ＣＰチェッカーM ３D
簡易操作説明資料・診断波形例解説
2024年1月30日版
株式会社四国総合研究所
経営企画部 業務課
TEL：087-844-9208
FAX：087-844-9228
E-mail：eigyo@ssken.co.jp
1

目 次
P 3. 収納ケース

P12. ④ CPナビの起動

P 6. センサユニット⑤ センサユニットとの接続

P 6. ① 充電池を入れる⑥-1 PDAによる計測の開始・終了② 電源スイッチをONにする
P 7. ③ 通常の計測方向（電源投入時）④-1 簡易判定（従来ベースの判定）

P13. ⑥-2 センサユニットによる計測開始、⑥-3 センサユニットによる計測終了
P14. ⑦ 測定データの確認

P 8. ④-２ 簡易判定（新たな自動判定）

P15. ⑧ データのパソコンへのダウンロード

P 9. ⑤ 計測方向の切り替え

P16. ⑨ CPナビの終了、⑩ PDAの電源OFF

P10. ⑥ センサヘッドの角度調節

P17. ⑪ センサユニットの設定変更

P11. レコーダユニット（PDA：Android端末）

P18. ⑫ カメラ機能

P11. ① 充電方法

P19. ⑬ スクリーンショット② 電源スイッチをONにする

P20. 磁石ユニット③ ホーム画面の表示

P22. 付録 パソコン用グラフソフト

2

収納ケース

要注意！
・防水でないため水に濡らさない・重量物を載せると変形する・地面等に擦ると傷がつく
・衝撃を加えない・落下させない 等

施錠3

収納ケース
磁石ユニット用
摺動板1対（裏・表）

センサユニット用
摺動板3枚

レコーダユニット
・充電池内蔵
・ストラップ付

磁石ユニット・本体（ストラップ付）
・シールドケース（ストラップ付）

センサユニット
充電池用充電器（ ACアダプタ）

センサユニット用
充電池4本

レコーダユニット
充電用ACアダプタ（USBコネクタ付）

センサユニット
チェック用磁石（ブザー音やLED点灯等
簡易判定確認用、なおグラフは破断波形にはならない）

センサユニット

センサユニット
摺動板用
チタンネジ8本

磁石ユニット
摺動板用
ネジ16本

4

収納ケース（上蓋）レコーダユニット
USBケーブル（充電・データ転送用）

マニュアル類等

ドライバー（大）センサユニット
摺動板チタンネジ用ドライバー（小）磁石ユニット
摺動板ネジ用収納ケースの鍵
5

センサユニット（電源の投入）② 電源スイッチをONにする

電源スイッチ

① 充電池を入れる＋ －＋ －
底のネジを緩めてはずし、充電池（単三）2個を直列に入れ、ネジを締める

ブザー音(ドレミファ)とLED(赤朱青緑)点灯により、電池電圧を４段階※で通知※．電源投入中は電源LED(緑)が点灯、電池電圧がM～Lとなると電源LEDが１秒周期で点滅し、L以下となると0.5秒周期で点滅（動作時間：連続50時間以上、 L以下でも５時間程度動作可能）

要注意！ 電源投入時には、TMRセンサのゼロ点調整を行うので、磁石や鉄等の磁性体から、できるだけ遠ざける6

センサユニット④-1 簡易判定 （従来ベースの判定）③ 通常の計測方向（電源投入時）

走査方向に並ぶ２つのTMRセンサのZ軸計測値の差分を算出し、その値の絶対値が判定閾値※を超えた場合に破断と判定し、ブザーを鳴らします。
また、その極性が正の場合は青LEDを点滅させ、負の場合は赤LEDを点滅させます。（ブザー音量変更は P17. ⑪ センサユニッ
トの設定変更 参照）

4個の磁気センサは「十字」の線上に配置されており、通常の計測方向の場合、横線をコン柱の垂直方向に合わせて走査する※．判定閾値はPDAの[本体設定]⇒[ゲイン]で変更することができます。（初期設定：±100μT）（判定閾値変更は P17. ⑪ センサユニットの設定変更 参照）
7

④-2 簡易判定 （新たな自動判定）
新型の磁気センサ配置（3軸TMRセンサ4個）

S2

Y3

S3

Y2

X3X2

Z2

S4

レコーダ画面

Z3

Y4X4
Z4

コンクリート柱

Y1X1

S1Z1

Y3
Y4
Z1Z2

新たな判定方法（特許出願済）

Z軸の評価（Z1、Z2）の差分（Z1-Z2）により破断と判定されている間に、別の2個のセンサ差分 の値(Y3、Y4)の位相が互いに逆であれば、Z1-Z2 破断の確立が高いと判断し、〇 ブザーが高音階で「ピピ」と鳴り、〇 上図のように4個のLEDがすべて点灯し、〇 レコーダに左図のとおり、破断判定箇所に赤紫の縦線が表示される。
8

センサユニット⑤ 計測方向の切り替え・スタートスイッチを押して２秒以上保持すると、走査方向を切り替えます。
走査方向はPDAの[本体設定]⇒[スキャン方向]でも変更することができます。
（P17. ⑪ センサユニットの設定変更 参照）
スタートスイッチ

・走査方向を上下に設定すると朱のLEDが点灯します。

4個の磁気センサは「十字」の線上に配置されており、計測方向を切り替えた場合、縦線をコン柱の垂直方向に合わせて走査する
9

センサユニット⑥ センサヘッドの角度調節

角度調節レバー

角度調節レバー② センサヘッドの角度を適切に調節① 角度調節レバーを左（反時計回り）に回し、ストッパーを緩める③ 角度調節レバーを右（時計回り）に回し、ストッパーを締める【レバーの角度調節】
レバーを手前に引っ張れば、レバーの角度を自由に調整できるので、邪魔にならない角度に調節

10

レコーダユニット（PDA：Android端末）② 電源スイッチをONにする

USB接続端子電源スイッチ（長押し）① 充電方法
USB接続端子

ACアダプタ
USB接続端子

付属のUSBケーブルにて、付属のACアダプタとPDAを接続し、ACアダプタを既存のコンセントに差し込み充電（1回の充電で連続20時間稼働）※．パソコンのUSB端子に接続しても、充電可能③ ホーム画面の表示
画面を上にスワイプするとホーム画面（右図）が表示

11

レコーダユニット
ホーム画面

メイン画面

グラフ画面を指で操作すれば、グラフの縦軸・横軸の拡大・縮小、左右へのスライドが可能

接続センサユニットのNo.
保存フォルダ名等を表示⑥-1 PDAによる計測の開始・終了④ CPナビの起動「CPNavi」アイコンをタッすると計測のメイン画面に切り替わる⑤ センサユニットとの接続
メイン画面の「接続」ボタンをタップするとセンサユニットが「ピピ」と反応し接続される

メイン画面の「計測開始」ボタンをタップすると計測が始まり、「計測停止」ボタン（同位置）をタップすると終了
12

レコーダユニット

スタートスイッチ⑥-3 センサユニットによる計測終了⑥-2 センサユニットによる計測開始「計測開始」ボタンをタップする代わりに、センサユニットの「スタートスイッチ」を1回押すと計測を開始

センサユニットの「スタートスイッチ」をもう1回押すと計測を終了
または、計測開始後、定められた時間※（初期設定5秒）後に自動終了する。
（※計測時間変更はP17. ⑪ センサユニットの設定変更 参照）
13

レコーダユニット

フォルダーのアイコンを長押しすると、データフォルダの操作※が可能

データ管理
アイコン

見たいデータファイルをタップすると、データが呼び出されグラフを表示⑦ 測定データの確認「データ管理」アイコンをタップすると、データ一ファイルリストを表示

下段のアイコンにてデータファイルのコピー、切り取り、名前変更、削除の操作が可能※下段のアイコンにて、データフォルダの新規追加、フォルダー名を長押しすると名前変更、削除の操作が可能

14

レコーダユニット⑧ データのパソコンへのダウンロード

画面を下にスワイプし、充電中の表示をタップ

その他のオプションの表示をタップするとUSBメニューが表示される

ファイル転送を選択してパソコンで参照※し、必要なファイルをダウンロード（コピー＆ペースト）

パソコンとPDAをUSB
ケーブルで接続し、PDAの電源をON※パソコンで参照：PC→IT-G650→内部共用ストレージ→Ｄocuments→CPNavi

15

レコーダユニット

ホーム画面
・電源を切る・再起動
・スクリーンショット
・ホットスワップ⑨ CPナビの終了
メイン画面で、左下の「戻る」をタップ⑩ PDAの電源OFF「終了の確認」のサブ画面が開くので、「YES」を選択し、ホーム画面に戻る

電源スイッチを長押しするとサブ画面が表示、「電源を切る」※をタップする※．要注意！ 使用後は必ず 「電源を切る（シャットダウン）」 にして保管して下さい。 16

（初期設定値）

レコーダユニット

P9
P7：閾値
P7

P13

⑪ センサユニットの設定変更
センサユニットと接続したまま、メイン画面の右上の「メニュー」をタップすると、設定メニュー画面が表示「本体設定」をタップすると本体設定のサブ画面が表示変更の必要な設定値をタップして変更後、「設定を更新する」をタップすると、センサユニットの設定値が一時的に更新される（センサユニットの電源を再投入すると、元の設定に戻る）「設定を保存する」をタップすると、設定値が書き換えられ、常時、その設定となる（初期設定が変更されるので、要注意）
17

レコーダユニット（参考：機種のアプリ機能）⑫ カメラ機能
ホーム画面の「カメラ」のアイコンをタップすると写真撮影が可能「FileExplorer」をタップするとIT-G650のデータ
画面※が表示「DCIM」→「Camera」をタップするとカメラ画像が表示

データのパソコンへのダウンロードは、P15⑧を参照：PC→IT-G650→内部共用ストレージ→ DCIM → Camera

18

レコーダユニット（参考：機種のアプリ機能）
・電源を切る・再起動
・スクリーンショット
・ホットスワップ⑬ スクリーンショット
電源スイッチを長押しするとサブ画面が表示「スクリーンショット」をタップすると、現在の画面のスクリーンショットを撮影「FileExplorer」をタップするとIT-G650のデータ
画面※が表示「Pictures」→「Screenshot」
をタップすると画像が表示

データのパソコンへのダウンロードは、P15⑧を参照：PC→IT-G650→内部共用ストレージ→ Pictures → Screenshot

19磁石ユニット① 磁石ヘッドの角度調節

角度調節レバー

角度調節レバー
角度調節レバー② 磁石ヘッドの角度を適切に調節① 角度調節レバーを左（反時計回り）に回し、ストッパーを緩める③ 角度調節レバーを右（時計回り）に回し、ストッパーを締める【レバーの角度調節】
レバーを手前に引っ張れば、レバーの角度を自由に調整できるので、邪魔にならない角度に調節

20

付録 パソコン用グラフソフト （添付EXCELファイル「05 CP-グラフ様式）
データファイル① 「CP-グラフ様式」のEXCEL
ファイルや、データファイルをパソコンへダウンロード「CP-グラフ様式」のEXCELファイル② パソコン上で、データファイルのA列～L列を、「CP-グラフ様式」のEXCELファイルへコピー＆ペーストすれば、グラフが表示される。

データのパソコンへのダウンロードは、P15⑧を参照：PC→IT-G650→内部共用ストレージ→Ｄocuments→CPNavi 21付録 パソコン用グラフソフト【グラフの解説】
データファイル名
差分（Z1-Z2）が閾値（点線）に達すれば、破断の可能性あり（警報発信）

Ｙ3※：Y3のレベルをY3の平均値で補正
Ｙ4※：Y4のレベルをY4の平均値で補正
上図差分が閾値に達し、なおかつＹ3※とY4※の傾きが逆転していれば破断の可能性がより濃厚（破断自動判定）
22

付録 パソコン用グラフソフト （測定例1）23

付録 パソコン用グラフソフト （測定例2）24診断波形例解説
１
診断波形例解説

典型的な破断波形
5青(S1z)または赤(S2z)の波形例

4磁束密度（×100μT）

32

ベースライン

10-1-2-3-4

この間で１ヶ所破断-50123
測定時間（sec）

4555443322

磁束密度（×100μT）

磁束密度（×100μT）

図１．破断波形10-1-210-1-2-3-3-4-4-5-50

123測定時間（sec）

4

図２．ゆっくり走査した場合
ゆっくり走査した場合

50123測定時間（sec）

45

図３．速く走査した場合速く走査した場合

25

診断波形例解説
２非緊張筋末端（RC筋末端）波形
5至 元口

至 末口

4

磁束密度（×100μT）

3

非緊張筋末端2ベースライン

10-1-2末端より末口側は、鉄筋が無い為に波形の末端より末口側は鉄筋がないため傾きが小さいことも特徴の一つです。

-3

波形の傾きが小さいことも特徴の一つです-4-50

123測定時間（sec）

4526

診断波形例解説
３着磁端波形
5至 元口

至 末口

4磁端
着着磁端

磁束密度（×100μT）

32
10-1-2着磁範囲

着磁なし-3-4-50123測定時間（sec）
図５．着磁端波形4527

診断波形例解説
４らせん筋の波形
54磁束密度（×100μT）

3

ほぼ等間隔の凹または凸の波形は「らせん筋」の影響

210-1-2

これら下に凸の波形が、らせん筋の影響-3-4-50

123測定時間（sec）
図６．らせん筋波形4528

診断波形例解説
５金属製バンドの波形１54磁束密度（×100μT）

32
10-1-2

金属製バンド-3-4-50

123測定時間（sec）

45

図７．金属製バンド波形

29

診断波形例解説
５金属製バンドの波形２バンド波形

破断波形

5金属製バンド4磁束密度（×100μT）

32
10-1

この間で１ヶ所破この間で1ヶ所破断
断-2-3-4-50

123測定時間（sec）

4530

誤った操作で得られた波形例
６（1）着磁端部分を測定してしまったケース
5
場合により破断波形と間違えやすい

4磁束密度（×100μT）

32
10-1-2-3-4-50

123
測定時間（sec）

←
元口側

45→
末口側
測定範囲

着磁範囲

図１１．無意識に着磁端部分を含んだ波形センサでの測定範囲が無意識に着磁範囲を越えてしまった
ため破断波形と間違えやすい波形となっています31

誤った操作で得られた波形例
６（2）センサユニットを一部浮かしてデータ採取してしまったケース
5ピークに見える4③

磁束密度（×100μT）

32
1ピークに見える①④0-1-2-3②-4-50123
測定時間（sec）①空中で測定開始

45④空中で測定終了③コン柱から離す←
元口側②コン柱に接触し移動→
末口側

測定範囲

着磁範囲

トリガースイッチを入れた状態で、空中で測定を開始・終了した波形
図１２．空中で測定を開始・終了した波形

32

誤った操作で得られた波形例
６（3）センサユニットを同一線上で往復させて測定してしまったケース
54④②

磁束密度（×100μT）

32
10-1-2⑤①-3③-4-501

←
元口側

23
測定時間（sec）

4→
末口側

測定範囲

①（③,⑤）

5②（④）

着磁範囲

図１３．同一線上で往復して測定した波形

この例では２往復しているため、よく似た波形が２つ現れています33

誤った操作で得られた波形例
６（4）着磁・測定範囲が短いケース
54

もう少し測定範囲を長くすれば完全に破断波形に見えたはず

磁束密度（×100μT）

321

本来採取できる
波形データ

0-1-2-3-4-50123測定時間（sec）

←
元口側

45
この位置まで操作するのが適正

→
末口側
測定範囲
↑破断位置
着磁範囲

もう少し長く測定すれば、はっきりとしたＳ字の破断波形が採れます
図１４．測定範囲が短い波形

34