プロセス分析計

SERVOTOUGH
Oxy (1910B)
サーボタフ・オキシ
SERVOTOUGH Oxy は多くの危険場所や過酷な環境における信頼性と柔軟性及びシンプルな設置を提供します。高度な安全コンセプトと新たに付加された機能との組み合わせにより、世界をリードする磁気ダンベル式酸素分析計です。
主な特徴

アプリケーション

内蔵サンプルヒーター*
露点 50℃以下のサンプルが結露することを防ぎ、前処理をシンプルにすることが出来ます。
内蔵型フローセンサー*
予期せぬ保守の発生を防ぎます。
内蔵型圧力補正*
フレアースタックにおけるベント圧の変動や大気圧の変化による圧力の変動を補正します。
防爆認定（ガス及び粉じん）
日本防爆(CML)
ATEX Cat2
IECEx Zone 1, Zone 2
CSA Div 1, Zone 1, Zone 21
オートバリデーション*
リモートまたは現場操作による指示確認を行うことにより、保守頻度を削減し測定の信頼性を高めます。
少ないランニングコスト：
比較ガスやパージガスは不要です。また、校正周期とセル寿命が長いこともランニングコストに貢献します。
SIL2(機能安全規格）準拠
機能安全マニュアル*

注:*の記載はオプションです。

プロセス制御酸化エチレンや酸化プロピレン等のクリティカルな酸化プロセス
原料貯蔵設備のパージ
不活性化プロセス
フレアースタックSERVOTOUGH
Oxy (サ ー ボ タ フ ・ オ キ シ )主な特徴
内蔵サンプルヒーター
サンプルコンパートメントを加熱することにより、前処理をシンプルな物にすることが出来ます（サンプル露点 50℃以下）。予定外の停止時間を生じる故障原因の 80%は前処理装置に起因するものです。
内蔵サンプルヒーターはクーラー、ドライヤーや他の前処理装置の故障によるリスクを軽減します。
これは特にウエットサンプルを測定する場合において、システムのコストと同様に運転コストを向上させます。
サーボメックス・フローキューブテクノロジー
サーボメックスは測定における最高レベルの安全、精度及び信頼性を設計思想の最前線に掲げています。
独自開発したフローセンサーは測定セルの二次側に取り付けられ正確な流量監視とアラームを設定することが可能です。＊注意
圧力補正
圧力補正システムは大気圧補正のみならずフレアースタックなどでサンプルベントの背圧変動も補正します。
導入コストを軽減
内蔵型のフローセンサーと圧力補正システムは標準の通信機能によりレポートを行います。
これにより多くの分散したデバイスと複雑な配線が不要となります。
＊注意：水素、塩素、ヘリウムがサンプル中に含まれる場合、特注対応が必要となります。
詳しくは営業担当にお問い合わせ下さい。

防爆認定
ATEX:

II 2 GD,

IECEx :
日本防爆(CML)：
cCSAus

Ex ia d IIC T4 Gb(-10˚C ≤ Ta ≤ +60˚C)*
Ex tb IIIC T90˚C Db (-10˚C ≤ Ta ≤ +60˚C)*
Ex ia d IIC T4 Gb(-10˚C ≤ Ta ≤ +60˚C)*
Ex tb IIIC T90˚C Db (-10˚C ≤ Ta ≤ +60˚C)*
Ex db ia ⅡC T4 Gb (-10˚C ≤ Ta ≤ +60˚C)
EX tb ⅢC T90˚C Db (-10˚C ≤ Ta ≤ +60˚C)
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4 (-10˚C ≤ Ta ≤ +60˚C)*
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Class III, (-10˚C Ta +60˚C)*
Class I, Zone 1, Ex ia d IIC T4(-10˚C ≤ Ta ≤ +60˚C)*(-10˚C ≤ Ta ≤ +60˚C)*

Class I, Zone 21, Ex tD T90˚C
Class I, Zone 1, AEx ia d IIC T4 (-10˚C ≤ Ta ≤ +60˚C)*
Class I, Zone 21, Ex tD T90˚C* (+14˚F ≤ Ta ≤ +140˚F )EC 指令準拠SERVOTOUGH Oxy (1910B) は下記 EC 指令に準拠しています。 *EMC 指令 2004/108 EC
ATEX 防爆指令 (94/9/EC)* 詳細は証明書サプリメントマニュアルを参照ください。
Page 2SERVOTOUGH
Oxy (サ ー ボ タ フ ・ オ キ シ )
仕様

測定ガス：
測定方式：
防爆認定：
(ガス及び粉じん）

酸素
磁気ダンベル式
日本防爆(CML) Ex db ⅡC T4 Gb
ATEX Cat.2
IECEｘ Zone 1, Zone 21
USA CSAus Div 1, Zone 1, Zone 21

性能仕様
測定レンジ：
検出下限：
直線性誤差：
繰返し性誤差：本質的誤差（精度）：
応答時間(T90)：
ゼロドリフト：
スパンドリフト：
温度変化の影響：
サンプルベント圧変化の影響：
流量変動の影響：0-25% O2 *1
50ppm O2
計測可能範囲未満
0.02%O2（標準偏差 2σ）±0.05%O2 未満
6 秒未満（サンプル流量 200ml/min 及び 1l/min.）
0.05%O2 未満/1 週間
0.05%O2 未満/1 週間±0.03%O2 未満/10℃（ゼロ点）
圧力補正無し：サンプルベント圧 1%の変化に対し読取値の 1%影響
圧力補正付き：サンプルベント圧 1%の変化に対し読取値の 0.05%未満
ゼロ：0.1%O2 未満、スパン:読取値の 0.5%未満（サンプル流量 50～250ml/min.の変化に対して。内部バイパス流量：12-70l/hr）

信号出力
アナログ出力：アナログ出力レンジ：
アラーム：
ステータス信号：デジタル通信：1x アイソレートアナログ 4-20mA/0-20mA
ユーザー設定可能（最小レンジ：0-1%O2)
2ｘ単極無電圧リレー（30VDC 1A)
4ｘ単極無電圧リレー (30VDC 1A)：機器故障、要メンテナンス、サービス中、アナログ出力レンジ
Modbus RTU (RS485)、イーサネット（Modbus TCP)

動作環境
温度：
相対湿度：
ウオームアップ時間：
標高：
保護構造：

運転温度：-10～+55℃、保管温度：-20～+60℃
0-95%RH（結露しないこと）
約 4 時間（周囲温度 20℃の場合。アプリケーションにより異なる。）-500～2000m
IP66、NEMA 4X

フローセンサー精度：
最小検出感度：
応答時間(T63)：
周囲温度の影響：†

校正周期：

FS±5%未満（窒素 100%で）*21%FS
15 秒未満10℃あたり FS2%未満
6～12 カ月*1: 21%O2 以上の酸素を含むガスサンプルの測定には適していません。
*2: 窒素より分子量の高いガスの場合、精度は FS±10%となります。

Page 3

SERVOTOUGH
Oxy (サ ー ボ タ フ ・ オ キ シ )仕様

サンプルガス
粒子サイズ：
露点：
流量：
サンプル取合：接ガス部材質：最大ベント圧：
最大入口圧：

サンプルガスは清浄で腐食性が無く、オイルや凝縮物を含まないこと。
3 ミクロン以下
内蔵サンプルヒーター無し：周囲温度より 5℃以上低いこと。
内蔵サンプルヒーター有り：最大露点 50℃
標準仕様：50～250ml/min.（推奨 200ml/min.）
高流量型：50～70l/hr (推奨 60l/hr）
1/4"NPT(メネジ）,6mm 配管または 1/4"配管
標準仕様：SUS304, SUS316, ホウケイ酸塩ガラス、白金白金/イリジウムアロイ、ニッケル電極、バイトン
耐溶剤仕様：SUS304, SUS316, ホウケイ酸塩ガラス、白金白金/イリジウムアロイ、ニッケル電極、ケムラッツ 555、PTFE
24kPa 絶対圧(18psia）*1
ベント圧に対して 0.2kPa(0.03psi)まで *2*1: サンプルガスの圧力と流量は上記仕様に合わせて外部で調節願います。
*2: 高流量バイパスオプションを使用する場合、最大ベント圧は 122.8kPa 絶対圧(17.8psia)となり、最大サンプル入口圧はベント圧に対して 1.4kPa(0.2psi)に制限されます。

パージガス
推奨ガス：
流量：
パージガス取合：
パージ出口：

計装空気40～60ml/min.
1/4"NPT(メネジ）
分析計のブリーザーポートを使用。
AC100-120V または AC220-240V, 50/60Hz, 50VA
15%の電源電圧変動で FS1%の偏差を生じ、1%の周波数変動で 5%の偏差を生じます。

サービスとサポート
新設・更新を問わずユーザー様の工程と予算に応じた形で、測定とプラント操業を最大限に生かすサービスとサポートをカスタマイズ致します。

SERVOSPARES
サーボメックス製品の保全と最適なパフォーマンス実現のためには工場で認定されたスペアパーツをご使用下さい。
これは防爆製品では特に重要です。

SERVOSURE
保守契約、サービスプログラム及び保証期間延長により正しい設置と最適なパフォーマンスを提供致します。

SERVOTECH
サーボメックスのガス分析計のほとんどについて、ヨーロッパ、アメリカ、アジアのトレーニングセンターやユーザー様のサイトでトレーニングコースを受講頂くことが可能です。

SERVOHELP
私どものローカルオフィスとグローバルサポートネットワークによって、簡単なご質問から複雑なプロセスの変化に関するご相談まで対応いたします。
Page 4SERVOTOUGH
Oxy (サ ー ボ タ フ ・ オ キ シ )
項目

防爆仕様：

4 つのタイプからお選びください。

❑❑❑❑

日本防爆(CML)
ATEX
IECEx
cCSAus

電源電圧：

2 種類の電源仕様からお選び下さい。

❑❑

100-120V
220-240V

測定セル：

ステンレス配管、バイトンシール
ステンレス配管、ケムラッツ及び PTFE シール
により耐溶剤性を強化

❑
❑

標準セル
耐溶剤セル

サンプル流量：標準仕様 250ml/min
1l/min の高流量用にバイパスラインを内蔵❑❑

250ml/min
1l/min

サンプルヒーター：

分析計仕様範囲内で周囲温度よりも最低でも 5℃以上低い露点のサンプルの測定にはサンプルヒーターは不要です。

❑サンプルヒーターなし

サンプルヒーターを搭載した場合、露点 50℃までのサンプルを導入することができます。

❑サンプルヒーター付き

サンプル出口における背圧と大気圧の変動に対する補正を行わない場合、測定値はその変化の影響を直接受けます。圧力が 1%変動すると指示値の 1%変化します。要
求精度に応じて補正の要否を検討願います。

❑圧力補正なし

圧力補正モジュールを内蔵させることにより、圧力変動の影響を 20 分の 1 に軽減するため、圧力が 1%変化しても指示値の変化は 0.05%以下となります。

❑圧力補正付き

分析計の測定値は非常に信頼性が高く正常に動作していることを自己診断で確認することが出来ますが、低流量条件における自己診断を行うにはフローセンサーが必要です。

❑フローセンサーなし

半導体式フローセンサーを検出器出口に取り付け、常時サンプル流量を測定することにより分析計の信頼性と安全性を最大に高めます。

❑フローセンサー付き

内蔵圧力補正：内蔵フローセンサー：

フローセンサーを用いて 1 点のハイアラームと 2 点のローアラームを設定し、デジタル通信を介したリレー接点で出力することが出来ます。流量レベルはデジタル通信やディスプレイを介してレポートされ、サンプルフローの傾向を掴みシステムを計画的に保守することが可能になります。

Page 5SERVOTOUGH
Oxy (サ ー ボ タ フ ・ オ キ シ )項目

自動校正/バリデーション

自動校正/バリデーション無し❑ 自動校正なし

自動で指示の校正やバリデーションを行うためのオプションカード。
（無電圧単極リレー：30VDC 1A）
このオプションは遠隔による指示校正にも使用出来ます。自動でのバリデーションはテストガスを用いて測定の信頼度を最大にすると共に、日常の指示確認のための人件費を軽減します。自動バリデーションの間、分析計はサービス中であることを知らせるリレー出力とオフラインであることをディスプレイに表示し、測定値が予め設定された許容値を超えた場合は要メンテナンスを知らせるリレー出力を行います。

❑ 自動校正あり

デジタル通信：デジタル通信により分析計を遠隔で保守することが可能です。標準のリレー接点を用いて遠隔での診断も可能です。
Modbus RTU (RS485)❑

Ethernet（Modbus TCP)

❑継手（1/4"NPT）を接続出来ます。

❑1/4"NPT メネジ

外径 1/4"のチューブを接続出来ます。

❑外径 6mm のチューブを接続出来ます。

❑ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ
外径 1/4"
ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ外径 6mm

IP66 のブリーザーポートにより分析計内部の圧力を周囲の大気圧と等しく保ちます。

❑ブリーザーポート
付属

周囲環境に腐食性ガスが存在する場合、これらがサンプルコンパートメントに滞留させないよう計装
空気や窒素によるパージを行うためのパージ用フィッティング（1/4"NPT)❑パージポート付属

配線取合：

標準：2 x 1/2"NPT, 2 x 3/4"NPT
M20 用アダプター付
PG13.5 アダプター付

❑❑
❑

NPT
M20
PG13.5

オペレーター
マニュアル：

設置と安全な運転に必要なすべての情報を記載したマニュアル

❑❑
❑

不要
英文
和文

サービス
マニュアル：

技術説明、故障診断、部品の取り外し及びテスト方法、工具機器リスト及び配線図を記載したマニュアル

❑❑

不要
英文

機能安全
マニュアル：

安全なシステムの計画・設計・設置・試運転及び保守に関する国際的指令。分析計が IEC 61508 のSIL2 準拠していることを実証します。

❑❑

不要
英文

サンプル入口：筺体オプション：Modbus RTU(RS48)
Ethernet(Modbus TCP)

Page 6SERVOTOUGH
Oxy (サ ー ボ タ フ ・ オ キ シ )オキシ・パック
仕様決定から納入までを円滑にするために、主要なアプリケーション向けに A から E のパッケージを準備しました。
A:エントリーパック

一般的な酸素分析のアプリケーション用

B:ホット･パック

エントリーパックに加え、高露点サンプル用に内部配管及びセルを加熱するヒーターを追加

C:自動校正パック

ホットパックに加え、高い信頼性と現場作業軽減のために自動校正/バリデーション機能を追加

D:圧力/フローセンサー
パック

ホットパックに加え、最適なパフォーマンス実現のために圧力センサーとフローセンサーを追加

E:コンプリートパック

上記の A～E すべてを含みます。

F:ユーザー設定

詳細仕様について全てユーザー様により選定頂きます

見積依頼

防爆仕様

電源電圧
測定セル
サンプル流量サンプルヒーター
内蔵圧力補正内蔵フローセンサー
オートバリデーション
デジタル出力サンプル入口筐体オプション
ケーブルグランド接続

オペレーターマニュアル
サービスマニュアル
機能安全マニュアル

ご依頼番号 :
ご連絡先 ：

日本防爆(CML)
IECEx
ATEXcCSAus
100 - 120V
220 - 240V
標準セル
耐溶剤セル
250ml/min
1l/min
サンプルヒーターなし
サンプルヒーター付き
圧力補正なし圧力補正付きフローセンサーなし
フローセンサー付き
オートバリデーションなし
オートバリデーションあり
Modbus RTU (RS485)
Modbus TCP (Ethernet)
1/4” NPT (F)
1/4” OD コンプレッションフィッティング
6mm OD コンプレッションフィッティング
ブリーザーフィッティング付き
腐食防止パージ付き
NPT
M20
PG 13.5不要
英文
和文不要
英文不要
英文

見積期限：

A

B

C

DE

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Page7

F

SERVOTOUGH
Oxy (サ ー ボ タ フ ・ オ キ シ )外形寸法図

寸法はすべてmm で表示されています。
重量: 約 26kg

Website: https://www.ybk.co.jp/E-mail: info@ybk.co.jp
東日本支社〒107-8484 東京都港区赤坂 3-9-1
TEL 03-3588-6371
FAX 03-3588-6312

岡山支店〒712-8044 岡山県倉敷市東塚 6-7-31
TEL 086-455-7010
FAX 086-455-7094

名古屋支店〒464-0075

愛知県名古屋市千種区内山 3-29-10
朝日生命千種 AM ビル 5 階
TEL 052-732-1611
FAX 052-732-1650

坂出出張所〒762-0032

四日市営業所〒510-0864 三重県四日市市中里町 21-3
TEL 059-347-1371
FAX 059-345-2250

北九州営業所〒806-0036

大阪支店〒534-0025

周南オフィス〒745-0034

長野オフィス〒390-0851

大阪府大阪市都島区片町 2-2-48
JEI 京橋ビル 8 階
TEL 06-7166-0512
FAX 06-7166-0513
長野県松本市大字島内 4603-5
島内駅前テナントビル 2 階
TEL 0263-40-5270
FAX 0263-40-5271

香川県坂出市駒止町 1-1-11
JA 香川県坂出市支店ビル 3 階
TEL 0877-46-8816
FAX 0877-46-5573
福岡県北九州市八幡西区曲里町 2-1
黒崎テクノプラザビル I 5 階
TEL 093-644-2660
FAX 093-644-2661
山口県周南市御幸通 1-5
徳山御幸通ビル 6 階
TEL 0834-33-2611
FAX 0834-33-2612

134622E_HK_000

Servomex は製品性能向上のために不断の改良を行っており、仕様が予告なく変更されることがありますのでご了承ください。