2019年10月

メディセーフウィズをご使用の方へメディセーフウィズについて

パッチ式インスリンポンプ

投与の準備……………………………… 4…………………………………………………………… 7

かんたんスタートガイドブック
基礎レートパターンを変更・一時的に調整する … 21

ボーラスを投与する …………………………………………… 24

日常生活のポイント …………………………………………… 27

困ったときは ……………………………………………………… 29

基礎知識
監修

大阪市立大学大学院医学研究科

発達小児医学川村 智行 先生

使用スタート時に必要な知識、使い方のポイントをまとめたマニュアルです。
必ず取扱説明書、添付文書をご確認ください。

メディセーフウィズをはじめるために ……… 32

設定記録欄 ………………………………………………………… 43
緊急連絡先 ………………………………………………………… 47

必ずお守りください
お使いになる前に、この「かんたんスタートガイドブック」や「取扱説明書」をよくお読みの上、必ず主治医の指示に従って正しくお使いください。また、いつでも参照できるように保管してください。
メディセーフウィズについて●少なくとも1日4回以上血糖自己測定を実施し、インスリンが確実に注入されていることを常にチェックしてください。
●他のインスリン注射手段を必ず携帯してください。
（インスリンポンプ以外のインスリンペン型注入器やペン型注入器専用注射針）●低血糖・高血糖などの体調に異変があった場合は、直ちに医療機関へご連絡ください。
●緊急事態の対応について、あらかじめ主治医と相談し対処方法を決めておいてください。

緊急時に備えて緊急セットを準備する
ポンプの異常やトラブルによるインスリン投与の停止に備えて、インスリン注射用具が入った「緊急セット」を常に携帯してください。
また、家族や友人などにその緊急セットがどこにあるかを知らせておいてください。
「緊急セット」の中身の例としては以下のものがあげられます。
• 速効性の糖質やブドウ糖錠剤などの捕食• 予備のカートリッジ及び留置セット（イージーパッチ）• 超速効型、又は速効型インスリン及びインスリン注射器

2• 血糖自己測定用品、尿中及び血中のケトン体検査用品• 予備の電池（リモコン用 単4形アルカリ乾電池×2本） • 医療機関の連絡先

目

次
投与の準備
P.7～19

基礎レートパターンを変更・
一時的に調整する P.21～23

ボーラスを投与する
P.24～25

日常生活のポイント
P.27～28

困ったときは
P.29～31

メディセーフウィズについて

メディセーフウィズについて
P.4～6● リモコン忘れお知らせ機能を設定する● 設定を変更する● 電池を交換する

基礎知識
P.32～42

設定記録欄
P.43

緊急連絡先
P.47

イ
ン
ス
リ
ン
投
与
量
時刻
基礎レート

ボーラス

3

メディセーフウィズについて

メディセーフウィズについて

インスリンを入れたポンプを直接お腹などに貼り付け、皮下にインスリンを注入する医療機器です。
ポンプの操作はリモコンで行います。

必要なものがそろっていますか?
充てん器

リモコン

6カ月に1回

6カ月に1回交換

交換

ポンプの送液操作と各種設定の表示をする際に使用します。

カートリッジにインスリンを充てんする際に使用します。

4

カートリッジ

ポンプ本体

3日に1回

イージーパッチ（留置セット）

交換

TM

3日に1回
交換

リモコン操作で、カートリッジに充
てんしたインスリンを投与します。

バイアル瓶のインスリンを充てん
し、ポンプ本体に取り付けます。

カニューレを穿刺した後は、ポンプを取り付けてインスリンを投与します。

インスリンバイアル瓶

アルコール綿保護カバー

超速効型または速効型のインスリ
ンバイアル製剤（100U/ｍL）をご使用ください。

消毒用にご用意ください。

（処方されたインスリン）

入浴などでイージーパッチのホル
ダーからポンプを取り外した際に使用します。

操作の流れステップ １ インスリンとポンプの準備

３日に１回交換ステップ 2 イージーパッチの準備
イージーパッチを貼る

穿刺する

ポンプとリモコンの通信を設定

ポンプをイージーパッチに取り付ける

プライミング（ポンプ内部流路充てん）
送液ポート針メディセーフウィズについて

カートリッジを
ポンプ本体に接続

カートリッジにインスリンを充てんする

基礎レートを投与する
あらかじめ設定された最大3つの基礎レート
パターンから選択

日

食事の内容に応じて必要なインス
リン量を設定し、投与します。
24ページへ

生活に応じて対応

毎

ボーラス投与

基礎レートパターンの変更
あらかじめ設定された最大3つの基礎
レートパターンから選択できます。

基礎レートの一時調整
21、22ページへ5リモコンの「メニュー画面」について
通信状態の確認
重要
画面上のBluetooth通信表示の点灯表示
ポイント

Bluetooth通信表示を確認してから、設定変更や送液操作を行ってください。

表示あり：通信接続を維持している状態 リモコン操作が可能です。

メディセーフウィズについて

データ通信表示

表示なし：通信接続されていない状態

リモコン操作ができない状態です。
リモコンとポンプを近づけてください。

点滅：通信確立中

通信が確立されるまでそのままお待ちください。

点滅：データ通信中

データ通信に時間がかかる場合に表示されます。
通信が完了するまでそのままお待ちください。

交換までの日数（白色）（3～1日）

交換までの時間（黄色）交換時期が近づいています。
（12～6時間）
交換までの時間（赤色）
交換の準備をしてください。
（3～0時間）投与モード及びリザーバー内薬液残量レベル（5 段階）を表示します。
緑：基礎レート投与中
青：ボーラス投与中
×印：投与が止まっている状態

約5日

約2日
リモコン電池残量低下アラート

150 U ～ 200 U
100 U ～ 150 U

基礎レートパターンの選択や、一時的な調整の設定を行います。

50 U ～ 100 U

21、22ページへ

50 U 以下リザーバー残量低下アラート
早めにイージーパッチとカートリッジを交換し、投与を開始してください。

投与りれき／警報りれき
投与りれき

警報りれき

1 日の総投与量、1 日の基礎
レート総投与量、1 日のボーラス総投与量、ボーラスの投与モード及び投与量、投与グ
ラフを表示します。

警報の発生時刻とその内容を表示します。

インスリンを注入できていません。インスリン注射などの対処をしてください。
イージーパッチとカートリッジを交換し、再び投与を開始してください。
各種設定を変更できます。
ボーラスを投与します。

24ページへ

基礎レートを一時停止します。

16ページへ6

カートリッジとイージーパッチの交換時期を表示します。

投与モード／リザーバー内薬液残量表示

リモコンの電池残量レベル
約 21 日交換時期

28ページへ投与の準備
交換する場合は 1 へ

1 基礎レートを一時停止する

交換ガイドをスタートする
初めて準備する場合は 6 へ

リモコンの画面で交換手順を確認することができます。

電源ボタンを押して

2 メニュー画面を表示する

3 ［設定］をタッチ

4 ［交換ガイド］をタッチ

電源ボタン

投与の準備

各メニュー画面、基礎レート、
ボーラス、一時停止、りれき
画面で電源ボタンを押すと、メニュー画面を表示します。

5 ［交換］をタッチ

6 ［次へ］をタッチ

7 画面に従って順に操作する

画面に従って［次へ］をタッチしま
す。画面をスキップすることもできます。

次のページへつづく

7

ステップ 1

カートリッジの交換（インスリンの充てん）

重要
気泡の発生を防ぐため、バイアル瓶は必ず常温に戻して使用してください。また、手をよく洗ってから交換してください。
ポイント

新しいカートリッジを

1 用意する

充てん器の2 保管カバーを外す

カートリッジを

3 充てん量を調整する

4 充てん器に押し込む**約３日分+αのインスリン量

バイアル瓶を充てん用

5 アダプタへ取り付ける

保管カバー

カチッ

充てん用
アダプタ

すきまが
ないように

投与の準備
注意
充てん量調整ダイアル

カートリッジを取り出すときは、針に注意

レバーを握り、インスリンを

6 充てんする（2～5回）

注意

重要
必ず先に量を調整してください。
ポイント

7 ロックを解除する

カートリッジを

8 取り外す9インスリンのバイアル瓶のゴム栓部分をアルコール綿で拭く

バイアル瓶を充てん用アダプタから取り外す

充てん用アダプタを10 取り外す

取りはずし
レバー

リザーバー先端に液が満たされるまで
ゆっくり
握る
瓶を
下側にして
から

レバー

ゆっくり
離す

充てん器をまっすぐに立てる

8

ゆっくり操作を繰り返すことで、重要ポイント 空気を巻き込みにくくします。

ロック解除つまみ
充てん器に保管カバーを
取り付けます。

針に注意カートリッジ充てん後の気泡除去方法

気泡がなかった場合は次のページへ

重要インスリンを充てん後、リザーバーに直径1mm以上の気泡（エア）が確認された場合は、必ず気泡を除去（エア抜き）してください。
ポイント

気泡が残っていると、インスリンが注入されず高血糖になるおそれがあります。
カートリッジのリザーバーを指で軽くたたいて

1 気泡をリザーバーの先端部に集める

2 押し子の下部にある溝に100円等の硬貨を引っかける

リザーバー
投与の準備

押し子
気泡
リザーバーの先端（三角すいの先端部）に気泡を集める。

カートリッジ裏側の「送液ポート針」からインスリンが出てくるまで、

3 押し子を押し上げて気泡を出す

押し子はまっすぐ、ゆっくりと、平行に上げる（参考）カートリッジのインスリン流路
送液ポート針

ねじ、歯車は精密機構部ですので、触らないようご注意ください。
送液ポート針からインスリンが出てくる
ことを確認

裏側

リザーバーに充てんしたインスリンが矢印の流路を通り、裏側の送液ポート針へ流れます。

表側

9ポンプを身体から取り外し、カートリッジ交換
かならずお守りください
初めて準備する場合、ポンプ本体を交換する場合は 5 へ交換する場合は 1 へ

ポンプ両側の取りはずしボタンをポンプのスライドロックを

1 押しながらポンプを取り外す

2 解除してカートリッジから取り外す
スライド
させる

3 パッチを身体からはがす

スライド
ロック

投与の準備

ポンプ本体

カートリッジ

取りはずしボタン４

充てん済みカートリッジのツメにポンプ本体の穴をひっかけて、パッチとカートリッジを廃棄する

5 しっかり閉じる

廃棄
する
パッチ

カチッ

カートリッジ

廃棄しない

ピー
ポンプ本体（6ヵ月に1回交換）

廃棄は医療機関の指示に従ってください。

ツメ
カートリッジ先端のツメにポンプ本体の穴をひっかける10

ポンプが正しく動作しているかどうかをチェックするためのセルフテストが始まります。

ポンプとリモコンの通信を設定

プライミング（ポンプ内部流路充てん）

ポンプ本体を交換した後など、新しいポンプをお使いになるときは、
リモコンとの通信設定が必要です。

1 ポンプのラベルに記載された通信IDと
同じ
［ID］
をタッチ

ラベルの通信パスワードを

２ 入力する

3 ［次へ］をタッチ

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊ XXXX

XXXX

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊ XXXX

投与の準備

通信パスワード

2回目以降は、通信パスワードが自動的に設定されます。

通信 ID（数字５桁）

4 ポンプをプライミングする
＊

［開始］
をタッチ

＊ポンプ内の空気を押し出し、ポンプ内部の流路をインスリンで満たすこと

インスリンが送液ポート針からポタポタ落ちることを確認できたら［停止］をタッチ
送液ポート針注意
プライミングには、スライドナットと押し子を接続させる目的もあります。
カートリッジ充てん後の気泡除去（エア抜き）を実施した
場合（9 ページ）も、再度プライミング（ポンプ内部流
路充てん）操作を必ず実施し、連続したインスリンの滴下を確認してください。スライドナットと押し子が接続されないとインスリンの送液が開始されず、高血糖になる
おそれがあります。

しっかり確認
ポンプをカートリッジにセットすると、リモコンの画面が上のようになります。

・必ずプライミングを実施し、連続したインスリンの滴下を確認してください。
重要ポイント
プライミング時間の目安：200U の場合…約 1 分 150U の場合…約 2 分 100U の場合…約 3 分半

・カートリッジの送液ポート針周囲にインスリンがたまった場合は、ホルダーに取りつける前にアルコール綿等
でふき取ってください。

押し子

スライドナット（金属の板）

ステップ2へつづく

11

ステップ 2 イージーパッチを貼る／交換する
かならずお守りください
穿刺及び貼り付け部位
1 をアルコール綿で拭き、乾燥させる
貼り付け部位新しいイージーパッチを2 用意する

4 身体に貼る

手をよく
洗ってから

投与の準備

剥離紙
外側へ向けてめくるとうまくはがれます。

留置セットを貼り付ける前にアルコール綿な重要
ポイント どで丁寧に汚れと皮脂などを拭き取ってください。皮膚の汚れや皮脂などが残っているとはがれやすくなります。

重要
ポイント

イージーパッチを

イージーパッチの3 剥離紙をはがす

貼り付けに適した位置

肌にシワが
よらない
ように
皮膚を伸ばして、しっかり貼り付けて重要
ポイント ください。

イージーパッチを貼る位置は、下図のような皮下組織（脂肪）が十分でフラットな部位を選択してください。
留置セットの貼り付け・穿刺操作や、ポンプの着脱操作に慣れるまでは、
ご自身で装着状況が確認でき、両手で確実に操作ができる身体の前面部をおすすめいたします。

【身体の前面から開始】【取扱の操作に慣れてから】 【慣れるまでは両手で操作】貼り付ける位置は皮膚トラブルを避けるために
必ずローテーションしてください。
［ 避ける部位 ］
・へそ周囲 5cm
・傷や硬結している部位
・腸骨（骨盤の骨）の上・ズボンのベルトと重なる位置や衣服との摩擦等によりはがれやすい場所
・日常の中で皮膚表面が曲がりやすく伸び縮みが多い場所 等
皮下脂肪の分布は年齢や性別などによって個人差があります。
貼り付け部位は主治医や看護師にご相談ください。

12

十分な皮下脂肪があり装着に適している部分

その他の装着可能な部分

5 保護キャップを外す
保護キャップ

穿刺つまみを左回転させて6 穿刺するパチンッ

さらに回らなくなる

7 までつまみを回す

8 穿刺つまみをまっすぐに引き抜く

回しきる
針に
注意

内針

カニューレが留置される

台の上などに逆さに置いておきます。

内針とカニューレが挿入されます。

穿刺つまみは回らなくなるまで回し切り、重要
ポイント まっすぐ引き抜きます。
ホルダーにゴムポートが装着されていることを確認してください。

9 穿刺つまみを保護

キャップにはめ込む

10 穿刺後、ホルダーの上からも

投与の準備

カニューレ

穿刺つまみ

ゴムポート部が装着されているか確認
注意

全体的に指で押さえ、確実に貼り付ける

穿刺つまみを回しきるまで、引っ張ったり、斜めにして引き抜いたりしないでください。
まれにゴムポート部がホルダーに接続されない場合があります。

ガイド

接続されずに
穿刺具に残ったゴムポート部

ホルダー
穿刺つまみ（針）を保護キャップにはめ込んで廃棄します。

貼付テープに浮きやはがれがないことを確認してください。

ゴムポート部の装着失敗例

次のページへつづく

13

ポンプを身体につけ、基礎レートを投与する
1 ポンプをイージーパッチのホルダーに接続するポンプをホルダーに挿入

2 ポンプとホルダーを確実に接続するポンプとホルダーの両サイドを“ギュッ”と押さえ込むスライドさせる

ホルダーガイドの根本を押さえ固定を確実にする

ツメがホルダーにかかっていない場合「カチッ」と音がします。

投与の準備

ガイド

ポンプとホルダーの間にすきまができないように、ポンプの上に指を添えて軽く押し付けながら、まっすぐゆっくりスライドさせる。

3 確実に装着されていることを確認する

4 ［次へ］をタッチ

見えない側は指でなぞるなどして隙間がないかご確認ください。

ポンプの先端がホルダーに確実にはまっていること

カートリッジ左右のツメがホルダーにはまっていること

ポンプがホルダーのガイドに保持されており、ポンプとホルダーの間に
すきまがないこと重要ポンプがホルダーに確実に接続されていないと、
ポイント

14

注入不良による高血糖になるおそれがあります。

片側が浮いている6 ［次へ］をタッチ

5 カニューレ充てんをする
［開始］
をタッチ

メニューで

7 ［基礎レート］をタッチ

［次へ］
をタッチ
カニューレの中をインスリンで満たします。

投与の準備←カニューレ
カニューレ充てん量は1.7Uです。
注意
必ずカニューレ充てんを行ってください。
カニューレ充てんをスキップすると高血糖になるおそれがあります。

［パターン選択］を

8 タッチ

9 投与する［パターン］
をタッチ

10 パターンを確認し、［開始］をタッチ

注意
原則として、カートリッジと留置セット
は同時に交換してください。
万が一片方のみを交換する場合は、「カニューレ充てん」について下記対応をしてください。
＜留置セット（イージーパッチ）のみを交換する場合＞［開始］をタッチし、必ず留置セット内のカニューレ充てんを実施してください。
実施しないと、インスリンが投与されるまでに時間がかかり、高血糖になる可能性があります。
＜カートリッジのみを交換する場合＞［スキップ］をタッチし、カニューレ充てんを実施しないでください。実施すると、
インスリンの過剰投与となり、低血糖になる可能性があります。

現在の基礎レートパターンと投与レートを表示します。

あらかじめ設定されたパターンが表示されます（最大３パターン）。

投与が開始します。

［メニュー］
をタッチすると、
メニュー画面に戻ります。

15

入浴などポンプを一時的に取り外すポンプを一時的に取り外す

重要
ポイント

基礎知識 ポンプの着脱

38ページへ入浴時には必ずポンプを取り外してください。

1 基礎レートを一時停止する

2

ポンプの取りはずしボタンを押しながら、
イージーパッチのホルダーから取り外す

3
スライド
させる

保護カバーをホルダーにスライドして装着する

保護カバー

投与の準備
注意

一時停止せずに取り外すと「ポンプ外れアラート」
が発生します。

ポンプを外したときは、必ず保護カバーを取り付けます。

取りはずしボタン

一時的に取り外したポンプを再度装着する保護カバーは防水ではありません。
入浴やプールに入った後は、ゴムポート部分をアルコール綿で消毒してください。

保護カバーの取りはずしボタンを押しながら

1 ホルダーから取り外す

2 ゴムポート部分を消毒するポンプをホルダーに3 挿入する

4 [再開]をタッチ

ゴムポート アルコール
消毒する
スライド
させる

保護カバー
取りはずしボタン

16

ポンプ着脱時・入浴時の注意点は

ポンプ

17ページへ注意

基礎レートが再開します。

ポンプの装着忘れ、基礎レートの再開忘れにご注意ください。
基礎レートが停止してから 15 分毎にアラートでお知らせします。

ポンプ着脱時の注意点、使用中のはがれ対策
ポンプ着脱時の注意点
入浴時等にホルダーからポンプを取り外した際は、タオルや衣類等がガイドに引っかからないようにご注意ください。
また、必ずホルダーに保護カバーをつけてください。
タオルや衣類等がガイドに引っかかり、貼付テープがはがれることがあります。また、留置セットのゴムポート部を引っかけて破損することがあります。

ガイドにタオル等が引っかからないように注意

ポンプを外す際は、必ず保護カバーを付ける

入浴後はゴムポートの凹部分に水滴が残りやすいため、
必ずゴムポートをアルコール綿等で拭く
投与の準備

ゴムポート
ガイド
水滴
保護カバー

使用中のはがれ対策
使用中にはがれや浮きが気になった場合は、貼付テープの周りを市販のサージカルテープなどで補強することをおすすめします。
サージカルテープでの補強例
注意
ホルダーの上からテープを貼らないホルダーと貼付テープのすき間に補強用テープを通すようにして貼り付けてください。

17

フラッシュするときはフラッシュについて

一時停止中に送液ポート針内部が乾燥した場合、ポンプ使用中に気泡が発生した場合、カートリッジにつまりがないか確認する場合などに［フラッシュ］を実施します。

1 基礎レートを一時停止する

一時停止画面で［フラッシュ］→［送液］

ポンプの取りはずしボタンを押しながら、
イージーパッチのホルダーから取り外す

2

3 をタッチ

スライド
させる

投与の準備
注意

［送液］を 1 回タッチするごとに 1U ずつ送液されます。

必ずポンプをホルダーから外した状態でフラッシュを実施してください。
ポンプがホルダーに接続した状態では、フラッシュは実施できません。

4 送液ポート針からの送液を確認する

再度フラッシュする場合は［再送液］、

5 終了する場合は［完了］をタッチ

ポンプをホルダーに6 挿入する

7 [再開]をタッチ

送液ポート針
スライドさせる

重要
カートリッジの送液ポート針周囲にポイント インスリンがたまった場合は、ホルダーに取りつける前にアルコール綿等でふき取る

18

終えるときは、［完了］をタッチします。

ポンプ
注意

基礎レートが再開します。

ポンプの装着忘れ、基礎レートの再開忘れにご注意ください。
基礎レートが停止してから15分毎にアラートでお知らせします。

ポンプ本体、カートリッジの取り扱い注意点
ポンプ本体およびカートリッジの下記部位は触らないでください。
【ポンプ本体（表側）】

正しくインスリン送液ができなくなる場合があります。

【ポンプ本体（裏側）】【カートリッジ】
電池

濡らさないでください。
スライドナット

触らないでください。

投与の準備

歯車

リザーバー
押し子
ギアボックス

ねじ

触らないでください。

触らないでください。

ホルダーにポンプを装着したままで、誤ってポンプ本体のスライドロックを外さないでください。
［正しいポンプのホルダーからの取り外し方法］
カートリッジの取りはずしボタンを押して、右側にスライドさせます。
スライド
させる

重要
ポイント

ポンプ本体とカートリッジの接続は無用に外さないでください。
使用中にポンプ本体とカートリッジを外した後、再度同一カート
リッジと接続した場合は「リザーバー内薬液残量表示」と「交換時期表示」がリセットされ、正しく表示されません。このため、カートリッジの交換ができる場合は、新しいカートリッジと交換してください。
残量 50U 以下のカートリッジと接続した場合は、「使用済みカー
トリッジ」アラートが表示され、継続使用ができません。

ホルダーに接続した状態

スライドロック

取りはずしボタン19

基礎レートの変更・調整
ボーラスを投与する
ボーラスを投与する基礎レートパターンを変更・一時的に調整する

20

基礎レートパターンを変更する

基礎知識 基礎レートについて

35ページへあらかじめ設定された基礎レートパターンから活動に合わせて選択します。

メニューで1 ［基礎レート］をタッチ［パターン選択］を2 タッチ

使用する基礎レートパターン（主治医に相談の上（例）に 、登録内容をご記入ください。

パターン１ 平日

あらかじめ設定されたパターンが表示されます（最大３パターン）。

基礎レートパターンを確認し、4 ［開始］をタッチ変更したパターンで投与が開始します。

［メニュー］
をタッチすると、
メニュー画面に戻ります。

基礎レートパターンを変更・一時的に調整する

現在の基礎レートパターンと投与レートを表示します。

投与する［パターン］

3 をタッチ

パターン１
パターン２
パターン３

21

基礎レートを一時的に調整する「投与比率（％）」または「投与レート（U/ｈ）」で指定した時間の間、基礎レートが増減されます。

メニューで1 ［基礎レート］をタッチ

2 ［一時的に調整］を
タッチ

基礎レートパターンを変更・一時的に調整する

現在の基礎レートパターンと投与レートを表示します。

［投与比率］
または

3 ［投与レート］を選択する「投与レート」の場合は23ページ 4 へ

グラフを確認し、

8 ［メニュー］をタッチ

現在の基礎レートを100％として表示します。

投与比率で調整する

4

投与比率を入力し、
［決定］
をタッチ

5

調整する時間をタッチ

設定内容を確認し

6 ［決定］をタッチ

7 ［開始］をタッチ

投与開始を確認し、調整した基礎レート22投与が開始します。

メニュー画面へ戻ります。

基礎知識 基礎レートについて

35ページへ投与レートで調整する

4

投与レートを選択する

5

調整する時間をタッチ

6

設定内容を確認し、
［決定］
をタッチ

7

グラフを確認し、［開始］
をタッチ

投与開始を確認し、

8 ［メニュー］をタッチ調整した基礎レート

一時的に調整した基礎レートの投与中の表示

一時的に調整した基礎レートの取り消し方法［一時調整］をタッチ

１

基礎レートの一時調整の表示が変わります

メニュー画面へ戻ります。

［一時的に調整］
をタッチ

２

［取消］
を
タッチ

３

基礎レートパターンを変更・一時的に調整する投与が開始します。

一時的に調整した基礎レートを停止する
16ページへ23

ボーラスを投与する

基礎知識 ボーラスについて36ページへ

ノーマルボーラスの場合
メニューで

1 ［ボーラス］をタッチ

投与量を入力し、

2 ［決定］をタッチ投与するボーラス

3 モードを選択

投与量を確認し4 [開始]をタッチ

忘れないで！

重要ポイント
必ず［開始］をタッチし、投与が開始されたことを確認してください。
投与が始まります。

残存インスリン量とはボーラスを投与する

設定 ON の場合、前回注入
したボーラス注入量のうち体内に残存している指定インス
リン量が表示されます。

使用するボーラス（主治医に相談の上クイックボーラス
ノーマルボーラス
ロングボーラス24

測定した血糖値と摂取する糖質量から投与量を計算して入力することができます。

25ページ
ボーラス計算機能へ

ロングボーラスの場合
25ページ
組合せボーラスへ4 投与する［時間]をタッチ

投与量と時間を確認し

5 ［開始]をタッチに をご記入ください。）
組合せボーラス□クイックボーラス＋ロングボーラス□ノーマルボーラス＋ロングボーラス

ボーラス投与中は基礎レート投与が停止します。ロングボーラス、組合せボーラスを使用する場合は、基礎レート投与分のインスリン量を考慮してください。

投与が始まります。

基礎知識 ボーラス計算機能について

37ページへ

組合せボーラス
クイックボーラスまたは

4 ロングボーラスの割合を入力し［決定］をタッチ

ロングボーラスで5 使用する［時間］をタッチ

6 投与量や設定内容を確認し［開始］
をタッチ

ボーラス投与中に止めるには途中でボーラスを止めるときは［停止］をタッチ

どちらか一方の割合を入力すると、もう一方は合計で100％になるように調整されます。

計算

投与が始まります。

ボーラス計算機能

入力し［決定］をタッチ

２ 摂取する糖質量を入力し［決定］をタッチ

３

投与量の計算結果を確認し［決定］をタッチ

投与が完了
したら
［メニュー］をタッチ

ボーラスを投与する

１ 食前血糖値を投与中は、進行グラフと投与実績が表示されます。

24ページ 3 へ
メニュー画面に戻ります。
血糖値を［スキップ］した場合は、血糖値による補正インスリン量は０として計算されます。
糖質量を［スキップ］した場合は、糖質量による補正インスリン量は０として計算されます。

計算結果はボーラス投与量に反映されます。ボーラス投与量を調整したい場
合は、［調整］をタッチしてください。

25

日常生活のポイント／困ったときは26

日常生活のポイント
困ったときは

リモコン忘れお知らせ機能を設定する

基礎知識 リモコン通信について

39ページへリモコン忘れお知らせ機能を設定する
リモコンの置き忘れが心配なときは、「リモコン忘れお知らせ機能」
を活用してください。ポンプとリモコンが一定距離（1.5m以上）離れた場合や、通信の干渉源が近くにあり、Bluetooth通信が切れた際にアラートでお知らせする機能です。
ご自身の生活リズムに合わせて、時間指定でアラートを設定することが可能です。

1 ［設定］をタッチ

2 ［忘れ防止］をタッチ[ 設 定 例] 学生 テスト中はアラートを鳴らしたくない場合
就寝
リモコン
忘れ警報

OFF

朝
食

通 テスト中 昼
学
食

ON

OFF

授業中

帰
宅

ON

ピ・ポ・ピ♪

自宅で
過ごす

OFF

♪
♪
♪

ピ・ポ・ピ♪

♪

ポンプとリモコンの両方が鳴ります。

［時刻入力欄］を

3 タッチ

お知らせをしたい

4 時刻を選択［ON/OFF］をタッチ

5 して選択6 ［決定］をタッチ
日常生活のポイント27

設定の変更・電池の交換
かならずお守りください
設定を変更する

1 ［設定］をタッチ

設定を変更する項目を

2 タッチ●高度な設定投与に関わる高度な設定を行います。
（医療従事者向け）●明るさ
液晶のバックライトの明るさを設定します（2 段階）。

●ユーザー名
ユーザー名の設定を修正します。

●音・バイブ
リモコンのブザー音・バイブのON/OFF切り替えを設定します。

●忘れ防止
リモコン忘れお知らせ機能のON/OFF
切り替えと通知時間を設定します。
●交換ガイドカートリッジ、イージーパッチ、ポン
プ本体を交換する際の操作ガイドを表示します。

●パスコード不正操作や誤操作を防止するパスコードを設定します。
●日時
年月日と現在時刻を設定します。

電池を交換する
リモコンの電池残量レベルが1 個（赤色）表示になったら、2 本とも新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。

1 背面カバーを取り外す
日常生活のポイント

電池の
向きに注意

リモコン下部のへこみに指を引っかけ、矢印の方向に持ち上げます。

28

2 新しい乾電池を入れる

セルフテストが始まり、
正しくセットされると、ピーという音が鳴り、バイブが振動します。

3 背面カバーを閉める

4

電源ボタンを
長押し
（4秒）
する
電源ボタン

電源が入ります。

重要ポイント

電池交換の際は・残存インスリン量の記録がリセットされます。
・リモコンの日時設定がリセットされます。
・ボーラス、一時基礎レートの投与が中止されます。
・リモコンの日時設定以外の設定、投与履歴や警報履歴はリセットされません。
・単4形アルカリ乾電池以外は使用しないでくだ
さい。
・充電式電池は使用しないでください。
・長期間使用しない場合は、リモコンから電池を抜いてください。

こんなアラーム・アラートが表示されたら 取扱説明書も併せてご覧ください
リモコン電池残量

リモコン故障ポンプ電池残量

リザーバー残量

ポンプの温度インスリン注入不良

ポンプ本体故障

アラート

停止30分前（目安）です。
早めにカートリッジを交換してください早めにリモコンの電池を交換してください(残り約2日)

リザーバー残量50Uです。 インスリンが失活する恐れ
早めにカートリッジを交換があります。
してください涼しい場所へ移動してください注意
50U でアラートが発生しますが、次は無くなるまでアラートはありません。

アラーム（緊急度高）

困ったときはリモコンの電源を切り、すぐに電池を交換してください

テルモコールセンターに連絡

カートリッジとイージーパッチを交換してください

テルモコールセンターに連絡ポンプを使用せずにインス
リン注射などで対応してください。

29インスリン注入不良（閉塞）アラームが発生したらインスリン注入不良（閉塞）アラームについて
重要
ポイント

取扱説明書も併せてご覧ください

カニューレのつまりなどが原因で回路が閉塞し、閉塞圧をポンプが検知した場合に、アラームが発生します。

・インスリン注入不良アラームが閉塞圧を検知するまでには、相当な時間がかかる場合があります。
このため、インスリン注入不良アラームが発生しなくても、異常な高血糖を確認した場合は、閉塞を疑うようにしてください。
・就寝中に閉塞が発生する可能性があるため、就寝前の 1 ～ 3 時間はイージーパッチ（カニューレ）交換を実施しないでください。
・インスリン注入不良アラームは、カニューレの抜けや、インスリン漏れは検知できません。
・注入不良アラートが発生した場合は、速やかに血糖値を測定し、高血糖の場合はインスリン注射等で補正した後、新しいカートリッジとイージーパッチに交換してください。

❶
●

❷
●

アラームを確認

血糖値を測定❸●必要に応じてインスリン注射で補正❹●

新しいカートリッジとイージーパッチに交換

350 mg/dL

困ったときは高血糖時の対応は主治医と相談しておきましょう

注入不良の原因例
原因例：内部流路（送液ポート針）のつまり原因例：ポンプとホルダーの接続不良

原因例：カニューレの屈曲／つまり
カニューレ

送液ポート針［フラッシュ］について
18ページへ

30［フラッシュ］でつまりの有無を確認できます。

［確実なポンプの装着確認］14ページへ皮膚
脂肪［装着部位］について
12ページへ・皮下脂肪が十分でない部位やしこり（硬結）がある部位への装着はさけてください。
・イージーパッチを貼るときは、皮膚をのばしてしっかり貼り付
けてください。

ご使用中の気泡除去方法と注意点
使用中のポンプ（カートリッジ）のリザーバー内に大きな気泡（エア）が確認された場合
下記手順で必ず気泡を除去（エア抜き）してください。大きな気泡がリザーバー内に残ったままだとインスリン注入の妨げになり高血糖になるおそれがあります。

1 ［基礎レート一時停止］後、ポンプをホルダーから外しカートリッジ側からリザーバーを確認する
ポンプを縦に持ち、カートリッジ背面から

2 リザーバー部分を指ではじくようにたたき、気泡をリザーバーの先端部に集める

気泡をリザーバーの先端部に集めた状態でフラッシュを行い、3 リザーバー、ポンプ流路内の空気を押し出す［フラッシュ］をタッチ［送液］をタッチ
送液ポート針はじく
ように
たたく
リザーバーの先端（三角すいの先端）に気泡を集める［再送液］をタッチ

エア抜きが完了したらポンプを挿入して［完了］→［再開］をタッチ

困ったときは送液ポート針から、連続したインスリンの送液が4 確認できるまで、再送液を繰り返す「送液」を１回タッチするごとに1Uずつ送液されます。

気泡発生を抑えるポイント①インスリンをカートリッジに充てんする
場合は、必ず１～2 時間前に冷蔵庫からインスリンのバイアル瓶を取り出し、常温に戻してください。
冷えたままのインスリンを充てんすると、温度差で気泡が発生する原因となる場合があります。
②充てん器のレバーは“ ゆっくり ”と操作
（ゆっくり握ってゆっくり離す）することで、充てん時に細かい空気を巻き込みにくくなります。

1～2 時間前に
取り出し、
常温に戻す

ゆっくり
握る

31

メディセーフウィズの基礎知識
メディセーフウィズをはじめるために正しくメディセーフウィズをお使いいただくために、ご使用前に知っていて欲しい基礎知識をまとめています。
はじめにお読みください。

基礎知識

32

メディセーフウィズの基礎知識

インスリン分泌とインスリン注射療法
健康な人は、血液中に少量のインスリンが常に分泌（基礎分泌）され、さらに食後に血糖値が上昇すると大量のインスリンを分泌（追加分泌）することで血糖値の調整が行われています。

健康な方のインスリン分泌イメージ

イ
ン
ス
リ
ン
分
泌
量

24時間すい臓から微量に分泌される

朝食

間食
昼食

ことができません。

な人と同じ血糖値の変動パターンに近づくように、血糖自己測定（SMBG）
で自分の血糖値の動きを把握しながら、血糖コントロール

療法」
があります。

追加分泌

基礎分泌

1日中、微量ながら一定量分泌される「基礎分泌」と、食事などによる血糖値の上昇に応じて分泌される「追加分泌」があります。

インスリン注射療法の一例（頻回注射）を図ります。この治療法を強化インスリン療法と言います。
強化インスリン療法には、「インスリン頻回注射」と「インスリンポンプ

夕食

時刻

インスリン分泌が低下した患者さんの場合、この調整を自然に行う

そこで、インスリン製剤を注射やポンプなどで体の外から補い、健康

食事をとるたびに必要量分泌される

持効型インスリン
を注入

！

！

！

基礎知識

イ
ン
ス
リ
ン
投
与
量

超速効型
インスリンを注入

時刻
健康な方の追加分泌

健康な方の基礎分泌
持効型インスリン効果

超速効型インスリン効果！

インスリン注射で対応が困難「基礎分泌」
を持効型インスリンで1日1回、「追加分泌」を超速効型インスリンで1日3回、組み合わせて1日4～5回注射する方法です。

33

メディセーフウィズの基礎知識

インスリンポンプ療法とはインスリンポンプ療法とは、腹部などに携帯型の小型ポンプを装着し、皮下に留置した細くやわらかいプラスチック針（カニューレ）を通じて超速効型、又は速効型インスリンを持続的に投与する治療法です。

インスリンポンプの投与イメージ

イ
ン
ス
リ
ン
投
与
量
時刻

プログラムにより超速効型インスリンを少しずつ投与することで、生理的なインスリン分泌に近いインスリン投与が可能です。
インスリンポンプ療法はインスリンの投与量を細かく設定できるため、良好な血糖コントロールの実現など数多くのメリットがあり、血糖コントロールの改善や生活の質の向上が期待されています。

基礎レート

インスリンポンプでは、基礎分泌にあたる1時間あたりのインスリン量を「基礎レート」、食事や血糖値の上昇に対する追加分泌にあたるインスリン量を「ボーラス」と呼びます。
基礎レートはプログラムにより持続注入されます。各食前のボーラス投与はリモコンで行うことができます。

インスリン注射療法とインスリンポンプ療法の違い
インスリン注射療法
（例）

基礎知識

カニューレ

脂肪

針を刺す回数使用する
インスリンの種類

皮膚インスリン

１日４～５回34インスリンポンプ療法
３日に１回（カートリッジ・イージーパッチ交換）

持効型インスリン
超速効型インスリンなど

超速効型インスリン
または速効型インスリン

基礎インスリンの調整

細かい調整は難しい

時間に合わせて細かく調整できる

ボーラス最小投与量

0.5 単位

0.1 単位

血管
一定量が少量ずつ皮下に投与されます

ボーラス

メディセーフウィズの基礎知識

基礎レートについて
基礎インスリンとは、食事を摂取しないときの、
目標血糖値を維持するた

基礎レートパターンを変更する

21ページへ

基礎レートを一時的に調整する

22ページへ

基礎レートを一時的に調整する
一時的（３０分～24時間）に基礎レートを調整することができます。
（例）基礎レートを12:00PM～3:00PMまでの３時間調整する場合

めに24時間必要な「基盤」となるインスリンです。
ポンプは、インスリンを24時間持続的に注入することで、すい臓に似1.2 U/h

1.0 U/h

た働きをします。
ポンプが1時間あたりに持続注入する基礎インスリンの量を「基礎

12:00 PM

1:00 PM

0.8 U/h

2:00 PM

3:00 PMレート」、24時間をカバーする基礎レートのプログラムを「基礎レート
パターン」と呼びます。
基礎レートパターンはあらかじめ主治医により設定されます。

投与比率で設定する場合（80 % に減らしたい場合）

投与レートで設定する場合（一律に 0.6 U/h にしたい場合）

また、病気や運動活動に変化があった場合など、「一時的に基礎レー
トを調整」
することができます。
●運動、仕事など活動量が増えるとき●月経周期、
シックデイなど体調の変化に0.95 U/h
12:00 PM0.80 U/h

1:00 PM

0.6 U/h0.60 U/h

2:00 PM

基礎レート 80 % 3 時間

3:00 PM

12:00 PM

1:00 PM

2:00 PM

3:00 PM

基礎レート 0.6 U/h 3 時間

応じて調整したいとき
基礎知識

35

メディセーフウィズの基礎知識
ボーラスを投与する

ボーラスについて食事や軽食の際に、予想される血糖値の上昇を抑えたり、血糖値上昇を補正する目的で、まとまった量のインスリンを追加注入することをボーラス投与と言います。インスリンポンプでは、食事内容に応じたインスリン量の調整及び複数のボーラス投与方法の選択が可能

ロングボーラス
一定時間（30 分～ 8 時間）
均等なボーラスを投与します。
• 胃不全麻痺や脂肪の多い食事のために食物の消化が遅れる場合• 軽食を長時間摂取する場合 （例）
コース料理や飲み会など• ノーマルボーラス、
クイックボーラスでは血糖値の低下が速すぎる場合※ボーラス投与中は基礎レート投与が止まります。ロングボーラス、組合せ
ボーラスを投与する場合は、基礎レート投与分を考慮してください。

です。主治医に相談の上、最適なインスリン投与方法を選択してくだ
さい。

クイックボーラス

1 回のインスリンを直ちに投与します。
食事を摂取する際、又は高血糖を補正する際に使用します。
○ボーラス投与速度
・ノーマルボーラス：1.5 U/ 分・クイックボーラス：15 U/ 分

2 時間かけて 10 U を投与

組合せボーラス

基礎知識

ノーマルボーラス 又は クイックボーラスの後に、
ロングボーラスを投与します。
短時間と長時間のインスリンを必要とする場合に適しています。
• 食事前に血糖上昇を補正し、さらに吸収の遅い食事のためにボーラスを遅らせる必要がある場合• 吸収速度の異なる様々な栄養素（例：糖質、脂肪、
タンパク質）を含む食事を摂取する場合（例） 10 U
指定したインスリン量を
直ちに投与

36

（例） 最大 8 時間まで設定可能
指定した時間をかけて指定したインスリン量をゆっくり投与

ノーマルボーラス

24ページへ（例）
ノーマルボーラス 又はクイックボ
ーラスとロングボーラスを組合せて指定したインスリン量を投与

最大 8 時間まで設定可能

4U
2 時間かけて 6 U を投与

メディセーフウィズの基礎知識
ボーラス計算機能で投与する

ボーラス計算機能について

食事全体の糖質量の大部分が主食由来のため、主食の見積もりをきちんと行うことが重要です。
分量

糖質

1杯

150g

55g

6枚切

60g

30g

5枚切

72g

35g

4枚切

90g

45g

「ボーラス計算機能」はカーボカウントの自動計算機能です。

ボーラス計算機能を使用すれば、「食前血糖値」
と
「糖質量」
を入力す
るだけで、必要なインスリン量が自動計算されます。
（主治医による

ごはん
食パン
１枚当たり

設定が必要です）
食事中の「糖質量」
を把握し、食後血糖値を調整する方法を
「カーボカ
ウント」
といいます。ボーラス計算機能を使用するためには、食事の糖質量を把握し見積る「カーボカウント」のトレーニングが必要になります。

ボーラスインスリン１ U で処理できる糖質量

ボーラスインスリン投与量（食前血糖値－目標血糖値）
÷インスリン効果値
ボーラスインスリン１ U でどれだけ血糖値が下がるか

200g

40g

そば

1玉

180g

35g

スパゲッティ

1食

80g

55g

目標血糖値に近づけるためのインスリン｛食前血糖値（mg/dL）－ 目標血糖値（mg/dL）｝÷ インスリン効果値（mg/dL/U）｛200 － 120｝÷ 50 ＝ 1.6 U
低血糖予防のため残存インスリン量（体内の血糖値を下げる効果が持続しているとポンプが推定したインスリン量）が差し引かれます。
（8 ＋ 1.6）－ 1 ＝ 8.6 U

残存インスリン量について
先行して投与したボーラス注入量のうち、体内に残っているインスリン量を「残存イ
ンスリン量」といいます。残存インスリン量に上乗せする形で追加ボーラスを注入す
ると、低血糖の原因となるため、インスリンポンプでは主治医による「残存インスリン
時間」の設定に基づいて、残存インスリンの量を差し引きます。
「食事のためのインスリン」と「血糖値のためのインスリン」の合計から残存インスリンを差し引きます。

基礎知識

食事中の 糖質／÷
糖質量インスリン比（ｇ/U）

1玉

食事（糖質）のためのインスリン
糖質量（g）÷ 糖質／インスリン比（g/U）
80 ÷ 10 ＝ 8 U

必要な追加インスリン8.6 U

血糖値のためのインスリンうどん

カーボカウントによるボーラスインスリン投与量の決定方法の例
糖質／インスリン比
10 g/Uインスリン効果値
50 mg/dL/U
目標血糖値
120 mg/dL
残存インスリン時間 ON

200 mg/dL

食事のためのインスリン糖質［主治医による設定（高度な設定）］

食前血糖値を測定し、入力( カーボカウント )分量

うどん、そばはゆで麺、スパゲッティは乾麺の数値です。

（例）

カーボカウントによるボーラスインスリン投与量の決定方法
食事の糖質量を見積もり、入力
糖質 80g25ページへ37

メディセーフウィズの基礎知識
ポンプを一時的に取り外す

16ページへ

ポンプの着脱●お風呂やプールに入るとき

ポンプ本体及びリモコンは精密機器のため、水没させないように●飛行機に乗るとき

メディセーフウィズはBluetooth®通信を利用しています。航空機

ご注意ください。

内でのBluetooth機器の使用可否は、搭乗予定の航空会社、航空

入浴時やプールに入るときは必ず、一時的にイージーパッチから機の機体によって異なるため、事前に航空会社に確認しておくとポンプを外してください。

安心です。

ポンプを外したときは、保護カバーを取り付けます。

空港セキュリティー検査のX線検査にポンプ、リモコンを通さな※ポンプは防滴仕様（IPX2）のため、少雨や汗程度であれば問題ありません。

いでください。
（金属探知機検査は問題ありません）
必要に応じ、空港セキュリティー検査で「エアポート医療機器情報
カード（本書45ページから切り取り、あるいはコピーして使用）」を提示してください。
機内でポンプが使用できない場合に備え、他のインスリン注射手●スポーツするとき
基礎知識

ウォーキングやジョギングなどの軽い運動の場合は、ポンプを外さなくても問題ありませんが、衝撃が伴うような激しいスポーツ
をする場合は、一時的にイージーパッチからポンプを外すようにしてください。
ポンプを外したときは、保護カバーを取り付けます。

38

段を必ず携帯してください。旅行に行く際は、事前に主治医に相談してください。

メディセーフウィズの基礎知識
リモコン忘れお知らせ機能を設定する

リモコン通信について

27ページへ●通信接続が切れるとき
送液操作時に通信ができないときや、
リモコン忘れお知らせ機能がON のときにポンプとの通信接続が切れると通信エラーや通信接続
切れのアラートが表示されます。

リモコンとポンプの距離は1.5m以下でご使用ください。
通信接続が切れたときは各種アラートでお知らせします。

通信エラーのアラート
送液操作時

通信接続切れのアラート

リモコン忘れお知らせ機能ON時

通信接続が切れると、各種の設定変更や警報内容が把握できな
くなります。
※リモコンは常に携帯してください。

1.5m以下※周辺環境や、向きによっては1.5ｍよりも長い距離での通信が可能な場合もあります。
ピ・ポ・ピ♪

♪

♪
♪
♪

基礎知識

ピ・ポ・ピ♪

※アラートが鳴るまでのポンプとリモコンの距離は周囲の環境によって異なることがあります。

39

メディセーフウィズの基礎知識●通信接続が切れる原因と対処方法
リモコンとポンプ本体の距離が離れ過ぎている
対処方法
リモコンとポンプの距
離を1.5m以下に近づ
けてください離れ過ぎて電波が届かない

リモコンとポンプ本体の間に障害物がある
対処方法

電波が反射されて届かない

障害物を避け、リモコ
ンとポンプの距離を1.5m以下に近づけてく
ださい

基礎知識

電磁ノイズによる影響
電磁ノイズ

対処方法
電磁ノイズの少ない環境へ移動し、リモコンとポンプの距離を1.5m以下に近づけてください

40メディセーフウィズの基礎知識

Q&Aインスリンポンプを安心してご使用いただくためのガイド［監修］
大阪市立大学大学院医学研究科

発達小児医学

川村智行先生［血糖自己測定］インスリンポンプ使用中は少なくとも
1日4 回以上の血糖自己測定が必要です

なぜ少なくとも1日4回の血糖自己測定が必要なのでしょうか?
インスリンポンプ使用中は、インスリンが確実に注入されていることを確認するために1日4回以上の血糖自己測定が必要です。例えば、
イージーパッチの交換後にインスリンが確実に注入できているか、
イ
ンスリンが注入できずに高血糖になっていないか確認するために、血糖自己測定をすることが有効な手段のひとつとなります。
血糖自己測定に適したタイミングはありますか？
イージーパッチ交換後2～3時間後、インスリンポンプの取り外し前
後、食前、自動車の運転前、睡眠前、運動前などをおすすめします。
低血糖、高血糖など、体調に異変があった場合は？
緊急事態の対処について、あらかじめ主治医と相談しておくと安心です。予期しない高血糖や低血糖などで体調に異変があった場合は医療機関へご連絡ください。

は他のインスリン注射手段の携帯が必要です
なぜインスリン注射の携帯が必要なのでしょうか？

インスリンポンプによるインスリン注入ができない場合（故障やイー
ジーパッチが外れたなどの緊急事態）に備えるためです。

超速効型インスリンを使用するインスリンポンプでは、インスリンの中断によりすぐに血中のインスリンが不足するため、短時間で糖尿病性ケトアシドーシスなどの体調不良につながります。
トラブル時にインスリン注射を忘れてしまった場合は、医療機関にご相談いただき、こまめな血糖自己測定を実施してください。

［注入時の確認ポイント］
インスリンが確実に注入されていることを確認するためのチェックポ
イントはありますか？
①ホルダーにポンプがしっかり取り付けられていることを確認し、パッチ部にインスリンの漏れがないことを確認してください。
②リザーバーに大きな気泡がないことを確認してください。
③1日４回以上の血糖自己測定を実施し、インスリンが注入されていることを確認してください。

［日常生活で注意すること］
ポンプの装着部位は、
どこでも大丈夫ですか？
ポンプを装着する位置は、腹部（おへそ周り5㎝は避ける）
が一般的です。その他おしりの上半分外側（座った場合でも干渉しない場所）、
ふと
ももの外側、二の腕など、皮下脂肪が十分な部位を選択してください（12ページ）。また、同じ場所を続けて使うことを避け、ローテーション
してください。
同じ場所を繰り返し穿刺すると皮膚が固くなり、インスリンの吸収が悪くなることがあります。

基礎知識［インスリン注射の携帯について］
インスリンポンプ使用中

万が一、
インスリン注射を忘れてしまったら？

41

メディセーフウィズの基礎知識

気温や周辺温度で留意することはありますか？
インスリン製剤を高温、直射日光下に長時間置いておくと、インスリンが変性する可能性があります。ポンプ装着箇所に直射日光を当てたりして、熱くならないように注意してください。
ポンプをつけたまま入浴や運動は可能ですか？
ポンプは防滴仕様（IPX2）のため、通常の汗や水しぶき程度であれば大丈夫ですが、シャワーや温泉、プールに入る場合は、必ず一時的にホルダーから外し、保護カバーを装着してください（16ページ）。
同様に、衝撃を伴うような激しい運動の際も、ポンプを一時的に外すことを検討してください。入浴時間や運動時のポンプの取り外し時間と方法については事前に主治医と相談してください。また、ポンプを外して送液を一時停止した場合は、再度ポンプを装着した後、忘れずに基礎レートの注入を再開するようにしてください。

［リモコン］
リモコンを忘れてしまうことが心配です。

基礎知識

42

リモコンはストラップをつけて、常に身に着けるようにしてください。また、
リモコンの置き忘れをお知らせする機能（リモコン忘れお知らせ機
能）を活用してください（27ページ）。
リモコンを他の人が操作しないか心配です。
他の人がリモコンを勝手に操作したり、リモコンの誤操作を防いだりするために、パスコード（4桁の数字）によるロックを設定することが可能です（28ページ）。設定したパスコードは絶対に忘れないように注意してください。パスコードを忘れてしまった場合は、テルモ・コールセン
ターにお問い合わせください。
（すべての設定をリセットする初期化を実施する必要がありますが、ご自身で初期化は実施できません。）［旅行をするときは］
飛行機・気温、気圧の変化など
旅行の際に気を付けることは何ですか？
旅行中は、運動量の変化や食事時間、食事内容、ストレスなど普段の生活とは異なるため、血糖値に影響が出る可能性があります。旅行に行く際は、事前に主治医に相談してください。また、旅行中はこまめな
血糖自己測定をこころがけてください。
飛行機を利用する際に注意することはありますか？
飛行機搭乗前のセキュリティー検査には、①金属探知検査と②ボディ
スキャナー検査があります。インスリンポンプはX線に通すことができないため、ポンプをホルダーから外し、ポンプをX線によるセキュリテ
ィー検査に通さないよう保安検査員に依頼してください。金属探知機
はインスリンポンプを装着した状態で通過しても問題ありません。
※本書45ページにあるエアポート医療機器情報カードを切り取って携帯しておくと安心です。
飛行機の機内でポンプを使用することはできますか？
搭乗予定の航空会社にインスリンポンプを使用していることを事前に電話などで申し出てください。メディセーフウィズはBluetooth通信を利用しています。航空機内でのBluetooth機器の使用可否は、搭乗予定の航空会社、航空機の機体によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。また、航空機内でポンプが使用できない場合に備え、他のインスリン注射手段を必ず携帯してください。
気圧を考慮する必要はありますか？
飛行機での移動や登山など、気圧に変化が生じる場合に、インスリンに溶け込んでいる泡が大きくなったり、一度発生した泡が消えたりす
ることがあります。こうした気圧の変化により、わずかですが注入量が変化する可能性があるため、こまめな血糖自己測定をこころがけてください。

設定記録欄 インスリンポンプの処方設定をメモしておきましょう
最大基礎レートU/h

最大ボーラスU

基礎レート設定 ① ［

処方日

/

/

糖質 / インスリン比

］

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

：

～

：

g/U

：

～

：

g/U

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

：

～

：

g/U

：

～

：

g/U

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

：

～

：

g/U

：

～

：

g/U

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

：

～

：

g/U

：

～

：

g/U

基礎レート設定 ② ［

］

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

残存インスリン

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

残存インスリン時間

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

基礎レート設定 ③ ［

ON

/

OFF
時間

使用するボーラス設定

］

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

クイック

ON

/

OFF

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

ノーマル

ON

/

OFF

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

組合せ

ON

/

OFF

：

～

：

U/h

：

～

：

U/h

ロング

ON

/

OFF

目標血糖値

：

～

：

mg/dL

：

～

：

mg/dL

：

～

：

mg/dL

：

～

：

mg/dL

：

～

：

mg/dL

：

～

：

mg/dL

：

～

：

mg/dL

：

～

：

mg/dL

その他
スポーツするときはインスリン効果値：～：

mg/dL/U：～：

mg/dL/U：～：

mg/dL/U：～：

mg/dL/U：～：

mg/dL/U：～：

mg/dL/U：～：

mg/dL/U：～：

mg/dL/U

シックデイのときは

43

MEMO

44

エアポート医療機器情報カード
Medical Device Information Card
医療機器の種類
Medical Device Typeインスリンポンプ
Insulin Pump

製品番号

ポンプ本体 / Main pump unit : MZ-PP01

Model Number

リモコン / Remote control : MZ-PR01

氏名及び住所

氏名 / Name

Name and address

住所 / Address

テルモ株式会社
TERUMO CORPORATION

エアポート医療機器情報／ Medical Device Information• この医療機器を放射線（X 線、MRI、CT スキャン等）に暴露しないでください。
• 空港保安検査のボディスキャナー、X 線による空港セキュリティー検査に通さないでください。（金属探知検査はポンプを装着した状態で通過可能です。）• このポンプは Bluetooth 通信を利用しています。
• Do not expose this device to any radiation (such as X-ray, MRI, CT scan).
• This insulin pump cannot go through X-rays and body scanners.
This insulin pump can be examined by a metal detector.

主治医及び連絡先

主治医 / Physician name ☎Physician name and telephone• This insulin pump uses Bluetooth communication.
商品に関する情報は http://www.terumo.co.jp/
販売名：メディセーフウィズ

医療機器承認番号 22900BZX00374［空港保安検査を通るときは］① ポンプをホルダーから取り外してください。
② ポンプを X 線によるセキュリティー検査に通さないように保安検査員に依頼してください。
（接触検査又は金属探知機は、ポンプを装着したままで問題ありません。）③ セキュリティー検査後は、ポンプを再度ホルダーに取り付けてください。
［通信］
このポンプは Bluetooth 通信を利用しています。航空機内での Bluetooth 機器の使用可否は、搭乗される予定の航空会社及び航空機の機体によって異なります。
搭乗される航空会社の HP やお問い合わせ窓口にて事前にご確認ください。
［事前準備］
航空機内での使用不可の場合に備えて、他のインスリン注射手段（インスリンポンプ以外のインスリンペン型注入器やインスリン専用注射針）を必ず手荷物として携帯してください。
飛行機搭乗時の保安検査を受ける際には、このページを切り取るかコピーして、ご持参ください。

このような場合は、医療機関へご連絡ください。

緊急連絡先：
医療機関連絡先：・高血糖や低血糖など体調に異変がある場合・インスリン量の調整など治療に関する相談が必要な場合

・患者さんやご家族による対処が困難な場合

・カートリッジとイージーパッチ（留置セット）がなくなった場合

・ポンプ本体やリモコンなどの故障が疑われる場合

MEMO

47

テルモ・コールセンター

インスリンポンプ専用 24時間365日受付パッチ

いつも いっしょ

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
一般的名称：ポータブルインスリン用輸液ポンプ 販売名：メディセーフウィズ 医療機器承認番号 22900BZX00374
本製品の詳細は、添付文書をご参照ください。
イージーパッチは、メディセーフウィズ留置セットのペットネームです。
記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。
Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc の登録商標です。

製造販売業者：〒151-0072

東京都渋谷区幡ヶ谷２-４４-１ www.terumo.co.jpⒸテルモ株式会社 2019 年 10 月
19T245-1YG5MM1908