未来の視点。
先 進 の オ ー トフ ォ ー カ ス 視 準 が 最 適 な ワ ー ク フ ロ ー を 実 現 す る 。

Nivo-Z

Nivo-F

技術の継承と革新による未来型視準が、生 産新開発のオートフォーカス機能により、繰り返しの視準がもたらす疲弊を軽減。作業全体のスピードアップや効率化を実

正確・素早い AF で、スマートに業 務 効 率アップ
高速で精度の高い「測距 AF 方式」を搭載
Nivo-Z、Nivo-F シリーズ共に EDM による距離計測を常時行い、その結果をフォーカス調整で活用する測距 AF 方式を採用。
これにより通常の視準作業におけるスピードアップはもちろん、朝夕などの目標物の視認性が低下する環境下でも、正確で素早いオートフォーカスを実現します。

作業シーンに合わせて選べる 3 つのＡＦモード

1

自動モード
常に目標物をオートフォーカスするモード。ノンプリズムでの計測時や、「通り」「建ち」の観測など素早いピント調整が必要な作業には効果的なモードです。

2

光量 + キーモード
プリズムなど、一定の光量があるものを視準する時や、AF ボタンを押した時にだけオートフォーカスするモードです。概略視準するだけでオートフォーカスを行うので、近距離のピント調整はもちろん、遠距離の視認性が低いプリズムでも正確にフォーカスでき、スピーディーな作業を実現します。

3AF キーモード
AF ボタンを押した時のみオートフォーカスが機能するモード。従来通りのマニュアルフォーカスを使いながら、視認性が低い目標物の観測時にオートフォーカスを使用する、といった使い分けにより、効率的な作業を可能にします。

あらゆる現 場のニーズに応える高い測 距性能さらに向上させた EDM 性能新型の EDM を採用し、「測距精度」「測距スピード」「計測距離」の向上を図りました。

プリズムモード

ノンプリズムモード

測距時間

1.0 秒（精密測距）

測距精度±（2㎜ + 2ppm × D）

測距範囲

1.5 〜 5,000m（１素子プリズム）

測距時間

1.0 秒（精密測距）

測距精度±（3㎜ + 2ppm × D）

測距範囲

1.5 〜 800m（コダックグレー 90％）

画面ご支給
画面ご
画面ご支
画面
画面ご支
面
面ご
ご支
ご支給効率を高める。
現します。

拡張 性に富んだデータ管 理
大容量の本体内部ストレージを搭載
4GBの内部ストレージを搭載したNivo-Z シリーズなら、約 1,000,000 点ものデータ記録が可能。Nivo-F シリーズでも約 50,000 点のデータ記録を可能にし、データ量の多い現場でもストレスなく作業できます。

簡単・確実にデータ転送できる USB
Nivo-Z、Nivo-F シリーズには USB 2.0（Type-A）を標準搭載しており、USBメモリーによる簡単で確実なデータ転送が可能です。

利便性の高い通信機能を搭載
Nivo-Z は「Wi-Fi」と「Bluetooth（Class1）」を、そして Nivo-Fは「Bluetooth（Class2）」を標準搭載。通信を活用した現場とオフィスとの情報共有を促進します。

バッテリー 切れを気にせず作業に集中できる
ダブルポケットバッテリー
本体の両サイドにバッテリーを装備。片方ずつバッテリー交換すれば本体の電源を切らずに済むため、交換作業による時間的ロスを軽減することができます。

小型・大容量リチウムイオンバッテリー
小型化を図りながらも大容量のバッテリーで、作業の効率化などに寄与しています。

Nivo-Z

Nivo-F

連続測角時

14 時間

22 時間

AF 使用、30秒毎測距時

12 時間

18 時間

連続測距時

7 時間

10 時間

現 場での 使いやすさをさらに追 求した基 本 設 計
明るく高精細で見やすいディスプレイ
Nivo-Zシリーズには、視認性に優れた明るい 640×480ドットのカラーディスプレイを、本体の正反両側に搭載しました。

機動力を向上させる小型・軽量・防塵設計
移動の負担を軽減する 4.5kg の軽量設計を実現。IP66 の防塵・防水性能も有し、現場での機動力をさらに向上させます。

スムーズな操 作を実 現するアプリケーション
直感的でスピーディーな操作が可能

永年のユーザーを大切にした操作性

Nivo-Z シリーズは、タッチパネル形式の、分かりやすいカラーグラフィック表示を採用しました。

Nivo-F シリーズは、ユーザーの皆様と培ってきたNikon
トータルステーションの操作性を踏襲しました。

Nivo-Z

Nivo-F

Nivo-Z

Nivo-F 仕様

Nivo-Z シリーズ
Nivo -Z2

Nivo-F シリーズ

Nivo -Z5L

Nivo- Z5E

国土地理院測量機種登録

正立

有効径

フォーカス

45mm（50mm 測距光学系）

倍率30 ×

視界

1°25

分解力

3.0

最短合焦距離1.5m

レチクル照明

有

ルミガイド

有

無無

オートフォーカス方式

EDMによる測距AF方式

フォーカスモード
測距範囲※ 1オートフォーカス、マニュアルフォーカス
1素子プリズム：1.5 〜 5,000m

プリズムモード

レフシート（5cm 角）：300m

ノンプリズムモード

精度※3

プリズムモード
ノンプリズムモード

測距部

プリズムモード

測距時間※ 1 ノンプリズムモード

1.5 〜 800m（コダックグレー 90%）精密測距モード±（2+2ppm × D）mm

高速測距モード±（10+5ppm × D）mm

精密測距モード±（3+2ppm × D）mm

高速測距モード±（10+5ppm× D）mm

精密測距モード

1.0 秒

高速測距モード

0.5 秒

精密測距モード

1.0 秒

高速測距モード

0.5 秒

温度範囲
気象補正

使用温度範囲：−20℃〜+50 ℃

気圧範囲

533hPa 〜1,332hPa

自動気圧取込機能有無− 999mm 〜 999mm

プリズム定数設定
レーザクラス

クラス1（レーザポインター：クラス 2）

測角方式

光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式

精度※ 2
測角部

25

角度分解能

1 / 5 / 10

5 / 10 / 20

角度自動補正機構

静電気容量検出方式

フリクションクラッチ式
エンドレス微動同軸クランプ微動（水平、高度とも）

微動方式

同軸クランプ微動（水平、高度とも）

気泡管感度

円形気泡管

10 / 2mm

求心望遠鏡

光学求心式

像：正立、倍率：3 ×、視界 5°、合焦範囲：0.5m 〜∞

ディスプレイグラフィック表示（640 ×480ドット 屋外仕様カラー、正反両側配置、バックライト照明付）

OS
操作部

本体部

内部

Nivo-F5E

2級 Aトータルステーション申請中

像

望遠鏡

Nivo-F5L

フリクションクラッチ式
エンドレス微動

グラフィック表示（128 ×64 ドット 、正反両側配置、バックライト照明付）

Windows ® Embedded Compact 7-

搭載ソフトウェア

LANDRiV for Nivo-Z-

データ通信機能

RS-232C ケーブル、USBメモリー、USB ケーブル、Bluetooth（クラス1）、WiFi

RS-232C ケーブル、USB メモリー、Bluetooth（クラス2）

内部メモリー

約 1,000,000 点

約 50,000 点

× 318（高さ）
206（幅）×169（長さ）mm

形状
質量（バッテリー、整準台含む）

約 4.5kg

約 4.4kg
約10 時間（連続測距測角）、約18 時間（30秒毎測距測角、AF 使用）、約22 時間（連続測角のみ）

約 7 時間（連続測距測角）、約12 時間（30 秒毎測距測角、AF 使用）、約14 時間（連続測角のみ）

使用時間※ 4バッテリー充電時間約6 時間

防塵・防水性能※1 使用環境、気象条件、測定対象物により変動します。

IP66※2 ISO 17123-3による標準偏差※3 ISO 17123-4による標準偏差※4 100%充電 周辺温度25℃時

レーザ安全性について
ノンプリズム / レーザポインターでの計測には「IEC 60825-1」で定められた「クラス 2」レーザを使用します。製品を安全にご使用いただくために、下記の注意事項をお守りください。
●故意に人体に向けて使用しないでください。レーザは眼や人体に有害です。万一、レーザ光による障害が疑われる時は、速やかに医師による診療処置を受けてください。
●レーザ放射口のレーザ光をのぞき込まないでください。眼障害の危険があります。
●レーザ光を凝視しないでください。眼障害の危険があります。
●レーザ光を絶対に望遠鏡や双眼鏡などの光学器具を通して見ないでください。プリズムやレフシートに反射したレーザ光も同様です。眼障害の危険があります。
●製品の分解、改造、修理は絶対に行わないでください。レーザ被ばくの恐れがあります。

日本測量機器工業会のシンボルマークです。

ビルディング・コンストラクション営業部
144-0035 東京都大田区南蒲田 2-16-2 テクノポート三井生命ビル

Tel.（03）3737- 9411

★製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更することがあります。モニター画面ははめ込み合成です。
ご注意：本カタログに掲載した製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は、「外国為替および外国貿易法」等に定める規制貨物等（技術を含む）に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適性な手続きをお取りください。
2CJ-H3RH-1(1804-10)BS