更新：2020. 07

ワイヤレス（無線通信）データロガー

RTR500B シリーズ データロガー 機能と仕様
測定項目

温度, 湿度, 電圧, 4-20mA, パルス数,電力量, 照度, UV, CO2

データ収集

専用データ収集機との無線通信

RTR500Bシリーズは、温度・湿度をはじめとする多様な測定項目を計測・記録するデータロガー（子機）と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成されています。
製品型番

測定項目

測定範囲

RTR501B

温度1ch（センサ内蔵）-40～80℃

RTR502B

温度1ch-60～155℃ 校正対象

RTR503B

温度 / 湿度 各1ch

0～55℃ / 10～95%RH 校正対象

RTR507B

校正対象-25～70 ℃ / 0～99%RH 校正対象

高精度温度 / 湿度 各1ch

RTR505B＋TCM-3010 温度1ch（熱電対）応答性の高い外付けセンサ付属
豊富なオプションセンサ・生活防水
温度と湿度を測定

温度と湿度を高精度測定熱電対 K, J, T, Sタイプに対応

プレヒート機能 / スケール変換機能

RTR505B＋VIM-3010

電圧1ch

DC 0～22 V (最小分解能0.1mV)

RTR505B＋PIC-3150

パルス数 1ch

パルス数: 0～61439
入力信号: 接点入力/電圧入力

4-20mA 1ch

考-199～1760℃

RTR505B＋PTM-3010 温度1ch（Pt100/Pt1000） -199～600℃ 校正対象

RTR505B＋AIM-3010

備

応答性が緩やか
高い防水・防塵性能

０～ 20 mA

３線式/４線式のセンサに対応
広範囲温度を高精度で測定

40 mAまで動作可能 / スケール変換機能
専用モジュールPMP-3200（別売）でデマンド監視/スケール変換機能※大容量バッテリパックを付属したLタイプもあります。Lタイプは通常タイプの電池寿命に比べて約4倍長持ちします。
製品型番RTR-574 / 574-S

RTR-576 / 576-S

測定項目

通常タイプの測定範囲

S タイプの測定範囲

備考

0～130,000 lx
0～130,000 lx
照度 / 紫外線強度 /記録中の積算照度 / 積算紫外線量を0～30 mW/cm2
0～30 mW/cm2
温度 / 湿度
表示可能
0～55℃ / 10～95%RH -25～70℃ / 0～99%RH
各1ch
月明かり程度の薄暗い照度変化も検知
CO2濃度 / 温度 /
湿度
各1ch

校正対象

校正対象

校正対象

校正対象

0～9,999 ppm
0～9,999 ppm
生活環境のCO2濃度測定に。
0～55℃ / 10～95%RH -25～70℃ / 0～99%RH
オートキャリブレーション機能

親機との無線通信によるデータ吸い上げ

RTR500Bシリーズのデータロガーは、子機のため専用の収集機（親機）が必須。
子機

子機

親機

収集したデータはUSB、LAN、3G通信など多彩な方法でパソコンに取り込めます。また、現在値のモニタリン
グ・異常時の警報メール送信など自動監視も可能で、用途に合わせたデータ管理システムを構築できます。
※親機は測定環境、規模によってお選びください。

高精度、広範囲の温湿度測定(RTR507B, RTR507BL, RTR-574-S, RTR-576-S)
Sタイプの付属センサは±2.5%RHの高精度測定を実現。
測定範囲は温度-25～70℃、湿度0～99%RH。

この製品は日本での電波法に準じております。無線通信機能は国外ではお使いになれません。

RTR505B 熱電対・Pt100・電圧・4-20mA・パルス ワイヤレスデータロガー
RTR505B / 505BL

測定チャンネル

温度 / 電圧 / 4-20mA / パルス数

記録間隔

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 の15通り

データ記録容量
記録モード (*2)
液晶表示

通信インターフェース

電源
電池寿命 (*6)
本体寸法
本体質量

16,000 個

いずれか1ch (*1)

エンドレス: 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム: 記録容量がいっぱいになると記録を停止
測定値, 電池寿命警告, その他
特定小電力無線通信
Bluetooth通信
光通信

ARIB STD-T67
周波数: 429 MHz帯
送信出力: 10 mW
通信距離: 約150 m (見通しの良い直線において)Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) (*3)

リチウム電池 LS14250 (*4) x 1
Lタイプ: リチウム電池 LS26500 x 1 (*5)
外部電源アダプタ RTR-500A2
約10ヶ月
Lタイプ: 約4年

H 62 mm x W 47 mm x D 19 mm
L タイプ: H 62 mm x W 47 mm x D 46.5 mm(突起部, 入力モジュール含まず)
アンテナ長: 24 mm
約50 g
L タイプ: 約65 g

本体動作環境-40～80℃
無線通信時: -30～80℃

付属品

リチウム電池 LS14250 または LS26500, ストラップ (Lタイプ除く), 保証書付取扱説明書 一式

防水性能

データ収集機IP64 防まつ形, 生活防水 (*7)

RTR500BC, RTR500BW
RTR-500DC, RTR-500MBS-A, RTR-500NW / AW (*8)(*9)
RTR-500C (*9)

*1: 測定要素は別売の入力モジュールに依存します。
*2: 使用する親機がRTR500BW, RTR-500NW / AW または RTR-500MBS-Aの場合はエンドレスのみです。
*3: RTR500BWを親機として使用し、スマートフォンアプリ (T&D 500B Utility) で設定をする場合に使用します。
*4: 付属のリチウム電池 (LS14250) は市販されていません。交換には低温電池セット (TR-00P2) をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0～60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。

*5: Ｌタイプ付属のリチウム電池 (LS26500) は市販されていません。交換にはオプションのRTR-05B2をお求めください。
*6: 電池寿命は周辺温度、電波環境、通信回数、記録間隔、電池性能などにより異なります。本説明は新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。

*7: 入力モジュール (別売) には防水性能はありません。
*8: 親機のファームウェアを本製品対応のバージョンにアップデートする必要があります。
*9: 親機のソフトウェアを本製品対応のバージョンにアップデートする必要があります。

上記仕様は予告なく変更することがあります。

RTR505B 用入力モジュール

測定チャンネル

センサ

測定範囲

精度 (*2)

熱電対モジュール

Ptモジュール

電圧モジュール

4-20mAモジュール

パルス入力ケーブル

温度 1ch

温度 1ch

電圧 1ch4-20 mA 1ch

パルス数 1ch-199～600℃

0～22 V

0～20 mA
40 mAまで動作可能±(0.3℃ + 読み値の0.3 %)±(0.5 mV + 読み値の0.3 %)±(0.05 mA + 読み値の0.3 %)±(0.5℃ + 読み値の0.3 %)±(1 mV + 読み値の0.5 %)±(0.1mA + 読み値の0.3 %)TCM-3010

熱電対
K, J, T, S タイプ

K -199 ～ 1370 ℃
J -199 ～ 1200 ℃
T -199 ～ 400 ℃
S -50 ～ 1760 ℃

熱電対測定精度:
K, J, T±(0.3℃ + 読み値の0.3 %)S±(1 ℃ + 読み値の0.3 %)

冷接点補償精度:±0.3℃

PTM-3010

Pt100, Pt1000
3線式 / 4線式 (*1)

at 入力モジュール環境
温度 10～40℃
at 上記以外の入力
モジュール環境温度

VIM-3010-at 入力モジュール環境
温度 10～40℃
at 上記以外の入力
モジュール環境温度

AIM-3010-at 入力モジュール環境
温度 10～40℃
at 上記以外の入力
モジュール環境温度at 入力モジュール環境
温度 10～40℃
at 上記以外の入力
モジュール環境温度

K, J, T 0.1℃
S
約0.2℃

-入力信号
無電圧接点入力
電圧入力0～27 V
検出電圧
Lo 0.5 V以下
Hi 2.5 V以上

入力インピーダンス
約100 K プルアップ

チャタリングフィルタ
ON 15 Hz以下
OFF 3.5 kHz以下

±0.5℃

測定分解能

PIC-3150

0.1℃*1: 4線式センサの場合、1本は未接続で使用します。
*2: センサの誤差は含みません。[ ] 内は入力モジュールの環境温度です。

400 mV まで 0.1 mV
800 mV まで 0.2 mV999 mV まで 0.4 mV
3.2 V まで 1 mV
6.5 V まで 2 mV
9.999 V まで 4 mV
22 V まで 10 mV

カウント可能最大数
61,439/記録間隔
0.01 mA