ネットワーク型計測システム

測定器

TML-NET

ひずみゲージ● 結線・分岐が容易●モジュール部は小型軽量のため設置が容易●ケーブル延長による感度低下がない● センサの近傍でデジタル処理されるためノイズに強い● 絶縁抵抗の低下に影響されない●ネットワークモジュール総延長距離2km以内。
（NDR-100、NIF-100、TC-35N使用時）● データロガーとNDR-100間、総延長距離2km以内●スイッチボックスと併用も可能。各測定器間が絶縁されている● 従来型と低消費型の混在可変換器

TML-NETは、2線式のネットワークラインにて計測の制御およびデータの転送を可能とすると共に、電源供給もおこなう当社独自のネットワークです。ネットワーク上のコマンドおよびデータはクロックと共に転送され、双方向の通信が可能な当社独自のネットワークです。ネットワークモジュールはひずみゲージ・直流電圧信号・T型熱電対の近傍にて測定回路を構成し、測定データをデジタル化します。デジタル化されたデータはネットワークに接続したネットワーク・ドライバによりデータロガーに転送します。（ネットワーク・インターフェースを使用すると直接パソコンと接続可能です。)従来型と比べ1/10の低消費型のネットワークモジュールとなり、従来型のネットワークモジュールより接続点数や延長距離を多く得られます。デジタル化した信号でデータを転送するため、ケーブル延長による感度低下およびケーブルの絶縁低下の影響がなく長期間安定した計測ができます。また、簡単な配線で、ひずみ、ひずみゲージ式変換器、電圧、温度などの相関を必要なチャンネル数分、一括して計測、処理、そして記録できるというメリットがあります。

測定器

TML-NET（ネットワーク部）仕様
自動車関連
計測システム

通信部仕様（2線式）

特殊測定
システム

伝送方式
接続点数
標準使用ケーブル
総延長距離
計測時間
ループ接続
ターミネータ2線式 双方向シリアル転送
1系統 100点まで最大1000点まで接続可能
専用2心シールドケーブル（2-1.25L1）
1系統2km以内（下図参照）
200ms/点（転送時間含む）
可能
不要

計測
ソフトウェアネットワークモジュール：NSW-011C、NSW-014C、NSW-01VC、NSW-01TC
2線式 延長距離

0

200

400

600

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
延 長 距 離 [m]ネットワークモジュール：NSW-024C（2CHタイプ）
2線式 延長距離

接 続 点 数
[点]

[点]

80点
70点
50点
25点
10点
0

200点
0

200

400

専用シールドケーブル使用

334

接 続 点 数

接 続 点 数計測
コンサルタント[点]

100点

ネットワークモジュール：従来型モジュール
2線式 延長距離

600

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
延 長 距 離 [m]2 線式：1 本

株式会社東京測器研究所

200

400

600

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
延 長 距 離 [m]NDR-100（ネットワークドライバ）
仕様

ネットワークドライバ NDR-100

TDSシリーズ測定器のスイッチボックス延長ケーブルの系
統から各モジュールを駆動するドライバインターフェース

1ゲージ法

4ゲージ法
ひずみゲージ式変換器

ネットワークモジュール
NSW-014C
NSW-024C

ネットワークモジュール
NSW-01VC

ネットワークモジュール
NSW-01TC

ネットワークモジュール

2心ケーブルASW-50C
SSW-50D

ネットワークドライバ
NDR-100

ネットワークドライバ
NDR-100

NDR-100 NETWORK DRIVER

NDR-100 NETWORK DRIVER

自動車関連
計測システムネットワークモジュール
内蔵型変換器NDR-100で駆動する場合
・データロガーからNDRを複数台接続可
・従来のスイッチボックス延長用７心ケーブルの任意の位置にNDR-100を配置できる。

データロガー

TDS-540

特殊測定
システム

7心ケーブル

7心ケーブル

4線式接続時は専用2心ケーブルを2本使用

計測
ソフトウェアNIF-100（ネットワークインターフェース）
仕様

延長距離
インターフェース
TML-NET接続
ネットワークインターフェース NIF-100

機能

パソコンから直接各モジュールを駆動するドライバインター
フェース

システムブロック図
1ゲージ法

4ゲージ法
ひずみゲージ式変換器

使用温湿度範囲
外形寸法
質量

熱電対

電圧

電源

100台
低消費型ネットワークモジュール使用時
従来型ネットワークモジュール使用時
80台
2km
低消費型ネットワークモジュール使用時
従来型ネットワークモジュール使用時
1.8km （使用台数制限あり）
RS-232C準拠、ボーレート300、600、1200、2400、9600、19200bps
端子台
スキャニング測定、モニタ測定、モジュールチェック、IDチェック、
ネットワークモジュールのチャンネル設定、
ネットワークモジュールへの電源供給
AC電源
定格電圧 AC100〜240V 50/60Hz
許容電圧 AC85〜250V 50/60Hz
最大消費電力 90VA MAX
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
235（W）×50（H）×160（D）mm（突起部を除く）
約1.2ｋg

計測
コンサルタント

接続台数

測定器

ネットワークモジュール
NSW-011C

取扱説明書………………………………………………………… 1 部
AC電源ケーブル（CR-01）………………………………………… 1 本
接続ケーブル1.5ｍ（CR-65）……………………………………… 1 本
保証書……………………………………………………………… 1 部

熱電対

電圧

変換器

標準付属品

システムブロック図

ひずみゲージ

低消費型ネットワークモジュール使用時 100台
従来型ネットワークモジュール使用時80台
低消費型ネットワークモジュール使用時 2km
延長距離
従来型ネットワークモジュール使用時
1.8km（使用台数制限あり）
対応データロガー TDS-630、TDS-540、TDS-530、TDS-602、TDS-303
TML-NET接続
端子台
機能
3線信号を2線信号に変換、ネットワークモジュールへの電源供給
AC電源
定格電圧 AC100〜240V 50/60Hz
電源
許容電圧 AC85〜250V 50/60Hz
最大消費電力 90VA MAX
使用温湿度範囲
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
外形寸法
160（W）×60（H）×120（D）mm（突起部を除く）
質量
約650g
接続台数

ネットワーク型計測システム

測定器

標準付属品
ネットワークモジュール
NSW-011C

ネットワークモジュール
NSW-014C
NSW-024C

ネットワークモジュール
NSW-01VC

ネットワークモジュール
NSW-01TC

取扱説明書………………………………………………………… 1 部
AC電源ケーブル（CR-01）………………………………………… 1 本
RS-232Cケーブル（CR-5321）…………………………………… 1 本
保証書……………………………………………………………… 1 部

2心ケーブル

パソコンから
直接NIF-100で駆動する場合

ネットワークモジュール
内蔵型変換器NIF-100

NETWORK INTERFACE

ネットワークインターフェース
NIF-100

RS-232C
Visual LOG
静的計測ソフトウェア
TDS-7130v2

4 線式接続時は専用 2 心ケーブルを 2 本使用
株式会社東京測器研究所

335

ネットワーク型計測システム

測定器

TC-35N（ハンドヘルド）仕様

ひずみゲージ

低消費型ネットワークモジュール使用時
50台
内部単3電池、ACアダプタ使用時
100台
外部DC入力 24V供給時
接続台数
従来型ネットワークモジュール使用時
5台
内部単3形電池、ACアダプタ使用時
100台
外部DC入力 24V供給時(200m以下)
低消費型ネットワークモジュール使用時
50m以内 内部単3電池、ACアダプタ使用時
2km以内 外部DC入力 24V供給時
延長距離
従来型ネットワークモジュール使用時
50m以内 内部単3形電池、ACアダプタ使用時
2km以内 外部DC入力 24V供給時(15台以下)
使用ケーブル
専用2心シールドケーブル
適用変換器
ネットワークモジュールに順ずる。
測定範囲、分解能、確度 ネットワークモジュールに順ずる。
データ取込み速度 約0.2s/CH

変換器

ネットワーク用
ハンドヘルド測定器
TC-35N

外部DC入力測定器
自動車関連
計測システム
特殊測定システム

約23000データ（1チャンネル測定時）
CFカード(PCカードアダプターが必要) 128MB
1000点変換器設定点数
設定記録内容：係数、単位、小数点、イニシャル値
スキャニング測定、モニタ測定、モジュールチェック機能、IDチェック機能、機能
ネットワークモジュールのチャンネル設定機能
機能：設定した時間間隔、時刻による自動スタート
時刻：年・月・日・時・分・秒
時刻確度：日差±2秒(25℃±5℃)
インターバル ：時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能
インターバルタイマ
スタート回数 ：1ステップあたり最大99固または無限回
機能
ステップ数：最大10ステップのプ口グラム可能
実時刻スタート：ステップごとにスタート時刻(時・分・秒)を設定可能
GOTOステップ：以前のステップにプログラムループ可能
スリーブ機能 ：測定時間10秒前に電源ON、測定終了後電源OFFにする(スリープは、ON/OFF設定可)
オートパワーオフ機能 最終キー操作後約10分で電源オフ
RS-232C 機能：コントロールの受信、測定データなど
インターフェース機能
ボーレート：4800、9600、19200、38400bps
表示
128×64ドット液晶表示器バックライト付き
耐振性
30m/s2    耐衝撃50 m/s2
防滴性IP-54（コネクタキャップを装着した状態）
使用温湿度範囲－10〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
単3形アルカリ乾電池（LR-6）  4本
電源
または、ACアダプタ（CR-183B、オプション）
外形寸法
102（W）×55（H）×223（D）mm
質量
約850g

ネットワーク用ハンドヘルド測定器TC-35Nはネットワー
クモジュールからのデジタル化したひずみデータの取り込
み、処理をおこないます。小型、軽量、防滴構造となってお り、 単3形 ア ル カ リ 乾 電 池 で 動 作 し ま す の で 現 場 で のチェックや小規模な計測システムとしての測定ができます。
また、スリープインターバルによる長期自動計測ができます。測定したデータはRS-232Cインターフェースを介してパソコンにデータを転送したり、データメモリ、CFカードに記録できます。

関連製品
計測
ソフトウェア計測
コンサルタントACアダプタ CR-183B
AC100Vに接続し電源供給します。
RS-232Cケーブル CR-553B（25P）、CR-5531（9P）
パソコンとの接続に使用します。
外部プリンタ DPU-S245
TC-35Nの測定データを印字します。
プリンタケーブル CR-4512
TC-35Nプリンタ接続用専用ケーブルです。
リモートパワーコントローラ RPC-05A
外部バッテリ駆動による長期計測ができます。

標準付属品
取扱説明書………………………………………………………… 1 部
ショルダーベルト………………………………………………… 1 本
単３形アルカリ乾電池…………………………………………… 4 本
アクセサリボックス……………………………………………… 1 個
保証書……………………………………………………………… 1 部

システムブロック図
1ゲージ法

4ゲージ法
ひずみゲージ式変換器

ネットワークモジュール
NSW-011C

ネットワークモジュール
NSW-014C
NSW-024C

ネットワークモジュール
内蔵型変換器電圧

DC12〜28V 1A MAX. TML-NETに供給するDC電源の外部入力

データメモリ
メモリカード外部ＤＣ入力ＤＣ12-28Ｖ

熱電対

ネットワークモジュール
NSW-01VC

安定化電源

ネットワークモジュール
NSW-01TC

外部バッテリ

2心ケーブルネットワーク用
ハンドヘルド測定器
TC-35NNETWORKHANDY METER

TC-35N

パソコン

内部電池
単3形電池
アルカリ乾電池 ACアダプタ
TC-35N用電源

4線式接続時は専用2心ケーブルを2本使用

336

株式会社東京測器研究所

CFカード

MD-111（モニタリングシステムコントローラ）
接点出力による警報出力で防災システムを構築できる

ひずみゲージ● スリープインターバルによる自動測定、電池駆動● 分散型計測システム
TML-NETにより容易に測定点数を拡張● SDカードによる測定データの記録● 接点入力による雨量計のパルスをカウント・記録● 接点出力による警報発信● 小型・軽量でDINレールに取付け可能● データメール変換器との接続により、遠隔地からのデータ管理が容易

変換器
測定器

モニタリングシステムコントローラ MD-111

特殊測定
システム
計測
ソフトウェアシステムブロック図

計測
コンサルタント

パソコン
SDカード

RS-232C
データメール変換器
計測ソフトウェア TDS-Mail（6章473頁）参照

4ゲージ法
ひずみゲージ式変換器

ネットワークモジュール
NSW-011C

自動車関連
計測システムモニタリングシステムは、ネットワーク型計測システムTML-NET
を 活 用 し た 防 災 シ ス テ ム で す。 コ ン ト ロ ー ラ と ネ ッ ト ワ ー ク モ
ジュール及びTML-NET対応型変換器により構成されます。コント
ロ ー ラ は、 指 定 さ れ た 測 定 間 隔 で ネ ッ ト ワ ー ク モ ジ ュ ー ル 及 び
TML-NET対応型変換器をコントロールし、測定データをSDカードに記録します。据え置き用途に適した形状で、接点入出力及びデー
タメール変換器用のI/Fを搭載し、比較的小規模な防災システムを安価に構築できます。

1ゲージ法

ネットワーク型計測システム

測定器

ネットワークモジュール
NSW-014C
NSW-024C

電圧

MONITORINGSYSTEMCONTROLLER

インターネット

熱電対

ネットワークモジュール
NSW-01VC

MD-111

ENT

ネットワークモジュール
NSW-01TC
警報出力

回転灯

2心ケーブルネットワークモジュール
内蔵型変換器

入力
パルスカウント

雨量計

株式会社東京測器研究所

337

MD-111（モニタリングシステムコントローラ）
仕様
電池電源

TML-NET駆動部
対象機種
接続台数

ひずみゲージ

総延長距離
接続ケーブル

NSWシリーズ
低消費型ネットワークモジュール使用時
100台
従来型ネットワークモジュール使用時
20台 (接続距離 150m以下)
低消費型ネットワークモジュール使用時
1km以内
従来型ネットワークモジュール使用時
1km以内 (10台以下)
専用2心シールドケーブル

機能

変換器

測定点数
機能
設定
測定モード

測定器

100点
インターバル測定、モニタ
ファーストチャンネル、ラストチャンネル
シンプルメジャーモード
ネットワークモジュールのチャンネル番号設定
TML-NET設定機能(1台接続時のみ)

インターバルタイマ

定格電源電圧
電池寿命

消費電流

定格電源電圧DC9〜18V

消費電流

スリープ時電流  1mA MAX.
動作時電流   500mA MAX.  (100台駆動時)

インターフェース
RS-232C

自動車関連
計測システム

設定した時間間隔による測定

環境

時間間隔

1、2、5、10、15、20、30分、
1、2、3、4、6、12、24時間(測定開始時刻の指定が可能)

スリープ機能スリープ機能が有効の場合、インターバル測定
時に自動的に電源をON/OFF

使用温湿度範囲
外形寸法
質量

特殊測定
システム

機能
確度
保持

年、月、日、時、分、秒
日差±3秒 (23℃±5℃ )約1時間 (満充電時)

表示・操作
計測
ソフトウェア表示器
操作キー: 単1形アルカリ乾電池4本: 23℃±5℃: 1時間インターバル: 10台
1mA MAX.
300mA MAX. (1台駆動時)
360mA MAX. (10台駆動時)
900mA MAX. (100台駆動時)

外部DC電源機能

時計

DC4.2〜6.8V
約3 ヶ月
条件 電池
気温
測定
接続台数
スリープ時電流動作時電流RS-232C 準拠
ボーレート 9600、19200、38400 bps
各種設定、計測、データ収集用

ー 10〜+50℃、85%RH 以下(結露を除く)
95(W)×30(H)×100(D)mm(突起部を除く)
約200g

標準付属品
取扱説明書 … …………………………………………………… 1部
SDカード（512MB）…………………………………………… 1枚
保証書… ………………………………………………………… 1部

外観寸法図
7セグメントLCD
キースイッチにより操作

メモリ
測定データの記録、設定ファイルの記録
読み出し
適応カード
SDカード(当社指定)
適用物理フォーマット FAT16
記録フォーマット
CSVフォーマット
カード容量
512MB

30

ネットワーク型計測システム

測定器

機能
計測
コンサルタント

95

接点数
入力信号
応答パルス幅
測定範囲
確度
記録内容
計測データ

1
無電圧接点、オープンコレクタ信号
0.01s 以上
0〜31999カウント±1digit以内
記録間隔ごとのパルス積算値を記録
積算カウント

接点出力
接点数
接点
接点容量
出力形態
比較形式

338

1
半導体リレー
AC140V ／ DC200V MAX.
定格電流 0.5A MAX.  突入電流 1.5A MAX.
a接点
相対値、上下限値

株式会社東京測器研究所

100

接点入力

NSWシリーズ（ネットワークモジュール）
NSW-011C、NSW-014C共通仕様（低消費型）
測定点数
計測時間
プログラム設定
電源電圧

ひずみゲージ

1点
200ms/点（転送時間含む）
チャンネル番号000〜999
DC10〜28V
スタンバイ時
1mA MAX.
消費電流
計測時
36mA MAX.
使用温湿度範囲 −20〜＋60℃ 85%RH以下（結露を除く）
外形寸法
50（W）×20（H）×100（D）mm
質量
約250g

標準付属品
取扱説明書………………………………………………………… 1 部
保証書……………………………………………………………… 1 部

変換器

1ゲージ法専用ひずみモジュールNSW-011C

ネットワーク型計測システム

測定器

2chネットワークモジュールNSW-024C

測定器
自動車関連
計測システム4ゲージ法専用ひずみモジュールNSW-014C

測定点数
計測時間

2点
200ms/点（転送時間含む）
チャンネル番号 INPUT 0
000〜998
プログラム設定INPUT 1
INPUT 0 +1
測定モード
4ゲージ法
適用ゲージ抵抗120〜1000Ω
ブリッジ電源DC1V   60ms（50Hz）
測定範囲±30000×10−6ひずみ
分解能
1×10−6ひずみ±（0.05% rdg＋2 digit）（23℃±5℃）※リード線による感度低下は含みません。
確度

温度係数 0.002%rdg/℃

経年変化 0.05%rdg/年
オーバーチェック、感度チェック、チェック機能オープンチェック
電源電圧
DC10〜28V
スタンバイ時
1mA MAX.
消費電流
計測時
36mA MAX.
使用温湿度範囲−20〜＋60℃ 85%RH以下（結露を除く）
外形寸法
95（W）×20（H）×100（D）mm
質量
約300g

計測
コンサルタント1ゲージ法3線式
120Ω/350Ω（出荷時固定）
DC1V   60ms（50Hz）±30000×10−6ひずみ
1×10−6ひずみ±（0.05% rdg＋2 digit）（23℃±5℃）※リード線による感度低下は含みません。
確度

温度係数 0.005%rdg/℃

経年変化 0.05%rdg/年
オーバーチェック、感度チェック、チェック機能オープンチェック

計測
ソフトウェア

測定モード
適用ゲージ抵抗
ブリッジ電源
測定範囲
分解能

特殊測定
システム

1ゲージ法専用モジュール

標準付属品
4ゲージ法専用モジュール
ひずみゲージ式変換器などを接続します。

取扱説明書………………………………………………………… 1 部
保証書……………………………………………………………… 1 部

測定モード
適用ゲージ抵抗
ブリッジ電源
測定範囲
分解能

4ゲージ法
120〜1000Ω
DC1V   60ms（50Hz）±30000×10−6ひずみ
1×10−6ひずみ±（0.05% rdg＋2 digit）（23℃±5℃）※リード線による感度低下は含みません。
確度

温度係数 0.002%rdg/℃

経年変化 0.05%rdg/年
オーバーチェック、感度チェック、チェック機能オープンチェック

株式会社東京測器研究所

339

ネットワーク型計測システム

測定器

NSWシリーズ（ネットワークモジュール）

ひずみゲージ変換器

電圧モジュールNSW-01VC

カウンタモジュールNSW-01CC

測定器
自動車関連
計測システム

直流電圧測定用モジュール

特殊測定
システム

測定モード

直流電圧

計測
ソフトウェア

入力端子
V1
V2

測定範囲
±2.5000V±25.000V

分解能
0.1mV
1mV

入力抵抗
約2MΩ

計測
コンサルタント±（0.08% rdg＋3 digit）±0.1mV/℃（V1モード）±1mV/℃（V2モード）
0.01%rdg/℃
0.1%rdg/年
オーバーチェック、感度チェック

確度
零点安定度
感度安定度
経年変化
チェック機能熱電対モジュールNSW-01TC

T型熱電対用温度測定モジュール
適用熱電対
基準接点
リニアライズ
測定範囲
分解能

T [JIS C1602-2015]
内部温度補償方式
デジタル演算−100〜＋200℃
0.1℃

確度（23℃±5℃）
確度の温度係数
確度の経年変化
零点の温度係数チェック機能外部基準接点 ±（0.11%rdg＋0.2℃）
内部基準接点 ±（0.11%rdg＋0.9℃）
0.01%rdg/℃
0.1%rdg/年
0.03℃ /℃
感度チェック

雨量、流量、数量、車両通過台数、機械の稼動回数等を無電圧接点またはオープンコレクタ入力でカウントするモジュールです。
内蔵バックアップ電池により、電源が給電されていない場合でもカウントを継続できます。
測定点数
計測時間
プログラム設定
電源電圧
消費電流

1点
200ms/点（転送時間含む）
チャンネル番号 000〜999
DC10〜28V
スタンバイ時12mA MAX.
計測時
12mA MAX.
最大接続台数
延長2kmにて100台中NSW-01CCを4台まで接続可
入力信号
無電圧接点/オープンコレクタ信号 短形波
入力波形
クローズ時のエッジでカウント
入力パルス幅
0.01s 以上
入力接点電流約120μA
カウント方向アップカウント
測定データ
積算カウント
測定範囲0～31999 カウント
分解能
1カウント
測定確度
±1digit 以内
オーバーフロー処理 0リセット
チェック機能感度チェック（10000 固定値返送）
リセット機能フルカウント/外部リセット
バックアップ電源 アルカリ単3形乾電池 3本 約3ヶ月
使用温湿度範囲-20～+60℃ 85%RH以下（結露を除く）
外形寸法
95(W) × 35(H) × 100 (D) mm (突起部を除く)
質量約250g（ 単3形アルカリ乾電池 3本 70g含まず）

標準付属品
取扱説明書………………………………………………………… 1 部
保証書……………………………………………………………… 1 部
単3形アルカリ乾電池… …………………………………………… 4 本※ TML-NET 接続端子の H は、ネットワークドライバの H（ホット側）に、L はネッ
トワークドライバの L（コールド側）に接続します。逆に接続した場合には動作しません。
※総延長距離 2000m で 100 台中 NSW-01CC を 4 台接続が可能です。		
( 条件により４台以上接続可能 )340

株式会社東京測器研究所

ネットワーク型計測システム

測定器

TML−NET対応変換器
NKLG-BB

NKB-LF

NKLG-AB

NKB-MF

ひずみゲージ

NKLA-B

変換器
測定器● TML-NET用デジタル変換モジュールを内蔵
低消費型ネットワークモジュールを採用し多点・広範囲の測定に対応しています。データロガーとの接続には、ネットワークドライバNDR-100が別途必
要となります。NDR-100の詳細は335頁を参照してください。また、対応するデータロガーや測定器はお問い合わせください。
● 感度低下や絶縁低下の影響がない
デジタル信号でデータ転送をするため、ケーブルの延長に伴う感度低下および絶縁低下の影響がありません。
● 容易な結線
従来の7心ケーブルではなく2線式ケーブルを用いるだけでデータの転送が可能になります。また、従来のひずみゲージ式変換器や熱電対、白金測温抵抗体による温度測定はスイッチボックスを介して混在使用ができます。
● 絶縁チェック機能搭載
変換器設置状態での健全性の指標として絶縁抵抗値の測定機能が搭載されています。また、対応するデー
タロガーや測定器はお問い合わせください。

特殊測定
システム
計測
ソフトウェアシステムブロック図

TML-NET対応型
沈下計
NKLA

計測
コンサルタント

TML-NETデジタルネットワークシステム例
TML-NET対応型
多段式傾斜計NKB

自動車関連
計測システムネットワーク計測を目的に設計され、デジタル変換モジュールを内蔵したひずみゲージ式変換器です。ネットワークドライバやTMLNET対応の測定器に接続することでデータ転送ができます。2線式ケーブルで、TML-NET対応型の変換器やネットワークモジュールを容易に増設し計測システムを構築できます。また、従来のひずみ
ゲージ、変換器、熱電対、白金測温抵抗体を、スイッチボックスを利用してネットワークシステムに組み込んでの使用もできます。
対応変換器 多段式傾斜計 NKB-LF/-MF
沈下計
NKLA-B
伸縮計
NKLG-AB/-BB（アレスタ内蔵）

データロガー
2心ケーブル

7心ケーブル1'51(7:25.'5,9(5７心ケーブルネットワークドライバ
NDR-100

TDS-540

ひずみゲージ

ひずみゲージ式変換器
荷重計・変位計など

TML-NET対応型
伸縮計
NKLG

TML-NET対応型変換器では２線式ケーブルで相互に接続することにより増設が可能です。

TML-NET対応型
伸縮計
NKLG

直流電圧

$6:&熱電対

スイッチボックス
ASW-50C
SSW-50D

パソコン

株式会社東京測器研究所

341

ネットワーク型計測システム

測定器

NNZ-2A（TML-NET用避雷器）
誘導雷による計測システムの故障を阻止

ひずみゲージ● 測定待機中は自動的にリレーで切り離し、誘導電流を阻止● ネットワークラインから電源供給● ネットワークラインの電圧・ネットワークモジュー
ルの電流を監視、異常時に即座に遮断

変換器

仕様
サージ耐量

TML-NET用避雷器
NNZ-2A

100A（8/20μｓインパルス）
NNZ-2A: 10台
低消費型ネットワークモジュール:100台

使用可能台数定格電源電圧DC18~24V

測定器

表示機能
自動車関連
計測システムネットワーク型計測システムTML-NETを誘導雷から保護するものです。雷の発生しやすい地域で、測定器やネットワークモジュールなどのケーブルに誘導雷を受けると、誘導電流によりネットワーク
ラインに接続したネットワークドライバ、ネットワークモジュールが故障する原因となります。延長するネットワークラインの両端に本器を接続し、測定待機中になると、ネットワークラインを自動的に切り離し、ネットワークラインが誘導雷を受けたとき誘導電流を阻止し、ネットワークドライバ、ネットワークモジュールを保護します。

専用2心シールドケーブル
総延長距離:
2km以下(電源電圧DC24V時)
1km以下(電源電圧DC18V時)
ネットワークラインの電圧低下
ネットワークモジュールの過電流(過電流で、ネット
ワークモジュールを分離)

標準使用ケーブル

使用温湿度範囲－20~＋60℃ 85%RH以下(結露を除く)

外形寸法

50(W)×28(H)×100(D)mm (突起部を除く)

質量

約120g

特殊測定
システム

システムブロック図
NNZ-2A

データロガー＋ネットワークドライバ

計測
コンサルタント*ASW/SSWユニット（出荷時オプション）

ネットワークモジュール

延長可

計測
ソフトウェア

TDS-540*

データロガー＋ネットワークドライバ

TDS-150-06

NNZ-2A
スイッチボックス
TML-NET駆動ボード（出荷時オプション）
延長可モニタリングシステムコントローラ

ネットワークモジュール

MD-111
NNZ-2A

ネットワーク用ハンドヘルド測定器

TC-35N
外部電源
DC24V※ TDS-150、MD-111は、AC電源アダプタを使用

342

株式会社東京測器研究所

極力短く

ネットワークモジュール