１

まえがき
労働安全衛生法第６５条に規定する作業環境測定は，事業場の労働衛生管理の基本となるもので，その的確な実施のために，厚生労働大臣の定める「作業環境測定基準」に則して「作業環境測定ガイドブック」が当協会から刊行されています。

『作業環境測定ガイドブック』は，作業環境測定法施行規則別表の作業場の種類に従ってガイドブック１（粉じん・石綿・RCF），同２（電離放射線関係），同３（金属類を除く特定化学物質），同４（金属類），同５（有機溶剤）に分かれているほか，デザイン，サンプリングおよび測定結果の評価方法等を説明したガイドブック０（総論編）と同６（温湿度・騒音・酸欠等関係）の全７冊から構成されてきました。

このうち，化学物質関係のガイドブック３，４，５については，「試料の捕集法」と「各種分析方法」に関する記述を中心とする「測定法総論」の部分と物質ごとの測定方法を記述した「物質別各論」の二つの部分から構成されていましたが，これらのうち，「測定法総論」は，ガイドブック３，４，５の記述に相互に重複部分が多かったため，その重複を整理し，合わせて記述内容も整理して，これら３冊の「測定法総論」の部分を１冊にまとめた『作業環境測定のための機器分析の実務』を新たに発行したところです。

本書は，これに伴い，これまでのガイドブック４の後半部分の「物質別各論」について独立の冊子とするとともに，２０
１７（平成２９）年に測定対象物質として法令に追加された「三酸化二アンチモン」の測定方法を追加しました。

また，本書は，原則として作業環境測定基準に規定する分析方法を掲載しており，誘導結合プラズマ分析法（ICP―AES および ICP―MS）については，

２「作業環境測定基準」で規定されている「インジウム化合物」についての ICP―MS 法のみを掲載しておりました。
しかし，金属類の分析方法として誘導結合プラズマ分析法は現に多用されており，また通達で「作業環境測定基準」に規定する分析方法と同等以上の方法とされていることにかんがみ，第２版では，いくつかの金属について誘導結合プラズマ分析法（検量線法）を「参考例」として掲載しました。

本書が，先に刊行された『作業環境測定のための機器分析の実務』とともに，これまで同様作業環境管理に携わる関係各位に広く活用され，作業環境測定・評価の技術水準および精度等の一層の向上に寄与することを期待いたします。
終わりに，今回の改訂作業に執筆者または査読者としてご尽力いただいた皆様，参考意見をいただいた皆様に深甚なる感謝の意を表します。

２０２
１年２月

（公社）
日本作業環境測定協会

３目

次

４００
１ インジウム化合物
１．
１ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ質量分析法（ICP―MS 法）…………５４００
２ カドミウムおよびその化合物
２．
１ ろ過捕集法―原子吸光分析法……………………………………………９２
２．
２ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP―AES 法）…１５２．
３ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ質量分析法（ICP―MS 法）…………１４００
３ クロム酸およびその塩，重クロム酸およびその塩（六価クロム）
３．
１ 液体捕集法―吸光光度分析法 …………………………………………１８３．
２ 液体捕集法―原子吸光分析法 …………………………………………２１３．
３ ろ過捕集法―原子吸光分析法 …………………………………………２４７３．
４ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP―AES 法）…２７３．
５ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ質量分析法（ICP―MS 法）…………２４００
４ 五酸化バナジウム
４．
１ ろ過捕集法―吸光光度分析法 …………………………………………２８４．
２ ろ過捕集法―電気加熱式原子吸光分析法 ……………………………３１４４．
３ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP―AES 法）…３７４．
４ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ質量分析法（ICP―MS 法）…………３４００５ コバルトおよびその無機化合物
５．
１ ろ過捕集法―原子吸光分析法（フレーム法）…………………………４１４００６ 三酸化二アンチモン
６．
１ ろ過捕集法―電気加熱式原子吸光分析法 ……………………………４５４００７ 水銀

７．
１ 液体捕集法―原子吸光分析法 …………………………………………４９７．
２ 金アマルガム捕集法―冷蒸気原子吸光分析法 ………………………５３７．
３ 固体捕集法―原子吸光分析法 …………………………………………５６

４４００８ 鉛およびその化合物（アルキル鉛を除く）
８．
１ ろ過捕集法―原子吸光分析法 …………………………………………６０８．
２ ろ過捕集法―電気加熱式原子吸光分析法 ……………………………６５８．
３ ろ過捕集法―原子吸光分析法 …………………………………………６９８．
４ ろ過捕集法―電気加熱式原子吸光分析法 ……………………………７４９８．
５ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP―AES 法）…７３８．
６ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ質量分析法（ICP―MS 法）…………８４００
９ ニッケル化合物（ニッケルカルボニルを除き，粉状の物に限る）
９．
１ ろ過捕集法―原子吸光分析法 …………………………………………８８９．
２ ろ過捕集法―電気加熱式原子吸光分析法 ……………………………９２６９．
３ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ質量分析法（ICP―MS 法）…………９４０１０ 砒素およびその化合物（アルシンおよび砒化ガリウムを除く）
１０．
１ ろ過捕集法―吸光光度分析法…………………………………………１００１０．
２ ろ過捕集法―原子吸光分析法…………………………………………１０３０８１０．
３ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP―AES 法）…１４０
１１ ベリリウムおよびその化合物
１１．
１ ろ過捕集法―吸光光度分析法…………………………………………１１２１１．
２ ろ過捕集法―蛍光光度分析法…………………………………………１１５
１１．
３ ろ過捕集法―電気加熱式（フレームレス）原子吸光分析法………１１９２２１１．
４ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP―AES 法）…１４０１２ マンガンおよびその化合物
１２．
１ ろ過捕集法―電気加熱式原子吸光分析法……………………………１２５２７１２．
２ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP―AES 法）…１２９１２．
３ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ質量分析法（ICP―MS 法）………１

５４００
１ インジウム化合物（CAS 登録番号：７４４０―７４―６，１３
１２―４３―２，５０９２６―１１―９ほか）

１．
１ ろ過捕集法―誘導結合プラズマ質量分析法（ICP―MS 法）
１．
１．
１ 原

理

環境空気中のインジウムをメンブランフィルターに捕集し，酸で処理して試料液に調製したのち，誘導結合プラズマ質量分析計（ICP―MS）に導入してインジウムを定量する。
１．
１．
２ 試薬

１） インジウム標準原液（化学分析用JCSS）

２） 超純水
３） 塩酸（有害金属測定用）
４） 硝酸（有害金属測定用）
５） 抽出用混酸（超純水：硝酸：塩酸＝４００：１００：２００）
６） 希釈用混酸（抽出用混酸：超純水＝１０：１９０）
７） キャリアガス

アルゴンを用いる。

１．
１．
３ 装置および器具
１） 試料採取用①

メンブランフィルター②

吸入性粉じん用サンプラーおよびサンプリングポンプ

２） 抽出前処理器具①

ガラス製コニカルビーカー（２００mL）②

ガラス製時計皿③

試験管④

ホットプレート３） 誘導結合プラズマ質量分析計一式