月刊名工研・技術情報電子版

平成 27 年 5 月号

※NMIRI : Nagoya Municipal Industrial Research Institute【設備紹介】 ・光電子分光装置（平成 26 年度(公財)JKA 設備拡充補助事業）【活用事例】 ・めっき皮膜中の炭素、硫黄量の測定
・電解重量法による銀の定量【技術紹介】 ・応力測定とシミュレーション計算値との比較【お知らせ】 ・平成 26 年度研究課題評価結果について
・人事異動【設備紹介】
光電子分光装置（公財）ＪＫＡ設備拡充補助事業

平成 26 年度、（公財）JKA の補助を受けて、光

図１は銀めっき処理製品の一部分が淡黄色に電子分光装置（XPS）を導入しました。本装置は固 変色した不具合品を解析した結果で、変色部での体試料にＸ線を照射し、放出される光電子のエネ 銀の部分スペクトル（Ag3d）を示します。未変色部
ルギーを分光することで、固体の極表面（数～数 は金属銀の状態のみでしたが、変色部では銀が十 nm）の組成や各成分の化学状態を調べること 酸化物の状態でも存在しており、乾燥不良等によができます。さらにアルゴンスパッタリングを使用し る腐食が原因とわかります。て、スパッタリングと測定を繰り返すことで皮膜の本装置の諸元等については、工業研究所ウェブ

深さ方向の組成と化学状態を分析することができ サイトの以下のページます。

(http://www.nmiri.city.nagoya.jp/cgi/convenienc
es/page.cgi?act=page&id=261) をご参照ください。
本装置は、固体であれば、金属はもとより有機物やセラミックスなどの分析も容易に行えますので、お気軽にご相談ください。
（金属・表面技術研究室 加藤雅章、岡東寿明）
TEL（052）654-9914、9853

図 1 淡黄色に変色した銀めっきの Ag3d 部分スペクトル

月刊名工研・技術情報

電子版

平成 27 年 5 月号

【活用事例】
依頼試験 （めっき皮膜中の炭素、硫黄量の測定）
めっき皮膜は金属イオンの溶液（めっき浴）中でめっき皮膜中の炭素、硫黄量はＪＩＳ Z2615 金属通電することにより、陽イオンの金属が還元されて 材料の炭素定量方法およびＪＩＳ Z2616 金属材料原子となり、素材上に析出することで得られます。 の硫黄定量方法に基づいた酸素気流中燃焼－赤これを応用して装飾や防錆などに幅広く用いられ 外線吸収法によって測定します。試験片を高周波ています。

誘導加熱炉内において酸素中で加熱し、発生しためっき浴には添加剤と呼ばれる、主に有機系の 酸化物のガスを赤外線で検出する仕組みです。
物質が含まれていますが、電析中に添加剤の成測定用サンプルは、素材中に含有する炭素、硫分の炭素や硫黄がめっき皮膜中に取り込まれま 黄量の影響を防ぐため、ステンレスやチタン基材す。この炭素や硫黄の含有量はめっきの性能に影 上にめっきし、はく離した箔の状態にして使用しま響を与え、特にニッケルめっき中の硫黄は含有量 す。測定には 0.5g 以上のサンプルを要します。めによって大きく耐食性が異なることが知られていま っき皮膜中の成分分析に関心のある方、炭素、硫す。また、下地ニッケルめっきの硫黄含有量は、そ 黄量測定をお考えの方はお気軽にご相談下さい。の上に成膜する合金めっきの熱処理による構造変 1)化に影響を及ぼすことを報告しました

1)

。したがっ

「スズ合金めっき技術の開発」
月刊名工研 713 号、P3て、めっき皮膜中の炭素、硫黄量を測定することは(http://www.nmiri.city.nagoya.jp/meikoken/pd

めっき浴の管理において重要になります。

f/78.pdf)（金属・表面技術研究室 松本 宏紀）
TEL (052) 654-9911

依頼試験 （電解重量法による銀の定量）
本紙の 743 号（2014 年 2 月）で電解重量法によ ケーター中で放冷した後、秤量して析出した銀のる銅の定量を紹介しましたが、銀も電解重量法で 重量を求めます。電解残液は 300mL 定容として測定することができます。今回は銀地金を例とし ICP 発光法等で測定し、残存する銀を求めます。て、当所で実際に採用している方法についてご紹 各々の操作で測定した銀を合算して含有率を求め介します。
試料 1ｇを秤量して 300mL ビーカーに取り、時計ます。
電解時の硝酸濃度が低いと析出した銀が剥離皿で蓋をします。（1＋1）硝酸 30mL を加え、熱板上 しやすくなり、逆に高いと析出せずに残存する銀がで穏やかに加熱して分解します。分解が終了した 多くなります。また電圧が 1.38V を超えた場合にもら、時計皿を洗浄して取り除き、液量が約 2～5mL 析出した銀が剥離しやすくなります。それらの点をになるまで加熱濃縮します。放冷後、水 260mL とエ 考慮して上記の電解条件を決定しました。銀が剥タノール 5mL を加えます。白金電極を用いてマグ 離してしまった場合には、電解終了後に残液をろネティックスターラーで撹拌しながら電圧 1.30～ 過し沈殿を温硝酸に溶解して、ICP 発光法等で測1.35V で電気分解を行います。1 時間ほど続けると 定する事で補正が可能です。
電圧が上昇してくるので、1.38V を超えないように金属材料等の分析についてお困りの事がありま調整します。電流がほとんど流れなくなったら電解 したら、当研究室までお気軽にご相談下さい。
（金属・表面技術研究室 大橋 芳明）
を止め、陰極を取り出して洗浄・乾燥します。デシTEL (052) 654-9921

月刊名工研・技術情報

電子版

平成 27 年 5 月号

【技術紹介】
応力測定とシミュレーション計算値との比較
はじめに製品の強度的な信頼性を確認するためにＣＡＥによるシミュレーションが導入されています。材料、形状、境界条件を指定することで製品にどのような応力が生じるか計算できます。しかし、実際にその計算値が正確であるかは、実測で確認する必要があり、計算結果と違いが生じることは多々あります。そのため、ＪＩＳに定められている引張試験片を代表例として、ＣＡＥと実測とのひずみ比較を行いました。

試験に使用した機器については、工業研究所ウェブサイトの以下のページをご参照ください。
(http://www.nmiri.city.nagoya.jp/cgi/conveniences/page.cgi?act=page&id=262)
実験結果と考察貼り付けたゲージの実測値を表1に示します。
表 1 5ｋN 負荷時の引張試験片の実測ひずみ
平行部中央①Ｒ部横の平行部③Ｒ部横の平行部④2.87ｅ-003

3.04ｅ-003

3.19ｅ-003

実験方法
Ｒ部の開始点⑤ Ｒ部の開始点⑧
Ａ6061－Ｔ6 処理材（引張強度 317MPa、伸び 3.26ｅ-003
3.25ｅ-003
10.8％）のＪＩＳ5 号試験片を使用して、5ｋN の引張⑤の中央寄り⑥ ⑧の中央寄り⑨負荷をかけて、試験片の局部ひずみを測定しまし
2.73ｅ-003
2.72ｅ-003
た。先にＣＡＥ（solid works を使用）により計算した
図１のＣＡＥの結果と比較すると、実測値はＣＡＥ
結果（図 1 上）から、応力集中する部位をはじめ、7か所にひずみゲージを貼り付けて、同じ部位での の応力分布と同じく、試験片の平行部からＲ部が始まる箇所で応力が最大になっていました。実測値はひずみの比較検証を行いました。
ＣＡＥに比べやや低い傾向ですが、ほぼ同じでした。
しかし、Ｒ部の開始点はＣＡＥでは局部的に最大値で 3900μεもあり、実測値との差がありました。
ＣＡＥにおけるメッシュサイズが 0.5mm に対して、ひずみゲージは 0.2mm 長であり、実測値はＣＡＥの要素範囲に適合していましたが、実際には、ゲージ基板があることでピンポイントでの貼り付けは難しく、加えてひずみ分布の変化が大きい箇所ではその貼り付け精度の影響が顕著になりました。
一方、ＣＡＥの値についてもメッシュの大きさで計算結果に差が生じること、境界条件を理想状態で計算していること、解析結果の表示過程で節点部の色分けの平準化がされていることから、必ずしも厳密に正しい値と言い切ることはできません。

図１ ＣＡＥの結果と実測のひずみゲージ位置

まとめ
ＣＡＥと実測との検証をした結果、ひずみ分布の傾向に一致が見られ、危険部位を見つけるなど、ＣＡＥの有効性が確認できました。しかし、ＣＡＥの計算から求めた絶対値については注意が必要でした。工業研究所では、ＣＡＥおよび検証実験について技術支援を行っていますので、ご相談ください。
（製品技術研究室 児島 澄人）
TEL (052) 654-9861

月刊名工研・技術情報電子版

平成 27 年 5 月号

【お知らせ】■平成 26 年度研究課題評価結果について
名古屋市工業研究所では、外部の有識者から構 ２．評価委員の主な意見成される研究課題評価委員会を開催して研究課題研究テーマの評価を行っています。平成 27 年 1 月 28 日（木）事前評価に平成 27 年度から新たに始める研究課題の事前評価および平成 26 年度に 2 年目にあたる研究課題

次世代環境材料の研究開発の中間評価および平成 25 年度で終了した研究課

中間評価題の事後評価を行いました。その結果を公表しま

高機能性プラスチ
ック材 料 の開 発す。
１． 評価結果

評価委員の主な意見・研究担当者間の情報交換を緊密にして欲しい。
・（公財）JKA で導入したNMR の性能と工研が蓄積してきた知見を存分に活用し、研究成果を上げて欲しい。

評価指標

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

事前評価

―

１―

―

事後評価

事後評価

２

４―

―

中間評価

―

―

１―

電子制御機器の設計効率化の研究・良い案が出て、知名度も向上しており、今後の発展が大いに期待できる。

有機電子部材の開発・研究成果は十分得られており、発展性が感じられる。今後は中小企業向けに積極的に広報することを期待する。

難めっき素材への新しいめっき技術の開発・成果を実用化する新しい用途のアイデアを期待する。

新規可視光応答型光触媒の開発

・安価な無機錯体の利用は良い成果である。この成果を利用可能な技術として中小企業に広報することを期待する。

熱物性評価技術の向上に関する研
究・工研の業務として必要な研究であり、成果も十分である。

広域周波数の電磁波に対応した材料特性及び製品評価技術の開発・測定しにくい帯域に対する成果が出ているので、この技術を実用例とともにアピールすることを期待する。

評価指標は以下の通り【事前評価】
Ａ： 計画通り実施
Ｂ： 一部修正して実施
Ｃ： 計画の変更を要する
Ｄ： 計画を保留し内容を見直す【中間評価】Ａ：
Ｂ：
Ｃ：

今後十分な研究成果が期待できる今後一定の研究成果が期待できる今後の見通しに問題があり、見直しが必要である
Ｄ： 研究の終了を検討すべきである【事後評価】Ａ：
Ｂ：
Ｃ：
Ｄ：

目標を上回る十分な研究成果が得られた
目標を達成し、見込み通りの研究成果が得られた
目標を概ね達成し、一定の成果が得られた
十分な研究成果が得られなかった

月刊名工研・技術情報

電子版

平成 27 年 5 月号

■人事異動
名古屋市の定期人事異動において、次のとおり異動がありました。
（平成 27 年 4 月 1 日付）＊配置換（新 任）

（旧 任）

副所長

坂野 秀也

中小企業振興センター所長

主幹（技術支援担当）

伊藤 清治

プロジェクト推進室長

プロジェクト推進室長

小島 雅彦

市民経済局付主幹（公益財団法人名古屋産業振興公社派遣・研究推進部長）

計測技術研究室長

林 幸裕

主幹（技術支援担当）

市民経済局付主幹（公益財団法人名古屋

黒部 文仁

支援総括室

柘植 弘安

環境技術研究室

製品技術研究室波多野 諒（新規採用）

環境技術研究室

林 朋子（新規採用）（退職）

梶田 佐登志

副所長

（退職）

山崎 実

金属・表面技術研究室

（退職）

加藤 峰夫

計測技術研究室長

産業振興公社派遣・研究推進部長）
支援総括室＊新規採用・退職（編集・発行）名古屋市工業研究所〒456-0058

電話：052-661-3161

FAX： 052-654-6788

URL： http://www.nmiri.city.nagoya.jp

名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号
E-mail： kikaku@nmiri.city.nagoya.jp