ISSN

1884－1627

機器センターたより No.13
No.13
自然科学研究機構

分子科学研究所

機器センター

【表紙の写真】
１：電解放出形透過型電子顕微鏡
２：ESI-TOF型質量分析計

3

1

2

4

5

３：絶対PL量子収率測定装置
４：核磁気共鳴（NMR）装置
５：円二色性分散計

目次

機器センターたより No.１３
No.８
分子科学研究所 機器センター
■目
■目 次
次
1
１．巻頭言
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
１．巻頭言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2
２．構成員
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２．構成員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4
３．所有設備一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
３．所有設備一覧・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6
４．施設マップ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
４．施設マップ・・
５．センターの利用方法
５．事業紹介設備利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8
大学連携研究設備ネットワーク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
大学連携研究設備ネットワーク利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
ナノテクノロジープラットフォーム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10
液体ヘリウム利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
６．センターの利用方法
液体窒素利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
設備利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12
小型貸出機器利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大学連携研究設備ネットワーク利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
21
試料準備室利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
液体ヘリウム利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
24
共同利用者控室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
液体窒素利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2926
小型貸出機器利用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
６．所有設備紹介
電子顕微鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サンプル準備室利用方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3030
走査型プローブ顕微鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
施設利用者控室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
31
単結晶 X 線回折装置・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
７．所有設備紹介
電子スピン共鳴（ESR）装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
32
結晶スポンジ法による分子構造解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
SQUID型磁化測定装置
34
粉末・薄膜
X 線回折装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
単結晶
X 線回折装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4136
X 線溶液散乱装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
粉末
X 線回折装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
38
電子分光装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｘ線溶液散乱装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
39
電子スピン共鳴（ESR）装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
電子分光装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
42
SQUID 型磁化測定装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
電子顕微鏡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
46
熱分析装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
熱分析装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
49
質量分析計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
マトリックス支援レーザー脱離イオン化- 飛行時間型質量分析計（MALDI-TOF-MS）・・ 56
51
顕微ラマン分光装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
有機微量元素分析装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
52
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
蛍光X 線分析装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5853
蛍光分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
核磁気共鳴（NMR）装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
54
紫外・可視・近赤外分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
ピコ秒レーザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
58
絶対 PL 量子収率測定装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ナノ秒レーザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
60
円二色性分散計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
蛍光分光光度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
62
ピコ秒レーザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
円二色性分散計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
64
核磁気共鳴（NMR）装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
可視紫外分光光度計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
65
有機微量元素分析装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
66
ICP 発光分光分析装置（ICP-OES）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
顕微ラマン分光装置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
67
超伝導磁石付希釈冷凍機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

目次
低温冷媒の供給設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
71
超伝導磁石付希釈冷凍機
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
低温冷媒の供給設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
７．交流
所外利用者アンケート報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73
８．交流
所内利用者アンケート報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
79
所外利用者アンケート報告
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所内利用者アンケート報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
８．共同利用採択課題一覧
令和 2 年度分・
82
一般公開
2015・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80

９．設備利用状況
９．研究紹介令和 2 年度分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
88「銅水酸化物を舞台にした新規磁性物質の探索」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82

10．研究報告一覧

名古屋市立大学大学院

システム自然科学研究科

教授

藤田

渉

令和 2 年度分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
89「硫化銅ナノ粒子の近赤外局在表面プラズモンの三次光学非線形性」
・・・・・・・・・・ 87
名古屋工業大学大学院 物質工学専攻
准教授 濱中 泰98
11．編集委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「オキソ架橋ルテニウム二核錯体における異なる 3 つの酸化状態の構造ならびに電子状態」
・・ 91
生命・錯体分子科学研究領域

錯体物性研究部門

准教授

正岡

重行

10．共同利用採択課題一覧
平成 27 年度分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95

11．設備利用状況
平成 27 年度分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101

12．研究報告一覧
平成 27 年度分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102

13．編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108

１．巻頭言巻頭言機器センター長機器センター長 横山
解良利彦
聡「機器センターたより」第8号をお届けしま「機器センターたより」第13 号をお届けしま報と機器情報がシステム運用されることによ
サーチインフラ令和
2 年度第 3 次補正予算によす。本年4月よりセンター長を拝命いたしましす。平成30 年 4 月 1 日より機器センター長をり、効率的な広報を通じた潜在ユーザーの発掘
る自動・遠隔化機能付先端電子スピン共鳴機器

た。組織運営に携わることが初めてでもあり、拝命し3 年目になりました。令和 3 年 5 月現在、が狙え、機器センターのみならず全国の共同利の導入も決まり、現在政府調達を行っているとまたセンター業務が後述のように多岐に渡って愛知県にも新型コロナウイルス感染防止のため用機関各所において、今後ますますの利用拡大ころです。これらの機器はアンケート等を通しおりますので、（執筆4月10日現在）自身の中の緊急事態宣言が発令中で、皆様にも長期にわ
ではまだまだ茫洋とした日々を過ごしておりまたって大変な状況にあると察しますが、機器セと大きな成果があがることを期待したいと思いた皆様からの貴重なご意見から判断して導入をます。
決定したものであり、全部のご意見を反映させすが、微力ながらも機器センターの発展ならび
ンター共同利用は継続しており、これまで以上にコミュニティの拡大に尽力する所存ですのになにとぞよろしくお願いいたします。

今年度の機器センターの運用ですが、皆様かることはできそうもありませんが、今後とも活発
らアンケートで貴重なご意見をいただいているなご意見を賜りたくよろしくお願いいたします。

機器センターの目的は、「分子科学分野及び先端機器の高度化あるいは汎用化の推進、ii)
関連分野の研究に必要な汎用性の高い装置及び全国の共同利用研究推進のための各種共同利用
機器を集中的に管理するとともに、分子科学研事業の代表機関としての事業運営の 2 つの大き
究所内外の共同利用に供することを目的とすなミッションを基軸とし、現在は、文部科学省る」とあります。この本務に加え、平成19年度
ナノテクノロジープラットフォームプログラムから始まった全国の大学機器の相互利用を目的（令和 3 年度で終了）の分子・物質合成プラッとする「大学連携研究設備ネットワーク」事業
トフォームの代表機関並びに実施機関の分子研の幹事機関・事務局を務め、機器センターが実運営母体、文部科学省マテリアル先端リサーチ
質的な運用を行っています。民間を含めた全国
インフラプログラム（令和 3 年度始動し令和の研究者が広く利用できる全国共用ネットワー
12 年度までの 10 年）のスポーク機関、大学連クシステムの構築と整備を推進しております
携研究設備ネットワーク ( 設備 NW) 事業の主
（詳しくはhttp://chem-eqnet.ims.ac.jp）。さ
体機関・事務局ならびに自然科学研究機構大学らに平成24年度から始まった「文部科学省ナノ間連携推進機構 (NICA) の分子研対応部課としテクノロジープラットフォーム」事業においての機能を持ちながら業務を展開しています。
て、分子研は分子・物質合成プラットフォーム
令和 2 年度の共同利用機器利用実績は、所外の代表機関と実施機関を務めており、平成27年
169 件 1892 日 ( 民 間 等 の 利 用 も 含 む )、 所 内
度からは機器センターが統括して行っておりま
2057 日を数え、所外利用はコロナ禍のため減す（詳しくはhttp://mms-platform.com）。事
少しましたが、それでも量的には十分な業務が業融合のおかげで、より多くの先端機器が利用しい状況ではありますが、技術職員の専門性をは主に A 棟（旧極低温棟）に引越し、一部の生かしつつセンターの機能を拡張できる方策を
機器を実験棟、居室は共同研究棟 C 棟と研究模索したいと思います。そんな中、昨年度発生
棟 3 階にかまえました。
した重篤な故障により透過型電子顕微鏡JEM機器センターは主として共同利用を担う部署
3100FEFは利用停止が決定されました。今後であり、外部の先生方を含めた運営委員会を設
は新分野拡張や技術職員の増員も視野に入れつけています。運営委員の先生方には機器セン
つ、迅速かつ戦略的に機能強化を目指して進め
ターの方向性についてのご意見をいただくことていきたいと思います。また利用者の皆様におが重要なところですが、現実的な業務として、かれましては先のネットワーク情報をご活用い
年間 200 件を優に超える機器センター共同利用
ただき、他機関の共有設備の利用も積極的にご申請書の審査がかなり大量であり、大変なご尽
検討いただければと思います。
力をお願いしています。運営委員の先生方には機器センターの技術職員は主として汎用機器
厚くお礼申し上げますとともに、今後ともよろを扱うため、他部署に比べて開発要素が少ない
しくお願い申し上げます。
のは否めません。また潤沢な資金も伴わない状
令和 2 年度から、マテリアル先端リサーチイ
況下では、前を見続けることが困難な状況に陥ンフラプログラムが始動し、皆さんが測定されり、ともすると日々のルーチン作業に終始する
たデータは、わが国の共有財産として登録され事態に至りかねないことは想像に難くありませ有効活用されることになりました。観測データ
ん。今回このような職位について初めて考えさの提供義務化は戸惑うところも多いのですが、せられることがあり、私自身も日々勉強させてで、今後ともご協力のほどよろしくお願いいた
機器センターは、i) 所内研究者の研究遂行上します。
で不可欠な共通基盤的機器の整備、特色のある展開できたと考えています。
可能となりました。前センター長（横山教授）
令和 2 年度は、電気化学計測も可能な多目的には引き続き上記業務に関しての指揮をとってオペランド原子間力顕微鏡
2 基が導入されましいただき機器センターと密な連携関係を築いてた。また、円二色性分散計の更新、令和2 年度
いきます。まだ煩雑さが解消されていない点がように、老朽化した汎用機器の更新と既存機器
令和 2 年度には、明大寺キャンパスの共同研の拡張が多数求められています。予算措置も厳究棟 A, B, C 棟の改修が完了し、機器センター

わが国のマテリアル DX 展開への貢献というこいただいております。分子研設立時からの明確とでご理解お願いするところです。詳細が決まな「鼎」の理念を踏まえつつ、微力ながらもりましたらお知らせします。引き続き共同利用
個々の職員が気持ちよく職務に専念できるようを通じて我が国の活性化に資すべく精進してま様々な働きかけを行いたいと思います。今後と第2 次補正予算による 400 MHz NMR( 所内専
見受けられますが、我が国における資産の有効用), 600 MHz NMR( 溶液 ) の液体 He 再凝縮器
活用と社会貢献を目的とした全国規模の共有設

いりたいと思いますので、利用者の皆様にはごもご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

の導入が行えました。また、マテリアル先端リ
備運用システムとして機能します。ユーザー情

ろしくお願い致します。

協力と質の高い成果を上げていただきたく、よ機器センターたより

1２．構成員

構成員

令和 3 年 6 月 1 日現在

機器センター長（併任）横山利彦

物質分子科学研究領域

教授

明大寺

研究棟

308

チームリーダー中村 敏和

分析チーム（明大寺地区）

明大寺

Ｃ 棟

202

鈴木 敏泰

合成チーム（山手地区）

山 手

4 号館

502

湊

丈俊

走査プローブ顕微鏡（SPM）

明大寺

Ｃ 棟

103

大原

三佳

大学連携研究設備ネットワーク
ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺

研究棟

322

石山

修

大学連携研究設備ネットワーク
ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺

研究棟

325

中本

圭一

大学連携研究設備ネットワーク
ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺

研究棟

325

主任研究員

マネージャー

技術職
技師

高山 敬史

寒剤（明大寺地区）、希釈冷凍機

明大寺

Ｃ 棟

203

主任技術員

藤原 基靖

ESR、SQUID、X線回折装置等

明大寺

Ｃ 棟

203

技術員

岡野 芳則

微小結晶用X線回折装置、大学連携研究設備ネットワーク

明大寺

Ｃ 棟

203

技術員

賣市 幹大

寒剤（山手地区）、顕微ラマン、FT遠赤外、元素分析、質量分析、円二色性分散計、ICP等

山

手

4 号館

204

技術員

上田

レーザー、分光光度計、AFM、
小型貸出機器等

明大寺

Ｃ 棟

203

技術員

浅田 瑞枝

寒剤（明大寺地区）、ESR、SQUID

明大寺

Ｃ 棟

203

技術員

宮島 瑞樹

ESR、SQUID、X線回折装置等

明大寺

Ｃ 棟

203

2

機器センターたより正２．構成員

特任専門員 伊木志成子

ESR、SQUID、TEM

明大寺

Ｃ

棟

203

特任専門員

伊木志成子
長尾
春代

寒剤（山手地区）、NMR、
ESR、SQUID、TEM
熱分析、ICP等

明大寺
山
手

Ｃ号館
棟
4

203
401

技術支援員

藤川
長尾 清江
春代

元素分析、質量分析、
NMR、熱分析等
円二色性分散計等

山 手

4 号館

401

技術支援員 外山

亜矢

SEM

明大寺

研究棟

323

事務職

藤川

清江

元素分析、質量分析等

山

手

4 号館

401

事務支援員

外山 亜矢
兵藤由美子

SEM
総務、施設利用対応等

明大寺

研究棟
Ｃ
棟

323
204

ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺

研究棟

312

特任専門員
事務支援員 船木

弓子

事務支援員

内田
真理子
兵藤由美子

大学連携研究設備ネットワーク
総務、施設利用対応等

明大寺

研究棟
Ｃ 棟

312
204

事務支援員

石川あずさ
船木 弓子

大学連携研究設備ネットワーク、
ナノテクノロジープラットフォーム
ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺

研究棟

306
312

遠山

遊

ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺

研究棟

312

石川あずさ

大学連携研究設備ネットワーク、
ナノテクノロジープラットフォーム

明大寺

研究棟

323

機器センターたより

3３．所有設備一覧

所有設備一覧
所有設備一覧
所内 所内専用設備
所内 所内専用設備
分類名／型式
設置場所
担当者
分類名／型式
設置場所
担当者① 電子スピン共鳴（ESR）装置① 電子顕微鏡
Bruker
EMX Plus002
藤原・伊木
電界放出形走査電子顕微鏡（SEM）/JEOL
JSM-6700F 山手 4 号館 103 極低温棟
外山・石山
低真空分析走査電子顕微鏡（SEM）/Hitachi
SU6600 実験棟 B09
外山・上田・石山
Bruker
E500
極低温棟
001
藤原・伊木
電界放出形透過電子顕微鏡（TEM）/JEOL
JEM-2100F
山手
3
号館
1
階
TEM
室
伊木・上田・賣市
Bruker E680
極低温棟 001
藤原・伊木② 走査型プローブ顕微鏡② SQUID 型磁化測定装置
Bruker Dimension XR Icon Nano E, Nano EC 実験棟 106-108 湊・上田・杉本
極低温棟 006
藤原・伊木③ 単結晶 X 線回折装置
岡野
Rigaku MERCURY CCD-1･R-AXIS Ⅳ 実験棟 207-209 極低温棟
006
藤原・伊木
実験棟 207-209 岡野
Rigaku MERCURY CCD-2③ 単結晶 X 線回折装置
実験棟 207-209 岡野
微小結晶 /Rigaku HyPix-AFC
南実験棟 B04
藤原④ 結晶スポンジ法 X 線回折装置
B04
藤原
山手 3 号館 1 階 X 線回折測定室南実験棟
三橋
Rigaku XtaLAB P200
山手 3 号館 4 階共通測定室南実験棟
三橋
Rigaku SuperNova
B04
岡野⑤ 粉末・薄膜 X 線回折装置④ 粉末 X 線回折装置
山手 3 号館 1 階 X 線回折測定室 藤原・宮島
Rigaku RINT-Ultima III
山手3 号館 1 階 X 線回折測定室
藤原Panalytical Empyrean
実験棟 210
藤原・宮島・竹入・小林⑥ X 線溶液散乱測定装置
線溶液散乱装置⑤
Rigaku NANO-Viewer
南実験棟 B14 南実験棟
秋山
B14
秋山
⑦ 電子分光装置⑥ 電子分光装置
機能性材料バンド構造顕微分析システム 実験棟 216
田中・解良
機能性材料バンド構造顕微分析システム
実験棟
山根
X 線光電子分光
実験棟 110
小板谷216⑧ 電子スピン共鳴 (ESR) 装置
実験棟 215酒井共同研究棟 A 棟 001 藤原・伊木・浅田・宮島・中村
Bruker EMX Plus
⑦ 電子顕微鏡
共同研究棟 A 棟 001 藤原・伊木・浅田・宮島・中村
Bruker E500
山手 4 号館 103
中尾
共同研究棟 A 棟 012 藤原・伊木・浅田・宮島・中村・上田
Bruker E680
低真空分析走査電子顕微鏡（SEM）/Hitachi
SU6600
実験棟 B09
中尾・酒井⑨ SQUID型磁化測定装置

共同研究棟 A 棟 006山手
藤原・伊木・浅田・宮島・中村
Quantum Design MPMS-7
4 号館 103
中尾
共同研究棟 A 棟 006 藤原・伊木・浅田・宮島・中村
Quantum Design MPMS-XL7⑧ 熱分析装置⑩ 熱分析装置
MicroCal
4 号館 101
牧田・長尾
MicroCal VP-DSC
VP-DSC
山手 4 号館 101 山手
長尾・賣市
MicroCal
4 号館 101
牧田・長尾
山手 4 号館 101 山手
長尾・賣市
MicroCal iTC
iTC200200
共同研究棟 A 棟 102極低温棟
藤原・宮島
RigakuDSC8231/TG-DTA8122
TA
Instruments
TGA2950/SDT2960/DSC2920010
藤原⑪ 質量分析計
⑨ マトリックス支援レーザー脱離イオン化 - 飛行時間型質量分析計（MALDI-TOF-MS）
Bruker microflex LRF
山手 4 号館 403 賣市・藤川
4 号館 403
牧田
所内 JEOL JMS777V
山手 4 号館 405 山手
賣市・藤川
所内
Bruker maXis
山手 4 号館 406 賣市・藤川⑩
有機微量元素分析装置⑫
顕微ラマン分光装置
所内
山手 4 号館 404
牧田共同研究棟 A 棟 007 賣市
RENISHAW inVia Reflex⑪ 蛍光 X 線分析装置⑬ フーリエ変換赤外 (FTIR) 分光光度計
JEOL
JSX-3400RII
105
上田共同研究棟 A 棟 007南実験棟
賣市
BrukerIFS 66v/S

4

機器センターたより

３．所有設備一覧○○○○○⑭⑫ 蛍光分光光度計
核磁気共鳴（NMR）装置
共同研究棟 A 棟 002 上田
HORIBA SPEX Fluorolog 3-21
山手 5 号館
牧田・長尾⑮ 紫外・可視・近赤外分光光度計
Bruker
AVANCE800
谷中共同研究棟 A 棟 002 山手
上田4 号館 102
Shimadzu
UV-3600Plus
Bruker
AVANCE600
実験棟 119西村⑯ 絶対
PL 量子収率測定装置
共同研究棟 A 棟 002 山手
上田5 号館 予備測定室 牧田・長尾
Hamamatsu Photonics
Quantaurus-QY C11347-01
所内
山手 4 号館 408
牧田・長尾⑰ 円二色性分散計⑬ ピコ秒レーザー
JASCO J-1500
山手 4 号館 101 賣市・藤川⑱ ピコ秒レーザー
実験棟 B08上田
Spectra-Physics,
Quantronix
実験棟
B08
上田
⑭ ナノ秒レーザー
Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS
エキシマー励起色素レーザー/Coherent, Lambda Physik Compex Pro 110, LPD3002 レーザー棟 103
山中⑲ 核磁気共鳴 (NMR) 装置
Nd:YAG
励起 OPO
レーザー /Spectra-Physics, Lambda Physik GCR-250,
102
山中Bruker
AVANCE800
山手 Scanmate
4 号館OPPO
102 レーザー棟
加藤Bruker AVANCE600 /Lambda Physik実験棟
119
西村
フッ素系エキシマーレーザー
Compex110F レーザー棟105
山中
山手 5 号館 予備測定室 長尾・賣市
JEOL JNM-ECA600⑮ 蛍光分光光度計
所内 JEOL JNM-ECS400
山手 4 号館 408 長尾・賣市
南実験棟 105
上田⑳ 有機微量元素分析装置⑯
所内円二色性分散計
J-SCIENCE LAB MICRO CORDER JM10 山手 4 号館 404 藤川・賣市㉑ ICP 発光分光分析装置 (ICP-OES)
山手 4 号館 101
牧田
所内 Agilent 5110 ICP-OES
山手 4 号館 305 長尾・賣市⑰ 可視紫外分光光度計㉒ 超伝導磁石付希釈冷凍機
105
上田
所内 Oxford Kelvinox 400
共同研究棟 A 棟 004 南実験棟
高山㉓
⑱ 低温冷媒の供給設備
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
所内 明大寺地区極低温施設
Bruker IFS 66v/S
ヘリウム液化システム⑲ 顕微ラマン分光装置
液体ヘリウム自動供給装置
RENISHAW
inVia Reﬂex
液体ヘリウム貯槽
液体窒素自動供給装置⑳ 超伝導磁石付希釈冷凍機
ヘリウム回収ライン
所内 Oxford Kelvinox 400
所内 山手地区極低温施設㉑ 低温冷媒の供給設備
全自動ヘリウム液化機
所内 明大寺地区極低温施設
液体ヘリウム貯槽
液体窒素貯槽
ヘリウム液化システム
液体窒素自動供給装置
液体ヘリウム自動供給装置
ヘリウム回収ライン
液体ヘリウム貯槽

南実験棟 105
共同研究棟 A 棟 104 高山・浅田共同研究棟 A 棟 105 高山・浅田105
共同研究棟 A 棟 105 南実験棟
高山・浅田
共同研究棟 D 棟 2 階渡り廊下 高山・浅田
各実験室
高山・浅田
極低温棟 004
山手４号館
賣市・長尾
山手４号館
賣市・長尾
山手４号館
賣市・長尾
極低温棟
104
山手４号館 209 賣市・長尾
極低温棟 105
各実験室
賣市・長尾
極低温棟 105※設備のある場所については、次ページの施設マップをご参照ください。①～㉓が対応しています。

所内

賣市
賣市
高山

高山
高山
高山

液体窒素自動供給装置

化学試料棟前渡り廊下

高山ヘリウム回収ライン

各実験室

高山

全自動ヘリウム液化機

山手４号館

水川

液体ヘリウム貯槽

山手４号館

水川

液体窒素貯槽

山手４号館

水川

液体窒素自動供給装置

山手４号館 209

水川

ヘリウム回収ライン

各実験室

水川

山手地区極低温施設※設備のある場所については、次ページの施設マップをご参照ください。 ①〜㉑が対応しています。
機器センターたより

5４．施設マップ
施設マップ

䛆䚷᫂኱ᑎᆅ༊䚷䛇【 明大寺地区】
実験棟
研究棟

タഛ䛾䛒䜛ᘓ≀設備のある建物
ᐇ㦂Ჷ

Ώ䜚ᗯୗ
渡り廊下

◊✲Ჷ
正面玄関

池

ṇ㠃⋞㛵

ụ

㻺
Ᏺ⾨ᡤ＜2 階＞
䠄㆙ഛဨᐊ䠅
③ 単結晶X線回折装置

ṇ㛛
N
㣗ᇽ䞉⏕༠
正門

守衛所
（警備員室）

食堂・生協

䠄ᅗ᭩㤋䠅

஦ົ

＜1 階＞
⑩ 熱分析装置
DSC8231/TG-DTA8122㉓ 液体ヘリウム、液体窒素＜1䠘㻝㻌㝵䠚
階＞
䠘㻝㻌㝵䠚
＜地階＞
䚷䚷䞡ᾮయ䝦䝸䜴䝮䚸ᾮయ❅⣲②
走査型プローブ顕微鏡䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨⑧ 電子スピン共鳴（ESR）装置⑦
電子分光装置 XPS
䠘ᆅ㝵䠚
䠘ᆅ㝵䠚
⑨ SQUID型磁化測定装置⑲
核磁気共鳴（NMR）装置
䚷䚷䐟㟁Ꮚ䝇䝢䞁ඹ㬆䠄㻱㻿㻾䠅⿦⨨䚷䚷䐥㉮ᰝ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾䠄㻿㻱㻹䠅⑫ 顕微ラマン分光装置
AVANCE600
䚷䚷䐠㻿㻽㼁㻵㻰ᆺ☢໬䚷䚷䐫䝢䝁⛊䝺䞊䝄䞊
⑬ フーリエ変換 ᐃ⿦⨨䚷䚷䐦⇕ศᯒ⿦⨨＜地階＞
赤外（FTIR）分光光度計
䚷䚷䚷䚷㻌㼀㻭㻌㻵㼚㼟㼠㼞㼡㼙㼑㼚㼠㼟➀ 走査電子顕微鏡（SEM）⑭ 蛍光分光光度計䚷䚷䐲ᕼ㔘෭෾ᶵ
SU6600⑮ 紫外・可視・近赤外分光光度計⑱ ピコ秒レーザー
⑯ 絶対PL量子収率測定装置
᥍ᐊ㉒ 超伝導磁石付希釈冷凍機⑤ 粉末・薄膜X線回折装置
Empyrean䠘㻞㻌㝵䠚⑦
電子分光装置ARUPS䚷䚷䐤㟁Ꮚศග⿦⨨䠄㻞㝵㻞㻜㻞ᐊ䠅

䝉䞁䝍䞊Ჷ
（図書館）

（A棟）

㻔ィ⟬⛉Ꮫ◊✲
事務㻌㻌㻌㻌㻌㻌䝉䞁䝍䞊Ჷ㻕
センター棟

ụ

共同研究棟໬ᏛヨᩱᲷ๓䚷䚷䚷㻌Ώ䜚ᗯୗ䠄⿦⨨㻌㻌㛤ⓎᲷ䠅

ṇ㠃⋞㛵(計算科学研究センター棟)

正面玄関

研究棟

䠘㻝㻌㝵䠚
䚷䚷䐩⺯ග㼄⥺ศᯒ⿦⨨䚷䚷䐭⺯ගศගගᗘィ䚷䚷䐯ྍど⣸እศගගᗘィ䚷䚷䐰䝣䞊䝸䜶ኚ᥮䚷䚷䚷㻌㉥እ䠄㻲㼀㻵㻾䠅ศගගᗘィ䚷䚷䐱㢧ᚤ䝷䝬䞁ศග⿦⨨䠘ᆅ㝵䠚
＜地階＞䚷䚷䐡༢⤖ᬗ㼄⥺ᅇᢡ⿦⨨䚷䚷䐣㼄⥺⁐ᾮᩓ஘ ᐃ⿦⨨⑥ X線溶液散乱装置

6

機器センターたより

（B棟）
実験棟

ᶵჾ䝉䞁䝍䞊᪋タ஦ົᐊ䠄㻟㝵㻟㻝㻞ᐊ䠅

池
◊✲Ჷ

䝺䞊䝄
㻌㻌㻌䞊Ჷ

（C棟）
南実験棟

南実験棟
ᶵჾ䝉䞁䝍䞊
ᢏ⾡⫋ဨᐊ䠄㻝㝵㻝㻜㻝ᐊ䠅
共同利用者控室（2階205室）

䠘㻞㻌㝵䠚䚷䚷䞡ᾮయ❅⣲
共同研究棟D棟前
渡り廊下
䠘㻝㻌㝵䠚
＜2 階＞
䠄໬Ꮫ
䚷䚷䐬䝘䝜⛊䝺䞊䝄䞊㻌㻌ヨᩱᲷ䠅
㉓ 液体窒素

（D棟）

技術職員室（2階203室）

䠄ᴟ➃⣸እග
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᐇ㦂Ჷ䠅ᮾ㛛

（UVSOR棟）
᥍ᐊ䠄㻝㝵㻝㻝㻟ᐊ䠅
機器センター事務室（2階204室）

東門

４．施設マップ【 山手地区 】
䛆䚷ᒣᡭᆅ༊䚷䛇
㻟ྕ㤋
3号館

＜4 階＞
䠘㻠㻌㝵䠚
⑪ 質量分析計
䚷䚷䐧㉁㔞ศᯒィ⑲ 核磁気共鳴（NMR）装置
䚷䚷䐨ඖ⣲ศᯒ⿦⨨JNM-ECA400
䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨⑳ 有機微量元素分析装置
䚷䚷䚷䚷㻌㻶㻺㻹㻙㻱㻯㻭㻠㻜㻜
＜3 階＞
䠘㻞㻌㝵䠚
㉑ ICP発光分光分析装置
䚷䚷䞡ᾮయ䝦䝸䜴䝮䚸ᾮయ❅⣲
＜2
階＞
䠘㻝㻌㝵䠚
㉓
液体ヘリウム、液体窒素
䚷䚷䐥㉮ᰝ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾䠄㻿㻱㻹䠅䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨䚷䚷䚷䚷㻌㻶㻺㻹㻙㻱㻯㻭㻥㻞㻜⑲ 核磁気共鳴（NMR）装置
䚷䚷䚷䚷㻌㻶㻺㻹㻙㻱㻯㻭㻢㻜㻜
JNM-ECA600

㻠ྕ㤋
4号館
㻡ྕ㤋
5号館

NIBB
センター

控室
（1階）

ṇ㛛
正門

㻡ྕ㤋
5号館

＜1 階＞
䚷䚷䐥㞟᮰䜲䜸䞁䝡䞊䝮ຍᕤᶵ䠄㻲㻵㻮䠅➀ 走査電子顕微鏡（SEM）
䚷䚷䐦⇕ศᯒ⿦⨨JSM-6700F
䚷䚷䚷䚷㻌㻹㼕㼏㼞㼛㻯㼍㼘㻌㼂㻼㻙㻰㻿㻯⑩ 熱分析装置㻞㻜㻜
䚷䚷䚷䚷㻌㻹㼕㼏㼞㼛㻯㼍㼘㻌㼕㼀㻯
MicroCal VP-DSC
䚷䚷䐪᰾☢Ẽඹ㬆䠄㻺㻹㻾䠅⿦⨨
MicroCal iTC200
䚷䚷䚷䚷㻌㻭㼂㻭㻺㻯㻱㻤㻜㻜⑰ 円二色性分散計
䚷䚷䐮෇஧Ⰽᛶศᩓィ⑲ 核磁気共鳴（NMR）装置
AVANCE800
⋞㛵
㻞ྕ㤋

㻠ྕ㤋
4号館
㻟ྕ㤋
3号館

＜４ 階＞ 䠘㻝㻌㝵䠚䚷䚷䐢⢊ᮎ㼄⥺ᅇᢡ⿦⨨④ 結晶スポンジ法X線回折装置
SuperNova＜1 階＞➀ 透過電子顕微鏡(TEM)④ 結晶スポンジ法X線回折装置
XtaLAB P200
⑤ 粉末・薄膜X線回折装置
RINT-UltimaⅢ

䠄㻞ྕ㤋䠅
（2号館）

玄関

2号館
䠄㻝ྕ㤋䠅
（1号館）

ᮾ㛛
東門

⋞㛵
玄関

Ᏺ⾨ᡤ
守衛所

䛆䚷᫂኱ᑎ䠉ᒣᡭ䝬䝑䝥䚷䛇【 明大寺－山手マップ 】

㻝
1

எᕝ
乙川

ᮾᒸᓮ
㥐
東岡崎
駅
䝃䞊䜽䝹㻷
ファミリーマート

㻠㻤㻟
483

㻺

N

୕ᓥ䝻䝑䝆
三島ロッジ

ṇ㛛
正門

᫂኱ᑎᆅ༊
明大寺地区

ᮾ㛛
東門

ᒸᓮ䝁䞁䝣䜯
䝺䞁䝇䝉䞁䝍䞊
岡崎コンファ
レンスセンター᫂኱ᑎ䝻䝑䝆
明大寺ロッジ
䝻䞊䝋䞁

ᒣᡭᆅ༊
山手地区
ṇ㛛
正門

ᮾ㛛
東門

㊥㞳䠖⣙㻌㻤㻜㻜㻌㼙
距離：約 800 m

機器センターたより

7５．センターの利用方法

設備利用方法１.

概要

機器センターは、磁気・物性、化学分析、分子分光の研究に必要な種々の設備を保守・管理し、ナノテクノロジープラットフォーム事業を通じて、それら設備をご利用いただける機会を提供しております（一部設備は除く）。所外利用者（大学および国・公立研究所等の研究者）の方には、設備の使用料は原則無料で公開しており、規定の範囲内ですが旅費も支給させていただきます。また、共同利
用研究者宿泊施設（有料）もご利用いただけます。
２.

申込資格・支援内容

以下に所属する研究者、および大学院博士課程後期在学中の者が、当センターの設備を利用することができます。
• 国立・公立・私立大学法人（高等専門学校を含む）• 国・公立研究所（独立行政法人を含む）等• 所長が上記研究者と同等の研究能力を有すると認めた者• 民間企業
設備の利用には、下記の 4 種類があります。ただし、利用できる内容は設備によって異なります。
• 協力研究（共同研究）	‌データ解析や学術的議論を含めた設備の利用を所内研究者と共同で行う。
	‌利用者が設備を操作し、データ解析や学術的議論は利用者が独自に• 施設利用（機器利用）行う。
• 技術代行

実験・測定を研究所スタッフに依頼する。

• 技術相談研究所スタッフと実験・測定について検討する。

３.

初めて利用される方

当センターを初めて利用される方は、利用申請をする前に設備担当者宛に利用希望設備、実験内容、
利用希望日等をお問い合わせください。
≪各設備担当者への問い合わせ先≫「支援内容」のページ

http://nanoims.ims.ac.jp/service_h27_ic.html#sv（HOME > 支援内容 > 機器センター施設利用）から、設備名を選択し設備担当者等をご確認ください。
≪その他、技術的な問い合わせ先≫
TEL：0564-55-7470

E-mail：ic-pub@ims.ac.jp

上記メールアドレスは、当センター設備担当者全員に送られます。お問い合わせ内容に応じて、設備担当者等から回答させていただきます。

8

機器センターたより５．センターの利用方法
４.

利用方法

まず、各設備担当者までお問い合わせください。所内の方のみの場合は、申請は必要ありません。
所外利用者は、ナノテクノロジープラットフォーム

分子・物質合成プラットフォーム HP（http://nanoims.ims.ac.jp/）を参照してください。以下に概要を示します。
４．１

大学・官公庁の方の利用方法

（◆：提出して頂く書類等）

（1）申請

→

採択

利用期間

申請の種類 申込時期※ 1

通年（4/1 ～翌 3/31）

通常申請

前期

通常申請

（4/1 ～ 9/30）

随時申請

後期

通常申請

（10/1 ～翌 3/31）

随時申請

申請書類

採択通知メール※ 4◆利用申請書：Web 申請

前年度

自然科学研究機構

12 月締切

前年度 3 月下旬

共 同 利 用・共同研究統括システム NOUS ※ 2

3 月下旬以降 https://www.nins.jp/site/nous/
当年度◆承諾書：郵送※ 3

6 月締切

書式 http://nanoims.ims.ac.jp/

申請から約 2 週間程
9 月下旬

9 月下旬以降 utilization_01.html#ut01-2

申請から約 2 週間程※ 1 申込受付・締切日は HP にてお知らせします。
※ ‌2 申請書で放射線業務に従事するとした場合の ◆放射線業務従事承認書（書式は NOUS 申請ページからダウンロード）は、郵送にて提出。
≪放射線業務従事承認書〒444-8585

送付先≫

岡崎市明大寺町字西郷中38

自然科学研究機構

分子科学研究所

機器センター（ナノプラット）事務室（TEL：0564-55-7337, E-mail：nano-office@ims.ac.jp）
・※ 3 ‌2021 年度後期通常申請から NOUS での確認のみとなり、書面の提出が不要になります。
2021 年度前期申請では、郵送にてご提出ください。
≪承諾書

送付先≫

〒444-8585

岡崎市明大寺町字西郷中38

自然科学研究機構

岡崎統合事務センター

国際研究協力課共同利用係（TEL：0564-55-7133, E-mail：r7133@orion.ac.jp）※ 4 利用開始日は、採択通知メール後の「採択通知書」発行後（記載の承認日以降）になります。
＜補足＞• 申請 1 件で複数の設備を利用可能。
• 大学院学生、および学部学生は、( 財 ) 日本国際教育支援協会「学生教育研究災害損害保険」および「学研災付帯賠償責任保険」または同等以上の保険加入のこと。

機器センターたより

9５．センターの利用方法（2）来所計画
各設備担当者と打ち合わせの上、来所日程を決め、以下の連絡・手続き・書類の提出をお願いいたします。
①

設備の予約：各設備担当者までお問い合わせください。
一部の設備を除き「大学連携研究設備ネットワーク予約システム（http://chem-eqnet.ims.ac.jp）」

から予約をお願いいたします。
②

来所日程の連絡：メールにて、機器センター（ナノプラット）事務室：nano-office@ims.ac.jp

まで、指定の書式（１人１フォーム、HP 参照）にてご連絡ください。
◆‌学部学生等の派遣許可申請書（Word ファイル）：該当の方は、旅費支給の有無にかかわらず、
来所ごと、2 週間前までにメールにてご提出ください。後日、派遣許可書を返送いたします。
③

共同利用研究者宿泊施設（三島ロッジ）を利用希望の方
ロッジ予約システム（http://www.occ.orion.ac.jp/lodge/）でアカウント取得後、予約してください。
注）利用登録の際、『関係研究室』は [ 機器センター施設利用（「施設利用申込書」申請者）] を選択してください。
ロッジの鍵・許可証の受け取りは、宿泊初日平日の 11：00 ～ 15：30 です。時間内に受け取り出来ない方は、事前に機器センター（ナノプラット）事務室へご相談ください。
（ロッジチェックイン 15：00、チェックアウト 9：30）④

旅費を支給させていただく方
下記書類を、出張後すみやかに提出してください（書式はナノプラット HP からダウンロード）。
◆銀行振込口座登録依頼書：事前にメールにて（nano-office@ims.ac.jp）（口座登録の手続き約 3 日、来所後の支払い手続き後、振込みまで約 1 ヶ月要する）◆出張報告書※提出日の日付は、来所後の平日を記載のこと◆航空機利用の方－領収書（原本）と搭乗券の往路半券は来所時、復路半券は後日郵送※航空機金額確認のため、領収書または領収金額を、事前にご連絡ください。
※お二人以上で購入した場合、購入内容のわかるものを添付してください。
≪送付先≫〒444-8585

岡崎市明大寺町字西郷中38

自然科学研究機構

分子科学研究所

事務室
機器センター（ナノプラット）

TEL：0564-55-7337, E-mail：nano-office@ims.ac.jp

10

機器センターたより５．センターの利用方法
支給額（上限）は、採択通知時に連絡します。
（目安）協力研究：1 件の申請につき、30 人日相当（ただし上限 40 万円）
施設利用：1 件の申請につき

2 泊 3 日 4 回分相当

戦略的機器利用（ESR E680) の場合は 2 泊 3 日 6 回分相当（ただし上限 40 万円）※半期申請については、上記の 2 分の 1 相当⑤

申請内容に変更がある場合
代表者の方に変更がある場合は ◆代表者所属変更届（郵送にて）共同研究者の方に変更がある場合は ◆共同研究者所属変更届（メールにて）申請書に記載のない方が来所する場合は ◆共同研究者追加願（メールにて）を機器センター（ナノプラット）事務室まで提出してください。
※設備を追加で利用したい方
各設備担当者とご相談の上 ◆利用設備追加届（書式は HP からダウンロード）を
機器センター（ナノプラット）事務室へ提出してください。（メールにて）利用形態・研究題目が異なる場合は、改めて申請を行ってください。
（3）来所• 来所当日、正門守衛所で身分証明書を提示後、ネームプレートの交付を受け着用してください。
• 施設利用者控室にて来所時、および退所時に記録簿に記入してください。
•‌‌ロッジを予約された方は、宿泊初日 11：00 ～ 15：30 までの間に、事務センター棟 3 階：国際研究協力課共同利用係に来訪し、ロッジの鍵の受け取りと宿泊料金の支払いを済ませてください。
• ロッジチェックアウト後、鍵は返却ボックスへお返しください。
•‌旅費申請に必要な書類の提出がある方は、機器センター（ナノプラット）事務室（共同研究棟Ｃ
棟 2 階 204 室）までお越しください。
航空機ご利用の方は、往路半券もご提出をお願いいたします。
（復路分は郵送をお願いいたします。）•時間外（平日 8：30 ～ 17：30 以外）に山手地区を利用される方は、設備担当者または機器センター（ナノプラット）事務室に申し出てください。
•設備利用終了後は、各設備の置かれている使用ノート等に必要事項を記入の上、必ず設備担当者に測定が終了した旨を報告してください。
（4）成果報告等の提出（年度末）改めて、文部科学省提出の◆利用報告書と◆業績リストの作成、ご提出の連絡をさせていただきます。
なお、成果公開を見合わせる必要がある場合は、成果の公開を猶予することが可能です。事前に公開猶予とする理由を、機器センター（ナノプラット）事務室へご連絡ください。公開猶予期間は最大2 年です。公開猶予終了後、提出頂いている成果報告書等は公開となります。

機器センターたより

11５．センターの利用方法
４．２

民間企業の方の利用方法

（◆：提出して頂く書類等）（1）申請の前に•ご利用申請は、随時受付しております。
•ご利用は【成果公開型】と【成果非公開型】の 2 種類があり、いずれも有償利用となります。
（ 利用料金：【成果公開型】＜【成果非公開型】）•「支援内容」のページ

http://nanoims.ims.ac.jp/service_h27_ic.html#sv

から、設備名を選択し仕様・利用料金・担当者等をご確認ください。
•各設備担当者に、実験内容・利用希望日（装置の利用予約）等をお問い合わせください。
•研究題目が同じであれば、１件の申請に複数の設備を利用いただけます。
•申請は利用期間（ご利用希望日程、最大 2 週間程度）ごとに必要となります。年度を越える分については改めて申請してください。
•申請から利用開始までの日数は、最短でも 2 週間を要します。
•利用可能日は「許可書」に記載の期間内となります。
•設備使用料は、後納でご利用いただけます。
•見積書の発行はありません。
（2）申請◆利用申請書を http://nanoims.ims.ac.jp/pattern.html（ナノプラット HP）よりダウンロードし、ご記入の上、メールにてご提出ください。
放射線が発生する X 線装置を利用する方は ◆放射線業務従事承認書を来所 2 週間前までに郵送願います。
※申請から許可書発行まで、最短でも 2 週間かかります。利用開始日ご記入の際はご注意願います。
※‌申請内容に追加・変更等が生じた場合、代表者・共同研究者の方に変更がある場合は、改めて申請書の提出が必要となりますのでご留意ください。
≪利用申請書、放射線業務従事承認書〒444-8585

送付先≫愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38

自然科学研究機構（TEL：0564-55-7337

分子科学研究所

機器センター（ナノプラット）事務室

E-mail：nano-office@ims.ac.jp）（3）採択の決定採択となりましたら、｢許可書｣ を郵送いたします。
（「許可書」が発行されるまでは装置をご利用いただけません）（4）来所の前に
以下の連絡・手続き等をお願いします。
①設備の予約の確認：各設備担当者までお問い合わせください。
‌一部の設備を除き、「大学連携研究設備ネットワーク予約システム（http://chem-eqnet.ims.ac.jp）」

12

機器センターたより５．センターの利用方法
からご予約できます。
②‌来所日程の連絡：メールにて、機器センター（ナノプラット）事務室：nano-office@ims.ac.jp（1 人
1 フォーム）まで指定の書式（HP 参照）にてご連絡ください。
（5）来所•来所当日、正門守衛所で身分証明書を提示後、ネームプレートの交付を受け着用してください。
•施設利用者控室にて来所時、および退所時に記録簿に記入してください。
「非公開利用」については、記録簿の指示にしたがって必要情報のみの記載で結構です。
•時間外（平日 8：30 ～ 17：30 以外）に山手地区を利用される方は、設備担当者または機器センター（ナノプラット）事務室に申し出てください。
• ‌設備利用終了後は、各設備の置かれている使用ノート等に必要事項を記入の上、必ず設備担当者に測定が終了した旨を報告してください。
（6）成果報告等の提出【成果公開型】【成果非公開型】

年度末が近づきましたら、改めて文部科学省提出の ◆利用報告書 と ◆業績リスト の作成、ごご利用の都度、１ヶ月以内に提出の連絡をさせて頂きます。
◆利用報告書 ( 成果非公開用 ) をご提出ください。
（書式はナノプラット HP からダウンロード）
なお、
成果公開を見合わせる必要がある場合は、成果公開を猶予することが可能です。公開猶予の理由書を、事前に機器センター（ナノプラット）
事務室へご連絡ください。公開猶予期間は最大 2年です。公開猶予終了後、提出頂いている成果報
告書等は公開となります。
≪利用報告書 送付先≫
≪利用報告書 と 業績リスト 送付先≫
〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38※ Web アップロードによる提出
自然科学研究機構 岡崎統合事務センター
自然科学研究機構 分子科学研究所
国際研究協力課共同利用係
機器センター（ナノプラット）事務室（TEL：0564-55-7133 E-mail：r7133@orion.ac.jp）◆設備使用料の納付‌ 設備担当者が利用の実施を確認後、実際の利用状況をもとに金額が確定します。
請求書を送付いたしますので、指定期日までに納付をお願いいたします。

機器センターたより

13

５．センターの利用方法
５.

お問い合わせ先•技術的なお問い合わせ⇒ 	 自然科学研究機構

分子科学研究所

		

機器センター		

TEL： 0564-55-7470

		

E-mail：ic-pub@ims.ac.jp•申請・利用についてのお問い合わせ ⇒自然科学研究機構

分子科学研究所

		

機器センター（ナノプラット）事務室

		〒444-8585 岡崎市明大寺町字西郷中38

		

TEL：0564-55-7337

		E-mail：nano-office@ims.ac.jp•各種案内、書類ダウンロード⇒

FAX：0564-55-7448

ナノテクノロジープラットフォーム

		

分子・物質合成プラットフォームホームページ

		

http://nanoims.ims.ac.jp/⇒
		

機器センターホームページ
http://ic.ims.ac.jp⇒	‌共同利用・共同研究統括システム
ページ
		

14

機器センターたより

https://www.nins.jp/site/nous/

NOUS

ホーム

５．センターの利用方法$%')"#&!+( \<YQ~dn

 

YES

>$q0?2'COeYmvl

NO
AJ(@9\<

USHqK
1/u}\<2'uvl

 

YES

K>$q]k5fmvl-)Mk \<

NO



KKT=KTmvl/KTky0?B+o.mxsztml

 _{yr

%L"vAJ)Mk2'PD|m}kK0?B+KTq!Vuvlwk0?B+o.mxsztml

0?B+i http://nanoims.ims.ac.jp/service_h27_ic.html#sv
HOME > 3I8 > *R;02'0?B+h&b4 ic-pub@ims.ac.jp

 *  


 

# 7,

2'Wu}kGUSoamuvl

,# US 12`^:k ,US+ 6E^:
http://nanoims.ims.ac.jp/ }g[o6xuv
N,#FUSUS,
10 12

2'@9,

4
Xc 3E 7,

9E

USXck2'@9~vl

N,jUS

2-3Z
4

US

Xc

2'@9,

9E

機器センターたより

15

５．センターの利用方法

 





XX`¢ /JM'=¨

W2a_Weba_i~293l§¢

Ht?g
zF4]Ht?g
'£G1$ÉGX`N±³¶¿ NOUS
https://www.nins.jp/site/nous/;?g

1$a_?Webu ?2021(a_¢vQ
SsP.fu9?vQ+7 ¹»½Âµ·.c nano9office@ims.ac.jp¾±È´­¿6%

&#dX`/Jºµ·ÇÊ® 6%±³¶¿
http://chem9eqnet.ims.ac.jp

6%! qD¥n§¢+7 I/JM'Æµ²6%H)

G1$X`rB/ 6%±³¶¿0, ^#};?g

http://www.occ.orion.ac.jp/lodge/

0,5CÀÊÄ*b8Ame\xj?ÀÊÄ
& &pYwoLa_?
0,2l¢Word©ÀÊÄ+7 ¹»½Âµ·.c nano9office@ims.ac.jp

0,/J1$

ÁÊ°Êc1$:\
0,/U,©:
;?g

V3>?
V¢ V£¤hKOZE?TO<O+7 ¹»½Âµ·.c nano9office@ims.ac.jp-@3>"R;?g

1$3>?WebkÃ³·Web;7 Web¬¸Å³©M'¦ÀÊÄ#}¢¡y¹»½Âµ·:{©|¢:{[ ¦http://nanoims.ims.ac.jp/acknowledgment.html

16

機器センターたより５．センターの利用方法



 
MhFa
r+

 W2NP+C ¥­¦'X

V7^\jR

BFa¥­¦;&

4)Fa

eOF

3/:K$mBFa

3/:K§®«.<¡¤©1_ nano$office@ims.ac.jp

3/u2N6%¨®®o_u6%@Zq
3//U/@}wv
BFa

0G8D

6%^\FPDFzWord£«¢¬®z~p}->
TgQ1`i?FjR

6%8DF
cª

B<
0G(#[ →7Web "S
0Gb(#[ →7 =W]9!VL6%Is§®«B1z56%JHu\AF{n|
2N6%Jf}wv

 eOFu^\,6%OEv
6%^\ylwv

Y
4

2$3d

6%OE,*2d
^\

eOF

 9S10t{wxuylwwv

3 k

機器センターたより

17５．センターの利用方法

大学連携研究設備ネットワーク利用方法
１.

概要

機器センターの設備は、大学連携研究設備ネットワーク（以下、設備ネットワーク）に登録されており、予約も設備ネットワークの予約システムを通じて行っていただいております。本システムは機器センターの設備のみならず、全国参画機関の登録共用設備を検索・予約する事もできます。2019
年 4 月からは、従来の国立大学に加えて、公立大学・私立大学・高等専門学校等の参画機関も設備登録を可能とする事でネットワーク利用拡大を推進しております。また、2018 年 5 月に利用者増に伴う情報の大容量化への対応、セキュリティー強化、操作性向上を目的に、予約システムをリニューア
ルしました。ここでは、機器センター内での設備利用に限定した利用方法について説明します。（設備ネットワークの概要は、『事業紹介：大学連携研究設備ネットワーク』を参照。）
２.

利用方法

２．１

ホームページ

設備ネットワークのホームページ（図 1）は以下の通りです。ここから予約システムにログインします。
https://chem-eqnet.ims.ac.jp/

２．２

アカウント

予約システムを利用するためにはアカウント（ユーザー ID）が必要です。アカウントをお持
ちでない方は、所属機関でアカウントを作成し

図 1 設備ネットワークホームページていただく場合や機器センターでアカウントを発行する場合などがございます。アカウントの発行方
法は、ホームページの「利用案内＞登録方法」をご参照ください。不明点は、お問い合わせフォーム
よりお問い合わせください。
２．３

利用の流れ

（1）予約
‌ 利用者自身のアカウントで予約を行ってください。ただし、施設利用の場合は申請代表者が予約を行ってください。協力研究の場合は受け入れ研究室側で対応をお願いします。
（外部ユーザーを研究室メンバーとしてアカウントを発行するか、受け入れ研究室の対応者が予約を入れる。）（a） 予約システムにログインし、利用する設備を [ 予約 ]( ① ) － [ 設備を検索 ]( ② ) から分子科学研究所の装置を検索し、設備名 ( ③ ) をクリック（図 2）。
（b） 設備詳細画面の [ 相互利用予約 ]( ④ ) をクリック（図 3）。
（c） 利用日時 ( ⑤ )・予算区分（運営費交付金）( ⑥ ) を選択し、[ 登録 ]( ⑦ ) をクリック（図 4）。
続いて確認画面の［OK］をクリック。

18

機器センターたより５．センターの利用方法

①

②

③

図 2 設備検索④

図 3 設備詳細画面

機器センターたより

19

５．センターの利用方法⑤⑥⑦

図 4 予約テーブル（2）予約の確認、変更、取消[ 予約状況 ]( ⑧ ) で、予約状況の確認、予約の変更（利用日時等の変更）、予約の取消 ( ⑨ ) が出来ます（図 5）。予約の変更では図 4 のような画面で日時の再設定ができます。
「承認待ち」 ：設備管理者が予約を確認中です。
「予約中」

20

：設備の利用が出来る状態です。

機器センターたより５．センターの利用方法⑧⑨

図 5 予約状況
２．４

参考（1）ＩＤ・パスワードの変更
ＩＤ、パスワードは、ログイン後、[ マイページ ] から、[ 個人設定 ] [ パスワード変更 ] で随時変更出来ます。

（2）ＩＤ・パスワードを忘れた方へ
ＩＤ・パスワードを忘れてしまった場合は、トップペー
ジログイン部分の直下にある「ID・パスワードを忘れた方」のリンクをクリックしてください（図 6）。「パスワード再設定メール送信」画面で、氏名とメールアドレスを入力す
るとシステムからメールが届きます。メールには ID とパスワード再設定用ページの URL が記載されています。記載ページにアクセスしてパスワードの再設定を行ってくだ
さい。
（機関管理者、会計責任者からも、アカウントを指定して再設定メールを送付することができます。）※

図 6 トップページのログイン部分

予約システムの操作の詳細やヒントは、マニュアル等をご覧ください。
•マニュアル URL：https://chem-eqnet.ims.ac.jp/howto/manuals/•Q&A

URL：https://chem-eqnet.ims.ac.jp/howto/qa/•リファレンス URL ：https://chem-eqnet.ims.ac.jp/howto/labchief/

機器センターたより21

５．センターの利用方法

液体ヘリウム利用方法
１.

概要

現在、明大寺地区および山手地区のヘリウム液化機は順調に稼働しています。液体ヘリウム供給方法については以下の通りご案内します。
従来の利用方法を踏襲して、予め液体ヘリウム充填済みのベッセルを何台か用意させて頂き、ベッセルの持ち出し及び返却で液体ヘリウムをご利用頂くシステムの変更はございません。ただし、研究室所有の専用容器への供給はセルフ方式となりますので、ご了承ください。
以下では、現在行われている利用方法を中心に記しておきます。その他、利用規程や液体ヘリウム
取り扱い上の注意等につきましては、機器センターホームページ内の液体ヘリウム利用者のためのマニュアル（http://ic.ims.ac.jp/kiki/teion/He_user_manual2008.pdf）に詳しく書かれておりますので、ご参照頂ければ幸いです。
山手地区での液体ヘリウムご利用方法については、以下の「山手地区液体ヘリウム利用方法」をご参照ください。
２.

液体ヘリウム利用の前に• 液体ヘリウム使用者は、「液体ヘリウム利用者講習会」を受講し、液体ヘリウム利用者として登録すること。（必要があれば「液体ヘリウム利用者講習会」は随時行う）• 実験室のヘリウム回収配管を利用する場合、早めに機器センターの寒剤担当者に連絡すること。
３.

明大寺地区液体ヘリウム利用方法

３．１

設置場所

• 共同研究棟Ａ棟 1 階 105 室
３．２

ベッセル持ち出し手順（1）所定の場所にあるベッセルを手前から順に持ち出す。
（2）備え付けの「ベッセル持ち出し・返却入力用パソコン」の画面の「持出」にタッチする。
（3）スキャナーでユーザー QR コードを読み取り、次に容器 QR コードを読み取り、「確認」にタッ

チする。
（4）ベッセルを持ち出す。
３．３

ベッセルの返却手順（1）ベッセルをロードセル中央に載せる。
（2）パソコンの画面の「返却」にタッチし、スキャナーで容器 QR コードを読み取り、「計量」にタッチする。
（3）表示内容を確認の上、「確認」にタッチして、ベッセルを返却場所に置き、回収配管につなぐ。
（4）返却完了。

22

機器センターたより５．センターの利用方法
ベッセルの持出・返却の際は、回収用のバルブ操作に十分注意してください。
新たに回収用チューブの接続にワンタッチコネクターを採用しました。
４.

山手地区液体ヘリウム利用方法

４．１

設置場所

• 山手 4 号館 207 号室
４．２

ベッセル持ち出し手順（1）所定の場所にあるベッセルを持ち出す。
（2）ベッセルをロードセルに載せる。
（3）スキャナーでグループコードおよび容器用バーコードを読み込む。
（4）「供給データ」の表示が安定したらタッチパネルの「持出」ボタンを押し、ベッセルを持ち出す。
４．３

ベッセルの返却手順（1）ベッセルをロードセル中央に載せる。
（2）スキャナーで、グループコード及び容器コードを読み取る。
（3）「供給データ」の表示が安定したらタッチパネルの「返却」ボタンを押す。
（4）容器を返却場所に置き、回収配管につなぐ。
（5）返却完了。
ベッセルの持出・返却の際は、回収用のバルブ操作に十分注意してください。
５.

異常時

異常時は、直ちに機器センター寒剤担当者（明大寺地区：内線：7471 または 4563、携帯：0904082-6162、山手地区：内線：5516）に連絡すること。
６.

その他• 供給可能時間は、充填済みの持ち出すベッセルがある場合は終日可能である。
• 研究室で所有するベッセルも上記方法で利用可能である。
• 使用期間の長期化は、貸し出し容器の不足が発生し液体ヘリウムの供給に支障が出るため、容器はなるべく早めに返却すること。
• 液体ヘリウムは必ず 5 ℓ 以上残した状態で返却すること。
• ヘリウムの回収ロスが直接供給価格に反映されるため、蒸発ガスの回収 100％を心がけること。
• 回収ガスに、なるべく空気を混入させないように十分注意すること。
• ベッセルへの空気混入は絶対に避けること。
• 液体ヘリウム供給価格：令和 2 年度後期

1 ℓ 当たり 292 円。

機器センターたより23

５．センターの利用方法

液体窒素利用方法
１.

概要

液体窒素の汲み出しは、セルフサービス及び自動供給・自動計量です。液体窒素に関しては、大学で死亡事故もあり、ユーザーが液体窒素を安心して利用するためには、単に供給装置の利用講習だけ
でなく液体窒素自体の安全教育も重要です。
明大寺地区液体窒素利用者のためのマニュアルは、機器センターホームページ（http://ic.ims.
ac.jp/kiki/teion/N2_User_Manual.pdf）にあります。当マニュアルには、分子研における液体窒素汲
み出しの手順だけでなく、液体窒素を取り扱う上での注意点や液体窒素容器の種類と使用方法についても詳細に書かれておりますので、是非ご参照ください。
なお、山手地区での汲み出し手順は明大寺地区と少し異なりますので、以下の「山手地区液体窒素
汲み出し手順」の項をご覧ください。以下では、要点を抜粋し、簡単に記しておきます。
２.

特に注意すべき点• 凍傷を防ぐ：保護眼鏡、革手袋を使用すること。
• 酸欠を防ぐ：実験室内の換気に注意すること。
• 爆発を防ぐ：容器を密封しないこと。
３.

液体窒素容器について• 容器には開放型と密封型があり、密封型を使用するときは取扱説明書をよく読んでおくことが必要である。
• 容器を購入する場合、あらかじめ供給が可能な容器かどうかを寒剤担当者に確認すること。
• 容器は登録しなければ使用できない。登録した容器には容器バーコード（ベッセルバーコード）が発行される。
４.

液体窒素汲み出しの前に• 毎年年度初めに実施される「液体窒素利用者講習会」に参加申請し、受講する。この時受講できなかった人は後日、随時液体窒素利用者講習を実施するので寒剤担当者に連絡する。
• 受講修了者にはユーザーバーコードが発行される。
５.

明大寺地区液体窒素汲み出し手順

５．１

汲み出し場所• 共同研究棟Ｄ棟 2 階入り口の渡り廊下• 共同研究棟Ａ棟 105 室（大型容器充填専用）• UVSOR 棟地階（UVSOR 利用者専用）

24

機器センターたより５．センターの利用方法
５．２

手順（1）容器をロードセルに載せフレキシブルチューブを挿入する。（革手袋着用のこと）（2）ベッセルバーコードとユーザーバーコードをバーコードリーダーで読み取る。
（3）操作画面上の「READY」にタッチすると充填が開始する。満量充填でも必要量充填でも可能。
（4）充填終了時、電子ブザーが鳴る。
（5）容器をロードセルから降ろすと電子ブザーが止まる。
５．３

注意

異常時は緊急閉止弁を閉め、直ちに緊急時連絡先（内線：7471 または 4563、携帯：090-40826162）に連絡すること。
５．４

その他

• 汲み出しの時間は、原則平日午前 9 時～午後 5 時までである。
• 無登録の所外研究者（液体窒素利用者講習会未受講者）が液体窒素の汲み出しを行う場合は、「液
体窒素利用者講習会」受講修了者立ち会いのもとで行うこと。
• エレベーターに人と液体窒素容器とを同乗させてはいけない。
• 液体窒素供給価格：令和 2 年度後期
６.

1 ℓ 当たり 71 円（明大寺地区）。

山手地区液体窒素汲み出し手順

６．１

汲み出し場所• 山手 4 号館 2 階液体窒素供給室
６．２

手順（1）容器をロードセルに載せフレキシブルチューブを挿入する。（革手袋着用のこと）（2）容器バーコードとユーザーバーコードをコントローラー付属のバーコードリーダーで読み取る。
（3）コントローラーの「開始」ボタンが点滅する。
「開始」ボタンを押すと充填が開始する。
（4）（5）充填途中で止めたいときは「停止」ボタンを押す。
（6）充填終了時、電子ブザーが鳴る。
（7）容器をロードセルから降ろすと電子ブザーが止まる。
６．３

注意

異常時は直ちに緊急時連絡先（内線：5516）に連絡すること。
６．４

その他

• 汲み出しの時間は、原則午前 9 時～午後 5 時までである。
•「液体窒素取り扱い講習」を受けていない人は、汲み出すことはできない。
• エレベーターに人と液体窒素容器とを同乗させてはいけない。
• 液体窒素供給価格：令和 2 年度後期

1 ℓ 当たり 100 円（山手地区）。

• 窒素ガスを利用する際は、機器センター山手地区担当者へご連絡ください。
機器センターたより25

５．センターの利用方法

小型貸出機器利用方法
１.

概要

共同利用機関であり流動性も高い分子科学研究所において、一時的に使用する機器を備え貸出できる環境を整えることは、無駄な投資を防ぐ意味でも有用です。そこで機器センターでは、各種実験に利用できる汎用性の高い機器を中心に、小型貸出機器として保有しています。例えば、電源・ボック
スカー・発振器・エレクトロメーターなどの共通性の高い汎用機器から、光スペクトラムアナライザー・
オシロスコープなどの比較的高価な機器も備えています。現在（令和３年度）、80 台を保有しております。所内の方のみの貸出とさせて頂いておりますが、所外の方でも施設利用や協力研究等の実験の際には、所内の方を通じて利用して頂くことが可能です。
なお、建物改修工事に伴い、機器保管場所は「共同研究棟 A 棟 2 階 201」となりました。
２.

利用方法

小型貸出機器については、機器センター HP（http://ic.ims.ac.jp/）から「所有設備一覧」を開いて頂き、下に送り「所内専用」のところの「小型機器→ 機器リスト・利用方法はこちら」をご参照ください。機器の利用状況表もご確認頂けます。
機器の利用の際は、メール、またはお電話にて以下の内容のご連絡をお願いいたします。

● 電子メール送り先：
Subject：

ueda@ims.ac.jp｢小型貸出機器の利用｣ とご記入ください。

--- ＜送信事項（記入例：コピー＆ペーストしてお使いください）＞ --機器名：7-121 デジタルオシロスコープ Keysight DSOS254A
利用者氏名：山田太郎

利用者所属：鈴木 Ｇ
利用者メールアドレス：yamada@ims.ac.jp
利用開始日：令和 3 年 4 月 10 日
返却予定日：継続使用を希望----------------------------------------------● お電話の場合：担当

上田、内線 7226

までご連絡ください。

既に利用されている機器の場合であっても、ご連絡頂ければ出来る限り日程調整をさせて頂きます。
貸出期間については、原則 2 週間とさせて頂いていますので、返却予定日を設定される方は利用開始
日から 2 週間以内の日としてください。返却予定日が決まっていない場合は ｢継続使用を希望｣ として頂ければ、次の利用希望が入るまで継続してご利用頂けます。但し、利用期間が 2 週間以上経過している場合、次の利用希望が入った時点で出来る限り速やかに返却して頂くようお願いいたします。
返却の際も、メール、またはお電話にて以下の内容のご連絡をお願いいたします。

26

機器センターたより５．センターの利用方法● 電子メール送り先：
Subject：

ueda@ims.ac.jp｢小型貸出機器の返却｣ とご記入ください。

--- ＜送信事項（記入例：コピー＆ペーストしてお使いください）＞ --機器名：7-121 デジタルオシロスコープ Keysight DSOS254A
利用者氏名：山田太郎

利用者所属：鈴木 Ｇ
利用者メールアドレス：yamada@ims.ac.jp
返却年月日：令和 3 年 5 月 15 日----------------------------------------------● お電話の場合：担当

上田、内線 7226

までご連絡ください。

なお、利用の際の機器の持ち出し、及び返却は、お手数ですが利用者ご自身でお願いします。参考
までに、小型貸出機器のリスト（機器名別）を表 1 に示します。
お気軽に、ご利用ください。
表1

機器名

小型貸出機器（80 台）機器名別リスト

台数

機器名

台数

ロックイン増幅器

5

水銀キセノンランプ

1

ボックスカー積分器

22

標準ハロゲンランプ

1

広帯域前置増幅器

4

パルスウェーブメーター

1

高速電流増幅器

1

光スペクトラムアナライザー

1

ユニバーサルカウンター1

デジタルオシロスコープ

7

ファンクションジェネレーター

1

オシロスコープ用高圧プローブ

1

ファンクションシンセサイザー

1

直流定電圧／定電流電源（ｿｰｽﾒｰﾀ）

6

シンセサイズドスイーパー

1

高圧安定化電源10

任意波形発生器

1

データロガー1

デジタルディレイジェネレーター

5

時間軸較正器1

デジタルマルチメーター

3

C.F. ディスクリミネーター

1

デジタルボルトメーター

1

フラックスゲート型磁力計

1

シングルモノクロメーター

1

マルチチャンネルアナライザ

1

機器センターたより27

５．センターの利用方法

試料準備室利用方法
１.

概要

来所後に試料調整や準備が必要な場合、試料準備室（明大寺地区・共同研究棟 A 棟 2 階 202 号室）
をご利用いただけます。
２.

利用方法

• 利用の都度、ノートに記入をお願いします。
• 予約制ではありませんが、利用予約が必要な場合は、担当者までご連絡ください。
• 長時間場所を離れる場合や、危険物等がある場合は、付箋等で分かるようにしてください。
• 整理整頓を心がけてください。
• 廃液は、原則持ち帰りください。
２．１

設置設備

• 真空ライン（自作、[ 真空度 ](RP) ～ 3 Pa、(DP) ～ 10−4 Pa、[ 接続 ]TS15/25、φ 6 mm 管）• 真空型グローブボックス（UNICO・UN-12L、ガス循環精製装置、自動内圧調整器）
寸法 (mm)：メインボックス 1200 × 650 × 600、パスボックス 250 × 250 × 350
ガス循環精製装置運転時（アルゴン雰囲気）：酸素濃度 1ppm 以下、露点−73 ～ 76℃• 上皿天秤（島津・UW620H）• 実体顕微鏡（ニコン・SMZ745T）• 超音波洗浄機（アズワン・US-1R）• ホットスターラー（IKA・C-MAG HS7 digital）• ボルテックスミキサー（サイエンティフィックインダストリーズ・SI-0286）• 定温恒温乾燥機（EYELA・NDO-400）• 電気炉（Yamato・FO510）• ドラフトチャンバー（Yamato・KFC2180）

真空ライン

28

機器センターたより

真空型グローブボックス

５．センターの利用方法

共同利用者控室
１.

概要

施設利用者の方にご利用いただけますよう、共同利用者控室を設置しております。明大寺地区では、共同研究棟 C 棟 2 階にあります（UVSOR、装置開発室利用者と同室）。山手地区では、山手 5 号館 1階にあります。会議机やホワイトボード、個人用机もございますので、打ち合わせや測定の合間の休
息にご利用ください。また共用パソコン、プリンター、コピー機もご利用いただけます。パソコン持込みの場合、所内ネットワーク接続に必要なアカウントも発行可能です。ネットワーク利用上の注意
に従ってご利用ください。
当センターの施設利用者の方であれば、どなたでもご利用いただけますが、利用の際は、設備担当
者、あるいは機器センター事務室までお知らせください。来所・退所記録簿へのご記入も控室にてお願いしております。
お気軽に、ご利用くださいませ。

明大寺 共同研究棟 C 棟 2 階 205 号室

山手 5 号館 1 階

機器センターたより29

６．所有設備紹介

電子顕微鏡
概要
電子顕微鏡は、電子線を試料に当てて拡大像を観察する装置で、大きく分けて透過電子顕微鏡（TEM: Transmission Electron Microscope） と 走 査 電 子 顕 微 鏡（SEM: Scanning Electron
Microscope）の 2 種類がある。透過電子顕微鏡では試料を透過した電子をレンズ系で拡大し結像させて内部構造を観察し、走査電子顕微鏡では試料からの反射電子や二次電子を検出して表面構造を観察する。また、電子線と試料との間の相互作用によって特性 X 線や非弾性散乱電子なども放出されており、これらを分析することで化学組成など様々な情報を得ることができる。
設備紹介（電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM)/ JSM-6700F(1)）

担当）外山・石山特徴• ‌	電子線のエネルギー幅の小さい電界放出形電子銃とセミインレンズ系対物レンズにより、低加速電圧での高分解能観察に対応。
• ‌	最大で直径 2インチまでの試料を観察可能。
ただし高さは約 10 mmまで。
• ‌	二次電子像の他、組成コントラストを持つ反射電子像が観察可能。
• ‌	絶縁性試料の導電処理とてして、カーボンコ
ーター、イオンコーター (Au)、オスミウムメーカー：JEOL型

プラズマコーターを提供

式：JSM-6700F（1）導入年度：平成 14 年度

導電処理装置カーボンコーター SC-701CT（サンユー電子）
イ オ ン コ ー タ ー IB-3 型 (Eiko エ ン ジ ニ ア（主な仕様）
電子銃

冷陰極電界放出形

加速電圧

0.5 ～ 30 kV

照射電流0.1 pA ～ 2 nA

倍率

25 ～ 650,000 倍

像分解能

1.0 nm（15 kV）、2.2 nm（1 kV）

試料サイズ

最大直径 2 インチ  

検出器

二次電子検出器、反射電子検出器30

機器センターたより

(Au)

リング )

オ ス ミ ウ ム コ ー タ NL-OPC80-AS(NIPPONーLASER&ELECTRONICS
LAB)

６．所有設備紹介
設備紹介（低真空分析走査電子顕微鏡 (SEM-EDX)/ SU6600）

担当）外山・石山（EDX 検出器：QUANTAX XFlash 5060FQ）
検出器

シリコンドリフト検出器

検出面積60 mm2（15 mm2 × 4）

検出元素範囲B ～ Am

分解能

133 eV（Mn-Kα）以下特徴• ‌低真空モードにより、高真空で脱ガスのある試料を観察したり、絶縁物を導電処理無しでメーカー：‌日立ハイテクノロジーズ、
・
ブルカー・エイエックスエス
型

式：‌SU6600、・
QUANTAX XFlash 5060FQ

導入年度：平成 25 年度

観察したりすることが可能。
• ‌対物レンズがアウトレンズ系のため、磁性材
料の観察も可能。
• ‌最大で直径 150 mm までの試料を観察可能。
ただし直径によって、重量や高さ、使用可能
な機能に制約があるため要相談。

（主な仕様）• ‌	二次電子像の他、組成コントラストを持つ反（SEM：SU6600）

射電子像、明視野透過電子像が観察可能。

電子銃

ZrO/W ショットキーエミ• ‌	エネルギー分散型 X 線（EDX）分析により、ッション形

含有元素の定性分析、おおよその定量分析、

加速電圧0.5 ～ 30 kV

照射電流

1 pA ～ 200 nA

倍率

10 ～ 600,000 倍

像分解能

1.2 nm（30 kV、高真空モ

元素マッピングが可能。
• ‌EDX 検出器として、検出面積 60 mm2 で高感度の検出器 XFlash5060FQ を搭載。

ード（<10−3 Pa））
3.0 nm（30 kV、低真空モード（60 Pa））
低真空範囲

10 ～ 300 Pa

試料サイズ

最大直径 150 mm
（要相談）

検出器

二次電子検出器、低真空用二次電子検出器、反射電子検出器、透過電子検出器

機器センターたより

31

６．所有設備紹介
設備紹介（電解放出形透過型電子顕微鏡 (TEM)JEM-2100F）
担当）伊木・上田・賣市

特徴• ‌高輝度で高い干渉性の電子線が得られるフィールドエミッション電子銃（FEG）を搭載した電子顕微鏡。
• ‌ナノスケールオーダの超高分解能の像観察や分析ができる。
• ‌エネルギー分散型 X 線分析装置（EDS）による微小部の元素分析、組成マップが測定できる。
• ‌STEM 機能により走査透過像測定が可能。

メーカー：‌JEOL
型

式：‌JEM-2100F

導入年度：平成 15 年
（主な仕様）
電子銃

フィールドエミッション

加速電圧

200 kV

分解能

0.23 nm（粒子像）、
0.1 nm（格子像）

倍率× 2,000

試料

3 mmφ以内

32

機器センターたより～

× 1,500,000

６．所有設備紹介

走査型プローブ顕微鏡
概要
走査プローブ顕微鏡 (Scanning Probe Microscope：SPM) は、試料表面と探針間の微小電流（トンネル電流）を測定する走査型トンネル顕微鏡 (Scanning Tunneling Microscope：STM) や原子間力を測定する原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscope：AFM) に代表される。大気、及び溶液環境下において、原子・分子レベルの分解能で試料表面の情報を得ることができる。金属や半導体のみならず、絶縁体や有機材料、さらには生体物質の表面観測が可能である。

設備紹介（Dimension XR Icon NanoE、NanoEC ）測定モード担当）湊・上田・杉本
形状測定
機械特性測定（位相モード、水平力顕微鏡モード、
フォースカーブモード、
ピークフォースマッピン
グモード等）
電気特性測定電気化学原子間力顕微鏡
動作
走査型電気化学顕微鏡動メーカー：Bruker型

作式：‌Dimension XR Icon NanoE・

付属装置

密閉型大気非曝露測定用ボックス

Dimension XR Icon NanoEC
導入年度：令和元年度

環境制御ユニット（主な仕様）（温度：−35 ℃ ～ 250 ℃ ,

走査範囲
試料サイズ

XY：> 85 µm, Z：> 9 µm

湿度：5％～ 50％で設定

ノイズフロア0.035 nm以下

可能 ）最 大 直 径 200 mm, 厚 さ

電気化学条件下では

15 mm

最大 60 ℃まで加熱可能

自動

駆動範囲：180 x 150 mm

ステージ

繰返し精度：3 µm

高解像 CCD カメラ 5 メガピクセル（デジタルズーム）特徴• ‌形状測定、機械特性計測とキャパシタンス・
電流・ケルビンフォース・磁気力等の物性計
測や電気化学特性の同時測定が可能。

機器センターたより33

６．所有設備紹介• ‌	加熱 /冷却、雰囲気制御（ガス・湿度・溶液中）、
光照射、電気化学反応下、磁場印加等に対応可能。
• ‌	大型自動ステージ（8 inch）• ‌	ドリフトレート 0.2 nm/min(X-Y)
測定例

図 1 ～ 3 に、所内外の利用者による測定例を
示す。
図3

‌
探針を用いた局所酸化反応によってSi 表面上に形成した構造（名古屋工業大学本林健太研究室
小林明斗氏による測定結果）

備考
令和 2 年度後期より所内運用から開始、令和
3 年度より協力研究にて所外利用を行っている。

図1‌金電極（図中左端と右端の高さが高い部分）間を架橋した高分子の SPM 像（分子研山本浩史 G 鍋井庸次氏による測定結果）

図 2 高分子の局所伝導度のサイト依存性（分子研山本浩史 G 鍋井庸次氏による測定結果）

34

機器センターたより

６．所有設備紹介

単結晶 X 線回折装置
概要
単結晶試料に X 線を入射すると、結晶構造を反映した回折点が得られる。この回折点の位置および強度から、結晶構造解析が行われる。構造解析により、原子の三次元座標（立体構造）や原子間距
離・結合距離、三次元の電子密度などの情報が得られる。
数十～数百 µm サイズの単結晶試料が作成出来れば、数十分～数時間程度で測定～解析が行える。
設備紹介（MERCURY CCD-1・R-AXIS Ⅳ、MERCURY CCD-2）

担当）岡野※ ‌R-AXIS は故障中。現在のところ、修理・更新予定はありません。
測定方法• マウント0.1‌ ～ 0.5 mm 角の単結晶を、ビットに取り付けたガラス棒の先端、またはマグネット台座付サンプルループに、接着剤・ワセリン等で固定。
（ゴニオヘッドは、ビット用とマグネット用があり、CCD-1、-2、-3 で共用可能）
メーカー：Rigaku
型

式：MERCURY CCD-1・R-AXIS Ⅳ、
MERCURY CCD-2

導入年度：平成 8 年度
（主な仕様）
X 線源

回転対陰極型、Mo
50 kV・100 mA（5 kW）（CCD1、CCD-2 共通）
コリメータ

φ0.3、0.5、1.0 mm

カメラ長

35 mm、55 mm、75 mm

ゴニオメータAFC-7 型χサークル

検出器

Mercury CCD

温度可変

100 ～ 400 K

ソフトウェア

測定：Crystal Clear
データ処理：CrysAlisPro
解析：‌‌C rystal Structure、
Olex2• X 線の立上げ・停止‌手順書に沿って、使用の度に X 線の立上げ・停止を行うこと。
• 温度可変測定‌PSA を起動させ、1 時間程度おいてから、コンプレッサーを起動して冷却を始める。最低
温 100 K まで、約 2 時間かかる。CCD-1 は
ボ タ ン 一 つ で 自 動 停 止。CCD-2 は 冷 却 水、手動停止が必要。

機器センターたより35

６．所有設備紹介
設備紹介（微小結晶 /HyPix-AFC） 

担当）岡野
• 検出器
平 成 29 年 度、半 導 体 検 出 器 HyPix-6000HEに更新。呼称を「MERCURY CCD-3」から現行名に変更した。検出器取付けの都合からゴニオメータも更新、測定・解析ソフトウエアも従来のソフトに加え表記のものが利用できる。
• 低温測定ガス吹き付け型の冷却装置で、到達温度は、
N2 ガスモードで 100 K、He ガスモードで 24
K（ 実 測 ）。 到 達 時 間 は、N2 で 240 分、He

メーカー：Rigaku

で 150 分かかる。運転モードの切り替えは、型

式：HyPix AFC

He か ら N2 に は 迅 速 に 切 り 替 え 可 能 だ が、

導入年度：平成 29 年度

N2 から He の場合は、冷凍機を一旦室温に（主な仕様）

戻す必要がある。

X 線源

回転対陰極型、MoN2 ガスは PSA、He ガスはボンベからの供

50 kV・16 mA（0.8 kW）

給で、He ボンベは稼働中でも交換可能。He

コンフォーカルミラー使用

ガス使用の場合、所内利用は実費が必要。

コリメータ

φ 0.3 mm

ゴニオメータAFC-10 κ型

検出器

HyPix-6000HE

温度可変・100 K ～室温

測定方法• マウント（N2 ガス：PSA より供給）
・24 ～ 100 K（He ガ ス ボ ン ベ：1 本 /8

‌ 0.1 ～ 0.2 mm 角以下の単結晶を、マグネッ
ト台座付サンプルループに、ワセリン等で固
定する。

時間）
ソフトウェア

測定：‌CrysAlisPro, ・

Crystal Clear
解析：‌Olex2, ・

Crystal Structure
特徴• 高輝度 X線
‌ 光学系にコンフォーカルミラーを用いており、CCD-1、2 に 比 べ、 約 10 倍 の 高 輝 度 X
線ビームが得られ、測定が難しかった微小結

その他

晶でも測定が可能。ビーム径はφ 0.2 mm 程

ケンブリッジ結晶構造データーベース（CSD）

度で、コリメータはやや大きめの 0.3 mm のが利用可能。
ID・Password 等詳細は担当者まで。

ものが取り付けてある。

36

機器センターたより

６．所有設備紹介

結晶スポンジ法による分子構造解析
概要
単結晶 X 線構造解析は、分子の立体構造を決定する上で最も強力な分析手法である。しかしながら、この手法を用いるためには、構造を明らかにしたい試料の単結晶が不可欠であり、単結晶作製は時として大きな困難を伴う。
「結晶スポンジ法」は、細孔性錯体の結晶（結晶スポンジ）を目的試料の溶液に浸すことで試料分子を結晶スポンジの細孔内に導入し、単結晶 X 線構造解析により試料分子の立体構造を明らかにするという「結晶化不要の単結晶 X 線構造解析法」である 1。当センターでは、結晶スポンジ法を用いて、提供を受けた試料の立体構造を明らかにする。

設備紹介（XtaLAB P200, SuperNova）

担当）三橋

メーカー：Rigaku

メーカー：Rigaku

型

型

式：XtaLAB P200

式：SuperNova

導入年度：平成 25 年度

導入年度：平成 27 年度（主な仕様）（主な仕様）

X 線源

回転対陰極型、Mo/Cu デュ

X 線源

封入管型、Mo/Cu デュアル

アル線源

線源

Mo: 50 kV・24 mA（1.2 kW）

Mo: 50 kV・24 mA（1.2 kW）
Cu: 40 kV・30 mA（1.2 kW）

Cu: 40 kV・30 mA（1.2 kW）
コリメータ

φ 0.3、0.5 mm

コリメータ

カメラ長

110 mmカメラ長

101.2 mm

ゴニオメータ

1/4χゴニオメータ

ゴニオメータκゴニオメータ

検出器

PILATUS 200K

検出器

直接光子検出型半導体検出

温度可変

100 K 〜室温

ソフトウェアPro

CrysAlis

φ 0.3、0.5 mm器
温度可変

100 K 〜室温

ソフトウェアCrysAlisPro

機器センターたより37

６．所有設備紹介
特徴

媒が細孔内を満たしている。それらは結晶スポ• 結晶化不要

ンジの骨格と強く相互作用しており、そのまま‌

本手法では、予め合成した結晶スポンジにでは試料を導入することができない。そのため、単結晶性を保ちながら試料分子を包接させる

相互作用の弱い溶媒（ヘキサン等）で結晶ス

試料の結晶化が不要である。そのため、ため、ポンジ細孔内を置換する必要がある（１週間）。

結晶化が困難な試料や、原理的に結晶化でき• 包接（ソーキング）

ない油状の化合物の構造解析も可能である。

‌

測定したい試料の溶液を、溶媒置換後の結• 微量分析が可能

晶スポンジが入ったバイアルに滴下し、細孔‌（１日〜数週間）。
内に試料分子を取り込ませる

単結晶１個分に包接されるだけの試料量でも測定できるため、原理的には数十 ng の試• 測定料から構造決定が可能である。実際には、種々‌

ループ（図２）に試料包接後の結晶スポンの包接条件を検討するため、試料量は多いほジを載せ、単結晶 X 線回折装置で測定する

うが望ましい。

（数時間〜２日）。

• 絶対構造決定に有効‌

結晶スポンジの骨格には、ヨウ素や亜鉛と言った重原子が含まれている。キラルな試料の包接させた際に骨格がキラルな構造に変形することがあり、重原子由来の大きな異常分散が期待できる。この異常分散から、試料の絶対構造決定が可能である。
図２

測定例

• 解析

下記のサントニンをはじめとして、約 300‌

ループに載せた結晶スポンジ‌

必要に応じて他の分析手法で得られた情報

種以上の有機化合物の（絶対立体配置を含む）

も併せながら、試料分子の構造モデルを構築

立体構造を決定した。

。
し、構造精密化を行う（数日）
備考‌ ※予め「溶媒置換」の項目までは済ませておりますので、利用者からの試料提供を受けて「包接」以降を行います。
‌ ※結晶スポンジ法以外で本項の単結晶 X 線

図１

サントニンの結晶構造測定方法

回折装置（XtaLAB P200, SuperNova）の利用を希望される場合は担当者までご相談ください。

• 結晶スポンジ作製
既報 1–3 の手順に従い、有機三座配位子と‌

金属塩の溶液から液―液拡散法により結晶ス
ポンジを作製する（３日〜１週間）。
• 溶媒置換‌

結晶スポンジ作製後は、作成時に用いた溶38

機器センターたより

参考文献‌ 1. Y. Inokuma et al., Nature 2013, 495, 461.
2. Y. Inokuma et al., Nat. Protoc. 2014, 9, 246.
3. F. Sakurai et al., Chem. Eur. J. 2017, 23, 15.

６．所有設備紹介

粉末・薄膜 X 線回折装置
概要
試料（粉末、薄膜、溶液など）に X 線を照射し、回折・反射・散乱された X 線を観測する。得られた回折パターンを既知試料の回折パターンと比較することで同定を行う。同じ物質でも結晶構造が異なれば回折パターンも異なるため、結晶相を識別できる。また回折線の有無や強度により配向性の評価可能。薄膜試料の振動パターンから膜厚・粗さ、溶液試料の散乱パターンから粒径・空孔径分布などの情報も得られる。
設備紹介（RINT-Ultima Ⅲ）

担当）藤原・宮島

ソフトウェアPDXL（ 基 本、 定 性、 リ ー
ト ベ ル ト、PDF-2）、NanoSolver特徴• ‌	主に粉末試料における定性分析（同定）に用いられる。粉末回折データベース（PDF-2）と照合することで同定を行う。
• ‌	CBO ユニットにより、集中法、平行ビーム法、
小角散乱光学系の切り替えが可能。
メーカー：Rigaku• ‌	平行ビーム法により、試料成形の難しい試料型でも、容易に測定可能。

式：RINT-Ultima Ⅲ

導入年度：平成 17 年度• ‌	自動可変スリットにより、ソフトウェア上か（主な仕様）

らスリット幅を設定可能。

X 線源

Cu：40 kV・40 mA（2 kW）

光学系

集中法、平行ビーム法、小

測定方法

角散乱

• 試料準備

ゴニオメータ

試料水平θ−θ型検出器

シンチレーション検出器

ステージ

回転試料台

ガラス板や無反射試料板、キャピラリ等に試料を充填。（ガラス板、無反射試料板は貸出可）

キャピラリ回転試料台
小角散乱試料台
低温試料台（40 ～ 300 K）
オプション

モノクロメーター
高分解能 PSA

制御 PC

Windows7

機器センターたより

39

６．所有設備紹介
設備紹介（Empyrean）
担当）藤原・宮島・竹入・小林
ソフトウェアData Collector
HighScorePlus
XRD 2D Scan
AMASS
TextureEasySAXS
PDF-4+

特徴• ‌複数の光学系、ステージ、検出器により、様々メーカー：Panalytical

な材料（粉末、薄膜、ナノ材料、電池、有機・型

無機材料など）に対応。

式：Empyrean

導入年度：令和元年度• ‌	PreFIX（Pre-aligned Fast Interchangeable（主な仕様）

X-ray）機構により、光学系やステージを容X 線源 CuMo

光学系 Cu45 kV・40 mA（1.8 kW）

易に交換可能。

60 kV・50 mA（3 kW）• ‌	ドーム型中低温アタッチメント（DCS500）やBragg-Bretano HD
集光ミラー
2 結晶 Ge（220）ハイブリッ
ドモノクロメータ
X 線レンズMo

集光ミラー
2 結晶 Ge（220）ハイブリッ
ドモノクロメータ

ゴニオメータ

試料水平θ−θ型

検出器

プロポーショナル検出器、
半 導 体 検 出 器（PIXcel3D
2X2、GaliPIX3D）

ステージ

反射 / 透過スピナー
3 軸（Chi-Phi-Z） ク レ ー ド
ル＋ X-Y ステージ
キャピラリスピナー

オプション

DCS500（−180 ～ 500 ℃ )HTK1200N（RT ～ 1200 ℃）

高温アタッチメント（HTK1200N）は、早い
昇降温・優れた温度安定性を持ち、反応中・素子動作中のオペランド計測へも対応可能。
DCS500は反射測定、HTK1200Nは反射測定
および透過測定に対応。
• ‌	真空チャンバーを搭載した ScatterX78により、空気散乱を抑えた高感度の小角および広角 X線散乱（SAXS/WAXS）測定が可能。
• ‌	CdTe半導体を用いた GaliPIX 3D検出器は、Moに対しほぼ 100 %の検出効率をもつ。PDF（Pair Distribution Function：二体分布関数）
測定に対応し、局所構造の評価が可能。
測定方法• 試料準備‌ ガラス板や無反射試料板、キャピラリ等に試料を充填。
（ガラス板、無反射試料板は貸出可）

ScatterX78
制御 PC

Windows10

備考
初めての利用の方は、お問合せ下さい。

40

機器センターたより

６．所有設備紹介

Ｘ線溶液散乱装置
概要
サブナノ～サブミクロンにわたる広い空間スケールを扱う本装置は、多階層からなる分子システム（生体高分子やソフトマター）の研究に貢献する。共同研究にとどまらず、Ｘ線溶液散乱実験に関心のある研究者・学生への指導、実験計画段階での相談、放射光ビームラインへの橋渡し、課題申請書の作成、などについて可能な限り支援をしている。
設備紹介（NANO-Viewer）

担当）秋山

Ｘ線溶液散乱について
液液状の試料を光軸上に設置してＸ線を照射し、散乱されたＸ線の強度や角度分布を２次元検出器で記録する。均一なタンパク質溶液試料の場合、結晶性（配向性）試料とは違って散乱
像は等方的になる。したがって、散乱原点を中心に円環平均すると散乱角度（Q）に依存した散乱Ｘ線強度 I（Q）が得られる。タンパク質メーカー：Rigaku

溶液からの散乱強度、溶媒のみからの散乱強度、型

式：Nano-Viewer

これらを個別に記録して差分を取ると、溶質（タ導入年度：平成 25 年度

ンパク質分子）の散乱曲線が得られる。この散（主な仕様）

乱曲線には構造情報が含まれており、ギニエ解Ｘ線

1.5418 Å

検出器

PILATUS 200K

試料／検出器距離

100 ～ 1000 mm

Q レンジ（Å−1）

0.0063 ～ 1.703 Å

d（Å）

3.7 ～ 994 Å

試料体積

26 μL

試料温度

4 ～ 100 ℃

析による回転半径や原点散乱強度の評価、間接
フーリエ変換による動径分布距離解析、低分解
能像（分子形状）の推定、既知の結晶構造との比較、などを通してタンパク質分子の大きさや形状を見積もることができる。

機器センターたより

41

６．所有設備紹介

小角カメラ表ンを記録することもできる。各スリットのピン
ホール径、ビームストッパー径、試料と検出器の距離などを変化させて、試料に最適な小角カメラを選ぶ。上表のように、現状では A ～ K
で区別される 12 段階の小角カメラで運用している。それ以外の小角カメラ設定については管理者と要相談。

BSA 標準散乱
標準試料として用いられる牛血清アルブミン
検出器は DECTRIS 社の PILATUS 200K を（BSA）の散乱パターンを A ～ K の小角カメ

採用している。検出器を平行移動させることで、ラで記録した（上図）。3 mg/ml の試料濃度でモジュール間の継ぎ目のない散乱・回折パター

30 min 積算を基本とし、広角測定（A, B）と

42

機器センターたより

６．所有設備紹介
極小角測定（K）では 10 mg/ml で 60 min の

iMSaxs の周囲には生化学実験を行うための積算としている。図中の散乱曲線は試料濃度と機器類が整備されており、タンパク質をはじめ

露光時間に対して規格化されているが、ビームとする生体高分子試料の調製や評価ができる。

強度に対しては規格化されていない。小角カメ

主 な 機 器 と し て は、 微 量 分 光 光 度 計

ラ設定が A から K となるにつれ、測定可能領、電子天秤（NanoPhotometer P330, Implen）

域は広角（高分解能）側から小角（低分解能）（CP3202S, CP224S, Sartorius）、pH 計（LAQUA

側へとシフトしていき、同時に入射ビーム強度

F-73, HORIBA）、高速液体クロマトグラフィーが弱くなるために信号強度が弱くなっていく。

（AKTA － FPLC, GE）、動的光散乱（DynaPro
Titan, Wyatt）、 卓 上 ク リ ー ン ベ ン チ（Clean

セルと試料ホルダ

Booth BB-100, AS ONE）、 超 音 波 洗 浄 機（1510J-MT, BRANSON）、微量透析システム（Bio-Tech, COSMO BIO）などがある。
URL：
https://groups.ims.ac.jp/organization/

溶液試料には専用セルとセルホルダが準備さ

akiyama_g/equipment/imsaxs.html

れている。標準セルの容量は 26 マイクロリットルである。試料体積のより小さいセルでも測定可能だが、その場合は管理者と事前に相談のこと。試料温度は 4 ～ 100 ℃の範囲で制御可能である。個体試料（フィルム、ファイバーなど）についても専用の試料ホルダを用いて測定できる（温調はなし）。
試料準備室

機器センターたより

43

６．所有設備紹介

電子分光装置
概要
機能性材料バンド構造分析システムは、角度分解紫外光電子分光法（ARUPS: Angle-Resolved
Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy）を用い、固体・薄膜試料の価電子バンド構造を決定することができる装置である。希ガス共鳴線による外部光電効果で機能性材料から放出された電子（光電子）のエネルギー分布と放出角度分布を計測することでバンド構造が得られ、これにより機能性材料の電子機能（例えば、最も基本的なイオン化エネルギーや仕事関数、伝導電荷の有効質量やスピン軌道相
互作用など）を調べることができる。
X 線光電子分光 (XPS: X-ray Photoelectron Spectroscopy) 装置は、超高真空中で試料に X 線を照射し、放出される電子（光電子）を検出する装置である。放出される光電子は、対象となる原子の内殻電子に起因するものであり、そのエネルギーは元素ごとに定まることから、エネルギー値を知ることで定性分析を行うことができる。原子の置かれている環境（化学状態）によって電子状態が変わることからピーク位置が僅かにシフトすることを利用して、化学構造解析を行うことができることから
ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) とも呼ばれる。
設備紹介（ARUPS）

担当）田中・解良エネルギー分 He Iα線を用いた金基板のフェ解能

ルミ端の半値幅は，9 meV 程度（温度：8.6 K、パスエネルギー：
2 eV、入射スリット：200 µm）

Entrance Slit （1） 0.1 mm（2） 0.2 mm（3） 0.3 mm（4） 0.5 mm（5） 0.8 mm
メーカー：VG Scienta（6） 1.5 mm

型（7） 2.5 mm

式：DA30

導入年度：平成 26 年度（主な仕様）
電子分光器
紫外光源

静電半球型 200 mm 電子レン

6 × 10−9Pa 以下

装備機器

低速電子線回折（LEED）

ズ（ディフレクター搭載）

Ar イオンスパッタガン

マイクロ波放電方式

各種加熱機構（通電・電子衝

He I, He II 共鳴線単色化機構

撃・セラミックヒーター）

・He Iα= 21.218 eV
・He IIα= 40.814 eV
44（8） 4.0 mm
真空度

機器センターたより

各種加熱機構（通電・電子衝

スリット幅（Wslit）200 m で行った。角度積分

撃・セラミックヒーター）

モードでは 5 分程度の測定時間で十分な SN 比

制御系

OS: Windows 8，実験データのデータが得られた。Fermi-Dirac 分布関数を用

制御系
制御系

は、バイナリー形式やテキス
各種加熱機構（通電・電子衝
トファイル形式など。専用解撃・セラミックヒーター）
析ソフトを提供可能。
OS：Windows・
8，実験データ
OS: Windows 8，実験データ

いたフェルミエッジのフィッティング解析よりで行った。角度積分
スリット幅（Wslit）200 m６．所有設備紹介
エネルギー分解能は 9.4 meV と見積った。 E pass
モードでは 5 分程度の測定時間で十分な SN 比と Wslit の組み合わせによって、より高分解能な
SN 比のデータが得られた。Fermi-Dirac 分布のデータが得られた。Fermi-Dirac 分布関数を用測定が可能である。
関数を用いたフェルミエッジのフィッティング
いたフェルミエッジのフィッティング解析より
解析よりエネルギー分解能は 9.4・meV と見積っエネルギー分解能は 9.4 meV と見積った。 E pass
た。E と Wslit の組み合わせによって、よりと Wslitpassの組み合わせによって、より高分解能な
高分解能な測定が可能である。
測定が可能である。

は、バイナリー形式やテキス
は、バイナリー形式やテキス
トファイル形式など。専用解トファイル形式など。専用解①一般的な静電半球型電子分析器では困難な微析ソフトを提供可能。
析ソフトを提供可能。
小試料の二次元波数空間マッピングが可能 ②

特徴

Intensity / arb. units
Intensity
Intensity / arb.
units / arb. units
Intensity / arb. units

広い温度領域（8-400ケルビン）における電子特徴
特徴
状態測定が可能③低速電子線回折法による二①一般的な静電半球型電子分析器では困難な微①一般的な静電半球型電子分析器では困難な微次元結晶構造を決定することが可能④様々な小試料の二次元波数空間マッピングが可能・②
小試料の二次元波数空間マッピングが可能 ②
試料形態の表面処理が可能な機器（Ar イオンス
広い温度領域（8-400 ケルビン）における電子
広い温度領域（8-400 ケルビン）における電子パッタ機構、電子衝撃加熱機構、通電加熱機構）
状態測定が可能・ ③低速電子線回折法による二状態測定が可能 ③低速電子線回折法による二を搭載 などが挙げられ、様々な分野の機能性材
次元結晶構造を決定することが可能・ ④様々な次元結晶構造を決定することが可能 ④様々な料の電子状態評価に対応可能な実験装置となっ試料形態の表面処理が可能な機器（Ar イオン
試料形態の表面処理が可能な機器（Ar イオンスている。
スパッタ機構、電子衝撃加熱機構、通電加熱機
パッタ機構、電子衝撃加熱機構、通電加熱機構）構）を搭載・ などが挙げられ、様々な分野の機を搭載 などが挙げられ、様々な分野の機能性材
測定例
能性材料の電子状態評価に対応可能な実験装置
料の電子状態評価に対応可能な実験装置となっ
HeI ARPES: polycrystalline Au @ T = 8.6 Kとなっている。
ている。
(a)
測定例
測定例

kx

Eb = 0 eVkykx

HOPG (T = 298 K)

Eb = 0.5 eV
ky
ky

kx

kx
kx

Eb = 1.0 eV

Binding Energy(Eb / eV)

ky

ky
ky

kx
kx

図 2 He Iαによる HOPG の ARUPS スペクトルÅ － 1）にイメージとディラック点近傍（kx ～ 1.7
図2 He I による HOPG
スペクトルky の ARUPS
おける等エネルギー面マッピング。
1ky
Binding Energy

イメージとディラック点近傍（ kx ~ 1.7 Å ）に
(Eb / eV)

HeI ARPES: polycrystalline Au @ T = 8.6 K

図1

HOPG (T = 298 K)

(a)
10

8

6

4

Binding Energy / eV

2

0

(b)
ExperimentFermi-Dirac
10 E
8
6
4
2 function
0
distribution
pass = 2 eV
BindingE/toteV= 9.4 meV
Wslit = 200
m Energy

(b)
0.05

0

-0.05

Experiment
Binding Energy/ eV
Fermi-Dirac
distribution function
Epass = 2 eV
Etot
= 9.4
meV
= 200 m
HWe slitI によるA u 板の AR
UPS
スペクトル。

(a) 価電子帯全域，(b) フェルミ準位近傍
0.05

0Binding Energy / eV-0.05

図 1 に Au の He I ARUPS スペクトルを示す。
I αによる
板のAARUPS
スペクトル
図図1 1 HHee Iによる AAuu 板の
R UPS スペクトル。
測定は、温度 8.6 K, パスエネルギー（ E pass）2 eV,(a) 価電子帯全域，(b) フェルミ準位近傍(a) 価電子帯全域，(b) フェルミ準位近傍kx
おける等エネルギー面マッピング。
本装置の大きな特徴として、DA30 アナライ

ザーのディフレクター機能を用いることで、
図2 He I による HOPG の ARUPS スペクトルky）
ARUPS スペクトルの 2 次元波数空間（kkx ~ 1.7アナライÅ1
イメージとディラック点近傍（x, ）に
本装置の大きな特徴として、DA30
おける等エネルギー面マッピング。
マッピングを容易に得ることが出来る点が挙げ
ザーのディフレクター機能を用いることで、kx のみ）。
られる（※・一般的なアナライザーはkx, k y）
ARUPS
スペクトルの 2 次元波数空間（
図2に高配向性熱分解グラファイト（HOPG）
マッピングを容易に得ることが出来る点が挙げ

アナライの本装置の大きな特徴として、DA30
He・ Iα・ ARUPS
イメージを示す。HOPG
やkx の み）。
られる（※
一般的なアナライザーはザーのディフレクター機能を用いることで、グラフェンでは、π電子系が円錐状の分散（ディ
図 2 に高配向性熱分解グラファイト（HOPG）

ARUPS
スペクトルの 2 次元波数空間（ kx, k y）
ラックコーン）を示すことが知られている。本のHe I ARUPS イメージを示す。HOPG やグラマッピングを容易に得ることが出来る点が挙げ装置を用いることで、このような電子状態を高フェンでは、π電子系が円錐状の分散（ディラられる（※
一般的なアナライザーは kx の み）。
精度かつ容易に得ることが可能である。
ックコーン）を示すことが知られている。本装
図 2 に高配向性熱分解グラファイト（HOPG）
置を用いることで、このような電子状態を高精の He I ARUPS イメージを示す。HOPG やグラ
度かつ容易に得ることが可能である。
フェンでは、π電子系が円錐状の分散（ディラックコーン）を示すことが知られている。本装
置を用いることで、このような電子状態を高精

図11に
にAu
AuののHeHe・Iα・ ARUPS
スペクトルを
図I ARUPS
スペクトルを示す。
示す。測定は、
温度（E
測定は、
温度 8.6K, 8.6・K,・パスエネルギー
パスエネルギー（ E pass
）2 passeV,）

度かつ容易に得ることが可能である。

2・ eV,・ スリット幅（Wslit）200 µm で行った。角
度積分モードでは 5 分程度の測定時間で十分な機器センターたより45

６．所有設備紹介
設備紹介（R4000L1） 担当）小板谷特徴
汎用性も高いハイスペック X線光電子分光シス
テム。その他にグローブボックスを完備しており、大気非曝露での試料導入が可能。

メーカー：VG Scienta型

式：R4000L1

導入年度：平成 25 年度（主な仕様）
光電子分析器

R4000L1

エネルギー分解 1.8 meV 以下
能スポットサイズ 1 × 3 mm2
光源

Al-K α単色 X 線源（MX-650）
エネルギー幅 200 meV
真空紫外光源（VUV5K）

装備機器

中和電子銃
イオン源

制御系

OS: Windows 7
実験データはテキストファ
イル形式、Igor ファイル形式。

46

機器センターたより

６．所有設備紹介

電子スピン共鳴 (ESR) 装置
概要
電子スピン共鳴（ESR）装置は、不対電子（電子スピン）をプローブとした分光装置である。静磁場中に置かれた電子スピンのエネルギー準位は分裂し、一定のマイクロ波を加えながら静磁場を掃引すると、
このエネルギー差に相当する磁場で共鳴が起こる。この共鳴磁場や吸収強度などの観測から、
電子スピンを持つ原子や分子の量、構造、電子状態などに関する情報が得られる。ESR 装置は、有機ラジカルや遷移金属などを含む物質の物性研究の他にも、放射線や酸化などにより不対電子が生じた岩石や食品の評価、触媒や重合反応などのプロセス追跡にも利用される。

設備紹介（EMX Plus、E500）担当）藤原・伊木・浅田・宮島・中村

メーカー：Bruker

メーカー：Bruker

型

型

式：EMX Plus

式：E500

導入年度：平成 17 年度

導入年度：平成 10 年度（主な仕様）（主な仕様）

周波数

X-band（～ 9.4 GHz）

周波数

X-band（～ 9.4 GHz）

マグネット

−5 mT～1.45 T

共振器

二重矩形、光透過、ENDOR

共振器

高感度（Q ～ 9000）

温度可変（ESR900）3.8 ～ 300 K

温度可変

デュアルモード（ESR910）1.5 ～ 4 K

光透過（ER4131VT）
100 ～ 300 K［LN2］（ESR900）3.8 ～ 300 K

周波数

Q-band（～ 34 GHz）

（ER4131VT）
100 ～ 300 K
［LN2］

温度可変

5 ～ 300 K（CF935）

RT ～ 500 K［Air］
オプション

テスラメーター
ゴニオメーター
光照射

（共通部）
マグネット

−5 mT ～ 1.45 T

オプション

テスラメーター
ゴニオメーター、光照射機器センターたより

47

６．所有設備紹介
特徴

測定方法• ‌EMX では、磁場・シグナル強度ともに 24bit• ‌粉末、液体の場合は、石英管（X-band：外

対応で高解像度測定が可能。

径φ4 mm、長さ 250 mm、Q-band：外径φ2• ‌E500 で は、CW-ENDOR 測 定（LHe お よ び

mm、長さ 100 mm）に試料を封入。

LN2）が可能。また X-band に加え Q-band で• ‌単結晶の場合は、少量のアピエゾン N グリの高分解能測定も可能。

ースで石英棒に固定。

• ‌X-band では、高感度、デュアルモード（許容・禁制遷移の観測）、二重矩形（定量・g 値較正）、
光透過の各種共振器を、測定に応じて選択でき、温度可変測定にも対応。

備考
毎月マシンタイム調整にて、翌月の予約を決定している。当月 1 日より、空いているマシン
タイムは随時予約解禁。

設備紹介（E680）
担当）浅田・藤原・伊木・宮島・中村

レーザー担当）上田

特徴
パルス測定が可能。時間平均を観測している
cw 測定に対して、パルス測定ではスピンダイ
ナミックスを直接観測できる。ENDOR 測定や
ELDOR 測定（X-、Q-band）にも対応しており、核スピンや電子スピンの緩和時間などのダイナ
ミクスの直接測定や、電子スピン間の相互作用の強さから距離情報も得られる。任意波形発生器（AWG）により、照射するマイクロ波の周
波数・振幅・位相を自由に制御でき、広帯域・メーカー：Bruker

選択的励起が可能。またナノ秒波長可変レー型

ザーの更新により 30 Hz、250 ～ 2000 nm での

式：E680

導入年度：平成 10 年度

光誘起時間分解測定 (X-、Q-band) も可能。

（主な仕様）
周波数

W-band（～ 94 GHz）

温度可変

3.8 ～ 300 K

マグネット

超伝導マグネット（6 T スプリット型）
掃引コイル（70 mT）

周波数

X-band（～ 9.4 GHz）
Q-band（～ 34 GHz）

温度可変

4 ～ 300 K（CF935）

マグネット−5 mT～1.45 T

オプション

AWG（任意波形発生器）
ゴニオメーターテスラメーター
ENDOR 用 RF アンプ
ナノ秒波長可変レーザー

48

機器センターたより

測定方法
石英管（X-band：外径φ4 mm、Q-band：外径 φ1.6 mm、W-band： 外 径 φ0.9 mm、 長 さ
100 mm）に試料を封入。
備考
初めての利用の方は、お問合せ下さい。

６．所有設備紹介

SQUID 型磁化測定装置
概要
磁場または温度を変えながら磁化測定を行い、物質の磁気特性を調べる装置である。微少な磁化変化を検出できるよう SQUID（超伝導量子干渉素子）を用いている。有機磁性体の研究、超伝導体の新素材研究や記録媒体の評価など、磁気物性や材料工学などの広い研究分野で利用されている。
設備紹介（MPMS-7、MPMS-XL7）

担当）藤原・伊木・浅田・宮島・中村

メーカー：Quantum Design

メーカー：Quantum Design

型

型

式：MPMS-7

式：MPMS-XL7

導入年度：平成 7 年度

導入年度：平成 14 年度（主な仕様）（主な仕様）

温度範囲

1.8 ～ 400 K
300 ～ 800 K（オーブン使用時）

超伝導磁石

7T
（液体窒素ジャケット付）

トランスポ

スタンダード、RSO

ート
オプション

温度範囲

1.8 ～ 400 K

超伝導磁石

7T

ト ラ ン ス ポ スタンダード
ート
オプション

AC 測定
（周波数：0.01 Hz ～ 1 kHz）
（交流磁場：～ 6 G）

サンプルスペースオーブン
マグネットリセット
垂直・水平サンプルローテータ
トランスバース検出

超低磁場
マグネットリセット
電気抵抗測定用ロッド
外部機器制御ソフト（EDC）（MPMS-7、-XL7 共用オプション）
共 用 オ プ シ 光照射用ロッド
ョン

圧力セル用ロッド

機器センターたより49

６．所有設備紹介
特徴

備考• ‌	測定はシーケンス（測定プログラム）に従っ• マシンタイムの切り替えは、午前 10 時。

て自動的に行われる。

• 毎月マシンタイム調整にて、翌月の予約を決• ‌	4.2 K以下において時間制限なく温度保持で定している。当月 1 日より、空いているマシ

き、4.2 Kを挟んで滑らかな温度変化が可能。

ンタイムは随時予約解禁。

• ‌	光照射や圧力下における磁化測定が可能。
• ‌	MPMS-7では、オーブン使用時、800 Kまでの高温測定が可能。トランスバース検出シス
テムにより、横磁化（磁場と直交した磁化）の測定が可能。
• ‌	MPMS-XL7では、AC測定により、緩和時間
等・スピンのダイナミックスを調べることが可能。また超低磁場オプションおよびマグネ
ットリセットにより、サンプル中心における残留磁場を 50 mG以下に抑えた低残留磁場中での測定が可能。（図 1、2参照）‌EDC により、電流源とナノボルトメーターを用いた電気抵抗測定など、外部機器の制御・データ取込が可能。
図1

測定

磁場勾配プロファイル• ‌ストロー（外径φ6 mm）の中央にサンプルを固定。サンプル形状等により、カプセルやラップ、アルミホイルなどを利用。上記以外に必要なものは、各自で用意すること。オー
ブン利用時は、ガラス管（外径φ3 mm 以下）にサンプルを固定し、銅線でロッドに吊す。
• ‌	サンプル交換は、300 K で行うこと。
• ‌	終了時に LHe トランスファーを行い、満タンにすること。（MPMS-7 の週末利用者は、
LN2 トランスファーも行うこと。）• ‌He レベルは、超伝導磁石を冷却するために
40 % 以上に保持する必要がある。特に高磁場をかける場合は、He レベルに注意すること。
He Level

使用可能な最大磁場50 ～ 100 %7T

40 ～ 50 %1T

40 % 以下

実験不可

50

機器センターたより

図2

磁化の磁場依存性

６．所有設備紹介

熱分析装置
概要
熱分析装置では物質を温度制御しながら、その熱変化などを測定する。示差走査型カロリメーター（VP-DSC）による分子の構造変化時の熱変化を直接測定する方法や、等温滴定型カロリメーター（iTC200）による分子間の結合時の熱変化を直接測定する方法などがある。
設備紹介（VP-DSC）

担当）長尾・賣市（主な仕様）
温度範囲

1 ～ 130 ℃

セル容量

500 µl（試料必要量 600 ～ 750 µl 以上）

ス キ ャ ン upscan mode ：0 ～ 90 ℃ /hr
速度

downscan mode ：0 ～−60 ℃ /hr

付属品

ThermoVac

特徴
メーカー：MicroCal• ‌温度を一定速度で変化させ、試料物質の転移型

式：VP-DSC

もしくは変性に伴う熱変化を測定する。溶液

導入年度：平成 21 年度

中の生体高分子に特化した仕様となっている。

設備紹介（iTC200）
担当）長尾・賣市（主な仕様）
温度範囲

2 ～ 80 ℃

セル容量

200 µl（試料必要量 300 ～ 350 µl 以上）

滴 定 シ リ 40 µl
ンジ容量（試料必要量 60µl 以上）特徴• ‌温度一定下の条件において、リガンド滴下にメーカー：MicroCalより２種の分子が相互作用する時に生じる反型

応熱を測定する。溶液中の生体高分子に特化

式：iTC200

導入年度：平成 21 年度

した仕様となっている。

機器センターたより

51

６．所有設備紹介
設備紹介（DSC8231/TG-DTA8122）

担当）藤原・宮島特徴• ‌	示差走査熱量計（DSC）は、液体窒素冷却ユ
ニットにより、広範囲の昇降温測定が可能。
• ‌	差動型示差熱天秤（TG-DTA）は、リアルタ
イムで試料の形状や色彩変化、流動性等を観察でき、最短１秒間隔でキャプチャ画像を保存できる。ソフトウェア上では、時間や温度等の数値読取りと連動した画像表示、寸法計測も可能。
• ‌	一定温度ホールド測定を行う際、オーバーシ

メーカー：Rigaku

ュートやアンダーシュートをさせないように型

温度を制御することが可能です。

式：DSC8231/TG-DTA8122

導入年度：平成 29 年度• ‌	解析ソフトウェアは、自動ピークトップ解析（主な仕様 :DSC）やガラス転移温度解析、熱量計算解析機能、

温度範囲−130 ～ 500 ℃

複数測定データの多重表示や Excelへの解析

サンプルパンAl : φ5 mm × 2.5 mmh

データ書き出しも可能です。

（45 µl）
昇温速度

1 ℃ /h ～ 20 ℃ /min

降温速度

20 ℃ /min（70 ℃まで）
10 ℃ /min（−50 ℃まで）
5 ℃ /min（−100 ℃まで）

DSC スケール± 100 mW

オプション

液体窒素冷却ユニット（主な仕様 :TG-DTA）
温度範囲

RT ～ 1000 ℃

サンプルパン

アルミナ、Pt、Al :φ5 mm×2.5 mmh（45 µl）

昇温速度

1 ℃ /h ～ 20 ℃ /min

降温速度

20 ℃ /min（300 ℃まで）
10 ℃ /min（200 ℃まで）
5 ℃ /min（150 ℃まで）
（空冷冷却ファン使用時、1000 から 50 ℃まで 20 分）

測定レンジ

TG  最大± 250 mg
DTA 最大± 1000 µV

オプション

試料観察アタッチメント
15 fps（1280×1024 pixel）

52

機器センターたより

図1

PET の TG-DTA（上）、DSC（下）測定

６．所有設備紹介

質量分析計


概要
質量分析計は試料導入部・イオン化部・質量分離部から構成される。機器センター所有の装置はイ
オン化部として MALDI,ESI,FAB,EI,CI がある。サンプルの性質によって適切なものを選択すると、分子イオンから分子の質量、フラグメントイオンから分子の構造に関する情報が得られる。
設備紹介（microflex LRF）

担当）賣市・藤川

リフレクター≤75 ppm

モード（External Calibration）

質量精度≤15 ppm（Internal Calibration）

特徴
測定には感度、分解能が異なる Linear modeと Reflector mode の 2 種類がある。
Linear mode による測定は一般的に高感度、メーカー：Bruker Daltonics

低 分 解 能 で あり、Reflector mode はフライト型

チューブ内でイオンを反転させることによって、

式：microflex LRF

導入年度：平成 30 年度（主な仕様）イオン化法

初期運動エネルギーの広がりを収束させる効果
MALDIと飛行距離を伸ばす効果により高分解能を実現

質量範囲m/z 1-300,000

している。しかし、感度の点においては Linear

リニアモード≥400（insulin）

分解能≥600（Myoglobin M 2+）

mode より低 下 する。 測 定 の 際 には、 初 めに≥700（Cytochrome C）≥800（Myoglobin）
リフレクター>6,000（Angiotensin Ⅱ）

モード>9,000（Bombesin）

分解能>10,000（ACTH（1-17））

Linear mode で目的のピークの有無を確認した
後、 分 解 能 が 不 足 し て い る 場 合 に は 更 に
Reflector mode での測定をすることを薦めたい。
また、Reflector mode による mass range は
約 24,000 Da 程度になるので注意が必要である。

>12,000（ACTH（18-39））
リニアモード≤200 ppm

質量精度（External Calibration）≤150 ppm（Internal Calibration）

機器センターたより53

６．所有設備紹介
設備紹介（JMS777V）
担当）賣市・藤川

所内専用（2）‌生成 Xe+ イオンが電場勾配をもったイオン銃の中を高速で通過後、Xe で充たされたガスチャンバー（-3KV）へ導入される。
そこで電荷交換（Charge exchange）されて 6keV の高速中性粒子 Xe＊が生じる。
（3）‌	この高速中性粒子はターゲット（試料表面）を約 20°の角度で衝撃し二次イオンを生成する。
• 依頼分析を以下のように行っている。
（1）‌1 試料につき数 mg 程度を採取しやすいメーカー：JEOL
型

サンプル管に入れて下さい。

式：JMS777V（2）‌サンプル管には試料名を明記して下さい。

導入年度：平成 20 年度（主な仕様）イオン化法
質量範囲
分解能

（3）‌依頼は大学連携研究設備ネットワークを

FAB,EI,CI

最大質量数 2,400 ダルトン

通して受け付けます。質量分析依頼書に（加速電圧 10 kV）

必要事項を記入の上、PDF ファイルに

EI モード

変換し、アップロードして下さい。

R ≧ 60,000（10 % 谷）
EI モード : 4 × 10

感度−7

‌希望測定期限には１週間以上先の日付をクーロン/μg 以上M+=298 メチルステアレート

入力して下さい。
（4）‌測定日をメールにてお知らせしますので指定された日に試料を山手 4 号館 4F404（R=1,000）
CI モード : 3 × 10 − 8 クーロン
/μg 以上号室入口にある箱に入れて下さい。
（5）‌測定終了後にメールにてお知らせしますので測定結果、残余試料を回収して下さい。

MH+=299 メチルステアレート（R=1,000）
FAB モード：8 × 10 − 11A 以上
MH+=369 グ リ セ ロ ー ル

測定例
未知試料の測定結果を図 1 に記載する。

（R=1,000）特徴
高 速 原 子 衝 撃 イ オ ン 化 法（Fast AtomBonbardment）。試料溶液、または試料をマトリックスに溶解した溶液を中性原子で衝撃しイ

図1

未知試料の測定結果

オン化を行う。試料に対する高速原子衝撃は次の三つの過程を経て行われる。

備考
所外公開はせず、所内専用で運用している。

（1）‌キセノンガス（Xe）がイオン銃（3KV）内で+

Xe イオンとなる。

54

機器センターたより

相互利用で利用者自身での測定も可能。

６．所有設備紹介
設備紹介（maXis）

担当）賣市・藤川

所内専用
特徴

maXis はエレクトロスプレーイオン化法飛行
時間型質量分析計 (ESI TOF MS) である。小分子（配位子等）の HRMS（ハイレゾリューショ
ンマス）の測定に用いられる。また、他の質量分析装置に比べ穏和なイオン化条件を用いているため、超分子錯体など不安定な分子の質量分析もおこなうことが可能である。非常に感度の良い測定法（ppm オーダーのサンプルでも測定可能）であるため、測定時には濃度が濃いサン
プルをうたないこと。
備考
所外公開はせず、所内専用で運用している。

メーカー：Bruker Daltonics
型

式：maXis

導入年度：平成 30 年度（主な仕様）イオン化法

ESI

質量範囲

m/z 20-20,000

分解能

40,000（Agilent Tuning mix
1222 のピーク、positive 測定）

質量精度≤2 ppm機器センターたより55

６．所有設備紹介

顕微ラマン分光装置
概要
ラマン分光は赤外分光と共に最も広く応用されている振動分光法である。２光子過程であるラマン散乱は１光子過程の赤外吸収と光学的な選択律が異なっており赤外吸収と相補的な情報を与えることから両者は併用されることも多い。ラマン信号は通常微弱だが励起光が中間状態と共鳴するときに顕著な増幅をしめす。この効果を利用することで混合物質中の目的物質を選択的にキャラクタリゼー
ションする等、赤外分光では不可能な高度な観測が可能である。

設備紹介（inVia Reflex）

担当）賣市

冷却器

冷却方式

ヘリウム連続フロー（試料室は真空）温度領域

4 ～ 350 K

特徴
本装置は近赤外から紫外に近い領域までの複数の励起レーザーを装備し、多数の励起光を駆使した共鳴ラマン測定が可能である。特に、最新の CCD カメラの採用により、近赤外励起光を利用する蛍光を回避しながらのラマン観測がメーカー：RENISHAW

効率化され、従来のラマン測定は難しいとされ

型

式：inVia Reflexてきた発光性クロモファーを含む多くのバイオ

導入年度：平成 21 年度

系試料なども取り扱うことができる。ユニーク（主な仕様）

な共焦点光学系により低背景雑音と高感度とがレーザー 波長

488, 532, 633, 785 nm両立され、高い空間分解能を生かし２次元ある分光器

シングルモノクロメータ

いは３次元マッピング測定も可能である。最大分光器（f=250 mm）

検出器

分解能

1 cm−1

測定範囲

100 ～ 3200 cm−1

CCD

Back-illuminateddeep-depletion（578 x 386 Channel）

顕微鏡

顕微鏡

Leica 製（アダプター使用
によりMitutoyo 社製長作
動距離対物レンズ使用可）

対物レンズ 5, 10, 20, 50, 100
倍率
空間分解能 1 µm（lateral）, 2 µm（x 100）（depth）
56

機器センターたよりの特徴は波長校正、光路調整等の多くの作業がすべて自動化されたユーザーフレンドリーな操
作環境にあり、装置操作の習熟に時間を費やすことなく有効なデータを素早く収集可能である。
測定方法
信号検出は実体顕微鏡を通じた後方散乱配置で行う。顕微鏡観測できる物質は形態を問わず試料として用いることができるが、散乱光が拡散されにくい平坦な面を持つ試料が有利。低温測定に
は熱伝導型の光学クライオスタットを使用する。
試料空間を脱気するため揮発性試料の測定はキャピラリーに封じるなどの利用者による工夫が必要。

６．所有設備紹介

フーリエ変換赤外 (FTIR) 分光光度計
概要
分子や固体結晶を構成する原子は化学結合の状態を反映した振動数で振動している。その固有振動数は経験則や量子化学計算により体系的に理解されており、赤外領域に現れるこれらの共鳴吸収を調べることで物質の局所構造を詳しく解析することができる。主な用途として、単分子膜等における微弱な赤外信号の観測や、金属配位結合やイオン結合、分子全体の集団運動等の低波数振動、結晶の格子フォノン等の解析が挙げられる。

設備紹介（IFS 66v/S）

担当）賣市
特徴
本装置は検出感度と波長安定性に優れた研究
用フーリエ変換赤外分光器（FT-IR）であり、光学系全体を真空排気できる筐体の採用により、汎用装置では検出困難な遠赤外領域の信号を含めた広い波長領域のスペクトルを最高の精度で測定することが可能である。
測定方法
固 体 試 料 測 定 の た め KBr 錠 剤 形 成 装 置

メーカー：Bruker（φ5 mm ダ イ ス、 ハ ン ド プ レ ス。 波 長 範 囲

型

式：IFS 66v/S

300 cm−1 以上、CsI を用いた場合は 150 cm−1

導入年度：平成 16 年以上の測定に活用できる）、フィルム測定用ホ（主な仕様）

ルダー、反射率測定用ホルダーを用意している。
波長領域（cm ）Far-IR Mylar

20 – 500

KBr

375 – 7000

CaF22800 – 12000

Quartz2800 – 12000

検出器

検出領域（cm−1）

Bolometer

>5

DTGS

10 – 4000

MCT

420 – 8000

光源

波長領域

Mercury

遠赤外Globar中赤外

測定は透過または反射配置。液体セル、ATR
光学系等のメーカーオプションは使用者個人で準備が必要である。
参考データ
100

100

10-1
10

-2

10

-3

10-4
0
図

Globar Lamp
KBr Pellet
CsI Pellet
200
400
600
Wavenumber (cm-1)

Transmission

Beam Splitter

Intensity

−1

10-1
10-2
10-3

‌Globar 光源の放射強度と KBr,CsI ペレットの透過スペクトル
機器センターたより

57

６．所有設備紹介

蛍光分光光度計
概要
蛍光分光光度計は、励起光を試料に当て、放出される蛍光強度やスペクトルを測定して物質の定量、定性分析を行う装置で、吸光分析である分光光度計よりも非常に高い感度で測定が可能である。観測側（蛍光側）の分光器の波長を蛍光波長に固定し、励起側の分光器の波長をスキャンすると励起スペクトルが得られる。励起側の波長を固定（最も強い蛍光を生じる励起波長）し、観測側の分光器の波長をスキャンすると蛍光スペクトルが得られる。また、励起側分光器と観測側分光器の両方の波長をスキャンさせて測定できる装置もあり、簡単に蛍光励起スペクトルの測定が可能である。

設備紹介（SPEX Fluorolog 3-21）

担当）上田

光源

450 W  Xe ランプ

スキャンスピード

最大 150 nm/sec

その他

リファレンス検出器有特徴• ‌米国の SPEX社製モジュール方式で、光源部、励起側分光器、試料室、観測側分光器、光検出部、制御部から構成されている。本装置の光学系概略図を図 1に示す。
メーカー：HORIBA
型

式：SPEX Fluorolog 3-21

導入年度：平成 8 年度
（平成 21 年度 更新、
平成 25 年度 ソフトウエア Win 7 化）
（主な仕様）
波長範囲

Ex. 250 ～ 1000 nm
Em.
UV-VIS：290 ～ 800 nm
IR：500 nm ～ 1.6 µm

波長精度± 0.5 nm検出方式

フォトンカウンティング
検出

励起光分光器

ダブルモノクロ分光器

信号対雑音比率

4000：1

光電子増倍管UV-VIS：R928（電子冷却）
IR：R5509-73（液体窒素冷却）58

機器センターたより

図1

光学系概略図６．所有設備紹介• ‌フォトンカウンティング検出によって、超微グラフから、S/N 比 8452：1 となった。

弱蛍光測定が可能である。
• ‌	近赤外（～ 1600 nm）の領域まで測定できる
光電子増倍管も備えており、紫外可視用検出器との切換機構は本装置独自のもので、ワン（2）近赤外 － 蛍光励起スペクトル

タッチで切り換えることが可能である。

（3D マトリックススキャン）• ‌	励起側はダブルグレーティング分光器となっレーザー媒質としてよく知られる Nd：YAGており低迷光を実現している。

の結晶（Y3-xNdxAl5O12）を用いて、3D マトリッ• ‌	高速スキャンによって測定時間が短縮でき、

クススキャン測定を行った。この結晶は、730

時間とともに劣化する試料についても、より

nm と 800 nm 付近の光を吸収して基底状態か信頼性の高いデータが得られる。

ら高いエネルギー準位に遷移し、その後速い無• ‌	装置の制御やデータ収集は、科学分野で広く

放射遷移を経て 1064 nm でレーザー発振が起利用されている「Origin」ベースのソフトウ

こる。励起波長を 700 nm ～ 900 nm、蛍光波

ェア「FluorEssence」によって、操作が簡単

長を 1000 nm ～ 1100 nm として自動測定した

便利になっており、蛍光励起スペクトル測定

結果を図 3 に示す。3D 表示によって、励起波（3Dマトリックススキャン）も容易である。

長に対する蛍光のピーク波長が 1064 nm であることがよく分かる。なお、高速スキャン化に測定例

よ っ て、 測 定 時 間 は 約 70 分（Increment：1（1）
水のラマンスペクトルnm）であった。

蛍光分光光度計の感度の評価方法として、水のラマンスペクトルの S/N 比（信号対雑音比率）の値が用いられ、ピークシグナル値−バックグランド値
バックグランド値で定義されている。バックグランド値とはラマン光シグナルが現われない波長 450 nm の時の値である。測定結果を図 2 に示す。

図2

水のラマンスペクトル図3

蛍光励起スペクトル

機器センターたより

59６．所有設備紹介

紫外・可視・近赤外分光光度計
概要
測定する物質がどの程度光を吸収するかを波長分布として測定する装置である。実際は、透過率を測定しソフトウエアで計算によって吸光度を求めており、物質の同定や性質、あるいは濃度（定量分析）を調べることができる。付属装置によって、半導体・薄膜・ガラスやフィルムなどの固体試料の反射率・透過率測定もできる。
設備紹介（UV-3600Plus）

担当）上田

付属品

フィルムフォルダ
粉末試料ホルダ
メッシュフィルター
ミクロ用マスク付セルホルダ
超ミクロセルホルダ
積分球付属装置（220 ～ 2600 nm）
鏡面反射測定装置（入射角 5°相対反射）
電子冷熱式恒温セルホルダ

メーカー：Shimadzu
型（7 ～ 60 ℃）

式：UV-3600 Plus

導入年度：平成 29 年度

特徴（主な仕様）• 測定波長領域が広い。

波長範囲

185 nm ～ 3300 nm

分光器

グレーティング式ダブル
モノクロメータ

検出器

UV/VIS 領域：PMT
NIR 領域：冷却型 Pbs, InGaAs

波長正確さ

UV/VIS 領域：± 0.2 nm 以下
NIR 領域：± 0.8 nm 以下

分解能

0.1 nm min

ノイズ＜ 0.00003 Abs @1500 nm

ベースライン スリット 5 nm
平坦度3300～3000 nm：＜±0.005 Abs
3000 ～ 200 nm：＜± 0.001 Abs
200 ～ 185 nm：＜± 0.004 Abs

60

機器センターたより• 光源にヨウ素タングステンランプ（可視域）と重水素ランプ（紫外域）を使用し、測定波長に応じて自動切り換え。
• ３つの検出器（PMT, InGaAs, Pbs）を搭載し、測定波長全域で高感度化。
• 高性能ダブルモノクロメータにより、高分解能（0.1 nm）、超低迷光（＜ 0.00005 ％）。

６．所有設備紹介

絶対 PL 量子収率測定装置
概要
物質に光を照射し励起された電子が基底状態に戻る際に発光する光（フォトルミネッセンス：
PL）を観測することで、発光材料の絶対発光量子収率を測定する装置である。PL 量子収率とは、吸収した光のフォトン数に対して分子から放出される発光フォトン数の割合で、発光の効率を表す。有機 EL、LED などの発光材料の評価や、蛍光プローブの効率測定などに使われている。
設備紹介（Quantaurus-QY C11347-01）


担当）上田

特徴
• サンプルとして、溶液、粉末、固体、薄膜に対応。
• 測定時間が短い（数分程度）。
• 量子収率の励起波長依存性や励起スペクトルの測定も可能。

メーカー：HAMAMATSU
型

式：Quantaurus-QY C11347-01

導入年度：平成 22 年度（主な仕様）PL 波長範囲

300 nm ～ 950 nm
150 W Xe ランプ

光源部

250 nm ～ 850 nm
FWHM 10 nm 以下
マルチチャンネル分光器
200 nm ～ 950 nm

検出器

波長分解能 < 2 nm, 1024 ch,
AD 分解能 16 bit,
素子冷却温度 −15 ℃

積分球
付属品

3.3 型（inch）
溶液用セル
粉末（薄膜）用シャーレ

機器センターたより

61６．所有設備紹介

円二色性分散計
概要
円二色性分散計は光学活性分子の立体構造（相対～絶対配置、立体配座、生体高分子の高次構造）を解析する手段として利用される。分光器から出た光は偏光子で直線偏光にされ、円偏光変調器で左右円偏光が交互に作られ試料を通過する。この時、試料が光学活性物質であると円偏光の不等吸収が起こり（この現象を円二色性または CD と呼ぶ）、その左右円偏光の差吸光度⊿ A（通常は楕円率θで表される）が観測される。楕円率とは直線偏光を光学活性物質の吸収波長で通過させると楕円偏光になるが、その楕円の短軸長軸の正接角θをもって定義され、⊿ A が小さいとθ =33 ×⊿ A が成り立つ。CD 測定でのフルスケールはθ表示（単位 mdeg）である。

設備紹介（J-1500）

担当）賣市・藤川

機種更新されました。

バンド幅0.01 ～ 16 nm

スリット幅

1 ～ 4000 µm

レスポンス

0.1 msec ～ 30 sec

走査速度

1 ～ 10000 nm/min

フルスケール± 8000 mdeg

縦軸分解能0.00001 mdeg

RMS ノイズ

185 nm   0.003 mdeg
200 nm   0.007 mdeg
500 nm   0.007 mdeg

ベースライン
メーカー：JASCO
型

式：J-1500

安定性
UV 測定

測光正確さ± 0.01 Abs（主な仕様）
450 W Xe ランプ水冷方式
および 20 W ハロゲンランプ
検出器

ヘッドオン型 PMT 検出器
および InGaAs 検出器

変調器

温調付ピエゾエラスティック
モデュレータ

測定波長範囲163 ～ 1600 nm

波長正確さ

163 ～ 250 nm  ± 0.1 nm
250 ～ 500 nm  ± 0.2 nm
500 ～ 800 nm  ± 0.5 nm
800 ～ 1200 nm  ± 1.5 nm
1200 ～ 1600 nm ± 2.0 nm

62

機器センターたより

シングルビーム測定
測光レンジ 0 ～ 5 Abs

導入年度：2020 年度
光源

0.02 mdeg/hr

特徴
以下の付属品を所有している。
• ペルチェ式恒温装置• 温度コントローラー• タンパク質二次構造解析プログラム• 熱変性解析プログラム• 粉体 CD測定ユニット

６．所有設備紹介

ピコ秒レーザー概要
超短パルスレーザーでは、不確定性原理によってパルスの時間幅と波長幅（線幅）を同時に狭くすることは相反するが、ピコ秒レーザーは、ナノ秒レーザーより時間幅が短く、フェムト秒レーザーより線幅の狭い光源である。そのため、超高速時間分解実験の分光用光源として用いられ、吸収、或いは蛍光スペクトルなどを高分解能で観測するための重要なツールである。また、ピークパワーが極めて高くパルス幅が極端に短いという特徴を生かして、熱影響の少ない精密微細加工にも応用されてきている。
設備紹介（Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS）

担当）上田（2）‌レーザー加工が可能。
（要相談）
加工例：描画 SUS t 40 µm 貫通（写真 1）、
貫通穴 石英ガラス t 500 µm（写真 2）（3）蛍光寿命測定システムを構築。（要相談）
TCSPC モジュール（ソフトウェア含）、
受光素子フォトマル（PicoQuant 社製）、
測定例：TPPZn/ トルエン溶液、
蛍光寿命 2.0 ns（図 1）
装置の構成

メーカー：Spectra-Physics,Quantronix
型

式：Millennia-Tsunami,TITAN-TOPAS

導入年度：平成 10 年度

ザ ー を 励 起 光 源 と し た モ ー ド ロ ッ ク Ti：
Sapphire レーザーの出力光をシード光として、（平成 26 年度 Millennia のみ更新）（主な仕様）
波長

ブロック図を図 2 に示す。CW 半導体レーポンプ光には Q-Switch

Nd：YLF レーザーを用い、チタンサファイア再生増幅器からピコ秒
490 ～ 800 nm at TOPAS 400（Main Curve） 1180 ～ 1700 nm at TOPAS 800
パルスエネル

50 mW at 550 nm
（S+I）

ギー

60 mW at 1300 nm（S+I）（RGA 0.7 W at 790 nm）（Pump（YLF）9 W）

パルス幅＜ 5 ps

繰り返し

1 kHz

特徴
（1）‌紫外光から赤外光の広範囲に渡って、波長を任意に出力できる。

赤外光（790nm）を発振させている。その再生増幅器の出力を光学系の切り換えによって、
赤外光用 OPA （TOPAS
wave

Optical

800：Travelling ‐Parametric

AmplifierofSuperfluorescence 800）、或いは 2 倍波（395 nm）に変換の後、紫外光用 OPA（TOPAS 400）を励起し、紫外から赤外のレーザー光を発振させることができる。
（1） ‌発振波長： 原理的には、表 1 に示す波長が得られる。TOPAS 800 からシグナル光、
ア イ ド ラ 光 が 得 ら れ、 外 付 け の BBO

機器センターたより

63６．所有設備紹介
結果、約 2.7 ps（図 3）であった。

Crystal を取り替えることでそれぞれの 2
倍波（SHS,SHI）のレーザー光を得ることができる。また、TOPAS 400 からも同様

表１にシグナル光、アイドラ光、それぞれの 2

TOPAS 800

発振波長（nm）

TOPAS 400

倍波発生によって、紫外光から赤外光のレ

Signal1180 ～ 1700 Signal

490 ～

800

ーザー光を得ることができる。波長帯によIdler

2385 ～ 1475 Idler

2030 ～

780って光軸調整が必要となるが、PC に波長

SHS

590 ～

850 SHS

300 ～

400

SHI

1180 ～

740 SHS

245 ～

355

SHI

510 ～

395

を入力すれば希望の波長を出力できる。
 ‌パルス幅（時間分解能）： オプティカルデ（2）ィレイステージを利用した自己相関法でLabView による自動測定を行った。その

写真１ 描画SUS t 40µm 貫通、（裏面より光照射）τ：2.0= 0.738
ns
X² (red)χ2：0.74

103

写真２

貫通穴加工

Intensity [Counts]

102

101

Resids.

100
3
2
1
0

-1
-2
-3

2

4

6

8

10

12
time [ns]

14

16

18

20

図３

図１ TPPZn/ トルエン溶液

図２64

機器センターたより

ブロック図

パルス幅の測定

６．所有設備紹介

核磁気共鳴 (NMR) 装置
概要
核磁気共鳴（NMR）とは磁気モ－メントをもつ原子核を含む物質を磁場の中におき、これに共鳴条件を満足する周波数の電磁波を加えたときにおこる共鳴現象である。核磁気共鳴装置はこの共鳴現象を観測することによって、原子の化学的環境を反映した原子個々の情報（どの原子とどの原子が隣り合っているか、原子間の距離がどの程度かなど）が得られるので、化合物の分子構造や組成、物理
化学的性質を分析する方法として様々な分野で日常的に用いられる。
設備紹介（AVANCE800）

担当）加藤（主な仕様）
磁場18.79 T

感度（S/N）

1

プローブ

H-C-N 三重共鳴 TCI 型クライシステム

OS：CentOS 5

H ＝ 8800、13C ＝ 1900

オプローブ
Software：TopSpin2.1

特徴• 溶液の HCN三重共鳴測定が可能• 極低温プローブによる超高感度計測に対応

備考
TCI 型クライオプローブは低温下に保たれた 1H および 13C プリアンプを搭載し、1H、13C
メーカー：Bruker型の高感度測定に最適化されている。

式：AVANCE800

導入年度：平成 25 年度

機器センターたより65６．所有設備紹介
設備紹介（AVANCE600）

担当）西村（主な仕様）
磁場

14.1T

感度（S/N）

Liquid：1H ≧ 1028

プローブ

Liquid：5 mm H-C-N 三重共鳴
TXI 型
Solid：2.5 mm H-C-N 三重共鳴
CPMAS

システム

OS：CentOS 5
Software：TopSpin2.1

特徴
メーカー：Bruker
型

式：AVANCE600

導入年度：平成 25 年度• ‌溶液の HCN 三重共鳴測定が可能（核種固定）• ‌固体の HCN 三重共鳴測定が可能（核種固定）• ‌固体の試料体積 15 µl• ‌固体 MAS 最高回転周波数 35 kHz• ‌長時間低温測定ユニットによる長時間低温測定が可能

溶液：−50 ℃、固体：−30 ℃

設備紹介（JNM-ECA600）

担当）長尾・賣市（主な仕様）
磁場14.1 T

感度（S/N）

Liquid（Royal）：1H ≧ 850、
13

C ≧ 330

プローブ

Royal、T10L、HCNFG3

システム

OS：Windows10
Software：Delta5.0.4

特徴• ‌	溶液の低周波数核種を含む多核測定が可能
メーカー：JEOL• ‌長時間低温測定ユニットによる長時間低温測型定（−30 ℃まで）が可能

式：JNM-ECA600

導入年度：‌平成 21 年度（平成 22 年度システム・
ソフトウェア更新）• ‌液体窒素 30 L 容器を用いた低温測定が可能（Royal：−100 ℃まで、T10L：−50 ℃まで）
• ‌溶液の HCN 三重共鳴測定は応相談• ‌長時間測定優先、予約は 15 分単位

66

機器センターたより

６．所有設備紹介
設備紹介（JNM-ECS400） 所内専用

担当）長尾・賣市（主な仕様）
磁場

9.4 T

感度（S/N）

1

プローブ

TH5AT/FG

システム

OS：Windows10

H ≧ 280、13C ≧ 190

Software：Delta5.0.4
特徴• 溶液の各種多核測定が可能• ‌液体窒素 10L 容器を用いた−100 ℃までの低温測定が可能• 予約は 15 分単位

メーカー：JEOL型

式：JNM-ECS400
備考

導入年度：平成 23 年度

所外公開はしていません。

表1

所有プローブ一覧

装置

プローブ

観測核

照射核

温度範囲

Auto Tune

AVANCE800

5 mm H-C-N TCI 型 cryo

1

H

13

+5～+75 ℃○

AVANCE600

5 mm H-C-N TXI 型

1

H

13

C,15N

−50～+80 ℃○

2.5 mm H-C-N CPMAS

1

H,13C,15N

1

H,13C,15N−30～+80 ℃

×5 mm Royal1

H or 19F

15

N ～ 31P−100～+150 ℃○

10 mm T10L

103

1

H

−50～+120 ℃

×5 mm HCNFG3

1

H

13

C,15N

−20～+100 ℃

×5 mm TH5AT/FG

15

1

H or 19F−100～+150 ℃○

ECA600ECS400Rh ～ 15N

N ～ 31P

C,15N（装置やプローブの選択について、不明な点がありましたらご相談ください。）

機器センターたより67６．所有設備紹介

有機微量元素分析装置
概要
試料を Pregl-Dumas 法に基づいて熱分解し、有機物を構成する主要元素である水素、炭素、窒素を定量的に水、二酸化炭素、窒素に変換し、これらを熱伝導法によって検出する。実際の分析では水
素、炭素、窒素の含有率が既知の標準試料を分析し、その検出感度から未知試料の含有率を決定する。
設備紹介（MICRO CORDER JM10）担当）藤川・賣市

所内専用（2）‌サンプル管には試料名を明記して下さい。

（3）‌依頼は大学連携研究設備ネットワークを通して受け付けます。元素分析依頼書に必要事項を記入の上、PDF ファイルに変換し、アップロードして下さい。
‌希望測定期限には１週間以上先の日付を入力して下さい。

（4）‌測定日をメールにてお知らせしますので指定された日に試料を山手 4 号館 4F404
メーカー：J-SCIENCE LAB
型

式：MICRO CORDER JM10号室入口にある箱に入れて下さい。

（5）‌測定終了後にメールにてお知らせしますの

導入年度：平成 23 年度

で測定結果、残余試料を回収して下さい。

（主な仕様）

注）‌吸湿性のある試料はユーザーにてカプセ

測定元素

水素、炭素、窒素

測定精度

絶対誤差

測定範囲

水素

0.5 ～ 400 µg

炭素

3 ～ 2600 µg

窒素

1 ～ 1000 µg

ルに封入していただきます。

± 0.3 ％以内
測定例

未知試料の測定結果を図 1 に記載する。

特徴
依頼分析を以下のように行っている。

（1）	‌1 試料につき 10 mg 程度を採取しやすい
サンプル管に入れて下さい。
【補足】通常、1‌回の測定につき 2 mg 程度使用します。試料によっては確認のため数回測
定 す る 場 合 が あ る の で、 充 分 な 量 と し て
10 mg としてありますが、用意できる範囲の試料量でも構いません。

68

機器センターたより

図1

未知試料の測定結果

備考
所外公開はせず、所内専用で運用している。

６．所有設備紹介

ICP 発光分光分析装置（ICP-OES）
概要
高周波誘導結合プラズマを光源とする発光分光分析法。霧状にした溶液サンプルを Ar プラズマに導入し元素固有のスペクトルを発光させ、波長から元素の定性を行い、発光強度から元素濃度を求める。高感度で多元素同時分析が可能であり、金属、化学、薬品、食品、環境など幅広い分野で用いられ、その精度の高さから JIS や ISO 等の公定法でも採用されている。
設備紹介（Agilent 5110 ICP-OES） 所内専用

担当）長尾・賣市特徴• デュアルビューによる全波長同時分析。
‌• 装置の起動時間が短い。
‌
備考• ‌所外公開はしていません。

メーカー：Agilent
型

式：Agilent 5110 ICP-OES

導入年度：平成 30 年度（主な仕様）
プラズマ光源デュアルビュー、
垂直配置トーチ

光学系

エッシェルクロス
分散ポリクロメータ

波長範囲167 ～ 785 nm

分解能0.007 nm（＠ 200 nm）

検出器

Vista Chip Ⅱ
CCD 検出器

測定可能濃度サブ ppb ～ 数千 ppm

ソフトウェアAgilent ICP Expert

機器センターたより

69６．所有設備紹介

超伝導磁石付希釈冷凍機
概要
希釈冷凍機とは、3He と 4He を混合するときに生じる吸熱効果を利用して、絶対零度（−273 ℃）
近くまで温度を下げられる機器である。この希釈冷凍機を超伝導磁石に組み込み、有機導体、半導体、超伝導体の極低温下における電子物性研究に用いられる。
設備紹介（Kelvinox 400

担当）高山

所内専用

• ‌冷却には、液体ヘリウム 150 ℓと液体窒素
100 ℓ程度が必要。また 4、5日に一度、50 ℓ程度の液体ヘリウムが必要。
メーカー：Oxford
型

式：Kelvinox 400

導入年度：平成 12 年度

備考

利用は、「希釈冷凍機の使用経験があり、セルやプログラム等の必要な装置の組み込みが行えること」が条件。

（主な仕様）
最低温度

21 mK

冷却能力

400 µW（100 mK）

最大磁場

15 T
（16 T：ラムダプレート使用時）特徴• ‌全自動ガスハンドリングシステム（Kelvinox
IGH）の採用により、冷却工程が自動化され
ている。

70

機器センターたより

６．所有設備紹介

低温冷媒の供給設備概要
低温冷媒の供給設備は明大寺地区、山手地区それぞれにあり液体ヘリウム及び液体窒素を供給している。明大寺地区、山手地区のヘリウム液化機は順調に稼働しており、両地区における液体ヘリウムの供給体制は確立され、現在も安定した供給を維持している。
設備紹介（明大寺地区極低温施設）
 所内専用担当）高山・浅田（主な仕様）
消費電力

160 kW（d）その他（主な仕様）（1）液体ヘリウム関係（a）液体ヘリウム自動供給装置× 2

液体ヘリウム貯槽

4000 ℓ

回収圧縮機

40 Nm3/hr、50 Nm3/hr

ガスバッグ

40 m3

ガスホルダー

50 m3

長尺カードル60 m3 × 36 、75 m3 × 25

バッファータンク10 m3 × 2

（うち 1 台はセルフ供給用）（2）		液体窒素関係（b）ヘリウム液化機

液体窒素自動供給装置× 4

メーカー：Linde（うち 2 台は UVSOR 研究施設利用者専用・型

機器センター研究施設利用者専用）

式：L280

導入年度：平成 23 年度
特徴（主な仕様）

ヘリウム液化機の心臓部である膨張タービン

液化率

187 ℓ /hrの効率が良くなり、液体窒素予冷が無くてもヘ（純ガス、液体窒素使用時）

リウムの液化ができる最新のシステム構成と

消費電力

3 kW

なっている。また、液化圧縮機の省エネ化が進み製造時におけるランニングコストも減少した。

（c）液化圧縮機

現在は、液体窒素予冷無しの運転をメインにメーカー：Kaeser

行っており、50ℓ /hr の液化率を維持している。

型

式：DSDX302

機器センターたより71６．所有設備紹介
設備紹介（山手地区極低温施設） 所内専用担当）賣市・長尾（c）液化圧縮機
メーカー：Kaeser
型

式：OSD171

導入年度：平成 16 年度（主な仕様）
消費電力90 kW（d）その他（1）液体ヘリウム関係（a）液体ヘリウム自動計量装置（b）ヘリウム液化機
メーカー：Linde型

式：TCF-20（主な仕様）
液体ヘリウム貯槽

5000 ℓ

回収圧縮機

40 Nm3/hr × 2

ガスバッグ

35 m3、28 m3

長尺カードル75 m3 × 50

バッファータンク6 m3

導入年度：平成 16 年度（2）液体窒素関係（主な仕様）
液化率

液体窒素自動供給装置× 2
42 ℓ/hr（純ガス、液体窒素使用時）

消費電力

72

1.5 kW

機器センターたより

７．交流
７．交流

所外利用者アンケート報告2020 年度に施設利用申請を頂きました方を対象に、アンケートを実施いたしました。
お忙しい中ご協力頂き、ありがとうございました。
回答数 56 件、配布数 81 件（回収率 69％）
Q1．機器センターの施設利用（ナノプラットを含む）に申請したのは何度目ですか？

どこで知りましたか？

初めて
18％
５回以上
55％

• 分子科学研究所または機器センターのホームページをみて（2 件）• 知人から聞いて （6 件）• 以前、分子科学研究所に所属していたので知っていた （1 件）

２〜４回
27％

• その他 （1 件）
横山先生のご紹介

Q2．当センターの施設利用を利用した理由を２つまで選んでください。
装置の性能がよい

26

装置の調整がしっかりされている

2
25

所属機関から近い

928
2

使用料金が無料
113

旅費が支給される

16
1

測定のサポートが受けられる
その他

3

0

• 所属機関に装置が無い

5

10

15

20

25

30

35
【件】

• 国内で分子研でしか測定できない

Q3．申請・事務手続きは分かり易かったですか？
非常に分かり易い
分かり易い
ふつう
やや分かり難い
分かり難い

14 件
25 件
13 件
4件
0件

やや分かり難い7％• ‌システム変更の直後は、慣れるのに時間がかかる。
•‌‌HP の場所がわかり難かった。旅費のところの記載がわかり難い。
• ‌構造が複雑• ‌おそらく移行期間にあるとは思うが、ここをみればすぐにわかる、とはなっていないので、複数箇所 ( ホームページ ) をみな
いと見落としが起こる。

ふつう
23％

非常に
分かり易い
25％

分かり易い
45％

機器センターたより

73

７．交流

Q4．予約システムは使い易かったですか？
12 件
27 件
13 件

使い難い
2％
やや使い難い
4％

非常に
使い易い
22％

ふつう
24％

2件
0件
2件

使い易い
50％

• ‌予約が操作できるのかどうかわかりにくい。これも移行期なのかも。
• ‌大学連携ネットワークがなかなか。

Q5．寒剤（液体窒素・液体ヘリウム）の供給体制はどうでしたか？
どちらでもない
27 件

3％

満足
24％

9件
1件

非常に
満足
73％

0件
0件
19 件

Q6．共同利用機器の利用に満足できましたか？
33 件
25 件

やや不満
2％

不満
2％

ふつう
4％

0件
1件
1件
0件
•【電子スピン共鳴装置】Bruker E680

大変お世話になっております。Q-band 時間分解（マイクロ波 CW モード）の感度がやはり今一つというか、あまりよろしくないように感じています。かなり様々な面で工夫していただき感謝なのですが。
•【単結晶 X 線回折装置】微小結晶／ Rigaku HyPix-AFC
光源が弱いため他の単結晶 X 線回折装置と得られる結果があまり変わりがなく、格子体積の大きいものは測定ができないため。

74

機器センターたより

満足
24％

非常に
満足
69％

７．交流

Q7． 今後の機器センターに期待することを教えてください。
具体的にあれば装置名なども記入してください（複数回答可）。
•【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY CCD-1 （3 件）•【電子スピン共鳴装置】Bruker E500 （2 件）•【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-7 （2 件）•【電子スピン共鳴装置】Bruker E680•【SQUID 型磁化測定装置】Quantum Design MPMS-XL7•【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY CCD-2•【単結晶 X 線回折装置】微小結晶／ Rigaku HyPix-AFC•【熱分析装置】MicroCal iTC200•【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS•【電子スピン共鳴装置】Bruker E680 （2 件）
Q-band‌
時間分解 ESR 用共振器（CW、光入射用窓付）、W-band の
高出力オプション•【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog 3-21 （2 件）‌SPEX りん光ユニット、低温での測定ができるようなクライオス
タットの導入•【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS （2 件）
温度コントローラー、蛍光寿命測定‌•【電子スピン共鳴装置】Bruker EMX Plus
ラピッドパッセージ‌•【電子スピン共鳴装置】Bruker E500
‌
PatternJet、SpecJet•【単結晶 X 線回折装置】Rigaku MERCURY CCD-1‌
加熱ガス吹付式高温装置•【核磁気共鳴装置】JEOL JNM-ECA600
オートインジェクター、‌
新ソフトウェアの導入•【円二色性分散計】JASCO J-1500‌CD 用磁石磁気•【フーリエ変換赤外分光光度計】Bruker IFS66v/S‌タンパク質二次構造解析ソフトの導入•【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA Reflex
ガスボンベを用いた実験ができる環境‌( ボンベ立て、配管など )現在所有する機器の更新

13
3
13
3

現在所有する機器のオプションの充実
新規機器の導入10

技術職員によるサポートの充実

9

特になし

16

その他

5

0

5

10

15

25【件】

• ‌依頼測定、代行測定の実施 （2件）
• ‌ICP発光分光測定装置の外部利用開放• ‌所内専用機器を所外公開• ‌年度をまたいだ複数年にわたる課題• ‌Quantum Design 社 物理特性測定システム PPMS （6 件）• ‌Quantum Design 社 磁気特性測定システム MPMS3• ‌単結晶 X 線回折装置（Cu 線源）• ‌近赤外領域の絶対量子収率を測定可能な装置 ( 浜松ホトニクスの Quantaurus-QY
Plus)• ‌サイクリックボルタンメトリー• ‌メスバウアー分光装置 ( 高温、低温 )• ‌ナノインデンター

機器センターたより

75

７．交流

Q8. その他ご要望やご意見がありましたら、自由にお書きください。
•‌週末や夜間早朝にも機器使用をお許しいただき、また所内での作業スペースも快適で、とても充実した研究時間を過ごさせていただきました。弊学のような小さな大学では、研究機器に不足し、他機関での共通機器利用に頼らざるを得ませんが、貴所のように「気持ちよく」使わせてくださる環境は、メンタル面でのストレスもなく、とても有難かったです。サポートいただく貴所関係者のご尽力にも、感謝、感謝です。

•‌いつもお世話になっております。超伝導線材の高性能化に向けた磁場特性や臨界温度
特性評価として、SQUID を利用させて頂いております。装置の調整や運用（予約シ
ステムも含めて）には大変有難く存じます。今後もこれまでと同様にお願いしたいと存じます。個人的な希望として、Q7 でも回答させて頂きましたが、超伝導材料において、組成と超伝導特性の相関性は非常に高いので、貴研究所の ICP 装置を使用できるようなりますと、研究もより大きく進展するものと考えております。上述の理由から出来ることであれば、是非とも ICP 発光分光測定装置の外部利用開放をお願いしたいと存じます。

•‌技術職員および職員の皆さんのサポートには、とても感謝しています。是非継続できる体制を維持してください。

•‌技術職員の方の対応が非常によく、使い方がよくわからない分非常に助かりました。
また利用させていただくことになるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

•‌申請および装置利用に際し、職員の方々に、いつも丁寧なサポートをいただき感謝し
ています。

•

‌機器センター職員の皆様にはいつも丁寧にサポートいただいており、大変感謝しております。ありがとうございます。今後も、機器センターの様々な設備を活用させていただき、新規化合物の外場応答性を評価していきたいと考えております。私の研究では、1 つの結晶につき複数の温度（室温以上、以下共に）で単結晶 X 線構造解析を行うことが多く、長時間の測定を要するため、よく CCD-1 と CCD-2 を併用しております。
今年度は故障により CCD-1 を利用できない期間が長く、老朽化を心配しております。
室温以上での測定頻度も多いため、加熱ガス吹付式高温装置の追加も含めて CCD-1の更新をご検討いただけますと幸いです。また、温度依存性の測定を充実させるために、分光装置（紫外可視、赤外）の温調オプション導入やメスバウアー分光装置の導入に関しましても、ぜひご検討いただければと思います。また、機器とは関係ありま
せんが、控室の軽食販売（生協）は助かります。今後もぜひ継続いただき、さらに飲料やパン等の取扱も検討いただけますとありがたいです。以上、どうぞ宜しくお願い
致します。

•

‌ピコ秒領域（数 10 ピコ）での蛍光寿命の測定が可能な測定装置が利用可能になると大変ありがたく存じます。

•‌非常勤研究員の身分でも申請が出せることを有り難く思っております。今後もどうぞよろしくお願い致します。

•‌いつもお世話になっております。大変助かっております。

•‌コロナ禍の中、なかなか利用することができませんでしたが、最後に利用ができ、学生の測定のサポートを頂き、御礼申し上げます。

•

76‌いつも測定のサポートをいただきありがとうございます。

機器センターたより

７．交流

•

‌単結晶 X 線回折装置（CCD-1、CCD-2) は装置の寿命がきており、測定の予約をしても測定をできない事がほとんどです。更に、HyPix-AFC についても、光源が非常に弱いため、最近の合成化学は分子量が大きくなる傾向にありますが、その様な分子の結晶 ( 格子体積の大きい結晶 ) は全く歯が立ちません。今後の機器センターの充実のためにも、是非、機器センター利用で使用可能な単結晶 X 線回折装置の更新をお願いします。

•‌大学の共同利用施設でしたら、大学や高専の教員の退職に伴う、まだ使用できる装置を引き取って再利用されることを考えてはいかがですか。ネットワークがあれば、メールで連絡して利用可能か取捨選択して引き取って再利用すれば、装置を購入す
る費用を少しは減らせるかもしれません。大学や高専の教員の方は予算が付けば装置を購入しますので、退職前でも購入して、退職後に研究室がなくなって装置が放置されて廃棄されるケースが時々あります。10 年以内に購入の大型機器等制限を付ければ、件数も少なくなって選別しやすいかもしれません。ただし、スキルのある技官さんが必要になると思いますが。2 台の単結晶 X 線回折装置も多分、本体は購入してから 20 年近く経っていると思います。更新できるように準備しておいた方が良いかと思います。老朽化のためのトラブルが最近多いので、担当者の方が大変かと思います。

•‌丘の上の近いところにコンビニがあると便利なのですが・・・。

•‌よく使う ESR 装置の Bruker E500 が不安定（？）なのが心配です。

•‌研究を実施するにあたり、大変役立ってもらっています。

•‌大変お世話になっております。手続きも分かりやすく、使用の際のサポートも充実しており、また利用致したいです。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

•‌非常に丁寧にサポート頂いており、大変感謝しております。

•‌コロナ渦で研究所への入構が難しいので、共同研究や依頼分析等のサービスを充実させて欲しい。

•‌ここ何回か、蛍光分光光度計 HORIBA SPEX Fluorolog 3-21 の使用に際し、研究室で所有している液体窒素用クライオスタットを持ち込んで測定を行っています。液体窒素温度に下げるだけでも、発光強度やスペクトル形状に違いが現れ、室温では得られない貴重なデータが得られることが分かって来ています。毎回大学から運搬するのは大変なので、低温で測定出来るようなクライオスタットを導入して頂けると大変有り難いです。

•‌装置がどれもよくメンテナンスされており、液体ヘリウム供給体制もしっかり整っているので非常に助かっています。今後も現在の支援体制を存続して頂きたいと思います。

•‌分子研の W-band ESR は世界的にもかなり早い時期に（20 年前）納入されておりま
すが、当時から高周波マイクロ波の出力が低くパルス測定がむずかしいという技術的問題がありました。今日までにメーカー側でマイクロ波強度の問題は改善されておりますが、日本ではそういった測定ができない状態が長く続いています。W-bandを有効利用するためにもマイクロ波の高出力化はどうしても必要だと思います。

•‌磁気測定装置（SQUID）は、年中混んでいるので、もう数台あるとよい。

•‌いつもメンテナンスの行き届いた装置を、快適に使用させて頂いております。今後も、よろしくお願いいたします。

機器センターたより

77

７．交流

•

‌いつも研究のサポートして頂きありがとうございます。

•‌
貴研究所の機器は装置担当技官によって適切に管理されており、限られたマシンタイ
ムで測定データが得られることに感謝している。新型コロナウイルス感染拡大期においては、特に緊急事態宣言が発令されると、出張が禁止されるため、訪問利用の機会
は制約を受ける。試料送付による依頼測定を拡充してもらえると有難い。整備された装置も使用されてこそ良い状態が保たれるので、訪問利用機会の減少は貴研究所にとっても決して望ましい状態ではない。装置担当者の増員と依頼測定の拡充を検討して頂きたい。大学院進学前後の卒業研究生と大学院生の能力差は小さいので、学部生を特に区別して扱う理由が分からない。研究室での研究経験を半年以上有する学部生の扱いを大学院生と同等にして欲しい。全国の共同利用実験施設で学部生を区別しているのは分子研だけである。

•

直近
2 年間で 3 件の採択を頂きました。装置の選定、予約、測定の現場において担当‌
の職員の皆様に、丁寧な対応をしていただき非常に助かっています。しかしながら、
ここ 2 回の採択分はコロナ禍の影響で出張が困難となっています。所属機関の対応を確認しつつ、可能な時期には利用をさせていただきたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いします。

•

Bruker‌
E500 および EMX plus ESR 装置を使用して、これまで行われたことのない、
電界印加 ESR 実験を目的として施設利用させていただいた。機器センターの電界印
加用のソースメータが使用でき、それを用いた測定系のセットアップと ESR 信号観測が実現できた。実験をサポートいただいた中村敏和、浅田瑞枝、藤原基靖、伊木志成子の各氏に感謝します。

•

学生に測定に行かせて、測定前の調整など手動で経験させることができました。その‌
後、学内の機器での装置の扱いの理解が格段に深まったようで、興味を深めることにつながりました。ご指導ありがとうございました。

•‌
大変お世話になっております。ESR
装置をはじめとして、２度の移設は大変だった
ことと拝察いたします。新しい配置は以前よりも使いやすくなると共に、休憩室なども配備され感謝いたします。装置の希望のところでお願いさせていただきましたが、Q バンド共振器（マイクロ波 CW －光励起時間分解対応）の更新をお願いできないかと思っております。いろいろ励起光やクライオスタットと共振器のマッチングなども大変な工夫をしていただきました。それにより、信号強度はほぼ安定になってきました。しかし、どうしても、前に（他所で）でそれなりに十分に取れた信号がまった
くかからず困っています。現在、この実験が国内でできるのがほぼ分子研だけになってしまいました。スタッフの方々にこれだけいろいろ工夫していただきましたので、どうも原因は、共振器のように思えてなりません。角度によって大きなバックグラン
ドがでますし、長年の種々の使用のためか感度が今一つのように思えてなりません。
誠に恐縮ですが何卒ご検討をお願いいたしく思っております。

•

78

‌
研究にご助力いただきまして心より感謝申し上げます。

機器センターたより

７．交流

所内利用者アンケート報告
分子科学研究所の方を対象に、アンケートを実施いたしました。
お忙しい中、ご協力頂きありがとうございました。
回答数 17 件、配布数 34 件（回収率 50％）
Q1．予約システムは使い易かったですか？

やや使い難い
6％

5件
5件

非常に
使い易い
31％

ふつう
31％

5件
1件
0件

使い易い
31％

1件
• 久しぶりにFESEM の利用をしようと思ったところ、有資格者（？）のみ予約できるようになっていた。

Q2．寒剤（液体窒素・液体ヘリウム）の供給体制はどうでしたか？
あまり良くない
非常に良い

9件

良い

5件

ふつう

0件

あまり良くない

1件

良くない

0件

使用しなかった

2件

7％

良い
33％

非常に良い
60％

• モニターが新しくなってから規定量の供給が行われていないにも関わらず停止するようになったため。

Q3．共同利用機器の利用に満足できましたか？
非常に満足

7件

満足

5件

ふつう

2件

やや不満

2件

不満

0件

利用しなかった

1件

やや不満
13％
ふつう
13％

非常に満足
44％

満足
31％

•【電子顕微鏡】低真空分析走査電子顕微鏡（SEM）/Hitachi SU6600‌大気非開放で試料をトランスファーすることができない。近年、
電池・触媒材料や生体材料で大気開放の影響を排除した上で形態観察や元素マッピングをおこなう重要性が高まっている。
•【元素分析装置】J-SCIENCE LAB MICRO CORDER JM10（所内専用）‌故障が頻発していたように思います。化合物の同定に利用していますが、装置故障のため同定ができず、実験の進捗に支障が出ることがありました。

機器センターたより

79

７．交流

Q4．今後の機器センターに期待することを教えてください。
具体的にあれば装置名なども記入してください（複数回答可）。

• 【熱分析装置】MicroCal・iTC200 （2 件）• 【SQUID 型磁化測定装置】Quantum・Design・MPMS-7• 【元素分析装置】J-SCIENCE・LAB・MICRO・CORDER・JM10（所内専用）• 【核磁気共鳴装置】Bruker・AVANCE800• 【核磁気共鳴装置】Bruker・AVANCE600• 【電子顕微鏡】低真空分析走査電子顕微鏡（SEM）/Hitachi・SU6600
・・ トランスファーベッセル（グローブボックス等から大気非開放で試料を搬送するセル）• 【ICP
・
発光分光分析装置】Agilent・5110・ICP-OES（所内専用）
オートサンプラ• 【円二色性分散計】JASCO・J-1500
・
磁場印加機構• 【絶対・PL 量子収率測定装置】Quantaurus-QY・C11347-01（所内専用）
低温（液体窒素温度など）での溶液・固体の絶対量子収率測定

現在所有する機器の更新

6

現在所有する機器のオプションの充実

4

新規機器の導入

8

技術職員によるサポートの充実

1

特になし

4

その他

0

0

80

機器センターたより

5

10
【件】

•

・MicroED 用電子顕微鏡•

・熱重量 / 示差熱同時測定装置（NETZSCH・Jupiter）•

・収束イオンビーム加工機 (FIB)•

・大気中光電子分光装置・AC-2•

・ガス吸着測定装置•

・微小信号測定器 NF・CA5351•

・バイポーラ電源 NF・BP4620•

・デジタルロックインアンプ NF・LI5650

７．交流

Q5. その他ご要望やご意見がありましたら、自由にお書きください。
•

冷媒（液体窒素、液体ヘリウム）を潤沢に利用できる環境に大変感謝しております。
‌
また SEM や機器センターでストックしている定常電源やオシロスコープなどの装置
類を気軽に利用できる環境もとてもありがたいです。今後は AFM を積極的に利用させていただきたいと考えております。装置開発室と機器センターの充実ぶりは、分子研の研究環境における貴重な財産だと思います。日々感謝しながら利用させていただいております。

•‌上記の要望に加え、蛍光減衰曲線測定（蛍光寿命測定）装置で、試料を液体窒素温度まで冷やせるようにしてほしいです。また、MicroED 用電子顕微鏡の導入に期待しています。

•‌熱量分析装置 ITC の更新も希望します。

•‌元素分析・定量分析もできる X 線光電子分光装置（EA-125 の後継）があると嬉しいです。

•‌ちょっとしたナノ加工に FIB があると助かります。TEM の試料加工用にあったと思いますが，あまり性能が良くなかったと記憶しております。装置開発室に EB 装置もありますが，短時間で数の少ないナノ加工を行うには FIB 装置は大変有効であり，研究所に必須かと考えます。また，FESEM 用に，オスミウムコーターもあると助かります。

•‌昨今、オペランド計測や大気非開放計測への要求が高まっています。今回は当グループの使用実績等から SEM のトランスファーベッセルについて提案させていただきましたが、ラマン分光、FTIR など他の測定機器についても測定用のオプションを充実させることが望ましい思います。予算的にも新規機器導入よりも安価であり、装置開発室などとも連携することで十分に対応できるのではないかと思います。また、現有機器を活かしてマルチ用途の測定系を構築することも重要かもしれません。例
えば、TG/DTA と FTIR と QMS などを組み合わせた評価系を組むことで発生ガス分析をおこなうなど。

機器センターたより

81８．共同利用採択課題一覧

令和２年度共同利用採択課題一覧
課題番号（S-20-MS-)

申請
区分

1001

通年

日本大学生物資源科学部

准教授

高野

英晃

バクテリア光センサータンパ【熱分析装置】MicroCal iTC200
ク質の機能解析1002

通年

京都府立大学大学院生命環
境科学研究科教授

織田昌幸【熱分析装置】MicroCal【熱分析装置】
金属イオン結合により制御さMicroCal VP-DSCれる酵素の結合と安定性の熱【熱分析装置】MicroCal iTC200
力学的解析【円二色性分散計】

1003

通年

京都大学先端イノベーショ
特定准教授
ン拠点施設

高見

剛

3 元系フッ化物における充放【SQUID 型磁化測定装置】
電に伴う磁性変化の解明

1004

通年

愛知工業大学
用化学科

准教授

梶田

裕二

【電子スピン共鳴装置】
常温常圧での人工窒素固定を【SQUID 型磁化測定装置】
目指した新規窒素錯体の合成【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNMと電子的性質
ECA6001005

通年

物質・材料研究機構

JSPS 特別研究員

林兼輔

磁性酸化物の磁気物性向上と【SQUID 型磁化測定装置】
その機構の解明1006

通年

名古屋大学大学院工学研究科物質科学専攻

助教

浦田

隆広

反転対称性の破れた反強磁性 【SQUID 型磁化測定装置】
体における精密輸送特性測定 【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPASに向けた試料加工法の確立

1007

通年

名古屋大学大学院理学研究
科物質理学

准教授

三野

広幸

1008

通年

日本大学文理学部化学科

教授

周

彪

単一分子性ディラック電子系【SQUID 型磁化測定装置】[M(dmdt)2] に関する研究

宏明【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
HyPix-AFC
外場応答性金属錯体の構造、【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII
磁性、熱特性の解明【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

泰【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
Reflex【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
多元化合物半導体ナノ粒子の 3-21
【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
光学特性および構造評価
UV-3600Plus【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

1010

1011

通年

通年

所

属

職

工学部

応

岐阜大学教育学部理科教育講座 ( 化学 )名古屋工業大学大学院工学研究科物理工学専攻

名

准教授

教授

提案代表者

萩原

濱中

研究課題

利用研究設備【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
多周波 EPR 法を用いた光合 【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】
成反応過程の解析

1012

通年

金沢大学国際基幹教育院

助教

三橋

了爾

【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
非共有結合性相互作用を用い
HyPix-AFCた金属錯体の配位構造制御と【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII
磁気的性質【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】

1013

通年

豊橋技術科学大学
学・生命工学系

助手

藤沢

郁英

【単結晶Ｘ線回折装置】
X 線結晶構造解析による新規【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
合成有機化合物の構造決定
HyPix-AFC

応用化

1014

通年

静岡大学学術院工学領域

教授

植田

一正

【単結晶Ｘ線回折装置】
キノン骨格を有するジチアシ【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
クロペンテントライマーの合HyPix-AFC成と結晶中での分子配列およ【電子スピン共鳴装置】
び電子状態の解明【SQUID 型磁化測定装置】

1015

通年

静岡大学学術院工学領域電子物質科学系列

助教

川口

昂彦

ビスマス置換マンガン窒化物の物性解明【SQUID 型磁化測定装置】
新通年

奈良女子大学研究院自然科
学系

浩【電子スピン共鳴装置】【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
金属酵素反応中間体の電子構
UV-3600Plus
造と磁気的性質の研究【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNMECA600

1016

82

機器センターたより

教授藤井８．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-20-MS-)

申請
区分

1017

通年

高知大学教育研究部総合科
学系複合領域科学部門
電

1018

通年

埼玉大学大学院理工学研究
科生命科学部門分子生物学
領域

1019

通年

豊田理化学研究所

1020

通年

自然科学研究機構
科学研究所

1021

通年

1022

1023

所

属

職

名

教授

提案代表者

上田

研究課題

利用研究設備忠治

遷移金属が置換したポリオキ 【電子スピン共鳴装置】（NMR）JEOL JNMソメタレート錯体の酸化還元 【核磁気共鳴装置】
反応メカニズムの定量的解析 ECA600

助教

藤城

貴史

多元素金属クラスター酵素
HCP の反応休止状態、基質【電子スピン共鳴装置】
結 合 状 態、 反 応 中 間 体 のEPR スペクトル測定

フェロー

黒田

新一

高移動度有機トランジスタ中のキャリアの電場誘起 ESR 【電子スピン共鳴装置】
による研究

准教授

菱沼

良光

三元系合金母材を用いた内部補強 Nb3Sn 超伝導線材の高【SQUID 型磁化測定装置】
磁場特性における第三元素添
加効果

岐阜大学工学部機能材料工
学科

教授

嶋

睦宏

Sn ナノ細線の電気伝導特性 ,CoNiGa ナノ粒子の磁気的性 【SQUID 型磁化測定装置】
質の解明

通年

山形大学大学院理工学研究科電気電子工学分野

准教授

希土類金属ドープ型ビスマス
有馬 ボシー
フェライトナノ粒子の磁性に 【SQUID 型磁化測定装置】
ルアハンマド関する研究

通年

信州大学工学部（学術研究
院工学系）

教授

天野

核融合

良彦

【熱分析装置】MicroCal VP-DSC
超耐熱性酵素の熱変性に関す 【熱分析装置】MicroCal iTC200
る研究
MALDI-TOF【円二色性分散計】

1024

通年

成蹊大学理工学部共通基礎

教授

藤田

渉

【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
量子スピン液体状態を示す新 HyPix-AFC
規磁性物質の合成と物性評価 【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1025

通年

神戸大学大学院理学研究科
化学専攻

教授

内野

隆司

半導体 / 超伝導体複合材料の【SQUID 型磁化測定装置】
磁気構造の解明

雅人【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
近赤外発光材料を志向したハ HyPix-AFC
ロゲン結合性超分子錯体の構 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21
造解明【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

啓典【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
HyPix-AFC【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII【電子スピン共鳴装置】【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122
MALDI-TOF【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
機能性材料の構造および電子
Reflex
物性評価【フーリエ変換赤外分光光度計】Bruker
IFS66v【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus【円二色性分散計】【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

1026

1027

通年

通年

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科物質・材料化学専攻

法政大学生命科学部

1028

通年

大分大学
構

全学研究推進機1029

通年

広島大学大学院理学研究科
化学専攻

Ｄ2

教授

盛田

緒方

助教

岡

芳美

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
DNA 構造を利用したフラビ 3-21
ン - トリプトファン光誘起ラ 【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
ジカルペア・システムの構築 UV-3600Plus【熱分析装置】MicroCal VP-DSC【熱分析装置】MicroCal iTC200

教授

井上

克也

有機 - 無機複合磁性体の物性 【電子スピン共鳴装置】
評価【SQUID 型磁化測定装置】

機器センターたより83８．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-20-MS-)

申請
区分

1030

通年

大阪府立大学大学院理学系
研究科

教授

藤原

秀紀

含 窒 素 π 拡 張 キ ノ イ ド 型 ド 【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
ナー分子を用いた機能性物質 【単結晶Ｘ線回折装置】
HyPix-AFCの結晶構造解析1031

通年

愛知学院大学 薬学部 製剤
学講座

講師

小川

法子

【単結晶Ｘ線回折装置】
シクロデキストリン類と薬物【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigakuの包接複合体の構造解析
HyPix-AFC

1032

通年

岐阜大学 工学部
生命工学科

准教授

植村

一広

【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
異種金属多核錯体の集積構造 【単結晶Ｘ線回折装置】
HyPix-AFCと磁気物性の評価【SQUID 型磁化測定装置】

所

属

職

化学・

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備1033

通年

大阪府立大学理学系研究科
物理科学専攻光物性研究グ
ループ

准教授

河相

武利

【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
KI 結晶中に生成したサイズの 3-21
異なる AgI ナノ結晶の光学応 【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus
答の研究【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

1034

通年

愛媛大学大学院理工学研究科 ( 工学系 )

准教授

白旗

崇

【単結晶Ｘ線回折装置】
有機π電子系化合物を成分と【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
する有機電子材料の構造と物
HyPix-AFC性【SQUID 型磁化測定装置】

1035

通年

国立研究開発法人産業技術総合研究所 物質計測標準 主任研究員
研究部門

松本

信洋

気体試料・有機ラジカル試料 【電子スピン共鳴装置】の ESR スペクトル測定【SQUID 型磁化測定装置】

1036

通年

大阪府立大学大学院理学系
研究科

教授

細越

裕子

【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
HyPix-AFC
有機ラジカル量子磁性体の低【電子スピン共鳴装置】
温構造と磁気状態の解明【SQUID 型磁化測定装置】【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1037

通年

群馬大学大学院理工学府分
子科学部門

教授

浅野

素子

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
金属錯体の光励起多重項状態 【電子スピン共鳴装置】の時間分解 ESR による解明 【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus

1038

通年

北海道大学大学院工学研究
院

助教

柏本

史郎

【粉末 X 線回折装置】Rigaku RINT-UltimaIII
Tsai 型正二十面体準結晶相 【SQUID 型磁化測定装置】の熱力学的安定性と電子物性 【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1039

通年

東京都立大学
学科

准教授

兒玉

健

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
複核金属内包フラーレンアニ【電子スピン共鳴装置】
オンのスピン状態の解明【SQUID 型磁化測定装置】

1040

通年

岡山大学大学院自然科学研
究科 応用化学専攻

講師

押木

俊之

183W NMR による樹脂製造【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNM用のタングステン錯体触媒系
ECA600
の分析

1041

通年

名古屋工業大学 先進セラ
ミックス研究センター

教授

安達

信泰

亜鉛コバルトフェライトの薄【電子スピン共鳴装置】
膜およびナノ粒子における強【SQUID 型磁化測定装置】
磁性に関する研究

1042

通年

静岡大学
質科学科

准教授

中嶋

聖介

多相ナノ構造薄膜におけるマ【SQUID 型磁化測定装置】
ルチフェロイック特性の評価

1043

通年

新潟大学 研究推進機構

准教授

古川

貢

【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
アドバンスド ESR 法による HyPix-AFC【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
米糠による環境計測【電子スピン共鳴装置】

1044

前期

名古屋大学大学院工学研究
科

教授

澤

博

有機伝導体 TMTTF 系の構造 【電子スピン共鳴装置】と物性研究【SQUID 型磁化測定装置】

1045

前期

茨城大学大学院理工学研究
科

教授

西川

浩之

光学異性体をもつ有機伝導体【電子スピン共鳴装置】
DHTTP 系の電子スピン共鳴【SQUID 型磁化測定装置】
研究

1046

前期

大阪大学大学院工学研究科
応用化学専攻

准教授

燒山

佑美

開裂活性分子の加熱によるス【電子スピン共鳴装置】
ピン生成

1046b

後期

大阪大学大学院工学研究科
応用化学専攻 櫻井研究室

准教授

燒山

佑美

開裂活性分子の加熱によるス【電子スピン共鳴装置】
ピン生成

84

理学部

工学部

機器センターたより

化

電子物

８．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-20-MS-)

申請
区分

1047

前期

東京大学大学院理学研究科

助教

高野

慎二郎

SQUID な ら び に ESR を 用【電子スピン共鳴装置】
いた MAu24 クラスターの電【SQUID 型磁化測定装置】
子スピン分布研究

1047b

後期

東京大学大学院理学研究科

助教

高野

慎二郎

ESR を用いた MAu24 クラス【電子スピン共鳴装置】
ターの電子スピン分布研究

和之【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
新しいメソ多孔性炭素の開発 【電子顕微鏡】(TEM) JEOL JEM-2100F【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1048

前期

所

属

愛知教育大学教育学部

職

名

准教授

提案代表者

日野

研究課題

利用研究設備1048b

後期

愛知教育大学教育学部

准教授

日野

和之

【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600【電子顕微鏡】(TEM) JEOL JEM-2100F【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122
新しいメソ多孔性炭素の開発 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
3-21【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
UV-3600Plus【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

1049

前期

関西学院大学 理工学部
環境・応用化学科

教授

橋本

秀樹

モリブデン硫化物担持グラ【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
フェンオキサイドの化学状態【電子顕微鏡】(TEM) JEOL JEM-2100F
の解明

1051

前期

福井大学学術研究院工学系
部門

教授

徳永

雄次

分子の集合化によって生じる 【熱分析装置】MicroCal iTC200
絡み合い構造の構築とその機 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
能化
3-21

1052

前期

名古屋大学大学院情報学研
究科

教授

吉田

久美

アントシアニンによる青色発【円二色性分散計】
光の化学機構の解明

1053

前期

埼玉大学大学院理工学研究
科

助教

長嶋

宏樹

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
任意波形発振器を用いた , ス 【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
ピンダイナミクスのコヒーレ 3-21
【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
ント制御法の開発
UV-3600Plus

1053b

後期

埼玉大学大学院理工学研究
科

助教

長嶋

宏樹

任意波形発振器を用いた , ス
ピンダイナミクスのコヒーレ 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
ント制御法の開発

1054

後期

京都大学大学院福井謙一研 非常勤研
究センター
究員

加藤

立久

銅金属配位に由来するペプチ【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
ド構造変化の電子スピン測定【電子スピン共鳴装置】
による評価

1055

後期

京都大学化学研究所

非常勤研
究員

加藤

立久

大環状有機分子ラジカルイオ 【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
ンの電子スピン状態決定【電子スピン共鳴装置】

1056

後期

山梨大学クリーンエネル
ギー研究センター

准教授

高嶋

敏宏

鉄酸化物の酸素発生触媒活性 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
に対する酸素欠陥濃度依存性 Reflex

1057

前期

熊本大学大学院先端科学研
究部

教授

松田

元秀

構造制御が施されたセラミッ【電子スピン共鳴装置】
クス粒子の電子状態および磁【SQUID 型磁化測定装置】
気特性の解明1058

後期

産業技術総合研究所 計量
標準総合センター 分析計
測標準研究部門

研究員

山口

英俊

アラニン線量計と SQUID を【SQUID 型磁化測定装置】
用いた新規線量測定法の開発

1059

前期

愛媛大学大学院理工学研究
科

准教授

山本

貴

磁 性 イ オ ン の 有 る BEDT【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
TSF 塩の伝導面内相互作用のReflex
研究

1059b

後期

愛媛大学大学院理工学研究
科

准教授

山本

貴

磁 性 イ オ ン の 無 い BEDT【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
TSF 塩の伝導面内相互作用のReflex
研究

1061

前期

東北大学大学院理学研究科

大学院生

田中

桐葉

セラミックス変形治具を用いた高速摩擦実験による ESR 【電子スピン共鳴装置】
信号特性変化に関する研究

1061b

後期

東北大学大学院理学研究科

大学院生

田中

桐葉

セラミックス変形治具を用いた高速摩擦実験による ESR 【電子スピン共鳴装置】
信号特性変化に関する研究

1062

後期

北九州市立大学国際環境工
学部

准教授

天野

史章

酸素発生反応のための酸化イ 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
リジウム電極触媒の構造解析 Reflex

機器センターたより85

８．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-20-MS-)

申請
区分

1063

前期

1063b

早稲田大学理工学術院
後期（大学院創造理工学研究科）

1064

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻

前期所

属

早稲田大学理工学術院（大学院創造理工学研究科）

職

名

准教授

准教授

講師

提案代表者

松田

松田

邨次

研究課題

利用研究設備佑

カーボンナノチューブの自発 【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
的 集 積 化 に よ る マ ク ロ ス コ 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
Reflexピックパターニングの研究

佑【電子顕微鏡】(SEM) JEOL JSM-6700F
カーボンナノチューブの自発【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
的集積化によるマクロスコ【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
ピックパターニングの研究
Reflex智【電子顕微鏡】(TEM) JEOL JEM-2100F【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TG複合酸化物触媒の表面構造解
DTA8122析【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
Reflex1064b

後期

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻講師

邨次智【電子顕微鏡】(TEM) JEOL JEM-2100F【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TG複合酸化物触媒の表面構造解
DTA8122析【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
Reflex

1065

前期

名城大学

教授

金田

典雄

D- アミノ酸酸化酵素とカン【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
ナビノイドの相互作用のピコ
TITAN-TOPAS
秒レーザー蛍光分析

1066

前期

大阪工業大学工学部環境工
学科

准教授

平郡

諭

【オペランド多目的Ｘ線回折装置】Panalytical
Empyreanナトリウムイオン伝導性固体【SQUID 型磁化測定装置】
電解質の物性評価【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1067

前期

高エネルギー加速器研究機
構 加速器研究施設

助教

許斐

太郎

Nb3Sn 超 伝 導 RF 空 洞 の 最【SQUID 型磁化測定装置】
適成膜条件探索1067b

後期

高エネルギー加速器研究機
構 加速器研究施設

助教

許斐

太郎

ニオブスズサンプルの臨界磁 【SQUID 型磁化測定装置】
場測定【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600

なつみ【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
新規パラジウム二核錯体によ HyPix-AFC
るベイポクロミズム特性の発 【オペランド多目的Ｘ線回折装置】Panalytical
Empyrean
現【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1068

前期

薬学部

島根大学総合理工学部

助教

矢野

1068b

後期

島根大学総合理工学部

助教

矢野

なつみ

【単結晶Ｘ線回折装置】【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
ベイポクロミズム特性を示す HyPix-AFC
ロジウム二核錯体の構造解析 【オペランド多目的Ｘ線回折装置】Panalytical
Empyreanと熱分析【熱分析装置】Rigaku DSC8231/TGDTA8122

1069

前期

愛知県環境局技師

野田一平

公共用水域におけるアニオン 【電子スピン共鳴装置】（NMR）JEOL JNM未知物質の同定とその挙動に 【核磁気共鳴装置】
ECA600
ついての考察1069b

後期

愛知県環境局技師

野田一平

公共用水域におけるアニオン 【電子スピン共鳴装置】（NMR）JEOL JNM未知物質の同定とその挙動に 【核磁気共鳴装置】
ECA600
ついての考察1070

前期

基礎生物学研究所進化発生
特任助教
研究部門

森田

慎一

カブトムシ外骨格の観察及び【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
元素分析

1070b

後期

基礎生物学研究所進化発生
特任助教
研究部門

森田

慎一

カブトムシ外骨格の観察及び【電子顕微鏡】(SEM) HITACHI SU6600
元素分析

1071

後期

日本大学文理学部

石崎聡晴

Keggin 型ポリ金属酸コバル
ト (II) 錯体の遅い磁気緩和挙 【SQUID 型磁化測定装置】
動の解明

秀人

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
光エネルギー変換物質の励起
3-21
状態の研究
【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

1072

86

前期

大阪市立大学理学部

機器センターたより

助手

特任准教授

松岡

８．共同利用採択課題一覧
課題番号（S-20-MS-)

申請
区分

所

属

職

名

提案代表者

研究課題

利用研究設備1072b

後期

大阪市立大学理学部

特任准教授

松岡

秀人

【電子スピン共鳴装置】Bruker E680
【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
光電変換材料の励起状態ダイ
3-21
ナミクス研究【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
TITAN-TOPAS

1073

後期

関西学院大学理工学部

助教

江口

大地

ヘテロ構造半導体ナノ結晶における界面構造が及ぼすキャ 【電子顕微鏡】(TEM) JEOL JEM-2100F
リア ダイナ ミクス の調査

1074

前期

早稲田大学

教授

井村

考平

【電子顕微鏡】(TEM) JEOL JEM-2100F
カーボンドットの構造と発光【ピコ秒レーザー】Millennia-Tsunami,
特性の評価
TITAN-TOPAS

1075

後期

新報国製鉄㈱研究開発部

主幹

藤井

啓道

Fe39Co49Cr9Ni2 合 金 に お ける低熱膨張特性発現機構の解 【SQUID 型磁化測定装置】
明

1076

後期

九州大学先導物質化学研究
学術研究員
所

中西

匠

（微小結晶用）Rigaku
新規鉄二価中性錯体結晶が示 【単結晶Ｘ線回折装置】
す光誘起ダブルプロトン移動 HyPix-AFC【SQUID 型磁化測定装置】
の観測

1077

後期

東京理科大学総合研究院赤プロジェク
外自由電子レーザー研究セ
ト研究員
ンター

川崎

平康

遠赤外分光法によるアミロイ 【フーリエ変換赤外分光光度計】Bruker
ド線維の構造解析
IFS66v

1078

後期

北陸先端科学技術大学院大 AssistantInteraction of protein with
【熱分析装置】MicroCal iTC200
Robin Rajan
学 先端科学技術研究科
Professor
polymers

1079

後期

長岡技術科学大学工学研究
科

助教

小松

啓志

組織粉砕溶液が発する自家蛍【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
光機序解明に関する蛍光分析
3-21
の試み

1080

後期

名古屋工業大学大学院未来
材料創成工学専攻

准教授

小澤

智宏

【電子スピン共鳴装置】
高原子価金属ニトロシル錯体【核磁気共鳴装置】（NMR）JEOL JNMの構築
ECA6001081

後期

岐阜薬科大学薬学部

教授

田原

耕平

生体適合性ナノ粒子とウイル【熱分析装置】MicroCal iTC200
スの相互作用解析1082

後期

名古屋工業大学大学院工学研究科物理工学専攻

准教授

宮崎

秀俊

温度可変 X 線回折法を用いた【オペランド多目的Ｘ線回折装置】Panalytical
ホイスラー型熱電変換材料のEmpyrean
結晶性評価

1083

後期

島根大学大学院自然科学研
究科

准教授

池上

崇久

ポルフィリノイド多量体を利【電子スピン共鳴装置】
用した新規磁性材料の合成と【SQUID 型磁化測定装置】
物性の解明

1085

後期

神戸大学大学院理学研究科

准教授

高橋

一志

複合機能性鉄錯体の凍結相と 【単結晶Ｘ線回折装置】（微小結晶用）Rigaku
光誘起相の極低温構造解析
HyPix-AFC

1086

後期

名城大学理工学部

教授

丸山

隆浩

ナノカーボン材料の結晶性評 【顕微ラマン分光装置】RENISHAW inVIA
価
Reflex1087

後期

東京大学物性研究所凝縮系
特任助教
物性研究部門森研究室

出倉駿

無水有機プロトン伝導体コハク酸イミダゾリウムの結晶破 【オペランド多目的Ｘ線回折装置】Panalytical
砕による構造転移消失挙動の Empyrean
研究

1094

後期

自然科学研究機構アストロ
バイオロジーセンター 宇
特任准教授
宙生命探査プロジェクト室（基生研内）

滝澤謙二【蛍光分光光度計】HORIBA SPEX Fluorolog
光 合 成 生 物 と そ の 色 素 の 吸 3-21
【紫外・可視・近赤外分光光度計】Shimadzu
光・蛍光測定UV-3600Plus

1095

後期

名古屋市立大学大学院薬学
研究科

樋口

恒彦

ヘム－カルコゲナート錯体の【SQUID 型磁化測定装置】
スピン状態に関する比較研究

教授【機器の表記について】◎【SQUID 型磁化測定装置】 ： Quantum Design MPMS-7 または MPMS-XL7◎【電子スピン共鳴装置】 ： Bruker EMX Plus または E500◎【単結晶Ｘ線回折装置】 ： Rigaku MERCURY CCD-1・R-AXIS IV または Rigaku MERCURY CCD-2◎【円二色性分散計】 ：JASCO J-720WI または JASCO J-1500

機器センターたより

87９．設備利用状況

令和２年度設備利用状況
設備名
電子顕微鏡
SEM ／ JSM-6700F
SEM ／ SU6600
TEM ／ JEM-2100F
走査型プローブ顕微鏡
Bruker Dimension XR Icon Nano E
Bruker Dimension XR Icon Nano EC
単結晶 X 線回折装置
MERCURY CCD-1
MERCURY CCD-2
Rigaku HyPix-AFC
結晶スポンジ法 X 線回折装置
Rigaku SuperNova 他
粉末・薄膜 X 線回折装置
RINT-UltimaIII
Panalytical Empyrean
X 線溶液散乱装置
NANO-Viewer
電子分光装置
機能性材料バンド構造顕微分析システム
電子スピン共鳴（ESR）装置
EMX Plus
E500
E680
SQUID 型磁化測定装置
MPMS-7
MPMS-XL7
熱分析装置
VP-DSC
iTC200
Rigaku DSC8231/TG-DTA8122
質量分析計
Bruker microflex LRF
所内 JEOL JMS777V
所内 ESI-TOF 型 Bruker maXis
顕微ラマン分光装置
RENISHAW inVIA Reflex
フーリエ変換赤外（FTIR）分光光度計
IFS 66v/S
蛍光分光光度計SPEX Fluorolog 3-21
紫外・可視・近赤外分光光度計
UV-3600 Plus
絶対 PL 量子収率測定装置
所内 Quantaurus-QY C11347-01
円二色性分散計
J-1500ピコ秒レーザー
Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS
核磁気共鳴（NMR）装置
AVANCE800（溶液）
AVANCE600（固体）JNM-ECA600
所内 JNM-ECS400
有機微量元素分析装置
所内 MICRO CORDER JM10ICP 発光分光分析装置
所内 Agilent 5110 ICP-OES
超伝導磁石付希釈冷凍機
所内 Kelvinox 400
低温冷媒供給設備
明大寺地区
山手地区※所内利用に協力研究等の所外研究者を含む場合もあり※利用日数：同日の重複利用も含む

88

機器センターたより（2020.4.1 ～ 2021.3.31）
利用日数
実利用

利用グループ数
所外利用

所内利用
1
6
5

合計

所外利用

3
12
5

4
18
10

15
9

15
9

6
6
11

0
0
2

6
6
13

1

0

1
4

所内利用

日数

38
95
35

48
131
62

48
106
62

216
206

216
206

164
178

47
56
77

0
0
77

47
56
154

47
56
154

1

32

0

32

22

2
6

3
10

3
20

57
42

60
62

60
62

1

4

5

113

20

133

9

3

4

7

30

86

116

110

13
16
9

3
5
0

16
21
9

51
104
78

8
17
0

59
121
78

59
119
78

17
15

7
3

24
18

246
207

64
153

310
360

267
313

4
5
2

0
3
5

4
8
7

9
34
15

0
14
35

9
48
50

9
48
49

2

8
8
5

10
8
5

4

50
28
18

54
28
18

49
28
18

6

0

6

14

0

14

14

1

2

3

3

2

5

4

8

4

12

20

76

96

95

4

8

12

15

12

27

27

6

6

28

28

28

4

3

7

11

23

34

34

6

4

10

10

15

25

25

3
2
6

3
0
14
21

6
2
20
21

299
246
54

119
0
219
472

418
246
273
472

350
123
232
223

9

9

49

49

44

9

9

31

31

31

0

0

0

0

0

液体ヘリウム（L）
40,319.0
3,498.5

10
36
27

合計

供給量
液体窒素（L）
15,145.5
15,308.6

窒素ガス（m3）
577.0

10．研究報告一覧

令和２年度研究報告一覧
学術論文（103 報）
T. TAKAMI, Y. ISHIKAWA, M. YONEMURA, T. FUKUNAGA, E. MATSUBARA and T. ABE,“Crystal
structure, ionic conductivity, and Li-ion diffusion pathway in a La-Li-Co-O system,”J. Ceram. Soc.
Japan 128（8）
, 453-456（2020）.
T. TAKAMI, T. SAITO, T. KAMIYAMA, K. KAWAHARA, T. FUKUNAGA and T. ABE,“A new Bi0.7
Fe1.3 O1.5 F1.7 phase: crystal structure, magnetic properties, and cathode performance in fluorideion batteries,”APL Materials 8, 051103（2020）.
高見剛 ,“フッ化物イオン電池の正極としての新奇 4 元系酸フッ化物 ,”日本セラミックス協会 セラ.
ミックス 55（2020）

高見剛 , 福永俊晴 , “電池材料硫化鉄リチウムにおける高容量と相転移 ,”クリーンエネルギー （日（5）, 15-19（2020）.
本工業出版 ）29

Y. KOKUBO, Y. WASADA-TSUTSUI, S. YOMURA, S. YANAGISAWA, M. KUBO, S. KUGIMIYA, Y.
KAJITA, T. OZAWA and H. MASUDA,“Syntheses, Characterizations, and Crystal Structures ofDinitrogen-Divanadium Complexes Bearing Triamidoamine Ligands,”European Journal of Inorganic
Chemistry, 15-16, 1456-1464（2020）.
Y. WASADA-TSUTSUI, H. WASADA, T. SUZUKI, A. KATAYAMA, Y. KAJITA, T. INOMATA, T.
OZAWA and H. MASUDA, “Efficient Electronic Structure to Stabilize N2-Bridged Dinuclear,” European
Complexes Intended for N2 Activation: Iminophosphorane Iron（I）and Cobalt（I）
Journal of Inorganic Chemistry, 15-16, 1411-1417（2020）.
Y. WASADA-TSUTSUI, H. WASADA, T. SUZUKI, A. KATAYAMA, Y. KAJITA, T. INOMATA, T.
OZAWA and H. MASUDA,“Cover Feature: Efficient Electronic Structure to Stabilize N2-Bridged（Eur,”
Dinuclear Complexes Intended for N2 Activation: Iminophosphorane Iron（I）and Cobalt（I）
J. Inorg. Chem. 15-16/2020）. European Journal of Inorganic Chemistry, 15-16, 1349-1349（2020）.
K. HAYASHI, K. YAMADA and M. SHIMA,“Estimation of the cation distribution in Co3- X NiX O（04（X=3Y）
prepared by the uniform precipitation≤X≤1.28）synthesized from crystallized Co1-YNi（OH）
Y
2
method,”Journal of Magnetism and Magnetic Materials 519, 167479,（2021）.
S. H. BAEK, J. M. OK, J. S. KIM, S. ASWARTHAM, I. MOROZOV, D. CHAREEV, T. URATA, K.
TANIGAKI, Y. TANABE, B. BÜCHNER and D. V. EFREMOV,“Separate tuning of nematicity andspin fluctuations to unravel the origin of superconductivity in FeSe,”npj Quantum Materials （1）5 ,
1-5（2020）.
K. KONDO, S. MOTOKI, T. HATANO, T. URATA, K. IIDA and H. IKUTA,“NdFeAs（O, H）
epitaxial thin films with high critical current density,”Superconductor Science and Technology 33（9）,09LT01（2020）.
S. TAGUCHI, T. NOGUCHI and H. MINO,“Molecular Structure of the S2 State with a g = 5
Signal in the Oxygen Evolving Complex of Photosystem II,”The Journal of Physical Chemistry B,
124（27）, 5531-5537（2020）.

機器センターたより

8910．研究報告一覧
S. TAGUCHI, L. SHEN, G. HAN, Y. UMENA, J. R. SHEN, T. NOGUCHI and H. MINO,“Formationof the High-Spin S2 State Related to the Extrinsic Proteins in the Oxygen Evolving Complex of
Photosystem II,”The Journal of Physical Chemistry Letters 11（20）, 8908-8913（2020）.
M. D. L. TRINH, D. MIYAZAKI, S. ONO, J. NOMATA, M. KONO, H. MINO, T. NIWA, Y.
OKEGAWA, K. MOTOHASHI, H. TAGUCHI, T. HISABORI and S. MASUDA,“The evolutionary
conserved iron-sulfur protein TCR controls P700 oxidation in photosystem I,” iScience 24（2）102059（2021）.
Y. MIYAZAKI, B. ZHOU, H. TSUJI and M. KAWATSURA,“Nickel-Catalyzed Asymmetric Friedel–
Crafts Propargylation of 3-Substituted Indoles with Propargylic Carbonates Bearing an Internal
Alkyne Group,”Organic letters 22（5）, 2049-2053（2020）.
A. HASSANIEN, B. ZHOU and A. KOBAYASHI,“Spontaneous Antiferromagnetic Ordering in a
6 10）
, 2000461
Single Layer of（BETS）
2GaCl4 Organic Superconductor,”Advanced Electronic Materials （（2020）.
K. OSHIMOTO, B. ZHOU, H. TSUJI and M. KAWATSURA,“Synthesis of substituted benzo[b][1,4]oxazepine derivatives by the reaction of 2-aminophenols with alkynones,”Organic & biomolecularchemistry 18（3）, 415-419（2020）.
R. TAKAGI, H. GANGI, K. MIYAGAWA, E. NISHIBORI, H. KASAI, H. SEO, B. ZHOU, A.
KOBAYASHI and K. KANODA,“Multiorbital antiferromagnetic metal induced by intramolecular
self-doping,”Physical Review Research （3）2 , 033321（2020）.
K. I. HIRAKI, T. TAKAHASHI, H. AKIBA, Y. NISHIO and B. ZHOU,“Microscopic Observation of
π Spin Polarization by d Localized Spin in λ Type BETS Based Organic Superconductors,”Crystals
10（11）, 1055（2020）.
K. SAKAGUCHI, B. ZHOU, Y. IDOBATA, H. KAMEBUCHI and A. KOBAYASHI, “Syntheses,
Structures, and Physical Properties of Neutral Gold Dithiolate Complex,[Au（etdt）
2]· THF,”Crystals
10（11）, 1001（2020）.
T. KAWAMURA, D. OHKI, B. ZHOU, A. KOBAYASHI and A. KOBAYASHI,“Tight-Binding Modeland Electronic Property of Dirac Nodal Line in Single-Component Molecular Conductor [Pt（dmdt）
2],”
Journal of the Physical Society of Japan 89（7）, 074704（2020）.
T. KAWAMURA, B. ZHOU, A. KOBAYASHI and A. KOBAYASHI,“Possible spin-density wave on
Fermi arc of edge state in single-component molecular conductors [Pt（dmdt）
2] and [Ni（dmdt）
2],”
rXiv preprint arXiv:2012.08132. J. Phys. Soc. Jpn. 90, 064710（2021）.
H. HAGIWARA, R. MINOURA, T. UDAGAWA, K. MIBU and J. OKABAYASHI,“Alternative Route
Triggering Multistep Spin Crossover with Hysteresis in an Iron（II）Family Mediated by Flexible
Anion Ordering,”Inorganic Chemistry 59（14）, 9866-9880（2020）.
A. HIRASE, Y. HAMANAKA and T. KUZUYA,“Ligand-induced luminescence transformation in
AgInS2 nanoparticles:From defect emission to band-edge emission,”Journal of Physical Chemistry
Letters 11, 3969（2020）.
R. MITSUHASHI, S. HOSOYA, T. SUZUKI, Y. SUNATSUKI, H. SAKIYAMA and M. MIKURIYA,“Zero-field slow relaxation of magnetization in cobalt（ii）single-ion magnets: suppression ofquantum tunneling of magnetization by tailoring the intermolecular magnetic coupling,”RSC
Advances 10（71）, 43472-43479（2020）.

90

機器センターたより

10．研究報告一覧
M. MIKURIYA, N. WATANABE, Y. KOYAMA, D. YOSHIOKA, J. OGAWA, R. MITSUHASHI and M.
HANDA,“Crystal Structure and Magnetic Property of Manganese（II）Hexafluorosilicate Hexahydrate,”
X-ray Structure Analysis Online 36, 17-19（2020）.
R. HOSHIKAWA, K. YOSHIDA, R. MITSUHASHI, M. MIKURIYA, T. OKUNO and H. SAKIYAMA,“Structure Controlling Factors of Oxido-Bridged Dinuclear Iron（III）Complexes,”Molecules 26（4）,897（2021）.
M. MIKURIYA, C. YAMAKAWA, K. TANABE, R. NUKITA, Y. AMABE, D. YOSHIOKA, R. MITSUHASHI,
R. TATEHATA, H. TANAKA, M. HANDA and M. TSUBOI,“Copper（II）Carboxylates with 2,3,4Trimethoxybenzoate and 2,4,6-Trimethoxybenzoate: Dinuclear Cu（II）Cluster and µ-Aqua-Bridged（II）Chain Molecule,”Magnetochemistry 7, 35（2021）.
Cu
S. YAMAMOTO, R. MITSUHASHI, M. MIKURIYA, M. KOIKAWA and H. SAKIYAMA,“Crystal
structure, magnetic properties, and structural prediction for an oxidovanadium（IV）complex [VO（8）, 1222-1232（2021）.
（dmf）
5 ][PF6 ]2,”Journal of Coordination Chemistry 74
Y. MIKATA, K. MURAKAMI, A. OCHI, F. NAKAGAKI, K. NAITO, A. MATSUMOTO, R. MITSUHASHI
complex to（µ-O）
core supported
and M. MIKURIYA,“Conversion of（µ-OH）
2Mn（II,II）
2
2Mn（III,III）2
by a quinoxaline-based tetranitrogen ligand,”Inorganica Chimica Acta 509, 119688（2020）.
N. OTOG, H. INOUE, D. T. T. TRINH, Z. BATGEREL, N. M. LANGENDORF, I. FUJISAWA and S.
IWASA,“Ru（II）-Pheox Catalyzed Highly Stereoselective Cyclopropanation of Allyl‐and Vinylsilanes
with Diazoesters and Their Synthetic Applications,”ChemCatChem
https://doi.org/10.1002/cctc.202001427（2020）.
H. INOUE, N.P. T. THANH, I. FUJISAWA and S. IWASA,“Synthesis of Forms of a Chiral Ruthenium
Complex Containing a Ru–Colefin（sp2）Bond and Their Application to Catalytic Asymmetric
Cyclopropanation Reactions,”Organic letters 22（4）, 1475-1479（2020）.
Y. HONDA, Y. SHINOHARA, M. WATANABE, T. ISHIHARA and H. FUJII,“Photo-Biohydrogen
Production by Photosensitization with Biologically Precipitated Cadmium Sulfide in Hydrogen（23）, 3389-3397（2020）.
Forming Recombinant Escherichia coli,”ChemBioChem 21
Y. HONDA, Y. SHINOHARA and H. FUJII,“Visible light-driven, external mediator-free H2 production
by a combination of a photosensitizer and a whole-cell biocatalyst: Escherichia coli expressing[FeFe]-hydrogenase and maturase genes,”Catalysis Science & Technology 10（17）, 6006-6012（2020）.
Z. MA, N. NAKATANI, H. FUJII and M. HADA,“DFT insight into axial ligand effects on electronic
structure and mechanistic reactivity of oxoiron（IV）porphyrin,” Physical Chemistry Chemical
Physics 22（21）, 12173-12179（2020）.
S. TAKAHASHI, S. NAMBU, T. MATSUI, H. FUJII, H. ISHIKAWA, Y. MIZUTANI, K. TSUMOTO
and M. IKEDA-SAITO,“Unique Electronic Structures of the Highly Ruffled Hemes in HemeDegrading Enzymes of Staphylococcus aureus, IsdG and IsdI, by Resonance Raman and Electron
Paramagnetic Resonance Spectroscopies,”Biochemistry 59（40）, 3918-3928（2020）.
H. HIRABARU, D. KAWAMOTO, M. OHNISHI, H. OTA, M. SADAKANE, K. YANAGISAWA and T.
UEDA,“New Path for Polyoxometalates: Controlled Synthesis and Characterization of MetalSubstituted Tungstosulfates,”European Journal of Inorganic Chemistry 8, 666-666（2020）.
S. AZUMA, T. KADOGUCHI, Y. EGUCHI, H. HIRABARU, H. OTA, M. SADAKANE, K. YANAGISAWA,
T. HSEGAWA and T. UEDA,“Metal-substituted tungstosulfates with Keggin structure: synthesis andcharacterization,”Dalton Transactions 49（9）, 2766-2770（2020）.
機器センターたより

9110．研究報告一覧
T. KONISHI, K. KODANI, T. HASEGAWA, S. OGO, S. X. GUO, J. F. BOAS, J. ZHANG, A. M. BOND
and T. UEDA,“Impact of the lithium cation on the voltammetry and spectroscopy of [XVM11O40]n−（X= P, As（n= 4）, S（n= 3）; M= Mo, W）: Influence of charge and addenda and hetero atoms,”
Inorganic chemistry, 59（15）, 10522-10531（2020）.
T. UEDA,“Determination of Phosphorus,”Analytical Sciences 36（6）, 651-652（2020）.
M. A. RAHMAN, L. GUNDRY, T. UEDA, A. M. BOND and J. ZHANG,“Electrode Material Dependence,
Ion Pairing, and Progressive Increase in Complexity of the α -[S2W18O62] 4–/5–/6–/7–/8–/9–/10–Reduction
Processes in Acetonitrile Containing [n-Bu4N][PF6] as the Supporting Electrolyte,”The Journal of
Physical Chemistry C 124（29）, 16032-16047（2020）.
T. UEDA,“Polyoxometalates in Analytical Sciences,”Analytical Sciences 37（1）20SAR17 107-118（2021）.
H. ISHIDA, S. AZUMA, N. YAMASAKI, H. KURITA, T. HASEGAWA, S. OGO and T. UEDA,“Polyoxometalates in Imidazolim-based Ionic Liquids: Acceptor Number and Polarity estimatedfrom their Voltammetric Behaviour,”Analytical Sciences 20P412（2021）.
T. MORIYAMA, K. HAYASHI, K. YAMADA, M. SHIMA, Y. OHYA, Y. TSERKOVNYAK and T.
ONO,“Enhanced antiferromagnetic resonance linewidth in NiO/Pt and NiO/Pd,”Physical Review
B 101
（6）
, 060402（2020）.
T. MORIYAMA, K. HAYASHI, K. YAMADA, M. SHIMA, Y. OHYA and T.ONO, “Tailoring THz
antiferromagnetic resonance of NiO by cation substitution,”Physical Review Materials （7）4 , 074402（2020）.
K. YAMADA, K. KOGISO, Y. SHIOTA, M. YAMAMOTO, A. YAMAGUCHI, T. MORIYAMA, T.ONO
and M. SHIMA,“Dependence of Gilbert damping constant on microstructure in nanocrystalline
YIG coatings prepared by co-precipitation and spin-coating on a Si substrate,”Journal of Magnetismand Magnetic Materials 513, 167253（2020）.
K. HAYASHI, K. YAMADA and M. SHIMA,“Estimation of the cation distribution in Co3-XNiXO（0≤4prepared by the uniform precipitationX≤1.28）synthesized from crystallized Co1-YNiY（OH）
2（X= 3Y）
method,”Journal of Magnetism and Magnetic Materials 519, 167479（2021）.
S. DAS, B. AHMMAD, and M. A. BASITH,“Thermal stability of the crystallographic structure ofnanocrystalline Nd0.7Sr0.3MnO3 manganite with enhanced magnetic properties,”AIP advances 10,
095135（2020）.
A. BILLAH, A. I. HOSSAIN, M. K. ROLY, B. A. ARIMA,“Effect of Annealing Temperature on（408）, 18-21（2021）.
Magnetic Properties of LaFeO3,”電子情報通信学会技術研究報告 120
吉川 雄貴, 久保田 直人, 久保田 繫, 廣瀬 文彦, 有馬 ボシールアハンマド, “金属ドープ型ビスマス（408）11-14（2021）.
フェライトの磁性に関する研究 ,”電子情報通信学会技術研究報告 120
F. TOJO, M. ISHIZAKI, S. KUBOTA, M. KURIHARA, F. HIROSE, B. AHMMAD, “Histidine
decorated nanoparticles of CdS for highly efficient H2 production via water splitting,”Energies 13（14）, 3738（2020）.
T. NAKANE, S. AOYAGI and W. FUJITA,“Magnetic and thermal studies of a coordination polymer:bis（glycolato）
nickel（II）,”New Journal of Chemistry 44（25）, 10519-10524（2020）.

92

機器センターたより

10．研究報告一覧
T. ISONO, Y. MACHIDA and W. FUJITA,“Low-Temperature Magnetism in a Triangular-Lattice（HCO
Antiferromagnet, Cu3（OH）
4
2 ）2, Studied by Calorimetry,”Journal of the Physical Society ofJapan 89（7）
, 073707（2020）.
M. MORITA, S. YAMADA and T. KONNO,“Systematic Studies on the Effect of Fluorine Atoms in
Fluorinated Tolanes on Their Photophysical Properties,”Molecules 26, 2274（2021）.
T. ISHIGAKI, Y. NAKADA, N. TARUTANI, T. UCHIKOSHI, Y. TSUJIMOTO, M. ISOBE, H.
OGATA, C. ZHANG and D. HAO,“Enhanced visible-light photocatalytic activity of anatase-rutile
mixed-phase nano-size powder given by high-temperature heat treatment,” Royal Society open
science （1）7 , 191539（2020）.
Y. OKA,“Cesium Cation Complexation by a Flavin Receptor via Self-Assembly and Deprotonation,”
ACS omega （33）5, 21226-21230（2020）.
Y. OKA, T. MIURA and T. IKOMA,“Photogenerated Radical Pair between Flavin and a TryptophanContaining Transmembrane-Type Peptide in a Large Unilamellar Vesicle,”J. Phys. Chem. B 125（16）,4057-4066（2021）.
K. UEMURA, D. ITO, J. PIRILLO, Y. HIJIKATA and A. SAEKI,“Modulation of Band Gaps toward
Varying Conductivities in Heterometallic One-Dimensional Chains by Ligand Alteration and Third
Metal Insertion,”ACS omega 5（47）, 30502-30518（2020）.
H. MAEDA, H. ENDO, N. ICHIHARA, H. MIYATA, H. HASEGAWA, K. KAMIYA, Y. KAKEJI, K.
YOSHIDA, Y. SETO, H. YAMAUE, M. YAMAMOTO, Y. KITAGAWA, S. UMEMURA and K.
HANAZAKI,“Association of day of the week with mortality after elective right hemicolectomy
for colon cancer: Case analysis from the National Clinical Database,”Annals of Gastroenterological
Surgery （3）5 ,331-337（2021）.
A. YOSHIMURA, H. KIMURA, A. HANDA, N. HASHIMOTO, M. YANO, S. MORI, T. SHIRAHATA,
M. HAYASHI and Y. MISAKI,“Synthesis, structures, and electrochemical and optical properties,of λ5 -phosphinine derivatives functionalized tetrathiafulvalene analogs,”Tetrahedron Lett. 61（14）151724（2020）.
Y. MISAKI, S. NODA, M. KATO, T. YAMAUCHI, T. OSHIMA, A. YOSHIMURA, T. SHIRAHATA
and M. YAO,“Fused Tetrathiafulvalene and Benzoquinone Triads: Organic Positive Electrode
Materials Based on Dual Redox System,”ChemSusChem 13（9）, 2312-2320（2020）.
A. YOSHIMURA, H. KIMURA, K. KAGAWA, M. YOSHIOKA, T. ITOU, D. VASU, T. SHIRAHATA, H.
YORIMITSU and Y. MISAKI,”Synthesis and properties of tetrathiafulvalenes bearing 6-aryl-1,4dithiafulvenes,”Beilstein J. Org. Chem. 16, 974-981（2020）.
A. YOSHIMURA, K. HENMI, H. KIMURA, R. SAKAKIBARA, R. OCHI, T. SHIRAHATA, H.
YORIMITSU and Y. MISAKI,“Synthesis of Peripherally Arylated Tetrathiafulvalenes Extended
with an Anthraquinoid Spacer via Pd-Catalyzed C-H Arylation and Construction of a DoubleHelical Cobalt-Based Metal-Organic Framework,”Synthesis 53（2）, 326-331（2021）.
Y. KAWASAKI, R. SAKAKIBARA, M. FUJISAKI, M. YAMASHITA, A. YOSHIMURA, T.
SHIRAHATA, M. YAO and Y. MISAKI,“Synthesis, Structure, and Electrochemical Properties ofExtended Tetrathiafulvalene Dimers Linked by Flexible Butylene Chain,”Bull. Chem. Soc. Jpn. 94（3）, 1059-1065（2021）.
A. YOSHIMURA, K. HENMI, A. HANDA, K. KAGAWA, T. SHIRAHATA and Y. MISAKI,“Synthesis,
Structures, and Electrochemical Properties of Bis- and Tetrakis（diphenylphosphino）
tetrathiafulvalenes
Extended with an Anthraquinoid Spacer,”Eur. J. Org. Chem. 1960-1963（2021）.DOI: 10.1002/ejoc.202100039
機器センターたより

9310．研究報告一覧
N. KINOSHITA, K. SUZUKI, M. S. B. ALIAS, T. SHIRAHATA, Y. MISAKI and J. YAMADA,“Structures and Conducting Properties of Molecular Conductors Based on Dimethyl-substituted
DTDA-TTP and DTDH-TTP,”Bull. Chem. Soc. Jpn. 94（4）, 1273-1284（2021）. DOI: 10.1246/bcsj.20200399
T. OSHIMA, A. SASAKI, T. YAMAUCHI, A. YOSHIMURA, T. SHIRAHATA, M. YAO and Y. MISAKI,“A Tris-Fused Tetrathiafulvalene Analog Composed of an Anthraquinoid- and Two Vinyl-Extended
Tetrathiafulvalenes,”Chem. Lett. 50（6）, 1164-1168（2021）. DOI: 10.1246/cl.210070
T. SHIRAHATA, M. IKEDA, H. WATADZU, H. FUJIWARA, T. MARUYAMA, T. YAMABE, Y. MISAKI,“Organic Conductors with Narrow Bandwidth Based on 2（Pyran-4-ylidene）-1,3-dithiole,” Bull.
Chem. Soc. Jpn. 94（4）,1331-1339（2021）. DOI: 10.1246/bcsj.20200406
H. YAMAGUCHI, T. OKITA, Y. IWASAKI, Y. KONO, N. UEMOTO, Y. HOSOKOSHI, T. KIDA, T.
KAWAKAMI, A. MATSUO and M. HAGIWARA,“Experimental realization of Lieb-Mattis plateau
in a quantum spin chain,”Scientific Reports 10, 9193/1-5（2020）.
Y. KONO, T. OKABE, N. UEMOTO, Y. IWASAKI, Y. HOSOKOSHI, S. KITTAKA, T. SAKAKIBARA
and H. YAMAGUCHI,“Magnetic properties of a spin-1/2 honeycomb lattice antiferromagnet,”
PHYSICAL REVIEW B 101（1）, 014437/1-6（2020）.
Y. IWASAKI, T. OKABE, N. UEMOTO, Y. KONO, Y. HOSOKOSHI, S. NAKAMURA, S. KITTAKA, T.
SAKAKIBARA, M. HAGIWARA, T. KAWAKAMI and H. YAMAGUCHI,“Magnetic properties of aspin-2 antiferromagnet with metal-radical hybrid spins,”PHYSICAL REVIEW B 101（17）, 174412/1-6（2020）.
H. YAMAGUCHI, Y. IWASAKI, Y. KONO, T. OKITA, A. MATSUO, M. AKAKI, M. HAGIWARA and
Y. HOSOKOSHI,”Low-energy magnetic excitations in the mixed spin（1/2, 5/2）chain,”PHYSICALREVIEW B 102（6）, 060408（R）/1-5（2020）.
Y. SHIINA, Y. KAGE, K. FURUKAWA, H. WANG, H. YOSHIKAWA, H. FURUTA, N. KOBAYASHI
and S. SHIMIZU,“TTF-Annulated Silicon Phthalocyanine Oligomers and Their External-StimuliResponsive Orientational Ordering,” Angewandte Chemie International Edition 59（50）, 22721-22730（2020）.
B. ADINARAYANA, K. KATO, D. SHIMIZU, T. TANAKA, K. FURUKAWA and A. OSUKA,“CyclophaneType Chlorin Dimers from Dynamic Covalent Chemistry of 2, 18-Porphyrinyl Dicyanomethyl
Diradicals,”Angewandte Chemie 132（11）, 4350-4353（2020）.
J. SONG, K. WANG, P. LIU, F. ZHANG, L. XU, M. ZHOU, A. NAKAI, K. KATO, K. FURUKAWA, T.
TANAKA and A. OSUKA, “Robust Triplet Porphyrin-Stabilized Carbon Diradical,” Angewandte
Chemie 60（13）, 7002-7006（2021）.
H. OCHIAI, K. FURUKAWA, H. NAKANO and Y. MATANO,“Doubly Strapped Redox-Switchable 5,
10, 15, 20-Tetraaryl-5, 15-diazaporphyrinoids: Promising Platforms for the Evaluation of Paratropic
and Diatropic Ring-Current Effects,”J. Org. Chem. 86, 2283–2296（2021）.
-］
T. NAKAMURA, L. ZHANG, S. KITOU and H. SAWA,“Tetramethyltetrathiafulvalene［（NbOF4 ）∞: One-Dimensional Charge Transfer Salt with an Infinite Anion Chain,”Inorg. Chem 60（7）, 52065211（2021）.
E. ITO, S. TAKANO, T. NAKAMURA and T. TSUKUDA,“Controlled Dimerization and Bonding of（2）645-649（2021）.
Icosahedral M@Au12（M = Pd, Pt）Superatoms,”Angew. Chem. Int. Ed. 60

94

機器センターたより

10．研究報告一覧
H. HIRAI, S. TAKANO, T. NAKAMURA and T. TSUKUDA,“Understanding Doping Effects on
Electronic Structures of Gold Superatoms: A Case Study of Diphosphine-Protected M@Au12（M =Au, Pt, Ir）,”Inorg. Chem 59,24, 17889-17895（2020）.
Y. SERA, S. SETO, K. ISOBE and H. HASHIMOTO,“Development of higly active hydrogen
evolution reaction （HER）catalysts composed of redueced graphene oxide and amorphous（m = 0, 1, and 2）,”Journal of Photochemistrymolybdenum sulfides derived from（NH4）2 MoOm S4-m
and Photobiology A: Chemistry 401, 112793（2020）.
X. LIN, T. OGIHARA, T. KATO, Y. NAKAMURA and S. YAMAGO,“Evidence for Polarity-and
Viscosity-Controlled Domains in the Termination Reaction in the Radical Polymerization of
Acrylonitrile,”chemrxiv.org, 13625357（2021）.
D. MOOCK, M. P. WIESENFELDT, M. FREITAG, S. MURATSUGU, S. IKEMOTO, R. KNITSCH, J.
SCHNEIDEWIND, W. BAUMANN, A. H. SCHÄFER, A. TIMMER, M. TADA, M. R. HANSEN and F.
GLORIUS,“Mechanistic Understanding of the Heterogeneous, Rhodium-Cyclic（Alkyl）（Amino）
Carbene-Catalyzed（Fluoro-）Arene Hydrogenation,”ACS catalysis 10（11）, 6309-6317（2020）.
K. ICHIHASHI, S. MURATSUGU, H. MATSUI, K. HIGASHI, O. SEKIZAWA, T. URUGA and M.
TADA,“Oxygen Reduction Reaction Performance Tuning on Pt Nanoparticle/MWCNT Catalysts
by Gd Species,”The Journal of Physical Chemistry C 124（49）, 26925-26936（2020）.
Y. KAMURA and K. IMURA,“Photoluminescence from Carbon Dot-Gold Nanoparticle Composites
Enhanced by Photonic and Plasmonic Double-Resonant Effects,”ACS omega （45）5, 29068-29072（2020）.
H. T. FUJII, N. SAKAGUCHI, K.ONA, Y. HAYANO and F. URAGUCHI, “Precise control ofnegative thermal expansion in stainless invar type alloy for astronomical telescopes,”Advances in
Optical and Mechanical Technologies for Telescopes and Instrumentation IV 145118,
https://doi.org/10.1117/12.2561193（2020）.
T. NAKANISHI, Y. HORI, S. WU, H. SATO, A. OKAZAWA, N. KOJIMA, Y. HORIE, H. OKAJIMA, A.
SAKAMOTO, Y. SHIOTA, K. YOSHIZAWA and O. SATO,“Three-Step Spin State Transition andHysteretic Proton Transfer in the Crystal of an Iron（II）Hydrazone Complex,” Angewandte
Chemie 132（35）, 14891-14897（2020）.
T. NISHIMURA, T. IKEUE, O. SHOJI, H. SHINOKUBO and Y. MIYAKE,“Iron（III）5,15-Diazaporphyrin−H Bonds,”Inorganic Chemistry 59（21）, 15751-15756（2020）.
Catalysts for the Direct Oxidation of C
（sp3）
T. UCHINO, N. TERAMACHI, R. MATSUZAKI, E. TSUSHIMA, S. FUJII, Y. SETO, K. TAKAHASHI,
T. MORI, Y. ADACHI, Y. NAGASHIMA, Y. SAKAGUCHI, K. OHISHI, A. KODA, T. SAKURAI and H.
OHTA,“Proximity coupling of superconducting nanograins with fractal distributions,”PhysicalReview B 101（3）, 035146（2020）.
A. PACHARIYANGKUN, M. SUDA, S. HADSADEE, S. JUNGSUTTIWONG, P. NALAOH, P.
PATTANASATTAYAVONG, T. SUDYOADSUK, H. M. YAMAMOTO and V. PROMARAK,“Effect ofThiophene/Furan Substitution on Organic Field Effect Transistor Properties of Arylthiadiazole
Based Organic Semiconductors,”J. Mater. Chem. C 48, 17297–17306（2020）.
Y. NABEI, D. HIROBE, Y. SHIMAMOTO, K. SHIOTA, A. INUI, Y. KOUSAKA, Y. TOGAWA and H. M.
YAMAMOTO,“Current-Induced Bulk Magnetization of a Chiral Crystal CrNb3S6,”Appl. Phys. Lett.
117, 052408（5 pages）（2020）.

機器センターたより9510．研究報告一覧
T. CHOOPPAWA, S. NAMUANGRUK, H. M. YAMAMOTO, V. PROMARAK and P. RASHATASAKHON,“Synthesis, Characterization, and Hole-Transporting Properties of Benzotriazatruxene Derivatives,”
J. Mater. Chem. C 7, 15035–15041（2019）.
P. SZUSTAKEWICZ, N. KOWALSKA, D. GRZELAK, T. NARUSHIMA, M. GÓRA, M. BAGIŃSKI, D.
POCIECHA, H. OKAMOTO, L. M. LIZ-MARZÁN and W. LEWANDOWSKI,“Supramolecular
Chirality Synchronization in Thin Films of Plasmonic Nanocomposites,”ACS Nano 14, 12918-12928（2020）.
C. KANZAKI, S. MATOBA, A. INAGAWA, G. FUKUHARA, T. OKADA, T. NARUSHIMA, H.
OKAMOTO and M. NUMATA,“Linear momentum of a microfluid realizes an anisotropic reaction
at the ends of a supramolecular nanofiber,”Bull. Chem. Soc. Jpn.94, 579-589（2021）.
K. FUJIMOTO, S. IZAWA, A. TAKAHASHI, T. INUZUKA, K. SANADA, M. SAKAMOTO, Y.
NAKAYAMA, M. HIRAMOTO and M. TAKAHASHI, “Curved Perylene Diimides Fused with
Seven-Membered Rings,”Chem. Asian. J.16, 690（2021）.
M. HIRANYAKORN, S. YANAKA, T. SATOH, T. WILASRI, B. JITYUTI, M. YAGI-UTSUMI and K.
KATO, “NMR characterization of conformational interconversions of Lys48-linked ubiquitin
chains,”Int. J. Mol. Sci. 21, 5351（2020）. doi: 10.3390/ijms21155351.
T. SUZUKI, S. YANAKA, T. WATANABE, G. YAN, T. SATOH, H. YAGI, T. YAMAGUCHI and K.
KATO, “Remodeling of the oligosaccharide conformational space in the prebound state toimprove lectin-binding affinity,”Biochemistry, 59, 3180-3185（2020）.
doi: 10.1021/acs.biochem.9b00594.
H. YAGI, S. YANAKA, R. YOGO, A. IKEDA, M. ONITSUKA, T. YAMAZAKI, T. KATO, E.Y. PARK, J.
YOKOYAMA and K. KATO.“Silkworm pupae function as efficient producers of recombinantglycoproteins with stable-isotope labeling,”Biomolecules 10, 1482（2020）.
doi: 10.3390/biom10111482.
M. YAGI-UTSUMI, M.S. CHANDAK, S. YANAKA, M. HIRANYAKORN, T. NAKAMURA, K. KATO
and K. KUWAJIMA. “Residual structure of unfolded ubiquitin as revealed by hydrogen/deuterium-exchange 2D NMR,”Biophys. J. 119, 2029-2038（2020）. doi: 10.1016/j.bpj.2020.10.003.
S. RATANABUNYONG, N. AEKSIRI, S. YANAKA, M. YAGI-UTSUMI, K. KATO, K. CHOOWONGKOMON
and S. HANNONGBUA,“Characterization of new DNA aptamers for anti-HIV-1 reverse transcriptase,”
ChemBioChem 22, 915-923（2021）. doi: 10.1002/cbic.202000633.
S. RATANABUNYONG, M. YAGI-UTSUMI, S. YANAKA, K. KATO, K. CHOOWONGKOMON and S.
HANNONGBUA.“Investigation of RT1t49 aptamer binding to human immunodeficiency virus 1
reverse transcriptase,”J. Curr. Sci. and Technol. 11, 51-59（2021）. doi: 10.14456/jcst.2021.8.
M. YAGI-UTSUMI, T. TANAKA, Y. OTSUBO, A. YAMASHITA, S. YOSHIMURA, M. NISHIDA and K.
KATO.“Cold atmospheric plasma modification of amyloid β ,”Int. J. Mol. Sci. 22, 3116（2021）.
doi: 10.3390/ijms22063116.
A. E. PURTA, S. ICHII, A. TAZAWA and Y. UOZUMI,“C-H Arylation of Thiophenes with Aryl
Bromides by a Parts-per-Million Loading of a Palladium NNC-Pincer Complex,”Synlett 31, in press（2020）. DOI: 10.1055/s-0040-1707213
S. MIZUNO, H. TSUJI, Y. UOZUMI and M. KAWATSURA,“Synthesis of α-Tertiary Amines by
the Ruthenium-catalyzed Regioselective Allylic Amination of Tertiary Allylic Esters,”Chem. Lett.
49, 645-647（2020）. DOI:10.1246/cl.20010
96

機器センターたより

10．研究報告一覧
T. OSAKO, J SRISA, K. TORII, G. HAMASAKA and Y. UOZUMI, “Iterative Preparation of
Platinum Nanoparticles in an Amphiphilic Polymer Matrix: Regulation of Catalytic Activity in
Hydrogenation,”Synlett 31, 147-152（2020）. DOI: 10.1055/s-0037-1611813.

機器センターたより

9711．編集委員

編集委員
編集担当

横山

利彦

（委員長）

高山

敬史

（編集担当）

上田

正・浅田

高山

敬史・賣市

幹大

（所有設備紹介担当）

藤原

基靖・宮島

瑞樹

（交流担当）

岡野

芳則

兵藤

由美子

瑞枝

（センターの利用方法担当）（設備利用状況担当）（共同利用採択課題一覧、研究報告一覧、事務担当）

機器センターたより

No.13

発行日

令和３ 年９月 30 日（年 1 回発行）

発

大学共同利用機関法人

行

分子科学研究所

自然科学研究機構

機器センター〒444-8585
愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38
編
印

集
刷

横山

利彦 （センター長）

高山

敬史 （編集長）

株式会社エニウェイ
本誌記載記事の無断転載を禁じます

98

機器センターたより

Instrument Center
Nishigonaka 38, Myodaiji, Okazaki 444 8585 Aichi, JapanT E L : +81 564 55 7470
F A X : +81 564 55 7229
http://ic.ims.ac.jp/
mail to:ic-oﬃce@ims.ac.jp