SANTEC OPTICAL INSTRUMENTS

NEW

スペクトル整形器

WSS-2000

WSS-2000は任意の光スペクトルをプログラム生成可能なLCOSベースの光フィルタです。santec独自のLCOS技術により柔軟性に富んだ帯域可変、減衰制御、スイッチング動作を実現。
さらに位相コントロール機能にも対応しております。WSS-2000
は次世代光ネットワークの評価及び検 証に適しており、高速信号用の光イコライザ、DWDM（光波長 多重通信）やOFDM（直交周波数分割多重方式）
チャネル選択 フィルタ、WSSエミュレー
タとして、各種測定にご利用いただけ ます。

計測データ
0

特徴-4

BW3 Setting
42.5 GHz
42.0
41.5
41.0
40.5
40.0
39.5
39.0

50GHz
100GHz200GHz-10-20

Normalized loss [dB]

Normalized loss [dB]37.5GHz-30-40-50-200-150-100-50050100150

Relative frequency from ITU-grid center [GHz]200-5-6-7-8
194,166

194,168

194,170

194,172

プログラム可能な任意の波形を生成及びパルスの整形
LCOS による高分解能な波長及び帯域可変制御。
波長・帯域設定分解能 : 0.78GHz
急峻なフィルタスロープ
400dB/nm (typ.)
光スイッチ構成(1×1 , 1×2 , 1×4)
位相コントロール機能(オプション)

194,174

Frequency [GHz]

Bandwidth and frequency tuning

用途

5040301Group delay [ps]Phase [π rad.]20-1

100-10-20-30-2

19605020-40
196100196150196200196250-50

196050196100196150Frequency [GHz]Frequency [GHz]

Setting

Result196200196250高速信号用光イコライザによる光アンプの評価・試験
波長多重通信 (WDM)100Gb/s, 400Gb/s などの高速伝送試験調整可能なDWDM, OFDM用チャネルフィルタ
フレキシブルな試験・測定
次世代光波長クロスコネクト
パルス整形
光コム発生
波長選択スイッチ (WSS) エミュレータ

SANTEC OPTICAL INSTRUMENTS
仕様
Category

Parameter
Operating frequency range
Operating wavelength range
Frequency setting accuracy
Frequency setting resolution
Operating bandwidth range
Bandwidth setting accuracy
Bandwidth setting resolution
Attenuation control range
Attenuation setting resolution
Attenuation setting accuracy 1
Attenuation setting accuracy 2
Attenuation setting accuracy 3
Filter edge slope
Group Delay Control Range
Number of input ports
Number of output ports
Setting time
Insertion lossInsertion loss uniformity
Polarization dependent loss (PDL)
Return loss
Extinction ratio
Differential Group Delay (DGD)
Maximum total input power
Maximum per-channel optical power
Operating temperaturePower supply
Power consumption
Communication interface
Dimensions (W) x (D) x (H)WeightFilter Control

Switching

Loss and Dispersion

Optical power
Environmental
Electrical
MechanicalMin.
191.250
1528.383
-2.5

Unit
THz
nm
GHz
GHz
GHz
nm
GHz
GHz
dB
dB
dB
dB
dB
dB/nm
ps

typ.

Max.
196.150
1567.543
2.5Notes

0.78
4900
395

100.08-51.562000.01-0.2-0.5-1

0.20.5
1Attenuation 1.0-2.0dB
Attenuation 2.1-5.0dB
Attenuation 5.1-15.0dB

25

Option400-25
11, 2 or 4500
5.5
1.1

msec
dB
dB
dB
dB
dB
ps
dBm
dBm
degC
V
VA

30
35

6.5
2.50.8

Depending on setting spectrum
Bandwidth@-3dB > 25GHz
Attenuation 0-10.0dB

35
40
0.2

0.5
27
1335
15
Input AC 100-240V 50-60Hz
9Ethernet
210 x 350 x 88
4mmkg

制御ソフトウェアのGUI

Optical Spectrum Analyzer

Ordering CodeWSS-2000

ABCDEF

Option : PH : Phase Modulation
Connector Polish : SP : SPC / AP : APC(Angled PC)

Connector Type : F : FC / S : SC
Fiber Type : S : SMF
Wavelength Range : 1 : C-band / 2 : L-band / 3 : OtherPort number : 1 : 1port / 2 : 2ports / 4 : 4ports
www.santec.com
2024© Santec AOC corporation santec reserves the right to make changes in equipment design, components or specifications without notice.

Santec Japan Corporation

フォトニクスバレー大草キャンパス 〒485-0802 愛知県小牧市大草年上坂5823 Tel. 0568-79-3536(営業直通) Fax 0568-79-1718

Santec USA Corporation

400 Kelby Street Suite 1501 Fort Lee, NJ 07024, USA Toll Free +1-800-726-8321(santec-1) Tel. +1-201-488-5505 Fax +1-201-488-7702

Santec Europe Ltd.

99 Park Drive Milton Park, Abingdon Oxfordshire, OX14 4RY, U.K. Tel. +44-20-3176-1550

Santec (Shanghai) Co., Ltd.

21F Room H, Hua Du Bldg., No.838 Zhangyang Road, Pudong District, Shanghai 200122 China Tel: +86-21-58361261
WSS-2000-C-J / Ver.1.5 CODE-202407-HN-HN-CPY