工業研究所

機関評価について工業研究所では、平成１８年から３年ごとに事業

表２全般について、外部評価委員の機関評価を受けて観評価項目別・観点別の評価結果
点

第１期の目
第２期の目標の変更
標達成状況
取組み状況
評価項目
１．コア技術の確立と産業応用 かなり達成 極めて適切 かなり適切施されましたので、その概要を紹介します。
２．モノづくり中小企業総合技術支援事業
１ 評価委員会
２−１ 技術相談十分達成 かなり適切 かなり適切
委員会は､表１の評価委員により平成２
１年７月１６２−２ 受託研究
かなり達成 かなり適切 かなり適切
２−３ 技術者の育成
十分達成 かなり適切 適 切日､９月３日､１０月１３日の３回開催されました｡
２−４ 業界団体との連携十分達成 かなり適切 かなり適切
２ 評価の方法
３．中小企業の技術高度化支援（評価対象外）極めて適切 かなり適切
評価は､①第１期（平成１７〜１９年度）中期目標･計
４．情報提供と情報公開
かなり達成 極めて適切 かなり適切
画の目標達成状況､②第１期から第２期（平成２０〜 ５．業務全体の評価十分達成 かなり適切 かなり適切います。このたび第２回目（平成２１年）の評価が実２２年度）への目標･計画の変更の妥当性､③第２期１ ［評価のレベル 十分達成・極めて適切：５、かなり達成・かなり適切：４、年目（平成２０年度）の取組み状況の３つの観点から、８評価項目を設定し５段階評価で行われました。
３

評価結果

達成・適切：３、やや不十分・やや不適切：２、不十分・不適切：１］

主な指摘事項を以下に示します｡○「コア技術」の確立については、成果を明確にし、各事業の評価結果を表２に示します。委員会のどのように確立されたかの評価を行うこと。

総合評価としては、当所が平成１７年度から取組ん○技術支援については、数値目標の達成度だけででいる｢中小企業支援に軸足を置いた目標管理型のなく活動の質も評価すること。

業務運営｣を定着させ、数値目標を着実に達成して○技術者育成研修のフォローアップに努めること｡

いることが確認され､目標･計画を『かなり達成』し○中小企業の技術高度化支援については、具体的ていると評価されました。
表１
氏名

評価委員
所属・役職名今村 順 中部金属熱処理協同組合 理事長◎沖 猛雄 名古屋大学 名誉教授
九鬼綾子 ミックインターナショナル㈱代表取締役
坂井 裕 中部エレクトロニクス振興会 監査役
妹尾和彦 愛知県工業塗装協同組合副理事長
独 産業技術総合研究所 中部センター所長代理○立石 裕 森田 隆 名古屋商工会議所 理事・産業振興部長◎：委員長○：委員長代理な技術移転のための事業内容を明確にすること。
○実用化された研究成果の公表や一般市民向け広報等、積極的なＰＲ活動を行うこと。
ｔｐ：//ｗｗｗ．
ｎｍｉ
ｒｉ．
ｃｉｔｙ．
ｎａｇｏｙａ．
ｊｐ/
詳細についてはｈｔをご覧ください。
当所では今回の機関評価委員会から示された結果及び指摘事項に対して、順次に対応するとともに、平成２３年度からの第３期中期目標･計画に反映させ、技術支援体制の強化を図ってまいります。
（技術支援室）技術解説振動試験における試験品固定治具の重要性
当所では、電子機器や車載部品、包装貨物などの速度（ｍ/ｓ２）、0：可動部質量（ｋｇ）、：試験品質振動試験を行っています。振動試験の試験方法に（ｋｇ）は以下の関係式
量（ｋｇ）とすると、：最大質量

ついては目的、対象ごとにＪ
ＩＳ規格で規定されておより求まります。ただし、定格加振力には安全のり、周波数や加速度などの試験条件を決める必要ため８０％を乗じています。
＝ （0＋＋）０．
８
があります。さらに、振動試験を行う場合、試験品を振動試験機に固定する必要があり、その固定方法も、正確で適切な試験を行うための重要な要素となっています。

・治具の１次共振周波数
試験機の振動を適切に試験品に伝えるため、治と試験の上限周波数（
具の１次共振周波数（0 Ｈｚ）
1Ｈｚ）は最低限、次式の関係を満たす必要があります。
0＞
1
ほとんどの振動試験の場合、当所では、ボルトにより試験品を固定します。しかし、段ボールなどの包装品を機械的に固定することはできません。
包装貨物のＪ
ＩＳ規格では、試験品は輸送中の拘束方法、積載方法を模擬した方法で試験台に搭載するよう規定されています。包装貨物においても専用

図１

振動試験機の取り付けネジＪ
ＩＳ規格では、試験品は試験装置の取り付け面に直接または剛性の高い取り付け具によって、機械の治具を作成することが望ましいですが、簡易的に図２の様にテーブルとラチェット式ベルトを用いて固定する場合もあります。

的に結合するよう規定されています。試験機には図１の様に取り付け用のネジ穴があります。しかし、試験品を振動試験機に直接取り付けられない場合は、振動試験機に取り付けるための専用の機械的なアダプタ（治具）を振動試験ご利用のお客様に用意していただくことになります。振動試験では、この治具の特性により、正確で適切な試験が行
図２えるか否かが決まります。不適切な治具を使用すると、試験機からの振動が試験品に十分に伝わら初めて振動試験を利用されるお客様の中には、ず、規定の加振ができない場合があります。ある

試験条件が決まっていればすぐに試験を行えるといは、治具自身が共振し、試験品に過剰な振動が加お考えになる方が多いのですが、適切な固定治具わる場合があります。

がなく、試験ができないことがあります。固定治振動試験機の性能による治具の制限や治具に要具についても事前にご相談ください。

求される性能について、以下に簡単に記します。

参考文献

・治具の質量制限

ＥＭＩＣ 振動試験用加振治具

試験機の加振能力により、治具の質量が制限さ：試験機の定格加振力（ｋＮ）、：試験加れます。


垂直方向の固定例

基本事項 ＶＯＬ−１（電子計測研究室井谷久博）

９３３
ＴＥＬ（０５２）６５４−９設備紹介

水滴も観察できる環境制御型電子顕微鏡
電子顕微鏡で試料を観察する場合、通常は試料わかります。

室を真空にする必要があります。このため、水や生物やゲル状物質などの含水試料はさらに容易

油などの液体自体やそれらが付着したり含有したに高倍率で観察できます（図２ａ）。このような試料りした試料を電子顕微鏡で観察することはできまは通常乾燥させた後に観察しますが、そのまま乾せん。しかし、当所が平成１９年度にＪＫＡ（旧日燥すると収縮変形してしまうので、複雑な前処理本自転車振興会）の公設工業試験研究所の設備拡充が必要になります。しかし、この電子顕微鏡では補助事業にて導入した環境制御型電子顕微鏡（ＦＥＩ

水蒸気ガスを導入できるので、試料中の水分を損

１）は、極低真空で水蒸なうことなく観察できます。また、試料室を極低気ガスを導入して、前処理することなく試料を観真空にできるため、油分や有機物が付着した製品察できるため、真空度と温度を制御することによや部品なども前処理することなく高倍率で観察でり試料表面に水滴が付着する状況や、含水・含油しきます（図２ｂ）。

Ｃｏｍｐａｎｙ Ｑｕａｎｔａ ２００）た試料を高倍率（二次電子像）で観察することができます。
（水との接触角が筆者らが開発した超はっ水膜２）
１５０°以上の膜）上の微小な水滴をこの電子顕微鏡で撮影した例を紹介します。この試料表面上では、直径約１００ｎｍの疎水性自己集合ナノファイバーが折り重なっています（図１ａ）。試料温度を１℃ とし

図２

前処理無し低真空での電子顕微鏡観察例：
ａ葉の気孔、ｂ表面に付着した有機微結晶て、試料室を水の三重点の圧力（約６１０Ｐａ）より高い６５０Ｐａにすると、導入した水蒸気ガスが水滴としこの電子顕微鏡はプラスチックの破損原因を調て試料表面に付着し始めます（図１ｂ）。水滴は広が査する時にも役立ちます。例えば、微小な異物のることなく球状に成長することから（図１ｃ，ｄ）、開混入や、油分、界面活性剤等の付着がプラスチック発した超はっ水膜がマイクロメートルスケールの破断の原因である場合があります。このような破微小な水滴に対しても高いはっ水性を示すことが断面を洗浄したり導電体の蒸着を行ったりすると、原因となった物質（有機物）を特定できなくなってしまいます。前処理することなくそのまま観察できることは、特に貴重・希少な試料の形態観察に大きなメリットになります。
このように、当研究室では工業材料から生体試料まで、これまでは 非常識 であった試料も電子顕微鏡で観察することができます。接触角測定や有機物の成分分析等と連携して観察を行うこともできますのでお気軽にご相談ください。
１）月刊名工研、２００
８年６･７月号、Ｐ２２）月刊名工研、２００７年３月号、Ｐ３

図１ 自己集合ナノファイバー上の水滴の電子顕微鏡写真（ａからｄの順に水滴が成長）（資源循環研究室中野万敬）

８９３
ＴＥＬ（０５２）６５４−９

技術支援

工業研究所活用事例
当所は、地域に根ざした頼りがいのある中核研究機関を目指すとともに、積極的に技術開発をしようとする企業の皆様とそれぞれのオンリーワン技術の開発に取り組んでいます。
お気軽に当所をご利用いただく参考として、過去に技術支援した事例を紹介します。
マグネシウム板の振動減衰能の測定業種：機械・金属
目的：測定技術

問合せ先
生産加工研究室（０５２−６５４−９８６４）

プラスチック部品の割れ等の不良の発生
業種：化学
目的：トラブル対策

問合せ先
プラスチック材料研究室（０５２−６５４−９９１３）

スイッチ部品の接点不良に関するトラブル
業種：電機・電子
目的：品質管理問合せ先
電子機器応用研究室（０５２−６５４−９９２６）「プロジェクタの筐体に使われるマグネシウム板がどの程度外部からの振動を抑制できるかを調べるため、振動減衰能を測定したい。
」
振動減衰能の測定では、材料に正弦波振動を与えて入力波と出力波との関係より振動エネルギーが熱エネルギーとして消耗される程度を表す評価指標を求めますが、金属材料は概して振動減衰能が低いので試料保持により高めにでる測定誤差をできるだけ小さくする必要があります。そのため、試料を２本の糸でつり下げて測定する動的剛性率測定器がありますが、共振周波数での値しか求まりません。そこで、周波数特性が連続的に測定できる動的粘弾性測定器を利用したところ、振動減衰能が金属材料の中で高いマグネシウムでは試料の両端を保持することによる測定誤差の影響がないことがわ
かり、マグネシウム板の振動減衰能を動的粘弾性測定器により測定しました。

「製品のプラスチック部品を国内製から海外製に変更したところ、割れ等の不良が発生し、その原因の調査をしたい。
」
一般に、割れ等の不良品の調査はその原因が多岐にわたることや分析装置ではわからないような小さな要因にあることが多く、非常に困難ですが、この事例のように部品の製造メーカを変更し、それに伴い不良が発生した場合、その原因は材料にある可能性が高いと思われます。そこで、赤外線吸収スペクトル測定により不良品の材料を判別したところ、指定した材料とは異なる材料が使用されていることが分かりました。色や形が同じでも材料が異なるため強度が劣り、割れ等の不良が発生したと推定し、結果を依頼者に説明しました。
このように不良の発生が材料に起因すると予想される場合、まずは赤外線吸収スペクトル測定を行います。しかし、再生材や微量の異材の混入、同じ材料でもグレードの違いは判別し難いため、さらに他の分析装置を併用しながら、原因を推定することになります。

「電子機器に用いるスイッチ部品で、正常にＯＮ／ＯＦＦできないものがある。
接点不良を調査してほしい。
」
我々は不良のあったスイッチ部品を分解し観察したところ、接点部分に異物の付着が見られました。この異物が何なのかを調べるため、フーリエ変換赤外分光光度計（ＦＴ−ＩＲ）での分析を試みました。ＦＴ−ＩＲでは、測定対象に赤外線をあて、透過・反射した光を分光しスペクトルを得ることで、測定対象を構成する元素の種類や結合状態を調べることができます。結果として、測定した異物のスペクトルがフラックスの成分と一致することから、接合部分にフラックスが付着していることが考えられましたのでその旨をご説明し、不良対策に役立てて頂けたとのことでした。今回の事例ではフラックス以外の原因が関係していた箇所もあったそうですが、接合不良に関する原因の一つを判明させることができました。

月刊 名工研・技術情報 ３月号
平成２２年３月１日 発 行№７０４ 発行部数 １，５００部
無料 特定配布
編集担当 名古屋市工業研究所
技 術 支 援 室

発 行

名古屋市工業研究所
名古屋市熱田区六番三丁目
４番４１号
ＴＥＬ （０５２）６６１−３１６１
ＦＡＸ （０５２）６５４−６７８８ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｎｍｉ
ｒｉ．
ｃｉｔｙ．
ｎａｇｏｙａ．
ｊｐ／「この月刊名工研・技術情報は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。」