バイブロコンバータ MODEL‐2502
デジタルモニタ MODEL‐2590C
仕様書

S-2000A (1/10)

目次
1.

概要 ··············································································································· 32.

特長 ··············································································································· 33.

構成員数 ········································································································· 34.

仕様 ··············································································································· 45.

外形寸法 ········································································································· 76.

取付図（バイブロコンバータ MODEL‐2502） ·························································· 87.

パネルカット寸法図 （デジタルモニタ MODEL‐2590C） ·········································· 98.

端子図 （デジタルモニタ MODEL‐2590C 背面） ···················································· 99.

バイブロコンバータ MODEL‐2502 とデジタルモニタ MODEL‐2590C の接続方法 ············ 10

10. 延長ケーブル（CA02743）をご使用時の接続 ························································· 10S-2000A (2/10)

1. 概要バイブロコンバータ MODEL-2502 は、振動を検知し、その振動量に応じた出力をする振動変換機器です。
デジタルモニタ MODEL-2590C は、センサー及びコンバータと組合せて振動の監視が可能なように設計された低価格な監視計システムです。

2. 特長
2.1. バイブロコンバータ MODEL‐2502


振動を検知し、4-20mA の電流信号を出力いたします。



電源線と信号線を合わせて 2 線式で、接続の極性を問いません。

2.2. デジタルモニタ MODEL‐2590C
DC4-20mA の信号を受けて、振動値にスケーリング出来ます。

振動値は赤色 LED にてデジタル表示されます。



バイブロコンバータ用電源が内蔵されています。

上限 2 段の警報リレーが内蔵されています。



警報リレーは遅延タイマーを内蔵して、誤動作を防いでいます。



低価格な振動監視システムが構成できます。



絶縁されたアナログ出力 DC4〜20mA, DC0〜5V, DC1〜5V の設置が可能です。

3. 構成員数
バイブロコンバータ

MODEL-2502- XX- 台

デジタルモニタ

MODEL-2590C - A11- 台

延長ケーブルCA02743- XXm- 台

S-2000A (3/10)

4. 仕様4.1. バイブロコンバータ MODEL‐2502


仕様
型式

2502-01

2502-022502-032502-03H

測定モード

加速度

速度

変位

変位

フルスケールレンジ

100m/s2(Peak)

50mm/s(rms)

200μm(p-p)

2mm(p-p)

周波数範囲

5〜1,000Hz

10〜1,000Hz

10〜500Hz10〜500Hz

測定範囲

フルスケールの 1〜110%

出力範囲

4〜20mA / 0〜フルスケール

直線性

フルスケールの 1%以内

確度5%以内横方向感度5%以内

ドライブ電源

DC9 〜 28V (50mA 以上供給可能なこと)

ウォームアップ時間

約 10 秒使用温度範囲-20℃〜＋80℃

保護構造

IP64 (*1)

耐震性

連続 200m/s2,

絶縁抵抗DC500V

100MΩ

(端子−外装)耐電圧

AC 1,500V

1 分間(端子−外装)出力ケーブル

直出し 3m(標準) 2 芯キャブタイヤケーブル

外形寸法

φ45×H45mm(突起部含まず)

質量105g

付属品

取付ネジ(80Hz, 1/2 フルスケール 20℃)

衝撃 1,000m/s2(ケーブル除く)(M6 長さ 10mm止めネジ)(*1) 任意方向からの任意の方向からの飛沫に対しての保護構造

S-2000A (4/10)

4.2. デジタルモニタ MODEL‐2590C
仕様入力信号
入力瞬時過負荷

型名コード表 を参照
約 200mA at 2 秒間

入力抵抗10Ω

表示範囲

0〜任意のフルスケール値に設定可能 出荷時設定: 0 〜＊

7 セグメント赤色 LED

表示器
表示周期

0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 秒に設定可能 出荷時設定:＊秒

使用温度、湿度
保護構造±0.1%/FS ± 1digit（23℃±5℃）
24VDC, 100mA max.
AL1, AL2 の上限 2 段 任意設定可能 出荷時設定: AL1%,AL2
自動復帰/自己保持 可能
AL1 又は AL2 キーを押す事で設定値を表示
各 1c 接点、定格 AC250V 5A, DC30V 5A （抵抗負荷）
0.1〜99.9 秒任意設定 標準は 5 秒
出荷時設定：秒3.2.型名コード表を参照
1: DC4〜20mA(500Ωmax.)
2: DC0〜5V (5kΩmin)
3: DC1〜5V (5kΩmin)
4: DC0〜10V (5kΩmin)
3.2.型名コード表を参照
A: AC85〜264V 50/60Hz 10VA max.
E: DC24V(11V〜48V,リップル 5%以内,6W max.)-10℃〜50℃, 25%〜85%RH (但し結露のない事)
前面パネル部 IP65 （ゴムパッキン使用時）

質量約 300g

確度
変換器駆動電源
アラーム設定 ＊アラーム値の確認
アラームリレー
アラーム遅延 ＊アナログ出力電源%＊の項目は出荷時にご指定の数値に設定し納入いたします。ご注文時ご指定ください。
ご指定の無い場合は出荷時設定で納入いたします。
型名コード表

MODEL‐2590C‐

A

11

電源仕様

入力信号

アナログ出力A

AC 85〜264V

14〜20 mA

14〜20 mA

E

DC 11〜48V

20〜1V

20〜5V

30〜10V

31〜5V※2 及び 3 はオプション

40〜10V※E はオプション

S-2000A (5/10)(標準型名の例)

4.3. 延長ケーブル CA02743
材質 （外被）クロロ･プレン･ゴム混合物：黒

仕上がり外形6.5±0.3mm

材質 （絶縁体）

エチレン･プロピレン･ゴム：白、黒材質 （導体）

電気用スズメッキ軟銅線

素線数/素線径（導体）20/0.18(本/mm) 公称断面積 0.5mm2

導体抵抗(20℃)

39.8Ω/km 以下

端末処理（検出器側）

防滴コネクタ (4 ピンプラグ)：XS2G-D4S9、保護構造：IP65

端末処理（モニタ側）

圧着端子：M3

絶縁抵抗

300MΩ･km 以上

耐電圧

AC 1,000V (1 分間)

最大使用温度70℃

質量

約 20g＋57g/m

結線

延長ケーブル（CA02743）を同時にご購入された際は、バイブロコンバータのケーブル端には、コネクタ
XS2C-D4S9 を取り付けて出荷いたします（10 章の図をご参照下さい）。延長ケーブルを購入されない場合は、圧着端子となります（9 章の図をご参照下さい）。

S-2000A (6/10)

5. 外形寸法 (単位:mm)
5.1. バイブロコンバータ MODEL‐2502

5.2. デジタルモニタ MODEL‐2590C

S-2000A (7/10)

5.3. 延長ケーブル CA02743

6. 取付図（バイブロコンバータ MODEL‐2502）

S-2000A (8/10)

7. パネルカット寸法図

8. 端子図S-2000A (9/10)（デジタルモニタ MODEL‐2590C）（デジタルモニタ MODEL‐2590C 背面）

9. バイブロコンバータ MODEL‐2502 とデジタルモニタ MODEL‐2590C の接続方法
コンバータケーブル 2 芯線を MODEL-2590C の背面端子 1 と 4 へ下図のように接続してください。

注記：コンバータケーブル 2 芯線の極性は問いません。

10. 延長ケーブル（CA02743）をご使用時の接続注記：コンバータケーブル 2 芯線の極性は問いません。

S-2000A (10/10)