МЭДЛЭГИЙН САНГИЙН НИЙТЛЭЛТэг хүчдэл дамжуулах (ТХД) технологиGPZ 7000 загварын илрүүлэгч Хөрсний тэнцвэрийг оновчтой тохируулах зөвлөгөөАлтыг амжилттай эрж хайхад хөрсний тэнцвэрийг оновчтой тохируулах зайлшгүй шаардлагатайбайдаг. Үүнийг хийхгүйгээр эрдэсжсэн хөрснөөс гарах хуурамч дохио алтны дохиог дарж болзошгүй.
Ихэнх алтны хайгуулчид GPX цуврал гэх зэрэг PI илрүүлэгчид ашигладаг хөрсний тэнцвэрийнпроцессын талаар мэддэг боловч GPZ 7000 загварын шинэ технологи шинэ арга техник эзэмшсэнбайхыг шаарддаг. Энэ нийтлэлд хүчин чадлыг бүрэн дүүрэн ашиглахын тулд хөрсний тэнцвэрийгтохируулах боловсронгуй аргын тухай тайлбарлаж, маш их амжилттай илрүүлэх зөвлөгөөг өгнө.

GPZ 7000 загварын илрүүлэгчийн хөрснийтэнцвэрийг хэрхэн тохируулахгүй байх вэ

GPZ 7000 загварын хөрсний тэнцвэрийгхэрхэн тохируулах вэPI технологид GPX цувралын илрүүлэгчийн хөрснийтэнцвэрийг ашиглахТХД технологид GPZ 7000 загварын илрүүлэгчийн хөрснийтэнцвэрийг тохируулах аргыг ашиглахGPX цувралын илрүүлэгчийн хөрснийтэнцвэрийг тохируулах хамгийн түгээмэл аргабол арван хэдэн сантиметрээс хэдхэнсантиметрийн хооронд тавгийг хэд хэдэн удааөргөж буулгах үйлдэл байдаг. Тавгийн дээшдоош хөдөлгөөн дуунд нөлөөлөхөө больтол
эсвэл дуут дохионы өөрчлөлт буурч тогтворжтол
хөрсний тэнцвэрийн товчийг удаан дарж энэүйлдлийг ихэвчлэн хийдэг. Үүний дараа хөрсний
тэнцвэрийг товчноос гараа авч, нэг талаас нөгөө рүү савлуулах
замаар объектыг хайж эхэлнэ. Хөрсний тэнцвэрийн хамгийноновчтой утгыг олохын тулд энэ аргаар хөрсний тэнцвэрийн "нарийн
ухааны" зөвхөн нэг чиглэлийг өөрчилдөг.

Газрын гадаргуу дээр 2–3 сантиметр буюухөрсний ханалт эсвэл газрын төрх байдлаас
шалтгаалан тавгийн зохистой ажиллах
өндөрт ердийн нэг талаас нөгөө рүү хайххөдөлгөөнөөр тавгаар самнах зуур Хурдан
мэдрэх товчийг удаан дарах нь асаасны дараа
эхэлж хөрсний тэнцвэрийг тохируулах шилдэг
арга юм. Үүний зэрэгцээ эхний 10–12 секундэд
ялгаатай талбайг аль болох их хамруулахын
тулд энгийн үед явган алхахаас арай хурдан урагш алхана уу.

GPZ 7000 загварын илрүүлэгчийн хөрсний тэнцвэрийг
тохируулах үйлдэл PI металл илрүүлэгчийнхээс өөр байдаг
болохыг мэдэх нь чухал.
GPZ 7000 загварын илрүүлэгч хөрсний олон үзүүлэлтэд дүн шинжилгээхийж, тавгийг өөрөөр аргаар хөдөлгөх замаар хөрсний тэнцвэрийггараар тохируулах хэрэгтэй байдаг ТХД технологийг ашигладаг.
(ТХД технологийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд Minelabкомпанийн МСН 24-ийг үзнэ үү.)GPZ 7000 загвар яагаад өөр юм бэ?
Хөрсний тэнцвэрийг тохируулах үед ТХД технологи яадаг вэ?
GPZ 7000 загварын илрүүлэгчийг асааж, Хурдан мэдрэх товчийг
дарсны дараа тавгаар газар дээгүүр хөдөлгөснөөс хэдхэн секундийн
дотор илрүүлэгч өөрийгөө тухайн хөрсний нөхцөлд тохируулдаг.
Дээр тайлбарласан зөвхөн нэг параметр бус тохируулж буйилрүүлэгчийн хэд хэдэн, өөр үзүүлэлтийг энэ эхний хурдавчилсан
тохиргоогоор өөрчилж тохируулдаг. Цааш хайх явцад хөрсний
тэнцвэрийн тохируулагч хөрсний тэнцвэрийн мэдээллийг нэлээд
хурдан тасралтгүй ажиглах буюу "шинэчлэх" боловч эхний хөрсний
тэнцвэрийг тохируулах эхний үйлдлийн үеэр тохируулсан нэмэлт
параметрүүдийг илүү удаан шинэчилж тохируулна. Эдгээр нэмэлт
хэмжилт GPZ 7000 загварын илрүүлэгчийн хөрсний тэнцвэрийг хэрсайн тохируулахад мөн хувь нэмэр оруулж, таны илрүүлэх явцад
хөрсний нөхцөл өөрчлөгдөхийг ажиглаж байдаг.
Хөрсний тэнцвэрийг оновчтой тохируулахын тулд GPZ 7000
загварын илрүүлэгч тухайн газрын хөрс, ялангуяа хөрснийэрдэсжилтийн өөрчлөлтийн талаар аль болох ӨӨР мэдээлэлшаарддаг.
Тиймээс талбайн зөвхөн нэг цэг дээгүүр тавгийг өргөж буулгах
ердийн PI аргыг ашиглаж хөрсний тэнцвэрийг тохируулах ньGPZ 7000 загварын илрүүлэгчийн хөрсний тэнцвэрийг тохируулах
хамгийн буруу арга юм. Учир нь энэ аргыг ашиглахад том талбай,хөрсний олон төрлийн эрдэсжилтээс авсан мэдээлэл бус талбайн
зөвхөн нэг жижиг хэсгээс авсан мэдээллийг л илрүүлэгчид өгдөг.

МЭДЛЭГИЙН САНГИЙН НИЙТЛЭЛ | МСН 26-1

Самналтаа давхцуулахгүйг
хичээж эхний удаа хөрсний
тэнцвэрийг тохируулахдаа
ялгаатай талбайг аль болохих хамруулна уу.

Ингэж дуусаад Хурдан мэдрэх товчноос гар авах бөгөөд илрүүлэгч
илрүүлэх ердийн арга ашиглан хайхад бэлэн болно.
Илрүүлэгчийг чимээгүй болгохын тулд тавгийг өргөж буулгах
уламжлалт аргыг ашиглан та илрүүлэгч тэр байршилд хэр сайнхөрсний тэнцвэртэй болсныг хялбар шалгах боломжтой.
Анхаар– Та илрүүлэгчийг анх асаасны дараа тавгаар дээш доошхөдөлгөж, хөрсний тэнцвэр шалгах аргыг ашиглах ёсгүй. Харинзөвхөн хэдэн минут хайж эхэлсний дараа ашиглах нь зүйтэй.
Хэдийгээр ТХД дохиог боловсруулах үйл явц хайх явцад хөрсний
тэнцвэрийн тохиргоог тасралтгүй шинэчилдэг боловч хөрснийнөхцөл гэнэт өөрчлөгдөж болох бөгөөд илрүүлэгчийн хөрсний
тэнцвэрийг дахин тохируулах хэрэгтэй. (Хурдан мэдрэх товчийг
удаан дарж, дээрх самнах аргыг ашиглан).

Хуудас 1Эхний хөрсний муу тэнцвэрийг засах
Хэрэв та хэвийн бус (жиш. металл объекттой хэт ойр эсвэл ердийнбус хөрс) газар хөрсний тэнцвэрийг эхний удаа тохируулах бол эхний
тохируулга алдаатай байж болно. Энэ нь илрүүлж байхад нэмэлт дуутдохио дуугарахад хүргэнэ. Энэ нь удаан шинэчлэх тохируулга ердийн
нөхцөлд (анхны хэвийн бус нөхцөлийн оронд) илүү нарийвчлахын
тулд илүү урт хугацаа шаарддагтай холбоотой юм.
Тиймээс хэрэв та илрүүлэгчээс санаанд оромгүй түвшинд хөрсний
дохио гарч байна гэж бодвол илрүүлэгчийг унтрааж асаагаад,хөрсний тэнцвэрийг дахин тохируулна уу. Энэ удаа унтрааж асаасан
учир гол төлөв таны илрүүлэгч зөв тохиргоотой болно.
Хэрэв таны илрүүлэгч санаанд оромгүй түвшинд
хөрсний дохио өгсөөр байвал Илрүүлэх хуудсанд буйХурдан ажиллуулах цэсийг сонгож, дараа нь цэсасуухад Дуу, илрүүлэх тохиргоог шинээр тохируулах
гэснийг сонгоно уу. Товч зааварт өгсөн дарааллындагуу хөрсний тэнцвэрийг дахин тохируулна уу.

Таны GPZ 7000 загварын илрүүлэгч зөв хөрснийтохиргоотой болсныг хэрхэн мэдэх вэ?
Хэрэв танд хөрснөөс гарах дуу чанга сонсогдвол нэг цэгт тавгаархойш урагш ойролцоогоор 20 секунд хөдөлгөнө үү. Хэрэв дуубайхгүй болбол энэ нь хөрсний чимээ байж болзошгүй болохыгхаруулна. Хэрэв та Хурдан мэдрэх товчийг удаан дарж байгаа болийм байх илүү магадлалтай.

ЧУХАЛ: Та хөрсний тэнцвэрийг тохируулж бараг
эхлэнгүүтээ тавгаа ферритын дээгүүр явуулна уу.
Хэрэв тавгаар ферритын дээгүүр нэг эсвэл хоёр сантиметрийн
өндөртэй самнахад GPZ 7000 загварын илрүүлэгчээс бүдэг"авианаас" чанга дуу гарч байвал хөрсний тэнцвэрийг БУРУУ
тохируулсан байна. Хэрэв илрүүлэгч их дуут дохио өгвөл дээрх
зааврын дагуу ферритыг ашиглан хөрсний тэнцвэрийг дахин
тохируулна уу. Хэрэв үүний дараа ферритээс их дуут дохио гарсаарбайвал илрүүлэгчийг унтраагаад асааж, дээр дурдсанаар ферритыгашиглан хөрсний тэнцвэрийг дахин тохируулна уу.
GPZ 7000 загварын илрүүлэгч Minelabкомпанийн нэмэлт тоноглол ферритыг(сэлбэгийн №. 3011-0301) Minelab компанийнборлуулагчаас үнэгүй авах боломжтой. Үүнийг
хөрсний тэнцвэрийг тохируулах үлгэрчилсэн
зааврыг бичсэн хуудастай хамт өгнө.

Ферритээр хөрсний тэнцвэрийг тохируулах1. Объект байхгүй задгай газрыг олж, ферритыг газрын гадаргууд
тавина уу.

Хүчин чадлыг бүрэн ашиглах зорилгоор
хөрсний тэнцвэрийг тохируулах
боловсронгуй арга2. GPZ 7000 загварын илрүүлэгчээ асаана уу.

Хөрсний тэнцвэрийг тохируулах ажиллагааг сайжруулах зорилгоор
нэмэлт мэдээллээр хангахын тулд та электрон "феррит" гэж ихэвчлэн
нэрлэдэг төмрийн үртсэн тороид ашиглаж болно. Электроникийн
салбарт эдгээр соронзон эд ангийг компьютер, зурагт, гар утсанд
өргөн ашигладаг.

5. Чимээгүй болгох үйлдлийг гүйцэтгэнэ үү.

Хөрсний тэнцвэрийг нарийн тохируулахад тусалдаг маш хэрэгтэй
мэдээллийг феррит өгдөг тул феррит ашиглан хөрсний тэнцвэр
тохируулах гэдэг нь хөрс тэнцвэржүүлэх эхний үед бага талбайг
хамруулна гэсэн үг.
Хөрсний тэнцвэрийг анх тохируулах үед, мөн цаашид тохируулахдааэнэ мэдээллийг нэмэх хамгийн хялбар арга бол хөрсний тэнцвэрийг
тохируулах явцад хөрс, феррит хоёулангаас мэдээлэл авахын тулдферритыг газрын гадаргууд тавьж, тавгийн ажиллах өндөрт өргөн
далайж хэд хэдэн удаа тавгаар самнах юм.

3. Илрүүлэх хуудсанд Хурдан ажиллуулах гэснийг сонгоно уу.
4. Дуу, илрүүлэх тохиргоог шинээр тохируулах гэснийг сонгоно уу.

6. Хөрсний тэнцвэрийг тохируулахдаа Хурдан мэдрэх товчийг удаандарж, дараа нь 8-р зурагт буй хөдөлгөөнөөр, энгийн илрүүлэхөндөрт тавгаар самнаж эхэлнэ үү.
ЧУХАЛ: Та хөрсний тэнцвэрийг тохируулж бараг эхлэнгүүтээ
тавгаа ферритын дээгүүр явуулна уу.
7. Зурагт харуулснаар тавгаар ферритын дээгүүр самнах бүрдээаль болох их талбай дээгүүр тавгаар үргэлжлүүлэн 10-12 секунд
самнана уу.

АНХААР:Тавгаар ферритын
дээгүүр самнахад дуучимээгүй, тогтвортойболсны дараа хөрснийтэнцвэрийг тохируулждуусна.

ФерритFerrite

8. Хурдан мэдрэх товчлуураас гараа авч, илрүүлж эхэлнэ үү.

ФерритFerriteТехникийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлӨндөр давтамжид (жиш. 6-аас 10-ын хооронд анхны нэвтрэх
чадалтай 1–30 мГц) тохирсон төмрийн үртсэн тороидыг сайтар
шилж сонгосон. Зөвхөн Minelab компанийн энэ нэмэлт тоноглолыгашиглах нь зүйтэй. Өөр феррит хөрсний тэнцвэрийн чанарыг үлэмждоройтуулж болзошгүй.
Ферритээр хөрсний тэнцвэрийг тохируулах: Өөр өөр талбайг аль болох иххамрахын зэрэгцээ самналтын шугам ферритын дээгүүр маш олон удааогтлолцох болно.

МЭДЛЭГИЙН САНГИЙН НИЙТЛЭЛ | МСН 26-1

Хэврэг бөгөөд амархан гэмтдэг тул ферритыг унагаахаасболгоомжилно уу!

Хуудас 2