共焦点レーザー走査型顕微鏡

FV3000FLUOVIEW

Next Generation FLUOVIEW for the Next Revolutions in Science1進化した共焦点レーザー走査型顕微鏡
FLUOVIEW FV3000 シリーズ
高次元の
“観える
“を実現するFLUOVIEW FV3000シリーズは、高感度や高速撮像を必要とする生きた細胞・組織のイメージングや2D-6D（x、y、λ、z、t、
ポイント）イメージング、
マイクロプレートを用いたスクリーニン
グ、
さらにはAI画像解析に至るまでの最適なワークフローを提供します。また、標本からより多くの情報を取得できるスマートなマクロ・ミクロ観察機能や超解像イメージング機能なども多く備えています。
従来機に比べ、より微弱な蛍光を、より高解像度で、より速く、より正確に、
より広い範囲で。
低倍率から超解像まで、あらゆる撮影に広範囲に対応できる頼れるパートナーとして、さまざまな研究者のニーズに、オリンパスの最新のオプトエレクトロニクス技術が応えます。

2

先進研究を支える FV3000 のオプトエレクトロニクス技術
最先端のハードウェア

微弱な蛍光でも鮮明で美しいマルチカラー画像を取得

3

マクロからミクロ、超解像まで手軽に取得

信頼性の高いタイムラプス
イメージングを実現さまざまなワークフローに対応するユーザーインターフェース①レイアウト②画像取得条件設定

③画像取得

④画像確認

⑤画像解析

・実験に応じた
レイアウトを選択

・色素名から自動設定

・多次元画像取得

・過去の実験と同じ設定を読み込み

・マルチエリア画像取得

・画像取得中や、画像取得後にさまざまな画像表
示方法で画像を確認。

・多様な画像解析
メニューを用意

精度とスピードの両立

・複雑なプロトコルによる画像取得より深い深部
イメージングに対応

・画像からワンクリックで画像解析マクロの実行が可能

高度な画像解析- TruAI- NoviSight

4アプリケーション
微弱な蛍光でも鮮明で美しいマルチカラー画像を取得
細胞内微細構造の解析や、組織構造の解析のためには、複数の蛍光プローブを使用して細胞小器官や組織を構成する細胞を染め分けてその構造や分布を解析する必要があり、複数のタンパクの発現状況を確認するためにも、異なった蛍光色素 / 蛍光タンパクでラベルしてその発現を解析するなど、多色の蛍光画像の取得はとても重要です。

FV3000 の分光検出器 TruSpectral Detector を用いれば、自由な蛍光取り込み波長を設定して、蛍光画像を取得することができます。可変のバリアフィルタとして撮影するＶＢＦ（Variable Barrier Filter）モードとして使用した場合は、同時の 4 チャンネルの画像が取得でき、バー
チャルチャンネルモードを使用すれば、最大 16 チャンネルの画像取得も可能です。さらにラムダモードとして使用すれば、画像の分光特性データを取得できるラムダスタック画像を取得し、似た波長特性の蛍光プローブを使用してラベルされているサンプルの画像でも、波長特性データからスペクトラルアンミキシングを実行してそれらの蛍光の分離が可能です。
マルチプレキシング

グリア線維性酸性タンパク質 (GFA; アストロサイトマーカー ; 黄 )、カルモジュリン依存性タンパク質キナーゼ II (CaMKII; 錐体細胞マーカー ; 赤 )、アンホテリン誘導タンパク質 1 前
駆体 (AMIGO-1; ニューロン細胞膜マーカー ; シアン )、パルブアルブミン (PV; 抑制性ニューロンマーカー ; 紫 )、アンキリン G (AnkG; 軸索起始部マーカー ; 緑 )、nuclear yellow( 細胞核マーカー ; 青 )。 標本作製、画像の取得・提供にご協力を賜りました先生：Stephanie Shiers、Ph.D. Candidate、and Theodore J. Price、Ph.D.、Price Lab、Eugene
McDermott Professor、Director、Center for Advanced Pain Studies、Department of Neurobiology、School of Behavioral and Brain Sciences、University of Texas

at Dallas.

マウス内側前頭前皮質切片のラベルに用いた 6 種類の蛍光色素の蛍光スペクトル
蛍光波長にかぶりがあっても、TruSpectral 分光検出器を用いてシグナル検出波長を最適化し、チャンネル間における蛍光のクロストークを最小限にして撮影することができた。

5

VPH
可変
スリット

微弱な蛍光でも鮮明で美しいマルチカラー画像を取得
VPH
高感度・高精度の TruSpectral 分光システム

高効率分光検出システム

FV3000 シリーズは新たな分光システム「TruSpectral」を搭載。反射型回折格子に比べ 40% 以上効率の良い透過型回折格子（VPH:
Volume Phase Holographic diffraction grating）を採用し、チャンネル毎に 2nm の精度で分光データを取得することができ、精度シリーズの検出器は、
これまでにない高い検出効率を実現
FV3000とFV1200の分光感度比較（FV1200を1とした比較）
FV30003

FV3000子、冷却高感度検出器により、
高 S/N の共焦点イメージングが可能
FV1200です。
透過率の高い分光イメージングが可能です。

しました。高反射率のダイクロイックミラー、高効率の透過回折格

2と FV1200の分光
感 度 比 較（（をを比較）
FV3000
FV1200
11としたとFV1200の分光感度比較とした比較）
FV3000
FV120013

集光レンズ

FV3000
FV1200
500

透過率

400

2

600

700

波長 (nm)

800

Normalized from the total transmission efficiency of FV1200 spectral version.

1

可変
スリット

400

500

600

700

波長 (nm)

800

Normalized from the total transmission efficiency of FV1200 spectral version.

VPH

マルチチャンネルモードによる 16 チャンネルのアンミキシング
ライブ観察中のスペクトラルアンミキシングに対応し、リアルタイム
で蛍光の分離画像を得ることができます。最大 4 つの検出器を用

www.olympus-lifescience.com/video/fv3000_

いて波長帯域ごとに最適な感度でスペクトルを取得でき、最大 16

truspectral/

チャンネルのアンミキシングに対応しています。

GaAsP フォトマルチプライヤー（GaAsP PMT）により量子効率が向上した高感度分光検出器（HSD）
２つの GaAsP PMT を搭載した HSD を使うことで、従来では検出とFV1200の分光感度比較（FV1200を1とした比較）
FV3000できなかった微弱な蛍光シグナルを捉えることが可能になります。
400

500

600

FV3000
FV1200700

検出器ごとにゲインを調整

弱い励起光でも高 S/N な画像を取得できます。
光検出器の量子効率&!

50

量子効率 (%)!"#$%"&'())*+*,$+-'./000

最大量子効率は 45%、ペルチェ冷却によりノイズを 20% 低減し、

%!

40

400

500

400

500

600

600

700

アンミキシング
700

検出器ごとにゲインを調整

$!

30

500

600

700

波長 (nm)

#!

20

800

Normalized from the total transmission efficiency of FV1200 spectral version.

400

500

400

500

600

600

"!

700

400

500

600

700

400

500

600

700

700

アンミキシング

10

!

0
400

%!!

450

%&!

500

&!!

550

600

650

&&! 波長'!!(nm) '&!

マルチアルカリ PMT

1#2,3,$4%5'.$&0!"#$%&'#('#%)*!+

700

(!!

GaAsP PMT,'-.*)*!+

750

(&!

800

)!!

400

500

400

500

600

600

700

700

400

500

600

700

6

アプリケーション
近赤外蛍光イメージング
近赤外蛍光イメージングにより、より多色のマルチカラーイメージング、
自家蛍光の影響の低減、より光ダメージの少ないライブセルイメージン
グや深部イメージングの可能性があります。

FV3000 Red の検出光学系は、近赤外領域でも高い透過率があります。さらに、近赤外蛍光の励起用の 730nm/785nm のレーザー光源と、890nm までの近赤外蛍光の検出に最適な GaAs-PMT による 2CH 検出器の増設が可能で、400nm ～ 890nm の間で最大 6CH の同時マル
チカラーイメージングが可能です。

Hoechst( 青 )、IBA1 抗体 (AlexaFluor 488; 緑 )、MAP2 抗体 (AlexaFluor594、黄 )、FOX3/NeuN 抗体 (AlexaFluor 647; 赤 )、MBP 抗体 (AlexaFluor750; シアン ) で標識されたラット脳ス
ライス。画像は UPLXAPO10X を使用し、405nm、488nm、561nm、640nm、730nm のレーザーと GaAsP および GaAs 検出器により撮影された。TruSight デコンボリューション処理をし、Z プロジェクションで表示。標本のご提供：EnCor Biotechnology

DAPI( 青 )、Tubulin 抗体 (AlexaFluor 488; 緑 )、Concalavalin A (AlexaFluor 594; 黄 )、SiR-Actin ( マゼンタ )、TOMM20 抗体 (AlexaFluor 750; シアン ) で標識された Cos-7 細胞。
画像は UPLAPO100XOHR を使用し、405nm、488nm、561nm、640nm、730nm のレーザーと GaAsP および GaAs 検出器により撮影された。TruSight デコンボリューション処理をし、Z プロジェクションで表示。標本のご提供：Dr.Jana Döhner、Dr.Urs Ziegler、University of Zürich

7

近赤外蛍光イメージングソリューション : FV3000 Red
近赤外イメージング用 GaAs PMT 検出器

近赤外イメージング用ダイオードレーザー LD730/785

4040

75$#

!"#$%&'"()*%"*+&%,(-./

%!!
100

励起効率 (%)

量子効率 (%)
Quantum Efficiency
(%)

50

50

30

30

2020

50#!

25"#

1010
00
400
400

0!
500
500

600
700
600
700
波長
(nm)
Wavelength (nm)

マルチアルカリPMT PMTMulti-alkali

GaAsP PMT

800
800

900
900

&!!
300

'!!400

#!!
500

+,-.

GaAs PMT
GaAs PMT

GaAs PMT 検出器は、890nm までの近赤外領域で高感度を有しています。可視域で高感度な GaAsP PMT 検出器と組み合わせること(!!600

$!!
700

)!!
800

*!!
900

0$'"#"*1%2(-*3/

波長 (nm)
DAPI

/0-

GFP

10-

,23456027896('$

RFP,23456027896$#!

Alexa Fluor 647

Alexa Fluor 750

Alexa Fluor 750 などの近赤外域のプローブが利用可能となり、クロストークを気にすることなく蛍光プローブ選択の自由度が増します。

により可視から近赤外まで広範囲の多重蛍光イメージングが可能で安定性の高いダイオードレーザーは長寿命で長期にわたりメンテナンす。

スフリーのため取り扱いが簡便です。

近赤外イメージングに適した高透過率光学系

TruFocus Red – 近赤外イメージング用 Zドリフト補正機能

100
100%
80
80%
70
70%
60
60%
50
50%
40
40%
30
30%
20
20%
10
10%
0
0%
400
400

500
500

600
600

700
700

800
800

900
900

1000
1000

1100
1100

1200
1200

1300
1300

Wavelength (nm)

波長 (nm)Aluminum coating
アルミコーティング

Silver coating銀コーティング

FV3000 のスキャナーの光学系は、銀コーティングを施したスキャン
ミラーやオリンパス独自の 1600 コーティングを施したスキャンレン

TruFocus Red は 830nm のレーザーを用いて容器底面を検出し焦ズにより、可視域から近赤外域まで高い透過率を有し、近赤外の蛍

iRFP などの近赤外蛍光タンパクを使用したタイムラプス撮影を安定光であっても高効率に検出可能です。

して実行することが可能です

X Line - 高性能対物レンズシリースによるシリコーンオイル浸対物レンズによる近赤外域での多重蛍光イメージング

組織標本の深部イメージング

点位置を特定します。

100
100

透過率Transmittance(%)(%)

反射率 (%)
Reflectance

90
90%

90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
00

400
400

450
450

500
500

550
550

600
600

650
650

700
700

750
750

800
800

850
850

900
900

Wavelength (nm)

波長 (nm)UPLSAPO30XSIRUPLSAPO30XSIR

オリンパスの X Line- 高性能対物レンズは、400nm ～ 1000nm で

UPLSAPO30XSUPLSAPO30XS

近赤外光は生組織内で散乱が少ないので、近赤外蛍光試薬を利用

色収差補正がされているため、コローカリゼーション解析で問題とさすることにより、深部イメージングが可能です。

れる色収差を低減します。さらに、より高い NA、優れた画像のフラッシリコーンオイル浸対物レンズは深部イメージングに最適な対物

トネス、UV から NIR までの高い透過率を備え、多重蛍光イメージン

レンズです。シリコーンオイルの屈折率（ne ≈ 1.40）は生体組織のグで性能を発揮します。

屈折率（ne ≈ 1.38）に近く、球面収差が最小限で、生体組織の奥深くで高解像度の観察が可能です。

8

アプリケーション
マクロからミクロへ、さらに超解像画像が手軽に取得可能

FV3000の光学系は、マクロ観察からミクロ観察まで最適化された光学系になっており、1.25Ｘ対物レンズから150Ｘ対物レンズまで切り替えながら観察ができます。正確なステージ制御による貼り合わせ機能も備えているため、広範囲のマクロ画像の撮影が可能となり、マクロ撮影した全体画像上で、ターゲットとなる細胞を探しその細胞の微細構造をミクロ撮影するというワークフローが容易になります。
さらに、
オリンパス超解像技術 ＦＶ－ＯＳＲを用いることで、高解像度での画像撮影が可能です。

1.25X Objective Single Shot Acquisition with Blind Unmixing

1.25X Objective Single Shot Acquisition

エクスパンション顕微鏡法用に包埋されたマウス脳の片側切片（エクスパンション前）。
二次抗体標識：GFP（Alexa Fluor 488、緑）、SV2（Alexa Fluor 565、赤）、Homer（Alexa Fluor 647、青）標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：
Dr. Ed Boyden and Dr. Fei Chen、MIT.

マクロ観察用対物レンズ

ミクロ観察・超解像観察用対物レンズ
NA

観察可能範囲( 対角 mm)

PLAPON1.25X

0.04

14.4 mm

PLAPON2X

0.08

9.0 mmUPLXAPO4X

0.16

4.5 mmNA

理論分解能（XY)UPLXAPO40XO

1.4

169 nmUPLXAPO60XO

1.42

166 nmUPLXAPO100XO

1.45

163 nmUPLAPO60XOHR

1.5

157 nmUPLAPO100XOHR

1.5

157 nmAPON100XHOTIRF

1.7

139 nm* 理論分解能は、488 nm 励起、コンフォーカルアパーチャー １AU の想定で計算

9マクロからミクロへ、さらに超解像画像が手軽に取得可能
TruSight
デコンボリューションのアルゴリズムをもちいた画像処理により光学的なボケや画像のノイズを除去し、よりシャープな画質を提供します。

FV3000 に最適化されたパラメーターで処理を行うことが可能で、FV3000 で取得した共焦点の分解能の回復に使用ができます。さらに、超解像画像（FV-OSR) にも適応し、ノイズの除去に役立ちます。GPU サポート可能で、高速処理も可能です。

オリジナル画像オリジナル画像

TruSight 処理後

HeLa細胞青：核（DAPPI）、緑：微小管（Alexa Fluor 488）、赤：ミトコンドリア（MitoTracker Red）

TruSight 処理後
GATTA-SIM nanoruler（SIM 120B、GATTAquant GmbH）の画像を、
UPLAPO60XOHR（NA=1.5）を使用して撮影（ピンホールサイズは0.8AUに設定）。デコ

ンボリューション処理によりナノルーラーの両端にある蛍光マーカーが分解できている。

最大 4 チャンネルに対応する超解像（FV-OSR）
簡単操作で超解像イメージングを実現する FV-OSR では、高 NA の対物レンズと高感度検出器の組み合わせにより、さまざまなサンプルに対応できます。超解像画像はコローカリゼーション解析に最適で、分解能は約 120nm*（通常の共焦点顕微鏡の約 2 倍）を実現できます。
* 対物レンズの倍率、開口数、波長、実験条件により変化します。

FV-OSR と共焦点、共焦点＋ TruSight 画像との比較
共焦点画像（0.5 AU）

拡大図

FV-OSR ＋ TruSight

二次抗体標識。
GFP（Alexa Fluor 488、緑）、SV2（Alexa Fluor 565、赤）標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：
Dr. Ed Boyden and Dr. Fei Chen、MIT.

Φ 40nm の蛍光ビーズを用いて FWHM を実測した例
共焦点 画像 (AU)

TruSight 画像

FV-OSR 画像

Ｘ軸 FWHM [nm]

202

120

120

Z 軸 FWHM [nm]

465

292

405

XY のプロジェクション画像

XZ のプロジェクション画像*UPLAPO60XOHR (NA1.5) を用いて 488nm 励起にて実測。

10

アプリケーション
信頼性の高いタイムラプスイメージングを実現

TruFocusは、環境温度の変化によるフォーカスずれや、インターバル中の薬剤やリガンド、反応物質の投与で生じるフォーカスずれをリアルタイムで補正します。FV3000の高感度検出器を使用すれば、励起レーザーの強度をできるだけ弱くし、さらにレゾナントスキャナーを併用すればレーザー照射時間も少なくなるため、光毒性を抑えることができます。さらに電動ステージを使用すれば、複数のポジションの細胞の観察を並列で実行することができ、ウェルナビゲーターを用いればウェルプレートの観察も効率的に実験ができます。
また、シーケンスマネージャーを使って、光刺激と組み合わせた複雑な実験を行うことも可能です。

シリコンローダミンドセタキセル（チューブリン）で標識されたマウス胚線維芽細胞の 3D タイムラプス画像。
100 倍シリコーンオイル対物レンズを用いて 30fps でレゾナントスキャンした後、cellSens デコンボリューションで処理。
標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：Dr. Markus Delling、Harvard University.

www.olympuslifescience.com/fv3000cell-division-resonant

www.olympuslifescience.com/
fv3000-dudi-158vxyt-0001_00000
抗体医薬（青色）投与後の NK 細胞による細胞死の誘導。NK 細胞は ZsGreen でラベルしている。死細胞は、DAPI が導入され赤色を呈示する。
標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：がん研究会がん研究所 がん化学療法センター 三嶋雄二先生

精度とスピードの両立
心筋の拍動や、血流、細胞内カルシウムイオン動態など、速い現象の動態観察を行うには、高速画像撮影が必要です。FV3000RSには、高精細画像取得用のガルバノスキャナーと高速画像取得用のレゾナントスキャナーを搭載しており、レゾナントスキャナーはFN18の最大視野を30fpsのビデオレートで撮影が可能な為、さらにクリップスキャンを併用することにより最大で438ｆｐｓのスピードで画像撮影が可能です。また、高精度のガルバノスキャナーと高速画像撮影用のレゾナントスキャナーを切り替えながら撮影するなど、実験の目的に応じた使い分けが可能です。

Yellow cameleon を発現したラット心筋細胞における、拍動に伴う Ca2+ 振動の高速取得レシオ画像

標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：理化学研究所 脳神経科学研究センター 細胞機能探索技術研究チーム 新野祐介先生、宮脇敦史先生

11信頼性の高いタイムラプスイメージングを実現
フォーカスを維持する Zドリフトコンペンセーター TruFocus

電動ステージを使った多彩なアプリケーションに対応

光毒性の少ない IR レーザーを用いて容器底面を検出し、ピントをマイクロプレートを用いたマルチポイントタイムラプスは多くのアプ合わせます。ワンショット AF は、厚みのあるサンプルに対して任意

リケーションで利用されています。ウェルナビゲーターは、さまざにフォーカス位置を設定でき、Z スタックを効率よく取得できます。

まな規格のマイクロプレートやユーザーが定義する培養容器にも対オフセット量を増やしたことで、これまでできなかったプラスチック

応し、高性能で直観的コントロールが可能です。

容器を用いたコンティニュアス AF およびドライ対物レンズを用いたコンティニュアス AF が可能となりマイクロプレートを用いたマル
チポイントタイムラプスで効率よく画像の取得が可能です。また、

TruFocus はシリコーンオイル浸対物レンズにも対応しています。

目的のピント位置
容器の底面

TruFocus 光路図

2分割フォトダイオード

オフセットレンズ
位置

IRレーザー
IRレーザーの反射光

ダイクロイックミラー

IRレーザーダイオード

焦点面

www.olympus-lifescience.com/video/ix3_zdc2

シーケンスマネージャー
シーケンスマネージャーを用いると、複雑な実験プロトコールを簡単に作成し、高い時間精度で実行できます。また、画像スキャンはマイクロ秒、数日間にわたるタイムラプスでもミリ秒単位の時間精度で制御することが可能で、時間間隔を変化させながらタイムラプスを実行する、
低倍と高倍の対物レンズを切り替えながらタイムラプス画像を取得する、イメージングとイメージングの間に光刺激を実行させる FRAP やFRET の Acceptor Photobleaching 法の実験など、さまざまな実験プロトコルを計画して実行することが可能です。
512×512pixel

512×32pixel

512×512pixel

A スキャンサイズ
0分

10分

20分

30分

30分30秒

10分毎

B インターバル
0分

41分00秒

49分30秒

59分30秒 60分

30秒毎

30 分

65分

70分

75分

80分

85分

90分

5分毎

60 分

90 分

イメージング条件の切り替えに対応したシーケンスマネージャー

12

精度とスピードの両立
ガルバノスキャナーとガルバノ / レゾナントのライブセルイメージングに最適

ハイブリッドスキャナー

高速レゾナントスキャナーは、標準的なガルバノスキャナーと比べ

FV3000 シリーズのスキャンユニットには、FV3000 に搭載されて光毒性が少なく、サンプルの褪色を防げます。また、レーザーのパいるガルバノスキャナーと、FV3000RS に搭載されているガルバ

ワーをより細かく制御する機能を搭載し、光毒性を抑えたイメージ

ノ／レゾナントのハイブリッドスキャナーの２種類があります。ハイングができます。さらにオプションのレーザーパワーモニターを用

ブリッドスキャンユニットには、高精度イメージング用のガルバノスいることにより、数日間の長期タイムラプスでも、一定のレーザーキャナーと、高速イメージング用のガルバノ／レゾナントスキャナー

パワーでイメージングできます。

の両方が搭載されています。高精度イメージングは、高 S/N 画像の取得だけでなく、約 120nm の分解能を達成する超解像イメージ
ング（FV-OSR）が利用できます。高速イメージングでは、512×

512 ピクセルで 30fps、512×32 ピクセルで 438fps のスキャンがスピードと広視野の両立を実現する高速レゾナントスキャナー可能です。

一般の高速スキャンでは、スピードを上げるため視野数を犠牲にし、広い領域の細胞観察ができない場合があります。FV3000 シリー
ズでは、30fps の高速イメージング時でも視野数 18（1X ズーム時）の広い範囲をスキャニングできます。また、Y 軸をクリッピングする
ことで、最速 438fps の高速スキャンに対応します。

レゾナントスキャナーによるマウス血管内の血栓と血小板イメージング（フルフレーム
30fps で撮像）
標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：
京都大学大学院 生命科学研究科 平塚拓也先生、松田道行先生

一般的なスキャナーの
視野数

FV3000

視野数18、8kHz

これまでの一般的なレゾナントスキャナーでは、スキャンスピードと広視野を両立させることは困難でしたが、FV3000 はこの相反する

2 つの性能を両立しました。例えば細胞内の高速なカルシウムイオン濃度変化のような現象を周囲の状態とともに観察することができます。

メタノールで固定した A431 細胞を Abcam 社製抗体を使用してラベル。
Anti-ERK1 ＋ ERK2 抗体（Alexa Fluor 488）ab208564、Anti- α Tubulin 抗体（Alexa
Fluor 594）ab195889、DAPI。
標本のご提供：Abcam

13レシオイメージングと強度変調ディスプレイ（IMD）

ローリングアベレージ処理

レシオ値と輝度を色FV3000RSにはレゾナントスキャナーとともに、相と明るさで表示するIMD機能（Intensity Modulated Display）
がソ

ラプスイメージ取得後にローリングアベレージ処理により、S/N を

フトウェアに組み込まれ、蛍光のレシオ変化を直観的、定量的に表示す

改善することができます。処理をしてもタイムスケールは維持され、ることができます。
コントラストの弱い高速なカルシウムイオンイメー

オリジナルデータも保存されています。

高速で画像取得すると多くの場合 S/N が低くなります。高速タイム

ジングにおいても、レシオの変化を鮮明に表示することができます。
レシオ（ex405/ex488）

High
微弱レーザー強度（0.05%、488nm）
での 30fps での画像取得結果

微弱レーザー強度で取得した画像のローリングアベレージ処理（10 枚の平均）

オブジェクトトラッキング
タイムラプスイメージングで取得した画像データにおいて、移動・分
Low
レシオ（ex405/ex488）

裂する個々の細胞の輝度や移動速度を時系列で簡単に計測・解析で10µMのCCCP（脱共役剤)投与

きます。
トラッキング対象

Time coded
2

1

輝度

生細胞（HeLa細胞）内におけるミトコンドリア温度分布の可視化
ミトコンドリア温度を可視化する蛍光レシオプローブ"tsGFP1-mito"を用いたHeLa細胞内におけるミトコンドリア温度の不均一性の観察
標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：京都大学大学院工学研究科 合成・
生物化学専攻分子生物化学分野 清中茂樹先生、森泰生先生

3

1
2

3
時間

時間ごとの細胞の輝度変化
標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生:
京都府立医科大学大学院 医学研究科 統合生理学部門

八木田 和弘先生

さまざまな用途に応える解析機能
τ/2や、
モバイル／
FRAPやFRETの画像解析が可能です。FRAPでは、ブリーチ後の蛍光の回復の輝度変化のグラフをカーブフィッティングし、
インモバイル率の計測が可能です。FRETではAcceptor PhotobleachによるFRET効率の計測のほか、
Ｒａｔｉｏ法、Sensitized Emission法にも対応しています。
FRET 解析の例 (Acceptor Photobleaching)
ドナー画像

アクセプター画像

FRAP 解析の例
FRET 解析画像
2500

Intensity

Gray

ブリーチ前

2000

1400
ブリーチ後

1000

0

10000

Time[ms]

20000

1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Normalized ROIs
FRAP Curve

0

5000

1000

15000

20000

25000

Time[ms]14

アプリケーション
より深い深部組織イメージングに対応
細胞や組織の立体構造を解析するには、共焦点レーザー顕微鏡が欠かせません。共焦点効果により、フォーカス面以外からの蛍光をカットしフォーカス面のみの画像を撮影することで、フォーカス位置を変えながら連続断層像を撮影することが出来、立体構造を観察することができます。
また、
オリンパス独自のシリコーンオイル浸対物レンズを使用すると、その媒質であるシリコーンオイルの屈折率が生細胞の屈折率に近いため、球面収差の影響がなくきれいな3次元画像を取得することが可能です。FV3000のソフトウェアの3Ｄ構築機能は、画像取得と同時にリアル
タイムで立体構築が可能で、簡単に立体構造を観察することができます。

https://www.olympus-lifescience.com/fv3000spheroid-animation/

Fucci2を発現したNMuMG細胞のスフェロイド画像

CUBICで透明化したニワトリ胚 毛様体神経節 Brainbow（シリコーンオイル浸対物レンズUPLSAPO30XSで撮影）
標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：
東北大学 大学院生命科学研究科 江川遼先生

30 倍シリコーンオイル浸対物レンズを用いて、SeeDB で透明化した厚み約 200μ m の
肝臓組織中の胆管（緑、胆管上皮細胞マーカー CK19）の連続断層像。

スフェロイド内腫瘍細胞を NK 細胞が攻撃する様子を三次元的にタイムラプス観察。
標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：公益財団法人がん研究会がん化
学療法センター臨床部 三嶋雄二先生

標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：
理化学研究所 脳神経科学研究センター 細胞機能探索技術研究チーム 宮脇敦史先生

標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：国立遺伝学研究所 発生工学研究室 岡田 甫先生、東京大学 定量生命研究所 幹細胞創薬社会連携部門 伊藤暢先生

www.olympus-lifescience.com/applications/clearedmouse-liver/15

https://static3.olympus-lifescience.com/data/Video/
Library/3Dimageofchickciliaryganglionclearedbytiss
ueclearingreagent_480.mp4?rev=64AE

www.olympus-lifescience.com/applications/spheroid_3d_imaging/より深い深部組織イメージングに対応
A Line：深部の高解像度観察を可能にしたライブイメージング用シリコーンオイル浸対物レンズ
UPLSAPO30XS、UPLSAPO40XS、UPLSAPO60XS2、UPLSAPO100XS は、オリンパス独自の高開口数（NA）シリコーンオイル浸
対物レンズです。シリコーンオイルの屈折率（ne ≒ 1.40）は生組織の屈折率（ne ≒ 1.38）とほぼ同じであるため、屈折率の差によって生じる
球面収差の影響を受けにくく高解像度で生組織の深部を観察することが可能です。また、シリコーンオイルは、長時間、乾燥や硬化しないた
め、長時間タイムラプスに最適です。

屈折率ミスマッチによる深部観察への影響

UPLSAPO30X

W.D. (mm)

NA

0.8

1.05

深部観察には標本と浸液の屈折率は近い方が良い
標本
ne≒1.38
イマージョンオイル
ne≒1.52UPLSAPO40XS

0.3

1.25

UPLSAPO60XS2

0.3

1.3

UPLSAPO100XS

0.2

シリコーン
オイル
ne≒1.40

カバーガラス
ne≒1.52

シリコーンオイル浸対物レンズ

油浸対物レンズ

標本とイマージョンオイルの屈折率の 標本とシリコーンオイルの屈折率の差が差により、深部で球面収差が発生し、 小さいため、深部でも球面収差は殆ど発解像が悪くなり、蛍光の明るさも暗く生せず、解像のよい明るい蛍光が撮れる。
なる。

1.35

5μm

5μm

35μm

35μm

UPLSAPO60XS2（NA 1.3、W.D. 0.3mm、silicone oil ne = 1.4）

UPLSAPO60XO（NA 1.35、W.D. 0.15mm、immersion oil ne = 1.52）

60 倍油浸対物レンズ UPLSAPO60XO（UPLXAPO60XO の前機種）と 60 倍シリコーンオイル浸対物レンズ UPLSAPO60XS2 で撮影した透明化マウス大脳新皮質切片の深部観察比較画像（蛍光抗体染色：VGluT1（緑）/VGluT2（赤）/MAP2（青））標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：北海道大学大学院医学研究科 解剖発生学分野 内ヶ島基政先生、渡辺雅彦先生

A Line：コローカリゼーション解析の信頼性を向上する極低色収差アポクロマート対物レンズ
極限まで色収差を補正した油浸対物レンズです。対物レンズごとに色収差の測定データが添付され、405nm から 650nm の波長範囲

PLAPON60XOSC2とUPLXAPO60XOの性能比較
PLAPON60XOSC2UPLXAPO60XO

で 0.1µm 以下の軸上色収差を保証します。405nm の波長においても諸収差が良好に補正されており均質な画質が得られます。超解像観察を用いた厳密な共局在解析に適しています。

極低色収差アポクロマート対物レンズ
倍率 :60X
NA:1.4（油浸）W.D.:0.12mm
色収差補正範囲 :405 ～ 650nm
対物レンズごとに色収差計測データを添付

軸上縦色収差（Z方向）

軸外横色収差（XY方向）

Approx.
0 µm

Approx. 0.05 µm

Approx.
0.2 µmApprox.
0.15 µm

TetraSpeck Microspheres を用い、共焦点レーザー走査型顕微鏡 FLUOVIEW FV3000 で測定した色収差の例 シアン：405nm 励起、マゼンタ：640nm 励起

16次世代の画像解析テクノロジー TruAI – ディープラーニング
正確な画像解析には、画像から解析対象を正しく抽出する事が重要です。画像の輝度や色味に閾値を設定して抽出する手法が一般的ですが、閾値設定に手間がかかったり、サンプルの状態によって結果に影響を受けやすいという問題がありました。

TruAI は、ディープラーニングを活用することで、これらの問題を解決し、画像解析の精度向上と効率化に貢献します。
形態的な特徴から解析対象を抽出する場合、TruAI は、ハンドラベリングによるセグメンテーション結果の学習をさせることも可能です。学習後は、ハンドラベリングをしなくても自動でセグメンテーションできるようになるため、高精度かつ高効率な解析が可能になります。

(a)(a) 微弱励起光によって S/N が著しく低い蛍光画像 ( 左 ) から従来の輝度にしきい値を適用する方法で核を検出した結果 ( 右 )。検出精度が低いことを示す。

(b)(b) 微弱励起光によって S/N が著しく低い蛍光画像 ( 左 ) から TruAI で核を検出した結果( 右 )。a よりも高い精度で検出されていることを示す。

（左）マウス線維芽細胞のオートファゴソーム／（右）TruAI が検出したオートファゴソーム。

（左）マウスの腎臓切片画像／（右）糸球体の位置（青）を TruAI で推論した結果。TruAI が糸球体の特徴を捉えて検出している。

17

AI

三次元細胞解析ソフトウェア : NoviSight
3 次元細胞解析ソフトウェア NoviSight は、マイクロプレートを用いたスクリーニング実験での 3 次元細胞モデルの定量解析向けに設計されています。True 3D により、スフェロイドを形成する細胞集塊全体や個々の細胞核の体積や球形度など、さまざまなパラメーターを容易に計測できます。NoviSight ソフトウェアは 3 次元細胞解析の精度とスピードを高め、3 次元細胞イメージング実験の効率向上に貢献します。
迅速かつ高精度に検出

NoviSight は、3 次元サンプル用に設計された多数の検出アルゴリズムを備えており、細胞活性や相互作用を 3 次元で定量化できます。高精度な検出によって目的の対象物を解析し、3 次元空間内における形態および時空間パラメーターを取得できます。

スフェロイド細胞核

オルガネラ（オートファゴソーム）

直感的なユーザーインターフェースで解析時間を短縮
検出や解析の結果、統計データといった必要な情報のすべてが、利用しやすく 1 つにまとめて表示されます。観察画像を定量データと組み合わせることで、容易に検証・解釈を行うことができます。継続解析用としてデータを CSV または FCS ファイル形式で簡単にエクスポートでき
ます。
画像

グラフ
画像

サンプルの画像を 2 次元または 3 次元で表示します。
グラフ

散布図から簡単に対象物の分類ができます。さらに、個々のポイントをクリックして選択し、選択した対象物の画像を表示することも可能です。
ギャラリー

分類された細胞の詳細な画像を一覧で観察できます。
統計

定量解析結果を数値で表に示したり、ヒートマッ
プに表示します。
ギャラリー

統計

18

X Line：共焦点レーザー顕微鏡に適した最先端対物レンズ
共焦点レーザー顕微鏡に最適化された対物レンズ高性能対物レンズシリーズ「X Line」は、より高い NA を実現し、明るく解像のよい画像取得が可能です。また、フラットネスが向上し、貼り合わせ画像の取得の効率化や、画像解析の信頼性が増します。さらに、色収差補正波長範囲が 400nm –1000nm に渡るため、正確なマルチカラー重ね合わせの画像の取得が可能です。

400 ～ 1000nm におけるフォーカス位置（色収差）比較

従来の対物レンズと X Line UPLXAPO60XO (NA1.42) とのマルチカラー蛍光画像比較（左：従来の対物レンズ / 右：X Line）

1X Zoom

6X Zoom

新開発の 40 倍対物レンズ UPLXAPO40XO（NA1.4）は、40 倍の対物レンズでありながら従来の 60 倍や 100 倍と同等レベルの NA を実現

X Line 対物レンズラインアップ

19

W.D. (mm)NA

UPLXAPO4X

13

0.16

UPLXAPO10X

3.1

0.4

UPLXAPO20X

0.6

0.8

UPLXAPO40X

0.18

0.95

UPLXAPO40XO

0.13

1.4

UPLXAPO60XO

0.15

1.42

UPLXAPO100XO

0.13

1.45

UPLXAPO60XOPH

0.15

1.42

UPLXAPO100XOPH

0.13

1.45

用途に応じて選べる３種類の顕微鏡フレーム
倒立型
・ カルチャーディッシュで培養された生細胞をそのまま観察することが可能です。
・ ステージ上に培養用簡易インキュベーターを設置し、培養環境を維持した状態で観察が可能です。
・ TruFocus Ｚドリフトコンペンセーターを使用すれば、タイムラプ
ス中のフォーカスずれを気にすることなく、観察が可能です。

正立型（固定標本用）
・ スライドガラス標本の観察に適しています。
・ レボルバー上下式で、剛性を保った状態でフォーカス駆動が可能。
・ 電動 7 ポジションレボルバーと連動する高ＮＡ電動コンデンサー
により、低倍から高倍まで簡単に検討可能。

正立型（電気生理用）
・ 対物レンズ周りに広いスペースを設け、パッチクランプ用の機器を設置しやすくしています。高さのある試料を使った実験をする
場合には、ステージ高さを下げて、さらにスペースを確保することができます。
・ パッチクランプのセッティングをしたまま対物レンズが切り換えられるように、スイングタイプとスライダータイプのレボルバーを用意しています。
・ セナルモン式微分干渉で、振動を抑えた状態で調節ができます。
・ FV30-ANALOG のトリガー入出力インターフェースにより、電気生理用機器と同期させることが可能です。

20

さまざまなアプリケーションに対応するユニット
スキャナー

レーザーコンバイナー

その他のユニット
FV3000 の機能を強化するフォーカス維持ユニット、電動ステージ、アナログ I/O、除振プ
レートなどを用意しています。

ハイブリッドスキャンユニット（レゾナント／ガ
ルバノメーター）
FV3000RS 用ハイブリッドスキャナーは、高精度ガルバノスキャナーと高速イメージング
用レゾナントスキャナーを搭載。視野数 18 で30fps、最大 438fps の高速イメージングに対応します。シーケンスマネージャーにより、実験中にレゾナントとガルバノメーターを正確な時間で切り替えることができます。
スキャンユニット
ガルバノメーターを採用した FV3000 用スキ
ャンユ ニットで す。512 × 512 ピクセ ルで の
1fps からインターレースモードによる16fps
までの高 精度スキャンが 可能で、複 数の 細胞のマルチポイント刺激では、100Hz 以 上
500kHz までのスキャンに対応します。

レーザーコンバイナー
標準で 4 波長のダイオードレーザーを搭載したコンバイナーです。オプションポートを搭載
し、1 波長のダイオードレーザーの搭載か、サブレーザーコンバイナーの接続が可能です。
サブレーザーコンバイナー
最大 3 波長のダイオードレーザーを搭載できるサブコンバイナーです。レーザーコンバイナ
ーと合わせて 7 波長のレーザーを利用できま
す。

分光検出器
（マルチアルカリ PMT）
2 チャンネル分光検出器（SD）は、高性能のマル チアルカリ PMT により幅 広 い蛍 光 波
長 に 対 応しま す。HSD と 同じ 透 過 型 回 折
格 子を採用し、400-800nm の波 長 領域を
1-100nm の波長幅で取得できます。

シリコーンオイル浸対物レンズにも対応する
IX3-ZDC2 は、光毒性の少ない IR レーザーを用いてサンプル容器底面を検出し、長時間タイムラプス時のピントを維持します。

照明ユニット
目視での蛍光観察や透過観察を行なうユニットです。

電動 XY ステージ
ウェルプレート対応の電動ステージです。ユニバーサルサンプルホルダが付属しており、
Φ 35 ｍｍディッシュやスライドチャンバ等にも対応しています。

分光検出器

高感度分光検出器（GaAsP PMT）
2 チャンネル高感 度 分 光 検出器（HSD）は、
効率の良い透 過型回折格子を採用しています。搭載する量子効率 45% のペルチェ冷却
GaAsP PMT により 750nm まで の 蛍 光を効率よく検出できます。また、2 チャンネル
HSD を追加し超高感度 4 チャンネル化や、幅広い波長に対応する 2 チャンネル SD の追加が可能です。

TruFocus Ｚドリフトコンペンセーター/IX3-ZDC2

ライトガイド光源 /U-HGLGPS
心出し調整が不要で、平均寿命 2000 時間の蛍光光源です。リキッドライトガイドにより、顕微鏡への熱の影響を低減させることが可能です。

アンブラユニット /FV31-SPCOV:
アンブラユニットは、明るい室内環境での蛍光観察用に設計されています。室内光を効率的に遮断し、暗室を必要とせずにクリアな蛍光観察を可能にします。
透過検出器 /FV31-LETD
フォトマルチプライヤーにより、レーザー光を用いた蛍光像と透過 DIC 像を同時に観察することができます。さらに LED 光源の採用により生体にやさしい透過観察にも対応します。

遠隔補正環 /IX3-RCC
画質を向上させるための補正環を手動で簡単に調整できるユニットです。

21

FLUOVIEW FV3000 主な仕様
FV3000FV3000RS

レーザーコンバイナー

可視レーザー

405nm: 50mW、488nm: 20mW、561nm: 20mW、640nm: 40mW 、AOTFによる出力調節（0%-100%、0.1%ステップ）
レーザーポート（空1）にサブレーザーコンバイナーと接続もしくは単波長レーザー1基利用可能

オプションレーザー

サブレーザーコンバイナー

レーザー3波長出力（以下のレーザーから最大3基搭載可能）
レーザーコンバイナーに接続
445nm: 75mW、514nm: 40mW、594nm: 20mW、可視単一波長レーザー

レーザーコンバイナーに1基搭載
445nm: 75mW、514nm: 40mW、または 594nm: 20mW、

近赤外レーザー

730nm: 30mW、785nm 100mW、オプションレーザーポートに1基接続可能、直接変調による出力調節（0%-100%、0.1%ステップ）

搭載スキャナー銀コートガルバノメータースキャナーミラー2基

ガルバノメーター
スキャナー（高精細イメージング）

画像サイズ: 64×64-4096×4096ピクセル
走査速度（片道）: 512×512 with 1.1s–264s. Pixeltime: 2µs–1000µs.
走査速度（往復）: 512×512 with 63ms–250ms、256×256 with 16ms–125ms
光学ズーム: 1X–50X（0.01Xステップ）
画像回転: 0度–360度（ステップ0.1度）
走査モード: PT、XT、XZ、XY、XZT、XYT、XYZ、XYλ、
XYZT、XYλT、XYλZ、XYλZT
スキャンモード: ROI、Rectamge;clip、ellopse、polygon、freearea、line、free、point、Tornado（光刺激時のみ）

スキャナー

レゾナントスキャナー（高速イメージング）

画像サイズ: 512×32–512×512ピクセル
走査速度: 30fps ＠512×512、438fps ＠512×32
光学ズーム: 1X-8X（0.01Xステップ）
走査モード: XT、XZ、XY、XZT、XYT、XYZ、XYλ、XYZT、XYλT、XYλZ、XYλZT
スキャンモード: ROI、Rectamgeclip、line

–

分光検出器

近赤外蛍光検出器

銀コートガルバノメータースキャナーミラー2基
銀コート共振スキャナーミラー＋銀コートガルバノメータースキャナーミラー

ピンホール

CHに共通で1基: ピンホール径φ50-800μm、1μmステップ可変視野数（FN）

18

DMミラーターレット

8ポジション（高性能DM、10/90ミラー）

スキャナー用オプション

レーザーパワーモニター、オプションレーザーポート

検出器

高感度タイプ：冷却GaAsP型フォトマルチプライヤー2CH、またはマルチアルカリフォトマルチプライヤー2CH

分光器

透過型回折格子（VPH）、電動スリット（バンドパス幅1–100nm、波長分解能: 2nm）

DMミラーターレット

8ポジション（高性能DM、ミラー）

検出器

GaAsフォトマルチプライヤー 1CH または 2CH、フィルター分光タイプ

蛍光光源

外部蛍光光源、
レーザーと蛍光照明は電動切り替え、本体とファイバーで接続

透過検出器

透過検出器と透過照明用LED光源を内蔵 電動切り替え式顕微鏡
倒立顕微鏡組み合わせ

正立顕微鏡組み合わせ 固定標本用

正立顕微鏡組み合わせ 電気生理用

顕微鏡

倒立型リサーチ顕微鏡 IX83P2ZF

ステージ固定式電動ステージ顕微鏡BX63L

ステージ固定式電動ステージ顕微鏡BX63L

レボルバー

電動6ヶ穴微分干渉

電動７ヶ穴微分干渉

読み出し機能付きスイング式微分干渉読み出し機能付きスライダー式微分干渉

コンデンサー

電動長作動距離コンデンサー

電動ユニバーサルコンデンサー

手動長作動距離コンデンサー

電動ステージ

IX3-SSU
Prior Scientific H117

Prior Scientific H101

Prior Scientific Z-Deck

フォーカスストローク

顕微鏡内蔵のステッピングモーターによる 最小送りステップ 0.01μm

ソフトウェア
ソフトウェア

暗室に適した暗いGUI配色、ユーザーによってレイアウト変更可能。
画像から取得条件読み出し機能、
ハードディスクレコーティング、Z-Stack取得時レーザーパワーと検出器感度調整可能。
Z-Stackデータを三次元にレンダリング、alpha blending、Maximum intensity projection、Iso-Surface

画像表示

各画像表示: CH 別並列表示、重ね合わせ表示、
トリミング、
タイリング表示、
ライブタイル表示、
スキャン詳細情報表示、
シリーズ（Z/T/λ）コマ送り・連続表示、LUT: 各色の設定、疑似カラー、
コメント: 図形、テキスト、
スケール等の入力

3次元構築・観察

３Dアニメーション、断面切り出し表示、
3D–2D連動走査機能

イメージフォーマット

OIR画像フォーマット
8/16ビットグレースケール/インデックスカラー、24/32/48ビットカラー、JPEG/BMP/TIFF画像、OLYMPUS Multi-TIFFフォーマット

蛍光分離

スペクトラムアンミキシングによる蛍光分離（最大 16CH）

画像解析

画像計測、蛍光輝度、時間経過計測、
コローカリゼーション解析

統計処理

二次元データのヒストグラム表示

オプションソフトウェア

電動ステージコントロール / マッピングとマルチポイント刺激 / シーケンスマネージャー / バーチャルチャンネル画像取り込み /マイクロプレートナビゲーション / リモート制御キット / 超解像イメージング（FV-OSR）/ デジタルカメラ制御機能/
デコンボリューション(TruSight) / ＦＲＥＴ＆ＦＲＡＰ解析/粒子解析/ オブジェクトトラッキング / ディープラーニング(TruAI)/三次元細胞解析(NoviSight)* 弊社より提供する顕微鏡コントローラー（PC）はWindow10 のOSライセンスが認証済みとなりますので、Microsoft 社のライセンス条項が適用され、当該条項に同意頂くことになります。
：
Microsoft 社のライセンス条項は以下をご参照ください。
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Windows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_japanese.htm

22

標本作製、画像の取得・提供にご協力賜りました先生：

DAPI(青)、Tubulin抗体 (AlexaFluor 488; 緑)、Concalavalin A (AlexaFluor 594; 黄)、SiR-Actin (マゼンタ)、TOMM20抗体 (AlexaFluor 750; シアン)で標識されたCos-7細胞。画像はUPLXAPO60XO を使用し、405nm、488nm、561nm、640nm、730nmのレーザーとGaAsPおよびGaAs検出器により撮影された。TruSightデコンボリューション
処理をし、Zプロジェクションで表示。
（表紙）
Dr. Jana Döhner, Dr. Urs Ziegler, University of Zürich
培養マウス後根神経節ニューロンを蛍光抗体法(ペリフェリン；緑；神経細胞体と軸索)とin
situ ハイブリダイゼイション法(CALCA mRNA; 赤 および P2RX3 mRNA; 青)にて標識。
（左上、
１ページ）

Stephanie Shiers, Price Lab, University of Texas at Dallas.
培養ショウジョウバエ脳。 微小管マーカーでニューロンを標識し、ヒストンマーカーで細胞
核を標識。
（右上、
１ページ）

Martin Hailstone, Oxford University.
マウスの視覚系の神経経路を解析するために 越シナプス性ウイルストレーサーを使用してマウス脳切片を標識した。色は、ニューロン伸長の深さを示す。
（中央、
１ページ）

Arthur Chien, Macquarie University.
第3齢のショウジョウバエ幼虫の脳葉。神経芽細胞；赤、神経母細胞；ピンク、アクチン；緑、（左下、
１ページ）
DNA; 青、ボルバキア菌：細胞内の緑のドット。

Anton Strunov, Medical University of Vienna.
（２ページ）
TSAシステムで染色されたマウス胚（E14.5）の厚み5umの矢状面凍結切片。
Dr. Guan Yang and Prof. Xiao Yang, Genetic Laboratory of Development andDiseases, Beijing Institute of Biotechnology, AMMS.

●当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。
●当社は品質マネジメントシステムISO9001の認証取得企業です。
●安全にお使いいただくために : 顕微鏡用照明装置には耐用年限がありますので、定期点検をお願い致します。詳細は当社HPをご覧ください。
●この機器は、EMC性能において工業環境使用を意図して設計されています。住宅環境でお使いになりますと他の装置に影響を与える可能性があります。
●このカタログに記載の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
●モニター画像ははめ込み合成です。
●仕様・外観については、
予告なしに変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

EvidentScientific.com

株式会社エビデント〒163-0910

EVIDENT Customer Information Center

9:00⁓17:00

EVIDENT CORPORATION
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0910, Japan

N8600457-032022