SOMATOM Force
CT

定期点検報告書
顧客名： 国立大学法人山口大学医学部附属病院 様
装置名： SOMATOM Force
ID： 732-40018177-CT09

シリアル番号： 75726

点検回数： 年 4 回
作業表 No. 728200942128
作業表 No. 728200917202

作業実施日： 2024年 1月 11日
作業実施日： 2024年 4月 2日

お客様のご検収は作業票にお願い致します。
点検は点検手順書 C2-058.831.01.10.02 に基づき実施されます。
本報告書の内容は事前に通知の上変更されることがあります。

Print No: C2-058.832.01.10.02

Fujii
Yuki

Digitallysigned by
Fujii Yuki
Date:
2024.04.11
18:44:50+09'00'シーメンスヘルスケア株式会社

点検報告書
作業内容
点検回数 ： 年4回 - 第1 回作業実施報告者 ：作業結果 ：作業実施日： 2024年1月11日

報告書番号： 1

浜 潤一

年4回 - 第1 回 下記項目に従い点検実施致しました。
下記UI、リモートアップデートを実施しました。操作、機能共変更ありません。
・UI CT010/23/P (UPDATE_VB20_SP7)
点検作業にて特に問題は有りませんでした。
X線管使用量：A側 369358 [scan sec] 2022年04月05日使用開始
B側 202608 [scan sec] 2021年08月07日使用開始
・温湿度計が途中迄しか、記録されていなかった為、再設定を実施しました。

点検回数 ： 年4回 - 第2 回作業実施報告者 ：作業結果 ：

作業実施日： 2024年4月2日

報告書番号：1

浜 潤一

年4回 - 第2 回 下記項目に従い点検実施致しました。
点検作業にて特に問題は有りませんでした。
X線管使用量：A側 1589 [scan sec] 2024年04月02日使用開始
B側 837 [scan sec] 2024年04月02日使用開始＊ｴｺﾌﾟﾗ社製チラー点検を日立アプライアンス社により実施し問題ないとの報告です。

Page 2 of 8
SOMATOM Force C2-058.832.01.10.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

点検報告書
点検報告書について各項目の番号は表紙の点検手順書番号に準じます。

略語の説明
略語

記号の内容

SI

安全点検 Safety Inspection

SIE

電気的安全点検 Electrical Safety Inspection

SIM

機械的安全点検 Mecanical Safety Inspection

PM

予防保全 Preventive Maintenance

PMP

予防保全の部品交換 Periodic Preventive Maintenance

PMA

予防保全の調整 Preventive Maintenance Adjustments

PMF

予防保全の動作点検、動作値の確認
Preventive Maintenance, Operating Value Check, Function Check

Q

品質点検 System Quality, Image Quality

QIQ

イメージクオリティーの点検 Image QualityQSQ

装置全般の機能点検 System Quality CheckSW

ソフトウェア点検 Software Maintenance**M

実施周期を示します。 （例：12Mは12ヶ月周期）

Page 3 of 8
SOMATOM Force C2-058.832.01.10.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

点検報告書
使用測定器・測定器具
測定器名・測定器具名

シリアル番号

使用日

校正日

1 DIGITAL MULTI METER_87-5/E234270243

2024年1月11日

2023年2月17日

2 Leakage Current Adapter

43123 098

2024年1月11日

2023年8月3日

3 EARTH TESTER_3157

200730278

2024年1月11日

2023年8月4日

4 DIGITAL MULTI METER_87-5/E234270243

2024年4月2日

2024年2月13日

56789101112131415

交換部品
品名

部品コード数量交換日

1 filter-mat Xyn 4psc

109613041

2024年1月11日

2 IRSmx3_Air filter

104319191

2024年1月11日

3 Battery pack for UPS 3kVA(GXT4)

107433741

2024年4月2日

4567891011121314151617181920

Page 4 of 8
SOMATOM Force C2-058.832.01.10.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

33.2

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

調整 ：調整実施

1回

2回

実施

実施

点検PM システム：システムステータスとログブックの確認 (6M*)
最終実施日：

2024年4月2日*6ヶ月ごとにリモートシステムにより確認実施しています。
3.3

SI外装の点検（12M）

実施

実施

3.4

SIシステム：ケーブルと配線の点検（12M）

実施

実施

3.5

SIシステム：ファントムとファントムホルダーの点検（12M）

実施

実施

3.6

SIシステム：アクセサリーの点検（12M）

実施

実施

3.7

SIシステム：ラベルの点検（12M）

実施

実施

3.8

SI

Care Vision（オプション）：外装の点検（12M）

該当無該当無3.9

SI

Care Vision（オプション）ケーブルと配線の点検（12M）

該当無

該当無

3.10

PM PDC：DC_LINK（直流回路）冷却ファン機能確認（12M）

実施

実施

PM PDC：インバーター冷却ファンの機能確認（12M）

実施

実施

PM PDC：AUXインバーター冷却ファンの機能確認（12M）

実施

実施

3.11

PM PDC：過電圧保護装置の確認（12M）

実施

適用外

3.13

SIPDC：保護機能の確認（12M）

実施

適用外

3.16

PM PDC：エアフィルタの交換（12M）

実施

適用外

3.17

PM PDC：UPSバッテリーパックの交換（24M）

適用外

実施

PDCUPS最終交換日：2024年4月2日

3.18

PM ICS：吸気口の清掃（12M）

実施

実施

3.19

PM IPS（オプション）：吸気口の清掃（12M）

該当無該当無3.20

PM IRS：エアフィルタの交換（12M）

実施

適用外

3.23

PM ガントリ：PEブラシの交換（24M）

適用外

適用外

3.24

PM ガントリ：検出器照射口の確認・清掃（12M）

実施

実施

3.25

PM ガントリ：メインベアリングへの注油（24M）

適用外

適用外

適用外

適用外

PM PHS:垂直方向スピンドルへの注油

適用外

適用外

PM PHS:はさみ機構部上部ガイドレールへの注油

適用外

適用外

PM PHS:はさみ機構部下部ガイドレールへの注油

適用外

適用外

PM PHS:テーブルトップガイドレールへの注油

適用外

適用外

PM PHS:トップサポートガイドレールへの注油

適用外

適用外

最終交換日：

最終実施日：
3.26
3.27

SI

2023年4月18日

2023年4月18日

PHS-5：ベアリングボルトの確認 (24M)
PHS-5：寝台への注油 (24M)

最終実施日：

2023年4月18日

Page 5 of 8
SOMATOM Force C2-058.832.01.10.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

調整 ：調整実施

1回

2回

該当無該当無PM MPT（オプション）:垂直方向スピンドルへの注油

該当無該当無PM MPT（オプション）:はさみ機構部下部ガイドレールへ注油

該当無該当無PM MPT（オプション）:はさみ機構部上部ガイドレールへ注油

該当無該当無PM MPT（オプション）:テーブルトップガイドレールへの注油

該当無該当無PM MPT（オプション）:トップサポートガイドレールへの注油

該当無該当無3.30

SI該当無該当無3.31

PM IVM（オプション）:IVPのバッテリー交換（24M）

該当無該当無3.28

SI3.29

MPT-4(オプション）：ベアリングボルトの確認 (24M)
MPT-4（オプション）：MPT寝台への注油 (24M）

天吊りモニタシステム（オプション）機能確認（12M）最終実施日：

該当無3.32

PM 天吊りモニタシステム（オプション）機能確認（12M）

該当無該当無3.33

PM WCS-w-a-split(オプション)：1次側冷水回路の水圧確認（12M）

該当無

該当無

PM WCS-w-a-split(オプション)：2次側冷水回路の水圧確認（12M）

該当無該当無PM WCS-w-a-split(オプション)：屋外ユニットのファン清掃（12M）

該当無

該当無SIE ガントリ: 接地抵抗値 ≦300mΩ

8適用外

SIE 患者寝台（PHS): 接地抵抗値 ≦300mΩ

28

適用外

SIE PDC_キャビネット: 接地抵抗値 ≦100mΩ

5適用外

SIE ICS Tower PC: 接地抵抗値 ≦300mΩ

32適用外

SIE IRS Tower PC: 接地抵抗値 ≦300mΩ

28適用外

SIE ICSモニタ: 接地抵抗値 ≦300mΩ

27適用外

SIE IPSモニタ: 接地抵抗値 ≦300mΩ

該当無該当無SIE IPSサーバー: 接地抵抗値 ≦300mΩ

該当無該当無SIE WCS-w-a-split（オプション）:屋内ユニット:設置抵抗値 ≦100mΩ

該当無該当無SIE WCS-w-a-split（オプション）:屋外ユニット:設置抵抗値 ≦300mΩ

該当無該当無SIE WCS-w-a-split（オプション）:フローヒーター:設置抵抗値 ≦300mΩ

該当無該当無SIE CAREVision（オプション）: オーバーヘッドサポート≦300mΩ

該当無該当無SIE CAREVision（オプション）: モニタートロリー≦300mΩ

該当無該当無SIE CAREVision（オプション）: モニター≦300mΩ

該当無該当無3.34

3.36.3.1

SOMATOM Force 標準構成品 （12M）

3.36.3.2

SOMATOM Force オプション構成品 （12M）3.38

PHS:漏れ電流測定 (12M)

3.38.1

PHS Tabletop
SI

PHS:漏れ電流（Tabletop plate<>GND）< 100μA [AC]デジタルボルトメータ測定値：SI

測定値 単位[μA]
0.2

mV [AC]

0.1978

適用外0mV [DC]0

適用外

PHS:漏れ電流（Tabletop plate<>GND）< 10μA [DC]デジタルボルトメータ測定値：

Page 6 of 8
SOMATOM Force C2-058.832.01.10.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

調整 ：調整実施

1回
3.38.2PMM(オプション/12M)
SI

測定値 単位[μA]

PMM（(ｵﾌﾟｼｮﾝ）:漏れ電流（PMM ECG leads<>GND）<100μA [AC]デジタルボルトメータ測定値：SI

0.10SI

0.1

00

適用外0.0989

適用外0

適用外

mV [AC]

PMM（(ｵﾌﾟｼｮﾝ）:漏れ電流（PMM ECG leads<>Tabletop plate）<10μA [DC]デジタルボルトメータ測定値：

適用外

mV [DC]

PMM（(ｵﾌﾟｼｮﾝ）:漏れ電流（PMM ECG leads<>Tabletop plate）<100μA [AC]デジタルボルトメータ測定値：

0.0989mV [AC]

PMM（(ｵﾌﾟｼｮﾝ）:漏れ電流（PMM ECG leads<>GND）<10μA [DC]デジタルボルトメータ測定値：

SI

2回

mV [DC]

3.40

SI

PHS/MPT：リリーススイッチの確認（12M）

実施

実施

3.41

SI

システム：ドアスイッチの確認（12M）

該当無該当無3.42

SIシステム；X線照射準備ランプの機能確認（12M）

該当無該当無3.43

SI

システム：X線照射ランプの機能確認（12M）

実施

実施

3.44

システム：X線照射遮断機能(108%以下)のテスト

結果：単位[%]

SI

トポグラムモード

107.95107.93SI

シークエンスモード

107.48107.60SI

スパイラルモード

107.86107.863.45

SI

システム：緊急時停止回路の確認（12M）

実施

適用外

3.46

Q

クオリティーテスト （12M）

実施

実施

Page 7 of 8
SOMATOM Force C2-058.832.01.10.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

調整 ：調整実施

1回2回有り有り

自主確認項目1

オプション：環境測定

1.1

温湿度計の有無(点検毎)

1.2

温湿度計：データ取得 (点検毎)・測定結果は別紙を参照下さい

PMF

測定場所：

検査室

実施

実施

PMF

測定場所：

機械室

実施

実施

PMF

測定場所：

該当無

該当無

該当無

除湿器の有無有り有り

PMF フィルタの清掃

実施

実施

PMF ドレインの確認(必要に応じて清掃)

実施

実施

有り

有り

温湿度測定器電池交換

1.3

1.4

2023年10月5日

除湿器の確認(点検毎)

チラー稼働状態確認(点検毎)
チラーの有無1.5

PMF チラー操作盤流量または水圧表示

単位：

Mpa

確認値

0.25

0.26

PMF チラー操作盤設定水温

単位：℃

確認値

13.0

13.0

実施

実施

PMF 装置の日時の確認と調整（点検毎）

Page 8 of 8
SOMATOM Force C2-058.832.01.10.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01