）は、ソースメーター、
水銀キセノンランプ等を更新し、現在は 93 台を保有しております。所内の方のみの貸出とさせて頂
いておりますが、所外の方でも施設利用や協力研究等の実験の際には、所内の方を通じて利用して頂くことが可能です。
なお、機器保管場所は、「南実験棟 3 階 S321」です。
２.

利用方法

小型貸出機器については、機器センター HP（http://ic.ims.ac.jp/）から「所有設備一覧」を開いて頂き、下に送って頂き「所内専用」のところの「小型機器→ 機器リスト・利用方法はこちら」をご参照ください。機器の利用状況表もご確認頂けます。
機器の利用の際は、メール、またはお電話にて以下の内容のご連絡をお願いいたします。

● 電子メール送り先：

ueda@ims.ac.jp

Subject： 「小型貸出機器の利用」とご記入ください。
--- ＜送信事項（記入例：コピー＆ペーストしてお使いください）＞ --機器名：5-101 ロックイン増幅器 SRS SR830
利用者氏名：機器 千太
利用者所属：○× Ｇ
利用者メールアドレス：kiki@ims.ac.jp
利用開始日：平成 30 年 4 月 3 日
返却予定日：継続使用を希望----------------------------------------------● お電話の場合：担当

上田、内線 7226

までご連絡ください。

既に利用されている機器の場合であっても、ご連絡頂ければ出来る限り日程調整をさせて頂きます。
貸出期間については、原則 2 週間とさせて頂いていますので、返却予定日を設定される方は利用開始
日から 2 週間以内の日としてください。返却予定日が決まっていない場合は「継続使用を希望」として頂ければ、次の利用希望が入るまで継続してご利用頂けます。但し、利用期間が 2 週間以上経過している場合、次の利用希望が入った時点で出来る限り速やかに返却して頂くようお願いいたします。
返却の際も、メール、またはお電話にて以下の内容のご連絡をお願いいたします。

機器センターたより23

５．センターの利用方法● 電子メール送り先：

ueda@ims.ac.jp

Subject： 「小型貸出機器の返却」とご記入ください。
--- ＜送信事項（記入例：コピー＆ペーストしてお使いください）＞ --機器名：5-101 ロックイン増幅器 SRS SR830
利用者氏名：機器 千太
利用者所属：○× Ｇ
利用者メールアドレス：kiki@ims.ac.jp
返却年月日：平成 30 年 4 月 28 日----------------------------------------------● お電話の場合：担当

上田、内線 7226

までご連絡ください。

なお、利用の際の機器の持ち出し、及び返却は、お手数ですが利用者ご自身でお願いします。参考
までに、小型貸出機器のリスト（機器名別）を表 1 に示します。
お気軽に、ご利用ください。
表1

小型貸出機器（93 台）機器名別リスト

機器名

台数

機器名

台数

ロックイン増幅器

5

標準ハロゲンランプ

1

ボックスカー積分器

22

波長較正用水銀ランプ

1

広帯域前置増幅器

4

デジタルフォトメーター

1

高速電流増幅器

1

パルスウェーブメーター

1

ユニバーサルカウンター1

光スペクトラムアナライザー

1

関数信号発信器1

デジタルオシロスコープ

7

ファンクションジェネレーター

1

オシロスコープ用高圧プローブ

1

ファンクションシンセサイザー

1

直流定電圧／定電流電源（ソースメータ）

5

シンセサイズドスイーパー

1

2 出力直流定電圧電源

1

任意波形発生器

1

直流安定化電源1

デジタルディレイジェネレーター

6

高圧安定化電源10

デジタルマルチメーター

5

X-Y-t 記録計

2

デジタルボルトメーター

1

データロガー1

シングルモノクロメーター

1

時間軸較正器1

水銀キセノンランプ

1

C.F. ディスクリミネーター

1

重水素ランプ1

フラックスゲート型磁力計

1

分光光度計波長較正用ランプセット

1

ライトチョッパー

1

マルチチャンネルアナライザ

1

24

機器センターたより５．センターの利用方法

サンプル準備室利用方法
１.

概要

機器センター設備の利用時、測定可能な状態での試料持ち込みを推奨しますが、来所後に試料調整や準備が必要な場合、サンプル準備室（明大寺地区・極低温棟 201 号室）をご利用いただけます。
２.

利用方法

• 利用の都度、ノートに記入をお願いします。
• 予約制ではありませんが、利用予約が必要な場合は、担当者までご連絡ください。
• 長時間場所を離れる場合や、危険物等がある場合は、付箋等で分かるようにしてください。
• 整理整頓を心がけてください。
• 廃液処理は各自で行ってください。
２．１

設置設備

• 真空ライン（自作、[ 真空度 ](RP) ～ 3 Pa、(DP) ～ 10−４ Pa、[ 接続 ]TS15/25、φ 6 mm 管）• 真空型グローブボックス（UNICO・UN − 12L、自動内圧調整器・酸素濃度計・露点計付き）
寸法 (mm)：メインボックス 1200 × 650 × 600、パスボックス 250 × 250 × 350
立ち上げ時（一般窒素）：酸素濃度 1ppm 以下、露点−30℃• 上皿天秤（島津・UW620H）• 実体顕微鏡（ニコン・SMZ745T）• 超音波洗浄機（アズワ・US−1R）• ホットスターラー（IKA・C-MAG HS7 digital）• 定温恒温乾燥機（EYELA・NDO−400）• 電気炉（Yamato・FO510）• ドラフトチャンバー（Yamato・KFC2180）

真空ライン

真空型グローブボックス

機器センターたより25

５．センターの利用方法

施設利用者控室
１.

概要

施設利用者の方にご利用いただけますよう、施設利用者控室を設置しております。明大寺地区では、
極低温棟 2 階 202 号室、および南実験棟 1 階 113 号室に、山手地区では、山手 5 号館 1 階にあります。
会議机やホワイトボード、個人用机もございますので、打ち合わせや測定の合間の休息にご利用ください。また共用パソコン、プリンターもご利用いただけます。パソコン持込みの場合、所内ネットワー
ク接続に必要なアカウントも発行可能です。ネットワーク利用上の注意に従ってご利用ください。
当センターの施設利用者の方であれば、どなたでもご利用いただけますが、利用の際は、設備担当
者、あるいは機器センター事務室までお知らせください。来所・退所記録簿へのご記入も控室にてお願いしております。
お気軽に、ご利用くださいませ。

明大寺 極低温棟 2 階 202 号室

明大寺 南実験棟 1 階 113 号室

山手 5 号館 1 階

26

機器センターたより

６．所有設備紹介

電子スピン共鳴（ESR）装置
概要
電子スピン共鳴（ESR）装置は、不対電子（電子スピン）をプローブとした分光装置である。静磁場中に置かれた電子スピンのエネルギー準位は分裂し、一定のマイクロ波を加えながら静磁場を掃引すると、
このエネルギー差に相当する磁場で共鳴が起こる。この共鳴磁場や吸収強度などの観測から、
電子スピンを持つ原子や分子の量、構造、電子状態などに関する情報が得られる。ESR 装置は、有機ラジカルや遷移金属などを含む物質の物性研究の他にも、放射線や酸化などにより不対電子が生じた岩石や食品の評価、触媒や重合反応などのプロセス追跡にも利用される。

設備紹介（EMX Plus、E500）

担当）藤原

メーカー：Bruker

メーカー：Bruker

型

型

式：EMX Plus

基靖、伊木

志成子

式：E500

導入年度：平成 17 年度

導入年度：平成 10 年度（主な仕様）（主な仕様）

周波数

X-band（～ 9.4 GHz）

周波数

X-band（～ 9.4 GHz）

マグネット

−5 mT ～ 1.45 T

共振器

二重矩形、光透過、ENDOR

共振器

高感度（Q ～ 9000）

温度可変（ESR900）3.8 ～ 300 K

温度可変

デュアルモード（ESR910）1.5 ～ 4 K

光透過（ER4131VT）100 ～ 300 K[LN2]（ESR900）3.8 ～ 300 K

周波数

Q-band（～ 34 GHz）

（ER4131VT）100 ～ 300 K[LN2]

温度可変

5 ～ 300 K（CF935）

RT ～ 500 K[Air]オプション

テスラメーター
ゴニオメーター
光照射

（共通部）
マグネット

− 5 mT ～ 1.45 T

オプション

テスラメーター
ゴニオメーター、光照射機器センターたより

27

６．所有設備紹介
特徴

測定方法• ‌EMX では、磁場・シグナル強度ともに 24bit• ‌粉末、液体の場合は、石英管（X-band：外

対応で高解像度測定が可能。
•‌‌E500 で は、CW-ENDOR 測 定（LHe お よ び
LN2）が可能。また X-band に加え Q-band での高分解能測定も可能。

径φ 4 mm、長さ 250 mm、Q-band：外径φ2 mm、長さ 100 mm）に試料を封入。
• ‌単結晶の場合は、少量のアピエゾン N グリースで石英棒に固定。

• ‌X-band では、高感度、デュアルモード（許容・禁制遷移の観測）、二重矩形（定量・g 値較
正）、光透過の各種共振器を、測定に応じて選択でき、温度可変測定にも対応。

備考
毎月マシンタイム調整にて、翌月の予約を決定している。当月 1 日より、空いているマシン
タイムは随時予約解禁。

設備紹介（E680）


担当）藤原

基靖、伊木

志成子

特徴
パルス測定が可能。時間平均を観測している
cw 測定に対して、パルス測定ではスピンダイ
ナミックスを直接観測できる。ENDOR 測定や
ELDOR 測定（X-、Q-band）にも対応しており、核スピンや電子スピンの緩和時間などのダイナ
ミクスの直接測定や、電子スピン間の相互作用の強さから距離情報も得られる。任意波形発生器（AWG）により、照射するマイクロ波の周
波数・振幅・位相を自由に制御でき、広帯域・メーカー：Bruker

選択的励起が可能。またナノ秒波長可変レー型

ザーの導入により時間分解測定（X-、Q-band）

式：E680

導入年度：平成 10 年度も可能。

（主な仕様）
周波数

W-band（～ 94 GHz）

温度可変

3.8 ～ 300 K

マグネット

超伝導マグネット（6 T スプリット型）
掃引コイル（700 mT）

周波数

X-band（～ 9.4 GHz）
Q-band（～ 34 GHz）

温度可変

4 ～ 300 K（CF935）

マグネット−5 mT ～ 1.45 T

オプション

AWG（任意波形発生器）
ゴニオメーターテスラメーター
ENDOR 用 RF アンプ
ナノ秒波長可変レーザー

28

機器センターたより

測定方法
石 英 管（X-band： 外 径 φ 4 mm、Q-band：
外径φ 1.6 mm、W-band：外径φ 0.9 mm、長さ 100 mm）に試料を封入。
備考
利用は、「高周波・高磁場およびパルス ESRの使用経験があること」が条件。

６．所有設備紹介

SQUID 型磁化測定装置
概要
磁場または温度を変えながら磁化測定を行い、物質の磁気特性を調べる装置である。微少な磁化変化を検出できるよう SQUID（超伝導量子干渉素子）を用いている。有機磁性体の研究、超伝導体の新素材研究や記録媒体の評価など、磁気物性や材料工学などの広い研究分野で利用されている。
設備紹介（MPMS-7、MPMS-XL7）

担当）藤原

基靖、伊木

メーカー：Quantum Design

メーカー：Quantum Design

型

型

式：MPMS-7

式：MPMS-XL7

導入年度：平成 7 年度

導入年度：平成 14 年度（主な仕様）（主な仕様）

温度範囲

1.8 ～ 400 K
300 ～ 800 K（オーブン使用時）

超伝導磁石

7T
（液体窒素ジャケット付）

トランスポ

スタンダード、RSO

ート
オプション

志成子

温度範囲

1.8 ～ 400 K

超伝導磁石

7T

ト ラ ン ス ポ スタンダード
ート
オプション

AC 測定
（周波数：0.01 Hz ～ 1 kHz）
（交流磁場：～ 6 G）

サンプルスペースオーブン
マグネットリセット
垂直・水平サンプルローテータ
トランスバース検出

超低磁場
マグネットリセット
電気抵抗測定用ロッド
外部機器制御ソフト（EDC）（MPMS-7、-XL7 共用オプション）
共 用 オ プ シ 光照射用ロッド
ョン

圧力セル用ロッド

機器センターたより29

６．所有設備紹介
特徴

備考• ‌測定はシーケンス（測定プログラム）に従っ• マシンタイムの切り替えは、午前 10 時。

て自動的に行われる。
• ‌4.2 K 以下において時間制限なく温度保持でき、4.2 K を挟んで滑らかな温度変化が可能。

• 毎月マシンタイム調整にて、翌月の予約を決定している。当月 1 日より、空いているマシ
ンタイムは随時予約解禁。

• ‌光照射や圧力下における磁化測定が可能。
• ‌MPMS-7 では、オーブン使用時、800 K までの高温測定が可能。トランスバース検出シス
テムにより、横磁化（磁場と直交した磁化）の測定が可能。
• ‌MPMS-XL7 では、AC 測定により、緩和時
間等・スピンのダイナミックスを調べることが可能。また超低磁場オプションおよびマグ
ネットリセットにより、サンプル中心における残留磁場を 50 mG 以下に抑えた低残留磁
場中での測定が可能。（図 1、2 参照）‌ EDC により、電流源とナノボルトメーターを用いた電気抵抗測定など、外部機器の制御・データ取込が可能。
図1

測定

磁場勾配プロファイル• ‌ストロー（外径φ 6mm）の中央にサンプルを固定。サンプル形状等により、カプセルやラップ、アルミホイルなどを利用。上記以外に必要なものは、各自で用意すること。オー
ブン利用時は、ガラス管（外径φ 3mm 以下）にサンプルを固定し、銅線でロッドに吊す。
• ‌サンプル交換は、300 K で行うこと。
• 終了時に LHe トランスファーを行い、満タンにすること。
（MPMS-7 の週末利用者は、
LN2 トランスファーも行うこと。）• ‌He レベルは、超伝導磁石を冷却するために40% 以上に保持する必要がある。特に高磁場をかける場合は、He レベルに注意すること。
He Level

使用可能な最大磁場50 ～ 100 %7T

40 ～ 50 %1T

40 % 以下

実験不可

30

機器センターたより

図2

磁化の磁場依存性

６．所有設備紹介

単結晶 X 線回折装置
概要
単結晶試料に X 線を入射すると、結晶構造を反映した回折点が得られる。この回折点の位置および強度から、結晶構造解析が行われる。構造解析により、原子の三次元座標（立体構造）や原子間距
離・結合距離、三次元の電子密度などの情報が得られる。
数十～数百 µm サイズの単結晶試料が作成出来れば、3 時間程度で測定～解析が行える。
設備紹介（MERCURY CCD-1・R-AXIS Ⅳ、MERCURY CCD-2）

担当）藤原

基靖

※ ‌R-AXIS は故障中。現在のところ、修理・更新予定はありません。
測定方法• マウント0.1‌ ～ 0.5 mm 角の単結晶を、ビットに取り付けたガラス棒の先端、またはマグネット台座付サンプルループに、接着剤・ワセリン等で固定。
（ゴニオヘッドは、ビット用とマグネット用があり、CCD-1、-2、HyPix で共用可能）
メーカー：Rigaku
型

式：MERCURY CCD-1・R-AXIS Ⅳ、

MERCURY CCD-2
導入年度：平成 8 年度
（主な仕様）
X 線源

回転対陰極型、Mo
50 kV・100 mA（5 kW）（CCD1、CCD-2 共通）
コリメータ

φ 0.3、0.5、1.0 mm

カメラ長

35 mm、55 mm、75 mm

ゴニオメータAFC-7 型χサークル

検出器

Mercury CCD

温度可変

100 ～ 400 K

ソフトウェア

測定 : Crystal Clear
データ処理：CrysAlis
解析 : ‌‌C rystal Structure、
Olex2• X 線の立上げ・停止‌手順書に沿って、使用の度に X 線の立上げ・停止を行うこと。
• 温度可変測定‌PSA を起動させ、1 時間程度おいてから、コンプレッサーを起動して冷却を始める。最低
温 100 K まで、約 2 時間かかる。CCD-1 はボタン一つで自動停止。CCD-2 は冷却水、手動停止が必要。

機器センターたより

31

６．所有設備紹介
設備紹介（微小結晶 /HyPix-AFC） 

担当）岡野

芳則

• 低温測定ガス吹き付け型の冷却装置で、到達温度は、
N2 ガスモードで 100 K、He ガスモードで 24 K
（ 実 測 ）。 到 達 時 間 は、N2 で 240 分、He で150 分かかる。運転モードの切り替えは、Heから N2 には迅速に切り替え可能だが、N2 から He の場合は、冷凍機を一旦室温に戻す必要がある。

メーカー：Rigaku
型

式：HyPix-AFC

導入年度：平成 29 年度（主な仕様）
X 線源

回転対陰極、Mo
50 kV・16 mA（0.8 kW）
コンフォーカルミラー使用

コリメータ

φ 0.3 mm

検出器

HyPix6000

温度可変・100 K ～室温（N2 ガス : PSA より供給）
・24 ～ 100 K（He ガ ス ボ ン ベ：1 本 /8
時間）

ソフトウェア

測定：‌Crystal Clear、
CrysAlis
解析：‌Crystal Structure、
Olex2

特徴
• 高輝度 X線
‌ 光学系にコンフォーカルミラーを用いており、CCD-1、-2 に比べ、約 10 倍の高輝度 X
線ビームが得られ、測定が難しかった微小結晶でも測定が可能。ビーム径はφ 0.1 ～ 0.2 mm
で、コリメータはバックグラウンド低減のためビーム径よりやや大きめの 0.3 mm のものが取り付けてある。

32

機器センターたより

６．所有設備紹介

結晶スポンジ法による分子構造解析
概要
単結晶 X 線構造解析は、分子の立体構造を決定する上で最も強力な分析手法である。しかしながら、この手法を用いるためには、構造を明らかにしたい試料の単結晶が不可欠であり、単結晶作製は時として大きな困難を伴う。
「結晶スポンジ法」は、細孔性錯体の結晶（結晶スポンジ）を目的試料の溶液に浸すことで試料分子を結晶スポンジの細孔内に導入し、単結晶 X 線構造解析により試料分子の立体構造を明らかにするという「結晶化不要の単結晶 X 線構造解析法」である 1。当センターでは、結晶スポンジ法を用いて、提供を受けた試料の立体構造を明らかにする。

設備紹介（XtaLAB P200, SuperNova）

担当）足立

新規導入されました！

新規導入されました！

メーカー：Rigaku

メーカー：Rigaku

型

型

式：XtaLAB P200

式：SuperNova

導入年度：平成 25 年度

導入年度：平成 27 年度（主な仕様）（主な仕様）

X 線源

回転対陰極型、Mo/Cu デュ

X 線源

封入管型、Mo/Cu デュアル

アル線源

線源

Mo: 50 kV・24 mA（1.2 kW）

Mo: 50 kV・0.8 mA（40 W）
Cu: 50 kV・0.8 mA（40 W）

Cu: 40 kV・30 mA（1.2 kW）
コリメータ

φ 0.3、0.5 mm

コリメータ

ゴニオメータ

1/4χゴニオメータ

ゴニオメータκゴニオメータ

検出器

PILATUS 200K

検出器

Atlas S2 CCD 検出器

温度可変

100 K 〜室温

温度可変

100 K 〜室温

ソフトウェアCrysAlisPro

ソフトウェア精宏

ProCrysAlis

φ 0.3、0.5 mm

機器センターたより33

６．所有設備紹介
特徴

媒が細孔内を満たしている。それらは結晶スポ• 結晶化不要

ンジの骨格と強く相互作用しており、そのまま‌

本手法では、予め合成した結晶スポンジのでは細孔内に試料を導入することができない。

単結晶性を保ったままその細孔内に試料分子そのため、相互作用の弱い溶媒（ヘキサン等）

を包接させるため、試料の結晶化が不要であで結晶スポンジ細孔内を置換する必要があるる。そのため、結晶化が困難な試料や、原理

（１週間）
。

的に結晶化できない油状の化合物の構造解析• 包接（ソーキング）

も可能である。

‌

測定したい試料の溶液を、溶媒置換後の結• 微量分析が可能

晶スポンジが入ったバイアルに滴下し、細孔‌（１日〜数週間）。
内に試料分子を取り込ませる

単結晶１個分に包接されるだけの試料量でも測定できるため、原理的には数 ng の試料• 測定から構造決定が可能である。実際には、種々‌

ループ（図２）に試料包接後の結晶スポンの包接条件を検討するため、試料量は多いほジを載せ、単結晶 X 線回折装置で測定する

うが望ましい。

（数時間〜２日）。

• 絶対構造決定に有効‌

結晶スポンジの骨格には、ヨウ素や亜鉛と言った重原子が含まれている。キラルな試料の包接させた際に骨格がキラルな構造に変形することがあり、重原子由来の大きな異常分散が期待できる。この異常分散から、試料の絶対構造決定が可能である。
図２

測定例

• 解析

‌

‌

下記のサントニンをはじめとして、約 300

ループに載せた結晶スポンジ

必要に応じて他の分析手法で得られた情報

種以上の有機化合物の（絶対立体配置を含む）

も併せながら、試料分子の構造モデルを構築

立体構造を決定した。

。
し、構造精密化を行う（数日）
備考‌ ※予め「結晶スポンジの作製」および「溶媒置換」の項目は済ませておりますので、利用者からの試料提供を受けて「包接」以降を行います。

図１

サントニンの結晶構造

測定方法‌ ※結晶スポンジ法以外で本項の単結晶 X 線回折 装置（XtaLAB P200, SuperNova）の 利 用を希望される場合は担当者までご相談ください。

• 結晶スポンジの作製
既報 1–3 の手順に従い、有機三座配位子と‌

金属塩の溶液から液―液拡散法により結晶ス
ポンジを作製する（３日〜１週間）。
• 溶媒置換‌

結晶スポンジ作製後は、作成時に用いた溶34

機器センターたより

備考‌ 1. Y. Inokuma et al. Nature 2013, 495, 461.
2. Y. Inokuma et al. Nat. Protoc. 2014, 9, 246.
3. ‌F. Sakurai et al. Chem. Eur. J. 2017, 23.
15035.

６．所有設備紹介

粉末 X 線回折装置
概要
粉末試料に X 線を照射し、回折された X 線の角度および強度を測定する。主な利用法は定性分析（同定）である。既知試料の回折パターン（PDF：Powder Diffraction File）と照合することで測定試料の同定を行う。その他にも、ピークの有無や強度による結晶性や配向評価、ピーク幅による結晶子サ
イズ評価、小角領域の測定による粒子径の評価などにも用いられる。また測定精度によっては未知構
造解析も可能である。
設備紹介（RINT-Ultima Ⅲ）

担当）藤原

基靖

制御 PC

Windows7

ソフトウェアPDXL（ 基 本、 定 性、 リ ー
ト ベ ル ト、PDF-2）、NanoSolver

特徴• ‌CBO ユニットにより、集中法、平行ビーム法、
小角散乱光学系の切り替えが可能• 平行ビーム法により、試料成形の難しい試料でも、容易に測定可能メーカー：Rigaku
型

式：RINT-Ultima Ⅲ• 小角散乱測定により、ナノ粒子の粒径分布を求めることが可能（1 ～ 50 nm）

導入年度：平成 17 年度（主な仕様）
X 線源

測定方法
Cu 管球
40 kV・40 mA（2 kW）

光学系

集中法、平行ビーム法、小• 試料準備ガラス板やキャピラリ等に試料を充填

角散乱
ゴニオメータθ s/ θd 連動、
θ s 単独、θ d 単独
−3 ～ +154 deg.（2θ）

検出器

シンチレーションカウンタ

オプション

モノクロメーター
高分解能 PSA
回転試料台
キャピラリ回転試料台
小角散乱試料台
低温試料台（40 ～ 300 K）
機器センターたより35

６．所有設備紹介

Ｘ線溶液散乱装置
概要
サブナノ～サブミクロンにわたる広い空間スケールを扱う本装置は、多階層からなる分子システム（生体高分子やソフトマター）の研究に貢献する。共同研究にとどまらず、Ｘ線溶液散乱実験に関心のある研究者・学生への指導、実験計画段階での相談、放射光ビームラインへの橋渡し、課題申請書の作成、などについて可能な限り支援をしている。
設備紹介（Rigaku NANO-Viewer）


担当）秋山

修志

Ｘ線溶液散乱について溶液状の試料を光軸上に設置してＸ線を照射し、散乱されたＸ線の強度や角度分布を２次元検出器で記録する。均一なタンパク質溶液試料の場合、結晶性（配向性）試料とは違って散乱
像は等方的になる。したがって、散乱原点を中心に円環平均すると散乱角度（Q）に依存した散乱Ｘ線強度 I（Q）が得られる。タンパク質メーカー：Rigaku

溶液からの散乱強度、溶媒のみからの散乱強度、型

式：Nano-Viewer

これらを個別に記録して差分を取ると、溶質（タ導入年度：平成 25 年度

ンパク質分子）の散乱曲線が得られる。この散（主な仕様）

乱曲線には構造情報が含まれており、ギニエ解Ｘ線

1.5418 Å

検出器

PILATUS 200K

試料／検出器距離

100 ～ 1000 mm

Ｑレンジ（Å-1）

0.0063 ～ 1.703 Å

d（Å）

3.7 ～ 994 Å

試料体積

26 µL

試料温度

4 ～ 100℃

36

機器センターたより

析による回転半径や原点散乱強度の評価、間接
フーリエ変換による動径分布距離解析、低分解
能像（分子形状）の推定、既知の結晶構造との比較、などを通してタンパク質分子の大きさや形状を見積もることができる。

６．所有設備紹介

小角カメラ表ンを記録することもできる。各スリットのピン
ホール径、ビームストッパー径、試料と検出器の距離などを変化させて、試料に最適な小角カメラを選ぶ。上表のように、現状では A ～ K
で区別される 12 段階の小角カメラで運用している。それ以外の小角カメラ設定については管理者と要相談。

BSA 標準散乱
標準試料として用いられる牛血清アルブミン（BSA）の散乱パターンを A ～ K の小角カメ
検出器は DECTRIS 社の PILATUS 200K をラで記録した（上図）。3 mg/ml の試料濃度で採用している。検出器を平行移動させることで、

30 min 積算を基本とし、広角測定（A, B）とモジュール間の継ぎ目のない散乱・回折パター

極小角測定（K）では 10 mg/ml で 60 min の

機器センターたより37

６．所有設備紹介
積算としている。図中の散乱曲線は試料濃度とiMSaxs の周囲には生化学実験を行うための露光時間に対して規格化されているが、ビーム機器類が整備されており、タンパク質をはじめ強度に対しては規格化されていない。小角カメとする生体高分子試料の調製や評価ができる。

ラ設定が A から K となるにつれ、測定可能領

主 な 機 器 と し て は、 微 量 分 光 光 度 計

域は広角（高分解能）側から小角（低分解能）、電子天秤（NanoPhotometer P330, Implen）

側へとシフトしていき、同時に入射ビーム強度（CP3202S, CP224S, Sartorius）、pH 計（LAQUAが弱くなるために信号強度が弱くなっていく。

F-73, HORIBA）、高速液体クロマトグラフィー（AKTA － FPLC, GE）、動的光散乱（DynaPro

セルと試料ホルダ

Titan, Wyatt）、 卓 上 ク リ ー ン ベ ン チ（Clean
Booth BB-100, AS ONE）、 超 音 波 洗 浄 機（1510J-MT, BRANSON）、微量透析システム（Bio-Tech, COSMO BIO）などがある。
URL:

溶液試料には専用セルとセルホルダが準備されている。標準セルの容量は 26 マイクロリットルである。試料体積のより小さいセルでも測定可能だが、その場合は管理者と事前に相談のこと。試料温度は 4 ～ 100℃の範囲で制御可能である。個体試料（フィルム、ファイバーなど）についても専用の試料ホルダを用いて測定できる（温調はなし）。
試料準備室

38

機器センターたより

http://bms.ims.ac.jp/AkiyamaG/imsaxs.html

６．所有設備紹介

電子分光装置
概要
機能性材料バンド構造分析システムは、角度分解紫外光電子分光法（ARUPS: Angle-Resolved Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy）を用い、固体・薄膜試料の価電子バンド構造を決定することができる装置である。希ガス共鳴線による外部光電効果で機能性材料から放出された電子（光電子）のエネルギー分布と放出角度分布を計測することでバンド構造が得られ、これにより機能性材料の電子機能（例えば、最も基本的なイオン化エネルギーや仕事関数、伝導電荷の有効質量やスピン軌道相
互作用など）を調べることが出来る。
X 線光電子分光（XPS: X-ray Photoelectron Spectroscopy）装置は、超高真空中で試料に X 線を照射し、放出される電子（光電子）を検出する装置である。放出される光電子は、対象となる原子の内殻電子に起因するものであり、そのエネルギーは元素ごとに定まることから、エネルギー値を知ることで定性分析を行うことができる。原子の置かれている環境（化学状態）によって電子状態が変わることからピーク位置が僅かにシフトすることを利用して、化学構造解析を行うことができることから
ESCA（Electron Spectroscopy for Chemical Analysis）とも呼ばれる。
設備紹介（ARUPS）

担当）田中

清尚、解良

聡

エネルギー分 He Iα線を用いた金基板のフェ解能

ルミ端の半値幅は，9 meV 程度（温度：8.6 K、パスエネルギー：
2 eV、入射スリット：200 µm）

Entrance Slit （1） 0.1 mm（2） 0.2 mm（3） 0.3 mm（4） 0.5 mm（5） 0.8 mm（6） 1.5 mm
メーカー：VG Scienta（7） 2.5 mm型（8） 4.0 mm

式：DA30

導入年度：平成 26 年度

真空度

6 × 10-9Pa 以下（主な仕様）

装備機器

低速電子線回折（LEED）

電子分光器
紫外光源

静電半球型 200 mm 電子レン

Ar イオンスパッタガン

ズ（ディフレクター搭載）

各種加熱機構（通電・電子衝

マイクロ波放電方式

撃・セラミックヒーター）

He I, He II 共鳴線単色化機構

制御系

OS: Windows 8，実験データ

・He Iα  = 21.218 eVは、バイナリー形式やテキス

・He IIα = 40.814 eVトファイル形式など。専用解析ソフトを提供可能。
機器センターたより

39

各種加熱機構（通電・電子衝
析ソフトを提供可能。

Wslit）200 m で行った。角度積分
スリット幅（と Wslit の組み合わせによって、より高分解能な撃・セラミックヒーター）

モードでは5 分程度の測定時間で十分な SN 比測定が可能である。

OS: Windows 8，実験データのデータが得られた。Fermi-Dirac 分布関数を用

は、バイナリー形式やテキス①一般的な静電半球型電子分析器では困難な微いたフェルミエッジのフィッティング解析よりトファイル形式など。専用解小試料の二次元波数空間マッピングが可能②
６．所有設備紹介

エネルギー分解能は 9.4 meV と見積った。 E pass

析ソフトを提供可能。
広い温度領域（8-400ケルビン）における電子と Wslit の組み合わせによって、より高分解能な特徴
状態測定が可能③低速電子線回折法による二測定が可能である。
HOPG (T = 298 K)

制御系
特徴①一般的な静電半球型電子分析器では困難な微特徴
次元結晶構造を決定することが可能④様々な小試料の二次元波数空間マッピングが可能・②①一般的な静電半球型電子分析器では困難な微試料形態の表面処理が可能な機器（Ar イオンス

kx

ky
kx

広い温度領域（8-400ケルビン）における電子
小試料の二次元波数空間マッピングが可能②
パッタ機構、
電子衝撃加熱機構、通電加熱機構）Eb・=・0.5・eV

状態測定が可能・③低速電子線回折法による二広い温度領域（8-400ケルビン）における電子を搭載などが挙げられ、
様々な分野の機能性材
次元結晶構造を決定することが可能・④様々な状態測定が可能③低速電子線回折法による二料の電子状態評価に対応可能な実験装置となっ試料形態の表面処理が可能な機器（Arイオン次元結晶構造を決定することが可能
④様々な
ている。

試料形態の表面処理が可能な機器（Ar イオンススパッタ機構、電子衝撃加熱機構、通電加熱機
パッタ機構、
電子衝撃加熱機構、通電加熱機構）構）を搭載・ などが挙げられ、様々な分野の機
測定例を搭載
様々な分野の機能性材
能性材料の電子状態評価に対応可能な実験装置
HeI などが挙げられ、
ARPES: polycrystalline
Au @ T = 8.6 K
Intensity / arb. units

料の電子状態評価に対応可能な実験装置となっとなっている。
(a)ている。

Binding Energy(Eb / eV)kykx
kEy b・=・1.0・eV
ky

kx
kx

図 2・・・・He・ Iαによる HOPG のkyARUPS スペクトルkx～ 1.7・ Å-1）
xスペクトル
図 2 イメージとディラック点近傍（kHe I による HOPG の ARUPSにおける等エネルギー面マッピング。 1ky(Eb / eV)

10

8

6

4

Binding Energy / eV

2

0
(a)

(b)

10

Experiment
Epass = 2 eV
Wslit = 200 m
8

0.05

Fermi-Dirac
distribution function
Etot = 9.4 meV

6

4Binding Energy / eV0

Binding Energy / eV

2

-0.05

0

(b)

HExperimente I による A u 板の AFermi-Dirac
R UPS スペクトル。
distribution function

Epass = 2 eV(a) 価電子帯全域，(b)フェルミ準位近傍
E = 9.4 meV
W= 200 mslit

kx
ザーのディフレクター機能を用いることで、

HeI ARPES: polycrystalline Au @ T = 8.6 K

Intensity/ arb. units
Intensity/ arb. unitskxky

おける等エネルギー面マッピング。
ky
Binding
Energy
本装置の大きな特徴として、DA30
アナライ

測定例

Intensity / arb. units

HOPG (T = 298 K)

イメージとディラック点近傍（ kx ~ 1.7 Å ）に

測定例

図1

Eb・=・0・eV

tot

ARUPS スペクトルの 2 次元波数空間（kx,・ ky）
図 本装置の大きな特徴として、DA30
2 He I による HOPG の ARUPS スペクトル
アナライ
マッピングを容易に得ることが出来る点が挙げ1kx ~ 1.7）にイメージとディラック点近傍（
ザーのディフレクター機能を用いることで、k Åのみ）。
られる（※・一般的なアナライザーはx

おける等エネルギー面マッピング。
ARUPS
スペクトルの 2 次元波数空間（ kx, k y）
図 2 に高配向性熱分解グラファイト（HOPG）
マッピングを容易に得ることが出来る点が挙げの He・ I α・ ARUPS イメージを示す。HOPG やられる（※ 一般的なアナライザーは kx の み）。
グラフェンでは、π電子系が円錐状の分散（ディアナライ
図本装置の大きな特徴として、DA30
2 に高配向性熱分解グラファイト（HOPG）
ラックコーン）を示すことが知られている。本ザーのディフレクター機能を用いることで、の He I ARUPS イメージを示す。HOPG やグラ装置を用いることで、このような電子状態を高
ARUPSスペクトルの 2 次元波数空間（ k , k ）フェンでは、π電子系が円錐状の分散（ディラ
精度かつ容易に得ることが可能である。x y
マッピングを容易に得ることが出来る点が挙げ
ックコーン）を示すことが知られている。本装られる（※
一般的なアナライザーは kx の み）。
置を用いることで、このような電子状態を高精

図 1 に Auの He I ARUPS
スペクトルを示す。
0.05
0
-0.05

図
2 に高配向性熱分解グラファイト（HOPG）
度かつ容易に得ることが可能である。

Energy / eV （ E ）2 eV,
測定は、温度 8.6BindingK, パスエネルギー
passの He I ARUPS イメージを示す。HOPG やグラ板の ARUPS
図図1 1・・・
H・Hee・IIαによるによる AAuu 板の
A R UPS スペクトル。
スペクトル。

フェンでは、π電子系が円錐状の分散（ディラ(a) 価電子帯全域，(b) フェルミ準位近傍（a）
価電子帯全域，（b）
フェルミ準位近傍

ックコーン）を示すことが知られている。本装

図 1 に Au の He・ Iα・ ARUPS ス ペ ク ト ル を
図1に
Au の温度He I8.6・K,・パスエネルギー
ARUPS スペクトルを示す。
示す。
測定は、
（E ）
pass

測定は、
温度 8.6 K, パスエネルギー（ E pass）2 eV,
2・eV,・スリット幅（Wslit）200・µm で行った。角
度積分モードでは 5 分程度の測定時間で十分な
SN 比のデータが得られた。Fermi-Dirac 分布関数を用いたフェルミエッジのフィッティング
解析よりエネルギー分解能は 9.4・meV と見積った。Epass と Wslit の組み合わせによって、より高分解能な測定が可能である。

40

機器センターたより

置を用いることで、このような電子状態を高精度かつ容易に得ることが可能である。

６．所有設備紹介
設備紹介（EA-125）


担当）酒井

雅弘

装備機器

Ar イオンスパッタガン

制御系

OS: Windows XP，制御ソフ
ト : Omicron EIS。データの持ち帰りは、テキストファ
イル形式など。

特徴①水素、He 以外の全ての元素が検出できるメーカー：Omicron②化学状態に関する情報を得ることができる

型

式：EA-125③極表面（数 nm 程度）の情報を得ることがで

導入年度：平成 23 年度

きる ④導体だけでなく、絶縁物も測定可能で（主な仕様）

ある ⑤エッチング装置と併用することで深さ

電子分光器
X 線源

静電半球型 125mm、電子レ

方向分析が可能ンズ（静電 + 磁気レンズ）

絶縁物の場合には徐々に正に帯電するチャージ

ツ イ ン ア ノ ー ド（Mg, Al），
分 光 器 な し。 出 力 15kV,
20mA（Mg） ま た は 15kV,
34mA（Al）。

エネルギー分

Mg-Kα線を用いた清浄化処

解能と計数率理を行っていない銀板のAg3d 5/2,Entrance Slit 6 ×12mm, 半分値幅は，パスエ
ネルギー 10eV で 0.9eV（計数 率 5500cps）， パ ス エ ネ ル
ギー 50eV で 1.4eV（計数率60000cps）。 図 1（a）,（b）が挙げられる。有機物などのアップ現象が起きてしまうことがあるので、測定試料の固定方法を工夫する必要がある。
XPS は、絶縁物から導体まで幅広くほとん
どの材料に対して分析可能なことから、さまざ
まな表面物性の関係する場面で使用され、主な用途として、半導体や金属などの無機物から有機物までほとんどの材料について、極表面の組成、化学状態解析、汚染解析などが行われている。また、表面改質や接着・剥離解析など表面が関与する数多くの物性や機能の評価にも用いられている。
測定例参照。
Entrance Slit

真空度⑴

6 × 12 mm

⑵

φ 6mm

⑶

φ 2mm

⑷

φ 1mm

⑸

1 × 12 mm

4 × 10-8Pa 程度（測定槽主排
気はイオンポンプ、粗引き

図 1  Mg-Kαによる清浄化処理を行っていない銀板（a）パスエネルの Ag3d5/2 の光電子スペクトル。
ギー 50eV,（b）パスエネルギー 10eV

はターボ分子ポンプ）

機器センターたより

41

６．所有設備紹介
図 1 に清浄化処理を行っていない銀板のAg3d5/2 の光電子スペクトルを示す。X 線源はMg, X 線出力 15kV20mA（300W）, Entrance
Slit 6 × 12mm の条件下で（a）パスエネルギー
50eV,（b）パスエネルギー 10eV で測定した。
半分値幅はそれぞれ 1.4eV,0.9eV であった。

図 2  銅板および真鍮板の光電子スペクトル。
（a）ピカール研磨された真鍮板 ,（b）ピカール研
磨された銅板 ,（c）未研磨の銅板

図 2 に銅板および真鍮板の光電子スペクトルを示す。
（c）の未研磨のものは、表面付着物により Cu 由来のピークが非常に小さい。
（b）は表面研磨により表面付着物がある程度除去できたため Cu 由来のピークがはっきり見えるようになった。
（a）でも研磨により表面付着物がある程度除去できたため、真鍮の構成元素である
Cu, Zn が観測されている。（a）,（b）,（c）のいずれにも C1s, O1s が観されているが、これは大気中の C, O が表面に付着していることを示している。これら大気由来の元素の除去は、真空中での Ar イオンスパッタリングが必要となる。

42

機器センターたより

６．所有設備紹介

電子顕微鏡
概要
電子顕微鏡は、電子線を試料に当てて拡大像を観察する装置で、大きく分けて透過電子顕微鏡（TEM: Transmission Electron Microscope）と走査電子顕微鏡（SEM: Scanning Electron
Microscope）の 2 種類がある。透過電子顕微鏡では試料を透過した電子をレンズ系で拡大し結像させて内部構造を観察し、走査電子顕微鏡では試料からの反射電子や二次電子を検出して表面構造を観察する。また、電子線と試料との間の相互作用によって特性 X 線や非弾性散乱電子なども放出されており、これらを分析することで化学組成など様々な情報を得ることができる。
集束イオンビーム（FIB: Focused Ion Beam）加工機は、細く絞ったイオンビームを当てて試料を局所的に加工する装置で、電子顕微鏡観察用の試料作製等に用いられる。またイオンビームのエネル
ギーを利用し、発生する二次電子から試料の表面を観察したり、化学気相蒸着で表面に薄膜を作製したりすることができる。
設備紹介（電界放出形走査電子顕微鏡（FE-SEM）/ JSM-6700F（1））

導電処理用装置担当）松尾 友紀子

カーボンコーター：
SC-701CT（サンユー電子）
オスミウムコーター：
NL-OPC80AS（ 日 本 レ ーザ電子）特徴• ‌電子線のエネルギー幅の小さい電界放出形電子銃とセミインレンズ系対物レンズにより、低加速電圧での高分解能観察に対応。
• ‌最大で直径 2 インチまでの試料を観察可能。

メーカー：JEOL
型

式：JSM-6700F（1）導入年度：平成 14 年度

ただし高さは約 10mm まで。
• ‌二次電子像の他、組成コントラストを持つ反射電子像が観察可能。

（主な仕様）
電子銃

冷陰極電界放出形

加速電圧

0.5 ～ 30 kV

照射電流0.1 pA ～ 2 nA

倍率

25 ～ 650000 倍

像分解能

1.0nm（15kV）、2.2nm• ‌絶縁性試料の導電処理用として、カーボンコ
ーターおよびオスミウムコーターを提供。

（1kV）
試料サイズ

最大直径 2 インチ

検出器

二次電子検出器、反射電子検出器

機器センターたより

43

６．所有設備紹介
設備紹介（低真空分析走査電子顕微鏡（SEM-EDX）/ SU6600）

担当）松尾 友紀子、酒井 雅弘（EDX 検出器：QUANTAX XFlash 5060FQ）
検出器

シリコンドリフト検出器

検出面積60 mm2（15 mm2 × 4）

検出元素範囲B ～ Am

分解能

133 eV（Mn-Kα）以下（EDX 検出器：QUANTAX XFlash6 ¦10）

メーカー：日立ハイテクノロジーズ、

検出器

シリコンドリフト検出器

検出面積10 mm2

検出元素範囲Be ～ Am

分解能

121 eV（Mn-Kα）以下

ブルカー・エイエックスエス
型

式：SU6600、
QUANTAX
XFlash 5060FQ+XFlash6 ¦ 10‌コンバインシステム

導入年度：平成 25 年度

特徴• ‌低真空モードにより、高真空で脱ガスのある試料を観察したり、絶縁物を導電処理無しで観察したりすることが可能。
• ‌対物レンズがアウトレンズ系のため、磁性材（主な仕様）

料の観察も可能。

（SEM：SU6600）
電子銃• ‌最大で直径 150mm までの試料を観察可能。
ZrO/W ショットキーエミ

ただし直径によって、重量や高さ、使用可能

ッション形

な機能に制約があるため要相談。

加速電圧0.5 ～ 30 kV

照射電流

1 pA ～ 200 nA

倍率

10 ～ 600000 倍

像分解能

1.2 nm（30 kV、高真空モード（<10-3 Pa））
3.0 nm（30 kV、低真空モード（60 Pa））

低真空範囲

10 ～ 300 Pa

試料サイズ

最大直径 150mm（要相談）

検出器

二次電子検出器、低真空用二次電子検出器、反射

試料温度制御• ‌二次電子像の他、組成コントラストを持つ反射電子像、明視野透過電子像が観察可能。
• ‌エネルギー分散型 X 線（EDX）分析により、含有元素の定性分析、おおよその定量分析、
元素マッピングが可能。
• ‌EDX 検出器として、検出面積 60mm2 で高感度の検出器 XFlash5060FQ と、エネルギー分解能の高い検出器 XFlash6 ¦ 10 の 2 台を搭載。
• ‌オプションの MK3 形クールステージを装着

電子検出器、透過電子検した時は、ステージ温度を−20 ～ 50 ℃に制出器御することが可能。ただし、試料サイズは直オ プ シ ョ ン の MK3 形 ク

径 10mm までとなる。また、クールステー

ールステージ装着時のみジの着脱時や、使用中の試料交換の度に試料−20 ～ 50 ℃（要相談）室の大気開放（ドローアウト）が必要となるなど、制約があるため要相談。

44

機器センターたより

６．所有設備紹介
設備紹介（集束イオンビーム加工機（FIB）/ JEM-9310FIB（P））

担当）松尾 友紀子

TEM 用グリッドメッシュ上に搬送する、ピックアップシステム（下写真）を提供。プローブはガラス管とタングステン（0.5, 1, 10,30 µm）を用意。
• ‌今年度より技術代行については要相談。

メーカー：JEOL型

式：JEM-9310FIB（P）

導入年度：平成 14 年度（主な仕様）
イオン源

Ga 液体金属イオン源

加速電圧

5 ～ 30 kV

イオン電流

1 pA ～ 10 nA（10 段階切替）

加工形状

矩形、直線、点デポジション

カーボン化合物

試料サイズ

最大 20mm 角特徴• ‌Ga イオンビームを集束し、指定した微小領域（通常は数 µm ～数十 µm）を走査させる
ことによって、局所的なエッチング加工を行なうことが可能。
• ‌加工形状は、矩形、直線、点の３種類で、複雑な形状の加工には非対応。
• ‌特定の化合物ガスを試料表面に吹き付けながら走査すると、その領域に薄膜がデポジションされる。本装置ではフェナントレンガスからのカーボン化合物薄膜のみ対応。
• ‌主として、透過電子顕微鏡（TEM）観察用
薄膜試料、走査電子顕微鏡（SEM）観察用
断面試料の作製に用いる。
• ‌	FIB 装置内で加工し切り離した試料切片を、装置外の光学顕微鏡視野下でピックアップし機器センターたより45

６．所有設備紹介

熱分析装置
概要
熱分析装置では物質を温度制御しながら、その熱変化などを測定する。示差走査型カロリメーター（DSC）による分子の構造変化時の熱変化を直接測定する方法や、等温滴定型カロリメーター（ITC）
による分子間の結合時の熱変化を直接測定する方法がある。
設備紹介（示差走査型カロリメーター /VP-DSC）

担当）水川

哲徳、長尾

春代

（主な仕様）
温度範囲

1 ～ 130 ℃

セル容量

500 µlス キ ャ ン upscan mode : 0 ～ 90 ℃ /hr
速度

downscan mode : 0 ～−60 ℃ /hr

付属品

ThermoVac特徴• ‌温度を一定速度で変化させ、試料物質の転移メーカー：MicroCal

もしくは変性に伴う熱変化を測定する。溶液型

中の生体高分子に特化した仕様となってい

式：VP-DSC

導入年度：平成 21 年度

る。

設備紹介（等温滴定型カロリメーター /iTC200）

担当）水川

哲徳、長尾

春代

（主な仕様）
温度範囲

2 ～ 80 ℃

セル容量

200 µl滴 定 シ リ 40 µl
ンジ容量特徴• ‌温度一定下の条件において、リガンド滴下により２種の分子が相互作用する時に生じる反メーカー：MicroCal

応熱を測定する。溶液中の生体高分子に特化型した仕様となっている。

式：iTC200

導入年度：平成 21 年度

46

機器センターたより

６．所有設備紹介
設備紹介（DSC8231 / TG-DTA8122）

機種更新されました！

担当）藤原 基晴特徴• ‌示差走査熱量計（DSC）は、液体窒素冷却ユ
ニットにより、広範囲の昇降温測定が可能。
• ‌差動型示差熱天秤（TG-DTA）は、リアルタ
イムで試料の形状や色彩変化、流動性等を観察でき、最短 1秒間隔でキャプチャ画像を保存できる。ソフトウェア上では、時間や温度等の数値読取りと連動した画像表示、寸法計測も可能。
• ‌一定温度ホールド測定を行う際、オーバーシ

メーカー：Rigaku

ュートやアンダーシュートをさせないように型

温度を制御することが可能です。

式：DSC8231/TG-DTA8122

導入年度：平成 29 年度（主な仕様）• ‌解析ソフトウェアは、自動ピークトップ解析
やガラス転移温度解析、熱量計算解析機能、

温度範囲− 130 ～ 500 ℃

複数測定データの多重表示や Excelへの解析

サンプルパンAl : φ5 mm × 2.5 mmh

データ書き出しも可能です。

（45 µl）
昇温速度

1 ℃ /h ～ 20 ℃ /min

降温速度

20 ℃ /min（70 ℃まで）
10 ℃ /min（−50 ℃まで）
5 ℃ /min（− 100 ℃まで）

DSC スケール± 100 mW

オプション

液体窒素冷却ユニット（主な仕様 :TG-DTA）
温度範囲

RT ～ 1000 ℃

サンプルパン

アルミナ、Pt、Al :φ5 mm×2.5 mmh（45 µl）

昇温速度

1 ℃ /h ～ 20 ℃ /min

降温速度

20 ℃ /min（300 ℃まで）
10 ℃ /min（200 ℃まで）
5 ℃ /min（150 ℃まで）
（ 空 冷 冷 却 フ ァ ン 使 用 時、1000 から 50 ℃まで 20 分）

測定レンジ

TG  最大± 250 mg
DTA 最大± 1000 µV

オプション

試料観察アタッチメント
15fps（1280×1024 pixel）

図1

PET の TG-DTA（上）、DSC（下）測定機器センターたより

47

６．所有設備紹介

マトリックス支援レーザー脱離イオン化 - 飛行時間型質量分析計
（MALDI-TOF-MS）

概要

イオン化部はマトリックス支援レーザー脱離イオン化（MALDI）、質量分離部が飛行時間型の質量分析計（TOF-MS）。MALDI はマトリックスと呼ばれるイオン化を促進する試薬を試料と共にサン
プルプレート上に結晶化させ、そこにレーザー光を照射する。マトリックスはレーザー波長に対して吸収を持っているので急速に加熱され試料と共に気化される。試料は気相反応（プロトン移動など）
によってイオン化し、TOF-MS と呼ばれるイオン源で発生したイオンがフライトチューブ内を飛行し検出器まで到達する時間によって質量を測定する装置により分離、検出される。MALDI によるイ
オン化は穏和で試料分子の分解が起こりにくく、TOF-MS は分子量が数万～十数万のタンパク質のような高分子を測定することが可能であり、発生したイオンの大部分が検出器に到達するため感度も高い点が挙げられる。
設備紹介（microflex LRF）

機種更新されました！

担当）水川

哲徳、藤川

清江

L i n e a r m o d e ≤200 ppm
Mass accuracy （External Calibration）≤150 ppm（Internal Calibration）
Reflector mode ≤75 ppm
Mass accuracy （External Calibration）≤15 ppm（Internal Calibration）
特徴

メーカー：Bruker Daltonics
型

式：microflex LRF

導入年度：平成 30 年度（主な仕様）

測定には感度、分解能が異なる Linear modeと Reflector mode の 2 種類がある。
Linear mode による測定は一般的に高感度、低 分 解 能 で あり、Reflector mode はフライト

Mass range

m/z 1-300,000

チューブ内でイオンを反転させることによって、Linear mode

≥400（insulin）

Resolution≥600（Myoglobin M 2+）

初期運動エネルギーの広がりを収束させる効果≥700（Cytochrome C）≥800（Myoglobin）
Reflector mode >6,000（Angiotensin Ⅱ）
Resolution>9,000（Bombesin））>10,000（ACTH（1-17）>12,000（ACTH（18-39））と飛行距離を伸ばす効果により高分解能を実現している。しかし、感度の点においては Linear
mode より低 下 する。 測 定 の 際 には、 初 めにLinear mode で目的のピークの有無を確認した
後、 分 解 能 が 不 足 し て い る 場 合 に は 更 に
Reflector mode での測定をすることを薦めたい。
また、Reflector mode による mass range は
約 24,000 Da 程度になるので注意が必要である。

48

機器センターたより

６．所有設備紹介

有機微量元素分析装置
概要
試料を Pregl-Dumas 法に基づいて熱分解し、有機物を構成する主要元素である水素、炭素、窒素を定量的に水、二酸化炭素、窒素に変換し、これらを熱伝導法によって検出する。実際の分析では水
素、炭素、窒素の含有率が既知の標準試料を分析し、その検出感度から未知試料の含有率を決定する。
（品質管理分析）（石油、石炭、コークスなどの燃料分析）（土壌、ヘドロの分析）（水中の浮遊物質
および底質の分析）（大気汚染など公害測定）（無機物の分析）等の用途が挙げられる。

設備紹介（MICRO CORDER JM10）

担当）水川

所内専用

哲徳、藤川

清江

試料量でも構いません。

（2）‌サンプル管には試料名を明記して下さい。

（3）‌元素分析依頼書に必要事項を記入の上、メールに添付し元素分析担当者まで送信して下さい。
（E-mail:ic-ea@ims.ac.jp）（4）‌測定日をメールにてお知らせしますので指定された日に試料を山手 4 号館 4F404
号室入口にある箱に入れて下さい。
メーカー：J-SCIENCE LAB
型（5）‌測定終了後にメールにてお知らせします

式：MICRO CORDER JM10ので測定結果、残余試料を回収して下さ

導入年度：平成 23 年度

い。

（主な仕様）
測定元素

水素、炭素、窒素

測定精度

絶対誤差

測定範囲

水素

0.5 ～ 400µg

炭素3 ～ 2600µg

窒素

1 ～ 1000µg± 0.3％以内

測定例
未知試料の測定結果を図 1 に記載する。

特徴
依頼分析を以下のように行っている。
10mg 程度を採取しやすい（1）１試料につき	‌
サンプル管に入れて下さい。
回の測定につき 2mg 程度使【補足】通常、1
用します。試料によっては確認のため数回測
定 す る 場 合 が あ る の で、 充 分 な 量 と し て

図1

未知試料の測定結果

備考
所外公開はせず、所内専用で運用している。

10mg としてありますが、用意できる範囲の機器センターたより49

６．所有設備紹介

蛍光 X 線分析装置
概要
物質に X 線を照射すると、物質を構成する元素固有のエネルギー（波長）を持つ蛍光 X 線（特性X 線）が発生する。この蛍光 X 線のエネルギーを測定することにより、測定物質を構成する元素の分析（定性分析）を行うことができ、またそのエネルギーの X 線強度から目的元素の濃度を求める（定量分析）ことができる。蛍光 X 線分析装置とは、対象となる試料に X 線を照射し、そこから発生する蛍光 X 線のエネルギーを測定することで、試料を構成する元素の種類や濃度を判断するために用いる装置である。この装置の大きな特徴として、対象試料の範囲が広く、固体・液体・粉末など種々の形態で測定が可能であること、非破壊分析であること、測定作業が簡便で短時間で分析を行えることが挙げられる。
応用範囲は多岐にわたり、金属、鉱物の組成分析の他、食品分析や土壌分析、環境分析でも利用されている。
設備紹介（JSX-3400R Ⅱ）

担当）上田

正

特徴
CCD カメラ（38 万画素、10.8 mm × 8.2 mm）
で観察しながら試料の分析位置を調整でき、そのデータは測定データと一緒に保存できる。
また、WEEE 指令、RoHS 指令、ELV 指令、
日本の土壌汚染対策法などの有害物質規制に対応している。極微量の Cd、Pb、Hg、Cr などの有害元素の測定が簡単にでき、分析結果報告書作成ソ
フトによって、報告書が容易に作成可能である。
測定方法

メーカー：JEOL
式：JSX-3400R Ⅱ

固体試料は X 線照射位置に載せるだけで分

導入年度：平成 20 年度

析可能。試料が粉末や液体の場合は専用のセル（主な仕様）に試料を満たすことで分析ができる。ただし、型検出元素範囲Na ‐ U

セル表面には高分子フィルムが貼られており、X 線発生装置

5 ‐ 50 kV, 1 mA, 50 W

ターゲット

Rh

軽元素の X 線が吸収されてしまうため、軽元フィルタ

4 種自動交換（オープン含む）

コリメータ

1 mmφ/ 3 mmφ/ 7 mmφ

検出器

Si（Li）半導体検出器

試料室サイズ

300 mm（φ）× 150 mm（H）

試料室雰囲気大気または真空

素の感度は低下する。粉末試料の場合は加圧整形器でペレットを作製してもよい。
備考
液体試料の測定をする際は、装置の故障、検出器の性能劣化の恐れがあるため、真空排気は行わないこと。

50

機器センターたより

６．所有設備紹介

核磁気共鳴（NMR）装置
概要
核磁気共鳴（NMR）とは磁気モーメントをもつ原子核を含む物質を磁場の中におき、これに共鳴条件を満足する周波数の電磁波を加えたときにおこる共鳴現象である。核磁気共鳴装置はこの共鳴現象を観測することによって、原子の化学的環境を反映した原子個々の情報（どの原子とどの原子が隣り合っているか、原子間の距離がどの程度かなど）が得られるので、化合物の分子構造や組成、物理
化学的性質を分析する方法として様々な分野で日常的に用いられる。
設備紹介（AVANCE800）

担当）加藤

晃一

（主な仕様）
磁場18.79 T

感度（S/N）

1

プローブ

H-C-N 三重共鳴 TCI 型クライシステム

OS：CentOS 5

H ＝ 8800、13C ＝ 1900

オプローブ
Software：TopSpin2.1

特徴• 溶液の HCN 三重共鳴測定が可能• 極低温プローブによる超高感度計測に対応

備考
TCI 型クライオプローブは低温下に保たれた 1H および 13C プリアンプを搭載し、1H、13C
メーカー：Bruker型の高感度測定に最適化されている。

式：AVANCE800

導入年度：平成 25 年度

機器センターたより

51

６．所有設備紹介
設備紹介（AVANCE600）

担当）西村

勝之

（主な仕様）
磁場

14.1T

感度（S/N）

Liquid：1H ≧ 1028

プローブ

Liquid：5 mm H-C-N 三重共鳴
TXI 型
Solid：2.5 mm H-C-N 三重共鳴
CPMAS

システム

OS：CentOS 5
Software：TopSpin2.1

メーカー：Bruker
型

式：AVANCE600

導入年度：平成 25 年度

特徴• ‌溶液の HCN 三重共鳴測定が可能（核種固定）• ‌固体の HCN 三重共鳴測定が可能（核種固定）• ‌固体の試料体積 15 µl• ‌固体 MAS 最高回転周波数 35kHz• ‌長時間低温測定ユニットによる長時間低温測定が可能

設備紹介（JNM-ECA600）

溶液：−50℃、固体：−30℃
担当）水川

哲徳、長尾

プローブ

Royal、T10L、HCNFG3

システム

OS：Windows7 、

春代

Software：Delta5.0.4
特徴• ‌溶液の各種多核測定が可能（低周波数核種を含む）• ‌長時間低温測定ユニットによる長時間低温測定（−30℃まで）が可能• ‌液体窒素 30L 容器を用いた−100℃までの低メーカー： JEOL型

温測定が可能式： JNM-ECA600

導入年度：	‌平成 21 年度（平成 22 年度システム・
ソフトウェア更新）（主な仕様）
磁場14.1 T

感度（S/N）

Liquid（Royal）：1H ≧ 850、
13

C ≧ 330

52

機器センターたより• ‌予約は 15 分単位で、長時間測定優先

６．所有設備紹介
設備紹介（JNM-ECS400）

担当）水川

所内専用

哲徳、長尾

春代

（主な仕様）
磁場

9.4 T

感度（S/N）

1

プローブ

TH5AT/FG

システム

OS：Windows7 、H ≧ 280、13C ≧ 190

Software：Delta5.0.4
特徴• 溶液の各種多核測定が可能•液‌ 体窒素 10L 容器を用いた−100℃までの低温測定が可能• 予約は 15 分単位

メーカー：JEOL型

式：JNM-ECS400
備考

導入年度：平成 23 年度

所外公開はしていません。

表1

所有プローブ一覧

装置

プローブ

観測核

照射核

温度範囲

AVANCE800

5 mm H-C-N TCI 型 cryo

1

H

13

＋5 ～＋75℃○

AVANCE600

5 mm H-C-N TXI 型

1

H

13

C,15N

−50 ～＋80℃○

2.5 mm H-C-N CPMAS

1

H,13C,15N

1

H,13C,15N−30 ～＋80℃

×5 mm Royal1

H or 19F

15−100 ～＋150℃○

5 mm HCNFG3

1

H

13

C,15N

−20 ～＋100℃

×10 mm T10L

103

Rh ～ 15N

1

H−50 ～＋120℃

×5 mm TH5AT/FG

15

N ～ 31P

1

H or 19F−100 ～ +150℃○

ECA600ECS400C,15N

N ～ 31P

Auto Tune（装置やプローブの選択について、不明な点がありましたらご相談ください。）

機器センターたより53

６．所有設備紹介

ピコ秒レーザー概要
超短パルスレーザーでは、不確定性原理によってパルスの時間幅と波長幅（バンド幅）を同時に狭くすることは相反するが、ピコ秒のレーザーはその両者、つまり時間分解能とエネルギー分解能の両方において高い分解能が得られる。そのためピコ秒レーザーは、分光研究における超高速時間分解実
験の分光用光源として用いられ、吸収、或いは蛍光スペクトルを高い分解能で観測するための重要なツールである。また、パルス幅が短くピークパワーが高いことから、熱影響の少ない精密微細加工を実現できるツールとしても応用されている。
設備紹介（Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS）

担当）上田

正

を任意に出力できる。
（2）‌レーザー加工が可能。（要相談）
加工例：石英ガラス SEM 像（写真 1）（3）‌ポンプ・プローブ過渡吸収測定システムを構築している。（要相談）‌測定例：ペリレン / トルエン溶液の励起状
態の吸収時間変化（図 1）（蛍光寿命測定システム立ち上げ中）
装置の構成

メーカー：Spectra-Physics,Quantronix
型

式：Millennia-Tsunami,TITAN-TOPAS

導入年度：平成 10 年度（主な仕様）て、ポンプ光には Q-Switch Nd:YLF レーザーを用い、チタンサファイア再生増幅器からピコ

490 ～ 800 nm at TOPAS 400（Main Curve） 1180 ～ 1700 nm at TOPAS 800
パルスエネル 50 mW at 550 nm（S+I）
ギー

ザーを励起光源としたモードロック
Ti:Sapphire レーザーの出力光をシード光とし（平成 26 年度 Millennia のみ更新）
波長ブロック図を図 2 に示す。CW 半導体レー60 mW at 1300 nm（S+I）（RGA 0.9 W at 790 nm）（Pump（YLF）8 W）

パルス幅＜ 5 ps

繰り返し

1 kHz

秒赤外光（790 nm）を発振させている。その再生増幅器の出力を赤外光用 OPA（TOPAS
800: Travelling ‐ wave Optical Parametric
Amplifier of Superfluorescence 800）を励起、
或 い は 2 倍 波（395 nm） に し 紫 外 光 用 OPA（TOPAS 400）を励起するか光学系を切り換えることで、紫外から赤外のレーザー光を発振させることができる。
 ‌発振波長： 原理的には、表 1 に示す波長が（1）特徴得られる。TOPAS 800 からシグナル光、（1）‌紫外光から赤外光の広範囲に渡って、波長

ア イ ド ラ 光 が 得 ら れ、 外 付 け の BBO

54

機器センターたより

６．所有設備紹介
Crystal を取り替えることでそれぞれの 2
倍 波 発 生（SHS,SHI） や、 ポ ン プ 光（790nm）とシグナル光、或いはアイドラ光との和周波発生（SFS,SFI）、シグナル光、アイ ド ラ 光 そ れ ぞ れ の4倍 波 発 生（FHS,FHI）、さらにはシグナル光とアイド
ラ光との差周波発生（DFG）によって、紫外光から赤外光のレーザー光を得ることができる。また、TOPAS 400 からも同様にシグナル光、アイドラ光、それぞれの 2 倍

写真 1波発生を得ることができる。波長帯によっ

加工例て光軸調整が必要となるが、PC に波長を入力すれば出力される。
（2） ‌パルス幅（時間分解能）： オプティカルディレイステージを利用した自己相関法でLabView による自動測定を行った。その結果、約 2.7 ps（図 3）であった。

表１発振波長（nm）

TOPAS 800

TOPAS 400

Signal1180 	～ 	1700 Signal

490 ～ 800

Idler

2385 ～ 	1475 Idler

2030 ～ 780

SHS590 	～ 	 850 SHS

300 ～ 400

SHI

1180 	～ 	 740 SHS

245 ～ 355

SFS

474 	～  	 538 SHI

510 ～ 395

SFI

593 	～  	 515

FHS

295 	～  	 425

FHI500 	～  	 370

DFG

2400 	～ 10500

図１ ‌測定例（ペリレン / トルエン溶液の励起状態の吸収時間変化）

図３

図２

パルス幅の測定

ブロック図
機器センターたより55

６．所有設備紹介

蛍光分光光度計
概要
蛍光分光光度計は、励起光を試料に当て、放出される蛍光強度やスペクトルを測定して物質の定量、定性分析を行う装置で、吸光分析である分光光度計よりも非常に高い感度で測定が可能である。観測側（蛍光側）の分光器の波長を蛍光波長に固定し、励起側の分光器の波長をスキャンすると励起スペクトルが得られる。励起側の波長を固定（最も強い蛍光を生じる励起波長）し、観測側の分光器の波長をスキャンすると蛍光スペクトルが得られる。また、励起側分光器と観測側分光器の両方の波長をスキャンさせて測定できる装置もあり、簡単に蛍光励起スペクトルの測定が可能である。

設備紹介（SPEX Fluorolog 3-21）

担当）上田

光源

450 W  Xe ランプ

スキャンスピード

最大 150 nm/sec

その他

リファレンス検出器有正特徴• ‌米国の SPEX 社製モジュール方式で、光源部、励起側分光器、試料室、観測側分光器、光検出部、制御部から構成されている。本装置の光学系概略図を図 1 に示す。
メーカー：HORIBA
型

式：SPEX Fluorolog 3-21

導入年度：平成 8 年度
（平成 21 年度 更新、
平成 25 年度 ソフトウエア Win 7 化）
（主な仕様）
波長範囲

Ex. 250 ～ 1000 nm
Em.
UV-VIS：290 ～ 800 nm
IR：500 nm ～ 1.6 µm

波長精度± 0.5 nm検出方式

フォトンカウンティング
検出

励起光分光器

ダブルモノクロ分光器

信号対雑音比率

4000：1

光電子増倍管UV-VIS：R928（電子冷却）
IR：R5509-73（液体窒素冷却）56

機器センターたより

図1

光学系概略図６．所有設備紹介• ‌フォトンカウンティング検出によって、超微グラフから、S/N 比 8452：1 となった。

弱蛍光測定が可能である。
• ‌近赤外（～ 1600 nm）の領域まで測定できる
光電子増倍管も備えており、紫外可視用検出器との切換機構は本装置独自のもので、ワン
タッチで切り換えることが可能である。
• ‌	励起側はダブルグレーティング分光器となっており低迷光を実現している。

（2）近赤外 － 蛍光励起スペクトル（3D マトリックススキャン）
レーザー媒質としてよく知られる Nd:YAGの結晶（Y3-xNdxAl5O12）を用いて、3D マトリッ• ‌高速スキャンによって測定時間が短縮でき、

クススキャン測定を行った。この結晶は、730

時間とともに劣化する試料についても、より

nm と 800 nm 付近の光を吸収して基底状態か信頼性の高いデータが得られる。

ら高いエネルギー準位に遷移し、その後速い無• ‌装置の制御やデータ収集は、科学分野で広く

放射遷移を経て 1064 nm でレーザー発振が起利用されている「Origin」ベースのソフトウ

こる。励起波長を 700 nm ～ 900 nm、蛍光波

ェア「FluorEssence」によって、操作が簡単

長を 1000 nm ～ 1100 nm として自動測定した

便利になっており、蛍光励起スペクトル測定

結果を図 3 に示す。3D 表示によって、励起波（3Dマトリックススキャン）も容易である。

長に対する蛍光のピーク波長が 1064 nm であることがよく分かる。なお、高速スキャン化に測定例

よ っ て、 測 定 時 間 は 約 70 分（Increment: 1（1）
水のラマンスペクトルnm）であった。

蛍光分光光度計の感度の評価方法として、水のラマンスペクトルの S/N 比（信号対雑音比率）の値が用いられ、ピークシグナル値−バックグランド値
バックグランド値で定義されている。バックグランド値とはラマン光シグナルが現われない波長 450 nm の時の値である。測定結果を図 2 に示す。

図2

水のラマンスペクトル図3

蛍光励起スペクトル

機器センターたより

57

６．所有設備紹介

円二色性分散計
概要
円二色性分散計は光学活性分子の立体構造（相対～絶対配置、立体配座、生体高分子の高次構造）を解析する手段として利用される。分光器から出た光は偏光子で直線偏光にされ、円偏光変調器で左右円偏光が交互に作られ試料を通過する。この時、試料が光学活性物質であると円偏光の不等吸収が起こり（この現象を円二色性または CD と呼ぶ）、その左右円偏光の差吸光度⊿ A（通常は楕円率θで表される）が観測される。楕円率とは直線偏光を光学活性物質の吸収波長で通過させると楕円偏光になるが、その楕円の短軸長軸の正接角θをもって定義され、⊿ A が小さいとθ =33 ×⊿ A が成り立つ。CD 測定でのフルスケールはθ表示（単位 mdeg）である。
設備紹介（J-720WI）

担当）水川

哲徳、藤川

レスポンス

0.5msec ～ 16sec

走査速度

1 ～ 5000nm/min

フルスケール± 200mdeg

清江（感度 100mdeg の時）± 2000mdeg（感度 1000mdeg の時）
縦軸分解能

0.01mdeg（感度 100mdeg の時）
0.1mdeg（感度 1000mdeg の時）

RMS ノイズ

185nm   0.05mdeg
200nm   0.04mdeg

メーカー：JASCO
型

式：J-720WI

導入年度：平成 7 年度
（主な仕様）
光源

450W Xe ランプ水冷方式

検出器

ヘッドオン型光電子増倍管

変調器

ピエゾエラスティックモデュ
レータ

測定波長範囲165 ～ 1100nm

波長正確さ

165 ～ 180nm  ± 0.2nm
180 ～ 250nm  ± 0.1nm
250 ～ 500nm  ± 0.3nm
500 ～ 800nm  ± 0.8nm
800 ～ 1100nm ± 2.0nm

バンド幅0.1 ～ 10nm

スリット幅

1 ～ 3000µm

58

機器センターたより

500nm   0.035mdeg
ベースライン

0.2mdeg/hr

安定性
UV 測定

シングルビーム測定
測光レンジ 0 ～ 5Abs
測光正確さ± 0.01Abs

特徴
以下の付属品を所有している。
• ペルチェ式恒温装置• 温度コントローラー• タンパク質二次構造解析プログラム• クライオスタット

６．所有設備紹介

紫外・可視・近赤外分光光度計
概要
測定する物質がどの程度光を吸収するかを波長分布として測定する装置である。実際は、透過率を測定しソフトウエアで計算によって吸光度を求めており、物質の同定や性質、あるいは濃度（定量分析）を調べることができる。付属装置によって、半導体・薄膜・ガラスやフィルムなどの固体試料の反射率・透過率測定ができる。
設備紹介（UV-3600Plus）

担当）上田

付属品

正

フィルムフォルダ
粉末試料ホルダ
メッシュフィルター
ミクロ用マスク付セルホルダ
超ミクロセルホルダ
積分球付属装置（220 ～ 2600 nm）
鏡面反射測定装置（入射角 5°相対反射）
電子冷熱式恒温セルホルダ

メーカー：Shimadzu
型（7 ～ 60℃）

式：UV-3600 Plus

導入年度：平成 29 年度

特徴• 測定波長領域が広い。
• 光源にヨウ素タングステンランプ（可視域）（主な仕様）
波長範囲

185 nm ～ 3300 nmと重水素ランプ（紫外域）を使用し、測定波分光器

グレーティング式ダブル

長に応じて自動切り換え。

モノクロメータ
検出器

UV/VIS 領域：PMT
NIR 領域：冷却型 Pbs, InGaAs

波長正確さ

UV/VIS 領域：± 0.2 nm 以下
NIR 領域：± 0.8 nm 以下

分解能

0.1 nm min

ノイズ＜ 0.00003 Abs @1500 nm• ３つの検出器を搭載し、測定波長全域で高感度化。
• 高性能ダブルモノクロメータにより、高分解能（0.1 nm）、超低迷光（＜ 0.00005 ％）。

ベースライン スリット 5 nm
平坦度3300 ～ 3000 nm: ＜± 0.005 Abs
3000 ～ 200 nm：＜± 0.001 Abs
200 ～ 185 nm：＜± 0.004 Abs

機器センターたより

59６．所有設備紹介

フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
概要
分子や固体結晶を構成する原子は化学結合の状態を反映した振動数で振動している。その固有振動数は経験則や量子化学計算により体系的に理解されており、赤外領域に現れるこれらの共鳴吸収を調べることで物質の局所構造を詳しく解析することができる。主な用途として、単分子膜等における微弱な赤外信号の観測や、金属配位結合やイオン結合、分子全体の集団運動等の低波数振動、結晶の格子フォノン等の解析が挙げられる。

設備紹介（IFS 66v/S）

担当）賣市

幹大

特徴
本装置は検出感度と波長安定性に優れた研究
用フーリエ変換赤外分光器（FT-IR）であり、光学系全体を真空排気できる筐体の採用により、汎用装置では検出困難な遠赤外領域の信号を含めた広い波長領域のスペクトルを最高の精度で測定することが可能である。
測定方法
固体試料測定のため KBr 錠剤形成装置（φメーカー：Bruker

5 mm ダ イ ス、 ハ ン ド プ レ ス。 波 長 範 囲 300

型

式：IFS 66v/S

cm-1 以上、CsI を用いた場合は 150 cm-1 以上の導入年度：平成 16 年

測定に活用できる）、フィルム測定用ホルダー、
反射率測定用ホルダーを用意している。測定は（主な仕様）

透過または反射配置。液体セル、ATR 光学系（Beam Splitter）

等のメーカーオプションは、使用者個人で準備

Far-IR Mylar

20−500 cm-1

KBr

375−7000 cm-1

CaF2

2800−12000 cm-1

Quartz2800−12000 cm-1が必要である。
参考データ

DTGS

>5 cm-1100-110−4000 cm

-1

MCT

420−8000 cm（光源）
Mercury
GlobarIntensity

Bolometer

10-1
10

遠赤外

10

中赤外

10-4

機器センターたより

10-1

-2

Globar Lamp
KBr Pellet

-3

図

60

100

0

10-2

Transmission

（検出器）

10-3

200
400
600
Wavenumber (cm-1)‌Globar光源の放射強度と KBr ペレットの透過スペクトル

６．所有設備紹介

顕微ラマン分光装置
概要
ラマン分光は赤外分光と共に最も広く応用されている振動分光法である。２光子過程であるラマン散乱は１光子過程の赤外吸収と光学的な選択律が異なっており赤外吸収と相補的な情報を与えることから両者は併用されることも多い。ラマン信号は通常微弱だが励起光が中間状態と共鳴するときに顕著な増幅をしめす。この効果を利用することで混合物質中の目的物質を選択的にキャラクタリゼー
ションする等、赤外分光では不可能な高度な観測が可能である。

設備紹介（inVia Reflex）

担当）賣市

冷却器

冷却方式

幹大

ヘリウム連続フロー（試料室は真空）温度領域

4 ～ 350 K

特徴
本装置は近赤外から紫外に近い領域までの複数の励起レーザーを装備し、多数の励起光を駆使した共鳴ラマン測定が可能である。特に、最新のCCD カメラの採用により、近赤外励起光を利用する蛍光を回避しながらのラマン観測が効率化され、メーカー：RENISHAW

従来のラマン測定は難しいとされてきた発光性クロ型

式：inVia Reflex

モファーを含む多くのバイオ系試料なども取り扱う

導入年度：平成 21 年度

ことができる。ユニークな共焦点光学系により低背景雑音と高感度とが両立され、高い空間分解能を生かし２次元あるいは３次元マッピング測定も可能（主な仕様）
レーザー 波長

488, 532, 633, 785 nmである。最大の特徴は波長校正、光路調整等の多分光器

シングルモノクロメータ

くの作業がすべて自動化されたユーザーフレンド

分光器（f=250 mm）

検出器

分解能

1 cm-1

測定範囲

100 ～ 3200 cm-1

CCD

Back-illuminateddeep-depletion（578 × 386 Channel）

顕微鏡

顕微鏡

Leica 製（アダプター使用
によりMitutoyo 社製長作
動距離対物レンズ使用可）

対物レンズ 5, 10, 20, 50, 100
倍率
空間分解能 1 µm（lateral）, 2 µm
（depth）（× 100）

リーな操作環境にあり、装置操作の習熟に時間を費やすことなく有効なデータを素早く収集可能である。
測定方法
信号検出は実体顕微鏡を通じた後方散乱配置で行う。顕微鏡観測できる物質は形態を問わず試料として用いることができるが、散乱光が拡散されにくい平坦な面を持つ試料が有利。低温測定に
は熱伝導型の光学クライオスタットを使用する。
試料空間を脱気するため揮発性試料の測定はキャピラリーに封じるなどの利用者による工夫が必要。
機器センターたより

61６．所有設備紹介

超伝導磁石付希釈冷凍機
概要
希釈冷凍機とは、3He と 4He を混合するときに生じる吸熱効果を利用して、絶対零度（-273 ℃）近くまで温度を下げられる機器である。この希釈冷凍機を超伝導磁石に組み込み、有機導体、半導体、超伝導体の極低温における電子物性研究に用いられる。
設備紹介（Kelvinox 400）

担当）高山

所内専用

敬史

メーカー：Oxford
型

式：Kelvinox 400

導入年度：平成 12 年度（主な仕様）
最低温度

21 mK

冷却能力

400 µW（100 mK）

最大磁場

15 T
（16 T: ラムダプレート使用時）特徴• ‌全自動ガスハンドリングシステム（Kelvinox
IGH）の採用により、冷却工程が自動化されている。
• ‌冷却には、液体ヘリウム 100 ℓと液体窒素
30 ℓ程度が必要。また 4、5 日に一度、40 ℓ程度の液体ヘリウムが必要。
備考
利用は、「希釈冷凍機の使用経験があり、セルやプログラム等の必要な装置の組み込みが行えること」が条件。

62

機器センターたより

６．所有設備紹介

低温冷媒の供給施設概要
低温冷媒の供給施設は明大寺地区、山手地区それぞれにあり液体ヘリウム及び液体窒素を供給している。明大寺地区、山手地区のヘリウム液化機は順調に稼働しており、両地区における液体ヘリウムの供給体制は確立され、現在も安定した供給を維持している。
設備紹介（明大寺地区極低温施設）


担当）高山

所内専用

敬史

（d）その他（主な仕様）
液体ヘリウム貯槽

4000 ℓ

回収圧縮機

40 Nm3/hr、50 Nm3/hr

ガスバッグ

40 m3

ガスホルダー

50 m3

長尺カードル60 m3 × 36 、75 m3 × 25

バッファータンク10 m3 × 2

（2）液体窒素関係（1）液体ヘリウム関係

液体窒素自動供給装置× 4（a）液体ヘリウム自動供給装置× 2（うち 1 台は UVSOR 利用者専用）（うち 1 台はセルフ供給用）
特徴（b）ヘリウム液化機

ヘリウム液化機の心臓部である膨張タービン

メーカー：Lindeの効率が良くなり、液体窒素予冷が無くてもヘ型

式：L280リウムの液化ができる最新のシステム構成と導入年度：平成 23 年度

なっている。また、液化圧縮機の省エネ化が進（主な仕様）

み製造時におけるランニングコストも減少した。

液化率

187 ℓ /hr
（純ガス、液体窒素使用時）

消費電力

3 kW

現在は、液体窒素予冷無しの運転をメインに行っており、60ℓ/hr の液化率を維持している。

（c）液化圧縮機
メーカー：Kaeser
型

式：DSDX302（主な仕様）
消費電力

160 kW

機器センターたより

63６．所有設備紹介
設備紹介（山手地区極低温施設）

担当）水川

所内専用

（c）液化圧縮機
メーカー：Kaeser
型

式：OSD171

導入年度：平成 16 年度（主な仕様）
消費電力90 kW（d）その他（主な仕様）（1）液体ヘリウム関係（a）液体ヘリウム自動計量装置（b）ヘリウム液化機

液体ヘリウム貯槽

5000 ℓ

回収圧縮機

40 Nm3/hr × 2

ガスバッグ

35m3、28m3

長尺カードル75 m3 × 50

バッファータンク6 m3

メーカー：Linde型

式：TCF-20（2）液体窒素関係

導入年度：平成 16 年度（主な仕様）
液化率42 ℓ /hr（純ガス、液体窒素使用時）

消費電力

64

1.5 kW

機器センターたより

液体窒素自動供給装置× 2

哲徳

７．交流
７．交流

所外利用者アンケート報告
平成 29 年度に施設利用申請を頂きました方を対象に、アンケートを実施いたしました。
お忙しい中ご協力頂き、ありがとうございました。
回答数 58 件、配布数 87 件（回収率 67％）
Q1．機器センターの施設利用（ナノプラットを含む）に申請したのは何度目ですか？
Q1．機器センターの施設利用（ナノプラットを含む）に申請したのは何度目ですか？
どこで知りましたか？
５回以上
40％
５回以上
40％

初めて
26％

• 分子科学研究所または機器センターのホームページをみて （2 件）

初めて
26％

• 大学連携研究設備ネットワークのホームページをみて （1 件）• ナノプラットフォームのホームページをみて （3 件）• 知人から聞いて （7 件）

２〜４回
34％

• 機器センターたよりをみて （1 件）• 以前分子科学研究所に所属していたので知っていた （1 件）

２〜４回
34％

Q2．当センターの施設利用を利用した理由を２つまで選んでください。
装置の性能がよい

24
2装置の調整がしっかりされている装置の性能がよい
所属機関から近い
装置の調整がしっかりされている
使用料金が無料
所属機関から近い
旅費が支給される
使用料金が無料
測定のサポートが受けられる
旅費が支給される
その他
測定のサポートが受けられる

2
24
24
2

Q2．当センターの施設利用を利用した理由を２つまで選んでください。

その他

7

2
24

7

19
14

2

0
0

2

5
5

10

14
15

30
30

19

20

25

30

35
【件】

• 所属機関に装置が無い
10
15
20

25

30

35
【件】

Q3．申請・事務手続きは分かり易かったですか？

分かり難い
2％

やや分かり難い
分かり難い
11 件
非常に分かり易い
5％
Q3．申請・事務手続きは分かり易かったですか？
2％ 非常に
25
件
分かり易い
やや分かり難い
分かり易い
17 件
ふつう
11 件
非常に分かり易い5％19％
3件
やや分かり難い
非常に
25 件
分かり易い
ふつう
1件
分かり難い
分かり易い
17 件
ふつう
30％
19％
3件
やや分かり難いふつう• 大学連携研究設備ネットワークに登録しておらず、また、登録
1件
分かり難い
分かり易い
が必要なことを知らなかったので、登録事務手続きと利用まで30％
44％に時間を要した。
• 事前に訪問して相談していたが、申請を一旦否認され、びっく分かり易いりした。また時間がかかった。もう慣れました。
44％• 様式が変更された際の、ウェブサイトのアップデートが遅い• どの web ページから、どの項目をたどれば目的の装置にたどり着けるのか、煩雑で非常にわかりづらい

機器センターたより

65

７．交流

Q4．予約システムは使い易かったですか？
11 件

やや使い難い
1％

31 件

ふつう
23％

非常に
使い易い
20％

13 件
1件
0件

使い易い
55％

2件
• 予約変更操作が分かりにくく、質問をした。

Q5．寒剤（液体窒素・液体ヘリウム）の供給体制はどうでしたか？
34 件

満足
30％

8件
0件

非常に
満足
70％

1件
0件
26 件

Q6．共同利用機器の利用に満足できましたか？
31 件

ふつう
4％

やや不満
4％

22 件
2件
2件
0件
0件

•【単結晶 X 線回折装置】微小結晶／ Rigaku MERCURY

CCD-3 修理のため、長期停止した。CCD1, CCD2 も調子が悪い時期があり、利用の多い汎用装置は、相互に補えるように整備して欲しい。
•【 質 量 分 析 計 】Applied Biosystems Voyager DE-STR
質量分析後、構造決定のための MS/MS 分析までを期待していたが、利用した機器は、MS/MS 分析ができなかったので、その点が満足度が若干低かった点です。

66

機器センターたより

満足
39％

非常に
満足
54％

７．交流

Q7． 今後の機器センターに期待することを教えてください。具体的にあれば装置名なども記入
してください（複数回答可）。
•【電子スピン共鳴装置】Bruker E680 （3 件）•【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY CCD-1・R-AXIS IV （2 件）•【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY CCD-2 （2 件）•【電子顕微鏡】電界放出形走査電子顕微鏡（SEM）/JEOL JSM-6700F•【電子顕微鏡】集束イオンビーム加工機（FIB）/JEM-9310FIB•【電子顕微鏡】低真空分析走査電子顕微鏡（SEM）/Hitachi SU6600•【電子分光装置】Omicron EA-125•【電子スピン共鳴装置】Bruker EMX Plus•【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-7•【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-XL7•【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS•【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog 3-21•【電子スピン共鳴装置】Bruker E680 （2 件）
レーザーの更新、時間分解測定用 Nd:YAG レーザ及び OPO•【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu UV-3600Plus （2 件）
低温測定（10-5K 程度までの温度依存測定）、クライオスタット•【電子顕微鏡】低真空分析走査電子顕微鏡（SEM）/Hitachi SU6600
大気遮断試料導入システム•【電子スピン共鳴装置】Bruker EMX Plus
ラピッドパッセージモード•【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-XL7
0.5 K までの低温、および 800 K までの高温オプション•【質量分析計】Bruker Microflex LRF
イナートな雰囲気でのサンプル取り扱い•【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog 3-21
温度依存性の測定への対応（クライオスタットの導入）•【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA Reflex
ノッチフィルター

現在所有する機器の更新

17

現在所有する機器のオプションの充実

10

新規機器の導入

13

技術職員によるサポートの充実

10

特になし

20

その他

2

0

5

10

15

20

25【件】

• ‌控室やトイレの衛生状態の確保• ‌嫌気測定をメインに行うので、サンプル調整のための器具などがあると良い• ‌物理特性測定装置 Quantum Design 社製 PPMS （5 件）• ‌透過型電子顕微鏡• ‌集束イオンビーム加工装置（マイクロサンプリングシステム）• ‌粉末 X 線回折装置 キャピラリ測定対応型• ‌電子スピン共鳴装置 ミリ波 EPR（Bruker E780）• ‌磁気特性測定装置 Quantum Design 社製 MPMS3• ‌波長可変レーザー（（ナノ秒）ミリ J ／パルス（以前所有されていた）• ‌動的粘弾性試験装置• ‌フォトルミネッセンス測定装置• ‌メスバウアー分光装置（高温、低温）• ‌ナノインデンター• ‌粒度分布測定器• ‌グローブ box

機器センターたより

67

７．交流

Q8. その他ご要望やご意見がありましたら、自由にお書きください。
•‌控室の水回りが食べ残しのラーメンのカスなどで詰まっていることが多々ありました。できるだけユーザーの皆様が快適に使用できる環境が望ましいと思います。

•‌機器のメンテナンスもしっかりされており、技術職員の方の知識も豊富で、いつも有意義な議論をさせていただき大変助かっております。今後ともナノプラットフォームの事業が継続できることを強く望んでおります。

•‌X 線の検出器が新しくなったこと、大変喜ばしいことです。岡野先生の調整がうまく行き、順調に動き出したらまた利用させていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。

•‌高磁場電子スピン共鳴（ESR）装置 E680 は日本全国にポテンシャルユーザーが存在するが、既に購入から 15 年以上が経過して、超伝導マグネット・マイクロ波共振器・液体 He クライオスタットなど全体的に老朽化が散見される。同じ 90GHz 高磁場
ESR 装置を更新するか、さらに高い周波数マイクロ波を用いた超高磁場 ESR 装置の導入を検討される時期ではないでしょうか？

•‌手続きも含めて、昨年度まではとても利用しやすかったのですが、今年度から事務手
続きが 2 つ増えて煩雑になりました。予約ホームページも試行版を見ましたが、色々な機能を付けたためかもしれませんが、複雑になったため、使いにくそうです。また、
URL が分かれば外部からパスワードなしでも施設ユーザーの使用状況が見れるように思われ、セキュリティーが逆に下がる心配があります。

•‌技術職員のサポートは必須です。人を減らす方向にだけは行かないで欲しい。よろし
くお願いします。また、大気遮断システムは今後の燃料電池や地球外試料の分析には必須です。どうぞよろしくお願いします。

•‌Bruker E680 とレーザーを用いた時間分解電子スピン共鳴測定やパルス電子スピン共
鳴測定を行いましたが、レーザーの調子が悪く、測定ができないなどのトラブルが特に年度後半に何度かありました。また、レーザーを用いると時々 EPR の装置にエラーが出るため、長時間の測定は困難な状況でした。そのため、レーザーの更新が必要
かと思います。

•‌磁気測定で低温棟にお邪魔するが、分光光度計が南実験棟でたいへん離れている。低温棟近傍に 1 台分光光度計があると助かる。

•‌測定に当たり、担当職員の方によるサポートが充実しておりました。感謝申し上げます。

•‌中尾聡さんには大変お世話になりましたので、感謝申し上げます。今後も、別の方になりますが、計測など、ご支援を賜りたく思います。

•‌発光分析を行いたいので、フォトルミネッセンスやカソードルミネッセンス測定装置があるとありがたいです。

•‌大変お世話になっております。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

•‌前回の利用では、嫌気測定でサンプル調整の際に、窒素ガスとビニール製グローブバッグを貸していただき、大変に助かりました。サポート体制には満足しています。ア
クリル製の簡易グローブボックスなどが近くにあって使えれば、よりいいかもしれません。

•‌いつも、大変気持ちよく使用させて頂いており、今後とも利用していきたいと思って
います。

68

機器センターたより

７．交流• 装置メンテナンスや技術職員の方のサポートが大変丁寧であり、いつも感謝しながら利用させていただいております。ありがとうございます。おかげさまで研究実績も少しずつ積み重なってきて、新しい測定に挑戦できるようになってきました。技術職員の方々には測定に関する議論の中でご相談させていただいておりますが、光照射実験用の小型オプションや分光計用の温調セル等をさらに充実いただけますと、研究の幅が大きく広がり非常にありがたいです。「分子科学研究所に行けば、光や温度等への応
答性を様々な分析法で一通り評価できる」ようになれば、研究設備や資金の乏しい研究生活初期の若手研究者にとってもメリットになるのではないかと思いますので、今後ご検討いただけますと幸いです。
• 貴所近隣におけるコンビニエンスストアの閉店に伴い、食事をとることがますます困難な状況にあります。所内の食堂が事実上崩壊していること、小職が自動車で訪所していないこと、から貴重な測定時間をさいて遠方の店舗に赴くしかない状況です。甚だ勝手な意見ではありますが、訪所者の食事事情を鑑み所内施設の充実をご検討いただけますと幸甚です。
• 外出用の電動機付き自転車が夜間、土日にも利用できると大変助かります。
• 今まで UVSOR の施設利用で色々と分光測定を行ってきましたが、真空紫外光領域が重要でない場合は、蛍光分光光度計で十分に測定できることが分かりました。ただ、現状では温度依存性が測定できませんので、低温測定を必要とする場合は UVSOR を利用せざるを得ないのかなあと思っています。【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS を用いて、発光寿命が測定できるようになればと期待しています。
• ‌Bruker E680 時間分解測定用 Nd:YAG レーザ及び OPO（特に OPO）の調子が悪く、
450 nm 付近の励起後の測定ができなかったため、上記オプションを更新していただけ
ると有難いです。また、施設利用の枠を超えるかもしれませんが、ESR 測定と共に、蛍光寿命測定や時間分解過渡吸収測定等も併せてさせていただけると、相補的に光誘起電子移動反応を理解できるため、もし可能性があるのであれば、相談に乗っていただければと思っています。
• いつもありがとうございます。
• 機器センター様と直接の関連はありませんが、今年４月から生協売店で取り扱っている弁当類の種類が充実しているため、昼は食堂、夜はその弁当を食べる事ができ、便利さを感じました。
• 丁寧な対応、ありがとうございます。新規に導入された装置（MALDI）での測定に期待しています。
• 岡野芳則技術職員には、測定相談から実際の測定まで大変お世話になりました。ありがとうございました。
• SQUID MPMS-7 に液体ヘリウムを補充するときに使えるトランスファーチューブを引っかけておけるハンガーがあると少し助かります。MPMS-XL7 の方には既設のもの
で天井からぶら下げてあるものです。
• いつもお世話になっております。機器センタ－のご尽力に大変感謝申し上げます。設置している機器の管理体制が良く、いつもトラブル無く、利用させて頂いております。
今後とも宜しくお願い申し上げます。また、アンケ－トでこちらの希望あるいは意見ということなので、勝手申し上げて恐縮ですが、今後もし機器の増強ということがありましたら、粒度分布測定器の導入をご検討頂ければ幸いです。

機器センターたより

69

７．交流

• サポート等を非常に良くして頂いて大変感謝しておりますとともに、研究の面でも大変助かっています。
• 放射線業務従事承認書の日付を勝手に記入されて、それが誤りだと言って、再提出を求められるのは、全く不愉快であり、システムが理解できない。改善を求む。
• いつも大変お世話になり、有り難うございます。
• 他では公開されていないような装置が整備されており、ユーザーが滞在時間を有効に使えるのが非常にありがたいとかんじております。ただ上に上げさせていただいたピ
コ秒レーザーの場合は、レーザーの調整にほとんどの時間をとられるに困っております。このような超短波長で波長可変なレーザーを使わせていただける施設は唯一といってもよいのですが、最新のメンテナンスフリーで使えるレーザーシステムに更新していただけるとユーザー、管理者ともに有益と感じます。

70

機器センターたより

７．交流

所内利用者アンケート報告
分子科学研究所の方を対象に、アンケートを実施いたしました。
お忙しい中、ご協力頂きありがとうございました。
回答数 14 件、配布数 40 件（回収率 35％）
非常に
使い易い
10％

Q1．予約システムは使い易かったですか？
1件
5件
4件
0件

ふつう
40％

使い易い
50％

0件
3件

Q2．寒剤（液体窒素・液体ヘリウム）の供給体制はどうでしたか？
非常に良い

7件

良い

3件

ふつう

0件

あまり良くない

0件

良くない

0件

使用しなかった

3件

良い
30％
非常に良い
70％

Q3．共同利用機器の利用に満足できましたか？
非常に満足

4件

満足

7件

ふつう

1件

やや不満

0件

不満

0件

利用しなかった

1件

ふつう
8％
非常に満足
33％
満足
58％

機器センターたより

71

７．交流

Q4．今後の機器センターに期待することを教えてください。
具体的にあれば装置名なども記入してください（複数回答可）。

• 【電子顕微鏡】集束イオンビーム加工機（FIB）/JEM-9310FIB• 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
• 【元素分析装置】J-SCIENCE LAB MICRO CORDER JM10
• 【核磁気共鳴装置】Bruker AVANCE600• 【電子スピン共鳴装置】Bruker‌E680
Q-band アンプ• 【SQUID‌
型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-XL7
振動式高感度磁化率測定（RSO）オプション• 【蛍光分光光度計】HORIBA‌SPEX Fluorolog 3-21蛍光寿命
• 【核磁気共鳴装置】Bruker‌
AVANCE800
15N 直接観測プローブ、分光器（AVANCE NEO）
• 【核磁気共鳴装置】Bruker‌
AVANCE600
1H-X 二重共鳴 MAS 固体 NMR プローブ

現在所有する機器の更新

4

現在所有する機器のオプションの充実

5

新規機器の導入

5

技術職員によるサポートの充実

0

特になし

7

その他

1

0

72

•

PPMS が所内外に公開されると嬉しい•‌薄膜 X 線回折装置（二次元検出器搭載） （2 件）•‌
透過電子顕微鏡•

大気中光電子分光装置
‌
AC-3

•

電子スピン共鳴装置‌•‌
ICP-MS•‌
元素分析装置（硫黄、ハロゲン対応）•

Biacore‌T200•

原子層堆積（ALD）装置‌

機器センターたより

Bruker E780

5

10
【件】

７．交流

Q5. その他ご要望やご意見がありましたら、自由にお書きください。
•‌技術職員や技術支援員の方々には凄く支えられています。一報で研究動向を掴むた
めにも、専任教員が居るほうが望ましいです（なかなか難しいですが）。

•‌試料や探針等の加工に、FIB を利用できたらと思うことがあるのですが、現有の FIB
装置は加工の自由度にかなりの制限があるので、更新していただきたい。使用経験がない装置だと、最初の使用に際し抵抗があると思うので、半年に一回等、定期的にごく初歩的なチュートリアルと開いてもらえたらよいかと思っています。

機器センターたより

73８．研究紹介PELDOR 法による光センサータンパク質の構造解析
名古屋大学理学研究科
はじめに

三野

広幸

では最初に検出された生体関連ラジカルであ

電子スピン共鳴法（ESR）は分子科学における。フラビンは生体内の様々な酵素反応の場にる強力な解析手法である。ESR 法を用いた生

おいて酸化還元を担う分子として機能をもって物試料の研究では特にタンパク質の機能解析におり、ESR 法による研究も盛んにおこなわれ威力を発揮する。ESR 法によって得られる情て き た。2000 年 代 に は い る と bioinformatics

報は他の分光法では得られない分子レベルでのの発展によりフラビンに光センサーとしての役機能を直接反映するものであり貴重な情報を与割を担うタンパク質が多数発見されるに至っえる。分光法は遷移と緩和時間とのバランスのた。走行性を担う BLUF,

上に立っている。緩和時間は格子系へのエネル

う cryptochrome などである。オーレオクロム

ギー散逸であり、仮想溶媒としてみたタンパク

は黄色植物において強光下における分枝機能を質系での緩和時間は結晶系や溶液系に比べると担うセンサータンパク質として発見された。タ

ESR には適したオーダーであり、分光法としンパク質青色光による分枝誘導と生殖器官の形て優れた応用対象になりうる。しかし、生体試成阻害を制御する転写因子（DNA に結合しコ料の測定において問題になるのは少量試料でのントロールを行うタンパク質）である。強光条

測定とそれに伴う信号強度の弱さにある。一般

件下では分枝機能を低下させることによって防に市販の ESR は X-band（9 GHz）帯のマイク

御機構を働かせている。Photozipper は久冨ら

ロ波が用いられている。凍結状態での測定を仮によってオーレオクロムの一部を改変した機能

定するとサンプル量は有機ラジカルで体積量

モジュール（bzip ドメインと LOV ドメインか

100-200 μL, 濃度にして 20 μM 程度が目安でらなるタンパク質）であり、光によって DNAある。高度な信号解析や、金属中心の測定ではを制御する分子ツールとしての役割が期待されさらに 3-10 倍程度の濃度が必要である。貴重ている（図１）［1］。

概日リズムをになな試料を大量に用意することは大きな労力がか

Ｘ線結晶解析はタンパク質研究において非常

かり研究障壁になっている。その解決法の一つに強力な構造解析手段である。しかし、構造がが多周波 ESR の活用である。分子研では標準

生理条件下での構造を反映しているのかどうか的な 9 GHz（X-band）の他に 35 GHz（Q-band）

は常に考慮すべき点である。特にセンサータン

および 95 GHz（W-band）の ESR 分光器を備

パク質のように構造のフレキシブルさが機能的えている。高周波の ESR 法の利点は得られるに直結しているタンパク質では注意が必要であ

情報量が増えることだけでなく、Q-band ではる。実際、オーレオクロムについては３つのグ

10 μl 程度 W-band では 1-2 μl 程度と少量のループが異なった結晶構造を報告している。

試料で測定可能な点にある。これは生体系試料

Photozipper の光反応は、LOV ドメイン上のでの測定にとって大きなメリットである。本稿

フラビン分子が励起されて三重項を生ずること

では最近分子研で行ったセンサータンパク質のより始まる。その後近傍システイン上の電子が研究を紹介する。

三重項上に移動しフラビンーシステインのラジカル対を生成後、共有結合を形成する（図２）。

光制御型転写因子 Photozipper
フラビンラジカルは ESR 法での研究の歴史

74

機器センターたより

その際フラビン分子上の窒素にプロトンを供給することにより水素結合を介してプロトンによ８．研究紹介り外部に情報を送る。LOV ドメインのセンサー機構はこのプロトン制御が鍵となっていると考えられる。Photozipper の場合、青色光をうけた LOV ドメインが２量体化し、bZIP が DNAと結合することにより光制御による転写因子としての機能をもっていると考えられている（図１）。

図 3：結晶中に見られる dark 構造（PDB:5dkk) とlight 構造（PDB:5dkl）の変化

PELDOR 法を用いたによる構造解析
パルス ESR 法は短時間マイクロ波を照射す
ることにより電子スピンの配向を操作する手法
図 1.  Photozipper の反応モデルである。通常の定常波 ESR（CW-ESR）法に比べてシンプルかつ詳細に内部パラメータを決定することができる。なかでも、パルス電子 電子二重共鳴（PELDOR, DEER）法は、2 つの異なる周波数のマイクロ波を用いて 2 種類の電子スピン間に働く双極子相互作用を測定し、

図２. LOV ドメイン中のフラビンとシステイン残基は光反応により電子およびプロトン移動をおこし adduct を形成する

10-100 Åの電子スピン間距離を 0.1 Å 程度で精度よく決定することができる優れた手法である。図４に典型的な４パルス PELDOR のパル
ス系列を示す。

Phtotozipper の反応でも LOV 中のフラビン分子が三重項の形成を経て近傍のシステイン残基と電子およびプロトンのやりとりを行い共有結合する。この反応によってフラビン近傍のグルタミン Gln 側鎖の配置が反転することを引き金にタンパク質全体の構造変化を招くと考えられている（図３）。
システインをセリンに置換することにより電子とプロトンの受け渡しを制限した変異体（C254S）では人工的な電子とプロトンの供与

図 4：4 pulse PELDOR の マ イ ク ロ 波 パ ル ス
sequence 共鳴条件 w1 をもった電子スピンの信号を共鳴条件 w2 をもった電子スピンを共鳴させる
ことにより攪乱し、スピン間の相互作用を検出す
る

体を加えることによりラジカル生成反応を観測することができる。本研究では電子常磁性共鳴

PELDOR 信号は外部マイクロ波を照射する（EPR）法を用いて C254S 上で生成したラジカ

タイミングの時間 T に対して cos（2πDT）の周ルを用いている。

期振動を示す。D は磁気的双極子相互作用で以下の式で書かれる。

機器センターたより

75

８．研究紹介=

3 g1 g 2 μB 2
(1 − 3 cos 2 )
2 hR3

(2)

からの距離と角度の３点が必要である。今の場
合電子スピンはフラビン分子上の空間に広がっ

g1, g2 は g スピン 1, 2 それぞれの g 値、µB はているためスピン分布を用いれば配置を詳細に

ボーア磁子、 は 2 つのスピンを結ぶ直線と外求めることができる。式（2）は次のように書部磁場 H のなす角度である。PELDOR 法ではき換えられる。

これによってラジカル間の距離を求めることが
できる。

Σ

ρi ρj

=

i,j

3 g 1g 2μB 2(1 − 3 cos 2 Θij )2 hRij 3(3)

ρi は i 番目の原子上の電子スピン分布を示す。
Rij は異なる分子上の原子間の距離である。フ
ラビン分子上の電子スピン分布は量子化学計算
により求めることができる。これを用いてこれまでに報告されている３つの結晶構造とPELDOR の計算結果の比較を行った。図 5b-e
はオーレオクロムで報告されている異なる結晶
構造に基づく計算結果である。（b,e）は珪藻 ,（c,d）はフシナシミドロである。b と e は異なる グ ル ー プ に よ り 報 告 さ れ た 構 造 で あ る。
PELDOR の実験結果と比較した結果 2 量体の分子構造は（b）の構造とよく一致することがわかった。このように PELDOR 法では溶液状態での構造を決めることができる。
phtozipper に DNA が結合した状態での測定
結 果 も ほ ぼ 同 じ 結 果 を 示 し て い る。 こ れ は
図 5：LOV 上のフラビンラジカル間の PELDOR
信号 (a) PELDOR による実験結果 , (b-e) 異なる結晶構造を基にした simulation 信号   結晶構造は
そ れ ぞ れ b) PDB:5dkl,(c) PDB: 3ulf, (d) PDB:
3ue6 (e) 5a8b

photozipper の 2 量体の構造形成が LOV 部位
のみによって特徴づけられていることを示している。DNA 結合側の bzip 部位は結晶構造でも消失しており構造は明らかになっていない。これらについても近傍にシステイン残基を導入することによってスピンラベルをとりつけること

図５（a）に LOV-C254S の光照射により生成した FMN ラジカルの Q-band による PELDOR

により photozipper の動作をとらえる試みを行っている。

信号を示す。およそ 3 MHz の周期をもった振最近 photozipper のラジカル生成に奇妙な時

動パターンをもつことがわかる。これはおよそ間依存性があることがわかった。図６に光照射

25 Å離れたフラビンラジカルが相互作用をしによるフラビンラジカルの生成の時間依存性をていることを示している。これによって２量体示す。光照射後ラジカルはすぐには生成せず分構造でのラジカル状態を持っているラジカル状オーダーでの lagtime が生じることがわかって態をとらえていることがわかる。一般に、測量いる。今後さらなる研究をすすめ反応機構の全において座標を決定する場合には異なった座標

容解明を目指している。

76

機器センターたより

８．研究紹介
中に大量のヘリウムを消費する。幸い分子研では外部利用者にはヘリウムの使用に制限がない。この点については世界で最も恵まれた研究
環境ではないかと考えている。世界水準の研究と対峙するためにはこの利点を大いに生かすべきだと考えている。
高周波パルス ESR は複雑な装置であり故障やトラブルも多い。分子研での研究はそれらの装置の維持管理を担当してくださっているス
図６：LOV 上のフラビンラジカル生成の時間依存性。光照射開始後すぐには生成せず lagtime を経
過後 logistic 応答で生成する。

タッフの献身的なサポートがあればのことである。現在このような研究環境が整えられているのは分子研をおいてほかにはない。これからも日本の基礎研究の支えとなってほしいと切に最後に願っています。

今後も生物科学への ESR 法の潜在的需要は高いと考えられる。特に PELDOR 法は直接長謝辞

距離の測定を高い精度で溶液状態での測定が可

ここで紹介した研究は主に大阪大学理学研究

能なことから、解釈もわかりやすく広い応用範科の久冨修先生との共同研究によるものです。

囲が考えられる。そろえた分子研の果たす役割

また、光合成タンパク質の研究においては岡山は国内においてますます高いものになってくる

大学理学部の沈建仁先生、名古屋大学理学研究だろう。高周波 ESR を使うもう一つの利点は科の野口巧先生に感謝申し上げます。また、分

低周波で観測出来ない整数スピンをもった子科学研究所の中村敏和先生、浅田瑞枝先生、

ESR 遷移を観測できる可能性にある。生物系

藤原基靖さん、伊木志成子さんには、この場をでは有機ラジカルだけでなく金属が主要な働き

借りて深く感謝申し上げます。

をしているケースが多々ある。この稿では紹介しなかったが、現在筆者は、高周波 ESR を用

参考文献

いて光合成系の酸素発生系マンガンクラスター［1］久冨 修“bZIP 型転写因子の光制御機構との信号の解析を行っている。マンガンクラス

その応用”, 2014 年 54 巻 6 号 p. 307-310

ターの研究では５つの中間状態のうち酸素発生［2］Ozeki, K.; Tsukuno, H.; Nagashima, H.;

直前の中間状態 S3 の構造に注目が集まっていHisatomi, O.; Mino, H., Dimeric Structure of

るが、この状態はスピン S = 3 を持ちゼロ磁場

the Blue Light Sensor Protein Photozipper in

分離が大きいため X-band や Q-band ではほとthe Active State. Biochemistry 2018, 57, 494-

んど観測ができない。そのため W-band での測497.

定が必須である。
分子研の W-band はかなり早い時期に導入され先端的な研究がすすめられてきた。その反面、初期に導入されたがゆえに現在ではマイクロ波の出力不足など世界の趨勢に対して性能がやや立ち遅れていることも事実である。また、測定機器センターたより

77８．研究紹介

独自の触媒機能を有するキラル有機分子触媒の開発
分子科学研究所
１．はじめに
１. １

椴山

儀恵

私たちは、様々な有機分子触媒うち、キラル

触媒的不斉合成とキラル有機分子触媒

ブレンステッド酸触媒の開発研究を進めてき

キラルな有機化合物の効率的供給は、科学全た。活性中心の役割を酸性官能基のプロトンが、体の発展に関わる基幹課題のひとつである。キ

不斉環境の構築を酸性官能基のキラル共役塩基

ラル有機分子触媒［1］は、触媒中に希少金属が担う触媒を、キラルブレンステッド酸触媒と元素を含まないことから、キラル有機小分子をいう。キラルブレンステッド酸触媒による不斉供給する環境調和型触媒として注目されてい合成の歴史は 15 年程であるものの、2000 年頃

る。

から数多くのキラルブレンステッド酸触媒が開触媒的不斉合成の歴史は、1960 年代の野崎、発されている［13］。しかし、活性中心として野依ら（於：京都大）による不斉誘起の発見に機能する酸性官能基は限られており、キラルブ

始まる［2］。その後、1980 年代の高谷（於：レンステッド酸触媒の不斉触媒機能は、未だに分子研）、野依ら（於：名古屋大）による不斉十分ではない。

水素化反応［3］、Sharpless らによる不斉酸化反応［4］の報告を契機に、金属を触媒活性中心として用いるキラル分子性触媒の開発研究が

１. ３ ‌キラルブレンステッド酸触媒の高機能化に向けて大きく進展した。一方、1990 年代に入ると、キラルブレンステッド酸触媒において、強力ケトンを触媒として用いる不斉酸化反応［5-7］、な触媒活性は、活性中心のプロトンがキラルな水素結合供与体による不斉ストレッカー反応

共役塩基と乖離することで達成される。一方で、［8］、相関移動触媒による不斉炭素－炭素結合

活性中心のプロトンとキラルな共役塩基との水形成反応［9］など、金属触媒を用いない不斉素結合は希薄になり、立体選択性の獲得が困難

合成反応に関する研究成果が、相次いで報告さとなる。高効率性と高立体選択性の両方を実現れた。尚、分子間プロリン触媒反応の原型であする触媒設計戦略の確立が望まれる。高度な機る Hajos–Parris 反応［10］は、1974 年に報告能を有するキラルブレンステッド酸触媒の開発されている。2000 年、List、Lerner、Barbas は、に向けて、私たちは、2 つの戦略を立てた。第プロリン触媒による直截的不斉分子間アルドー

1 の戦略は、キラル源として常用している光学

ル反応［11］を、同年、MacMillan らは、イミ

活性ビナフトールの完全フッ素化［14］、第 2ニウム触媒による高立体選択的な Diels–Alderの戦略は、触媒および反応基質・反応剤との多反応［12］を報告した。これら 2 報の論文は、

点水素結合の活用である［15-17］。本稿では、

有機分子触媒による不斉反応の開発研究が爆発

紙面の都合上、後者の多点水素結合を用いたキ的に加速する契機となっており、有機分子触媒

ラルブレンステッド酸触媒の開発研究についてによる不斉合成のマイルストーンとされてい紹介する。

る。現在、私たちの研究分野を示す化学用語“Organocatalysis”は、MacMillan の論文で誕生した。

２．多点水素結合相互作用を活用する戦略
触媒分子内に、水素結合供与部位となる酸性
官能基を隣接位で 2 つ以上導入する場合、ひと

１. ２

78

キラルブレンステッド酸触媒

機器センターたより

つの酸性官能基のプロトンが、他方の酸性官能８．研究紹介
基のルイス塩基部位と水素結合することができもに (S) 軸であることがわかった（図 2）。さらる。その結果、2 つ以上の酸性官能基を隣接位に、2 つの環状リン酸基の水素－酸素の原子間で導入したキラルブレンステッド酸触媒は、ひ

距離は、水素結合の存在を示唆する位置関係に

とつの酸性官能基の場合に比べ、強力かつ独自あった。すなわち、C2 対称キラルビスリン酸の触媒活性を有するものと期待される。さらに、

触媒は、ビナフトールの (R) 軸に対し、新たに水素結合は、強さと方向性を有する非共有結合

生じた 2 つの不斉軸として、(R,R)、(S,S)、(R,S)

性の相互作用である。そのため、触媒分子内への 3 種類が考えられたが、リン酸基間の分子内の置換基導入により、水素結合を強化するとと水素結合を介することで、単一のアトロプジア

もに水素結合の方向性を制御することで、精緻ステレオマー触媒として機能することが推察さな不斉触媒反応場を構築することが可能になるれた。

と考えた（図 1）。
・多点水素結合を活用する触媒分子設計・

P(2)
O(2)

分子内水素結合
Ar

(S)

Ar

(S)

O
OH
O P O
O P OH
O
O

H(1)
(R)
O(1)
P(1)

Ar

▼

·

··

···

····

分子間水素結合OH ···· ············ A
O O·
O H ······
P······· B
O O
C B
DH
R
反応基質

O(1)…O(2):2.490Å

H(2)キラルカルボン酸̶リン酸触媒の開発

反応試薬

JACS 2016, 138, 11353.

水素結合相互作用

図２C2 対称ビスリン酸の触媒三次元構造

多点水素結合による「反応効率の向上」と「遷移状態の制御」▼▼

実験化学：触媒の設計・開発

図１→ 計算化学：遷移状態の解析

実験化学：新たな触媒の設計・開発へ

多点水素結合を活用する触媒分子設計

合 成 し た C2 対 称 キ ラ ル ビ ス リ ン 酸（C2BISPA）の触媒機能を明らかにするため、ア
クロレインとアミドジエンとの触媒的不斉Diels–Alder 反応を検討した。その結果、2,4,6-

３．キラルビスリン酸触媒の開発

トリイソプロピルフェニル基を有する C2 対称

C2 対称キラルビスリン酸触媒の開発

キラルビスリン酸触媒の場合、2.5 mol% の触

多点水素結合の活用を念頭に、まず、C2 対媒量で良好な収率ならびに完全なエナンチオ選

称キラルビスリン酸触媒の開発に着手した択性が得られた。一方、2,4,6- トリイソプロピ［15］。既存の合成法にしたがって、光学活性ビ

ルフェニル基を有するモノリン酸触媒の場合

ナフトールからテトラフェノールへと誘導し、は、5.0 mol% の 触 媒 量 を 用 い て も、 収 率 はリン酸化を行った。その結果、目的とする C2

30％程度に留まり、エナンチオ選択性も、対応

対称ビスリン酸触媒を問題なく合成することがする C2 対称キラルビスリン酸触媒に比べてできた。続いて、単結晶 X 線構造解析により、10％程度劣る結果となった。

３．１

触媒の三次元構造を確認した。触媒母骨格に、環状リン酸基を隣接位で 2 つ導入した場合、光C2 対称キラルビスリン酸触媒の開発におい

学活性ビナフトールに由来する静的な軸不斉にて、２つのリン酸基間の水素結合を活用する戦

加え、フェニル－ナフチル間に、2 つの動的な略が、触媒活性の向上と不斉反応場の構築に有軸不斉が生じる。単結晶 X 線構造解析により効であることが明らかとなった。

触媒構造を確認したところ、新たに生じた 2 つの軸不斉は、ビナフトールの (R) 軸に対し、と機器センターたより

79８．研究紹介３．２

C １対称キラルビスリン酸触媒の開発

C2 対称キラルビスリン酸触媒の開発において、水素結合を活用する戦略の有効性が確かめられたことから、本触媒の設計戦略を C1 対称型の触媒開発に応用することにした［16］
。キ

Ph

H

O
O

d

N
O

ArF55

c

Oe H
P O

b

e

H

O
O
O P
H
O O

N

a : 1.587
b : 1.082
c : 1.840
d : 3.115
e : 2.486

ラルビスリン酸触媒では、2 つの環状リン酸基

O

b

H
Ph O
OO P
O O

O

a

O

H

d

Ar

Ar

H c
a
O O H
P O
O

ArF55

a : 1.632
b : 1.079
c : 1.846
d : 3.173
e : 2.424のうち、ひとつの環状リン酸基が反応基質の活性化を担う。もうひとつの環状リン酸基は、水素結合を介して触媒の三次元構造の安定化に寄与する。もうひとつのリン酸基側に電子求引性基を導入することで、触媒活性のさらなる向上

TS2a1s6r (0.0)

図３

TS2b1r6s (+0.8)

DFT 計算による遷移状態の考察と不斉環境の精密制御が実現できると考えた。
C2 対称キラルビスリン酸触媒の開発研究で計算科学の研究者との共同研究を通じて、多点得られた知見をもとに、ビスリン酸触媒のひと間の水素結合相互作用が、触媒活性の向上と遷つの置換基を 2,4,6- トリイソプロピルフェニル

移状態の制御に有効であることを明らかにする

基、もうひとつを電子求引性基として、いくつことができた。特筆すべきは、酸性官能基間のかの C1 対称キラルビスリン酸触媒を合成した。

分子内水素結合によって、非対称性の触媒設計

続いて、合成したビスリン酸触媒をハロアクロが機能した点である。1980 年代以降、キラル

レインとアミドジエンとの Diels–Alder 反応に分子性触媒の設計は、野依らによる BINAP −適用して触媒機能を評価した。その結果、ペン金属錯体触媒の卓越した不斉触媒機能によっ

タフルオロフェニル（C6F5）基を導入した場合て、“対称性”が確固たる触媒設計指針となっに、目的とする Diels–Alder 環化体が良好な収た。これに対し、私たちが有用性を見出した“非率およびエナンチオ選択性で得られた。これら

対称性（C1 対称性）”の触媒設計は、金属の配の結果は、C6F5 基の導入に伴ってリン酸基間位結合に比べ柔軟な水素結合を活用するキラルの水素結合が強化され、触媒活性の向上、触媒

ブレンステッド酸触媒独自の設計戦略である。

のアトロプ異性の制御に加え、不斉反応場の識

そこで、本設計戦略を異なる酸性官能基の組み別も実現していることを示唆している。

合わせへと拡張することにした。触媒分子内に本研究では、触媒と反応基質、反応剤との相異なる酸性官能基を隣接位で導入することがで互作用の詳細、立体選択性の発現に関する遷移

きれば、同種の酸性官能基では達成されなかっ状態を解明するため、立教大学山中グループとた多彩な触媒活性を触媒に付与できるものと考の共同研究を実施した。密度汎関数理論（DFT）

えた。

計算においても、私たちが想定した環状リン酸
基間の水素結合が、C1 対称性のキラル反応場

まず、キラルブレンステッド酸触媒のビナフの構築に重要な役割を果たしていることが実証

チル母骨格に、異なる酸性官能基“環状リン酸

された（図 3）。

基”と“カルボキシ基”を導入するキラルブレ
ンステッド酸触媒の合成に着手した［17］。触４．‌異なる酸性官能基と環状リン酸を組み合わ媒の合成は、逆ブルック転位反応を鍵反応としせるキラルブレンステッド酸触媒の開発-Dibromo-1,1’-bi-2-naphthol から、7て、(R )-3,3’

キラルビスリン酸触媒の開発研究、さらに、工程で、目的とするカルボン酸−リン酸を合成

80

機器センターたより

８．研究紹介することができた。続いて、アゾピリジン炭酸

結実したものである。

エ ス テ ル と ア ミ ド ジ エ ン と の ヘ テ ロ Diels–

現在、私たちの研究課題は、水素結合よりもAlder 反応に、合成した触媒を適用して、触媒

弱い非共有結合性相互作用を駆使した有機分子

機能を評価した。その結果、ピリジル基の 6 位

変換システムの構築、触媒材料の開発にシフトにトリフルオロメチル基を有するアゾピリジン

しつつある。分子科学研究所で研究室を立ち上

炭酸エステルを用いた反応において、合成した

げたのを機に開始した研究課題の推進に、機器

触媒は、良好な収率、完全な位置選択性、完全センターの装置は欠かすことができない。このなエナンチオ選択性を与えた。さらに、触媒のような設備が身近にあり利用できることに感謝

三次元構造の決定、DFT 計算による遷移状態

し、機器センター、計算科学センターの設備をの解析から、リン酸−カルボン酸間の分子内水存分に活用しながら、新たな触媒システムを創

素結合、リン酸、カルボン酸各々と反応基質、

り出していきたい。

反応剤との分子間水素結合を示唆することができた。異なる２つの酸性官能基を組み合わせ、

参考文献

多点水素結合を活用することによって、従来で1. ‌D. W. C. MacMillan, Nature, 455, 304 (2008).

は困難であった高次選択性を制御することに成2. ‌H. Nozaki, S. Moriuti, H. Takaya, R. Noyori,
Tetrahedron Lett. 59, 5239 (1966).
3. ‌A. Miyashita, A. Yasuda, H. Takaya, K.
Toriumi, T. Ito, T. Souch, R. Noyori, J. Am.
Chem. Soc., 102, 7932 (1980).
4. ‌Y. Gao, R. M. Hanson, J. M. Klunder, S. Y.
Ko, H. Masamune, K. B. Sharpless, J. Am.
Chem. Soc., 109, 5765 (1987).
5. ‌Tu, Y., Wang, Z., Shi, Y. J. Am. Chem.
Soc., 118, 9806 (1996).
6. ‌S. E. Denmark, Z. Wu, C. Crudden, H.
Matsuhashi, J. Org. Chem., 62, 8288 (1997).
7. ‌D. Yang, et al. J. Am. Chem. Soc. 118, 491(1996).
8. ‌M. Sigman, E. N. Jacobsen, J. Am. Chem.
Soc., 120, 4901 (1998).
9. ‌E. Corey, M. J. Grogan, Org. Lett., 1, 157(1999).
10. ‌Z. G. Hajos, D. R. Parrish, J. Org. Chem.
39, 1615 (1974).
11. ‌B. List, R. A. Lerner, C. F. Barbas, III. J.
Am. Chem. Soc., 122, 2395 (2000).
12. ‌K. A. Ahrendt, C. J. Borths, D. W. C.
MacMillan, J. Am. Chem. Soc., 122, 4243
(2000).
13. ‌T. Akiyama, K. Mori, Chem. Rev. 115,
9277 (2015).
14. ‌N. Momiyama, et al., ACS Catal., 6, 1198
(2016).  
15. ‌N. Momiyama, et al., J. Am. Chem. Soc.,
133, 2395 (2011).
16. ‌N. Momiyama, et al., ACS Catal., 6, 949(2016).
17. ‌N. Momiyama, et al., J. Am. Chem. Soc.,
138, 11353 (2016).

功した（図 4）。

a : 1.872
b : 2.955
c : 2.049
O O
SiPh3
d : 1.888
g
H O O
a P
e : 2.507
PhO dO
f : 1.621
h j
H
H
e H
g : 2.479
Hfi
O
N Cbz h : 2.351
N
i : 2.752
O N
N
j : 2.800
CF3ghfront view

a
j e
f i

d
b

c

図４ 単結晶‌
X 線構造解析と DFT 計算から導かれた遷移状態と水素結合相互作用

５．おわりに
以上、本稿では、著者が 10 年間ほど取り組んできたキラルブレンステッド酸触媒の最近の研究成果を紹介した。本稿の研究成果は、有機化学を基盤とした触媒分子設計と合成に、異分野研究者による触媒三次元構造の解明と遷移状
態ならびに相互作用の解析が加わったことで、

機器センターたより81９．共同利用採択課題一覧

平成29年度共同利用採択課題一覧
施設利用						課題番号（S-17-MS-)

申請
区分

1001

通年

高知大学教育研究部総合科
学系複合領域科学部門

教授

上田

忠治

新規ポリオキソメタレート錯 【電子スピン共鳴装置】（NMR）JEOL JNM体の電気化学的酸化還元反応 【 核 磁 気 共 鳴 装 置 】
ECA600メカニズムの解析

1002

通年

日本大学生物資源科学部

准教授

高野

英晃

バクテリア光センサーのアン【熱分析装置】MicroCal  iTC200
テナ分子に関する研究

1003

通年

豊橋技術科学大学
生命工学系

助手

藤沢

郁英

【単結晶 X 線回折装置】
Ｘ線結晶構造解析による不斉【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
合成化合物の絶対構造の決定
CCD-3

1004

通年

山梨大学大学院総合研究部
教育学域

准教授

森長

久豊

【熱分析装置】
メ タ ル フ リ ー・ ハ ロ ゲ ン フ【MALDI-TOF 質量分析】Applied Biosystems
リーイモータル重合
Voyager DE-STR

1005

通年

千葉大学大学院融合科学研
究科

准教授

城田

秀明

非芳香族系イオン液体の分子科学的研究：分子間振動と粘 【熱分析装置】
度・ガラス転移温度の関係

渉【単結晶 X 線回折装置】【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
CCD-3【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII【電子スピン共鳴装置】
金属水酸化物を舞台とする新【SQUID 型磁化測定装置】
規量子スピン系の構築【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
Reflex【 フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 光 度 計 】Bruker
IFS66v【可視紫外分光光度計】Hitachi U-3500

丸山隆浩【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F【電子顕微鏡】(FIB) JEOL JEM-9310FIB
Ru 触媒を用いた単層カーボ 【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600【電子分光】Omicron EA-125
ンナノチューブの作製【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
Reflex

恒雄

神経細胞ネットワークハイス 【電子顕微鏡】(FIB) JEOL JEM-9310FIB
ループットスクリーニング装 【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami, TITANTOPAS
置の開発

1006

通年

所

属

職

環境・

成蹊大学理工学部共通基礎
講座

名

教授

藤田

研究課題

利用研究設備1007

通年

名城大学理工学部

1008

通年

名古屋大学未来社会創造機
客員教授
構

宇理須

1009

通年

山形大学大学院理工学研究科電気電子工学分野

希土類金属ドープ型マンガン有馬 ボシー
酸化物ナノ粒子の磁性に関す 【SQUID 型磁化測定装置】
ルアハンマド
る研究

1010

通年

名古屋工業大学大学院物質
工学専攻

准教授

濱中

泰

【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21
硫化物半導体ナノ粒子の光物【可視紫外分光光度計】Hitachi U-3500
性の解明【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami, TITANTOPAS

1011

通年

岐阜大学工学部化学・生命
工学科

准教授

植村

一広

【単結晶 X 線回折装置】
常磁性異種金属一次元鎖錯体 【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
CCD-3の磁気物性評価【SQUID 型磁化測定装置】

1012

通年

東北大学大学院医工学研究
科

研究
支援者

大嶋

佑介

ラマン分光法による骨粗鬆【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA症・変形性関節症の分子組成
Reflexの解析

宏明【単結晶 X 線回折装置】【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
1,2,3- トリアゾール含有シッ CCD-3
フ塩基配位子を用いた金属錯 【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII体の結晶構造と磁気的性質の 【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】
解明【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
Reflex一正【単結晶 X 線回折装置】
分子構造と分子配列の制御に【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
よる近赤外光の吸収可能な有CCD-3機半導体の開発とその電子状【電子スピン共鳴装置】
態の解明【SQUID 型磁化測定装置】

1013

1014

82

通年

通年

岐阜大学教育学部理科教育講座（化学）

静岡大学工学部

機器センターたより

教授

提案代表者

助教

助教

教授

萩原

植田

９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-17-MS-)

申請
区分

1015

通年

大阪府立大学大学院理学系
研究科

教授

細越

裕子

【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
有機ラジカルが形成する量子 CCD-3磁性体の低温磁気構造の解明 【電子スピン共鳴装置】【熱分析装置】

1016

通年

名古屋工業大学 先進セラ
ミックス研究センター

教授

安達

信泰

【電子スピン共鳴装置】
液相法で作製した磁性薄膜お【SQUID 型磁化測定装置】
よび複合体の磁気的性質の研【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
究
3-21

1017

通年

東京農工大学大学院工学研
究院先端物理工学部門

准教授

嘉治

寿彦

【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
共蒸発分子誘起結晶化法によ【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600り作製した薄膜の構造・成分【蛍光Ｘ線分析装置】JEOL JSX-3400RII
分析【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII

1018

通年

愛知学院大学 薬学部 製剤
学講座

講師

小川

法子

【単結晶 X 線回折装置】
シクロデキストリン類と薬物【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURYの包接複合体の構造解析
CCD-3

1019

通年

城西大学理学部化学科

教授

見附

孝一郎

過渡吸収法と過渡発光法によ【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami, TITANる有機太陽電池の初期過程にTOPAS
関する速度論的研究

1020

通年

国立研究開発法人産業技術総合研究所 物質計測標準
研究部門

主任
研究員

松本

信洋

SQUID による粉末試料の磁 【電子スピン共鳴装置】
気モーメント測定法の検討お 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
【SQUID 型磁化測定装置】
よび ESR 測定

所

属

職

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備1021

通年

法政大学生命科学部

教授

緒方

啓典

【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
CCD-3【蛍光Ｘ線分析装置】JEOL JSX-3400RII【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】【MALDI-TOF 質量分析】Applied Biosystems
新規機能性ナノマテリアルのVoyager DE-STR
構造および物性評価【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
Reflex【 フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 光 度 計 】Bruker
IFS66v【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21【可視紫外分光光度計】Hitachi U-3500

1022

通年

関西学院大学理工学部環
境・応用化学科

教授

橋本

秀樹

金属ナノ粒子担持型グラフェ 【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
ンオキサイドの化学状態分析 【電子分光】Omicron EA-125

1023

通年

愛媛大学大学院理工学研究科 ( 工学系 )

准教授

白旗

崇

【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
導電性有機材料の構造と物性
CCD-3に関する研究【SQUID 型磁化測定装置】

1024

通年

自然科学研究機構
科学研究所

准教授

菱沼

良光

Nb3Sn 超伝導線材の高磁場特性改善に向けた添加元素効 【SQUID 型磁化測定装置】
果

1025

通年

兵庫県立大学大学院物質理
学研究科

客員
研究員

小林

本忠

窒化硼素層間化合物の物性

1026

通年

名城大学理工学部応用化学
科

助教

才田

隆広

【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
種々の還元性酸化物の合成と 【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
その物性評価
Reflex1027

通年

静岡大学学術院工学領域電子物質科学系列

助教

川口

昂彦

高結晶性逆ペロブスカイト型【SQUID 型磁化測定装置】
窒化物磁性薄膜の成長と評価

1028

通年

福岡大学理学部

助教

武藤

梨沙

多周波 ESR 法による祖先型
光合成反応中心反応機構の解 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
析

1029

通年

名古屋大学理学研究科物質
理学

准教授

三野

広幸

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
多周波 EPR 法を用いた光合【電子スピン共鳴装置】
成反応過程の解析【SQUID 型磁化測定装置】

1030

前期

岐阜大学工学部教授

嶋睦宏

FeNi/Cu 多 層 細 線 , NiPt ナ【SQUID 型磁化測定装置】
ノ粒子の磁気的性質の解明

1030b

後期

岐阜大学工学部教授

嶋睦宏

FeNi/Cu 多 層 細 線 , NiPt ナ【SQUID 型磁化測定装置】
ノ粒子の磁気的性質の解明

1031

前期

京都大学 先端イノベー
ション拠点施設

特定
准教授

高見

剛

核融合

フッ化物電池材料の磁性【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
Reflex【SQUID 型磁化測定装置】

機器センターたより83９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-17-MS-)

申請
区分

1032

前期

神戸大学

1033

前期

1033ｂ

所

属

職

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備助教

青木画奈

磁場アセンブリ法による自己 【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
組織的ナノ配列構造形成技術 【電子顕微鏡】(FIB) JEOL JEM-9310FIB【SQUID 型磁化測定装置】の開発

関西学院大学理工学部

助教

三橋

了爾

非共有結合性相互作用を用い【SQUID 型磁化測定装置】
た金属錯体の配位構造制御と【電子スピン共鳴装置】
磁気的性質

後期

関西学院大学理工学部

助教

三橋

了爾

【電子スピン共鳴装置】
非共有結合性相互作用を用い【SQUID 型磁化測定装置】
た金属錯体の配位構造制御と【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
磁気的性質
3-21

1034

前期

岡山大学大学院医歯薬学総
合研究科

准教授

加来田

博貴

核内受容体と低分子の相互作【熱分析装置】MicroCal  iTC200
用に関する研究1035

前期

埼玉大学大学院理工学研究
科生命科学部門分子生物学
領域

助教

藤城

貴史

CD スペクトルを利用した鉄硫黄クラスター生合成酵素群 【円二色性分散計】JASCO J-720WIの立体構造変化の解析

1036

前期

京都大学大学院理学研究科

教授

馬場

正昭

【ナノ秒レーザー】エキシマー励起色素レー
コ ラ ヌ レ ン 分 子 の 超 音 速 ザー
【ナノ秒レーザー】Nd：YAG 励起 OPO レー
ジェットレーザー分光
ザー

1037

前期

愛知教育大学教育学部

准教授

日野

和之

ラマン分光法による有機結晶【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIAのドミノ転移の分子ダイナミ
Reflex
クスの研究

1037ｂ

後期

愛知教育大学教育学部

准教授

日野

和之

ラマン分光法による有機結晶【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIAのドミノ転移の分子ダイナミ
Reflexクスの研究

先端融合研究環1038

前期

愛知教育大学教育学部

准教授

日野

和之

新しいメソ多孔性炭素の開発 【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F

1038ｂ

後期

愛知教育大学教育学部

准教授

日野

和之

新しいメソ多孔性炭素の開発 【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F

1039

前期

横浜国立大学大学院工学研
究院

准教授

竹田

真帆人

固相相変態を用いて自己形成させたナノグラニュラー磁性 【SQUID 型磁化測定装置】
体の組織及び磁気特性の検討

1039b

後期

横浜国立大学大学院工学研
究院

准教授

竹田

真帆人

固相相変態を用いて自己形成させたナノグラニュラー磁性 【SQUID 型磁化測定装置】
体の組織及び磁気特性の検討

晋吾【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
CeF3 薄膜を用いた紫外線セ 【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
ンサにおけるフッ素欠陥の影 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21
響【可視紫外分光光度計】Hitachi U-3500

晋吾【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
CeF3 薄膜を用いた紫外線セ 【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
ンサにおけるフッ素欠陥の影 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21
響【可視紫外分光光度計】Hitachi U-3500

井下邦之【電子分光】Omicron EA-125
オンラインブレンドで射出成 【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
形した炭素繊維製品の物性評 【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
Reflex価【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600

1040

前期

1040b

名古屋工業大学准教授

後期

名古屋工業大学

1041

前期㈱鈴木化学工業所
開発 Gr

1042

前期

名古屋大学 物質科学国際研究センター

研究員

前島

尚行

固体高分子型燃料電池の膜電 【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
極接合体の X 線イメージング 【電子顕微鏡】(FIB) JEOL JEM-9310FIB【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600と SEM 観察

1042ｂ

後期

名古屋大学 物質科学国際研究センター

研究員

前島

尚行

固体高分子型燃料電池の膜電 【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
極接合体の X 線イメージング 【電子顕微鏡】(FIB) JEOL JEM-9310FIB【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600と SEM 観察1044

前期

島根大学大学院総合理工学
研究科

准教授

池上

崇久

ポルフィリン鉄 (IV) πラジカ 【電子スピン共鳴装置】
ルカチオン錯体の磁気物性【SQUID 型磁化測定装置】

1045

前期

島根大学大学院総合理工学
研究科総合理工学専攻

D3

井手

雄紀

様々な軸配位子を有する鉄【単結晶 X 線回折装置】(III) コロール二量体の構造お【SQUID 型磁化測定装置】
よび磁気的性質1045ｂ

島根大学大学院総合理工学
後期
研究科総合理工学専攻

1046

前期

84

准教授

小野

管理課

神戸大学分子フォトサイエ
ンス研究センター

機器センターたより

小野

D3

井手

雄紀

軸位に様々な置換基を有する 【単結晶 X 線回折装置】
オ キ シ ピ リ ポ ル フ ィ リ ン 鉄 【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY(III) 錯体の構造と磁気的性質 CCD-3【SQUID 型磁化測定装置】
の検討

学術振興
会特別
研究員
（PD）

長嶋

宏樹

チオフェンーチアゾロチア
ゾールポリマー薄膜に生成し【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
た光電荷分離状態のパルス
EPR による構造解析

９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-17-MS-)

申請
区分

1047

前期

所

属

公益財団法人高輝度光科学
研究センター 利用研究促
進部門

職

名

研究員

上椙

研究課題

利用研究設備真之

南極宇宙塵の FE-SEM-EDS
による表面組織観察と組成分 【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
析諭【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】【MALDI-TOF 質量分析】Applied Biosystems
芳香族モット絶縁体の磁気特 Voyager DE-STR【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
性
Reflex【 フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 光 度 計 】Bruker
IFS66v

前期

東北大学大学院理学研究科
物理専攻

1048ｂ

後期

東北大学大学院理学研究科
物理専攻

研究員

平郡

諭

【電子スピン共鳴装置】
芳香族モット絶縁体のスピン 【SQUID 型磁化測定装置】【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
磁化率
Reflex1049

前期

基礎生物学研究所・多様性
生物学教室

助教

鎌田

芳彰

酵母トア複合体 1 の活性制御【熱分析装置】MicroCal  iTC200
機構の解析

1050

前期

筑波大学数理物質系化学域

助教

小谷

弘明

テトラアニオン性配位子を有する鉄錯体の高酸化状態にお 【電子スピン共鳴装置】
ける電子構造解明1051

前期

広島大学大学院理学研究科
化学専攻

教授

井上

克也

新しいマルチフェロイクスの 【電子スピン共鳴装置】
磁性【SQUID 型磁化測定装置】

前期

大阪市立大学大学院理学研
特任教授
究科 物質分子研究系

信昭【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21
重元素のレーザーによる新規【可視紫外分光光度計】Hitachi U-3500
分離法【ナノ秒レーザー】エキシマー励起色素レー
ザー

1052ｂ

後期

大阪市立大学大学院理学研
特任教授
究科 物質分子研究系

中島信昭【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21
重元素のレーザーによる新規【可視紫外分光光度計】Hitachi U-3500
分離法【ナノ秒レーザー】エキシマー励起色素レー
ザー

1053

前期

神戸大学大学院理学研究科
化学専攻

准教授

高橋

一志

【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
双安定性を示す分子性伝導体
CCD-3の極低温構造解析【SQUID 型磁化測定装置】

1054

前期

福岡大学理学部

教授

御園

雅俊

【ナノ秒レーザー】エキシマー励起色素レー
多 環 芳 香 族 炭 化 水 素 分 子 の ザー
【 ナ ノ 秒 レ ー ザ ー】Nd:YAG 励 起 OPO レ ー
レーザー分光
ザー

1054b

後期

福岡大学理学部

教授

御園

雅俊

【ナノ秒レーザー】エキシマー励起色素レー
多 環 芳 香 族 炭 化 水 素 分 子 の ザー
【 ナ ノ 秒 レ ー ザ ー】Nd:YAG 励 起 OPO レ ー
レーザー分光
ザー

1055

前期

九州大学 先導物質化学研究
所

学術
研究員

中西

匠

光誘起プロトン移動を示すス 【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
ピン転移錯体の開発
CCD-3

1056

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速炉サ研究員
前期
イクル研究開発センター
燃料サイクル

宮﨑康典

放射線劣化吸着材の薄片切出【電子顕微鏡】(FIB) JEOL JEM-9310FIB
し

1057

前期

富山大学理学部

准教授

榎本

勝成

Yb2 分子のレーザー分光【ナノ秒レーザー】エキシマー励起色素レーザー【 ナ ノ 秒 レ ー ザ ー】Nd:YAG 励 起 OPO レ ー
ザー

1057ｂ

後期

富山大学理学部

准教授

榎本

勝成

Yb2 分子のレーザー分光【ナノ秒レーザー】エキシマー励起色素レーザー【 ナ ノ 秒 レ ー ザ ー】Nd:YAG 励 起 OPO レ ー
ザー

1058

前期

広島大学大学院工学研究科

共同
研究講座
准教授

石元

孝佳

【ナノ秒レーザー】エキシマー励起色素レー
多環芳香族炭化水素分子とそ
ザーの重水素置換体のレーザー分【 ナ ノ 秒 レ ー ザ ー】Nd:YAG 励 起 OPO レ ー
光
ザー

1058ｂ

後期

広島大学大学院工学研究科

共同
研究講座
准教授

石元

孝佳

【ナノ秒レーザー】エキシマー励起色素レー
多環芳香族炭化水素分子とそ
ザーの重水素置換体のレーザー分【 ナ ノ 秒 レ ー ザ ー】Nd:YAG 励 起 OPO レ ー
光
ザー

前期

島根大学総合理工学研究科
物質化学領域祐介

芳香族配位子を有する塩素架【単結晶 X 線回折装置】
橋四核ロジウム錯体およびそ【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
れらを前駆体とした多核錯体
CCD-3の単結晶 X 線構造解析

1048

1052

1059

客員
研究者

提案代表者

助教

平郡

中島

片岡

機器センターたより85

９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-17-MS-)

申請
区分

1060

前期

大阪府立大学大学院理学系
研究科

1060ｂ

後期

1061

所

属

職

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備藤原秀紀

複 素 環 を 有 す る 新 規 な TTF 【単結晶 X 線回折装置】
誘導体を用いた磁性伝導体の 【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
CCD-3
結晶構造解析

大阪府立大学大学院理学系
教授
研究科

藤原

秀紀

複 素 環 を 有 す る 新 規 な TTF 【単結晶 X 線回折装置】
誘導体を用いた磁性伝導体の 【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY CCD3
結晶構造解析

前期

大阪大学大学院理学研究科
化学専攻

准教授

圷

広樹

純有機磁性伝導体κ-β-(BEDT【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
TTF)2(PO-CONHC2H4SO3)の
CCD-3
低温 X 線構造解析

1062

前期

大阪大学大学院工学研究科
応用化学専攻教授

櫻井英博

高分子保護金属クラスターの【電子分光】Omicron EA-125
電子状態に関する測定

1062ｂ

後期

大阪大学大学院工学研究科
応用化学専攻教授

櫻井英博

高分子保護金属クラスターの【電子分光】Omicron EA-125
電子状態に関する測定

1063

前期

愛知工業大学
用化学科

工学部

応 大学教員
（准教授）

梶田

裕二

常温常圧での人工窒素固定を【SQUID 型磁化測定装置】
目指した新規窒素錯体の合成【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNM-ECA600と電子的性質1063ｂ

後期

愛知工業大学
用化学科

工学部

応 大学教員
（准教授）

梶田

裕二

常温常圧での人工窒素固定を【SQUID 型磁化測定装置】
目指した新規窒素錯体の合成【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNM-ECA600と電子的性質1064

後期

神戸大学分子フォトサイエ
ンス研究センター

学術振興
会特別
研究員
（PD）

長嶋

宏樹

パルス EPR 法による一重項開裂に伴う三重項励起子間相 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
互作用の解明1065

後期

都城工業高等専門学校
質工学科

准教授

高橋

利幸

【熱分析装置】MicroCal VP-DSC
微細藻類増殖促進因子の化学【MALDI-TOF 質量分析】Applied Biosystems
特性と分子構造解析
Voyager DE-STR

1066

後期

関西学院大学理工学部

教授

御厨

正博

有機配位子の単核および複核【SQUID 型磁化測定装置】
金属錯体の磁気的性質

1067

後期

京都工芸繊維大学 大学院
工芸科学研究科 電気電子
工学系

准教授

今田

早紀

3d 遷移金属添加 AlN の光吸 【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
収・光伝導とフォノンの相関 Reflex【SQUID 型磁化測定装置】
の解明

1068

後期

大分大学
構

助教

岡

芳美

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
フラビン - トリプトファン連【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
結分子を用いた光誘起ラジカ
3-21
ルペア・システムの構築【可視紫外分光光度計】Hitachi U-3500

1069

後期

広島大学大学院理学研究科
化学専攻

教授

井上

克也

空間反転対称性の破れた磁性 【電子スピン共鳴装置】
体の合成とその物性測定【SQUID 型磁化測定装置】

1070

後期

横浜国立大学大学院工学府

D2

坂倉

響

析出現象を用いたナノグラ
ニュラー磁性体における組織 【SQUID 型磁化測定装置】と磁気物性の調査

1071

後期

京都大学環境安全保健機構

研究員

石川

学

【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
全 TTF 型電荷秩序絶縁体の CCD-3【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
構造および分光学的性質
Reflex

1072

前期

名古屋大学

教授

阿波賀

邦夫

有機 2 次元ラジカル結晶の相 【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
転移
CCD-3

1073

前期

奈良女子大学研究院自然科
学系

教授

藤井

浩

【単結晶 X 線回折装置】
金属酵素モデル錯体の電子構【電子スピン共鳴装置】
造の研究【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNM-ECA600

1073ｂ

後期

奈良女子大学研究院自然科
学系

教授

藤井

浩

金属酵素モデル金属錯体の電 【電子スピン共鳴装置】
子構造の解析
【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNM-ECA600

1074

前期

静岡大学グリーン科学技術
研究所

教授

朴

龍洙

Magnetic plasmonic【SQUID 型磁化測定装置】
graphene for fluoroassay

1075

前期

東京理科大学
部

教授

秋津

貴城

シッフ塩基金属錯体と高分子膜との複合系における光誘起 【円二色性分散計】JASCO J-720WI
分子配向

前期

北陸先端科学技術大学院大
学

1076

1077

86

前期

物

全学研究推進機浜松医科大学機器センターたより

理学部第二

教授

教授

准教授

江 東林

黒野

暢仁

【単結晶 X 線回折装置】(C 6 H 5 -N=N-C 6 H 4 ) 2 -C 6 H 2 - 【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY(C6H5-N=CH-C6H4)2 の単結 CCD-3【電子スピン共鳴装置】
晶 X 線構造解析【SQUID 型磁化測定装置】【単結晶 X 線回折装置】
酸素酸化反応による合成手法【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURYの開発および DNA 付加体の
CCD-3
合成研究
（NMR）JEOL JNM-ECA600【核磁気共鳴装置】

９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-17-MS-)

申請
区分

1077b

後期

浜松医科大学

准教授

黒野

暢仁

【単結晶 X 線回折装置】
酸素酸化反応による合成手法【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURYの開発および DNA 付加体の
CCD-3
合成研究
【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNM-ECA600

1078

前期

宇宙科学研究所地球外物質研究グループ

プロジェ
クト
研究員

松本

徹

小惑星イトカワの微粒子表面【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600の衝突痕の化学組成分析

1078ｂ

後期

宇宙科学研究所地球外物質研究グループ

プロジェ
クト
研究員

松本

徹

小惑星イトカワの微粒子表面【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600の衝突痕の化学組成分析

1079

前期

東京農工大学大学院工学府
生命工学専攻

教授

養王田

正文

熱量測定によるプレフォル
ディンー 2 型シャペロニンシ【熱分析装置】MicroCal  iTC200
ステムのシャペロン機構の解
明

1079ｂ

後期

東京農工大学大学院工学府
生命工学専攻

教授

養王田

正文

熱量測定によるプレフォル
ディン – グループ 2 型シャ【熱分析装置】MicroCal  iTC200
ペロニンシステムのシャペロン機構の解明1080

後期

京都大学 先端イノベー
ション拠点施設

特定
准教授

高見

剛

硫化物・酸化物電池材料の磁【SQUID 型磁化測定装置】
性

1081

後期

新潟大学 研究推進機構

准教授

古川

貢

ESR を利用した米糠による 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
環境計測の試み【電子スピン共鳴装置】

1082

後期

自然科学研究機構国立天文台先端技術センター

准教授

早野

裕

30m 望 遠 鏡 TMT の 第 1 期観測装置 IRIS のための駆動【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
機械系の耐久試験後の成分分
析

1083

後期

島根大学大学院総合理工学
研究科

Ｄ1

矢野

なつみ

【単結晶 X 線回折装置】
新規シクロメタレート型イリ【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
ジウム錯体の構造解析
CCD-3

1084

後期

京都大学大学院理学研究科

教授

馬場

正昭

【ナノ秒レーザー】エキシマー励起色素レー
非平面多環芳香族炭化水素分 ザー【 ナ ノ 秒 レ ー ザ ー】Nd:YAG 励 起 OPO レ ー子のレーザー分光
ザー

1085

後期

大阪府立大学理学系研究科
物理科学専攻光物性研究グ
ループ

准教授

河相

武利

Eu3+ イオンを微量添加した 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
ホウ酸リチウムの発光特性の 3-21
【可視紫外分光光度計】Hitachi U-3500
研究

1086

後期

島根大学総合理工学研究科
物質化学領域助教

片岡祐介

カウンターイオンを有するベ 【単結晶 X 線回折装置】
ンズアミジナート架橋ルテニ 【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
ウム二核錯体の単結晶 X 線構 CCD-3【SQUID 型磁化測定装置】
造解析と磁化率測定

1087

後期

京都大学国際高等教育院

教授

加藤

立久

新規配位子型人工 DNA 中に【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
配列した金属イオンのスピン【電子スピン共鳴装置】
測定

1088

後期

島根大学大学院総合理工学
研究科

教授

半田

真

ランタン型二核とシアニド金属塩からなる集積型錯体の磁 【SQUID 型磁化測定装置】
気特性

1089

後期

島根大学大学院総合理工学
研究科

准教授

池上

崇久

ノルコロール金属錯体の磁気 【電子スピン共鳴装置】
的性質【SQUID 型磁化測定装置】

1090

後期

九州大学 先導物質化学研究
所

学術
研究員

中西

匠

外場誘起プロトン移動を示す 【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY
新規スピン転移錯体の開発
CCD-3

1091

岐阜大学研究推進・社会連
後期 携機構生命の鎖統合研究セ
ンター

教授

安藤

弘宗

糖鎖 - 蛋白質相互作用を利用【熱分析装置】MicroCal  iTC200
した薬物送達技術の開発

1092

後期

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科

准教授

山口

拓実

合成学的アプローチによる複【熱分析装置】MicroCal  iTC200
合糖質の動的相互作用解析

1093

後期

名古屋大学
テム研究所

客員教授

原田

勝可

シリコン化合物の分子量測定

1094

後期

国立感染症研究所

研究員

谷生

道一

固体 NMR による系統的構造解析のための高効率参照試料 【核磁気共鳴装置】（NMR）Bruker AVANCE600の調製法確立1095

後期

名古屋市立大学大学院薬学
研究科

講師

矢木

宏和

糖鎖脂質含有二重膜表面で誘起されるアミドイドβ会合状【核磁気共鳴装置】（NMR）Bruker AVANCE600
態の固体 NMR を用いた構造
解析

1101

後期

東北大学大学院
科

教授

中村

智樹

始原隕石中のリン酸塩球粒物【電子顕微鏡】(FIB) JEOL JEM-9310FIB
質の形成過程所

属

職

未来材料シス

理学研究

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備【MALDI-TOF 質量分析】Applied Biosystems
Voyager DE-STR

機器センターたより

87９．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-17-MS-)

申請
区分

所

1102

後期

防衛大学校
科

1103

後期

名城大学理工学部

1104

後期

1105

後期

属

職

名

提案代表者

研究課題

教授

阿部

洋

イオン液体中の自発的ポリヨ 【 顕 微 ラ マ ン 分 光 装 置 】RENISHAW inVIA
ウ素イオン形成
Reflex教授

西山桂

毒劇物フリーな量子ナノ構造 【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F体の開発と光電変換機能発現 【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600

名古屋工業大学 名工大ス
プロジェ
マートマテリエル創成研究
クト教授
所

増田

秀樹

窒素を活性化する金属錯体の 【電子スピン共鳴装置】
電子状態【SQUID 型磁化測定装置】

静岡大学グリーン科学技術
研究所

朴

龍洙

金ナノ粒子 / 磁性ナノ粒子複【SQUID 型磁化測定装置】
合体のウイルス検出への応用

機能材料工学教授【機器の表記について】◎【SQUID 型磁化測定装置】 ： Quantum Design MPMS-7 または MPMS-XL7◎【電子スピン共鳴装置】 ： Bruker EMX Plus または E500◎【熱分析装置】 ： TA Instruments TGA2950 または SDT2960 または DSC2920

88

利用研究設備

機器センターたより

10．設備利用状況

平成29年度設備利用状況
設備名

所外利用

所内利用

電子スピン共鳴（ESR）装置
2
EMX Plus
14
E500
21
1
E680
10
0
SQUID 型磁化測定装置
MPMS-727
2
MPMS-XL7251
単結晶 X 線回折装置
MERCURY CCD-1
102
8
MERCURY CCD-2
1
MERCURY CCD-3
1
14
粉末 X 線回折装置
RINT-UltimaIII
16
X 線溶液散乱測定装置
1
NANO-Viewer
3
電子分光装置1
機能性材料バンド構造顕微分析システム
7
Omicron EA-125
1
4
電子顕微鏡
0
3
SEM ／ JSM-6700F
SEM ／ SU6600
11
13
3
FIB ／ JEM-9310FIB
1
熱分析装置
3
VP-DSC
2
iTC200
7
2
マトリックス支援レーザー脱離イオン化 - 飛行時間型質量分析計（MALDI-TOF-MS）
Voyager DE-STR
36
有機微量元素分析装置
5
所内 MICRO CORDER JM10
蛍光Ｘ線分析装置
1
JSX-3400RII
1
核磁気共鳴（NMR）装置
AVANCE800（溶液）62AVANCE600（固体）30JNM-ECA600
35
所内 JNM-ECS400
3
ピコ秒レーザー22Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS
ナノ秒レーザー
エキシマー励起色素レーザー
50
Nd:YAG 励起 OPO レーザー
03
フッ素系エキシマーレーザー
00
蛍光分光光度計2
8SPEX Fluorolog 3-21
円二色性分散計
J-720WI
3
3
可視紫外分光光度計
4U-35007フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
1
1
IFS 66v/S
顕微ラマン分光装置
RENISHAW inVIA Reflex
91
超伝導磁石付希釈冷凍機
1
所内 Kelvinox 400
低温冷媒供給設備
明大寺地区
山手地区

（2017.4.1 ～ 2018.3.31）
利用日数
実利用

利用グループ数

液体ヘリウム（L）
49,366.0
4,256.0

合計

所外利用

所内利用

合計

日数

16
22
10

42
155
151

2
2
0

44
157
151

44
153
150

29
26

315
302

3
3

318
305

279
269

12
9
15

73
40
83

25
3
28

98
43
111

97
43
105

7

4

57

61

59

4

6

12

18

18

8
5

93
18

8
2

101
20

101
20

3
24
4

22
91
22

0
16
1

22
107
23

22
106
23

5
9

6
43

10
7

16
50

16
50

9

8

161

169

142

53

53

47

5
2

4

1

5

5

8
3
8
3

275
252
60

41
0
29
435

316
252
89
435

314
252
84
221

4

16

3

19

19

5
3
0

42
6
0

0
0
0

42
6
0

34
4
0

10

48

13

61

57

6

8

11

19

19

11

26

21

47

47

2

2

1

3

3

10

93

1

94

89

6

6

6

1
供給量
液体窒素（L）
22,241.7
18,800.5

窒素ガス（m3）
605.0※所内利用に協力研究等の所外研究者を含む場合もあり※利用日数：同日の重複利用も含む

機器センターたより

8911．研究報告一覧

平成29年度研究報告一覧
学術論文（68 報）
K. SHIBATOMI, K. KITAHARA, N. SASAKI, Y. KAWASAKI, I. FUJISAWA, S. IWASA,"Enantioselective decarboxylative chlorination of β-ketocarboxylic acids ," Nature Communications 8,.
Article number: 15600（2017）
I.ESSID, S.SOUDANI, F.LEFEBVRE, W.KAMINSKY, W.FUJITA, C.B. NASR, S. TOUIL, "A Hirshfeld
surface analysis, crystal and geometry-optimized structure, and solid state NMR studies of two novel α-hydroxyphosphonates C17H21O4P（I）and C19H25O4P（II）," Journal of Molecular Structure 1149, 99-111.
（2017）
T.MARUYAMA, A. KOZAWA, T. SAIDA, S. NARITSUKA S. IIJIMA, "Low temperature growth of.
single-walled carbon nanotubes from Rh catalysts, "Carbon 116, 128-132（2017）
M.KUMAKURA, A.KOZAWA, T. SAIDA, S. NARITSUKA, T. MARUYAMA, "Spectroscopic study of
X-ray absorption near-edge structure of chemical states of Pt catalyst during growth of single-walled carbon.
nanotubes, "J.Cryst. Growth 468, 155-158（2017）
H. KIRIBAYASHI, T. FUJII, A. KOZAWA, S. OGAWA, T. SAIDA, S. NARITSUKA, T. MARUYAMA,"Effects of fabrication method of Al2 O3 buffer layer on Rh-catalyzed growth of single-walled carbon
nanotubes by alcohol-gas-source chemical vapor deposition, "J.Cryst. Growth 468, 114-118（2017）.
H. KIRIBAYASHI, T. FUJII, T. SAIDA, S. NARITSUKA, T. MARUYAMA, "Effects of Al2O3 Type on
Activity of Al2O3 -Supported Rh Catalysts in Single-Walled Carbon Natnoutbes Growth by CVD, "MRSAdvances 2, 89-95（2017）.
T. FUJII, H. KIRIBAYASHI, T. SAIDA, S. NARITSUKA, T. MARUYAMA, "Low temperature growth of
single-walled carbon nanotubes from Ru catalysts by alchol catalytic chemical vapor deposition, "Diamond
Relat. Mater. 77, 97-101（2017）.
T. FUJII, T. OKADA, T. SAIDA, S. NARITSUKA, "Growth of single-walled carbon nanotube at a lowtemperature by alcohol catalytic chemical vapor deposition using Ru catalysts, "MRS Advances 3, 53-59（2018）.
M. KUMAKURA, H. KIRIBAYASHI, T. SAIDA, S. NARITSUKA, T. MARUYAMA, "In situ XANES
Analysis of Co and Ni Catalysts during Single-Walled Carbon Nanotube Growth, "MRS Advances 3, 13-18（2018）.
T. MARUYAMA, "Current status of single-walled carbon nanotube synthesis from metal catalysts bychemical vapor deposition, "Mater. Express 8, 1-20（2018）.
Y. HAMANAKA, T. HIROSE, K. YAMADA, K. MIYAGAWA, & T. KUZUYA, "Plasmonic Optical
Nonlinearities of Copper Sulﬁde Nanoparticles, "MRS Advances 3 741-746（2018）.
N. MATSUMOTO, T. SHIMOSAKA, "Low-temperature Electronic Paramagnetic Resonance Measurementsof TEMPO and 4-Hydroxy-TEMPO Benzoate for Purity Analyses by the Effective Magnetic-moment
Method, "ANALYTICAL SCIENCES 33（9）, 1059-1065（2017）.

90

機器センターたより

10．設備

備利用状況

11．研究報告一覧
M. UEDA, T. SHIRAHATA, Y. MISAKI, "Crystal and Electronic Structures of [5]Radialene Substituted
with Quintuple 1,3-Dithiol-2-ylidenes and Its Oxidative Species, "ChemistrySlect （12）2, 3490-3495（2017）.
K.OZEKI, H.TSUKUNO, H.NAGASHIMA, O.HISATOMI, AND H.MINO, "Dimeric Structure of theBlue Light Sensor Protein Photozipper in the Active State," Biochemistry 57（5）, 494-497（2018）.
R. MITSUHASHI, T. SUZUKI, M. MIKURIYA, "Geometric Isomerism and Redox Properties of
Ruthenium（II/III）Complexes with 3-Hydroxypicolinamide, "Chemistry Letters 47（4）, 479-482（2018）.
Y.KISHI, L.CORNET, F.POINTILLART, F.RIOBÉ, B.LEFEUVRE, O.CADOR, B.LE GUENNIC,
O.MAURY, H.FUJIWARA, L.OUAHAB, "Luminescence and Single-Molecule Magnet Behaviour in
Lanthanide Coordination Complexes Involving Benzothiazole-Based Tetrathiafulvalene Ligands," Eur. J.
Inorg. Chem. （4）3 , 458-468（2018）.
J.-B.HARLÉ, S.ARATA, S.MINE, T.KAMEGAWA, V.T.NGUYEN, T.MAEDA, H.NAKAZUMI,H.FUJIWARA, "Malachite Green Derivatives for Dye-sensitized Solar Cells: Optoelectronic（1）, 52-64（2018）.
Characterizations and Persistence on TiO2," Bull. Chem. Soc. Jpn. 91
J.-B. HARLÉ, S. MINE, T. KAMEGAWA, V. T. NGUYEN, T. MAEDA, H. NAKAZUMI, H.
FUJIWARA, "Deep Blue Asymmetrical Streptocyanine Dyes. Synthesis, Spectroscopic Characterizations
and Ion-Speciﬁc Cooperative Adsorption at the Surface of TiO2 Anatase Nanoparticles, "J. Phys. Chem. C.
121（28）, 15049-15062（2017）.
Y. OKA, H. SHISHINO, "Fluorescence imaging of disrupted interfaces between liquid-ordered and liquiddisordered domains by a ﬂavin-labeled PNA duplex," ACS Omega （6）2 , 2912-2915（2017）.
Y.OKA, H. SHISHINO, "Fluorescence quenching of Alexa Fluor 488-labeled DNA by the complementaryTrp-containing PNA partitioned in liquid-ordered domains, "Chem. Lett. 46（11）, 1672-1675（2017）.
坂倉響，金俊燮，竹田真帆人 ,”Cu-Ni-X（X=Co,Fe）合金の微細組織と磁気特性に対する添加元素の.
影響 ," 銅と銅合金 第 56 巻 1 号 106-110（2017）
Y. NAKANO, Y. TAKAHASHI, K. ISHIDA, M. ISHIKAWA, H. YAMOCHI AND M. URUICHI,"Crystal structure and physical properties of radical cation salt based on 4,5-ethylenedioxy4’-iodotetrathiafulvalene（EDO-TTF-I）with iodine bonding ability, "Material Chemistry Frontier 2, 752-759（2018）.
I. ARAKI, K. FUKUI, AND H. FUJII, "Preparation, Characterization and Reactivity of a Bis-hypochlorite
Adduct of a Chiral Manganese（IV）Salen Complex," Inorg. Chem.57, 1685-1688（2018）.
Y. KATAOKA, K. OKUNO, N. YANO, H. UEDA, T. KAWAMOTO, M. HANDA, "New luminescent
cyclometalated iridium complexes prepared by the post-synthetic modiﬁcation, "Journal of Photochemistry
and Photobiology A: Chemistry 358, 345-355（2018）.
Y.YAMADA, T.KATO AND K.TANAKA, "Assembly of Multi-Phthalocyanines on a Porphyrin Template
by Fourfold Rotaxane Formation, "Chem. Eur. J. 22, 12371-12380（2016）.
T.FUTAGOISHI, T.AHAREN, T.KATO, A.KATO, T.IHARA, T.TADA, M.MURATA, A.WAKAMIYA,
H.KAGEYAMA, Y.KANEMITSU, AND Y.MURATA, "A Stable, Soluble, and Crystalline Supramolecular
System with a Triplet Ground State, "Angew. Chem. Int. Ed. 129, 4325-4329（2017）.

機器センターたより

9111．研究報告一覧
Y.MORINAKA, R ZHANG, S SATO, H.NIKAWA, T.KATO, K.FURUKAWA, M.YAMADA, Y.
MAEADA, M.MURATA, A.WAKAMIYA, S.NAGASE, T.AKASAKA, AND Y.MURATA, "Fullerene
C70 as a Nanoﬂask that Reveals the Chemical Reactivity of Atomic Nitrogen, "Angew. Chem. Int. Ed. 129,6588-6591（2017）.
Y.YAMADA, R.ITO, S.OGINO, T.KATO, AND K.TANAKA, "Dynamic Molecular Invasion into a
Multiply Interlocked Catenane, "Angew. Chem. Int. Ed. 56, 1-7（2017）.
S.NUNOKAWA, K.OKI, K.YAMASHITA, A.OKUYAMA, T.UEDA, K.NAKANO, Y.ICHIKAWA, H.
KOTSUKI, "Heteropoly Acid Supported on Silica Gel as Catalyst for the Asymmetric Transfer Allylation of
Aromatic Aldehydes under Solvent-Free Conditions," Synlett 28（5）, 597-600（2017）.
T. UEDA, K. KODANI, H. OTA, M. SHIRO, S. X. GUO, J. F. BOAS, A. M BOND, "Voltammetric andSpectroscopic Studies of α- and β-[PW12O40]3- Polyoxometalates in Neutral and Acidic Media: Structural（2017）.
Characterization as Their （n-Bu[
4N）
3][PW12O40] Salts, "Inorg. Chem. 56, 3990-4001
S. TSUBAKI, K. OONO, A. ONDA, T. UEDA, T. MITANI, M. HIRAOKA, "Microwave-assistedhydrolysis of biomass over activated carbon supported polyoxometalates," RSC Advances 7, 12346-12350（2017）.
S. S.CHOWDHURY, A. H. M. KAMAL, R. HOSSAIN, M. HASAN, M. F.ISLAM, B.AHMMAD, M. A.
BASITH, "Dy doped BiFeO3: A bulk ceramic with improved multiferroic properties compared to nanocounterparts, "Ceramics International 43（12）, 9191-9199（2017）.
M A BASITH, M A ISLAM, B. AHMMAD , M D S. HOSSAIN AND K. MØLHAVE, "Preparation ofhigh crystalline nanoparticles of rare-earth based complex pervoskites and comparison of their structural andmagnetic properties with bulk counterparts, "Materials Research Express （7）4 , 075012（2017）.
K. UEMURA, M. TAOKA, "Isolation and Characterization of Tetranuclear Pt-Fe---Fe-Pt Intermediate en
Route to the Trinuclear Pt-Fe-Pt Cluster, "Dalton Trans. 46, 14012-14020（2017）.
S. HORA, H. HAGIWARA, "High-Temperature Wide Thermal Hysteresis of an Iron
（II）Dinuclear Double
Helicate, "Inorganics （3）5 , 49（2017）.
H. HAGIWARA, T. MASUDA, T. OHNO, M. SUZUKI, T. UDAGAWA, K. MURAI, "Neutral Molecular
Iron（II）Complexes Showing Tunable Bistability atAbove, Below, and Just Room Temperature by a Crystal
EngineeringApproach: Ligand Mobility into a Three-Dimensional FlexibleSupramolecular Network, "Crystal
Growth & Design 17, 6006-6019（2017）.
H. YAMAGUCHI, M. OKADA, Y. KONO, S. KITTAKA, T. SAKAKIBARA, T. OKABE, Y. IWASAKI,AND Y. HOSOKOSHI, "Randomness-induced quantum spin liquid on honeycomb lattice, "Scientific
Reports 7, 16144/1-6（2017）.
H. YAMAGUCHI, Y. TAMEKUNI, Y. IWASAKI, R. OTSUKA, Y. HOSOKOSHI, T. KIDA, AND M.
HAGIWARA, "Magnetic properties of a quasi-two-dimensional S = 1/2 Heisenberg antiferromagnet with
distorted square lattice," Phys. Rev. B 95
（23）, 235135/1-11（2017）.
N. AMAYA, T. ONO, Y. OKU, H. YAMAGUCHI, A. MATSUO, K. KINDO, H. NOJIRI, F. PALACIO,
J. CAMPO, AND Y. HOSOKOSHI, "Spin-1/2 Quantum Antiferromagnet on a Three-dimensional
Honeycomb Lattice Formed by a New Organic Biradical F4BIPBNN," J. Phys. Soc. Jpn. 86（7）, 074706/1-7.
（2017）

92

機器センターたより

11．研究報告一覧
Y. SERA, T. HORIBE, K. ISOBE , E.YAMASHITA, H. HASHIMOTO , "Synthesis of amorphous Fe2O3/
RGO composite and its application to photoinduced hydrogen evolution, "Journal of Photochemistry andPhotobiology A: Chemistry 353, 631-638（2018）.
X. YU, S. TERAKAWA, S. HAYASHI, T. ASAKA, F. ITOIGAWA, S. ONO, J. TAKAYANAGI,"Carbonization of Silicon Nanoparticles via Ablation Induced by Femtosecond Laser Pulses in Hexane,"Arabian Journal for Science and Engineering 42, 4221-4226（2017）.
Y.INOUE, S.MURAMATSU, F.ITOIGAWA, S.ONO, M.SUDO, K.FUKUDA, T.YANAGIDA, "Sizecontrol and luminescence properties of Eu 2+:LiCaAlF6 particles prepared by femtosecond pulsed laser
ablation, "Journal of Applied Physics 122, 133107（2017）.
H. MATSUI，N. ISHIGURO，T. URUGA, O. SEKIZAWA，K. HIGASHI, N. MAEJIMA, M. TADA ,"Operando 3D Visualization of Migration and Degradation of a Platinum Cathode Catalyst in a Polymer
Electrolyte Fuel Cell," Angewante Chemie International Edition 129, 9499-9503（2017）.
Y. IDE, Y. YAMADA, S. MORI, T. IKEUE, "Crystal Structure of Six-coordinated（2,3,7,8,12,13,17,18Octaethylporphyrinato）iron（III）Complex with Two 4-methylpyridine N-oxides, "X-ray Struct. Anal. Online
33, 25-27（2017）.
Y. IDE, H. HOSODA, H. ISHIMAE, S. MORI, T. IKEUE , "Crystal Structure of a Six-coordinated（ III）Complex with Two[5,10,15,20-Tetrakis（2,4,6-trimethylphenyl）porphyrinato-k 4 N] iron
3,5-dimethylpyridine N-oxides, "X-ray Struct. Anal. Online 33, 49-51（2017）.
Y. IDE, T. KUWAHARA, S. TAKESHITA, R. FUJISHIRO, M. SUZUKI, S. MORI, H. SHINOKUBO,
M. NAKAMURA, K. YOSHINO, T. IKEUE, "Nickel（II）pyrrocorphin: Enhanced binding ability in ahighly reduced porphyrin complexs," J. Inorg. Biochem. 178,115-124（2018）.
T.YOSHIDA, K. TAKAHASHI, Y. IDE, R. KISHI, J.FUJIYOSHI, S. LEE, Y. HIRAOKA, D. KIM, M.
NAKANO, T. IKEUE, H.YAMADA, H. SHINOKUBO, "Benzonorcorrole Ni（II）Complexes: Enhancementof Paratropic Ring Current and Singlet Diradical Character by Benzo-Fusion," Angew. Chem. Int. Ed. 57（8）2209-2213（2018）.
T. Takenaka, T. Nakamura, S. Yanaka, M. Yagi-Utsumi, M.S. Chandak, K. Takahashi, S. Paul, K.
Makabe, M. Arai, K. Kato and K. Kuwajima, "Formation of the chaperonin complex studied by 2D NMR
spectroscopy," PLOS ONE 12, e0187022（2017）.
S. Yanaka, T. Yamazaki, R. Yogo, M. Noda, S. Uchiyama, H. Yagi and K. Kato, "NMR detection of semispeciﬁc antibody interactions in serum environments," Molecules 22, Article number: 1619（2017）.
G. Yan, T. Yamaguchi, T. Suzuki, S. Yanaka, S. Sato, M. Fujita and K. Kato, "Hyper-assembly of selfassembled glycoclusters mediated by speciﬁc carbohydrate–carbohydrate interactions," Chem. Asian J. 12,
968-972（2017）.
F. YANG, M. SUDA, AND H. M. YAMAMOTO, "Fabrication and operation of monolayer Mott FET atroom temperature," Bull. Chem. Soc. Jpn. 90, 1259-1266（2017）（Selected.
of BCSJ Award Article）
M. SUDA, N. TAKASHINA, S. NAMUANGRUK, N. KUNGWAN, H. SAKURAI, H. M. YAMAMOTO,"N-Type Superconductivity in an Organic Mott Insulator Induced by Light-Driven Electron-Doping," Adv.
Mater. 29, 1606833（2017）.
H. SHIRAI, Y. NOMURA, and T. FUJI, "Self-Referenced Measurement of Light Waves," Laser Photon.
Rev. 11, 1600244（6 pages）（2017）.

機器センターたより

9311．研究報告一覧
Y. SATO, J. AKIYAMA and T. TAIRA, "Process design of microdomains with quantum mechanics for
giant pulse lasers," Sci. Rep. 7, 10732（2017）.
M. ASADA AND T. NAKAMURA, "Magnetic resonance investigation for possible antiferromagnetic（2017）.
subphase in（TMTTF）
2Br," Phys. Rev. B 96, 125120
E. JIN, M. ASADA, Q. XU, S. DALAPATI, M. A. ADDICOAT, M. A. BRADY, H. XU, T. NAKAMURA,
T. HEINE, Q. CHEN, D. JIANG, "Two-dimensional sp2 carbon–conjugated covalent organic frameworks,"
Science 357, 673-676（2017）.[共]H. TSUKAMOTO, I-S. CHEN, Y. KUBO, Y. FURUTANI, "A ciliary opsin in the brain of a marine annelid
zooplankton is ultraviolet-sensitive, and the sensitivity is tuned by a single amino acid residue," J. Biol.
Chem. 292, 12971-12980（2017）.
S. HAESUWANNAKIJ, T. KIMURA, Y. FURUTANI, K. OKUMURA, K. KOKUBO, T. SAKATA, H.
YASUDA, Y. YAKIYAMA, and H. SAKURAI, "The Impact of the Polymer Chain Length on the Catalytic
Activity of Poly
（N-vinyl-2-pyrrolidone）-supported Gold Nanoclusters," Sci. Rep. 7, 9579（2017）.
I. ANZAI, E. TOKUDA, A. MUKAIYAMA, S. AKIYAMA, F. ENDO, K. YAMANAKA, H. MISAWA, Y.
FURUKAWA, "A misfolded dimer of Cu/Zn-superoxide dismutase leading to pathological oligomerizationin amyotrophic lateral sclerosis, "Protein Science 26, 484-496（2017）.
A. NAITO, K. OKUSHITA, K. NISHIMURA, G. S. BOUTIS, A. AOKI, and T. ASAKURA,"Quantitative Analysis of Solid-State Homonuclear Correlation Spectra of Antiparallel β-Sheet Alanine
Tetramers, "J. Phys. Chem. B 122, 2715-2724（2018）.
M. TOMURA, "2-Sulfanylidene-1,3-dithiolo[4,5-b]pyrazine-5,6-dicarbonitrile, "IUCrData 2 x171023（2017）.
nickelate（II）,"
M.TOMURA,"Bis（tetra-n-butylammonium）
Bis（5,6-dicyanopyrazine-2,3-dithiolato-k2S,S’）
IUCrData 2, x171059（2017）.
K.ONO, S.KARASUDA and M.TOMURA, "Synthesis and Crystal Structure of 4 5,8 5-Di-tert-butyl-tetraoxadiazola-2,6（2,6）-dipyridina-4,8（1,3）-dibenzenacyclooctaphane, "Heterocycles 94 22091,3,5,7（2,5）
2214（2017）
T. OSAKO, K. TORII, S. HIRATA, AND Y. UOZUMI, "Chemoselective Continuous-Flow Hydrogenationof Aldehydes Catalyzed by Platinum Nanoparticles Dispersed in an Amphiphilic Resin, "ACS Catal. 7, 73717377（2017）.
S. PAN, S. YAN, T. OSAKO, AND Y. UOZUMI, "Batch and Continuous-Flow Huisgen 1,3-Dipolar
Cycloadditions with An Amphiphilic Resin-Supported Triazine-Based Polyethyleneamine Dendrimer Copper
Catalyst, "ACS Sustainable Chem. Eng. 5, 10722-10734（2017）.
Y. HIRAI AND Y. UOZUMI, "Preparation of Aryl
（dicyclohexyl）
phosphines by C-P Bond-Forming CrossCoupling in Water Catalyzed by an Amphiphilic-Resin-Supported Palladium Complex, "Synlett 28, 29662970（2017）.
G. HAMASAKA, S. ICHII, AND Y. UOZUMI, "A Palladium NNC-Pincer Complex as an Efficient
Catalyst Precursor for the Mizoriki-Heck Reaction, "Adv. Synth. Catal. 360, 1833–1840（2018）.
J.-P. YANG, M. MEISSNER, T. YAMAGUCHI, X.-Y. ZHANG, T. UEBA, L.-W. CHENG, S. IDETA, K.
TANAKA, X.-H. ZENG, N. UENO, AND S. KERA, "Band Dispersion and Hole Effective Mass ofMethylammonium Lead Iodide Perovskite, " Sol. RRL 1800132（2018）.

94

機器センターたより

機器センターたより

9512．編集委員

編集委員
編集担当

横山

利彦

（委員長）

高山

敬史

（編集担当）

水川

哲徳（所有設備紹介担当）

岡野芳則（研究紹介担当）

上田正（センターの利用方法担当）藤原基靖（利用者アンケート報告担当）

兵藤由美子（研究報告一覧・事務担当）

機器センターたより

No.10

発行日

平成 30 年９月 30 日（年 1 回発行）

発

大学共同利用機関法人

行

分子科学研究所

自然科学研究機構

機器センター〒444-8585
愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38
編
印

集
刷

横山

利彦 （センター長）

高山

敬史 （編集長）

株式会社エニウェイ
本誌記載記事の無断転載を禁じます

96

機器センターたより

Instrument Center
Nishigonaka 38, Myodaiji, Okazaki 444-8585 Aichi, JapanT E L : +81 -5 6 4 - 5 5 -7 4 7 0
F A X : +81 -5 6 4 - 5 5 -7 2 2 9http://ic.ims.ac.jp/
mail to:ic-oﬃce@ims.ac.jp