SERVOMEX
プロセス微量酸素分析計

DF-550E超微量酸素分析計は、クーロメトリックセンサーを使用した分析計で、電子グレードの超高純度ガスに超微量レベルで含まれる汚染物質の酸素を測定するように設計され、品質管理等の用途に適しています。

特徴




5年間の保証付き非消耗型センサー
出荷時校正済み
最小限のメンテナンス
応答速度および異常状態からの回復が速い
1台で複数のバックグラウンドガスに対応
検出下限200 ppt
オプションの校正システムを用意

用途


品質管理
リーク検知

主な特徴
所有コストが低い
センサーは安定性が高く、必要な調整は年1回のスパン校正のみです。バッテリーの交換を計画的に行う必要もありません。5年間のセンサー保証が標準で付いています。

高感度検出下限（LDL）は200 pptを実現しています。感度は100 pptです。

豊富なオプション
複数の校正システムや、補助バッテリーなど豊富なオプションが用意されています。

電気安全性
IEC 61010-1: Ed 2に適合した電気安全性を実現しています。
製品は、IEC 60664-1に基づき「設置カテゴリII」に分類されています。
また、IEC 60664-1に基づき「汚染度2」に分類されています。

EC指令に適合
DF-550Eは、以下のEC指令に適合しています。
低電圧指令（2002/73/23EEC）EMC指令（2001/89/336/EEC）

必要電源等
電源
ゼロガス
スパンガス

AC 110VまたはAC 220V、50／60 Hz
不要
センサーの動作範囲に入る任意の混合比のN2／O2混合ガス

仕様
ガスの種類
技術
性能
動作範囲

最小推奨出力レンジ
固有誤差（精度）
試料流量時の応答時間(T90)
ゼロドリフト／月
スパンドリフト／月
検出下限（LDL）
復帰時間
出力／入力
出力
出力範囲
アラーム
二重目盛り範囲
ガススケールファクター

O2
非消耗型の電気化学式クーロメトリックセンサー
0～20 ppbから0～10 ppmまで* 上記2レンジ間の任意の範囲** 損傷を防ぐためにセンサーが停止する最大15分間まで、最大100 ppmの稼動範囲に対応可能
0～20 ppb
示度の±3%または±0.1 ppb
15秒未満（0.7リットル／分の場合）
極微小
極微小
200 ppt
直前の安定示度の10 ppb以内に復帰するまで5分未満
非絶縁DC 4～20 mA、DC 0～1、0～2、0～5または0～10 V（校正中フリーズするようにアナログ出力を設定可能）
0～20 ppbから0～10 ppmまでの任意の範囲
電解液の状態および温度
出力が第1レンジを超えた場合に出力のレンジを切り替えるための2つの選択可能な第2アナログ出力レンジを用意
N2またはAr以外の気体に対するバックグラウンドガス補償

Page 2

仕様（続き）オプション
Stab-Elセンサーシステム
濃度アラーム

極微量の酸性ガスまたはイオン汚染でも動作が可能です。極微量の酸性成分を含む試料の場合は、オプションのStab-Elをご使用ください。
個別に割り当て可能な最大4つのノンラッチ型アラーム、または校正中を示すインジケーター。SPDT接点の定格値は5アンペア（DC 30 V時）です。

低流量アラーム

可聴／可視流量アラーム（×1）

リレー接点

個別に割り当て可能な最大4つの接点、定格値0.3アンペア（DC 30 V時）

アナログ出力

絶縁DC 4～20 mA、DC 0～1、0～2、0～5または0～10 V

シリアル通信RS232またはRS 485双方向シリアル通信

シリアルポートアダプタ

分析計のRS232ポートから9ピンD-subコネクタまで（10フィート）取り付け

パネルマウントまたは19インチラックマウント

高純度圧力調整器

吸気口能力3000 psig、出口圧力調節可能（0～15 psig）、排気口圧力5 psig以上必要（1／4インチVCR対応継ぎ手）、取り付け済みまたは取り付けられていない状態で納入
上流隔離遮断および流量調整用の超高純度ベローズ弁（1／4インチVCR対応継ぎ手）

高純度流量調整弁
下流隔離弁

排気圧の変動からアナライザーを隔離ステンレス製排気口

H2等の可燃性試料用として推奨

自動校正システム

メニュー方式の自動ゼロ／スパン弁切り替え、空気ダイヤフラム弁およびゼロ浄化装置を、小型のオンボードパッケージに納めて提供。サイズはオプションのパネルの位置から奥行きわずか12.5インチ（70～100 psigの空気供給が必要）
外部のスパン／ゼロソレノイドおよび弁を制御するためのDC 6 Vのスイッチ電源付きソフトウェア

ユーザー校正コンポーネントの自動制御
手動校正システム

手動の直角回しスプリングレスダイアフラムを、携帯性を重視し、分析計のリヤパネルとコンパクトに一体化された、環状の突合せ溶接アセンブリに納めて提供

大容量浄化装置

ソースガスの純度が10 ppbを超える用途や、携帯使用の場合など試料源が頻繁に切り替わる用途に推奨されるオプションです。標準的な浄化装置の30倍の能力を発揮します。

N2パージ

H2等の可燃性サンプルには、パージインターロックエンクロージャーを推奨します。

補助バッテリー入力電源

AC電源に依存しない携帯使用が可能になります。

試料ガス
温度

0°C～50°C（32°F～122°F）

露点

周囲温度最低 5°C（9°F）以下

条件

オイルフリー、非腐食性、非結露、不燃性

微粒子

2 µmまで濾過

排気

大気に排気

試料流量

0.24～0.7リットル／分

試料圧力

15～25 psig（2.03～2.72 BarA）

周囲条件
温度

+0°C～+45°C（安定）相対湿度

0～95% RH、結露なし

海抜高度

海抜2000メートル

注意： 極微量レベルを超える酸性成分を含む試料については、オプションの試料前処理をServomexにお問い合わせください。

Page 3

内容
電源リード線：

出力：
取り付け：

オプション
3種類の電源リード線が用意されています。
DC 22-28 V、1アンペア（最大）AC 100/120 V
AC 220-240V
アナライザーには、非絶縁4～20 mAおよびDC 0～1、0～2、0～5、 または0～10 Vの出力が標準で付いています。

米国

DF-550Eはデスクトップが標準ですが、パネルマウントやラック マウントも可能です。

デスクトップ

ユーザーマニュアル：

アナログおよび電圧出力

英語

サービスおよびサポート

接ガス部

新規の設置のほか、Servomexの従来品や他社製品の交換に際しては、お客様と共に特注のサービスおよびサポートパッケージを開発することで、お客様のスケジュールおよびご予算の範囲で十分な測定と工場設備の運転を確実に実現いたします。

分析計には以下の材質が使用されています。
ステンレス鋼
G10エポキシ
ポリプロピレン
タイゴン

寸法
試料排気口
1/8°圧縮アース取出し口

寸法はすべてインチ（mm）表示

試料吸気口
1/4°VCR® 互換オス型

Servomexはつねに製品の改善を目指しており、予告無しに仕様を変更する権利を有します。
© Servomex Group Limited. 2011. A Spectris company. All rights reserved.

Page 4