携帯用鋳型強度簡易測定器

Portable simple mold strength measurement

生型抗圧力計Compressive Strength Meter for Green Sand Mold406

現場に携帯可能な簡易型測定器
Simple and portable measuring instrument for work sites

造型された生型砂の抗圧力を測定
It can measure the compressive strength ofmolded green sand.
※抗圧力(圧縮強さ)とは、圧縮試験で材料が破壊したときの単位面積当たりの荷重をいう
compressive strength: load per unit area when a material isdestroyed at compression test

狭い面部の鋳型強度の簡易測定に

It can easily measure the strength of narrow surfaces.

製品の品質向上に側面

Contribution to quality improvement.

※原寸サイズside※ 測 定 単 位 は 、 N/cm2と な り ま す
Unit of measurement: N/cm2

actual size

万能鋳物砂強弱試験機の簡易版抗圧力測定器
A simplified version of Universal Molding SandStrength Tester.
試験室

laboratory

作業現場
work sites

造 型 後 の 上 型、下 型の鋳型強度測定
The hardness measurement after molding
上型

Upper mold

下型

Lower moldス ク イ ー ズ 圧 、ジョルト 回 数 の造型条件選択に
万能鋳物砂強弱試験機
Universal Molding Sand Strength Tester

NK-406

Selection of molding conditions(squeeze pressure and number of jolts)

生型砂抗圧力の測定方法
1

Measuring method of green sand mold strength

鋳 型表面に押針を直角に当ててゆっくりと押し込みます。
Insert the needle slowly into the surface of the mold at a right angle.

2

押針を端面にあたるまで押し込み、デジタル表示部の数値を読取ります。
この数値は鋳物砂強弱試験器による測定と同等の測定数値が得られます。
Keep inserting the needle until it touches the stopper. The digital figure is then displayed.
Data obtained by this tester is similar to those obtained by the standard molding sand strength tester.

・ガス吹かれ ・湯 廻り不 良 ・たまがね ・脈 状 絞られ生型砂抗圧力過剰により・ベイニング ・熱 間 亀 裂 ・しみつき起こりうる不良項目
Defects caused by excessive compressive strength ・blow hole ・misrun ・cold shot ・rat tail ・veining ・hot tear ・sticker
・垢 ・介 在 物 ・すくわれ ・洗われ ・目ざし(差し込み ) ・荒 肌
・型 落ち ・押 込 ・型 割れ ・ひけ ・焼 付き
・dirt ・inclusion ・ scab ・erosion ・penetration ・rough casting ・surface
Defects caused by insufficient compressive strength・mold drop ・push up ・broken mold ・ shrinkage ・sand burning
生型砂抗圧力不足により起こりうる不良項目

・ガス吹かれ（混練方法の改善も必要） ・垢 ・介 在 物 ・すくわれ・洗われ ・しみつき ・型 落ち ・押 込 ・型 割れ ・ひけ・blow hole (Improvement of kneading method is also necessary) ・dirt ・inclusion ・ scab ・erosion
・sticker ・mold drop ・push up ・broken mold ・shrinkage

生型砂混練時間不足により起こりうる不良項目
Defects caused by insufficient kneading

換算表(抗圧強度)

conversion table(pressure resistance)

N/cm2

kgf/cm2

0.0

0.0

9.8

1.0

19.6

2.0

29.4

3.0

34.33.5※2023年 5月より、N/cm2が標準品となりました。

仕 様 Specification

From May 2023 the standard unit is N/cm2.

表示単位

N/cm2（kgf/cm2 への変更は有償対応)

型番

測定範囲

0.00〜34.3 N/cm2 ( ストローク 3.5mm )電池
Battery

CR2032 × 1

最小表示量

1ディジット： 0.01N/cm2 (または0.01kgf/cm2)

電池寿命

通常使用１年 ※付属電池はテスト品です

表示方法

液晶(3桁)

データ出 力デジマチック出力(平形タイプ)F、FB、FR、FL※ミツトヨ対応

押針形状

先端径：φ3.2mm 押込深さ： 9.5mm

サイズ

H140 × W60 × D34 mm

重量230gChange to kgf/cm2 is available for a fee.

Display Unit

strokeMeasuring range

digitResdution

最大値保持LCD display ( 3 digits ) with peak hold

Displey

使用温度範囲Operating temp

保存温度範囲Storage temp

測定方向

Or

Battery life

Data Output

0〜40℃

Indentor shape-10〜60℃
下方向のみ(横・逆向きの使用は、故障原因となります）

Measuring direction

TypeDownward ( Others directions may cause a malfunction)

Size

WeightNK-406※ N K - 4 0 5は廃 番
N-405 is discontinued.

1 year *Included battery is a sample
Digimatic output
diameter:Indentation depth:※精密機器につき、使用上の注意をよく読み用法を守って正しくお使い下さい。 Read the usage carefully and use the device properly.

校正Calibration

預かり校正対応（年1回推奨） 校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査証明書など
Calibration at custody (Recommended one a year). Calibration certificate, Traceability system diagram, inspection report, etc.

NAKAYAMACo.,Ltd.

Official Site; https://www.nakayama-meps.co.jp/

Haed Office〒451-0066 愛知県名古屋市西区児玉三丁目37-22
3-37-22 Kodama, Nishi-ku, Nagoya-City 451-0066 Japan
TEL. 052-521-1171(代表) FAX. 052-521-1180
E-mail. nk-1972@nakayama-meps.co.jp/
Eastern Japan business office1620152024

62