Trimble RTSシリーズ仕様表
Trimble RTS771

Trimble RTS873

Trimble RTS573

トータルステーション性能測角

水平精度1"（ISO17123-3に基づく標準偏差）3"（ISO17123-3に基づく標準偏差）3"（DIN18723に基づく標準偏差）

角度表示（最小角度）

0.1"

0.1"

0.1"

標準2 mm + 2ppm

2 mm + 2ppm

2 mm + 2ppm

ISO17123-4に基づく標準偏差0.8 mm + 1ppm

0.8 mm + 1ppm

1 mm + 2ppm

トラッキング

5 mm + 2ppm

5 mm + 2ppm

4 mm + 2ppm

標準

3 mm + 2ppm

3 mm + 2ppm

2 mm + 2ppm

トラッキング

10 mm + 2ppm

10 mm + 2ppm

4 mm + 2ppm

標準3秒

3秒

1.2秒

トラッキング

0.4秒

0.4秒

0.4秒
1 〜 5秒プリズムモード■ Trimble RTS771 / RTS573
RTS771測距
ノンプリズムモード

コントローラにリアルタイムに表示される画像をタップして、すばやく直感的に計測作業を行うことができるBIM

プリズムモード
測距時間

専用トータルステーションです。Trimble RTS771はシリーズ最高峰の1秒機（ISO17123）
トータルステーション

ノンプリズムモード

であり、ワンマン計測を迅速かつスムーズに行えます。

プリズムモード

コントローラEDM
DR HP

FieldLink

測角精度（ISO）
1"

主な搭載機能Trimble VISION

接眼レンズ

標準

3 〜 15秒

3 〜 15秒

トラッキング

0.4秒

0.4秒

0.4秒

1素子プリズム

3,000 m3,000 m

2,500 m

最短測距距離1.5 m

測距範囲 ※1,※2
ノンプリズムモード

有

コダックホワイト（反射率90% ※3）

1.5 m

Trimble RTSシリーズ
BIM専用トータルステーション

0.2 m

視界がよく低環境
光のとき

視界が良く薄い陽炎を伴う程度の穏やかな日光の時霞がかったり直射日光下、また強風のと き

視界がよく低環境
光のとき

視界が良く薄い陽炎を伴う程度の穏やかな日光の時霞がかったり直射日光下、また強風のと き

視界がよく低環境
光のとき

視界が良く薄い陽炎を伴う程度の穏やかな日光の時霞がかったり直射日光下、また強風のと き

150 m以上

150 m

70 m

150 m以上

150 m

70 m

1,300 m

1,300 m

1,200 m

コダックグレイ（反射率18% ※3）

120 m以上

120 m

50 m

120 m以上

120 m

50 m

600 m

600 m

550 m

最短測距距離

1.5 m

1.5 m

1.0 m

クラス1

測距部仕様

RTS573

Trimble RTS573はベーシックなBIM専用トータルステーションであり、小規模から大規模な現場までレイアウト作業を支援します。

レーザ クラス

プリズムモード

クラス1

クラス1

ノンプリズムモードクラス2

クラス2

クラス1

同軸レーザポインタ
（赤色）

クラス2

クラス2

クラス2

グリーンレーザポインタ
ビーム 発散角

プリズムモード

ークラス2（自動絞り機能付き）

ー

水平

4 cm / 100 m

4 cm / 100 m

2 cm / 100 m

垂直

4 cm / 100 m

4 cm / 100 m

4 cm / 100 m-130ppm 〜 160ppm（連続）-130ppm 〜 160ppm（連続）-130ppm 〜 160ppm
（連続）

気象補正

EDM
DR Plus

コントローラ測角精度（ISO）

主な搭載機能接眼レンズ

FieldLink

3"

長距離対応ノンプリズム、トラックライト

有気泡管

コンペンセータ■ Trimble RTS873
RTS873

一般性能

計測距離に合わせて自動で絞り調整を行うグリーンレーザポインタが搭載されたロボティックトータルステーションです。
コントローラにリアルタイムに表示される画像をタップして、すばやく直感的に計測作業を行うことができま

DR HP

測角精度（ISO）

主な搭載機能接眼レンズFieldLink

3"グリーンレーザーポインタ、
Trimble VISION

無8' / 2 mm

8' / 2 mm

自動2軸 ＋ SurePoint

自動2軸 ＋ SurePoint

自動2軸 ＋ SurePoint

補正精度

0.5"

0.5"

0.5"

補正範囲

5.4'

5.4'

5.4'

駆動システムMagDriveサーボ技術
サーボ/測角センサ統合・電磁ダイレクトドライブ

MagDriveサーボ技術
サーボ/測角センサ統合・電磁ダイレクトドライブ

MagDriveサーボ技術
サーボ/測角センサ統合・電磁ダイレクトドライブ

旋回速度115度/秒115度/秒115度/秒

望遠鏡反転時間

2.6秒

2.6秒

2.6秒

180度旋回時間

2.6秒

2.6秒

2.6秒

静止・微動システム

サーボ駆動・エンドレス粗微動調整

サーボ駆動・エンドレス粗微動調整

サーボ駆動・エンドレス粗微動調整方式

Trimble 3-ピン、光学求心望遠鏡

Trimble 3-ピン、光学求心望遠鏡

Trimble 3-ピン、光学求心望遠鏡2.3倍

2.3倍

2.3倍

合焦距離

0.5 m 〜 ∞0.5 m 〜 ∞0.5 m 〜 ∞

倍率30倍

ー30倍

対物レンズ口径

40 mm

ー

40 mm

100 m地点での視野

2.6 m

ー

2.6 m

合焦距離

1.5 m 〜 ∞ー

1.5 m 〜 ∞十字線照明（レチクル照明）

10段階切替ー

10段階切替オートフォーカス

標準搭載

ー

標準搭載

トラックライトー

ー

標準搭載

動作温度

-20℃ 〜 +50℃

-20℃ 〜 +50℃

-20℃ 〜 +50℃

IP55

IP55

IP55

充電リチウムイオンバッテリ10.8 V、6,5 Ah、70 Wh

充電リチウムイオンバッテリ10.8 V、6,5 Ah、70 Wh

充電リチウムイオンバッテリ10.8 V、6,5 Ah、70 Wh

バッテリ1個使用時

約6.5時間

約6.5時間

約6.5時間

バッテリ3個使用時

約18時間約18時間

約18時間

バッテリ1個使用時

約5.5時間

約5.5時間ー

バッテリ3個使用時

約17時間

約17時間

ー

本体（ロボティックモデル）

5.25kg5.25kg5.25kg

整準台

0.7kg

0.7kg

0.7kg

バッテリ

0.35kg0.35kg0.35kg

器械高（耳軸までの高さ）

196 mm

196 mm

196 mm

データ通信

USB、
シリアル

USB、シリアル

USB、シリアル、Bluetooth® ※6

パッシブプリズム使用時

500 〜 700 m

500 〜 700 m

500 〜 700 m

マルチトラックターゲット使用時

800 m

800 m

800 m

パッシブプリズム< 2 mm（標準偏差）< 2 mm（標準偏差）< 2 mm（標準偏差）マルチトラックターゲット使用時< 2 mm（標準偏差）

望遠鏡

コントローラ8' / 2 mm

補正形式

倍率

求心

す。Trimble RTS873はレイアウトから施工管理まで幅広い業務でワンマン作業による効率化を支援します。

EDM

円形気泡管感度防塵防水等級
バッテリ
電源稼働時間※4

稼働時間（ビデオサーチ時）※4

グリーンレーザポインタ

Trimble VISION

ロボティック仕様

Trimble RTS771 / RTS873に搭載しているカメラの映像に、図Trimble RTS873は自動絞り調整機能付きグリーンレーザポインタを搭載して重量

絞りなし

面から作成したポイントや結線情報が重畳表示され、計測したい

オートロック及びロボティック通信可能範囲 ※2います。
グリーンレーザを活用することに位置を画面上でタップすることで器械を振り向けられます。

200 m地点でのオートロック精度 ※2< 2 mm（標準偏差）< 2 mm（標準偏差）より明るい現場でも計測点を見失わず可

また、水平360 のパノラマ写真を自動作成し、画面タップで計測

最小サーチ距離

0.2 m

0.2 m

0.2 m

サーチ時間（通常）※5

2 〜 10秒

2 〜 10秒

2 〜 10秒

チップ

カラーデジタルイメージセンサ

カラーデジタルイメージセンサ

ー

解像度20482048

ー

ロックができ、ストレスフ

焦点距離23 mm

23 mm

ー

リーな計測が可能です。

撮影距離3m〜3m〜

ー視野角

15.5 12.3

15.5 12.3

ーデジタルズーム

8 ）4段階（1 、2 、4 、4段階（1 、2 、4 、8 ）ー

ビデオストリーミング

5フレーム/秒

5フレーム/秒ー

視化できスムーズな作業を実現します。
自動絞り調整あり/なし レーザ径比較
測定距離
絞りなし
絞り調整後

12 m

20 m

43 m

縦5 mm

8 mm

13 mm

横2 mm

5 mm

8 mm

縦2 mm

3 mm

3 mm

横2 mm

2 mm

2 mm

※正対する壁面へのレーザ照射時のレーザ径を目視測定（当社調べ）

自動絞り調整後
横縦

測定距離 20 m での比較および旋回させることも可能です。VISION機能で見失ったプリズ
ムをすばやく見つけて再カメラ

1536ピクセル※1 標準的明るさ（靄なし、曇りあるいは非常に薄い陽炎を伴う穏やかな日光）のとき。
※2 範囲と精度は大気のコンディション、プリズムのサイズ、環境放射線によります。
※3 コダックグレイカード カタログナンバー E1527795※4 -20℃ での放電容量は +20℃ での放電容量の 75% です。
※5 選択したサーチウィンドウのサイズに拠ります。
※6 Bluetooth（Class 1）搭載

https://www.nikon-trimble.co.jp/
ビルディングソリューション推進部〒144-0035東京都大田区南蒲田2-16-2（03）
5710-2608
Tel（03）3737-9411 Fax

仕様は予告なく変更することがあります。
2CJ-H6JT-1
BS（2108-3）

Trimble RTS771 / 573

1536ピクセル

Trimble RTS873※ 掲載されている各値は環境により変化します※ Trimble及び地球儀と三角のロゴは、米国Trimble社の登録商標です※ Panasonicは、Panasonic株式会社の国内およびその他の国における登録商標または商標です※ その他、掲載されている会社名、製品名は各社の登録商標です※ ご注意：本カタログに掲載した製品及び製品の技術（ソフトウェアを含む）
は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規格貨物等（技術を含む）に該当します。
輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

Bullding専用HP

シリーズカタログ

Trimble RTSシリーズ 施 工 墨出し からQC/QA、維持管理まで、高い精度でBIMの現場活用を支援 ３D図面を 自在に使えるBIM専用トータルステーションTrimble RTSシリーズ
Trimble RTS771、Trimble RTS873、Trimble RTS573

Device

BIMデータを建築の施工現場や維持管理の業務で活用するには３D図面に対応した計測ソリューションが不可欠です。
BIM専用トータルステーションTrimble RTSシリーズは、既に墨出し業完全なワンマン操作を実現する
Trimble VISION ™

務で定評のあるTrimble RPT600や3DレーザスキャナTrimble X7と同Trimble VISION™を使って見たい場所の映像をコントローラに映しじFieldLinkを基幹ソフトとしており、施工から維持管理までデータの価出すことができる為、直感的にレイアウトやターゲットロックを行うこ

値を循環させるエコシステムで建築の業務を支援します。とができます。
接眼レンズをのぞき込むことができないような、仰角の大きな箇所での計測も容易に行うことができます。

Software

CADデータをそのまま活用
FieldLinkはインポートする2D/3D設計データが持つレイヤ情報をそのまま取り込むことが可能です。複数の2D/3D設計データを1つのプロBIMデータの活用を実現する
コントロールソフトウェアFieldLink※1

コントロールソフトウェアFieldLinkは２D/３D設計データ に対応

ジェクトに統合して表示できます。
（ Navisworks形式のファイルのインポートにも対応）
新点観測や墨出しを行ったポイント情報、FieldLink内で作図した結線情報も任意のレイヤに割り当てが可能です。

しています。画面上に表示された現場の映像に図面から作成したポイントや結線情報を重ねて表示することができ、直感的な計測を実現します。

2D/3D設計データが持つレイヤに対応

F i e l d L i n k は T r i m b l e の 提 供 するクラウドサ ービスの T r i m b l e
C o n n e c t ※2を通じてB I Mデ ータをオフィスと現 場で共 有出来るので、別のTrimbleビルディング製品に取り込み、設計・レイアウト・施工管理・メンテナンスまで同じBIMデータを用いて計測を行うことができます。
※1 読み込み可能ファイル形式： 2D/3D DWG、IFC、SketchUp（skp）、Digital PDF（ベクタ形式）、LandXML（面情報のみ）、Navisworks
BIMデータの現場活用を推進するTrimble RTSシリーズ

ワンマン操作を可能にするTrimble VISION™

コントロールソフトウェアFieldLinkの活用方法
FieldLinkは各種2D/3D設計データを取り込んで現場で運用することができます。取り込んだ3D設計データを、ワイヤーフレーム、ソリッド（透過度の選択あり）で表示し、任意に断面を表示できます。2D設計データを取り込み、高さを持たせることで3D空間上の任意の高さに表示することも可能です。

（nwd）※2 暗号化通信によりセキュリティの高いアクセスを実現するクラウドサービ

リアルタイム傾き補正システム
SurePoint ™

電磁誘導式ギアレス駆動システム
MagDrive ™

ス。各種Trimble製品からの接続が可能で、効率的なデータ運用を実現

選択的自動追尾システム
MultiTrack ™

SurePoint™により、器械は設置後に生じた傾斜をリアルタイムで電磁誘導式ギアレスシステムMagDrive™は高速かつ安定した旋回

MultiTrack™によりパッシブプリズムとアク補正します。本機能により器械が据え付けられた時の水平状態を性能を実現するシステムです。軽快でなめらかな動きを実現し、安定ティブターゲットの両方に対応した自動追尾維持することができ、測定の精度を保ちます。

した追尾性能を発揮します。

を実現し、杭芯確認や勾配確認など使用状況に応じたモード選択が可能です。

します。

アクティブターゲット
MT1000

ワイヤーフレーム

ソリッド（透過あり）

図面の持つ座標系に合わせて、図面上の任意の箇所に座標値を作成することができる他、図面を任意の座標値および縮尺に移動・回転させることができます。
図面取り込み後に、以下のような方法で図面配置の変更が可能です。

専用コントロールソフトウェアFieldLink①取り込んだ図面に対して器械設置し計測を行う。
②既知点情報を入力しておき、取り込んだ図面を既知点に合わせる。
③既に取り込み済みの図面に対して、後から取り込んだ図面を合わせる。

SurePoint™による鉛直軸誤差の補正

なめらかな旋回を実現するMagDrive™

アクティブターゲットを使用した滑らかなターゲット追尾

図面から座標値を作成