2 シリーズ MSO
ミックスド･シグナル･オシロスコープ・データ・シート

2 シリーズ MSO データ・シート

主な性能仕様デジタル・ボルトメータ（オプション、将来的に利用可能）

アナログ入力チャンネル•

2 または 4 入力
周波数帯域70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz
サンプル・レート•

2.5 GS/s（ハーフ・チャンネル）1.25GS/s（全チャンネル）•4 桁の AC 実効値電圧、DC 電圧、および DC ＋ AC 実効値
電圧測定
5 桁の周波数カウンタ

トリガ周波数カウンタ（オプション、将来的に利用可能）
8桁
表示

レコード長

•
•
•

1 チャンネルあたり 10 M ポイント

拡張機能

垂直分解能

•
•
•

•

•
•

8 ビット ADC
最高 16 ビット（ハイレゾ・モード）

10.1 型 TFT カラー
解像度：WXGA（1280 × 800）
静電容量式（マルチタッチ）タッチスクリーンUSB 2.0 ホスト
USB 2.0 デバイス（2 ポート）
LAN（10/100 MB/s Base-T Ethernet）

標準のトリガ・タイプ

バッテリ・パック（オプション）

エッジ、パルス幅、ラント、タイムアウト、ロジック、セットアップ／ホールド、立上り／立下り時間、パラレル・バス•

標準解析機能リモート・コントロール

•
•
•
•
•

リモート・バーチャル・ネットワーク・コンピューティン
グ（VNC）を介してネットワーク経由でオシロスコープをリモートで表示および制御します。

カーソル：波形、垂直バー、水平バー、垂直／水平バー
測定：36
プロット: XY、リミット・マスク
演算：基本波形演算、FFT、拡張数式エディタ
検索：任意のトリガ条件で検索が可能•

2 つのバッテリ・スロットとホット・スワップ機能を備えたバッテリ・パック
デュアル・バッテリで通常使用で 8 時間可能

VESA マウント
100 mm × 100 mm の VESA インタフェース

シリアル・トリガ、デコードと解析（オプション）

セキュリティ

I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、CAN、CAN FD、LIN、SENT

ケンジントン・ロック

デジタル入力チャンネル（オプション、将来的に利用可能）

標準プローブ16 入力

チャンネルごとに使用する 1 つの TPP0200 200 MHz、10x 電
圧プローブ

任意波形／ファンクション・ジェネレータ（オプション）••

波形生成：最高 50MHz
波形形式：任意波形、正弦波、方形波、パルス波、ラン
プ波、三角波、DC レベル、ガウシアン、ローレンツ、
指数立上り/立下り、Sin(x)/x、不規則ノイズ、ハーバサイ
ン、カーディアック

デジタル・パターン・ゼネレータ（オプション、将来的に
利用可能）
•
•

4 ビット
ユーザ定義、手動、およびトグル

コラボレーション・ツール（オプション）••

TekDrive：TekDrive クラウドから波形、設定、スクリーン
ショットを保存して呼出します。チーム内の他のメンバーとデータを共有します。
TekScope：基本的な機器制御を実行し、波形データを PCに転送します。保存されたデータのプロトコル・デコー
ド、自動測定などをオフラインで解析します。

保証期間
1 年間無償保証

www.tek.com 2

2 シリーズ MSO データ・シート

Tektronix の次世代オシロスコープ

2 シリーズ MSO

3 シリーズ MDO

4 シリーズ MSO

コンパクトで持ち運び可能、バッテリ動作可能

様々な用途に対応する高 最大 6 チャンネルの視認度な汎用性。
性の高いベンチ・テスト

日常的なデバッグに適したコンパクトで汎用性の高いオシロスコープ
2 シリーズ MSO は、最大 4 つのアナログ・チャンネル、500
MHz 帯域幅、2.5 GS/s サンプル・レート、16 チャンネル
MSO、50 MHz AFG、4 ビット・デジタル・パターン・ゼネレ
ータ、拡張トリガ、プロトコル・デコーダ、DVM およぎ周
波数カウンタを備えています。厚さ約 1.5 インチのコンパ
クトな筐体に、すべての機能を兼ね備えており、場所を選ぶことなく電子デバッグとテストに最適なオシロスコープです。

5 シリーズ B MSO

6 シリーズ B MSO

拡張解析と最大 8 つの入力

高速信号に関する非常に詳細なデータは、受賞歴のある次世代オシロスコープの Tektronix シリー
ズに搭載されています。共有ユーザ・インタフェースとプ
ログラム・インタフェースにより、Tektronix の次世代オシロ
スコープを簡単に使用できます
オプションのバッテリ・パックは、機器の機能を拡張する
ことで、ラボで使用する機器を作業現場でも使用できるよ
うになります。
対応プローブと豊富なアクセサリが用意された 2 シリーズ
MSO は、このクラスで最高の性能と汎用性を誇り、さまざまなアプリケーションに適しています。

静電容量方式タッチスクリーンとタッチ用に設計された直感的なユーザ・インタフェースを備えた 2 シリーズ MSO

www.tek.com 3

2 シリーズ MSO データ・シート

シンプルな前面パネルを備えた直感的なタッチ
スクリーン
2 シリーズ MSO は、ハイエンドの Tektronix オシロスコープと同じ受賞歴を誇るユーザ・インタフェースを提供し、タッチ操作可能の消費者向けデバイスに期待されるタッチ操作対応をサポートします。
•••

波形を左右上下にドラッグすることで、水平／垂直位置の調整やパン／ズーム表示が可能
ピンチ操作により、水平または垂直方向のスケールの変
更やズーム・イン／アウトが可能
右側からスワイプ（結果バーを表示）または上側からス
ワイプ（ディスプレイの左上にメニューを表示）

静電容量方式のタッチ・スクリーンで操作シンプルな前面パネルには、色分けされた LED リング・ライトを備えた重要なボタンやノブがあり、頻繁に使用する機器設定にすばやくアクセスして簡単に調整できます。
MEMBRANE SWITCH 技術により、堅牢性が向上し過酷な環境での使用に対応でき、清掃が簡単です。

色分けされた LED を備えたシンプルで直感的な前面パネル

洗練された前面パネルと直感的なタッチ・インタフェース
を組み合わせることで、初めての技術者でもすぐに機器を使い始めることができます。
USB マウスやキーボードもサポートされているため、使い慣れている機器を操作できます。

www.tek.com 4

2 シリーズ MSO データ・シート

高度にカスタマイズ可能なユーザ・インタフェースを使用して、アナログ・チャンネル、デコードされたシリアル・バス波形、結果表、測定結果、演算
FFT プロット、カーソルのリードアウトを、各入力の設定情報とともに同時に表示します。

優れた操作性をもつインタフェースと豊富な解析機能により迅速に詳細を把握
2 シリーズ MSO のユーザ・インタフェースは、タッチ操作
用にゼロから設計されています。すべての重要な情報は、関連性を示す視覚的なキューを備えた一連のバッジとして表示されます。1 回のタップで機器構成や波形管理タスクにすぐにアクセスできます。
2 シリーズ MSO は、最新技術のスタック表示モードを備えています。これまでは、すべての波形が単一のグリッド上に重なっていたため、不要なトレードオフが発生していま
した。
•

•

各波形の垂直軸スケールと位置は、重ならないように調整する必要があります。重なりが生じると、ADC 範囲の
ごく一部しか使用されないため、測定が不正確になります。
波形の垂直軸スケールと位置を調整すると重なりが発生し、個々の波形の詳細を区別することが困難になります。
スタック表示モードでは、各波形は、最大の可視性と精度を可能にするため、ADC 範囲全体を表す独自のスライス（追加のグリッド）を取得します。チャンネルのグループをオーバーレイすることもできるため、信号の表示を見ながら比較できます。
2 シリーズ MSO は、豊富な解析ツールを標準で備えてい
ます。
•
•

•
•

ユーザが選択可能なリードアウトの位置を示す波形／スクリーン・ベースのカーソル。
測定結果の統計値とゲーティングを備えた 36 種類の自動測定、無制限の数の測定を追加する機能、あるイベントから次のイベントへのナビゲート機能、および最小値または最大値を即座に表示する機能。
任意波形の数式編集を含む、基本および高度な波形演算。
基本 FFT 解析：振幅または位相を表示するオプショ
ン、ウィンドウ・タイプ、ゲーティング、単位をカ
スタマイズする複数のオプション。

2 シリーズ MSO の大型ディスプレイは、広い表示領域を確保できるため、信号だけでなく、プロット、測定結果
テーブル、バス・デコード・テーブルなど、豊富な情報を表示できます。必要に応じて、サイズや位置も簡単に変更できます。

www.tek.com 5

2 シリーズ MSO データ・シート

トリガ
デバイスの障害を検出するのは、デバッグの第 1 段階です。
次に、原因を特定するために、想定されるイベントを取込
まなければなりません。2 シリーズ MSO は、ラント、ロジ
ック、パルス幅、トリガ、タイムアウト、立上り／立下り
時間、セットアップ／ホールド、シリアル・パケット、および複雑な間欠的なイベントのキャプチャに使用できるパ
ラレル・データを含む拡張トリガの設定を提供します。

オシロスコープは、特定のイベントが発生したときに、イベント時のアクション機能を使用して自動化できます。

ナビゲーションとサーチ
最大 10 M ポイントのレコード長により、数多くのイベン
トが取り込めます。数千というシリアル・パケットでも 1
回で取込むことができ、分解能の高いままズーム表示して詳細に信号を観測できます。
目的のアイテムをダブルタップするだけで構成メニューが表示される。
この例では、トリガ・バッジがタップされたので、トリガ・メニューが表示されているイベント時のアクション
機器に組み込まれたイベント時のアクション機能に基づいて動作することで、トリガ・イベント、測定リミット・エ
ラー、検索イベント、マスク・テスト・イベントなどの特定の条件が発生したときに、特定のアクションを実行してオシロスコープが応答するように設定できます。これにより、発生頻度の低いイベントを簡単に取得して分析できます。

長いレコード長の波形から目的のイベントを探す場合、適切なサーチ・ツールがないと時間のかかる作業になります。
サーチ機能を使用すると、独自に定義した条件で取込んだデータを自動検索できます。イベントのすべての発生箇所
は、ナビゲーションが簡単になるように、検索マークが強調表示されます。サーチの種類には、エッジ、パルス幅、
タイムアウト、ラント、ウィンドウ、ロジック、セットア
ップ／ホールド、立上り／立下り時間、パラレル／シリア
ル・バス・パケットのデータなどがあります。また、検索結果の最小値と最大値にすばやくジャンプすることもできます。

コールアウト
テストの結果や手順を文書化することは、チーム間でデータを共有したり、後の再測定、顧客レポートを作成したりする際に非常に重要です。
画面上で数回タップするだけで、必要な数だけカスタム・
コールアウトを作成できるため、波形の特定の詳細を文書化することができます。それぞれのコールアウトは、テキスト、位置、色、フォント・サイズ、フォントをカスタマ
イズできます。

www.tek.com 6

2 シリーズ MSO データ・シート

狭いパルスでトリガするために使用されるパルス幅トリガの例

バス波形は、時間相関のあるデコードされたパケットを提供し、バス・デコード・テーブルは、取込み全体からのすべてのパケットを表示します。検索を使用してナビゲートできます。

www.tek.com 7

2 シリーズ MSO データ・シート

マスク・テスト
マスク・テストは、信号の品質をテストする優れた方法です。マスクとは、オシロスコープの波形表示において信号が入ってはならない部分を設定するものです。マスクは、
ユーザ定義の許容誤差を持つ高品質な信号に基づいて定義
するか、画面上にマスク・セグメントを描画して定義します。
2 シリーズ MSO は、以下のことが可能になる包括的なマス
ク・ツールの設定が提供されます。
•
•
•
•

•

•

どのサブパケット・コンポーネントを簡単に識別できます。
バス波形は、表示された他の信号と時間相関が取れているため、被測定システムの異なる部分のタイミング関係
も簡単に測定できます。
バス・デコード・テーブルは、アクイジションでデコードされたすべてのパケットの表形式のビューを提供します。パケットにはタイムスタンプが付き、アドレス、データなど、コンポーネントごとにカラムとして連続にリスト表示されます。

波形の数でテスト期間を定義
違反判定のためのスレッショルド値を設定
違反/不合格の数をカウントし、統計情報レポートを作成
違反時、テスト不合格時、およびテスト完了時のアクシ
ョンを設定

高品質なリファレンス信号に基づくリミット・マスク・テスト

シリアル・プロトコル・トリガ／解析（オプション）
2 シリーズ MSO では、さまざまな高性能なツール・セットが用意されており、I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、CAN、CAN FD、LIN、SENT など、組込み設計によく使用される、ほとんどのシリアル・バスに対応できます。
プロトコル・デコードとトリガ機能では、1 つまたは複数のシリアル・バスのトラフィックを観察することによって、システムのアクティビティの流れを追跡できるため大変有
効です。
•

•

シリアル・プロトコル・トリガを使用することで、パケットの開始、特定のアドレス、特定のデータ内容、固有の識別子、エラーなど、特定のパケット内容でトリガできる
バス波形により、バスを構成する Clock、Data、Chip Enableなどの個々の信号に沿ってわかりやすく表示でき、パケットの開始と終了、アドレス、データ、識別子、CRC な

バス・メニューには、バス・パラメータを設定するためのオプションがあります

デジタル・チャンネル（オプション）
2 シリーズ MSO には、デジタル・チャンネルが 16 個装備されています。P6316 デジタル・プローブを使用して、最大16 個の信号をオシロスコープのデジタル入力に接続できます。プローブに付属のアクセサリを使用すると、8x2 スク
エア・ピン・ヘッダに直接接続できます。付属のフライン
グ・リード・セットとグラバを使用すると、表面実装デバ
イスやテスト・ポイントとクリップでき、柔軟性が向上します。
各デジタル・チャンネルを個別に表示して、その状態を確認できます。また、複数のデジタル・チャンネルをグループ化して、バス形式で一緒に表示することもできます。シンボル・テーブルをバス表示に適用して、バス・トランザ
クションのより高いレベルのビューを取得することもでき

www.tek.com 8

2 シリーズ MSO データ・シート

ます。パターン・トリガ機能を使用して、対象のパターン
をトリガできます。

ことができます。周波数カウンタは、選択した入力チャンネルの周波数を正確にリードアウト。

任意波形／ファンクション・ジェネレータ（オプ
ション）

拡張機能

2 シリーズ MSO には、オプションの 50 MHz 任意波形／ファンクション・ジェネレータが含まれており、センサ信号のシミュレーション信号を出力できるほか、信号にノイズを付加してマージン・テストを実行することもできます。
AFG 出力は、AUX OUT 信号と多重化されます。
正弦波、方形波、パルス、ランプ波／三角波、DC、ノイズ、sin（x）/x（Sync）、ガウシアン、ローレンツ、指数立上
り/立下り、ヘイバーサイン、およびカーディアックを含む
いくつかの事前定義済み波形が含まれています。
任意波形ジェネレータは、保存されたファイルであるアナ
ログ入力で取り込んだ波形をロードするための 128k ポイ
ントのレコードを提供します。または、Tektronix ArbExpress
PC ベースの波形作成および編集ソフトウェアを使用して、複雑な波形をすばやく簡単に作成できます。

柔軟な設定が可能な AFG 出力。この例では、25%のノイズが正弦波に付加されている

デジタル・パターン・ゼネレータ（オプション）
2 シリーズ MSO には、事前定義された電圧レベルで 4 つのデジタル信号を生成するため、ビットあたり 2k ポイントのレコード長を持つ 4 ビット・デジタル・パターン・ゼネレ
ータが含まれています。
事前定義された CSV ファイルを使用して出力パターンをメモリにロードするか、必要に応じて、各出力の状態を手動で高、低、トグル、または Hi-Z に設定できます。

デジタル・ボルトメータおよび周波数カウンタ（オプション）

2 シリーズ MSO は、複数のポートを経由して、ネットワー
ク接続、PC への直接接続、または他のテスト機器に接続することができます。
•••

前面パネルには USB 2.0 ポートが 2 ポート装備されているため、スクリーンショット、機器の設定、波形データなどを USB 大容量ストレージ・デバイスに簡単に保存できます。USB ホスト・ポートには、USB マウスやキーボードも接続でき、機器のコントロールやデータ入力に利用できます。
USB デバイス・ポートは、PC からリモートで、オシロスコープを制御することができます。
標準の 10/100BASE-T Ethernet ポートを使用すると、簡単にネットワークに接続でき、機器をリモートで制御して、取得したデータを表示できます。

バッテリ・パック（オプション）

2 つのバッテリ・スロット付きバッテリ・パックは、機器の背面に取り付
け可能

2 シリーズ MSO は、作業現場のテスト機器など、AC 電源が使用できない場所でも測定を実行するため、追加の柔軟性を提供するオプションのバッテリ・パックもサポートしています。
バッテリ・パックには 2 つのバッテリ・スロットがあり、作動中のバッテリのホット・スワップをサポートして、バッテリの動作時間を延長できます。
バッテリは、機器を AC 電源に接続されているときに充電されます。また、外部充電器を使用して充電することもできます。

本機は 4 桁のデジタル・ボルトメータと 8 桁の周波数カウンタを内蔵しています。オシロスコープ付属のプローブを使用して、任意のアナログ入力を電圧計の測定対象にする

www.tek.com 9

2 シリーズ MSO データ・シート

プログラム・インタフェースと下位互換性
プログラマブル・インタフェース・コマンドを使用すると、USB デバイス・ポートまたはイーサネット・ポートを介して機器をリモートで制御できます。これにより、機器をプ
ログラミングして、自動化された一連のタスクを実行した
り、特定のタスクを実行するための他の機器を含むより大規模なシステムに統合したりできます。
プログラム・インタフェース・コマンド設定は、次世代のTektronix オシロスコープと互換性があるため、他の Tektronix
オシロスコープ用に作成されたコードを簡単に再利用できます。
この機器は、互換モードもサポートしており、有効にすると、2 シリーズ MSO が従来の TDS2000、TBS1000、およびMSO/DPO2000 シリーズの Tektronix オシロスコープのプログ
ラム・コマンドとの互換性があります。この互換モードにより、既存のテスト・システムにある旧モデルのオシロス
コープを 2 シリーズ MSO に簡単に置き換えることができ
ます。

アクセサリ
シェルフ・アームに取り付けられた MSO24

外部バッテリ・チャージャ

バッテリ・パックだけでなく、いくつかのアクセサリが用意されており、2 シリーズ MSO をさまざまなアプリケーシ
ョンに適合させることができます。

ラックマウント・キット•

操作状況に対応したヘルプ表示。

•••

ラックマウント・キット：生産用のラックへの機器を取り付け用
キックスタンド付きソフト保護ケース：機器を保護し、現場への持ち運びを容易にする
ハード・キャリング・ケース：機器の運搬に使用
機器背面にある 100 mm × 100 mm の標準 VESA インタフ
ェースは、さまざまなアクセサリと互換性があります

教育向け機能2 シリーズ MSO には、役に立つ情報リソースが内蔵されており、疑問が生じても即座に回答が得られるため、マニュ
アルや Web サイトを参照する手間が省けます。
•

多くのメニューでは、グラフィカルなイメージと説明テ
キストが使用されており、機能の概要をすばやく把握できる

www.tek.com 10

2 シリーズ MSO データ・シート•

すべてのメニューの右上には、クエスチョン・マークが表示されており、内蔵ヘルプ・システムのそのメニュー
項目に関連する部分を直接参照できる•

ヘルプ・メニューには、ユーザ・インタフェースに関する簡単なチュートリアルが内蔵されているため、初心者でも短時間で操作方法を習得できる

マニュアルやインターネットを参照しなくても、疑問に対する回答がすばやく得られる内蔵ヘルプ・システム

機能制御

•

2 シリーズ MSO には、指導者が実習環境のセットアップや管理に煩わされることなく、本来の実習や指導に集中して取り組めるようにするための新しい機能が提供されています。

••

ブラウザを使用して、任意のデバイスに保存されたデータを検査、解析、およびレポート
他の寄与分とシームレスに連携
REST API を使用したスクリプトでワークフローに統合

教育者は、機器のオートセット、カーソル、および自動測定を無効に設定できます。そのため、学生はオシロスコー
プの基本概念を学びながら、機器の水平／垂直操作部による波形表示、波形目盛による時間および電圧の測定、手動による信号特性のプロット／計算を行う方法を身に着けることができます。

TekDrive
2 シリーズ MSO は、TekDrive コラボレーション・テストおよび測定データ・ワークスペースとネイティブに統合されているため、ユーザは接続されたデバイスから任意のファイ
ル・タイプをアップロード、保存、整理、検索、ダウンロ
ード、および共有することができます。
••

どこからでもシームレスにデータにアクセス
機器で直接保存/呼出し

www.tek.com 11

2 シリーズ MSO データ・シート

TekScope PC 解析ソフトウェア
数々の受賞に輝くオシロスコープの解析機能を PC で利用できます。いつでもどこでも波形を解析できます。
••••

オシロスコープと同じ UI を使用して、オシロスコープ
を使用せずにどこからでも波形を分析できます
同僚やお客様とデータを共有できます
同じ画面上の複数のオシロスコープからの波形を同期しますスペクトラム解析、ジッタ解析、高度なバス・デコードなどの拡張解析を追加します。

PC 上の TekScope ソフトウェア

www.tek.com 12

2 シリーズ MSO データ・シート

仕様
すべての仕様は特に断りのないかぎり、代表値です。すべての仕様は、特に断りのないかぎり、すべての機種に適用され
ます。

モデル概要
アナログ・チャンネル数

MSO22

MSO24

2

4

アナログ・チャンネル周波数 70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz
帯域 1
サンプル・レート、2.5 GS/s（ハーフ・チャンネル、
1.25 GS/s（全チャンネル）インターリーブあり）

レコード長

10M

デジタル・チャンネル

16

AFG 出力1（Aux 出力による多重化）

垂直軸システム－アナログ部
帯域制限
20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz（機器の周波数帯域により制限）
入力カップリング

AC、DC

入力インピーダンス
BNC

1M Ω±1%、14 pF±3 pF

TPP0200 プローブ・チップ

10 MΩ、12 pF 未満

P6139B プローブ・チップ

10 MΩ、8 pF 未満

入力感度

1 mV/div ～ 10 V/div

垂直分解能

8 ビット

最大入力電圧300 Vrms CAT II（ピーク電圧：±425 V 以下）
4.5 Mhz～45 Mhz では 20 dB/decade の割合で低下
45 Mhz～450 Mhz では 14 dB/decade の割合で低下、450 Mhz 以上では 5 Vrms

DC ゲイン確度 2
1
2

±3

%（30

℃以上では 0.10%／℃の割合で低下）

500 MHz 帯域幅は、4 mV/div～10 V/div を保証します。
保証された仕様は周囲で 30 分間のウォームアップと、信号経路補正（SPC）後に有効。

www.tek.com 13

2 シリーズ MSO データ・シート

チャンネル間アイソレーシ
ョン100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz

オフセット・レンジ

1 mV/div～63.8 mV/div： +/-1 V
63.9 mV/div～999.5 mV/div：+/-10 V
1 V/div～10 V/div：+/-100 V

水平軸システム － アナログ部
時間軸レンジ

2 ns/div～1,000 s/div（全チャンネル）1 ns/div～1,000 s/div（ハーフ・チャンネル）タイムベース遅延の範囲

10 div～5000s

チャンネル間デスキュー・レ -95ns～+95ns
ンジ
時間軸確度 2

1 ms 以上の任意の間隔において±25 ppm

トリガ・システム
トリガ・モード

オート、ノーマル、シングル

トリガ・カップリング

DC、HF 除去（50KHz 以上で減衰）、LF 除去（50KHz 未満で減衰）、ノイズ除去（感度が低下）

トリガ・ホールドオフ範囲

0 s～10 s

トリガ感度

エッジ・タイプ、DC カップリング
アナログ入力チャンネル：6 mV または 0.8 div の大きい方
Aux In：500 mVpp～250 MHz

トリガ・レベル・レンジ
任意の入力チャンネル

スクリーンの中心から±5 div

Aux In±8V

トリガ周波数カウンタ 3

トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示

3

将来のリリースで利用可能。

www.tek.com 14

2 シリーズ MSO データ・シート

トリガ・タイプエッジ

任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方。

パルス幅

正のパルスまたは負のパルスでトリガ。イベントは、時間または他チャンネルの論理状態で設定可能

タイムアウト

指定した時間にわたって、イベントがハイ、ロー、いずれかのままである場合にトリガ。イ
ベントは、他チャンネルの論理状態で設定可能

ラント

2 つのスレッショルド・レベルのうち、1 つ目のスレッショルドを横切り、2 つ目のスレッ
ショルドを横切ることなく、再び 1 つ目のスレッショルド・レベルを横切る場合にトリガ。
イベントは、時間または他チャンネルの論理状態で設定可能

ロジック

ロジック・パターンが真または偽になるか、クロック・エッジが発生するタイミングでトリガ。すべてのアナログ、デジタルの入力チャンネルのパターン（AND、OR、NAND、NOR）
は、High、Low または Don't Care として定義。真になるロジック・パターンは時間クオリファ
イされる

セットアップ／ホールド

任意のチャンネルで、クロックとデータの間にセットアップ時間とホールド時間の違反がある場合にトリガ

立上がり/立下りしきい値

指定したパルス・エッジ・レートよりも速いまたは遅い場合にトリガ。スロープは正、負ま
たはいずれかが選択可能。イベントは、他チャンネルの論理状態で設定可能

パラレル（MSO オプションを パラレル・バスのデータ値でトリガ。パラレル・バスは 1 ～ 20 ビット（デジタル・チャン
使用）
ネルおよびアナログ・チャンネルから）。バイナリまたは Hex をサポート
I2C（オプション）

10 Mb/s までの I2C バスのスタート、リピーテッド・スタート、ストップ、ミッシング・アク
ノレッジ、アドレス（7 または 10 ビット）、データ、またはアドレスとデータでトリガ

SPI（オプション）

20 Mb/s 以下の SPI バスの SS（Slave Select）、アイドル時間、またはデータ（1～16 ワード）でトリガ

RS-232/422/485/UART（オプシ スタート・ビット、パケットの末尾、データ、およびパリティ・エラーでトリガ（15Mb/s まョン）
で）CAN（オプション）

1Mb/s までの CAN バスのフレームの開始、フレーム・タイプ（データ、リモート、エラー、
オーバロード）、識別子、データ、識別子とデータ、フレームの最後、ミッシング・アクノ
レッジ、ビット・スタッフィング・エラーでトリガLIN（オプション）

1Mb/s までの LIN バスの同期、識別子、データ、ID とデータ、ウェイクアップ・フレーム、
スリープ・フレーム、エラーでトリガ

SENT（オプション）

パケットの開始、高速チャンネルのステータスとデータ、低速チャンネルのメッセージ IDとデータ、CRC エラーでトリガ

アクイジション・システム・モード
サンプル取得したサンプル値

ピーク検出

デシメーション間隔内のサンプルの最大値および最小値

アベレージング

取得の最大 10,240 回までの一連の波形の平均値

エンベロープ複数のアクイジションにわたる最小値と最大値のエンベロープ

Hi-Res（ハイレゾ）

それぞれのサンプル・レートに、固有の帯域幅フィルタを適用して、そのサンプル・レート
で利用可能な最高帯域幅を維持しながら、エリアシングを抑制し、オシロスコープの増幅器

www.tek.com 15

2 シリーズ MSO データ・シート

や ADC から、選択したサンプル・レートに対する使用可能帯域幅を上回る雑音を除去しま
す。

波形測定
カーソル

波形、垂直バー、水平バー、垂直／水平バー

自動測定

36 種類の自動測定項目。表示可能な測定項目の数に制限はなく、測定バッジとして個別に表示することも、または測定結果テーブルにまとめて表示することも可能

振幅測定

振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュー
ト、平均値、実効値、AC 実効値、トップ、ベース、領域

時間測定

周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上
り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、
正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時
間、N 周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間

測定結果の統計値

平均、標準偏差、最大値、最小値、母集団統計値は、現在のアクイジション、およびすべてのアクイジションのどちらでも利用可能

リファレンス・レベル

自動測定で使用されるリファレンス・レベルは、%または単位でユーザ定義が可能リファレ
ンス・レベルは、すべての測定にグローバルに設定することも、ソース・チャンネルまたは
信号ごと、または測定ごとに個別に設定することも可能

ゲーティング

画面、カーソル、ロジック、検索、または時間。測定を行うアクイジションの領域を指定します。ゲーティングはグローバル（グローバルに設定されたすべての測定に影響）にもローカル（測定にはすべて固有の時間ゲートを設定可能。スクリーン、カーソル、ロジック、サーチにはただ 1 つのローカル・ゲートのみを利用可能）にも設定可能。

波形演算
演算

加算、減算、乗算、除算

演算関数

統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、および abs

関係式＞、＜、≧、≦、＝、≠のブール値の結果

ロジック

AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV

FFT

スペクトラム（振幅、位相、実数および虚数）FFT 単位

振幅：リニアおよびログ（dBm）
位相：Degree、Radian、グループ遅延

www.tek.com 16

2 シリーズ MSO データ・シート

FFT の窓関数

ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ 2、ガウシアン、カイザ
ー-ベッセル、Tek 指数関検索
サーチ・タイプ

エッジ、パルス幅、タイムアウト、ラント・パルス、ロジック・パターン、セットアップ／
ホールド違反、立上り／立下り時間、バス・プロトコル・イベントなど、ユーザ指定の条件に基づいて、ロング・メモリ全体から該当するすべてのイベントの検索が可能。

検索結果

波形表示、結果表。

任意波形／ファンクション・ジェネレータ
チャンネル数

1（Aux 出力による多重化）

動作モード

連続、バースト

波形

サイン、方形、パルス、ランプ、三角、DC、ノイズ、Sin(x)/x(Sinc)、ガウシアン、ローレン
ツ、指数立上り、指数立下り、ハーバサイン、カーディアック、任意波形

振幅および周波数範囲
信号の種類(Signal
type)

振幅レンジ：50 Ω

振幅レンジ：1 MΩ

周波数レンジ

正弦波

10mV～2.5V

20mV～5V

0.1Hz～50MHz

方形波

10mV～2.5V

20mV～5V

0.1Hz～20MHz

パルス

10mV～2.5V

20mV～5V

0.1Hz～20MHz

ランプ波

10mV～2.5V

20mV～5V

0.1Hz～500KHz

DC レベル

20mV～5V

ガウシアン

10mV～1.25V

20mV～2.5V

0.1Hz～5MHz

ローレンツ

10mV～1.2V

20mV～2.4V

0.1Hz～5MHz

ハーバサイン

10mV～1.25V

20mV～2.5V

0.1Hz～5MHz

Exponential（指数）10mV～1.25V

20mV～2.5V

0.1Hz～5MHz

Sin(X)/X

10mV～1.5V

20mV～3V

0.1Hz～2MHz

ランダム・ノイズ

10mV～2.5V

20mV～5V

カーディアック

10mV～2.5V

20mV～5V

0.1Hz～500KHz

任意波形

10mV～2.5V

20mV～5V

0.1Hz～25MHz

DC オフセットDC オフセット・レンジ、±1.25V（50Ω 負荷）±2.5V（オープン回路）

DC オフセット分解能

1mV（オープン回路）、500μV（50Ω 負荷）

DC オフセット確度 2±［（絶対オフセット設定の 1.5%）1mV］。

www.tek.com 17

2 シリーズ MSO データ・シート

デジタル・パターン・ゼネレータ 3
チャンネル数4

パターン・メモリ長

2 K ビット

出力振幅

2.5 V、3.3 V、5 V、および Hi-Z

パターン・タイプ

スクエア、カウンタ、ユーザ定義、および手動

デジタル・ボルトメータおよび周波数カウンタ 3
ソース

Ch1 型、Ch2 型、Ch3 型、Ch4 型

測定項目

ACrms、DCrms、および AC+DCrms

分解能

電圧：4 桁
周波数：5 桁垂直軸設定のオート・レンジ 測定ダイナミック・レンジを最大化するための垂直軸設定の自動調整

表示
ディスプレイ・タイプ

10.1 インチ LCD 静電容量式タッチ・スクリーン

ディスプレイ解像度

1280 x 800

表示モード

オーバーレイスタック

ズーム

すべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート

補間

Sin(x)/x、直線

波形スタイル

ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス

波形目盛

移動可能／固定目盛、グリッド／時間／フル／なしから選択可能

カラー・パレット

ノーマル、反転（スクリーンショット）
個々の波形の色をユーザが選択可能

フォーマット

YT、XY

www.tek.com 18

2 シリーズ MSO データ・シート

対応言語

英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイ
ン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語

入出力ポート
USB インタフェース

USB 2.0 ホスト・ポート × 2
USB デバイス・ポート × 1（USBTMC をサポート）

Ethernet インタフェース

Ethernet ポート×1、10/100 Mb/s、および 1000 Mbps イーサネット（全二重モードのみ）

プローブ補正出力
振幅

0～2.5V

周波数

1kHz

ソース・インピーダンス

1kΩ

Aux 出力AFG 出力と多重化された前面パネルの BNC コネクタ。出力は、オシロスコープがトリガされたときに、正または負のパルスを提供するように構成されています。
性能

リミット

Vout（HI）

開回路：2.5 V 以上、50 Ω 負荷で接地：1.0 V 以上。

Vout（LO）

4 mA 以下の負荷：0.7 V 以下、50 Ω 負荷で接地：0.25 V 以下。

Aux 入力300 Vrms CAT II（ピーク電圧：±425 V 以下）

セキュリティ・ロック

後部パネルにケンジントン・ロック用のセキュリティ・スロットを装備

VESA マウント

VESA 標準（VESA MIS-D 100）の 100 mm × 100 mm VESA マウント・ポイントを後部パネルに装備

グランド・ラグ

機器がバッテリ電源で動作している場合に、安全なグランド・リターン・パスを提供します。

ソフトウェア
VNC

機器の画面をリモート制御して表示

IVI ドライバ

LabVIEW、LabWindows/CVI、Microsoft .NET、および MATLAB など、一般的なアプリケーションの標準測定器プログラム・インタフェースを提供 VISA を介して Python、C/C++/C#など数多くの言語に対応が可能。

www.tek.com 19

2 シリーズ MSO データ・シート

TekScope

TekScope は、強力なオシロスコープ解析環境を PC 上に実現します。実験室の外でも、臨機応変にシリアル・デコード、パワー解析、タイミング、アイ、ジッタ解析などの解析業務を行えるようになりました。詳細については、www.tek.com/software/tekscope-pc-analysis-software を参照してください。

TekDrive

接続されているデバイスのあらゆる種類のファイルをアップロード、保存、整理、検索、ダウンロード、および共有できます。TekDrive は、シームレスなファイルの共有や呼び出しを実現するために、2 シリーズ MSO にネイティブに統合されています。USB メモリは必要ありません。詳細については、www.tek.com/software/tekdrive を参照してください。

プログラミングの例

2/4/5/6 シリーズ・プラットフォーム上でのプログラミングは簡単な作業ではありませんでした。プログラマ・マニュアルや GitHub サイトには、遠隔操作による自動化に役立つ数多くのコマンドやサンプル・プログラムが掲載されています。参照してください。 github.com/
TEKTRONIX/PROGRAMMATIC-CONTROL-EXAMPLES

パワー
AC 電源

100～240 V ±10%（50 Hz～60 Hz）

AC アダプタ出力

24VDC、2.71 A

消費電力

最大 60W

バッテリ
バッテリ駆動バッテリ用の 2 つのスロットを備えた、Opt 2-BP バッテリ・パックが必要です
最大 2 つの TEKBAT-01 充電式リチウム・イオン・バッテリに対応しています

電池化学

リチウム・イオン

公称容量6700 mAh

電圧14.52 VDC

質量

450 g/1lb

動作時間（代表値）

最大 4 時間（シングル・バッテリ）
最大 8 時間（デュアル・バッテリ）
ホット・スワップ可能

物理特性
寸法
機器単体
高さ

210 mm（8.26 in）

www.tek.com 20

2 シリーズ MSO データ・シート

幅344 mm（13.54 in）

奥行

40.4 mm（1.59 in）

バッテリ・パック付属機器
高さ

210 mm（8.26 in）

幅

344 mm（13.54 in）

奥行

78 mm（3.07 in）

質量
機器単体

1.8 kg

バッテリ・パック付属機器

3.2 kg、バッテリが 1 つの場合
3.6 kg、バッテリが 2 つの場合

ラックマウント・タイプ

5U

冷却に必要なスペース

機器の左側／右側、後部に 2 インチの空間が必要

EMC、適合性、および安全性
温度
動作時

0 ℃～＋ 50 ℃（+32 °F～120 °F）

動作時のバッテリ

充電：0～45 ℃（+32 °F～113 °F）
放電：－20 ℃～60 ℃（-4 °F～140 °F）

非動作時－20 ℃～＋ 60 ℃（-4 °F～140 °F）

湿度
動作時＋ 30℃以下で相対湿度 5%～90％、+30℃～+50℃の温度で 5%～60%の相対湿度。

非動作時＋ 30℃以下で相対湿度 5%～90％、+30℃～+60℃の温度で 5%～60%の相対湿度。

高度
動作時

3,000m（9,842 フィート）以下

非動作時

最高 12,000m（39,370 フィート）

規制、UL 認定（米国／カナダ）
CE マーク（EU）

www.tek.com 21

2 シリーズ MSO データ・シート

RoHS 準拠

www.tek.com 22

2 シリーズ MSO データ・シート

ご注文の際は以下の型名をご使用ください。
以下のステップに従って、お客様の測定のニーズに合わせて、最適な機器とオプションを選択してください。

ステップ 1 – 機器モデルの選択
2 シリーズ機器モデルを選択
型名

説明

MSO22

ミックスド･シグナル･オシロスコープ：アナログ・チャンネル × 2、サンプル・レート：2.5
GS/s、レコード長：10 Mpts

MSO24

ミックスド･シグナル･オシロスコープ：アナログ・チャンネル × 4、サンプル・レート：2.5
GS/s、レコード長：10 Mpts

全機種に付属
•
•
•
•
•
•
•

TPP0200 200 MHz、10:1 プローブが 1 チャンネルに１つ機器スタンドインストールおよび安全に関する取扱説明書（英語、日本語、および簡体中国語版）
内蔵オンライン・ヘルプ
外部電源
計量標準総合センターへのトレーサビリティと、ISO9001/ISO17025 品質システム登録を文書化した校正証明書
機器の全ての部品と技術料はすべて 1 年保証。付属プローブに関連する部品と技術料はすべて 1 年保証

ステップ 2 – 必須の周波数帯域の設定
必要な周波数帯域（アナログ・チャンネル）の選択。アップグレード・オプションを購入することで、いつでもアップグレードできます。
帯域幅のオプション

帯域幅の範囲

2-BW-70

70MHz

2-BW-100

100MHz2-BW-200

200MHz2-BW-350

350MHz2-BW-500

500MHzステップ 3 – 内蔵機能の追加
これらは機器本体と同時に注文できますが、後でアップグレード・キットとして購入することもできます。
プローブ・オプション

説明

2-P6139B

500 MHz、プローブ 10 個（1 チャンネルに 1 つ）

2-BATPK

2 シリーズ・オシロスコープ用の 2 つのバッテリ・スロット 2 個とバッテリ 1 個（機器に付属）を備えたバッテリ・パック

www.tek.com 23

2 シリーズ MSO データ・シート

ステップ 4 – オプション・バンドルの 1 つを使用して機器にソフトウェア機能を追加
さまざまなアプリケーションのニーズにあわせて、異なるレベルの機能を備えたオプション・バンドルが提供されていま
す。
機能

説明

2-SOURCE

AFG（任意波形／ファンクション・ジェネレータ）

2-SERIAL

I2C、SPI、UART、CAN、CAN-FD、SENT、LIN シリアル・トリガおよび解析

2-ULTIMATE

2-SOURCE 型、2-SERIAL 型

ステップ 5 – 追加のアナログ・プローブとアダプタの追加
その他の推奨プローブ／アダプタの追加
受動電圧プローブ

説明

TPP0100

100 MHz 帯域幅、10x 減衰、BNC インタフェース

TPP0200

200 MHz 帯域幅、10x 減衰、BNC インタフェース

P2221

6 MHz～200 MHz 帯域幅、1x／10x 減衰、BNC インタフェース

P5050B500 MHz 帯域幅、10x 減衰、BNC インタフェース

P6139B500 MHz 帯域幅、10x 減衰、BNC インタフェース

P6101B

15 MHz 帯域幅、1x 減衰、BNC インタフェース

P3010

100 MHz 帯域幅、10x 減衰、BNC インタフェース

THP0301

300 MHz 帯域幅、10x 減衰、BNC インタフェース

電流プローブ説明

TCPA300

電流プローブ増幅器/w TCP312A

DC～100 MHz、1 mA/w TCP305A

DC～50 MHz、5 mA/w TCP303

DC～15 MHz、5 mA

TCPA400

電流プローブ増幅器/W TCP404XL

DC～2 MHz、1 A

TCP2020

DC～50 MHz、10 mA

A622

DC～100 KHz

P6021A

120 Hz～60 MHz、2 mA/mV、10 mA/mV

P6022

935 Hz～120 MHz、1 mA/mV、10 mA/mV

TRCP3000

1 Hz～16 MHz、2 mV/A

TRCP0600

12 Hz～30 MHz、10 mV/A

TRCP0300

9 Hz～30 MHz、20 mV/A

CT1

25 KHz～1 GHz、5 mV/mA

CT2

1.2 KHz～200 MHz、5 mV/mA

CT6

250 KHz～2 GHz、5 mV/mA

www.tek.com 24

2 シリーズ MSO データ・シート

高電圧シングル・エンド・プ 説明
ローブ
P5100A

500 MHz 帯域幅、100x 減衰P6015A

75 MHz 帯域幅、1000x 減衰

P5122

200 MHz 帯域幅、100x 減衰

P5150

500 MHz 帯域幅、50x 減衰

高電圧差動プローブ

説明

P5200A

50 MHz 帯域幅、50:1/500:1 減衰

デジタル･プローブ

説明

P6316

MSO シリーズの機能用 16 チャンネル・デジタル・プローブ

ステップ 6 – アクセサリの選択
その他の推奨アクセサリを追加
オプショナル・アクセサリ

説明

2-BP

バッテリ・パック：バッテリ・スロット 2 個とバッテリ 1 個

TEKBAT-01

バッテリ・パック 2-BP 用の追加バッテリ

TEKCHG-01

スタンドアロン・バッテリ充電器（TEKBAT-01 バッテリの充電用）

2-RK

ラックマウント・キット

2-PC

キックスタンド付きの携帯用バッグと機器用の保護ケース

2-HC

ハード・キャリング・ケース

119-9725-00

追加の AC/DC 電源

ステップ 7 - 電源ケーブル・オプションの選択
オプショナル・アクセサリ

説明

A0

北米仕様電源プラグ（115V、60Hz）

A1

ユニバーサル欧州仕様電源プラグ（220V、50Hz）

A2

イギリス仕様電源プラグ（240V、50Hz）

A3

オーストラリア仕様電源プラグ（240V、50Hz）

A5

スイス仕様電源プラグ（220V、50Hz）

A6

日本仕様電源プラグ（100V、50/60Hz）

A10

中国仕様電源プラグ（50Hz）

A11

インド仕様電源プラグ（50Hz）

A12

ブラジル仕様（60Hz）

A99

電源コードなし

E1

ユニバーサル・ユーロ・バンドル

www.tek.com 25

2 シリーズ MSO データ・シート

ステップ 8 – サービス・オプションの選択
2 シリーズ MSO のサービス・パッケージで投資と稼働時間を保護します。
2 シリーズ MSO の校正と延長保証プランをご利用いただくと、ご購入品の長期的価値を最適化し、維持費用を抑えることができます。プランには、部品、作業、2 日間の発送作業をカバーする標準型保証の延長や、通常使用による損傷、事故による破損、ESD または EOS をカバーする修理と交換を含めたトータル保証サービス・プランなどが用意されています。
2 シリーズ MSO 製品シリーズで利用可能な特定のサービス・オプションについては、以下の表を参照してください。工場
修理プランと比較することもできます www.tek.com/en/services/factory-service-plans。
また、テクトロニクスは、電子テストおよび計測機器の全ブランドに対応する業界トップの認定校正サービス・プロバイダーであり、9,000 社のメーカーの 140,000 以上のモデルに対するサービスを行っています。世界各地に 100 以上のラボを有するテクトロニクスは、お客様に合わせた総合的校正プログラムを、市場価格かつ OEM 品質レベルで提供するグローバ
ル・パートナーです。当社の総合的校正サービスの機能をご覧ください www.tek.com/en/services/calibration-services。
サービス・オプション

説明

R3

標準保証期間を 3 年に延長。部品、技術料、国内 2 日の発送を保証。保証がない場合よりも迅速な修理対応。すべての修理で校正とアップデートを実施。手続きは不要。電話一本で修理プロセスが開始。

R5

標準保証期間を 5 年に延長。部品、技術料、国内 2 日の発送を保証。保証がない場合よりも迅速な修理対応。すべての修理で校正とアップデートを実施。手続きは不要。電話一本で修理プロセスが開始。

T3

3 年間のトータル保証サービス・プランでは、通常使用による損傷、事故による破損（ESD
または EOS を含む）がすべて修理または交換の対象となるのに加えて、さらに予防的な保守も行われます。機器の返却によって発生するサービス中断期間は 5 日間で、カスタマ・
サポートを優先的にご利用になれます。

T5

5 年間のトータル保証サービス・プランでは、通常使用による損傷、事故による破損（ESD
または EOS を含む）がすべて修理または交換の対象となるのに加えて、さらに予防的な保守も行われます。機器の返却によって発生するサービス中断期間は 5 日間で、カスタマ・
サポートを優先的にご利用になれます。

C3

3 年間の校正サービス。必要に応じて、推奨される校正間隔でトレーサブル校正または機能検証が実施されます。保証期間には初回の校正に加えて、2 年間の校正サービスが含ま
れます。

C5

5 年間の校正サービス。必要に応じて、推奨される校正間隔でトレーサブル校正または機能検証が実施されます。保証期間には初回の校正に加えて、4 年間の校正サービスが含ま
れます。

D1

校正データ・レポート

D3

3 年間の校正データ・レポート（オプション C3 型付き)

D5

5 年間の校正データ・レポート（オプション C5 型付き)

購入後のご注文情報
2 シリーズ製品は購入後、様々なオプションで機能を簡単に追加することができます。
購入後の周波数帯域のアップグレード
2 シリーズ MSO アナログ周波数帯域は、購入後にアップグレードできます。周波数帯域のアップグレードは、現在の帯域と必要な帯域に基づいて購入してください。ライセンスをインストールすることで、すべての周波数帯域のアップグレー
ドが現場で実行できます。

www.tek.com 26

2 シリーズ MSO データ・シート

対応機種

帯域幅のオプション

アップグレード前の帯域 アップグレード後の帯域

MSO22

SUP2-BW70T100-2

70MHz

100MHzSUP2-BW70T200-2

70MHz

200MHzSUP2-BW70T350-2

70MHz

350MHzSUP2-BW70T500-2

70MHz

500MHzSUP2-BW100T200-2

100MHz200MHzSUP2-BW100T350-2

100MHz350MHzSUP2-BW100T500-2

100MHz500MHzSUP2-BW200T350-2

200MHz350MHzSUP2-BW200T500-2

200MHz500MHzSUP2-BW70T100-4

70MHz

100MHzSUP2-BW70T200-4

70MHz

200MHzSUP2-BW70T350-4

70MHz

350MHzSUP2-BW70T500-4

70MHz

500MHzSUP2-BW100T200-4

100MHz200MHzSUP2-BW100T350-4

100MHz350MHzSUP2-BW100T500-4

100MHz500MHzSUP2-BW200T350-4

200MHz350MHzSUP2-BW200T500-4

200MHz500MHz

MSO24

オプション・バンドルの 1 つを使用した機器の能アップグレード
さまざまなアプリケーションのニーズにあわせて、異なるレベルの機能を備えたオプション・バンドルが提供されていま
す。
機能

説明

2-SOURCE

AFG（任意波形／ファンクション・ジェネレータ）

2-SERIAL

I2C、SPI、UART、CAN、CAN-FD、SENT、LIN シリアル・トリガおよび解析

2-ULTIMATE

2-SOURCE 型、2-SERIAL 型

拡張機能のための追加ソフトウェア
柔軟なライセンスでソフトウェアを追加購入して、コラボレーションやオフライン解析のために機器の機能を拡張します。
さまざまなアプリケーションのニーズにあわせて、異なるレベルの機能を備えたオプション・バンドルが提供されています。これらの各バンドルは、1 年間サブスクリプションまたは、永久ライセンスとして購入できます。

www.tek.com 27

2 シリーズ MSO データ・シート

ソフトウェア・オプション

説明

TEKSCOPE-STARTER

さまざまなアプリケーション向けの TekScope PC ソフトウェア・バンドル

TEKSCOPE-PRO-AUTOTEKSCOPE-PRO-SR
TEKSCOPE-PRO-PWR
TEKSCOPE-PRO-MILTEKSCOPE-ULTIMATETEKDRIVE-IND

T&M ワークスペース・コラボレーション用 TekDrive ソフトウェア

TEKDRIVE-BUS
TEKDRIVE-ENT

当社は SRI Quality System Registrar により ISO 9001 および ISO 14001 に登録されています。

製品は、IEEE 規格 488.1-1987、RS-232-C および当社標準コード＆フォーマットに適合しています。
評価対象の製品領域：電子テストおよび測定器の計画、設計／開発および製造。

ASEAN／オーストラレーシア (65) 6356 3900

オーストリア 00800 2255 4835*

ベルギー 00800 2255 4835*
中東欧諸国およびバルト諸国 +41 52 675 3777
フィンランド +41 52 675 3777
香港 400 820 5835
日本 81 (120) 441 046
中東、アジア、および北アフリカ +41 52 675 3777
中華人民共和国 400 820 5835
韓国 +822 6917 5084, 822 6917 5080
スペイン 00800 2255 4835*
台湾： 886 (2) 2656 6688

ブラジル +55 (11) 3759 7627
中央ヨーロッパおよびギリシャ +41 52 675 3777
フランス 00800 2255 4835*
インド 000 800 650 1835
ルクセンブルク +41 52 675 3777
オランダ 00800 2255 4835*
ポーランド +41 52 675 3777
ロシアおよび CIS 諸国 +7 (495) 6647564
スウェーデン 00800 2255 4835*
イギリスおよびアイルランド 00800 2255 4835*

バルカン半島諸国、イスラエル、南アフリカ、および他の ISE
諸国 +41 52 675 3777
カナダ 1 800 833 9200
デンマーク +45 80 88 1401
ドイツ 00800 2255 4835*
イタリア 00800 2255 4835*
メキシコ、中南米およびカリブ海域 52 (55) 56 04 50 90
ノルウェー 800 16098
ポルトガル 80 08 12370
南アフリカ +41 52 675 3777
スイス 00800 2255 4835*
米国 1 800 833 9200

* 欧州のフリーダイヤル番号つながらない場合は次の番号におかけください：+41 52 675 3777
詳細情報については、Tektronix は、総合的に継続してアプリケーション・ノート、テクニカル・ブリーフおよびその他のリソースのコレクションを発展させ、技術者が最先端で仕事ができるように手助けをします。Web サイト（jp.tek.com）をご参照ください。
Copyright © Tektronix, Inc. All rights reserved.テクトロニクス製品は、登録済および出願中の米国その他の国の特許等により保護されています。本書の内容は、既に発行されている他の資料の内容に代わるものです。また、本製品の仕様および価格は、予告なく変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。TEKTRONIX および TEK は登録商標です。他のすべての商品名は、各社の商標または登録商標です。

6 Jun 2022 48Z-73857-0
www.tek.com