経済的●幅広い用途に効果的な低コストのレベル検出器です●電気機械式レベルスイッチの代替として最適です● 購入、在庫する部品や高価なオプション部品は必要ありません

メンテナンスフリー●パドル式、振動式、または他の機械式検出器にある故障、破損、消耗する部品はありません●定期的な部品のメンテナンス、清掃、交換は不要です

信頼性の高い動作●コートシールド回路によりＺ-トロンIVはセンサーへの付着物を無視します●ダスト等による誤動作がありません

取付けが簡単●一体型で3/4”の１箇所の容器開口部を通すだけで容易に取付けできます●迅速で簡単に感度調整ができます

Z-トロンIVポイントレベルスイッチは信頼性の高い、低価格の ON/OFFレベルスイッチです。
ドレキセルブルックがお届けする、低価格のZ-ト
ロンIVレベルスイッチは粘着性の付着物に影響を受けず、腐食性測定物にも耐性があります。故障、劣化、破損に至る可動部がありません。 現場において改良されてきたＲＦテクノロジーを基にしたＺ-トロンIVはシンプルで、かつ信頼性の高いON/OFFレベルスイッチです。
コンパクトな設計の標準 ３/４”ＮＰＴ接続部により、センシングエレメントが 上限、また下限のいずれにも（他の接続タイプ、サイズもあります）取付できます。
測定対象物が設定されたレベルに達すると、エレクトロニクスユニットの状態が変化し、ＤＰＤＴリレーとして出力します。このリレーはアラーム、アナンシエータ、バルブ、他の制御機器の駆動に使用できます。
ドレキセルブルック独自のコートシールド回路により、Ｚ-トロンIVは、センサー上に積もったダストや、粘着性の付着を無視します。Ｚ-トロンIVは実際の上限、下限のみに反応しますので浮遊ダスト粒子も無視されます。

Z-tron IV™ Z02X-Series リレー配線
上限ﾌｪｰﾙｾｲﾌ

下限ﾌｪｰﾙｾｲﾌ

Z-tron IV™ Z02X-Series 仕様
電源：AC(現場切替可）
95-145 VAC, 50/60Hz, 2 Watt
215-265 VAC, 50-60Hz, 2 Watt
DC: 24VDC: 19-29 VDC, 2 Watt

外気温度：-40℃～60℃
温度変動：0.5pF/１０℃
電圧変動：
0.2pF/20V @ 120VAC

感度：0.3pF感度

安定性：0.15 pF/6 mo. Max

調整レンジ：
0-80pF (調整ポットを20回転4pF/１回転)調整レンジをオーバーする時はパッドコンデンサー、（pad ratio 1:1） を取り付けてください。

スパーク保護：100AMP
センサー取付けサイズ（標準）：3/4 PT
ハウジング：Nema
1 General-Purpose
Nema 2 Drip-Tight
Nema 3 Weather-Resistant
Nema 4 Waterproof
Nema 5 Dust-Tight
Nema 12 Industrial Use

負荷抵抗：
CW ‒ GND, 1500Ω
CW-SHD, 750Ω
SHD-GND, 750Ω
フェールセーフ：
上限（High-level）または下限(Low-Level)いずれかのフェールセーフを選択、現場で切替できます

遅延タイマー：
0-60秒 (調整ツマミを3/4回転) 270°
ポテンショメーター

出力：DPDT

承認：FM/FMC 3810 一般用

接点容量：5A@120VAC 無誘導
2A@230VAC 無誘導

分離型取付寸法

一体取付寸法センサーのタイプにより変わります

センサーのタイプにより変わります
分離型エレクトロニクス

挿入長
挿入長

寸法単位：インチ（ｍｍ）

Z-tron IV™ Z02X-Series モデル番号構成●テクノロジー
Z4 Z‒tron IV RF ｱﾄﾞﾐｯﾀﾝｽ式●出力
1:24 VDC
2:115 VAC 現場で230VACへ変更可
3:230 VAC 現場で115VACへ変更可●エレクトロニクス
ｱﾙﾐﾅ
0:一体型 (ｹｰﾌﾞﾙなし)
1:分離型（ｹｰﾌﾞﾙなし）
2:分離型 1.5m標準ｹｰﾌﾞﾙ
3:分離型 3m標準ｹｰﾌﾞﾙ
4:分離型 4.5m標準ｹｰﾌﾞﾙ
5:分離型 6m標準ｹｰﾌﾞﾙ
6:分離型 7.5m標準ｹｰﾌﾞﾙ
7:分離型 10m標準ｹｰﾌﾞﾙ
8:分離型 15m 標準ｹｰﾌﾞﾙ
9:分離型 22m 標準ｹｰﾌﾞﾙ
A:分離型 30m標準ｹｰﾌﾞﾙ
B:分離型 45m標準ｹｰﾌﾞﾙ
C:分離型 1.5m高温ｹｰﾌﾞﾙ
D:分離型 3m高温ｹｰﾌﾞﾙ
E:分離型 4.5mｾﾝｻｰ側3m高温/混成ｹｰﾌﾞﾙ
F:分離型 6mｾﾝｻｰ側3m高温/混成ｹｰﾌﾞﾙ
G:分離型 7.5mｾﾝｻｰ側3m高温/混成ｹｰﾌﾞﾙ H:分離型 45mｾﾝｻｰ側3m高温/混成ｹｰﾌﾞﾙ
I:分離型 22mｾﾝｻｰ側3m高温/混成ｹｰﾌﾞﾙ
J:分離型 30mｾﾝｻｰ側3m高温/混成ｹｰﾌﾞﾙ K:分離型 45mｾﾝｻｰ側3m高温/混成ｹｰﾌﾞﾙ●OEMコード●シリーズ
1:標準●センシングエレメント* 温度 > 148℃の場合 6" (152mm)の放熱管を付ける
101:700‒1202‒001 1.37MPa/72 .2℃ SUS316 / PEEK
103:700‒1202‒014 1.37MPa/72 .2℃ SUS316 / PEEK
106:700‒1202‒041 6 .89MPa/121 .1℃ ‒ 2 .068MPa/72 .2℃ SUS316/PEEK
301:700‒0001‒022 6 .89MPa /37 .7℃ ‒ 3 .44MPa/148 .8℃ SUS316/ﾃﾌﾛﾝ
325:700‒1202‒031 1.37MPa/72 .2℃ SUS316/PEEK, FDA承認
327:700‒0202‒002 0 .34MPa/148 .8℃ ‒ 0 .137MPa/72 .2℃* SUS316/ﾃﾌﾛﾝ
701:700‒0001‒018 0 .34MPa/148 .8℃ PFA
753:700‒0206‒101 1.37MPa/121 .1℃ SUS316/PEEK
754:700‒0029‒001 0 .0137MPa/260℃ SUS316/ﾃﾌﾛﾝ
755:700‒0029‒002 0 .0137MPa/260℃ SUS316/ﾃﾌﾛﾝ
756:700‒0029‒003 0 .0137MPa/260℃ SUS316/ﾃﾌﾛﾝ
757:700‒0029‒004 0 .0137MPa/260℃ SUS316/ﾃﾌﾛﾝ
758:700‒0029‒005 0 .0137MPa/260℃ SUS316/ﾃﾌﾛﾝ
760:700‒0029‒021 0 .0137MPa/260℃ SUS316/ﾃﾌﾛﾝ
762:700‒0029‒023 0 .0137MPa/260℃ SUS316/ﾃﾌﾛﾝ
763:700‒0029‒024 0 .0137MPa/260℃ SUS316/ﾃﾌﾛﾝ
764:700‒0029‒025 0 .0137MPa/260℃ SUS316/ﾃﾌﾛﾝ
766:700‒0029‒102 0 .0137MPa/1260℃ SUS316/ｱﾙﾐﾅ
767:700‒0029‒103 0 .0137MPa/1260℃ SUS316/ｱﾙﾐﾅ
768:700‒0029‒104 0 .0137MPa/1260℃ SUS316/ｱﾙﾐﾅ
769:700‒0029‒105 0 .0137MPa/1260℃ SUS316/ｱﾙﾐﾅ
770:700‒0029‒106 0 .0137MPa/1260℃ SUS316/ｱﾙﾐﾅ●プロセス接続 接液部材質
B:SUS316/316L

Z4 --P:PFA (700-0001-018)

X*:特別●プロセス接続
A0:ねじ込3/4" NPT
B0:ねじ込1" NPT
BA:ﾌﾗﾝｼﾞANSI1" 150# RF CS
BB:ﾌﾗﾝｼﾞANSI1" 150# RF SUS316/316L
CA:ﾌﾗﾝｼﾞANSI1" 300# RF CS
CB:ﾌﾗﾝｼﾞANSI1" 300# RF SUS316/316L FA:ﾌﾗﾝｼﾞANSI2" 150# RF CS
FB:ﾌﾗﾝｼﾞANSI2" 150# RF SUS316/316L GA:ﾌﾗﾝｼﾞANSI2" 300# RF CS
GB:ﾌﾗﾝｼﾞANSI2" 300# RF SUS316/316L
IA:ﾌﾗﾝｼﾞANSI3" 150# RF CS
IB:ﾌﾗﾝｼﾞANSI3" 150# RF SUS316/316L
JA:ﾌﾗﾝｼﾞANSI3" 300# RF CS
JB:ﾌﾗﾝｼﾞANSI3" 300# RF SUS316/316L
KA:ﾌﾗﾝｼﾞANSI4" 150# RF CS
KB:ﾌﾗﾝｼﾞANSI4" 150# RF SUS316/316L
LA:ﾌﾗﾝｼﾞANSI4" 300# RF CS
LB:ﾌﾗﾝｼﾞANSI4" 300# RF SUS316/316L
XX* その他要求に応じたフランジ対応可(ASME/ﾌﾗﾝｼﾞANSI, DIN)営業までご確認ください●センサー挿入長
XXXX
ﾌﾟﾛｾｽ接続部下より先端までの長さ(mm)●コートシールド長
XXXX
ｺｰﾄｼｰﾙﾄﾞ電極の長さ（ｍｍ）3ﾀｰﾐﾅﾙｾﾝｼﾝｸﾞｴﾚﾒﾝﾄのみ 2ﾀｰﾐﾅﾙにはありません●不感知部長XXXX
不感知部の長さ(mm) このｵﾌﾟｼｮﾝは主に界面測定と脱塩用に適用●不感知部 材質
B:316/316L SS
N:なし
X*:特別-

アメテック ドレキセルブルック総販売店

Website : https://www.ybk.co.jp/E-mail : yashima_info@ybk.co.jp【販売代理店】
東日本支社
長野オフィス
名古屋支店
四日市営業所
大阪支店
岡山支店
坂出出張所

九州支店
周南オフィス〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312〒390-0851 松本市大字島内4603-5島内駅前ﾃﾅﾝﾄ2階
TEL.0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271〒464-0075 名古屋市千種区内山3-29-10朝日生命千種AMﾋﾞﾙ5 階TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650〒510-0864 四日市市中里町21-3
TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ﾋﾞﾙ8階
TEL. 06-7166-0512 FAX. 06-7166-0513〒712-8044 倉敷市東塚6-7-31
TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094〒762-0032 坂出市駒止町1-1-11JA香川県坂出市支店ﾋﾞﾙ3階
TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ﾋﾞﾙ7階
TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661〒745-0034 周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル6階
TEL.0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612

13489FC_KS