アイステーシス株式会社
Rev1.3

多機能オールインワン コンパクトLDドライバMシリーズ
この基板のみで LD/TEC を駆動できます。 LDD-M200AIO/ LDD-M500AIO/M2000AIO/M3000☆200ｍA、500ｍA、2A、3Aの4シリーズをラインナップ☆コンパクト一体型ACC/APC対応 LDドライバ、温度コントローラ☆ほとんどのメーカのＬＤモジュールに対応☆SOA(半導体光増幅器)も対応（モニタPD及び光カプラを接続することで、APC駆動も可能）☆TECモジュールも搭載可能（TECモジュール非搭載タイプに対応）☆LDモジュール内蔵PDモニタ電流による光出力パワーモニタ表示☆外形寸法：わずか100mm×100mm☆内部変調機能：（サイン、矩形、ノコギリ、任意波（最大8パルス））、1Hz〜10KHｚ、変調度：5〜90%☆装置化にも対応、OEM供給可能

NEW

LDD-M200/M500AIO（0.2A/0.5A）

LDD-M2000/M3000AIO（2A/3A）

TECモジュール搭載オプション

BOXタイプ特徴 ：■付属の子基板を取り替えることでほとんどのメーカおよび、LDタイプに対応します。１４ピンバタフライパッケージＬＤモジュールをはじめ、TOCAN、DIL、C-mount LDモジュールの電流駆動、温度コンロトールを本体のみで行うことができます。
*TO-CAN、DIL、C-mountタイプの駆動には、LDマウンタが別途必要になります。
■TECモジュール搭載オプションはTECモジュール、サーミスタを搭載していないLDモジュールの駆動に最適です。
■LD駆動は、ACC（LD駆動電流一定モード）/APC（LD光出力パワー一定モード）の両方に対応。
■オプションでSOAに対応、外付けモニタPD及び光カプラを接続することで、APC駆動も対応します。
■TECコントロールは、PID制御。
■LD、TEC電流リミット設定、PIDゲイン、積分係数設定、各種アラーム機能を備えています。
■内部変調機能で、１Hz〜10KHz（変調度：5〜90％、サイン波、矩形波、三角波、ノコギリ波、任意波（最大8パルス））までの変調が可能。
■外部変調用にSMA端子を装備（DC〜100KHｚ）。
■トリガー入力機能（信号レベル：0/5V、変調信号：パルス波、任意波に対し、立ち上り毎１変調信号を出力、次の入力パルスまで、設定電流値を出力）■トリガー出力機能（パルス幅：125us（サイン波、ﾉｺｷﾞﾘ波、任意波）、Duty50％（正弦波）、パルス比（パルス波))■基板上にＬＣＤモニタ、LD ON/OFFボタン、各パラメータ設定用ロータリーエンコーダを装備し、簡単操作を実現。
■インターロック機能を装備しています。オプションにて電源リレーも搭載可能、外部コントロール信号にて電源ON/OFFが可能。
■装置化（OEM等）に対応したコネクタを装備、装置組み込みが容易にできます。
■外部ＰＣコントロール可能なUSBポートを備えています。

アイステーシス株式会社

スペック一覧
仕様
項目

電源
環境

LDD-M200AIO

LDD-M500AIO

電圧仕様
LDD-M2000AIO（3000）

項目+5±0.25V

電力

15Wmax

15Wmax

30Wmax温度15～35℃

湿度

結露なきことバタフライ・14pin標準ソケット/外部接続・子基板使用

モジュール形状
LD制御モード

ACC/APC切替え

LD接続形式

フローティング、カソードGND

TEC

0～200mA

5～500mA

20〜2000mA*1（3000mA ）同設定分解能0.1mA（0〜99ｍA）/
1ｍA（100〜200ｍA）

1mA

1mA

表示/測定分解能

0.1mA（0〜99ｍA）
1ｍA（100〜200ｍA）/0.1ｍA

1mA/0.1mA

1mA/0.1mA

LD電流ﾘﾐｯﾀｰ設定

10～200mA

10～500mA

100〜2000mA*1(3000mA )LD電流 設定

同設定分解能精度
安定度
LD電圧
高電圧タイプ ＊２（オプション）
表示/測定分解能
LD端子電圧ノイズ
PD電流表示/測定分解能
内部変調
LD
同周波数同変調度
パルス比
同期トリガー出力
信号レベル
パルス幅
周期
同期トリガ 入力
外部変調
コネクタ
周波数
変調度
光パワー設定範囲
光パワー設定相当
PD電流範囲
設定分解能

方式
リミット電流設定
設定分解能
駆動電流
電流測定分解能
表示/測定分解能
駆動電圧
標準設定範囲ACCモード（電流一定モード）

PWM方式
100～1500mA 100〜3000mA 100〜3000mA
100mA
0～±1.5A
0〜±3.0A
0〜±3.0A
1mA
0.01V/0.001V
0～±3.5V
10〜40℃(2A)
10～40℃
10～40℃
10〜35℃(3A)

温度安定度±0.02℃(25℃)
＊３

温度拡張版
（オプション）3Aタイプを除く
温度

10〜65℃タイプ
安定度±0.02℃(25℃)±0.05℃(65℃)）

15〜85℃タイプ
安定度±0.02℃(25℃)±0.05℃(85℃)）

設定分解能

0.1℃

モニター範囲9～43℃

表示/測定分解能

10mA

0.1℃/0.001℃±1mA＋0.5％ ±1mA＋0.5％ ±3mA＋0.5％

PIDゲイン

10〜50±1mA＋0.2％ ±1mA＋0.2％ ±3mA＋0.2％

積分時間

1〜3秒

<4V
<9V

<4V
<9V

<4V

サーミスタ B定数（<3.5V@3000mA*1）

サーミスタ基準抵抗<9V@1000mA<6V@2000mA

CW、矩形波、サイン波、ノコギリ波、パルス波、任意波（最大8パルス）
矩形波、パルス波：1Hz～10kHz
サイン波、ノコギリ波、任意波：1Hz～1kHz(サンプル周期0.25ms)
5〜90%
1%～99% （パルス波）
内部変調に同期したパルス
0/5V
125us（サイン波、ﾉｺｷﾞﾘ波、任意波）、Duty50％（正弦波）、パルス比（パルス波）
変調周期と同じ
任意波、パルス波かつ同期有効の場合、入力毎、変調波形出力
LD電流に対し外部から減少方向に変調する
電圧信号
SMA
DC〜100KHz
Ild－
Ild－
100mA*Vext 100mA*Vext
APCモード設定内容②LD電流ﾘﾐｯﾄ/TEC電流ﾘﾐｯﾄ/駆動モード選択/PDｹﾞｲﾝ/受光効率/変調ﾓｰﾄﾞ/変調周波数/変調度/PIDゲイン・積分時定数設定/ｻｰﾐｽﾀB
定数/基準抵抗値設定

ﾛｰﾀﾘｴﾝｺｰﾀﾞ回転

LD ON/OFF

LD-SW 押しTEC ON OFF

LD-SW 3秒押し

LCD
表示

通信機能

LD,TEC状態

2行x16文字、ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ
LED：緑=駆動、赤点滅＝ｱﾗｰﾑ

USB

仮想COM、19200bps

コネクタ
LD光出力用インターロック(オプション)
ブザー
電源サージ対策
設定値記録
装置化用コネクタ

USB-miniB＞2.5V、ｵｰﾌﾟﾝ：LD OFF＜0.4V、GNDｼｮｰﾄ：LD ON可
通信ｺﾏﾝﾄﾞで有効/無効
サージ吸収ツェナーダイオード
記録間隔 30秒
コネクタ追加（LED、ON/OFFスイッチ、エンコーダ）

集中管理用コネクタ

シリアル通信

高順電圧LD対応（LD用電源CN追加 4V〜12V
200mAmax
オプション 等）

Ild－
0.4A*Vext

0～12dB（PDゲイン毎）
0.1～2mA/
0.1～2mA/
0.2～4mA/
0.01～0.2mA 0.01～0.2mA 0.02～0.4mA
0.1dB

9ｋ～10kΩﾛｰﾀﾘｴﾝｺｰﾀﾞ押し設定方法

0.01mA/0.0001mA

3000～4000①ﾓﾆﾀｰ/LD電流設定or光ﾊﾟﾜｰ設定/温度設定

0.01V/0.001V
4.3mVpp(リニア電源使用時)
4.7mVpp(付属ACアダプタ電源使用時)＊いずれも1A電流印加時
0～2.5mA
0～2.5mA
0～5mA

TECモジュール
NTCサーミスタ
装備

LDD-M2000AIO（3000）LDD-M200AIO LDD-M500AIO

空冷ファン

4V〜9V
500mAmax

4V〜12V
2Amax(3Amax @7V)

なし
最大電圧:2V 最大電流:3A 最大級熱:3.8W 最大温度差:67℃なし
10K 3590B 1% -50℃〜125℃
なし
5V DCファン
5V DCファン

LDタイプ別子基板

Type1、２、３ 合計3枚

精度

±0.5dB

プラスチックネジ

4本（絶縁が必要なLD用）

安定度

±1dB

絶縁放熱シート

1枚（絶縁が必要なLD用）

PD受光感度A/W-50～0 dBm（A/W）*1.ご要望に応じて駆動電流範囲を3000mAに拡張できます。（オプション）*2.LD電圧が高い場合、外部電源を用いて対応可能です。（オプション）*3.温度範囲拡張対応できます。（オプション）3Aタイプを除く

付属品

ACアダプタ
CD
試験成績書

1セット
取扱説明書
１シート

アイステーシス株式会社

子基板を取り替えて、ほとんどのタイプの半導体レーザを駆動可能！

+
励起用半導体レーザ

Type1 子基板

TO-CAN、ピグテイル半導体レーザ

Type3 子基板 + 専用ケーブル+通信用半導体レーザ

Type2 子基板

DILタイプ半導体レーザ

Type3 子基板 + 専用ケーブル+
Type3 子基板

カスタム半導体レーザ

C-Mount半導体レーザ

Type3 子基板 + 専用ケーブルNEW
Type1 子基板
+スペーサ

半導体光増幅器（SOA）*外部 PD モジュール + 光カプラにて APC 駆動も可能になります。

8ピンペルチェ非搭載
半導体レーザ+Type3 子基板

ペルチェ+専用基板

外部マウンタを使用せず、TEC 、サーミスタを実装できるようになりました。

OEM/装置化にも対応いたします！
■ LDD-M200/M500AIOもしくはLDD-M2000AIO（M3000AIO）は基板タイプなのでお客様の装置にインストール可能です。
装置化に柔軟に対応いたします。
■LDD-M200/M500AIOもしくはLDD-M2000AIOを装置化。複数台のLDドライバーを1つのケースに組込みいたします。
■PC制御可能なUSBインターフェース標準装備。
■お客様のニーズに柔軟に対応いたします。C-WDM、LAN-WDM用LDモジュール等をご用意、搭載可能です。

組込タイプ（LDD-M500AIO-U）

組込タイプ（LDD-M2000AIOｘ2CH）

組込タイプ（LDD-M2000AIOｘ4CH）

アイステーシス株式会社

外部変調波形

内部変調波形

パルス波

サイン波

矩形波

トリガー出力トリガー出力トリガー入力（パルス波 1KH ｚ 変調深度 90％ Duty 10% ）（パルス 1KH ｚ 1Vpp in）（サイン波 1KH ｚ 変調深度 90％）

三角波

8パルス

矩形波

トリガー出力トリガー出力トリガー入力（三角波 100H ｚ 変調深度 90％）

任意波 (8パルス ) 0.25ms
変調深度 各 76,90,76,11,60,86,74,77％（パルス 10KH ｚ 1Vpp in）

オーダーインフォメーション
LDD-M①①①①AIO-②②②②-③③-④④④①LD電流駆動タイプ

200(200mA) /500（500mA ）/2000（２A） / 3000（３A）②

温度拡張タイプ

無記 or TM65(+10~65℃) or TM85（15〜85℃）③

高電圧LD用オプション

無記 or HV④

SOA対応オプション

無記 or SOA

記述例：
標準品：LDD-M2000AIO
温度拡張タイプ：LDD-M500AIO-TM65
高電圧LDオプション：LDD-G2000AIO-HVSOA対応：LDD-M2000AIO-SOA

消耗品：
絶縁放熱シート￥600/（5枚1セット）

放熱用シリコン￥1000/1本

外部マウンタ用接続ケーブル：
カスタムケーブル■製品についてのご質問・ご相談は、下記までお問い合わせください。

開発元：
アイステーシス株式会社〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央9-17-2A
TEL:045-350-9133/FAX:045-350-9134
https://aisthesis.co.jp￥8,500