3 成分ベクトル合成
地震監視用振動検出器
MODEL-2702
取扱説明書O-1382C

＜＜ 目次 ＞＞
1.概要

・・・ 22.構成員数と機能説明

・・・ 23.システム仕様

・・・ 34.外形図

・・・ 45.結線図

・・・ 56.ブロック図・・・ 6

7.直出しケーブル・・・ 78.周波数特性図

・・・ 89.操作説明
9.1 据え付け・・・ 99.2 ファンクション設定

・・・ 99.2.1 ファンクション設定用 DIPSW

・・・ 109.2.2 ピークホールド時間設定用 Rotary DIPSW

・・・ 109.3 運転・・・ 1010.ピークホールド出力について

・・・ 1111.テストモード

・・・ 1212.修理を依頼される前に・・・ 13

付録

・・・ 14O-1382C
1/14

震度、加速度対応表

1. 概要地震監視用振動検出器 MODEL-2702 は、3 軸半導体加速度検出器を用いて X 軸、Y 軸、Z 軸のベクトル合成による 3 成分ベクトル合成加速度を DC4-20ｍA 出力に変換し出力します。
更に、内部 DIPSW の切替えにより、リアルタイム出力とピークホールド出力を選択できます。
ピークホールド時は、ロータリーDIPSW によりピークホールド時間を約 1 秒～10 秒に調整可能です。
2. 構成員数と機能説明
2.1. 地震センサ
MODEL-2702
・・・ 1 台
検出器は、直交する 3 方向（X、Y、Z）の半導体加速度センサで、3 成分ベクトル合成加速度を DC 出力に変換します。
直出しケーブル 5m 付、端末処理 M3 圧着端子です。

O-1382C
2/14

3. システム仕様
3 軸（X,Y,Z）の加速度出力の 3 成分ベクトル合成値を DC4-20mA に変換して出力します。
3.1. 使用検出器

3 軸半導体加速度センサ 感度：300mV/(9.8m/s2)

3.2. 測定範囲

0～400gal

3.3. 周波数範囲
3.4. フィルタ

0.25Hz～2Hzハイパスフィルタ(H.P.F):-3dB±0.5dB 周波数 0.25Hz
ローパスフィルタ(L.P.F):-3dB±0.5dB 周波数 2Hz
減衰特性 -6dB/OCT

3.5. リアルタイム出力とピークホールド出力
DIPSW によりリアルタイム出力とピークホールド出力を選択できます。
ピークホールドについては 10 章も参照ください。
3.5.1. リアルタイム出力検出した振動波形を周波数範囲内においてリアルタイムで出力します。
3.5.2. ピークホールド出力
ピークホールド間隔はロータリーDIPSW により 1 秒間隔で 1 秒～10 秒に調整可能です。
3.6. DC OUT

DC4～20mA/0～F.S.

3.7. 電源DC24V, 1A 以下

3.8. 温度、湿度範囲0～+70℃ 45～85％RH 結露なきこと

3.9. ハウジング構造

アルミダイキャストボックス IP65

3.10. 外形寸法、質量

外形図参照、約 1kg(本体のみ)

O-1382C
3/144. 外形図

O-1382C
4/145. 結線図

O-1382C
5/146. 地震センサブロック図

O-1382C
6/147. 直出しケーブル
7.1. 使用線材
7.1.1. 外被① 材質② 仕上がり外径
7.1.2. 編組シールド
7.1.3. 絶縁体
7.1.4. 導体① 材質② 素線数/素線径③ 導体抵抗7.2. 端末処理
7.3. 最大定格
7.4. 絶縁抵抗
7.5. 耐電圧
7.6. 質量7.7. 結線図

7.8. 外形図

O-1382C
7/14

4 芯シールドケーブル、サンライト SX、0.3sq × 2P
耐熱（90℃max）、耐油、難燃、柔軟性ビニール、色：黒
約 6.4mm
電気用スズメッキ軟銅線
耐熱ビニール
電気用スズメッキ軟銅線
一芯あたり 12/0.18 mmφ（公称断面積 0.3 mm2）
約 66.3Ω/km 以下（20℃において）
M3 圧着端子100V, 2A
1000MΩ以上（DC500V）
AC 1000V(1 分間)
約 35g + 35g/m

8. 周波数特性図（Typ.特性）O-1382C
8/14

9. 操作説明
9.1. 据え付け
振動方向を確認して 4 本の M4 ボルトを別途ご用意の上、取り付けます。
設置場所は、コンクリート等の安定した地盤に設置いただくことを推奨します。
注：MODEL-2702 の FG 端子は、大地と接地した導体構造物に取付けてください。
9.2. ファンクション設定
下図のように蓋を開けるとファンクション設定用の DIPSW とピークホールド時間設定用のRotary DIPSW がありますa) X axis sensor outputb) Y axis sensor outpute) SENSOR TEST JUMPERd) GND

Rotary DIPSWDIPSWc) Z axis sensor output

O-1382C
9/14

9.2.1. ファンクション設定用 DIPSW
リアルタイム出力とピークホールド出力を切替えるための DIPSW です。
REAL 側（DIPSW OFF）：リアルタイム出力
PHD 側（DIPSW ON）：ピークホールド出力

9.2.2. ピークホールド時間設定用 Rotary DIPSW
ピークホールド時間を設定するための Rotary DIPSW です。
設定時間は以下の通りです。約 1 秒～約 10 秒が設定できます。

上記の例では、約 1 秒の設定となります。

設定値
0
1
2
3
4
5
678
9

ピークホールド時間
約 10 秒
約1秒
約2秒
約3秒
約4秒
約5秒
約6秒
約7秒
約8秒
約9秒

9.3. 運転
正しく接続、電源供給がなされていると動作状態になり、振動に応じて 4-20mA 出力されます。

O-1382C
10/14

10. ピークホールド出力についてピークホールドは、DIPSW をピークホールド出力に切替えから開始されます。
ピークホールド出力中にピーク値を検出してからピークホールド設定時間後に自動リセットし、再度ピーク値を検出してホールドを繰り返します。
（①参照）
ピークホールド出力中に検出したピーク値が更新された場合は、更新されたピーク値からピークホールド設定時間を再カウントします。
（②参照）①ピークホールド出力中にピークが一定の場合②ピークホールド出力中にピークが更新された場合

O-1382C
11/14

11. テストモード
4 個のネジを外してカバーを取ると、下図のようなテストピンがあります。
斜線部は、上部基板です。

注意：GAIN 調整器は出荷時、調整済みの上赤ペイントロックされていますので変更しないでください。
11.1. 用意するもの
直流電圧計（またはオシロスコープ）：1mVdc が測れるもの
11.2. 測定の仕方（センサ出力の確認）「信号グランド」と各センサ出力端子間を上記の電圧計またはオシロスコープで計測します。
A． a)、b)、c)の各センサ出力電圧を測定します。このときの出力値を控えておきます。
(例：Xa:1.611Vdc, Ya:1.601Vdc, Za:1.949Vdc)
B． 次に e) センサテストジャンパーを短絡します。
（テストモードに入ります。
）
C． a)、b)、c)を再度測定し、このときの出力値を控えておきます。
(例：Xc:1.227Vdc, Yc:1.994Vdc, Zc:2.632Vdc)
D． センサテストジャンパーを開放します。
C で得られた値から A で得られた値を X 軸,Y 軸,Z 軸それぞれ減算します。
(例： Xc-Xa=-384mVdc, Yc-Ya=+393mVdc, Zc-Za=+683mVdc)
このときの値が以下の範囲であればセンサは正常です。
軸MIN[mVdc]

TYP[mVdc]

MAX[mVdc]

X-150-325-600

Y+150+325+600

Z+150+550+1000

注意：センサテストジャンパーが短絡されていると通常の測定ができませんので、テスト後は、必ずテストジャンパーを開放して下さい。
O-1382C
12/14

12. 修理を依頼される前にO-1382C
13/14

付録
震度、加速度対応表

震度、最大加速度を厳密に対応させることはできませんが、下表に概ね対応する値を記載します。
震度階級

最大加速度(gal)

震度４40～110 程度

震度５弱

110～240 程度

震度５強

240～520 程度

震度６弱

520～830 程度

震度６強

830～1,500 程度

震度７

1,500 程度～

出典：国土交通省国土技術政策総合研究所
http://www.nilim.go.jp/japanese/database/nwdb/html/how-to-use.htm
上表は、地震波の周期などによっては、この表にあてはまらない場合もあります。
単位の gal は cm/s2 のことです。

O-1382C
14/14