振動計測用
チャージアンプ

MODEL-4035-50
電荷出力型検出器、プリアンプ内蔵型検出器に対応した高精度なチャージアンプです。

●低ノイズ、高S/N、低価格を実現●ダイナミックレンジ100dB以上●1CHから10CH構成まで幅広く対応

チャージアンプ
MODEL-4035-50●電荷出力型およびプリアンプ内蔵型の加速度検出器に対応しています。
●対応周波数は0.5Hz〜100kHzと広帯域で、ほとんどの動的現象をカバーします。
ルタを搭載し、●切り替え可能なローパスフィルタとハイパスフィルタを搭載し、不要な帯域の計測成分を減衰させることが可能です。
●ダイナミックレンジ100dB以上、ゲイン安定度0.05%/℃、高精度な計測に最適です。
1軸センサとの接続例
1軸の加速度検出器と組み合わせる場合、アンプユニット単体をACアダプタで駆動させることが可能です。
バイブロレコーダと接続すれば、アンプから出力される波形のモニタリングや記録が行えます。
■システム構成
MODEL-4035-91

品型名

1軸加速度検出器

定価（税別）

式

MODEL-2304A

ローノイズケーブル LNC-1A-3

MODEL-2304A

LNC-1A-3

MODEL-9803-95

MODEL-9801

40,000円
12,500円

チャージアンプ

MODEL-4035-50 79,000円
69,000円

ACアダプタMODEL-4035-91

出力ケーブル

MODEL-9803-95

バイブロレコーダ

MODEL-9801

5,000円
5,500円
110,000円※バイブロレコーダには別途バッテリパックとメモリ※バイブロレコーダには別途バッテリパック（9,500円）カードが必要です。とメモリカード（10,000円）が必要です。

MODEL-4035-50

3軸センサとの接続例
3軸の加速度検出器と組み合わせる場合、複数のアンプユニットを1台のケースに納めた多チャンネル構成が最適です。
バイブロビューと接続すれば、パソコンの画面上でリアルタイムに波形のモニタリングやFFT解析を行えます。
■システム構成
品

MODEL-2462

LZD6433-3

名型式

定価（税別）

3軸加速度検出器

MODEL-2462

198,000円

検出器ケーブル

LZD6433-3

25,000円

チャージアンプ
3CH構成

365,000円
MODEL-4035-50-3CH 395,000円

出力ケーブル（要3本） MODEL-9803-95
MOEL-9803-95

MODEL-4035-50-3CH

MODEL-9900-T03

バイブロビュー
8CH入力セット

5,500円MODEL-9900-T03 286,000円

接続可能なセンサ例
電荷出力型

型式

プリアンプ内蔵型

1軸

3軸

MODEL-2304A MODEL-2353B MODEL-2354A MODEL-2351A

MODEL-2366

MODEL-2470

MODEL-2430

超小型

汎用型

高感度

小型軽量

リング型

小型

超小型、衝撃用

1軸

3軸

MODEL-2460A MODEL-2462
MODEL-2431 ［MODEL-2461A］［MODEL-2463］
3軸

3軸小型

特徴

汎用型

感度

5pC/（m/s2）

0.2pC/（m/s2） 0.17pC/（m/s2） 0.035pC/（m/s2） 0.04pC/（m/s2） 10mV/（m/s2）

10mV/（m/s2）

1mV/（m/s2）

周波数範囲（Hz）±1dB

1〜8,000

1〜10,000

1〜12,000

1〜20,000（±3dB）

1〜20,000

0.7〜9,000

5〜10,000（±3dB）

0.8〜16,000（±3dB）

1〜5,000

0.5〜15,000（±3dB）［0.5〜10,000（±3dB）］

5,000

10,000100,000

25,000

800

220

2,200

400
［4,000］

5,000
［450］

φ8×5

φ6.5×4.2

φ3.5×2.5

8×7×5.5

Hex17×46

Hex14×18.5

1.9

0.8

0.2

1.2

6210

最大加速度
16,000（m/s2）
外形寸法（mm） Hex14×2525
質量（g）

10mV/（m/s2） 1mV/（m/s2）［1mV/（m/s2）］［10mV/（m/s2）］

Hex9×10.25 14.2×14.2×14.2
2.911.1

10×10×10
4.4MODEL-4035-50の主な機能④入力コネクタ（BNC）①検出器感度設定器⑤出力コネクタ（BNC）⑥入力切替器②フィルタ設定器③レンジ切替器
背面/原寸大
前面/原寸大①検出器感度設定器
接続する検出器の感度を入力します。パネル記載の標準感度以外の検出器でも、下図のレンジ読み替えを行うことで使用可能です。

②フィルタ設定器
下限周波数3Hzまたは10Hzのハイパスフィルタ、上限周波数1kHzまたは10kHzのローパスフィルタを有効にできます。

③レンジ切替器
出力±1Vあたりのフルスケールレンジを設定します。1/3.16/10/31.6/100/316/1,000の7段階から選択可能です。

④入力コネクタ（BNC）
検出器を接続するためのBNCコネクタです。

⑤出力コネクタ（BNC）±1V/フルスケール（最大±10V）の波形出力信号が得られます。

⑥入力切替器接続する検出器の種類を電荷出力型（pC）またはプリアンプ内蔵型（mV）から選択します。

検出器感度とアンプの出力レンジについて
検出器感度（pC,mV/（m/s2））

組み合わせる検出器の感度が、アンプの標準感度（1.00 〜9.99pC,mV/UNIT）ではない場合、右図のようにレンジを出力レンジ（1Vあたりのフルスケールレンジ）.0100〜.0999

100

316

1,000 3,160 10,000 31,600 100,000

読み替えることで対応が可能です。

標準型.100〜.999

1031.6

100

316

1,000

3,160

10,000

感度が1桁低い場合は、レンジを1桁上げて読みます。感度

4035-50

1.00〜9.99※

13.16

1031.61003161,000

10.0〜99.9

0.1

0.316

13.16

1031.6100.0100〜.0999

1031.6

100

316

1,000

3,160

10,000が1桁高い場合は、レンジを1桁下げて読みます。
また、オプションモデルとして高感度型の4035-51及び高感度型.100〜.999※

13.161031.6

1003161,000

大入力型の4035-52もあります。

4035-51

1.00〜9.990.10.316

13.161031.6

100

10.0〜99.9

0.01 0.0316

0.1

0.316

13.16

10.100〜.999

100

316

1,000 3,160 10,000 31,600 100,000

大入力型

1.00〜9.99

1031.6

100

316

1,000

3,160

10,0004035-52

10.0〜99.9※

13.16

1031.6

100

316

1,000

100〜999

0.1

0.316

13.16

1031.6100※印の欄はパネル表記標準感度
例：MODEL-4035-50（標準型）に感度0.100〜0.999pC,mV/UNITの検出器を組み合わせる場合、フルスケールレンジはパネル表示の10倍（10〜10,000UNIT/VOLT）に読み替えられます。

MODEL-4035外形図

15034.5792.534.5

入力端子
絶縁型BNCコネクタ
適応検出器
電荷出力型検出器、プリアンプ内蔵型検出器
定電流駆動電源 +24V、3mA定電流（プリアンプ内蔵型検出器使用時）
0.5Hz〜100kHz…+1、-3dB
周波数特性
1Hz〜50kHz…±1dB
5Hz〜20kHz…±0.5dB
標準型（4035-50）：1V/1pC（mV）〜10,000pC（mV）
フルスケール感度 高感度型（4035-51）：1V/0.1pC（mV）〜1,000pC（mV）
大入力型（4035-52）：1V/10pC（mV）〜100,000pC（mV）
測定範囲
1.00〜9.99pC（mV）/UNIT：1、3、10、30、100、300、1,000UNIT/V（センサ感度：レンジ）10.0〜99.9pC（mV）/UNIT：0.1、0.3、1、3、10、30、100UNIT/V
標準型の場合100〜999pC（mV）/UNIT：0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10UNIT/V
AC出力（BNCコネクタ）±1V/FS、最大出力電圧±10V
但しレンジ300は最大±3.16V、レンジ1,000は最大±1V
出 力
DC出力（DSUBコネクタ）+1V/FS、最大出力電圧+10V
但しレンジ300は最大+3.16V、レンジ1,000は最大+1V
全帯域：①［0.008pCrms+入力容量1,000pF毎に0.005pCrms］の入力換算値と②5mV（RMS）の大きい方
ノイズレベル
狭帯域：0.5Hz、100pC/V…10μV/√Hz（typ.）20〜1,000Hz、100pC/V…1μV
全帯域（mV）：①10μVrmsの入力換算値と②5mVrmsの大きい方
確 度
1,000Hz、入力容量1,000pF以下のとき、全レンジで1.5%以内
LPF：1,000Hz、10,000Hz（-12dB/OCT）フィルタ
HPF：3Hz、10Hz（-12dB/OCT）
温度、湿度範囲 -20℃〜+60℃、90%RH以下（結露のない事）
DC±9V〜±15V又は、ACアダプタによりAC100〜240V
多チャンネル収納ケースに組込時は、電源ユニット（AC100V）
を使用
電 源
乾電池ユニット使用時は、eneloop pro※
（単3）
6本で約8時間駆動可能
寸法：34.5（W）×99（H）
×152（D）mm
外形図参照
寸法、質量
質量：約350g2−φ3.5

MODEL-4035仕様

9099※eneloop proはパナソニック株式会社の商標登録です。

シリーズ・オプション・構成例
品 名型 式MODEL-4035-50
チャージアンプ
MODEL-4035-51
チャージアンプ
MODEL-4035-52
チャージアンプ
MODEL-4035-91
ACアダプタMODEL-4035-92
乾電池ユニット
電源ユニット（AC100V） MODEL-4035-10M
MODEL-4001-20
3CH収納ケース
MODEL-4035-21
4CH収納ケース
MODEL-4001-26
6CH収納ケース
MODEL-4001-28
8CH収納ケース
MODEL-4035-23
10CH収納ケース
MODEL-4035-30
ブランクパネル
MODEL-9803-95
出力ケーブル
MODEL-9900-T03
波形解析ソフト
MODEL-9801
バイブロレコーダ
バッテリパック（レコーダ用） MODEL-9780
メモリカード（レコーダ用） MODEL-9803-73

概 要標準型
高感度型
大入力型
1CH用（AC100 〜 240V）
1CH用（単3乾電池駆動）
多CH用（10CHまで駆動可能）
アンプ3CH+電源ユニット収納
アンプ4CH+電源ユニット収納
アンプ6CH+電源ユニット収納
アンプ8CH+電源ユニット収納
アンプ10CH+電源ユニット収納
空チャンネル用パネル
両端BNC、1.5m
波形取込、FFT解析
波形記録、2CH入力
MODEL-9801専用
MODEL-9801専用[1CH構成例]
チャージアンプ
ACアダプタMODEL-4035-50
MODEL-4035-91

1台1台[3CH構成例]
チャージアンプ
電源ユニット
3CH収納ケース

MODEL-4035-50
MODEL-4035-10M
MODEL-4001-20

3台
1台
1台

ACアダプタMODEL-4035-91

波形解析ソフト
MODEL-9900-T03

バイブロレコーダ
MODEL-9801
乾電池ユニット
MODEL-4035-92

本社/〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-5-6
TEL.03-3866-3210㈹ FAX.03-3866-3060
大阪営業所/〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-7-14 6F 東TEL.06-6205-5070㈹ FAX.06-6125-5111
工場/〒193-0835 東京都八王子市千人町3-16-2
TEL.042-664-3232㈹ FAX.042-664-3276

Mail:eigyo@showasokki.co.jp
17012K（AR）