● オシロスコープ● 電源・負荷・耐圧試験機● マルチメーター● 信号発生器● 周波数カウンター● 絶縁抵抗計● 光測定器● 温度計● 高周波測定器● 光学機器● データロガー● 太陽光測定器● その他● 精密機械・工具・計量● PC関連● ボードモジュール

ベストセレクション

在庫品カタログ Vol.36
常に即納できるよう、在庫している商品群です
マークは、ユウアイ電子校正サービス対応商品です

巻

頭

特

集

お役立ち情報①リチウムイオン電池の劣化原因を探る②クリーンルームの新たな管理と注意

CONTENTS
2（広告）

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

4-7

（特集）

お役立ち情報8-18■

オシロスコープ

18-26■

電源・負荷・耐圧試験機

26-36

■

マルチメーター

37-38

■

信号発生器

38

■

周波数カウンター

38-39

■

絶縁抵抗計

39

■

光測定器

40-42

■

温度計

43-46

■

高周波測定器

---

■

光学機器

46-49

■

データロガー50■

太陽光測定器

50

■

その他

51

■

精密機械・工具・計量

51-58

■

PC 関連

58-61

■

ボードモジュール

62（特設）

リバブレーションチャンバー／二次電池ソリューション

63

（特設）

ascott／Q-Lab 社

64

（特設）

日本 NI

65

（特設）

アメテック（プリンストン）／計測器ワールド

66

（広告）

ユウアイ電子株式会社

67

（広告）

菊水電子工業株式会社

68

（広告）

岩崎通信機株式会社

69

（広告）

フル－ク社

70

（広告）

株式会社エヌエフ回路設計ブロック

71

（広告）

株式会社フォトロン

72

（広告）

株式会社テストー

73（広告）

株式会社テクシオ・テクノロジー

74

（広告）

株式会社高砂製作所

75

（広告）

日置電機株式会社

76（広告）株式会社コンテック

77

（広告）

株式会社アドバンテスト

78

（広告）

キーサイト・テクノロジー株式会社

79

（広告）

テクトロニクス社

メーカー名略称（50 音順）●アイコーエンジニアリング株式会社........................... アイコー●株式会社アドバンテスト.............................................. アドバンテスト●アメテック株式会社（プリンストン）.......................... アメテック●株式会社インタフェース.............................................. インタフェース●岩崎通信機株式会社...................................................... 岩崎通信機●株式会社エーディーシー.............................................. エーディーシー●株式会社エヌエフ回路設計ブロック........................... エヌエフ回路●キーサイト・テクノロジー株式会社............................ キーサイト●菊水電子工業株式会社.................................................. 菊水電子工業●株式会社キャンドックスシステムズ........................... キャンドックス●京セラ株式会社.............................................................. 京セラ●グラフテック株式会社.................................................. グラフテック●ケースレーインスツルメンツ社................................... ケースレー●株式会社コンテック...................................................... コンテック●三和電気計器株式会社.................................................. 三和電気計器● CSS Electronics........................................................ CSS●新栄電子計測器株式会社.............................................. 新栄電子計測器●株式会社高砂製作所...................................................... 高砂製作所●株式会社テクシオ・テクノロジー................................ テクシオ
●テクトロニクス社.......................................................... テクトロニクス●株式会社テストー.......................................................... テストー
●日本ナショナルインスツルメンツ株式会社............... 日本 NI●日置電機株式会社.......................................................... 日置電機
●フル－ク社..................................................................... フルーク
●ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社..................... ローデシュワルツ※写真の右下にマークがある商品は、ユウアイ電子株式会社による校正サービス対応商品です。
なお、一枠内に複数の商品が掲載されている場合は、その一部が対応外なこともありますので、お問い合わせください。
※表示価格は予告なく変更されることがあります。

2 ...

... 3

お役立ち情報 ①▶

◀

リチウムイオン電池の劣化原因を探る● 電池の dV/dQ 解析
ここまでの説明で出てきた正極と負極の電気化学ポテンシャルを測定するには、参照極を持った電池（3 極セル）を使用する必要があります。しかし、通常の電池は、参照極を持たない 2 極セルです。このリチウムイオン電池の容量劣化は、サイクル試験により劣化したことは分かりますが、何が原因で劣化したのかは分かりません。劣化原因の特定には、EIS 測定（電気化学インピーダン

ため、2 極セルの電池の dV/dQ 解析では、正極と負極の両方の情報が含まれていることになります。

電池が劣化すると、dV/dQ 曲線にも変化が現れます。例えば、負極

一方で、電池は保管しておくだけでも劣化してしまいますが、これりします。事前に電極材料に関する情報は必要にはなりますが、このような dV/dQ 曲線のピーク位置の変化から劣化部分の推定を行をカレンダー劣化と呼びます。

なお、当資料の図中にも出てきますが、SOC（State-Of-Charge）という用語もあります。SOC は、ある時点での電池の残量を表します。
SOH と SOC は全くの別のことを表していることに注意してください。

リチウムイオン電池は、鉛蓄電池などと異なり、リチウムイオンが、い、劣化原因の解析を進めることができます。

正極および負極に侵入・離脱する「インターカレーション」「デインターカレーション」により動作することが知られています。

電池を充放電すると、インターカレーション・デインターカレーショ

ンにより電極のリチウムイオン量が増減し、電極の電気化学ポテン

充放電装置は、標準的な試験に対応できる性能と機能を有した低価

シャルが変化します。電気化学ポテンシャルの変化は電極材料によ

格のソリューションですが、dV/dQ 解析などの高度な測定・解析にり異なり、例えば、リチウムイオンの挿入量の増加に対して、正極材

は、対応できない場合があるので注意が必要です。

量である LCO は徐々に減少するポテンシャルプロファイル、負極材

ポテンショスタットは、多様な試験に対応できる高性能なソリュー

料であるグラファイトは平坦なポテンシャルプロファイルとなりまションですが、チャンネル単価が高くなってしまいます。また、分解す。

● dV/dQ 解析の実施方法● SOH は劣化原因を教えてくれない

dV/dQ 解析には、容量試験の測定結果を使用します。容量試験は、

SOH が 70% の電池が 2 つあったとします。例えば、一方の電池は、一定の電流で充電もしくは放電を実施し、その際の電圧および電流

付属の充電器で使用して 2 年以上使用しています。もう一方の電池を記録します。この測定結果を、横軸を電荷量 Q、縦軸を dV/dQ（電は、わずか 3 か月しか使っていないものの、急速充電器で充電してい圧 V を電荷量 Q で微分したもの）で表示することで、電池の dV/dQ

ました。電池の使い方が異なる場合、この 2 つの電池が同じ劣化モー曲線を得ることができるので、劣化原因の解析を実施することが可ドを辿っているとは考えにくいです。このように、SOH は劣化の程能になります。

度を表すだけで、劣化原因は直接教えてくれません。このため、何か

容量試験の充放電速度は、1/24 C レートなど低速な条件にするたしらの方法で電池の劣化原因の特定が必要になります。

め、試験時間は複数日に及ぶこともあります。また、電池の特性は温度に影響されるため、恒温槽で電池の環境温度を一定にする必要が● 劣化原因の解析あります。

劣化原因の解析には、様々な方法があります。例えば、電池を分解し的な測定方法があります。代表的な手法がいわゆるインピーダンス
測定になりますが、今回は、dV/dQ 解析に関してご紹介します。

■ dV/dQ 解析● 電極の電気化学ポテンシャル
電池の電圧は、その構造から、正極と負極の電気化学ポテンシャルの差として表されます。満充電になっている電池を放電していくと、電池電圧は徐々に下がっていきます。これは、次の図のように正極と負極の電気化学ポテンシャルの変化として解釈することができ
ます。
4 ...

能が 16 ビットのポテンショスタットもあるので、dV/dQ 解析を実施する場合には、注意してください。

バッテリーアナライザは、高い性能と優れた機能を備えた、コスト

パフォーマンスの高い新たなソリューションです。24 ビット分解能で dV/dQ 解析に対応し、また、EIS 測定にも標準対応しています。
コストの面においても、ポテンショスタットに比べてチャンネル単価が大幅に安くなっています。

電池の計測器をご検討の際には、様々なメーカーの最新の情報を調査して、ご用途に合った最適なソリューションをご選定ください。
参考文献：

Ira Bloom, Andrew N. Jansen, Daniel P. Abraham, Jamie

Knuth, Scott A. Jones, Vincent S. Battaglia, Gary L.
Henriksen, Journal of Power Sources 139 (2005) 295–303て、電子顕微鏡で観察する手法がありますが、時間的にも経済的にもコストがかかってしまいます。簡便に実施する方法として、電気検出能力が決まってきます。従来の計測器は、16 ビット分解能やの相転移を表す dV/dQ 曲線ピークの位置が低容量側にシフトした

用し繰り返し充電したことによる劣化を、サイクル劣化と呼びます。

ます。

電圧レンジが同程度の場合には、電圧測定の分解能により、変化の価格などから総合的に判断されるかと思います。

バッテリー駆動で使用できる時間が短くなっていきます。機器を使

電量を基準として、ある時点での満充電量と定義することができいます。

計測器の導入に際しては、dV/dQ 解析だけでなく、その他の性能や皆様もご経験の通り、スマートフォンやノートパソコンの電池は、ます。SOH の定義には注意が必要ですが、例えば、初期状態の満充計測器は 5V レンジや 10V レンジなどの適した電圧レンジを持って● 電池用の計測器の選定● サイクル劣化とカレンダー劣化

容量劣化の程度は、SOH（State-Of-Health）により表すことができ

容量試験での電池の電圧変化は 1V～5V の範囲となり、ほとんどの分解能を有するポテンショスタットなどが出始めています。

二次電池の劣化● 劣化の程度を表す SOHです。

18 ビット分解能であることが多いですが、近年、24 ビットなど高いス分光）法が有名ですが、今回は dV/dQ 解析のご紹介をします。

■

た手法です。このため、電圧の小さな変化を測定できることが必要

電力中央研究所報告「市販小型リチウムイオン電池の長期運転試験
による劣化解析」研究報告：Q16001（2017 年 4 月）

ポテンシャルプロファイルの形状は、物質の相転移と関連があります。電位の変化を電荷量の変化で割った dV/dQ を電荷量 Q に対してプロットすると、dV/dQ 曲線のピークが相転移に対応します。

● dV/dQ 解析に適した計測器
電池の容量試験は、充放電装置やポテンショスタットなど様々な計測器で実施することができますが、どのような装置が適しているのでしょうか。

執筆者： アメテック株式会社
AMT 事業部

dV/dQ 解析は、一定電流時の電荷に対する電圧の変化量に着目し... 5

お役立ち情報 ②▶

◀

クリーンルームの新たな管理と注意点

清浄度評価方法でも同じ清浄度クラスであるかを確認することをお勧めします。

型で重量も重く、また高価格帯の機種しかありませんでした。しかもモニタリングの際に測定画面をモニターに映し出すためには、
さらに専用のソフトを別途購入する必要があるものがほとんどでした。しかし今は、日本カノマックス製パーティクルカウンター
MODEL3950 の登場により驚くほど小型化・軽量化が進み、片手2019 年にクリーンルームの規格が改正され、清浄度の評価方法が変更されたことで、所有で軽々と持ち運ぶことができるうえに、価格も抑えられているパーティクルカウンターが普及しています。しかも、付属のモニタリン

するクリーンルームの清浄度クラスや管理方法を見直す必要が出てきています。

グソフトをパソコンにインストールして接続すれば大きな画面で清規格改正の内容に則したクリーンルームの管理方法や注意点などについてご紹介します。

■ クリーン関連規格の変遷

私たちが今、当たり前に使っているスマートフォンや、最近よく耳浄度をモニタリングすることができます。このように、パーティク

ルカウンターの世界においても 0.1µm が一般的なものとなっています。

※

cft（キュービック < 立方 > フィート）：ヤード・ポンド法における体積の単位。1 立方フィートは 1 辺 1 フィートの立方体の体積にする AI（人工知能）や自動運転などといった最新技術は、クリーン● モニタリングが新たに規定されました

きたクリーンデバイスですが、その時代ごとの要求を反映し、規格

粒子数濃度による空気清浄度に関するクリーンルーム性能を根拠

デバイスの進化と密接に関係しています。技術革新と共に進化して清浄環境を制御するという流れの中で「JIS B 9920-2」として「浮遊も改正が重ねられてきました。まずは規格の歴史を紹介します。

づけるためのモニタリング」が加わりました。モニタリングとは、ク● 米国連邦規格に従って行う計測による監視のことをいいます。実際の作業中の清リーンルームの性能の根拠を提供するため、規定した方法及び計画浄度が重要視されていることがうかがえます。

「クラス 100」「クラス 1000」という呼び方で表されていたクリー■ モニタリングの重要性

ンルームの清浄度は米国連邦規格 Fed.Std-209D に則ったクラス分

類になります。1963 年の制定当初は、青色で示されている 5µm と0.5µm についての基準しかありませんでしたが、1988 年 209D で

旧規格では、クリーンルームは半年もしくは 1 年ごとに、定期的に清は 0.1µm までの基準が示されるようになりました。この 25 年の間に技術は進歩し、高いレベルの清浄空間が必要とされ、それに対する規格が求められるようになったことが分かります。

浄度を測定することが規定されていましたが、定期測定だけでは実● 日本産業規格（以下、JIS 規格）
JIS 規格は、1975 年に米国連邦規格に対応した B 9920 が制定されたのが始まりです。その後、数回の改正を経た後、2019 年に最新のISO 規格の内容を反映した内容に改正され、日本の標準規格は国際基準と同等のものとなっています。次に、2019 年の JIS 改正について解説します。

■ JIS 改正のポイント● 最小測定点数が変わりました
クリーンルーム等の清浄度評価を行う際は、定められた点数以上の複数点で粒子数を測定する必要があります。新旧規格ともにクリー● 国際規格（以下、ISO 規格）
米国連邦規格が 2001 年に廃止され、その代わりに主流となったのが 1999 年に制定された国際規格 ISO14644 です。2015 年に一部改正され、現在も世界共通の規格として使用されています。

米国連邦規格のクラスは「1cft ※中の 0.5µm の粒子数」を基準に表されていたのに対して、ISO 規格のクラスは「1m3 中の 0.1µm の粒子数」を基準に 10 のべき乗で示すように変わりました。つまり、より大きな体積に対して、より小さな粒径を基準に微粒子測定を行い、クラスを判定するようになりました。これは、米国連邦規格に比べてより高精度な測定が求められるようになったということを表しています。

ISO 規格に基づく清浄度表は表 2 のようになります。クラス分類
を比較してみると、米国連邦規格にはなかった高クリーンな領域（クラス 1,2）が ISO 規格で設定されています。ISO 規格が制定された 1999 年には、クリーンの高度化が一層進んでいたことが分かり
ます。

6 ...

ンルーム等の面積に応じて最少測定点数が決まりますが、面積毎の最少測定点数を新旧規格で比較してみると、多くの面積において最少測定点数が増加しています。クリーンルーム等の清浄度を表す際には、全ての測定点の粒子数濃度が各クラスの上限粒子数濃度以下である必要があるので、測定点数が増えたということは、高精度な清浄度評価が求められていると言えます。

● 測定位置が変わりました
この「測定位置の変更」は、クリーンルーム等を所有している全てのユーザーに関わる重要な改正点です。

旧規格では清浄度クラス判定を行う際の測定位置はクリーンルーム等を均等に分割したエリアの中点に配置することが定められていましたが、新規格では測定位置が「中点」ではなく、「エリアの代表点」
へと変更になっています。そして、クリーンエアの吹き出しの直下はそれ以外のエリアの清浄度より高くなる可能性があることから、吹き出し直下を代表点にしてはならないと改正されました（図 1）。

クリーンデバイスを所有されている方は、改正後の JIS B 9920 の際の作業中に本当に必要な清浄度が実現できているかどうかを判別することはできません。モニタリングを実施することにより、設計

通りの清浄度が実現できているかを工程ごとに把握できるので、対外的にも作業中の清浄度を証明できるようになります。

具体的には、①モニタリングが必要な重要管理点を設定し、超えてはいけない基準を定める②パーティクルカウンターを使用して、当該作業中の清浄度を計測する③基準を超えた場合には、何が問題だったのか原因を調査し、是正措置を講じる、のように実施します。

モニタリングを行うことで、数値的な根拠に基づいた確実な品質管理を行えるだけでなく、仮に清浄度が落ちてもすぐに気づくことが● クラス 1 を身近にしたクリーンデバイス
JIS 改正の 10 年ほど前には、清浄度クラス 1 のクリーンデバイスを保有する国内の施設は、先端の研究機関などわずか数ヵ所でした。
しかし、現在では前述のとおり高清浄度が重視されてきたことで、1,000ヵ所以上の施設が保有するまでに広がっています。その理由の一つが、興研製 KOACH の登場によりクラス 1 のクリーンデバイ

スが手軽に手に入るようになったことです。クラス 1 を実現しながらも、周りを囲う必要がない、大掛かりな工事が不要で設置が簡単、汚染しても素早く回復するなど、従来のクリーンデバイスとは全く異なる特徴を持つクリーンデバイスが普及し始めたことで、クラス1 の高清浄度も広がってきています。さらに、従来のクリーンデバイ

スの課題であった膨大な消費電力を削減することが可能となれば、これからの時代にも対応していくことができるでしょう。

できるので、製品不良を川上で防ぐことができ、リスクマネジメン
トの観点からも非常に有効です。

JIS 規格で規定されたことで、今後は取引先などからモニタリングの実施状況を問われることがあるかもしれません。JIS 規格に沿ったクリーンルーム管理を求められる場合には、モニタリングが必須となったことにもご留意ください。

■ 0.1µm 粒子への対応「今はまだクラス 1 の清浄度は必要ない」とお考えの方もおられるかもしれませんが、ISO 規格の清浄度のクラス評価において基本粒径
が 0.1µm に変更されてから 20 年以上経過した今、目覚ましい技術の進歩に伴い要求される清浄度も高くなっています。技術革新が急速に進む現在において、先を見据えた対策を選択することで、他社との差別化や設備投資の無駄をなくすことに繋がるのではないでしょうか。

● 0.1µm パーティクルカウンターの普及

執筆者： 興研株式会社

東日本第 2 ブロック

以前は、0.1µm を対象とするパーティクルカウンターといえば、大... 7

6GHz をカバーする低価格オシロ ［キーサイト］

大型タッチパネルで操作性を向上

InfiniiVision 6000X シリーズ ¥3,049,083（税別）より● 価 格 常 識 を 変 え る ! 新・定 番 6GHz オ シ ロ ス
コープ●業界トップクラスの波形更新速度
最大 45 万波形 / 秒●業界最高の低ノイズ・フロア（6GHz で 210µVrms@1mV/div）●音声コントロールで、両手がふさがっていても操作可能●タッチパネル & ゾーントリガ● 6 台の測定器を 1 台に統合（アップグレード
可能）
任意波形器、ロジアナ、プロトコル解析、DVM、
10 桁カウンタ●カラーグレード表示、ヒストグラム表示を標準搭載
型名

周波数帯域

Ch 数

最大メモリ長

希望小売価格DSOX6002A
DSOX6004A
DSOX6002A-02G 付き
DSOX6004A-02G 付き
DSOX6002A-04G 付き
DSOX6004A-04G 付き
DSOX6002A-06G 付き
DSOX6004A-06G 付き
MSOX6002A
MSOX6004A
DSOX6002A-02G 付き
DSOX6004A-02G 付き
DSOX6002A-04G 付き
DSOX6004A-04G 付き
DSOX6002A-06G 付き
DSOX6004A-06G 付き

1GHz
1GHz
2.5GHz
2.5GHz
4GHz
4GHz
6GHz
6GHz
1GHz
1GHz
2.5GHz
2.5GHz
4GHz
4GHz
6GHz
6GHz

2
4
2
4
2
4
2
4
2 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 16

4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts

¥3,049,083¥3,785,082¥3,673,159¥4,587,596¥4,660,049¥5,985,259¥5,729,916¥7,536,695¥3,791,888¥4,492,323¥4,415,964¥5,294,837¥5,402,854¥6,692,500¥6,472,721¥8,243,936

オプション
D6000AUTB
D6000GENB
D6000AERB
D6000PWRB
D6000USBB
D6000BDLBDSOX6MSODSOX6WAVEGEN2

最高のコストパフォーマンス・シリーズ ［キーサイト］

定番モデル  コンパクタッチ

InfiniiVision 4000X シリーズ ¥1,100,667（税別）より

InfiniiVision 3000G X-シリーズ

InfiniiVision 3000T X-シリーズ

大画面静電式タッチ・パネルとゾーン・タッチ・
トリガを標準搭載。USB や FPGA の解析、2chの信号発生が可能。
●周波数帯域：
200M/350M/500MHz/1G/1.5GHz●波形更新速度：100 万波形 / 秒● 12.1 インチ静電式タッチパネル● 16ch ロジック解析、シリアル解析、
波形発生器、マルチメータ、
周波数カウンタ内蔵可能●セグメント・メモリ / 拡張演算 /マルチドメイン（Gated FFT）標準搭載

3000GX は、3000TX から僅かな価格差で“ 使える ” 機能を標準搭載。
●標準機能：
20MHz ファンクション / 任意波形発生器
シリアルバス解析（I2C、SPI、UART、I2S、
USB-PD）
マスク & 測定リミット試験、波形 & 測定ヒスト
グラム、周波数応答（ボード線図）
USB/LAN ＆ VGA●帯域幅：100M/200M/350M/500M/1GHz●波形更新速度：100 万回波形 / 秒
最大メモリ長

希望小売価格

型名

周波数帯域

Ch 数

最大メモリ長

希望小売価格

型名

周波数帯域

Ch 数

最大メモリ長

希望小売価格DSOX4022A
DSOX4024A
DSOX4032A
DSOX4034A
DSOX4052A
DSOX4054A
DSOX4104A
DSOX4154A
MSOX4022A
MSOX4024A
MSOX4032A
MSOX4034A
MSOX4052A
MSOX4054A
MSOX4104A
MSOX4154A

200MHz200MHz350MHz350MHz500MHz500MHz
1GHz
1.5GHz200MHz200MHz350MHz350MHz500MHz500MHz
1GHz
1.5GHz

2
4
2
4
2
4
4
4
2 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 16
4 ＋ 16
4 ＋ 16

4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts

¥1,100,667¥1,233,413¥1,891,008¥2,282,805¥2,315,416¥2,957,790¥3,668,151¥4,059,871¥1,678,189¥1,807,112¥2,472,257¥2,860,700¥2,893,172¥3,535,606¥4,245,609¥4,650,505

DSOX3012G
DSOX3014G
DSOX3022G
DSOX3024G
DSOX3032G
DSOX3034G
DSOX3052G
DSOX3054G
DSOX3102GDSOX3104G
MSOX3012G
MSOX3014G
MSOX3022G
MSOX3024G
MSOX3032G
MSOX3034G
MSOX3052G
MSOX3054G
MSOX3102GMSOX3104G

100MHz
100MHz200MHz200MHz350MHz350MHz500MHz500MHz
1GHz
1GHz
100MHz
100MHz200MHz200MHz350MHz350MHz500MHz500MHz
1GHz
1GHz

2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 16

4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts

¥788,652¥925,688¥925,688¥1,023,775¥1,547,353¥1,843,539¥1,941,696¥2,466,949¥2,317,272¥3,014,578¥1,095,515¥1,232,370¥1,232,370¥1,330,456¥1,851,319¥2,149,913¥2,245,818¥2,773,768¥2,624,452¥3,350,899

DSOX3012T
DSOX3014T
DSOX3022T
DSOX3024T
DSOX3032T
DSOX3034T
DSOX3052T
DSOX3054T
DSOX3102TDSOX3104T
MSOX3012T
MSOX3014T
MSOX3022T
MSOX3024T
MSOX3032T
MSOX3034T
MSOX3052T
MSOX3054T
MSOX3102TMSOX3104T

100MHz
100MHz200MHz200MHz350MHz350MHz500MHz500MHz
1GHz
1GHz
100MHz
100MHz200MHz200MHz350MHz350MHz500MHz500MHz
1GHz
1GHz

2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 162 ＋ 16
4 ＋ 16

4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts
4Mpts

¥752,475¥896,390¥896,390¥999,489¥1,549,925¥1,861,480¥1,962,530¥2,516,766¥2,359,531¥3,093,431¥1,075,374¥1,219,147¥1,219,147¥1,322,568¥1,870,054¥2,183,902¥2,284,992¥2,839,654¥2,682,458¥3,446,405

オプション
オートモーティブアプリ・バンドル
組込みアプリ・バンドル
宇宙・防衛アプリ・バンドル
パワーアプリ・バンドル
USB アプリ・バンドル
アプリケーション・バンドル
内蔵 16 チャネル MSO 機能
内蔵 2 チャネル波形発生器（任意波形）

オプション
D3000AUTB
D3000AERB
D3000PWRB
D3000BDLBDSOXG3MSODSOXGPIB

オプション
オートモーティブアプリ・バンドル
宇宙・防衛アプリ・バンドル
パワーアプリ・バンドル
アプリケーション・バンドル
内蔵 16 チャネル MSO 機能
GPIB インターフェース・モジュール

アクティブプローブ

Infiniium EXR シリーズ

N2870A シリーズ

N275xA

周波数帯域

Ch 数

最大メモリ長

希望小売価格EXR054A
EXR104A
EXR204A
EXR254A
EXR404A
EXR604A
EXR058A
EXR108A
EXR208A
EXR258A
EXR408A
EXR608A

500MHz
1GHz
2GHz
2.5GHz
4GHz
6GHz
500MHz
1GHz
2GHz
2.5GHz
4GHz
6GHz

4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8

400Mpts
400Mpts
400Mpts
400Mpts
400Mpts
400Mpts
400Mpts
400Mpts
400Mpts
400Mpts
400Mpts
400Mpts¥3,668,626¥4,590,875¥5,633,295¥6,014,300¥7,715,301¥10,724,256¥5,974,159¥7,557,906¥9,221,890¥10,585,088¥12,807,462¥17,158,891

8 ...

¥50,561（税別）より●各種アクセサリをご用意●対応オシロスコープ：
1000/2000X/3000TX/4000X/
6000X シリーズ

型名

波形を囲んで選ぶだけ。タッチ・アンド・ゾーン
で捉える、新・定番オシロスコープ コンパクト
タッチ。コンパクトな筐体に 6 つの機能を搭載
し、作業効率を向上。
●周波数帯域：
100M/200M/350M/500MHz/1GHz●波形更新速度：100 万波形 / 秒● 8.5 インチ静電式タッチパネル● 16ch ロジック解析、シリアル解析、波形発生器、マルチメータ、周波数カウンタ内蔵可能●セグメント・メモリ / 拡張演算 / マルチドメイ
ン（Gated FFT）標準搭載

Ch 数

パッシブプローブ（アクセサリが豊富） ［キーサイト］● 500M〜6GHz 10 ビット
有効ビット 8 ビット、優れたシグナル・インテ
グリティ● 4 および 8 チャネル
チャネル数アッグレード対応（業界初）●フォルト・ハンタ機能
不具合波形を自動件検出● 7in1 内蔵機能
●コンプライアンス試験対応
USB2.0 他¥752,475（税別）より

周波数帯域

革新を詰め込んだ快速オシロスコープ ［キーサイト］¥3,668,626（税別）より¥788,652（税別）より［キーサイト］

型名

D4000AUTB
D4000GENB
D4000AERB
D4000PWRB
D4000USBB
D4000BDLBDSOXPERFMSODSOX4WAVEGEN2

オートモーティブアプリ・バンドル
組込みアプリ・バンドル
宇宙・防衛アプリ・バンドル
パワーアプリ・バンドル
USB アプリ・バンドル
アプリケーション・バンドル
内蔵 16 チャネル MSO 機能
内蔵 2 チャネル波形発生器（任意波形）［キーサイト］

1:1
10:1
10:1
10:1

35MHz
200MHz350MHz500MHz

オートモーティブアプリ・バンドル
組込みアプリ・バンドル
宇宙・防衛アプリ・バンドル
パワーアプリ・バンドル
USB アプリ・バンドル
アプリケーション・バンドル
内蔵 16 チャネル MSO 機能
内蔵 1 チャネル波形発生器（任意波形）
LAN&VGA インターフェース・モジュール
GPIB インターフェース・モジュール¥737,034（税別）より●差動、シングルエンド、コモンの 3 モードに対応、LED ライト付き●対応オシロスコープ：
3000TX/4000X/6000X シリーズ
● N2750A 10:1/2:1 1.5GHz 700fF
10Vpp（10:1）or 2Vpp（2:1）¥737,034● N2751A 10:1/2:1 3.5GHz 700fF
10Vpp（10:1）or 2Vpp
（2:1）¥1,053,086● N2752A 10:1/2:1 6GHz 700fF
10Vpp（10:1）or 2Vpp
（2:1）¥1,368,575

プローブ				N2870A
N2871A
N2872A
N2873A［キーサイト］

D3000AUTB
D3000GENB
D3000AERB
D3000PWRB
D3000USBB
D3000BDLBDSOXT3MSODSOX３WAVEGENDSOXLANDSOXGPIB

39pF（＋オシロの容量）
10pF-25pF
10pF-25pF
9.5pF

希望小売価格¥50,561¥55,033¥68,963¥80,657

N2870A シリーズ用アクセサリ

希望小売価格N2885A
N2877A
N2878A
N2879A¥45,918¥228,633¥23,045¥182,804

PCB ソケット・アダプタ・キット
デラックス・アクセサリ・キット
汎用アクセサリ・キット
ファインピッチ・アクセサリ・キット

パワー・レール ･ プローブ
N7020A●電源ノイズ専用ローノイズプローブ●対応オシロスコープ：
3000TX/4000X/6000X シリーズ
● N7020A 1:1 2GHz ¥684,043［キーサイト］¥684,043（税別）

シングルエンド・アクティブプローブ
N279xA［キーサイト］¥262,284（税別）より● LED ライト付
N2795A 10:1 1GHz 1pF+/-8V¥262,284
N2796A 10:1 2GHz 1pF+/-8V¥515,985●恒温層対応N2797A 10:1 1.5GHz 1pF+/-8V-40℃〜85℃ ¥600,798●対応オシロスコープ：3000TX/4000X/
6000X シリーズ
●その他最大 800MHz/7kV までの LineUp... 9新・定番オシロスコープ［キーサイト］

InfiniiVision 2000X シリーズ

¥272,919（税別）より

5 つの拡張機能が標準搭載。さらに圧倒的なコス
トパフォーマンスに。
●波形更新速度：20 万波形 / 秒●メモリ長：1M ポイント
●セグメントメモリ機能、標準搭載●拡張トリガ機能、標準搭載●アドバンスト演算機能、標準搭載

型名

周波数帯域

Ch 数

最大メモリ長

希望小売価格DSOX2002A
DSOX2004A
DSOX2012A
DSOX2014A
DSOX2022A
DSOX2024A
MSOX2002A
MSOX2004A
MSOX2012A
MSOX2014A
MSOX2022A
MSOX2024A

70MHz
70MHz
100MHz
100MHz200MHz200MHz70MHz
70MHz
100MHz
100MHz200MHz200MHz

2
4
2
4
2
4
2+8
4＋8
2+8
4＋8
2+8
4＋8

1Mpts
1Mpts
1Mpts
1Mpts
1Mpts
1Mpts
1Mpts
1Mpts
1Mpts
1Mpts
1Mpts
1Mpts

¥272,919¥415,885¥341,549¥490,906¥480,399¥592,439¥428,385¥571,776¥496,786¥647,835¥637,147¥748,654

オプション
D2000AUTB
D2000GENB
D2000BDLBDSOX2MSODSOX2WAVEGENDSOXLANDSOXGPIBDSOX2PLUS

オートモーティブアプリ・バンドル
組込みアプリ・バンドル
アプリケーション・バンドル
内蔵 8 チャネル MSO 機能
内蔵 1 チャネルファンクション発生器
LAN&VGA インターフェース・モジュール
GPIB インターフェース・モジュール
2018 年 2 月以前の 2000X 機能拡張オプション

電流プローブ
1146B/1147B/N2893A［キーサイト］¥154,346（税別）より● 1146B 100A 100kHz ¥154,346
対応オシロスコープ：
1000/2000X/3000TX/4000X/
6000X シリーズ
● 1147B 15A 50MHz ¥534,134
N2893A 15A 100MHz AutoProbe 対応¥913,182
対応オシロスコープ：
3000TX/4000X/6000X シリーズ
●その他最大 150MHz/ 最大 3000A のライン
ナップもございます

パッシブプローブ

低価格ながら本格派オシロスコープ
InfiniiVision 1000X シリーズ

［キーサイト］¥77,372（税別）より● 2ch、50M/70M/100M/200MHz● 4ch、70M/100M/200MHz●メモリ 200k もしくは 2Mpts●波形更新速度 10 万もしくは20 万波形更新 / 秒●実績のカスタム ASIC Mega Zoom 4 搭載
● 6in1 多機能：オシロスコープ、ファンクショ
ン・ジェネレータ（G モデル）、プロトコル・ア
ナライザ、周波数解析、周波数レスポンス解析（ボード線図測定）、デジタル電圧計・
周波数カウンタ● LAN/USB インターフェース（標準搭載）

デジタルストレージオシロスコープ
DCS-1000B シリーズ

［テクシオ］¥99,800（税別）より●最高サンプルレート：1GS/s（1ch 時）●大画面 7 インチ LCD（WVGA）搭載●最高 50,000 波形 / 秒の高速波形更新●最大 10M ポイント /CH の波形メモリを搭載● 10 種類の豊富なトリガタイプ● 38 項目の自動測定機能を搭載● Go-NoGo 判定機能
●最大 500k ポイントの FFT 機能を搭載● USB 標準装備、4CH モデルには LAN も装備

型名

周波数帯域

Ch 数

最大メモリ長

希望小売価格EDUX1052A
EDUX1052G
DSOX1202A
DSOX1202G
DSOX1204A
DSOX1204G
DSOX1202A/100 付
DSOX1202G/100 付
DSOX1204A/100 付
DSOX1204G/100 付
DSOX1202A/200 付
DSOX1202G/200 付
DSOX1204A/200 付
DSOX1204G/200 付

50MHz
50MHz
70MHz
70MHz
70MHz
70MHz
100MHz
100MHz
100MHz
100MHz200 Ｍ Hz
200 Ｍ Hz
200 Ｍ Hz
200 Ｍ Hz

2
2
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4

200kpts
200kpts
２Mpts
２Mpts
２Mpts
２Mpts
２Mpts
２Mpts
２Mpts
２Mpts
２Mpts
２Mpts
２Mpts
２Mpts

¥77,372¥127,668¥138,558¥171,727¥189,845¥228,306¥176,957¥210,126¥246,239¥284,700¥215,214¥248,383¥302,491¥340,952

G モデル：ファンクション・ジェネレータ内蔵

型名

CH 数

価格

DCS-1074B
DCS-1104B
DCS-1072B
DCS-1102B

4CH
4CH
2CH
2CH

¥110,000¥152,000¥99,800¥118,000

周波数
DC〜70MHz
DC〜100MHz
DC〜70MHz
DC〜100MHz

デジタルストレージオシロスコープ
DCS-2000E シリーズ

［テクシオ］¥188,000（税別）より●最高サンプルレート：1GS/s●大画面 8 インチ LCD（WVGA）搭載●最高 120,000 波形 / 秒の高速波形更新●最大 10M ポイント /CH の波形メモリを搭載●セグメントメモリ機能●シリアルバストリガ・デコードが可能● USB メモリに波形データを保存可能● Go-NoGo 判定機能
●最大 500k ポイントの FFT 機能を搭載● USB 標準装備、LAN 標準装備

高電圧差動プローブ
N2790A/N2791A［キーサイト］¥136,378（税別）より● N2790A 500:1 1.4kV（1kV）100MHz¥314,819
対応オシロスコープ：3000TX/4000X/
6000X シリーズ
● N2791A 100:1 700V（700V）25MHz¥136,378
対応オシロスコープ：1000/2000X/
3000TX/4000X/6000X シリーズ

型名

CH 数

価格

DCS-2104E
DCS-2204E
DCS-2102E
DCS-2202E

4CH
4CH
2CH
2CH

¥276,000¥310,000¥188,000¥264,000

周波数
DC〜100MHz
DC〜200MHz
DC〜100MHz
DC〜200MHz

N284xA/N2889A/N2894A ¥23,561（税別）より

N2140A

DCS-1052B● N2841A 10:1 150MHz 5pF-30pF¥23,561● N2842A 10:1 300MHz 5pF-30pF¥32,160● N2889A 10:1/1:1 350MHz
11pF（10:1）/60pF（1:1） ¥29,236● N2894A 10:1 700MHz 5.6pF¥78,249●対応オシロスコープ：
1000/2000X/3000TX/4000X/
6000X シリーズ

● N2140A 10:1/1:1 切替可 200MHz
15-30 pF ¥14,790●対応オシロスコープ：1000X シリーズ

10 ...

ViewGoⅡ DS-5600A シリーズ ¥270,000（税別）より●波形の細部拡大に威力を発揮する最大メモリ
長 5M ポイント●最大 12bit 相当の分解能を実現するハイレゾ
モード搭載●複雑な判定条件設定を可能にする、クラス唯一の波形パラメータ 4 個同時設定と波形マスク
判定機能● 2 重演算も可能な波形演算機能●ノイズの除去に効果を発揮するアベレージン
グ回数、最大 65,536 回●岩通 web からダウンロードできる便利なリ
モートコントロール・ソフトウェア「Scope
Viewer」に対応●波形を重ね合わせ出来る、透過 PNG に対応したハードコピー機能●様々な信号観測に対応するデジタルフィルタ、アナログフィルタ搭載●驚異的な快速起動 ! 電源投入後、約 4 秒で観測ができます●全機種 50Ω入力を搭載●主な性能
・ 最高サンプリング速度：2GS/s
・ 最大メモリ長（2ch 結合時）
：5M ポイント /ch・ 垂直軸感度： 2mV～10V/div（1MΩ）、2mV～2V/div（50Ω）
・ 周波数帯域：100MHz～500MHz（8 機種）
●日本製
型番

周波数帯域

チャネル数

標準価格（税別）

DS-5612A
DS-5614A
DS-5622A
DS-5624A
DS-5632A
DS-5634A
DS-5652A
DS-5654A

100MHz
100MHz200MHz200MHz350MHz350MHz500MHz500MHz

2ch
4ch
2ch
4ch
2ch
4ch
2ch
4ch

¥270,000¥328,000¥310,000¥380,000¥520,000¥590,000¥680,000¥780,000

DS-576
DS-577
DS-579デジタルストレージオシロスコープ ［テクシオ］¥14,790（税別）［岩崎通信機］

オプション

パッシブプローブ2 本セット（低価格） ［キーサイト］［キーサイト］

波形判定デジタル・オシロスコープ●周波数帯域：DC～50MHz（-3dB）●最高サンプルレート：1GS/s（1ch 時）●大画面 7 インチ LCD（WVGA）搭載●最高 50,000 波形 / 秒の高速波形更新●最大 10M ポイント /CH の波形メモリを搭載● 10 種類の豊富なトリガタイプ● 36 項目の自動測定機能を搭載● Go-NoGo 判定機能
●最大 500k ポイントの FFT 機能を搭載● シ リ ア ル バ ス（I2C、SPI、UART、CAN、LIN）
トリガ・デコードが可能¥79,800（税別）

GPIB インタフェース
AUX I/O オプション（CH1/CH2 出力）
プローブ電源オプション（2 系統）
推奨キャリングバッグ

デジタル・オシロスコープ
DS-8000 シリーズ

¥30,000¥30,000¥45,000¥30,000［岩崎通信機］¥1,400,000（税別）より●日本製●優れたコストパフォーマンス
●明瞭表示 大画面 15.6 インチ FULL HD●直感的な操作性
タッチパネル、ボタン & ノブ
●高速起動約 30 秒
●最大 8 チャンネル入力●周波数帯域：1GHz/500MHz/350MHz●最高サンプリング速度：5GSa/s●垂直分解能：常時 12 ビット（ハイレゾモード
時 16 ビット相当）●最大メモリ長：120M ポイント標準装備●高速データ転送：当社従来比 約 15 倍
型番

周波数帯域

チャネル数

標準価格（税別）

DS-8108
DS-8104
DS-8058
DS-8054
DS-8038
DS-8034

1GHz
1GHz
500MHz500MHz350MHz350MHz

8ch
4ch
8ch
4ch
8ch
4ch

¥4,400,000¥2,200,000¥3,600,000¥1,800,000¥2,800,000¥1,400,000

オプション
DS-821スイッチング解析ソフト		¥300,000... 11

快速起動デジタル・オシロスコープ
ViewGoⅡ DS-5400A シリーズ

［岩崎通信機］¥228,000（税別）より●進化した日本品質●プローブ自動選択機能（弊社製プローブに対応）● 500ns の CH 間スキュー調整機能
アンプや差動プローブなどを使用しても位相調整幅が大きいので、判定、演算結果に及ぼす影響を最小限にすることができます●ローノイズ観測に便利なアナログフィルタ（20MHz、2MHz、200kHz）を搭載●オートセットアップキーの無効化が可能
誤操作による設定変更を防止できます●波形を重ね合わせ出来る、透過 PNG に対応したハードコピー機能●主な性能
・ 最高サンプリング速度：2GS/s
・ 最大メモリ長：500k ポイント /ch・ 垂直軸感度： 2mV～10V/div（1MΩ）
・ 周波数帯域：100MHz～200MHz（4 機種）●日本製

ロゴスキーコイル電流プローブ
SS-290 シリーズ

［岩崎通信機］¥220,000（税別）●バスバーを流れる大電流波形を測定●経路を切断しないフレキシブルセンサ●バスバーの幅に応じた S と L の長短 2 種類
● S タイプセンサ部コイル長：300mm（円周）● L タイプセンサ部コイル長：700mm（円周）●飽和しない中空コイル● 最 高 周 波 数：20MHz（S タ イ プ ）、10MHz（Lタイプ）●センサ部使用温度範囲 -40℃〜125℃●最大ピーク電圧 10kV
●日本製

型番

周波数帯域

チャネル数

標準価格（税別）

DS-5412A
DS-5414A
DS-5422A
DS-5424A

100MHz
100MHz200MHz200MHz

2ch
4ch
2ch
4ch

¥228,000¥265,000¥258,000¥310,000

SS-280A シリーズ

［岩崎通信機］¥220,000（税別）●細くて柔軟な構造
大電流デバイスにも安全で容易なプロービングが可能です●センサ部使用温度範囲：-40℃〜125℃
自動車用デバイスからインバータまで、幅広い用途に対応します●豊富なライン・アップ●広帯域 30MHz ・ 高耐圧 1.2kV Peak
●ゼロアジャスト付●センサーコイル長：80mm（60mm*）
●日本製

型番
ピーク電流
		

低域遮断
周波数

感度

ノイズ

標準価格（税別）

SS-293S
SS-293L
SS-294S
SS-294L
SS-295S
SS-295L
SS-296S
SS-296L

1Hz
1Hz
0.8Hz
0.8Hz
0.6Hz
0.6Hz
0.4Hz
0.4Hz

5mV/A
5mV/A
2mV/A
2mV/A
1mV/A
1mV/A
0.5mV/A
0.5mV/A

3.5mVrms
3.5mVrms
2.0mVrms
2.0mVrms
1.4mVrms
1.4mVrms
1.2mVrms
1.2mVrms¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000

1.2kA
1.2kA
3.0kA
3.0kA
6.0kA
6.0kA
12kA
12kA

ロゴスキーコイル電流プローブ

SS-660 シリーズ

［岩崎通信機］¥320,000（税別）●センサ線径：φ 1mm（極細タイプ）
面実装パッケージのリード部分での電流測定も可能！
●センサ部コイル長：84 ± 4mm●センサ部使用温度範囲：-40℃〜125℃●最高周波数：30MHz●最大ピーク電圧：600V
●日本製

型番
ピーク電流
		

低域遮断
周波数

感度

ノイズ

標準価格（税別）

SS-281A
SS-282A
SS-283A
SS-284A
SS-285A
SS-286A
SS-287A
SS-288A*
SS-289A*

110Hz
65Hz
32Hz
9Hz
6Hz
3Hz
2Hz
2Hz
2Hz

200mV/A
100mV/A
50mV/A
20mV/A
10mV/A
5mV/A
2mV/A
1mV/A
0.5mV/A

3.5mVrms
2.5mVrms
2.0mVrms
1.8mVrms
1.8mVrms
1.8mVrms
1.4mVrms
1.4mVrms
1.4mVrms¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000

30A
60A
120A
300A
600A
1.2kA
3kA
6kA
12kA

ロゴスキーコイル電流プローブ

型番
ピーク電流
		

低域遮断
周波数

感度

ノイズ

標準価格（税別）

SS-663
SS-664
SS-665

65Hz
32Hz
17Hz

50mV/A
20mV/A
10mV/A

3.5mVrms
2.5mVrms
2.0mVrms¥320,000¥320,000¥320,000

120A
300A
600A

* 受注生産品

オプション
DS-576
DS-579GPIB インタフェース
プローブ電源オプション（2 系統）
推奨キャリングバッグ￥30,000¥45,000¥30,000

ロゴスキーコイル電流プローブ
SS-280A-H シリーズ

［岩崎通信機］¥270,000（税別）●高温 +150℃に対応
センサ部使用温度範囲：-40℃〜+150℃●センサ線径：Φ 1.7mm●センサコイル長：84 ± 4mm●最高周波数：30MHz●最大ピーク電圧：1.2kV●日本製

ベーシック・デジタル・オシロスコープ ［岩崎通信機］
DS-5100B シリーズ

¥70,000（税別）より● TFT カラー液晶ディスプレイ
●最高サンプリング速度：1GS/s●最大メモリ長：1024k ポイント
●デジタル・フィルタ搭載●ピークディテクト機能● 20 種類の自動測定● Pass/Fail 判定機能
● USB メモリに画像を保存● 2.2kg のライトボディ●本体 3 年保証（ユーザー登録が必要）

型¥220,000（税別）

低域遮断
周波数

感度

ノイズ

標準価格（税別）

SS-281A-H
SS-282A-H
SS-283A-H
SS-284A-H
SS-285A-H
SS-286A-H
SS-287A-H
SS-288A-H*
SS-289A-H*

110Hz
65Hz
32Hz
9Hz
6Hz
3Hz
2Hz
2Hz
2Hz

200mV/A
100mV/A
50mV/A
20mV/A
10mV/A
5mV/A
2mV/A
1mV/A
0.5mV/A

3.5mVrms
2.5mVrms
2.0mVrms
1.8mVrms
1.8mVrms
1.8mVrms
1.4mVrms
1.4mVrms
1.4mVrms¥270,000¥270,000¥270,000¥270,000¥270,000¥270,000¥270,000¥270,000¥270,000

SS-680 シリーズ

［岩崎通信機］¥410,000（税別）●●最高周波数：100MHz●センサ径：外径 24mm、内径 14mm（貫通型）※コアを使用していないので磁気飽和が無く、また被測定回路への影響少。
●センサ部使用温度範囲：-10℃〜70℃●最大ピーク電圧：1.2kV
●日本製

型番
ピーク電流
		

低域遮断
周波数

感度

ノイズ

標準価格（税別）

SS-623S/M
SS-624S/M
SS-625S/M
SS-626S/M
SS-627S/M
SS-628S/M
SS-629S/M

10Hz
4Hz
2Hz
1Hz
0.8Hz
0.6Hz
0.4Hz

50mV/A
20mV/A
10mV/A
5mV/A
2mV/A
1mV/A
0.5mV/A

5mVrms5mVrms
5.0mVrms
3.5mVrms
2.0mVrms
1.4mVrms
1.2mVrms¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000¥220,000

120A
300A
600A
1.2kA
3kA
6kA
12kA

ロゴスキーコイル電流プローブ

型番
ピーク電流
		

低域遮断
周波数

感度

ノイズ

標準価格（税別）

SS-683
SS-684
SS-685

65Hz
32Hz
15Hz

10mV/A
5mV/A
2mV/A

1.8mVrms
1.8mVrms
1.8mVrms¥410,000¥410,000¥410,000

120A
300A
600A

* 受注生産品

番

周波数帯域

チャネル数

標準価格（税別）

DS-5105B
DS-5107B
DS-5110B

50MHz
70MHz
100MHz

2ch
2ch
2ch

¥70,000¥90,000¥110,000

キャリングバッグ DS-573A		

12 ...

SS-620 シリーズ

［岩崎通信機］●最大ピーク電圧：5kV●センサ部コイル長： 200mm（M タイプ）		
100mm（S タイプ）●センサ部使用温度範囲：-40℃〜125℃●最高周波数：20MHz（M タイプ）		25MHz（S タイプ）
●日本製

型番
ピーク電流
		
30A
60A
120A
300A
600A
1.2kA
3kA
6kA
12kA

ロゴスキーコイル電流プローブ¥15,000

広帯域・高電圧差動プローブ
SS-320、BumbleBee(BB)●周波数帯域（-3dB）：SS-320 DC〜100MHz/BB DC〜400MHz●最大同相電圧：SS-320 ± 1400Vpk（± 1000Vrms）/BB ± 2000Vpk（± 1400Vrms）●減衰比：SS-320 500:1、50:1/BB 500:1、250:1、100:1、50:1●高 CMRR●ケーブル長：SS-320 1.5m/BB 2m●別売品：SS-320 電源 PS-25 等 BB プロー
ブコントロールボックス PS-02/PS-03［岩崎通信機］¥110,000（税別）より

恒温槽対応電圧プローブ
PHT312-RO●使用可能温度範囲：-55℃〜+155℃ ※●最大相対湿度：98% ※※ BNC コネクタと一部アクセサリ除く●周波数帯域：350MHz（-3dB）●最大入力電圧：
400Vrms（1250V 過渡過電圧）
300Vrms CAT Ⅱ●減衰比：10:1 ± 2% at DC●ケーブル長：2m●豊富なアクセサリ［岩崎通信機］¥227,000（税別）

プローブ固定治具（3Dポジショナー） ［岩崎通信機］
MSx シリーズ¥76,000（税別）より●独自の 3D 固定機構の採用で自由な位置につまみ一つで簡単にプローブを固定、測定作業の効率アップがはかれます。
● 150℃まで使用可能な治具もご用意しています。
●プリント基板固定治具 SKID シリーズとの組合せ使用が可能です。

... 13

ミックスド・シグナル・オシロスコープ ［テクトロニクス］

ミックスド・シグナル・オシロスコープ ［テクトロニクス］

ミックスド・シグナル・オシロスコープ ［テクトロニクス］

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ

6 シリーズ B MSO

5 シリーズ B MSO

4 シリーズ MSO

3 シリーズ MDO¥4,910,000（税別）より●クラス・トップの低ノイズ、高分解能● 4 チ ャ ン ネ ル 同 時 に 25GS/s の 高 速 サ ン プ
ル・レート●静電容量式 15.6 型 HD タッチスクリーン●新基準のユーザ・エクスペリエンス●革新のプロービング技術●豊富で操作性に優れた測定、解析機能●将来のアプリケーション・ニーズに対応

型名

周波数帯域

MSO64B 6-BW-1000
MSO64B 6-BW-2500

1GHz
2.5GHz¥2,750,000（税別）より●アナログ / デジタル構成自由な入力チャンネル● 4,6,8 チャンネルモデル● 15.6" HD（1,920 × 1,080）ディスプレイ、
静電容量タッチ・スクリーン● ADC 分解能 12bit●タッチ操作用に最適化されたユーザ・インタ
フェース●選択可能なオペレーション・システムLinux（標準）、Windows（オプション）

標準価格¥4,910,000¥6,220,000

推奨機器オプション
6B-WIN
6-AFG
6-RL-1
6-RL-2

Windows ライセンス SSD
任意波形 / ファンクション・ジェネレータ
最大 125M/ch レコード長最大 250M/ch レコード長¥210,000¥263,000¥572,000¥1,140,000

推奨アプリケーション
6-SRAUDIO
6-SRAUTO
6-SRCOMP
6-SREMBD
6-SRENET
6-SRUSB2
6-DJA
6-PWR

デジタル・オーディオ・トリガ
車載用シリアル・トリガ
RS-232/422/485/UART バス・トリガ
I2C/SPI シリアル・トリガ / 解析
Ethernet シリアル・トリガ
USB シリアル・トリガ
DPOJET 拡張ジッタ＆アイ
パワー解析¥456,000¥456,000¥456,000¥456,000¥456,000¥456,000¥1,430,000¥721,000

型名● 13.3 型 HD 静電容量方式タッチスクリーン●直感的なユーザ・インタフェース● 12 ビットの ADC 分解能● FlexChannel® 入力●内蔵された AFG,MSO,DVM、
シリアル・バス・デコード機能（オプション）●購入後、アップデートにより機能拡張可能

CH
周波数帯域
最大アナログ / 最大デジタル

MSO54B 5-BW-350
MSO54B 5-BW-500
MSO54B 5-BW-1000
MSO54B 5-BW-2000
MSO56B 5-BW-350
MSO56B 5-BW-500
MSO56B 5-BW-1000
MSO56B 5-BW-2000
MSO58B 5-BW-350
MSO58B 5-BW-500
MSO58B 5-BW-1000
MSO58B 5-BW-2000

4/32
4/32
4/32
4/32
6/48
6/48
6/48
6/48
8/64
8/64
8/64
8/64

¥1,350,000（税別）より350MHz500MHz
1GHz
2GHz
350MHz500MHz
1GHz
2GHz
350MHz500MHz
1GHz
2GHz

オプション（追加拡張オプション）
5-AFG
任意 / ファンクション・ジェネレータ		
5-RL-125M
125M/ch 拡張レコード長		
5B-WIN
Windows ライセンス付きリムーバブル SSD

標準価格¥2,750,000¥3,440,000¥4,290,000¥5,300,000¥3,400,000¥4,220,000¥5,260,000¥6,520,000¥4,590,000¥5,660,000¥7,070,000¥8,800,000¥265,000¥575,000¥213,000

オプション（推奨アプリケーションモジュール）
5-SRAUDIO
オーディオ・シリアル・トリガ / 解析		¥461,000
5-SRAUTO
車載用シリアル・トリガ / 解析		¥461,000
5-SRCOMPRS232/422/485/UART シリアル・トリガ / 解析			¥461,000
5-SREMBD
I2C/SPI シリアル・トリガ / 解析		¥461,000
5-SRENET
Ethernet シリアル・トリガ / 解析		¥461,000
5-SRUSB2
USB シリアル・トリガ / 解析		¥461,000
5-DJA
拡張ジッタ & アイ解析		
¥1,080,000
5-PWR
パワー解析		
¥725,000

型名

4/32
4/32
4/32
4/32
4/32
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48

200MHz350MHz500MHz
1GHz
1.5GHz200MHz350MHz500MHz
1GHz
1.5GHz標準価格¥1,350,000¥2,110,000¥2,770,000¥3,370,000¥4,250,000¥1,820,000¥2,570,000¥3,370,000¥4,120,000¥5,040,000

オプション（追加拡張オプション）
4-AFG
任意波形ファンクション・ジェネレータ

¥256,000

オプション（推奨アプリケーションモジュール）
4-PWR-BAS
パワー解析
4-SRAUDIO
デジタル・オーディオ・トリガ／解析
4-SRAUTO
CAN, LIN, FLexRay シリアル・トリガ／解析
4-SRAUTOSENSENT シリアル・トリガ／解析
4-SRCOMP
Computer シリアル・トリガ／解析
4-SRENET
Ethernet シリアル・トリガ／解析
4-SRUSB2
USB2.0 トリガ／解析¥377,000¥366,000¥366,000¥366,000¥366,000¥366,000¥366,000

デジタル・ストレージ・オシロスコープ ［テクトロニクス］

デジタル・ストレージ・オシロスコープ ［テクトロニクス］

ミックスド・シグナル・オシロスコープ ［テクトロニクス］

TBS2000B シリーズ

TBS1000C シリーズ

2 シリーズ MSO¥247,000（税別）より●クラス最長、水平 15div の信号表示●低ノイズのフロント・エンド設計● 9 型 W の大型ディスプレイ
● 5M ポイント・レコード長● USB 無線 LAN アダプタに対応●上位機種と同様の TekVPI プローブ・インタ
フェース採用● HelpEverywhere による操作状況に応じたヘ
ルプ表示● 5 年保証●最高サンプル ･ レート 1GS/s● 7 型 WVGA カラーディスプレイ
●コースウェア機能内蔵● 5 年保証

型名

CH/ サンプル・レート

周波数帯域

標準価格

TBS2072B
TBS2102B
TBS2202B
TBS2074B
TBS2104B
TBS2204B

2/2GS/s
2/2GS/s
2/2GS/s
4/2GS/s
4/2GS/s
4/2GS/s

70MHz
100MHz200MHz70MHz
100MHz200MHz¥247,000¥314,000¥444,000¥385,000¥457,000¥549,000

14 ...

¥69,400（税別）より¥690,000（税別）より● 11.6 型 HD 静電容量方式タッチスクリーン●直感的なユーザ・インターフェース●独立したスペクトラム・アナライザ
1GHz（標準）/3GHz（オプション）●内蔵された AFG, MSO, DVM、
シリアル・バス・デコード機能（オプション）●購入後、アップデートにより機能拡張可能

CH
周波数帯域
最大アナログ / 最大デジタル

MSO44 4-BW-200
MSO44 4-BW-350
MSO44 4-BW-500
MSO44 4-BW-1000
MSO44 4-BW-1500
MSO46 4-BW-200
MSO46 4-BW-350
MSO46 4-BW-500
MSO46 4-BW-1000
MSO46 4-BW-1500［テクトロニクス］

型名

CH

周波数帯域

標準価格

MDO32 3-BW-100
MDO32 3-BW-200
MDO32 3-BW-350
MDO32 3-BW-500
MDO32 3-BW-1000
MDO34 3-BW-100
MDO34 3-BW-200
MDO34 3-BW-350
MDO34 3-BW-500
MDO34 3-BW-1000

2
2
2
2
2
4
4
4
4
4

100MHz200MHz350MHz500MHz
1GHz
100MHz200MHz350MHz500MHz1GHz¥690,000¥830,000¥1,440,000¥1,850,000¥2,170,000¥830,000¥929,000¥1,740,000¥2,310,000¥2,880,000

オプション（追加拡張オプション）
3-AFG
任意波形ファンクション・ジェネレータ
3-MSO
16 デジタル・チャンネルの追加
3-SA3
スペアナ 周波数帯域 3GHz

¥162,000¥317,000¥540,000

オプション（推奨アプリケーションモジュール）
3-PWR
パワー解析
¥308,000
3-BND
アプリケーションバンドル¥658,000
3-SRAUDIO
デジタル・オーディオ・トリガ／解析¥245,000
3-SRAUTO
CAN, CAN FD, LIN, FLexRay シリアル・トリガ／解析
		¥245,000
3-SRCOMP
Computer シリアル・トリガ／解析¥245,000
3-SREMBD
I2C、SPI シリアル・トリガ／解析¥245,000
3-SRUSB2
USB2.0 トリガ／解析¥245,000¥266,000（税別）より●業界トップクラスのコンパクト・サイズ●前面 / 側面の I/O によりアクセス、接続が容易●大型の高解像度静電容量式タッチディスプレイ●バッテリ・パック・オプション
●拡張解析

型名

CH/ サンプル・レート

周波数帯域

標準価格

TBS1052C
TBS1072C
TBS1102C
TBS1202C

2/1GS/s
2/1GS/s
2/1GS/s
2/1GS/s

50MHz
70MHz
100MHz200MHz¥69,400¥112,000¥153,000¥245,000

型名

CH

周波数帯域

標準価格

MSO22 2-BW-70
MSO22 2-BW-100
MSO22 2-BW-200
MSO22 2-BW-350
MSO22 2-BW-500
MSO24 2-BW-70
MSO24 2-BW-100
MSO24 2-BW-200
MSO24 2-BW-350
MSO24 2-BW-500

2
2
2
2
2
4
4
4
4
4

70MHz
100MHz200MHz350MHz500MHz70MHz
100MHz200MHz350MHz500MHz¥266,000¥332,000¥465,000¥970,000¥1,320,000¥402,000¥477,000¥582,000¥1,200,000¥1,570,000... 15オシロスコープ［ローデシュワルツ］

R&S®MXO4 シリーズ

¥1,242,000（税別）より

型名

CH

周波数帯域

標準価格

MXO44
MXO4 ＋ B243
MXO4 ＋ B245
MXO4 ＋ B2410
MXO4 ＋ B2415

4
4
4
4
4

200MHz350MHz500MHz
1GHz
1.5GHz¥1,242,000¥1,962,000¥2,534,000¥3,138,000¥3,629,000

ミックスド・シグナル・オプション解析機能
任意波形発生器
周波数応答解析（ボード線図プロット）
I2C/SPI/UART/RS-232/RS-422/
RS-485 シリアル・トリガ & デコード
CAN/CAN-FD/CAN-XL/
LIN シリアル・トリガ & デコード

¥420,000¥210,000¥300,000

MXO4-K520

電流プローブ¥360,000¥360,000［ローデシュワルツ］

R&S®RT-ZCxx シリーズ

¥183,000（税別）より●回路に影響を与えない DC/AC 測定● 1mA～2,000A の電流範囲●最大 100MHz の帯域幅
●信頼性の高い設計と分かりやすい操作● RT-ZC02/03：バッテリによる電源供給● RT-ZC15B/20B：オシロスコープ本体より
電源供給

型番

帯域幅

最大電流

RT-ZC02
20kHz
		
RT-ZC03
100kHzRT-ZC15B
50MHz
RT-ZC20B
100MHz± 2,000A± 200A30A
30A（RMS）
30A（RMS）

16 ...

R&S®RTB2000 シリーズ

［ローデシュワルツ］¥246,000（税別）より●帯域幅：70M/100M/200M/300MHz●チャネル数：2/4 チャネル
●サンプリングレート：最大 2.5G サンプル / 秒●メモリ長：最大 20M サンプル
● ADC 解像度：10 ビット●ディスプレイ：10.1 インチ静電容量式タッチスクリーン●ソフトウェアキーコードで帯域幅拡張やオプション追加が可能● 200/350/500MHz / 1/1.5GHz 帯域モデ
ル：4 チャネル
●業界最速 450 万波形 / 秒となる脅威の波形更新レート● 12 ビットの垂直軸分解能（HD モードで最大
18 ビット）●標準で 400M サンプル /CH の超ロングメモリ●クラス最速かつ高確度なスペクトラム解析●クラス初のデジタルトリガを搭載

オプション
MXO4-B1
MXO4-B6
MXO4-K36
MXO4-K510

デジタル・オシロスコープ

型名
		

オプション
RTB-B1
RTB-B6
RTB-K1
RTB-K15
RTB-K2
RTB-K3
RTB-K36

2/16
2/16
2/16
2/16
4/16
4/16
4/16
4/16

標準価格

70MHz
100MHz200MHz300MHz70MHz
100MHz200MHz300MHz¥246,000¥308,000¥434,000¥588,000¥374,000¥443,000¥538,000¥721,000

ミックスド ･ シグナル ･ オプション
任意波形発生器
I2C/SPI シリアル ･ トリガ & デコード
ヒストリ機能とセグメント ･ メモリ
UART/RS-232 シリアル ･ トリガ & デコード
CAN/LIN シリアル ･ トリガ & デコード
周波数応答解析（ボード線図プロット）¥144,000¥90,000¥99,000¥132,000¥99,000¥99,000¥99,000

パッシブプローブ［ローデシュワルツ］

R&S®RT-ZPxx シリーズ

¥14,000（税別）より●帯域幅：最大 500MHz●最大 1,000V（RMS）のダイナミックレンジ●汎用アプリケーション用の万能プローブ●最適なコンタクトを実現する豊富なアクセ
サリ

感度0.01 V/A
0.001 V/A
0.1V/A
0.1V/A
0.1V/A

標準価格（税別）¥183,000¥183,000¥716,000¥1,002,000

型番

帯域幅

最大電圧

R&S®RTM3000 シリーズ

［ローデシュワルツ］¥599,000（税別）より●帯域幅：
100M/200M/350M/500MHz/1GHz●チャネル数：2/4 チャネル
●サンプリングレート：最大 5G サンプル / 秒●メモリ長：最大 80M サンプル
● ADC 解像度：10 ビット●ディスプレイ：10.1 インチ静電容量式タッチスクリーン●ソフトウェアキーコードで帯域幅拡張やオプション追加が可能

CH
周波数帯域
最大アナログ / 最大デジタル

RTB2002
RTB2002+B221
RTB2002+B222
RTB2002+B223
RTB2004
RTB2004+B241
RTB2004+B242
RTB2004+B243

デジタル・オシロスコープ

CH
周波数帯域
最大アナログ / 最大デジタル

RTM3002
RTM3002+RTM-B222
RTM3002+RTM-B223
RTM3002+RTM-B225
RTM3002+RTM-B2210
RTM3004
RTM3004+RTM-B242
RTM3004+RTM-B243
RTM3004+RTM-B245
RTM3004+RTM-B2410

オプション
RTM-B1
RTM-B6
RTM-K1
RTM-K2
RTM-K3
RTM-K5
RTM-K6
RTM-K7
RTM-K15
RTM-K31
RTM-K36
RTM-K37

2/16
2/16
2/16
2/16
2/16
4/16
4/16
4/16
4/16
4/16

標準価格

100MHz200MHz350MHz500MHz
1GHz
100MHz200MHz350MHz500MHz1GHz¥599,000¥716,000¥1,232,000¥1,564,000¥1,876,000¥713,000¥797,000¥1,480,000¥2,063,000¥2,480,000

ミックスド ･ シグナル ･ オプション
任意波形発生器
I2C/SPI シリアル ･ トリガ & デコード
UART/RS-232 シリアル ･ トリガ & デコード
CAN/LIN シリアル ･ トリガ & デコード
I2S/LJ/RJ/TDM シリアル ･ トリガ & デコード
MIL-1553 シリアル ･ トリガ & デコード
ARINC 429 シリアル ･ トリガ & デコード
ヒストリおよびセグメントメモリ
パワー測定
周波数応答解析（ボード線図プロット）
スペクトラム解析およびスペクトログラム表示¥258,000¥131,000¥201,000¥201,000¥201,000¥201,000¥201,000¥201,000¥201,000¥276,000¥201,000¥276,000

携帯型 B5 サイズ 4ch 絶縁オシロ
メモリハイコーダ MR8880¥14,000¥30,000¥89,000¥1,028,000（税別）より

型名
		

CH
周波数帯域
最大アナログ / 最大デジタル

RTA4004
RTA4004+RTA-B243
RTA4004+RTA-B245
RTA4004+RTA-B2410

オプション
RTA-B1
RTA-B6
RTA-K1
RTA-K2
RTA-K3
RTA-K5
RTA-K6
RTA-K7
RTA-K31
RTA-K36
RTA-K37

4/16
4/16
4/16
4/16

標準価格

200MHz350MHz500MHz1GHz¥1,028,000¥1,726,000¥2,300,000¥2,701,000

ミックスド ･ シグナル ･ オプション
任意波形発生器
I2C/SPI シリアル ･ トリガ & デコード
UART/RS-232 シリアル ･ トリガ & デコード
CAN/LIN シリアル ･ トリガ & デコード
I2S/LJ/RJ/TDM シリアル ･ トリガ & デコード
MIL-1553 シリアル ･ トリガ & デコード
ARINC 429 シリアル ･ トリガ & デコード
パワー測定
周波数応答解析（ボード線図プロット）
スペクトラム解析 & スペクトログラム表示¥521,000¥147,000¥294,000¥294,000¥294,000¥294,000¥294,000¥294,000¥294,000¥294,000¥363,000［日置電機］

波形観測と実効値変動記録をこの1台で! ［日置電機］¥340,000（税別）

メモリハイコーダMR8870/MR8870-90 ¥130,000（税別）より●瞬時波形モードに加え、実効値変動の記録モードを新規追加● 2 台同期 + 付属 PC アプリで 4ch 機として使用可能●コンパクトボディで持ち運びが簡単、直感で使える簡単操作●超小型でありながら 1M サンプリングの高性能●小型で美しい、ワイド QVGA-TFT 液晶を搭載●接続コードとバッテリパック付のお得なセッ
ト品 MR8870-90 ¥175,000

電流プローブ・超高感度型登場 !
CT6700、CT6701

R&S®RTA4000 シリーズ

［ローデシュワルツ］●帯域幅：200M/350M/500MHz/1GHz●チャネル数：4 チャネル
●サンプリングレート：最大 5G サンプル / 秒●メモリ長：最大 1G サンプル
● ADC 解像度：10 ビット●ディスプレイ：10.1 インチ静電容量式タッチスクリーン●ソフトウェアキーコードで帯域幅拡張やオプション追加が可能

現場を支える ! 安全・確実・簡単操作● 480V 系ラインを直接測定可能●アナログ 4ch+ ロジック入力 8ch 対応● -10℃～50℃の使用温度範囲● CF/USB メモリにリアルタイム記録が可能● B5 ブックサイズ●最高 1MS/s、分解能 14bit● 5.7 型 TFT カラー液晶を搭載●脱着式プリンタをオプション設定

減衰比 入力インピーダンス 標準価格（税別）

RT-ZP03S 300MHz 400V（RMS） 10：1 10MΩ || 12pF
55V（RMS）
RT-ZP05S 500MHz 300V（RMS） 10：1 10MΩ || 9.5pF
RT-ZP10500MHz 400V（RMS）
		300 V
（RMS） 10：1 10MΩ || 9.5pF
		（CAT II）

型名
		

デジタル・オシロスコープ［日置電機］¥248,000（税別）より●感度 10 倍、1mA 波形もはっきり観測● S/N 比向上 微小電流をノイズに埋もれさせない ●過大電流による警告機能●ワンボタンで自動ゼロ調整 / 消磁機能
●ワンタッチで取り外せる BNC コネクタ
●電源 3272 で各種オシロに接続可能●センサ用電源 3272 ¥54,000● CT6700（DC〜50MHz, 5A Max.）¥248,000
CT6701（DC〜120MHz, 5A Max.）¥320,000... 17

ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ ［ローデシュワルツ］

4 1/2 桁 直流電圧 / 電流発生器 ［エーディーシー］

5 1/2 桁直流電圧・電流源 / モニタ ［エーディーシー］

電子部品用直流電圧・電流源/モニタ ［エーディーシー］

R&S®RTH1000 シリーズ

6146

6240B

6241A/6242¥534,000（税別）より●帯域幅：60/100/200/350/500MHz●チャネル数：2/4 チャネル
●サンプリングレート：最大 5G サンプル / 秒●メモリ長：最大 500k サンプル
●セグメントメモリ：50M サンプル
● ADC 解像度：10 ビット●波形更新速度：50,000 波形 / 秒●最大 8 種類の測定器を 1 台に搭載可能● 絶 縁 チ ャ ネ ル（CAT IV 600Vrms/CAT III
1000Vrms 対応）

型名
		

CH
周波数帯域
最大アナログ / 最大デジタル

RTH1002
RTH1002+RTH-B221
RTH1002+RTH-B222
RTH1002+RTH-B223
RTH1002+RTH-B224
RTH1004
RTH1004+RTH-B241
RTH1004+RTH-B242
RTH1004+RTH-B243
RTH1004+RTH-B244

オプション
RTH-B1
RTH-K1
RTH-K10
RTH-K15
RTH-K18
RTH-K19
RTH-K2
RTH-K200
RTH-K201
RTH-K3
RTH-K33
RTH-K34
RTH-K38
RTH-K9

2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8

60MHz
100MHz200MHz350MHz500MHz60MHz
100MHz200MHz350MHz500MHz

ミックスド・シグナル・オプション
I2C/SPI シリアル・トリガ & デコード
SENT シリアル・トリガ & デコード
ヒストリおよびセグメントメモリ
スペクトラム解析機能
アドバンスド・トリガ
UART/RS-232 シリアル・トリガ & デコード
無線 LAN 機能
Web IF リモート・コントロール
CAN/LIN シリアル・トリガ & デコード
周波数カウンタ
ハーモニクス解析機能
ユーザスクリプト
CAN-FD シリアル・トリガ & デコード

小型直流電源装置

標準価格¥534,000¥666,000¥758,000¥897,000¥1,109,000¥659,000¥767,000¥884,000¥1,024,000¥1,198,000¥218,000¥162,000¥255,000¥120,000¥206,000¥138,000¥162,000¥53,000¥65,000¥206,000¥108,000¥92,000¥255,000¥206,000［高砂製作所］

LX-2 シリーズ¥43,000（税別）より●低ノイズ、スイッチング電源方式で小型・軽量
重さ約 1.5kg の定電圧
（CV）
、定電流
（CC）
電源
●出力電圧約 5%〜105% の範囲で設定可能な可変トリマー式の過電圧保護（OVP）を装備
装置の異常のほか、負荷の耐圧に合わせた設定
可能● B タイプは外部コントロール装備外部抵抗・電圧入力による出力電圧・電流可変
外部接点等による出力 ON/OFF 制御、ALARM
フォトカプラ出力等を装備

A タイプ（外部制御なし） LX-2-010-3.5A

LX-2-018-2A

LX-2-035-1A

標準価格（税別）¥43,000¥43,200¥43,600
出力電圧
0〜10V
0〜18V
0〜35V
出力電流
0〜3.5A
0〜2A
0〜1A
ロードレギュレーション
CV：0.01%+5mV 以下、CC：0.05%+10mA 以下
ラインレギュレーション
CV：0.01%+3mV 以下、CC：0.05%+5mA 以下
リップル		
CV：2mVrms、CC：1mArms
過電圧保護任意可変（トリマ）5〜105%
5〜105%
5〜105%
B タイプ（外部制御あり） LX-2-010-3.5B
標準価格（税別）

18 ...

LX-2-018-2B

LX-2-035-1B¥46,000¥46,200¥46,600
リモートセンシング、出力電圧電流外部制御（10V/10kΩ）、
出力 ON/OFF 外部制御（フォトカプラ可）、
出力遮断（フォトカプラ可）、ALARM出力（フォトカプラ出力）¥225,000（税別）¥370,000（税別）● 4 1/2 桁で広ダイナミックレンジの電圧 / 電流発生が可能
電圧：0〜± 32.000V（分解能：1µV）
電流：0〜± 220.00mA（分解能：100nA）●高確度を 1 年間保証（基本確度）
電圧発生：± 0.025%、電流発生：± 0.03%●ソース / シンクが可能なバイポーラ出力●複数台の同期運転が可能●自動試験に最適なサスペンド機能内蔵●校正用電源や二次電池の擬似電源として● GPIB、USB 標準、オプションで BCD●発生・測定範囲
電圧：0〜± 15V
電流：0〜± 4A（DC は 1A）●基本確度± 0.02% の発生、測定●± 319999、分解能 1µV/100pA の測定●最大 20ms 間、± 4A のソース / シンクが可能●最小パルス幅 50µs、分解能 1µs のパルス測定●熱起電力をキャンセルした低抵抗や接触抵抗測定を実現

5 1/2 桁 直流電圧 / 電流発生器 ［エーディーシー］

高電圧用直流電圧・電流源 / モニタ ［エーディーシー］

6156

6247C/6247G¥325,000（税別）● 5 1/2 桁で広ダイナミックレンジの電圧 / 電流発生が可能
電圧：0〜± 32.0000V（分解能：100nV）
電流：0〜± 220.000mA（分解能：10nA）●高確度を 1 年間保証（基本確度）
電圧発生：± 0.015%、電流発生：± 0.02%●ソース / シンクが可能なバイポーラ出力●複数台の同期運転が可能● JIS に基づく熱電対起電力発生機能搭載●校正用電源や二次電池の擬似電源として● GPIB、USB 標準、オプションで BCD●最大発生電圧 250V、電流 320mA●高電圧 LED モジュール評価に最適●基本確度± 0.02% の発生、測定● 5½ 桁、分解能 10µV/10pA の測定●最小パルス幅 50µs、分解能 1µs で設定可能●シンク可能なバイポーラ出力● GPIB/USB または RS232/USB を装備

高確度ワーキング・スタンダード ［エーディーシー］
6166¥1,298,000（税別）● 6 1/2 桁 高安定のバイポーラ電源
電圧：± 10nV～± 1200V
電流：± 1nA～± 120mA●± 35ppm/1 年（25ppm/90 日）の高確度●± 5ppm/ 日の高安定度● 1000 データの発生メモリ機能● JIS に基づく熱起電力発生機能内蔵●オプションにて 1mA、10mA レンジの最大追従電圧を± 120V から± 1200V に変更可能（OPT6166+20：¥50,000）● GPIB、USB 標準装備、オプション BCD

ズーム出力 小型直流電源装置
KX-S シリーズ¥650,000（税別）［高砂製作所］¥87,800（税別）より●電力ズーム方式で幅広い電圧範囲で最大電力まで出力可能。小型スイッチング方式、定電圧（CV）、定電流（CC）電源
KX-100L 0〜40V/0〜10A（10V 以上で100W 連続出力可）
KX-210L 0〜60V/0〜14A（15V 以上で210W 連続出力可）
KX-100H 0〜160V/0〜2.5A（40V 以上
で 100W 連続出力可）● RS-232C/RS-485 標準装備 フルデジタル制御で抜群の安定性●リモートセンシングで片道 1V まで補償可能、
センシングライン断線による電圧上昇は 0.5V 以内の安全設計●外部接点やフォトカプラでも出力 ON/OFF 可能● 3 ステップシーケンス動作をサポート
KX-S-100-L
KX-S-100-H

6247C

6247G

発生桁数
4½ 桁
4½ 桁
出力方式
バイポーラ
バイポーラ
最大出力電圧+250V,-15V/ ± 320mA +250V,-15V/ ± 320mA
最小分解能
100µV
100µV
最大出力電流± 320mA/+250V,-15V ± 320mA/+250V,-15V
最小分解能
100pA
100pA
測定桁数
5½ 桁
5½ 桁
基本確度（代表レンジ）
0.02%
0.02%
最小電圧 / 電流測定分解能
10µV/10pA
10µV/10pA
抵抗測定最大値 / 最小分解能
125GΩ /30µΩ
125GΩ /30µΩ
外部インタフェース
USB/RS232
USB/GPIB

4チャンネル直流電圧・電流源/モニタ ［エーディーシー］
6540/6541¥833,000（税別）より●発生・測定範囲 電圧：0〜± 10V、
		
電流：0〜± 500mA●最小測定分解能：10µV/10pA●最大電力 5W/1 チャンネル（4 チャンネルで最大電流は± 1A まで）●基本確度：± 0.02%●最小パルス幅：50µs の高速パルス発生●シンク可能なバイポーラ出力●チャンネル間や複数台との同期運転機能

		

KX-S-210-L

標準価格（税別）¥87,800¥87,800¥121,000
出力電圧（設定分解能） 0〜40V（10mV）0〜160V（40mV）0〜60V（20mV）
出力電流（設定分解能） 0〜10A（10mA） 0〜2.5A（1mA） 0〜14A（10mA）
最大出力電力（ズーム方式）
100W
100W
210W
リモートセンシング○○○
RS-232C 通信機能○○○
RS-485 マルチ接続機能
最大 31 台最大 31 台最大 31 台
出力 ON/OFF 外部制御○○○
通電時出力 ON 選択○○○
過電圧保護任意可変
5〜110%
5〜110%
5〜110%
過電流保護任意可変
10〜110%
10〜110%
10〜110%6540		

6541

発生桁数／測定桁数		
4 1/2 桁／5 1/2 桁
出力方式			バイポーラ最大出力電圧		± 10V/ ± 500mA（4ch 合計 1A まで）			
最小分解能：100µV
電流		± 500mA/ ± 10V（4ch 合計 1A まで）			
最小分解能：100pA
基本確度（代表）		
0.02%
最小測定分解能		
電圧：10µV、電流：10pA
ディスプレイ		なし（LED 表示のみ）		
4.3 インチ カラー液晶
外部インタフェースUSB
各 ch 独立 計 4 個		
ch 共通 計 1 個
GPIB
---		
オプション
LAN
---		
オプション
価格（税別）		
¥833,000		
¥1,000,000¥370,000（税別）より●幅広いアプリケーションで使用可能
・MOSFET、アナログ SW の ON 抵抗の測定に・太陽電池の評価に・バッテリ充放電試験や電源デバイスの評価に
・電子部品の特性測定に●高分解能の発生・測定
発生：10µV/1nA 測定： 1µV/100pA●最小パルス幅 50µs、設定分解能 1µs のパルス測定●ツー・スロープ・リニア・スイープの新機能搭
載●シンク可能なバイポーラ出力● GPIB/USB を標準装備
		
発生範囲

電圧
電流
抵抗
測定分解能
電圧
電流
抵抗
基本確度		
設定最小パルス幅 / 設定分解能
シンク機能		VSIM、ISVM		
内蔵メモリ機能
価格		

6241A

6242

0〜± 32V0〜± 0.5A
0 Ω〜1.6GΩ
1µV
100pA
2µΩ
0.02%
50µs/1µs○○
8000 データ¥370,0000〜± 6V0〜± 5A0 Ω〜304MΩ
1µV
100pA
0.2µΩ
0.02%
50µs/1µs○○
8000 データ¥396,000

広範囲直流電圧・電流源 / モニタ ［エーディーシー］
6253/6254¥740,000（税別）より●幅広い発生・測定範囲で様々なアプリケーショ
ンで活躍
・半導体およびその他電子部品の特性試験に・DC/DC コンバータの評価試験に・ダイオード VF の温度依存性評価に●最小パルス幅 25µs の高速パルス発生●可変積分機能を搭載●可変スルー・レート機能を搭載● 20000 ステップのメモリ内蔵● GPIB/USB 標準、LAN/RS232 オプション

		
最大出力電流						
電圧発生 / 測定レンジ		
電流発生 / 測定レンジ		
桁数
発生
測定
電圧発生 / 測定分解能
発生
測定
電流発生 / 測定分解能
発生
測定
価格（税別）		

新規在庫

6253

6254

± 32V まで± 2A± 64V まで± 1A± 110V まで± 0.5A
300mV～100V
3µA～2A
5½ 桁
6½ 桁
5µV
100nV
50pA
1pA
¥740,000± 7V まで± 20A± 20V まで± 7A

規格試験に不可欠な試験器
保護導通試験器 3157

300mV～20V
300µA～20A
5½ 桁
6½ 桁
5µV
100nV
5nA
100pA
¥978,000［日置電機］¥216,000（税別）●国内外の各種安全規格に準拠した試験が可能●医療、一般電気機器の保護導通抵抗測定●工作機器設置時のアース接続検査に●小さなボディに機能を凝縮●最大 20 個の設定値が保存可能●安全に電流印加するソフトスタート機能... 19

AC 耐電圧・絶縁抵抗試験器
TOS9300［菊水電子工業］¥490,000（税別）● AC 耐電圧・絶縁抵抗試験の 2 機能を搭載した
電気安全規格マルチアナライザです。
●耐電圧試験 AC5KV/100mA（500VA）●絶縁抵抗試験 0.001MΩ〜100.0GΩ
（DC -25V〜 -1000V）● LAN/USB/RS232C 標準装備
●絶縁破壊の検出感度を設定可能●視認性の高いカラー液晶ディスプレイを採用●高電圧スキャナ TOS9320 を組み合わせれば最大 16ch の試験ポイントで自動的に検査が可能（※ T0S9320 × 4 台使用時）［菊水電子工業］¥110,000（税別）● 出 力 電 圧 範 囲：-25V～-1000Vdc（JISC
1302-2002 に準拠した出力特性） ●抵抗測
定範囲：0.01MΩ〜5000MΩ ●ディスチャー
ジ機能搭載 ●ウィンドウコンパレータ搭載● ホ ー ル ド 機 能（ 試 験 終 了 時 の 測 定 抵 抗 値 をPASS 期間中ホールド） ●タイマー機能搭載●リア出力端子 ●測定値モニタ端子 ●パネルメモリ（10 通り）搭載 ● SIGNAL I/O、リモ
コン端子搭載 ● RS232C インターフェース標
準装備 ●電源：AC100V～240V ●付属テストリード：TL08-TOS

新規在庫

AC 耐圧試験器［菊水電子工業］

TOS5200¥160,000（税別）● AC 0.05KV〜5KV 耐圧●この価格で世界初「入力に影響されない高安定出力」は新開発 PWM スイッチングアンプ搭載の本機だけ。
●高精度± 1.5% of reading、試験時間設定は最小 0.1S から。
●ライズタイム・フォールタイムコントロール機
能付き。
●リーク電流設定値の分解能もアップ !
0.01mA〜設定可能。

［菊水電子工業］¥139,000（税別）ほか● DC 0〜600V・0〜50A、28 モデル●シリーズレギュレート方式によるローノイズ・
高安定な出力●汎用性に優れたベーシック電源です
型名PAN16-10A
PAN35-5A
PAN35-10A
PAN35-20A¥139,000¥139,000¥184,000¥219,000

PCR-MA シリーズ
● PWM インバータ方式のコンパクトな交流電源●単相 500VA〜4KVA までラインナップ●多彩な出力モード● AC 出力：0〜155V/0〜310V●周波数：40.0Hz〜500.0Hz● DC 出力：0〜219V/0〜438V●定格最大電流の最大 3 倍までピーク電流出力可能（コンデンサインプット型整流負荷に対して）●計測機能、メモリ機能搭載● USB、LAN（LXI）標準装備（GPIB オプション）

20 ...

［菊水電子工業］

アース導通試験器［菊水電子工業］

TOS6200A¥250,000（税別）

電気用品安全法など安全規格中のクラス I 機器に要求されるアース導通試験を実施する為の試
験器● 定 電 流 方 式 採 用 ● 試 験 電 流：AC3.0A～
30.0A、出 力 端 子 電 圧 5.4V ● 出 力 電 流 計：
0.0A～33.0A、確度±（1%of reading+0.2A）●出力電圧計：0.00V～6.00V、確度±（1%ofreading+0.02V） ● 抵 抗 計：0.001Ω ～1.200Ω、確度±（2%of reading+0.003Ω）
良否判定機能、オフセットキャンセル機能¥258,000（税別）より［菊水電子工業］

TOS5302¥310,000（税別）

大容量スマート交流・直流安定化電源
PCR－WEA/WEA2 シリーズ

PCR1000WEA
PCR2000WEA
PCR3000WEA2

PLZ-4Wシリーズ 電子負荷装置（DC）［菊水電子工業］

PLZ205W

PLZ164W, PLZ164WA¥263,000（税別）より

コンパクト・マルチ出力直流電源 ［菊水電子工業］

コンパクト直流安定化電源

PMX-Multi シリーズ

PMX-A シリーズ

［菊水電子工業］¥720,000（税別）より

型名

出力容量

PMX32-3DU AC100V		
PMX32-3TR AC100V				
PMX32-2QU AC100V
		
		
		

1CH： 32V（3A）
2CH： 32V（3A）
1CH： 32V（3A）
2CH： 32V（3A）
3CH： 6V（5A）
1CH： 32V（2A）
2CH： 32V（2A）
3CH： 18V（2.5A）
4CH： 18V（2.5A）¥125,000（税別）より標準価格（税別）

型名¥148,000

PMX18-2A
PMX18-5A
PMX35-1A
PMX35-3A
PMX70-1A
PMX110-0.6A
PMX250-0.2A
PMX350-0.2A
PMX500-0.1A¥168,000［菊水電子工業］¥58,000（税別）より● 18V から 500V の 9 機種
●ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ
方式● 高 い 設 定 分 解 能 電 圧：1mV（18V / 35V系）、電流：0.1mA● LAN（LXI）/ USB / RS232C イ ン タ ー
フェース標準装備●外部アナログリモートコントロール・モニタ＆ステータス信号出力● CV、CC 優先起動機能（出力オン時のオーバーシュートを防止）●リモート・センシング機能付（18V / 35V 系）●キーロック、3 点メモリ機能●シーケンス作成ソフトウェア（WAVY）が無償ダウンロード¥125,000

出力容量標準価格（税別）

18V（2A）
18V（5A）
35V（1A）
35V（3A）
70V（1A）
110V（0.6A）
250V（0.2A）
350V（0.2A）
500V（0.1A）¥58,000¥73,000¥59,000¥73,000¥75,000¥80,000¥78,000¥82,000¥82,000

コンパクト・ワイドレンジ直流電源 ［菊水電子工業］

薄型ワイドレンジ可変スイッチング電源

PWR-01 シリーズ

PWX シリーズ¥128,000（税別）より●シーケンス機能搭載（トリガ同期可能）● LAN/USB/RS232C 標準搭載
●内部抵抗可変機能搭載●定格出力電力：400W/800W/1200W/
2000W●定格出力電圧：40V/80V/240V/650V●前面端子 全モデル標準装備●ワイドレンジ出力（3〜4 倍比の電圧・電流可変域）［菊水電子工業］¥205,000（税別）より● 30V〜650V まで、4 タイプの広い動作範囲を持った電力型電源● 750W,1500W の容量からお選びいただけます。
●インターフェースは USB, RS232C, LAN を標準装備し直接制御が可能です。
●特に LAN を使用すると高速制御で、タクトタ
イム短縮に貢献します。
●力率回路（力率 0.99）を内蔵した 1U タイプの薄型・軽量設計です。

出力相

電力容量

標準価格（税別）

型名

出力容量標準価格（税別）

単相
単相
単相二線・三相
単相三線

1kVA
2kVA
3kVA
2kVA

¥720,000¥1,050,000¥1,410,000

PWR401L
400W
PWR401ML		PWR401MH		PWR401H		PWR801L
800W
PWR801ML		PWR801MH		PWR801H		PWR1201L
1200W
PWR1201ML		PWR1201MH		PWR1201H		PWR2001L
2000W¥128,000¥128,000¥178,000¥196,000¥178,000¥178,000¥228,000¥238,000¥308,000¥262,000¥358,000¥396,000¥420,000

AC 入力ケーブルは別売となります。

¥200,000（税別）より● 165W〜1000W の 4 タイプ、計 6 モデル● 0V 入力対応（PLZ164WA、PLZ664WA）●最高スルーレート 16A/µs（立上り時間換算10µs）の高速応答●定電流・定抵抗・定電圧・定電力など 6 つの動作モードに対応●タイマ機能と時間・電圧計測機能により電池の放電特性評価が可能●ブースタによる大容量化を実現（PLZ1004W）●シーケンス機能、スイッチング機能搭載● GP-IB/RS232C/USB 標準装備

●各出力がアイソレーション●高設定分解能 1mV、または 1mA 単位の表示が可能●各チャンネル毎に出力オン / オフ
●ワンタッチで直列 / 並列接続の切替可能（CH1と CH2）●全チャンネルトラッキング制御可能●各出力オン / オフのディレイ●キーロック、3 点メモリ機能●リモートセンシング機能● LAN（LXI）/USB/RS232C インターフェー
ス標準装備

耐圧絶縁試験器

型名

PLZ-5Wシリーズ 多機能直流電子負荷装置 ［菊水電子工業］● 200W・400W・1200W・2400W、4 モ デル ●動作電圧：1V〜150V（最小 0.05V から）●最高スルーレート：60A/µs ●任意 IV 特性（ARB）
モード搭載 ●並列運転機能：ブースター
接 続 で 最 大 10.8kW（2160A）を 実 現 ● カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ● 通 信 機 能：LAN（LXI 対 応 ）USB・RS232C・
GPIB（オプション）・外部アナログ制御 ●プロ
グラム機能を強化（最大 10000 ステップ）●超小型、超大容量、一筺体で 36KVA モデルまでラインナップ●各種電源変動シミュレーション、シーケンス機
能搭載●インバータ方式で低リップルノイズを達成●周波数：1Hz〜5kHz● DC 出力：定格電力の 100%
●出力電圧：AC 0〜320Vrms：DC 0〜± 452V
●通信 I/F：LAN、USB、RS232C 標準装備
※ GPIB オプション

標準価格（税別）

コンパクト交流電源¥550,000（税別）● TOS8870A の後継機
●耐圧試験 5KV（500VA）、絶縁抵抗試験 7 レ
ンジ電圧設定可。
● PWM アンプ搭載で歪少なく高安定、確実な試験をご提供。
●ライズタイム・フォールタイム設定可能● USB I/F 搭載、自動化対応

PAN-A シリーズ 高信頼性電源
PAN16-10A ほか

TOS9301［菊水電子工業］● AC/DC 耐電圧・絶縁抵抗試験の 3 機能を搭載した電気安全規格マルチアナライザです。
● 耐 電 圧 試 験 AC5kV/100mA（500VA）
・
DC7.2kV（100W） ● 絶 縁 抵 抗 試 験0.001MΩ 〜100.0GΩ（DC-25V〜-1000V/
DC+50V〜+7200V）● LAN/USB/
RS232C 標準装備 ●絶縁破壊の検出感度を設定可能 ●視認性の高いカラー液晶ディスプレイを採用 ●高電圧スキャナ TOS9320 を組み合わせれば最大 16ch の試験ポイントで自動的に検査が可能（※ T0S9320 × 4 台使用時）

絶縁抵抗試験器
TOS7200

AC/DC 耐電圧・絶縁抵抗試験器

形名

出力容量

可変範囲

PWX750ML
PWX750LF
PWX750MLF
PWX750MHF
PWX750HF
PWX1500LPWX1500MLPWX1500MHPWX1500H

750W
750W
750W
750W
750W
1500W
1500W
1500W
1500W

0～80V, 0～28A
0～30V, 0～75A
0～80V, 0～28A
0～230V, 0～10A
0～650V, 0～3.5A
0～30V, 0～150A
0～80V, 0～56A
0～230V, 0～20A
0～650V, 0～7A

標準価格（税別）¥205,000¥205,000¥205,000¥205,000¥205,000¥315,000¥315,000¥315,000¥315,000... 21

コンパクト AC/DC 電源
ASR シリーズ［テクシオ］¥265,000（税別）より●インバータ方式を採用● 1000VA出力でもハーフラックサイズの省ス
ペース設計● AC 最 大 出 力 電 圧 350Vrms（AC モ ー ド
40Hz～999.9Hz）● DC 出力範囲：-500V～+500V●交流 / 直流、内部 / 外部の信号源を組み合わせ
た 9 つの出力モード●電圧、電流の実効値、ピーク値、平均値、電力や力率、40 次までの高調波電圧、電流の測定値を表示● 最 大 999 ス テ ッ プ の シ ー ケ ン ス 機 能（ 各 ス
テップ 100µ～999.9999 秒）●電圧・位相・周波数の変動などのシミュレート
モード
型

名

価

格

350Vrms
350Vrms

5A
10A

最大出力定格500VA
1000VA［テクシオ］¥130,000（税別）より●定格電力（W）内でのワイドレンジ出力●出力スルーレート可変機能●モニタ、ステータス出力端子● USB,LAN 標準搭載、GPIB オプション● CE、RoHS 対応[TEXIO ブランド ]PSW-360L30
PSW-360L80
PSW-720L30
PSW-720L80
PSW-1080L30
PSW-1080L80¥130,000¥130,000¥180,000¥180,000¥310,000¥264,000[GW INSTEK ブランド ]PSW30-108¥255,000

30V/12A-10V/36A（360W）
80V/4.5A-26.6V/13.5A（360W）
30V/24A-10V/72A（720W）
80V/9A-26.6V/27A（720W）
30V/36A-10V/108A（1080W）
80V/13.5A-26.6V/40.5A（1080W）

30V/36A-10V/108A（1080W）

高電圧フレキシブル直流電源
PSF-800H
最大出力電圧 800V の高電圧フレキシブルレン
ジ出力。さまざまな高電圧デバイスへの供給を 1台でカバー●小型・軽量・高効率のスイッチング方式●高電圧 0〜800V 可変●縦置き・横置きの両方に対応の 90 度回転可能
な操作パネル● GP-IB、RS-232C、USB の イ ン タ フ ェ ー ス
ボードによりフルリモート制御可能（ユーザオプション）

22 ...

PFR シリーズ

PA-B シリーズ¥108,000（税別）より

プログラマブル高精度直流安定化電源

ワイドレンジ直流安定化電源
PSW シリーズ

直流安定化電源●自然空冷方式（ファンレス）● 3 点プリセットメモリ機能●外部アナログコントロール●テストモードによるシーケンス機能● USB、RS232C 標準装備
●ワールドワイド対応 AC 入力[LAN 搭載モデル ]PFR-100L50N：出力 50V/10A/100W
PFR-100M250N：出力 250V/2A/100W

AC 最大出力電圧 AC 最大出力電流

ASR501-351 ¥265,000
ASR102-351 ¥374,000

ファンレスワイドレンジ直流安定化電源 ［テクシオ］［テクシオ］¥370,000（税別）

PPX シリーズ［テクシオ］¥138,000（税別）より●電流表示分解能（0.1µA、1µA、10µA、0.1mA）
・電圧表示分解能（0.1mV、1mV）●熱電対（K タイプ）による温度測定および設定温度による出力遮断に対応● 2.4 インチカラーLCD 搭載●電圧、電流の立ち上がり / 立ち下がり時間を独立に設定可能●電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング
機能● USB、LAN、RS-232C、RS-485 を標準装備

型

名

PPX20-2
PPX20-5
PPX36-1
PPX36-3価

格¥138,000¥148,000¥138,000¥148,000¥160,000（税別）より

PSF-L シリーズは最大定格電力内で広範囲の電
圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の出力可変型直流安定化電源です。
出力は 400W 単出力 /800W 単出力 /400W 2
出力の 3 タイプに加え、800W の電流拡張用モデル（スレーブ専用機）を揃え幅広い用途に対応します。
別売のコントロールボードを装着することで、
GP-IB、RS-232C、USB といったデジタル通信
インタフェースへの拡張が可能となります。

●フレキシブルレンジ出力 ●定電力制御 ●力率改善回路 ●パネル操作部回転機
能 ●シーケンス機能 ●オフタイマ機能 ●保護機能 ●プリセット機能（3 ポイント） ●ワンコントロール運転 ●外部コントロール機能 ● 2 出力モデル（PSF400L2） ●ディレイ機能（PSF-400L2 のみ） ●トラッキング機能（PSF-400L2
のみ）¥160,000¥250,000¥276,000¥136,000（税別）より●低リップル、低ノイズ電源 : シリーズレギュレータ方式 ●電圧 / 電流同時デジタル
表示と V/I CHECK キー ●直列運転 / 並列運転とワンコントロール並列運転（マスター機 1 台でスレーブ機（2 台まで）） ●フローティング出力 / 電圧リモートセンシ
ング端子付き ●外部アナログコントロールと外部アナログコントロール時の微調整
ボリュームを搭載 ●モニタアウト ● GP-IB 対応（オプション） ● EIA ラックサイズ対応 ● OVP 機能 ●オプション : 取手（出荷時工場オプション）:ガードキャップ（OP-20GC）●ワンダイヤル・コントロール設定 ●ディジット・キーでスピーディな選択 ●電圧
設定は 10mV（定格 10V 以上の出力）、1mV（定格 10V 未満出力）、電流は 1mA 単位の高精度 ●各出力の個別設定、各出力の正負両極のトラッキングが可能 ●電圧 / 電流の 4 点ペア・プリセット ●出力 ON/OFF ディレイタイム●別売ボードで GP-IB、USB、RS-232C 対応

形

PW18-1.8AQ
PW18-1.3ATS
PW18-3AD
PW18-3ADP
PW18-2ATP
PW36-1.5AD

名（電圧 / 電流）
：

価

格

形

名（電圧 / 電流）：価

格PA18-2BVT（18V/2A）： ¥58,000
PA18-5B（18V/5A）：¥73,000
PA36-2B（36V/2A）：¥67,000［テクシオ］¥135,000（税別）より●低リップル低ノイズのドロッパ方式●設定分解能：1mV/0.1mA、
リードバック分解能：0.1mV/0.1mA●各出力絶縁・独立コントロール● CH1+CH2 直列・並列トラッキング●電圧、電流、電力の監視を行うモニタリング
機能● 電 子 負 荷 機 能 搭 載（CH1 お よ び CH2、動 作
モード：CC/CV/CR、OPP：50W）●保護機能：OVP、OCP、OTP● USB、RS-232C、LAN、GP-IB 標準装備
● LabVIEW ドライバ

［テクシオ］

PW-A シリーズ［テクシオ］

PW-A シリーズは、CPU 搭載の信頼性に優れた
トラッキング機能付き多出力型ドロッパー方式の CV/CC 電源です。単出力電源数台分の出力と多彩な機能を持っています。また、ユーザオプ
ションのインターフェース（3 種類）を本体に組み込むことで GP-IB、USB と RS-232C に対応
でき、PC 制御でリスナ & トーカ機能を備えたフルリモートの電源としてシステム拡張を可能にし、幅広い用途に対応できます。

GPP シリーズ

フレキシブル直流安定化電源

多出力直流安定化電源

PA-B シ リ ー ズ は、電 圧 3 1/2 桁、電 流 3 桁 のLED 表示を備えた、ドロッパ方式の CV/CC 電源です。出力設定ボリュームは、10 回転の巻線型
可変抵抗器を用いており、出力電圧・電流とも微細に設定できます。設定値確認機能の搭載により、出力電圧・電流とも、出力 OFF 状態でも設定できます。また、各種リモートコントロールに対応しており、システム用電源としても、幅広い用途に対応します。

電子負荷機能付高分解能多出力直流電源

20V/2A
20V/5A
36V/1A
36V/3A

PSF-400L （80V/40A/400W）：
PSF-800L （80V/80A/800W）：
PSF-400L2 （80V/40A/400W × 2 出力）：¥55,000（税別）より

PA18-1.2BVT（18V/1.2A）： ¥55,000
PA18-3B（18V/3A）：¥67,000
PA36-1.2BVT（36V/1.2A）： ¥59,000
PA36-3B（36V/3A）：¥73,000
PA600-0.1B¥84,000

電圧 / 電流PSF-L シリーズ

［テクシオ］

型

名

GPP-2323G
GPP-4323G

価

格¥135,000¥152,000形

名

電圧 / 電流± 18V/1.8A、+8V/2A、-6V/1A± 18V/1.3A、+6V/5A（リモートセンシング付）± 18V/3A+18V/3A、+18V/3A+18V/2A、+36V/1A、+8V/2A± 36V/1.5A

直流安定化電源
GPS-1830D/GPS-1850D

型名（電圧 / 電流） 標準価格
GPS-1830D （18V/3A） ¥33,000
GPS-1850D （18V/5A） ¥44,000

電圧 / 電流直流安定化電源

2CH
4CH

32V/3A、32V/3A
32V/3A、32V/3A、5V/1A、15V/1A

GPS-3030DD

GPT-9801/9901A●耐電圧試験：AC 0.1kV〜5kV●高効率・高安全の PWM スイッチングアンプ
搭載●出力電圧 RAMP 機能（上昇時間制御 0.1s〜
999.9s）●試験条件を 100 セットメモリ可能●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB（オプション）
GPT-9801¥150,000 200VA
GPT-9901A ¥188,000 500VA¥33,000（税別）より● CV/CC 電源、18V/3A、18V/5A●デジタル表示：電圧・電流切替●高分解能：0.01％●マスター/ スレーブ接続可能●電圧微調整ツマミ、電流微調整ツマミ独立●過出力保護、極性反転保護●寸法：128（W）× 145（H）× 285（D）mm

出力数

AC 耐電圧試験器［テクシオ］［テクシオ］¥150,000（税別）より［テクシオ］¥47,000（税別）● CV/CC 電源、30V/3A●電圧・電流同時デジタル表示●高分解能：0.01％●マスター/ スレーブ接続可能●電圧微調整ツマミ、電流微調整ツマミ独立●過出力保護、極性反転保護●寸法：128（W）× 145（H）× 285（D）mm●質量：約 5kg

AC/DC 耐電圧試験器
GPT-9802/9902A［テクシオ］¥198,000（税別）より●耐電圧試験：AC 0.1kV〜5kV、DC 0.1kV〜
6kV●高効率・高安全の PWM スイッチングアンプ
搭載●出力電圧 RAMP 機能（上昇時間制御 0.1s〜
999.9s）●試験条件を 100 セットメモリ可能●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB（オプション）
GPT-9802¥198,000 200VA
GPT-9902A ¥260,000 500VA... 23

AC/DC 耐電圧 / 絶縁試験器
GPT-9803/9903A［テクシオ］¥230,000（税別）より●耐電圧試験：AC 0.1kV〜5kV、DC 0.1kV〜
6kV ●絶縁抵抗試験：DC50V〜1000V●高効率・高安全の PWM スイッチングアンプ
搭載●出力電圧 RAMP 機能（上昇時間制御 0.1s〜
999.9s）●試験条件を 100 セットメモリ可能●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB（オプション）
GPT-9803¥230,000 200VA
GPT-9903A ¥294,000 500VA

GPT-9904［テクシオ］¥484,000（税別）●耐電圧試験：AC 0.1kV〜5kV、DC 0.1kV〜
6kV ●試験容量：500VA●絶縁抵抗試験：DC 50V〜1000V●アース導通試験：AC 3A〜32A●高効率・高安全の PWM スイッチングアンプ
搭載●出力電圧 RAMP 機能（上昇時間制御 0.1s〜
999.9s）（AC/DC/IR）●試験条件を 100 セットメモリ可能●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB（オプション）

バッテリ・シミュレータ
2281S-20-6

AC/DC 耐電圧 / 絶縁 /GB 試験［ケースレー］¥445,000（税別）●出力定格：0〜20V、-1〜6A、120W●バッテリ・モデルを自動生成●バッテリ・モデルの編集が可能●バッテリ・テスト●バッテリ・シミュレーション● SOC：0〜100%、ESR：-0.1〜10Ω●出力リップル、ノイズ：1mV RMS 未満● GPIB、USB、LAN インタフェース● 3 年保証［ケースレー］¥276,000（税別）●全チャンネル独立●各チャンネルの出力オン／オフを独立制御●全チャンネルの電圧、電流値を同時表示● 2 つの 30V チャンネルをトラック可能● 30V チャンネルの並列、直列モードで出力を3A、60V まで拡張可能●リモート・センシング（全チャンネル）● 3 年保証

ソースメータ［ケースレー］

2401、2400¥728,000（税別）より● 1µV〜20V、10pA〜1A の高精度印加および測定（2401 型）● 1µV〜210V、10pA〜1A の高精度印加および測定（2400 型）● 5 つの測定器を 1 台に集約（IV 印加、IVR 測定）●印加とシンク、4 象限動作
● 5.5 桁分解能で 0.012% 基本確度
● 2 線、4 線、6 線式の抵抗測定● GPIB/RS232● 2401 型 ¥728,000
2400 型 ¥1,150,000

低ノイズ・プログラマブル DC 電源［ケースレー］●型名●チャンネル数●最大出力電圧●最大出力電流●リップルとノイ●電圧確度●インタフェース
●価格

2230GJ-30-1
3
Ch1（30V）、Ch2（30V）、Ch3（6V）
Ch1（1.5A）、Ch2（1.5A）、Ch3（5A）＜ 1mV rms
0.03％
GPIB、USB-TMC¥276,000

グラフィカル・タッチスクリーンSMU ［ケースレー］

2280S-32-6、2280S-60-3 ¥298,000（税別）より2450/2460/2461● 2280S-32-6 32V、6A
2280S-60-3 60V、3.2A● 100nA から 6A まで電流測定（6.5 桁分解能）●外部トリガに同期した最小 140µs の負荷電流測定
●最大 192W 低ノイズのシリーズ・レギュレー
タ方式●リモート・センシング●最大 99 ステップまでのシーケンス機能（リスト・モード）● GPIB、USB、LAN インターフェース● 3 年保証● 2280S-32-6 ¥298,000、2280S-60-3 ¥300,000●直感操作が可能な新型ソースメータ● 5 型静電容量方式のタッチスクリーン・インタ
フェース● 0.012％の基本測定確度と 6.5 桁の分解能●印加とシンク（4 象限）動作●高速サンプリング測定用のデュアル 1M/s デジタイザ（2461 のみ）●状況対応の全面パネルのヘルプ機能● SCPI 及び TSP® プログラミングモード● 2450 型 ¥935,000
2460 型 ¥1,440,000
2461 型 ¥1,620,000

E36100B シリーズ

¥935,000（税別）より

E36102B
E36103B
E36104B
E36105B
E36106B¥172,604（税別）800W  オートレンジ対応  DC 電源 ［キーサイト］
E36150A シリーズ

¥526,280（税別）●単出力 / オートレンジ（ワイドレンジ）対応
一台で広い電圧 / 電流をカバー●最大 2.4kW ピークパワー電量が供給可能
電動機の始動電流もの対応可能●豊富な測定機能
・ 電圧 / 電流測定、データロガー機能（標準）・ オシロスコープ・ビュー、任意波形発生機能（オプション）●安全規格 IEC61010 に対応
フロント・パネル
ビンディング・コネクション

DC 単出力、6V、5A、30W
DC 単出力、20V、2A、40W
DC 単出力、35V、1A、35W
DC 単出力、60V、0.6A、36W
DC 単出力、100V、0.4A、40W¥172,604¥172,604¥172,604¥172,604¥172,604

型番

出力レンジ

希望小売価格E36154A
E36155A

30V/80A（オートレンジ）
60V/40A（オートレンジ）¥526,280¥526,280

200/400W  オートレンジ対応  DC電源 ［キーサイト］

80/160W  3 出力  DC 電源

E36200A シリーズ

E36300A シリーズ

¥271,988（税別）より●オートレンジ（ワイドレンジ）対応●大出力電源 40A あるいは12V（並列＆直列動作）● 350µVrms 低ノイズ出力、デバイス保護、
大型ディスプレイ● 1µA 分解能の電流測定機能、外部マルチ
メータ不要●プログラマブル電源：USB/LAN 標準、
GPIB（オプション）型

番E36231A
E36232A
E36233A
E36234A

レンジ

希望小売価格

＃1
＃1
＃1
＃2
＃1
＃2

30V/20A
60V/10A
30V/20A
30V/20A
60V/10A
60V/10A¥271,988¥271,988¥495,349

プログラマブル交流電源●出力容量：AC750VA/DC750W●交流出力：0〜155V/0〜310V、1〜550Hz●直流出力：-220V〜+220V/-440V〜+440V●ピーク電流：最大出力電流（実効値）の 4 倍（定格出力電圧時）●計測機能（電圧、電流、電力、周波数、力率等）●シーケンス機能、出力電流リミッタ機能● USB/RS-232、外部制御入出力●コントロールソフトウエア標準添付［キーサイト］¥214,405（税別）より●低リップルノイズ 0.35mVrms を実現●測定器いらずの高分解能・高確度電流測定
1µA 電流測定分解能、
0.25% ＋ 80µA 確度（※）●制御回路の電源投入シーケンス評価を大幅に効率アップ●手軽に電源変動評価：データログ機能（※）●自動直列（電圧 2 倍）、自動並列（電流 2 倍）（※）
※ E36312A/13A のみの機能です

出力

EC750SA

24 ...

［キーサイト］●卓越した電流リードバック（測定）性能
1µA 電流測定分解能、1mV 電圧測定分解能●低ノイズ、リップル：
シリーズレギュレータ方式採用（出力部）●軽量・小型で簡単操作：
3.7kg、高さ 2U/ 幅 1/4 ラックサイズ● OLED 画面による大きな表示：
離れた場所からも状況確認可能● LAN、USB を介した高速プログラミング：<10ms コマンド処理 / 高速セットリング時間

マルチチャンネル DC 電源
2230 シリーズ

最大 40W  単出力  DC 電源¥495,349

型

番

E36311A

E36312A

E36313A［エヌエフ回路］¥248,000（税別）

出力

レンジ

希望小売価格

#1
#2
#3
#1
#2
#3
#1
#2
#3

6V/5A
25V/1A-25V/1A
6V/5A
25V/1A
25V/1A
6V/10A
25V/2A
25V/2A¥214,405

プログラマブル交流電源
EC1000SA¥259,984¥313,143［エヌエフ回路］¥350,000（税別）●さまざまな負荷、幅広い用途に対応●出力容量：AC1kVA / DC1kW●交流出力：0〜155V/0〜310V、1〜550Hz●直流出力：-220V〜+220V/-440V〜+440V●ピーク電流：最大出力電流（実効値）の 4 倍●計測機能（電圧 , 電流 , 電力 , 周波数 , 力率等）
●シーケンス機能、出力電流リミッタ機能● USB/RS-232、外部制御入出力●コントロールソフトウエア標準添付... 25直流電源 / GPIB 標準搭載・1 出力
E3632A〜45A［キーサイト］¥172,488（税別）より● 1 出力モデル● GPIB/RS-232C を標準搭載●低リップル／ノイズ (0.35mVrms～
1mVrms）●高いリードバック分解能および確度●測定器の重ね置きが可能な横型

型

番

E3632A
E3633A
E3634A
E3640A
E3641A
E3642A
E3643A
E3644A
E3645A

直流電源 / GPIB 標準搭載・2 出力
E3646A〜49A［キーサイト］¥220,881（税別）より● 2 出力モデル● GPIB/RS-232C を標準搭載●低リップル／ノイズ(0.5mVrms～1mVrms）●高いリードバック分解能および確度●測定器の重ね置きが可能な横型

レンジ 1

レンジ 2

希望小売価格15V/7A
8V/20A
25V/7A
8V/3A
35V/0.8A
8V/5A
35V/1.4A
8V/8A
35V/2.2A

30V/4A
20V/10A
50V/4A
20V/1.5A
60V/0.5A
20V/2.5A
60V/0.8A
20V/4A
60V/1.3A¥235,305¥378,084¥380,295¥172,488¥172,488¥172,604¥172,604¥201,493¥201,493

型

出力

レンジ 1

レンジ 2

希望小売価格E3646A

#1
#2
#1
#2
#1
#2
#1
#2

8V/3A
8V/3A
35V/0.8A
35V/0.8A
8V/5A
8V/5A
35V/1.4A
35V/1.4A

20V/1.5A
20V/1.5A
60V/0.5A
60V/0.5A
20V/2.5A
20V/2.5A
60V/0.8A
60V/0.8A¥220,881

E3648A
E3649A¥220,881¥262,319¥262,319

ソース・メジャーユニット（SMU） ［キーサイト］

90W  3 出力  大型画面  DC 電源 ［キーサイト］

B2900 シリーズ

EDU36311A¥806,235（税別）より越した操作性：画面上で IV カーブ解析●幅広いアプリケーションに対応：
B2900BL：210V/1.5A、21V/1.5A
B2900B：210V/3A（DC）10A（パルス）● 2ch までの構成、最高 10fA 電流分解能●高速ディジタイザ , 任意発生機能搭載型

番

B2901B
B2902B
B2911B
B2912B
B2901BL
B2910BL品

名

プレシジョン SMU、1ch、100fA
プレシジョン SMU、2ch、100fA
プレシジョン SMU、1ch、10fA
プレシジョン SMU、2ch、10fA
ローコスト SMU、1ch、1pA
ローコスト SMU、1ch、10fA

LCRメータ
ZM2376●測定周波数：1mHz〜5.5MHz、分解能：6 桁●基本確度：0.08%、表示分解能：最高 6 桁●測定速度：最高 2ms●測定信号レベル 10mV〜5V/1µA〜200mA●定電圧 / 定電流駆動、DCR 測定●コンパレータ機能、トリガ同期駆動●マルチ測定● USB、RS-232、GPIB、LAN（オプション）●ハンドラインタフェース●コンタクトチェック機能

26 ...

¥144,234（税別）●スマートベンチエッセンシャル・シリーズ● 30V/1A; 30V/1A; 6V/5A●低出力リップルとノイズ● 3 つの独立した電源チャネル
カラーコード・チャネルで読取が容易

希望小売価格¥1,309,395¥1,923,534¥1,914,626¥2,964,398¥806,235¥991,469［エヌエフ回路］¥385,000（税別）

5 1/2 桁高速・可変積分方式 DMM ［エーディーシー］

7351 シリーズ

7451A¥95,000（税別）より● 4 1/2 桁の価格で 5 1/2 桁の DMM を実現●高性能・高分解能
直流電圧測定：1µV〜1000V
直流電流測定：1µA〜10A
交流電圧測定：1µV〜700V
交流電流測定：1µA〜10A
抵抗測定：1mΩ〜200MΩ
周波数測定：10Hz〜300kHz●価格 7351A：¥125,000（税別）7351E：¥95,000（税別）7351E+03：￥108,000（税別）番

E3647A

5 1/2 桁汎用・低価格 DMM ［エーディーシー］● 319999 表示の 5 1/2 桁●高速サンプリング 5,000 回 / 秒●可変積分機能 100µs〜10s● DC 電圧測定の 2 チャンネル入力●データ・メモリ搭載：10,000 データ●多彩なインタフェース
USB 標準装備
GPIB 標準装備
コンパレータ出力

2 チャンネル同期測定 DMM
7352A/7352E［エーディーシー］¥187,000（税別）より●新しい測定環境をつくりだす完全独立 2 入力、ツイン AD 変換機搭載● Ach、Bch の同期測定で従来比 2 倍以上のス
ループットを実現● Ach、Bch 共に 5 1/2 桁●電流測定範囲を大幅に拡大
Ach：10pA〜2A、Bch：100µA〜10A●温度測定を電圧などと同時測定可能●データ・メモリ搭載：20,000 データ●多彩なインタフェース●価格 7352A：¥225,000（税別）
7352E：¥187,000
（税別）
Ach

ZM2371/ZM2372●測定周波数：1mHz〜100kHz、分解能：5 桁●基本確度：0.08%、表示分解能：最高 6 桁●測定速度：最高 2ms●測定信号レベル：10mVrms〜5Vrms●定電圧 / 定電流駆動、DCR 測定●コンパレータ機能、トリガ同期駆動● USB/RS-232 インタフェース●ハンドラインタフェース / コンタクト
チェック機能（ともに ZM2372 のみ）
ZM2371 ¥220,000（税別）
ZM2372 ¥260,000（税別）［エヌエフ回路］¥220,000（税別）より

6 1/2 桁高速サンプリングDMM ［エーディーシー］
7461A¥165,000（税別）●直流電圧 100nV 分解能●測定確度 0.0035% /1 年間（代表値）●高速サンプリング 20,000 回 / 秒●可変積分機能 10µs〜10s● DC 電圧測定の 2 チャンネル入力●データ ･ メモリ搭載：10,000 データ●多彩なインタフェース
USB 標準装備
GP-IB 標準装備
コンパレータ出力

6 1/2桁 0.001℃分解能のサーモDMM ［エーディーシー］

Bch

7461P

¥210,000（税別）

最大表示199999199999測定速度（回 / 秒）
140max140max直流電圧測定1µV〜1000V
1µV〜200V
確度（代表値）
0.011%/1 年間
0.011%/1 年間
直流電流測定10pA〜2A
100µA〜10A
抵抗測定
1m Ω〜200M Ω－
交流電圧（True RMS）
1µV〜700V－
交流電圧 周波数範囲
20Hz〜100kHz－
交流電流（True RMS）
1nA から 2A
100µA〜10A
演算機能○○●リア入力温度測定 K（CA）-50℃〜1370℃、T（CC）-50℃〜400℃●インタフェース
7352A：USB,GPIB,RS232、7352E：USB●外部トリガ信号
7352A：○、7352E：－●直流電圧（100nV 分解能）、電流、交流電圧、電流、抵抗測定に加え、0.001℃分解能の温度が測定が可能● 温 度 測 定：Pt100（-200 ℃ ～+850 ℃）の ほか JPt にも対応
●高速サンプリング 20,000 回 / 秒●可変積分機能 10µs～10s●データ・メモリ搭載：20,000 データ●多彩なインタフェース
USB 標準装備、GP-IB 標準装備、コンパレータ
出力またはデジタル出力選択可能

8 1/2 桁高精度・高確度 DMM ［エーディーシー］

デバイス評価用エレクトロメータ ［エーディーシー］

7481/7482

8252¥940,000（税別）より● 8 1/2 桁、最大表示 119 999 999●高分解能 0.01ppm●直流電圧測定／直流電流測定／抵抗測定
交 流 電 圧 ／ 交 流 電 流 ／ 周 波 数 測 定（7482のみ）●自己校正機能により高確度測定
5ppm/ 年（直流電圧測定相対確度）
8ppm/ 年（抵抗測定相対確度）
交流電圧測定は周波数特性を自動校正（7482）●データメモリ容量：50,000 データ●最高サンプリング 50,000 回 / 秒

LCRメータ¥155,000（税別）7481		

新規在庫

7482

最大表示		
119 999 999
直流電圧測定		
10nV～1000V
直流電流測定		
100fA～1000mA
抵抗測定		
1µΩ～1000MΩ
交流電圧測定（True RMS）
-		
100nV～700V
交流電流測定（True RMS）
-		
100pA～1000mA
演算機能		〇
温度測定		 〇（フォーマット演算）
インタフェース		GPIB、USB、LAN（オプション）
価格（税別）¥940,000		
¥1,060,000¥535,000（税別）●直流電圧測定：

3V〜200V レンジ
最小分解能 10µV
●直流電流測定： 30pA〜30mA レンジ
最小分解能 1fA
●抵抗測定：
3kΩ〜200GΩレンジ
最小分解能 10mΩ
●電荷測定：
1nC〜10µC レンジ
最小分解能 1fC●± 200V の電圧発生機能● GPIB インターフェース標準装備

微少電流用エレクトロメータ
5350［エーディーシー］¥235,000（税別）●ワイド・レンジな電流測定：1fA〜20mA●高入力インピーダンス電圧測定：1013Ω以上●表示桁数 5 1/2 桁●ドライビング・ガードによる高速電圧測定●高速測定：最高 1,000 サンプリング / 秒●可変積分機能：500µs〜3.2s●データ・メモリ容量：100,000 データ● USB、GPIB インタフェース標準装備... 27

安全性、操作性の高いマルチメーター ［フルーク］

高確度マルチメーター

Fluke 15B MAX/Fluke 17B MAX

Fluke 287, 289¥14,300（税別）より● CAT Ⅲ 600V
●スリープモードからワン・キー起動●基盤テストに適した先端が細い標準テスト
リード（1mm）● 2000uF までの静電容量測定［フルーク］¥87,900（税別）より● Fluke 287 または 289 本体● PC 用ソフトウェア、USB ケーブル
●テストリード：TL224（287/FVF）
TL71（289/FVF）● ワ ニ 口 ク リ ッ プ：ミ ニ サ イ ズ（287/FVF）、
AC175（289/FVF）● 80BK-A 温度プローブ（289/FVF）● C280 ソフトケース、
TPAK 磁石付ストラップ［フルーク］¥65,800（税別）

マグネットハンガーやワニ口クリップなどが標準装備された現場での作業に最適なセット● Fluke 87V デジタル・マルチメーター● TP238 絶縁テスト・プローブ● AC220 プランジャー式ワニ口クリップ● TL224 SureGrip テスト・リード● TPAK マグネットハンガー● 80BK-A 温度測定プローブ● C35 携帯用ソフトケース［フルーク］¥20,000（税別）●電圧または導通を即座に判断し測定結果を表
示する VCHECK モード●バックライト付き大型ディスプレイで、薄暗い場所でも見やすい●低電圧

手のひらサイズマルチメーター
Fluke 101, 106, 107● AC/DC 電圧 600V まで測定可能● 静 電 容 量、抵 抗、導 通、周 波 数 測 定（101、107）●マグネット付ストラップ（101KIT、107）● 1m 落下試験合格の優れた堅牢性●平均値型測定● CAT III 600V

28 ...

［フルーク］¥49,400（税別）より万能性を兼ね備えたマルチメーター
Fluke 175/Fluke 177［フルーク］¥32,800（税別）より［フルーク］¥6,200（税別）より

T6-1000/T6-1000Pro

AC/DC 電流プローブ
i310s［フルーク］¥21,600（税別）より

AC/DCクランプメーター
Fluke 374, 375, 376●フレキシブル・プローブ対応● 600A（374）、999.9A（375、376）ま で のAC/DC クランプ
● 600V（374）、1000A（375、376）AC/DC
クランプ● 6000Ω（374）、60kΩ（375、376）抵 抗 測
定●電流周波数測定（375、376）、静電容量● CAT III 1000V、CAT IV 600V
●バックライト機能

防水・防塵工業用マルチメーター ［フルーク］

DMM 用吊り下げキット

Fluke 27-Ⅱ, 28-Ⅱ

TPAK

¥63,300（税別）より

磁石でつり下げ可能なストラップ●対応機器：Fluke 8x シリーズ、11x シリーズ、
17x シリーズ、18x シリーズ、28x シリーズ、
7x- Ⅲシリーズ、2x- Ⅲシリーズ、Fluke 725

DMM 用高電圧プローブ
80K-6/80K-40［フルーク］¥32,000（税別）より● 80K-6
電圧：0～6kV DC もしくは AC ピーク
確度：DC～500Hz 1%、500Hz～1kHz 2%
入力インピーダンス：75MΩ
● 80K-40
電圧：0～40kV DC もしくは AC ピーク
確度：DC20kV～35kV 1%、0V～ 20kV 2%、
35kV～40kV 2%、AC（@60Hz）5%
入力インピーダンス：1000MΩ

非接触電圧・電流同時測定  チョッパー● 6000 カウント分解能で電圧 / 電流の真の実
効値● 33 セグメント、1 秒間 32 回更新のバーグラ
フ表示● LED バックライト機能●読み取り値を表示して、信号の更新を記録● AC/DC 電 圧 を 自 動 で 測 定（Fluke114、Fluke117）●非接触検電器機能（Fluke117）

防水・防塵仕様のデジタル・マルチメーターで（IP67）、入力部ジャックやスイッチから水や埃が入らない設計になっています。湿気や埃の多い
場所や寒冷地でも使用可能です。
● -15℃～+55℃（20 分以内であれば -40℃にて使用可能）●湿度 95% の環境でも使用可能● 27- Ⅱ…平均値型、6000 カウント● 28- Ⅱ…真の実効値型、6000 カウント¥38,700（税別）［フルーク］¥36,200（税別）より

小型ポータブルクランプ・メーター
ブレード 301 シリーズ

［フルーク］¥93,590（税別）

新規在庫

AC/DC 電流クランプメーター
Fluke 365［フルーク］¥6,800（税別）より● 10mm 幅のスリム設計ジョー● 導 通、静 電 容 量、周 波 数 測 定、ダ イ オ ー ド テ
スト●データホールド機能● 301A、301A ＋、301B、301C、301D、
301E をラインナップ●測定レンジ：DC45A、450A
		
AC30Arms、300Arms●最少測定電流：0.1A●突入電流：最大 AC600Arms●基本確度：1%+0.05A●周波数帯：DC〜20kHz●出力電圧：10mV/A、1mV/A●最大導体径：φ 19mm●コネクタ：BNC（バナナ変換アダプタ付属）●安全規格：CAT Ⅲ 300V

6000カウント真の実効値マルチメーター
Fluke 114/115/117

Fluke 233

［フルーク］

チョッパーは非接触で電圧と電流が同時測定できる革新的な測定器です。非接触で安全に、さらに同時測定でスピーディにご使用いただけます。
● FieldSense 非接触電圧測定●電流・電圧同時測定●測定レンジ（ジョー）
交流電圧：1000V、交流電流：200.0A●測定レンジ（テストリード）
交流電圧：1000V、直流電圧 :1000V
抵抗：1000Ω /10.00kΩ /100.0kΩ●最大導体径：φ 17.8mm●ひずみ波信号を正確に測定●静電容量、抵抗、導通、周波数測定●大型ディスプレイ●信号の変動を記録 最小 / 最大 / 平均値モード●ディスプレイ・ホールド機能●自動 / 手動レンジ切換

基本的なメータ試験用マルチメーター
Fluke 113

工業用マルチメーター
Fluke 83-5, 87-5

ワイヤレス・マルチメーター
ディスプレイと本体を分離して、測定場所から離れた場所（最大 10m）で測定値を確認することができる画期的なデジタル・マルチメーターです。
● 6000 カウント
● DCV 基本確度：0.25%●真の実効値 AC 測定● 10A までの電流レンジ（30 秒まで 20A 可）●抵抗、導通、ダイオードテスト●通信 2.4GHzISM 帯、距離 10m● CAT III 1,000V、CAT IV 600V
●輝度 2 段階のバックライト・ディスプレイ
●静電容量レンジ 10,000µF●電圧・周波数を正確に測定できるローパスフィ
ルター内蔵（87-5）●温度測定機能（87-5）● 6,000 カウント、平均値型（83-5）、真の実効値型（87-5）

工業技術者用コンボキット
Fluke 87-5/E2 KIT¥64,700（税別）より● 50,000 カウント、解像度 320 × 240 ピク
セル●計測器本体に 10,000 件の読み値保存可能● 10A まで測定可能、100mF 容量範囲
●浮遊電圧を取り除く低インピーダンス電圧機
能（289 のみ）
● 1mΩ分解能を持つ端子 50 Ω、10mA ソース
電流（289 のみ）●最小 / 最大 / 平均値を 1 画面で表示

DMMコンボキット
Fluke 287/FVF, 289/FVF［フルーク］［フルーク］¥40,540（税別）

ジョーは電線の込み入った場所でもクランプ出来る形状に設計され、更にジョーを本体から分離する事で無理な体勢にならず測定値を確認出来ます。
●小型の着脱式ジョー● 200A までの AC/DC クランプ
●真の実効値 AC 測定● 600V AC/DC 電圧測定
● CAT Ⅲ 600V 準拠［フルーク］¥36,500（税別）より

AC/DCクランプメーター
Fluke 381

［フルーク］¥63,600（税別）●リモートディスプレイで最大 9m 離れた場所から操作可能●フレキシブル・プローブ付属● 999.9A までの AC/DC クランプ
● 1000V AC/DC 電圧測定
● 60kΩ抵抗測定●電流周波数測定● CAT III 1000V、CAT IV 600V

［フルーク］¥9,000（税別）

デジタルマルチメータ
DME1600［菊水電子工業］¥90,000（税別）より

6 1/2 桁の分解能を持つデジタルマルチメータ。
● DC 電圧：0.1V, 1V, 10V, 100V, 1000V● AC 電圧：0.1V, 1V, 10V, 100V, 750V
● DC 電流：10mA, 100mA, 1A, 3A● AC 電流：1A, 3A● 2 線 /4 線抵抗：100Ω , 1kΩ , 10kΩ ,100kΩ , 1MΩ , 10MΩ , 100MΩ●周波数、周期測定：3Hz〜300kHz●導通テスト、ダイオードテスト、温度測定● GPIB インターフェース付 DME1600GC もあり... 29高確度デジタルマルチメータ［三和電気計器］

PC7000¥29,800（税別）●デュアル表示 , 最高確度 0.03%● 50000&500000 カウント
●交流（AC）測定は真の実効値方式（TrueRMS）●バックライト機能●可変周波数駆動（VFD）回路の測定に便利な
ローパスフィルター内蔵●コンダクタンス測定●オートレンジ対応の最大値 / 最小値 / 平均値レ
コード機能
●オートレンジ対応のキャプチャ（ピークホールド）機能はサンプリング時間 0.8ms●ロジック信号のデューティー比測定●オートレンジ対応の相対値（リラティブ）測定●計装ループ電流 4mA～20mA の % 表示機能
●温度測定機能（-50℃～1000℃：別売温度センサ要）※付属の温度センサでは -50℃～250℃●パソコン接続でのデータロギング機能（別売インターフェース要）ファンクション 測定レンジ

最高確度

非接触型検電機能付マルチメータ ［三和電気計器］

高確度デジタルマルチメータ

PC710

PC700

¥22,200（税別）PC710 は、PC700 の全機能加えて、下記機能が追加されております。
●交流（AC）測定は真の実効値方式（TrueRMS）●バックライト機能●接触 / 非接触により導体の通電 / 非通電を調べる電界検出機能搭載●コンダクタンス測定●オートレンジ対応の最大値 / 最小値 / 平均値レ
コード機能
●オートレンジ対応のキャプチャ（ピークホールド）機能はサンプリング時間 1ms●温度測定機能（-50℃～1000℃：別売温度セ
ンサ要）※付属の温度センサでは -50℃～250℃
ファンクション 測定レンジ

分解能 入力抵抗

直流電圧
500m/5/50/500/1000V ±（0.03%+2）0.01mV 10MΩ
交流電圧
500m/5/50/500/1000V ±（0.5%+40）0.01mV 10MΩ
直流電流500µ/5000µ/50m/500m/5/10A ±（0.1%+20）0.01µA
交流電流500µ/5000µ/50m/500m/5/10A ±（0.6%+40）0.01µA
抵抗500/5k/50k/500k/5M/50MΩ ±（0.2%+6） 0.01Ω
コンダクタンス 99.99nS±（1.0%+10）0.01nS
コンデンサ容量 50n/500n/5µ/50µ/500µ/5m/25mF ±（0.8%+3）※ 0.01nF
温度-50〜1000℃±（0.3%+20） 0.1℃
周波数10Hz〜200kHz±（0.02%+40）0.001Hz
ロジック周波数 5Hz〜2MHz±（0.002%+4）0.001Hz
デューティ比
0.1%〜99.99%±（3d/kHz+2） 0.01%
dBm-29.83dBm〜54.25dBm±（0.25dB+2） 0.01dB
4-20mA%
4mA=0% 20mA=100%
± 25d
0.01%
導通
20Ω〜200Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧約 1.3V
ダイオードテスト 開放電圧：約 3V
周波数特性

V：45Hz～20kHz（500V 以下）
A：40Hz〜1kHz
ヒューズ
11A/1000V IR20kA φ10 × 38mm
0.4A/1000V IR30kA φ6.3 × 32mm
電源
6LR61（9V）× 1
寸法 / 重量
H184 × W86 × D52mm/ 約 430g（ホルスタ含む）
付属品
テストリード（TL-23a）、ホルスタ（H-700）、
K 型熱電対温度センサ（K-250PC）、取扱説明書※フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものについての確度。

最高確度

直流電圧
60m/600m/9.999/99.99/999.9V ±（0.06%+2）0.01mV 10MΩ
60m/600m/9.999/99.99/999.9V ±（0.5%+3） 0.01mV 10MΩ
交流電圧
直流電流
600µ/6000µ/60m/600m/6/10A ±（0.2%+4） 0.1µA
600µ/6000µ/60m/600m/6/10A ±（0.6%+3） 0.1µA
交流電流
抵抗
600/6k/60k/600k/6M/60MΩ ±（0.1%+3） 0.1 Ωコンダクタンス 99.99S±（0.8%+10）0.01nS
コンデンサ容量 60n/600n/6µ/60µ/600µ/6m/25mF ±（0.8%+3）※ 0.01nF
温度-50〜1000℃±（0.3%+2） 1℃
周波数15Hz〜50kHz±（0.04%+4） 0.01Hz±（0.03%+4）0.001Hz
ロジック周波数 5Hz〜1MHz
デューティ比0%〜100%±（3d/kHz+2）
導通
20Ω〜300Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧約 1.2V
ダイオードテスト 開放電圧：約 3.5V
周波数特性

V：40Hz〜20kHz（99.99V 以下）
A：40Hz〜1kHz
ヒューズ
11A/1000V IR20kA φ10 × 38mm
0.4A/1000V IR30kA φ6.3 × 32mm
電源
6F22（9V）× 1
寸法 / 重量
H184 × W86 × D52mm/ 約 430g（ホルスタ含む）
付属品
テストリード（TL-23a）、ホルスタ（H-700）、
K 型熱電対温度センサ（K-250PC）、取扱説明書※フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものについての確度。

CE 対応カード型マルチメータ［三和電気計器］

多機能型アナログマルチテスタ

PM3¥4,500（税別）

CX506a● 4000 カウント
●最高確度 0.7%
●コンデンサ容量計測（※漏れ電流の大きいコン
デンサ容量測定は不可）●周波数測定（正弦波交流のみ）●デューティ比測定（交流波形等）●データホールド●相対値（リラティブ）測定●オートパワーオフ（約 15 分）解除可

ファンクション 測定レンジ

30 ...

［三和電気計器］¥12,800（税別）● 26ch スイッチ採用、ワイドな測定能力●トランジスタ発振器内蔵のコンデンサ容量測定（50pF〜2000µF）●高入力抵抗 50kΩ /V（DC3〜300V レンジ）
● DC 極性切替が可能● 付 属 品：テ ス ト リ ー ド（TL-21a）、ク リ ッ プ
リード（CL-506b）、取扱説明書

最高硬度

分解能

直流電圧
400m/4/40/400/500V±（0.7%+3） 0.1mV
交流電圧
4/40/400/500V±（2.3%+5） 0.001V
抵抗400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
±（2.0%+5） 0.1Ω
コンデンサ容量 5n/50n/500n/5µ/50µ/200µF±（5.0%+10） 0.001nF
周波数
9.999/99.99/999.9/9.99/60.00kHz ±（0.7%+5） 0.001Hz
デューティ比
0.1%〜99%
導通
10Ω〜120Ω以下でブザー音 開放電圧：約 0.4V
ダイオードテスト 開放電圧：約 1.5V
入力抵抗
周波数特性
電源
寸法／重量

分解能 入力抵抗

DCV：10M〜100MΩ ACV：10M〜11MΩ
40〜400Hz
CR2032（3V）× 1
H108 × W56 × D11.5mm／約 85g

ファンクション

測定レンジ

許容差

120m
（4kΩ）/3/12/30/120
120m：± 4%300（50kΩ /V）/1000V（15kΩ /V）± 2.5% 以内
交流電圧
3/12/30/120/300/750V（8kΩ /V）± 3% 以内		（12V 以下：± 4% 以内）
直流電流
30µ/0.3m/3m/30m/0.3A± 2.5% 以内
抵抗5k/50k/500k/5M/50MΩ
目盛長の± 3% 以内
コンデンサ容量C1：50p〜0.2µF
C1：目盛長の± 6% 以内
C2：0.01µ〜20µF
C2：目盛長の± 6% 以内
C3：1〜2,000µF
C3：概略値
直流電流増幅率 hEF トランジスタ hEF：0〜1,000

寸法／重量¥17,800（税別）●主要機能を凝縮した高確度ベーシックモデル●最高確度 0.06%● 6000&9999 カウント
●国際規格 IEC61010-01 CAT. Ⅲ 600V、
CAT Ⅱ .1000V に準拠● ACV 及び DCV 測定の最小分解能 0.01mV●高速応答バーグラフ●デュアル表示「電圧 or 電流と周波数」「電圧 or
電流の AC 値と DC 値」●周波数（複数感度を選択可能）、幅広いコンデン
サ容量測定●オートレンジ対応の相対値（リラティブ）測定●ロジック周波数やデューティ比測定●パソコン接続でのデータロギング機能（別売インターフェース要）●データホールド、レンジホールド機能●テストリードの誤接続警告機能●金属面に本体を吊下げられるマグネット付き
ファンクション 測定レンジ

最高確度

40〜30kHz（12V レンジ：40Hz〜30kHz、30V レンジ以上：40Hz〜10kHz）
H165 × W106 × D46mm／約 370g

デジタルマルチメータ（AC電源対応） ［三和電気計器］
PC20¥11,000（税別）● 4000 カウント
●最高確度 0.5％
●パソコン接続でのロギング機能（別売ケーブル、ソフト必要）●長時間測定に安心な AC アダプタ電源対応（別売 AC アダプタ必要）●テスト棒固定機能付き保護ホルスタ●導通ファンクションは半導体搭載電路の確認に便利なローパワ―オーム仕様

ファンクション 測定レンジ

分解能 入力抵抗

直流電圧60m/600m/9.999/99.99/999.9V ±（0.06%+2）0.01mV 10MΩ
交流電圧
60m/600m/9.999/99.99/999.9V ±（0.5%+3） 0.01mV 10MΩ
直流電流
600µ/6000µ/60m/600m/6/10A ±（0.2%+4） 0.1µA
交流電流600µ/6000µ/60m/600m/6/10A ±（0.6%+3） 0.1µA
抵抗600/6k/60k/600k/6M/60MΩ ±（0.1%+3） 0.1Ω
コンデンサ容量 60n/600n/6µ/60µ/600µ/6m/25mF ±（0.8%+3）※ 0.01nF±（0.04%+4） 0.01Hz
周波数15Hz〜50kHz
ロジック周波数 5Hz〜1MHz±（0.03%+4）0.001Hz
デューティ比0%〜100%±（3d/kHz+2）
導通
20Ω〜300Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧約 1.2V
ダイオードテスト 開放電圧：約 3.5V
周波数特性

V：40Hz〜20kHz（99.99V 以下）
A：40Hz〜1kHz
ヒューズ
11A/1000V IR20kA φ10 × 38mm
0.4A/1000V IR30kA φ6.3 × 32mm
電源
6F22（9V）× 1
寸法 / 重量
H184 × W86 × D52mm/ 約 430g（ホルスタ含む）
付属品
テストリード（TL-23a）、ホルスタ（H-700）、取扱説明書※フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものについての確度。

最高硬度

分解能

直流電圧
400m/4/40/400/1000V±（0.5%+2） 0.1mV
交流電圧
4/40/400/750V±（1.2%+5） 0.001V
直流電流
400µ/4000µ/40m/400m/4A/10A ±（1.5%+2） 0.1µA
交流電流400µ/4000µ/40m/400m/4A/10A ±（1.8%+5） 0.1µA
抵抗400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
±（1.2%+4） 0.1Ω
コンデンサ容量 50n/500n/5µ/50µ/100µF±（0.5%+6） 0.01nF
導通10Ω〜120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧：約 0.4V
ダイオードテスト 開放電圧：約 1.5V
電源
寸法 / 質量
付属品

R6P（単 3）× 2
H167 × W90 × D48mm/330g（ホルスタ含む）
テストリード（TL-21a）、ホルスタ（H-70）、取扱説明書

ハンディLCRメータ（〜100kHz） ［三和電気計器］
LCR700¥33,800（税別）●測定周波数：100/120/1k/10k/100kHz● L、C、R、DCR、D、Q、ESR、θ測定●オート LCR 機能は直列 / 並列モード自動判別●測定精度を追求した４端子測定法を採用●デバイス値選別表示（PASS/FAIL）●光リンクケーブル LCR-USB（別売）を用いてパソコンへ測定値を保存可能●測定範囲 L:20.000µH〜20.000kH
C:200.00pF〜20.00mF
R:20.000Ω〜200.0MΩ

アナログマルチテスタ（ケース一体型） ［三和電気計器］

デジタルマルチメータ（ケース一体型） ［三和電気計器］

SP-18D

CD800a¥7,480（税別）● 200MΩまでの抵抗を低電圧（3V）で測定可能● 0.01µF〜1000µF ま で の コ ン デ ン サ 容 量測定●抵抗測定は 3V の端子電圧で LED のチェックが可能●バッテリーチェック●スタンド兼用のパネル面保護カバー付●落としても壊れにくい耐ショックのトートバ
ンドメータ搭載

直流電圧

周波数特性

［三和電気計器］

ファンクション

測定レンジ● 4000 カウント
●最高確度 0.7％
●ハードケース一体型の多機能モデル●データホールド / レンジホールド機能●相対値（リラティブ）測定●オートパワーオフ（約 30 分）解除可●導通ファンクションは半導体搭載電路の確認に便利なローパワ―オーム仕様

許容差

直流電圧
0.3（5kΩ )/3/12/30/120/600V（20kΩ /V）± 3％以内
交流電圧
12/30/120/300/600V（9kΩ /V）± 3％以内直流電流
60µ/30m/0.3A± 3％以内抵抗2k/20k/2M/200MΩ
目盛長の± 3％以内
バッテリーチェック 1.5V/1.5V コイン電池－
コンデンサ容量
1000µF
概略値
周波数特性
寸法／重量
付属品

30〜70kHz（AC12V）、30〜20kHz（AC30V）
H159.5 × W129 × D41.5mm／約 320g
取扱説明書

¥7,800（税別）

ファンクション 測定レンジ
直流電圧
400m/4/40/400/600V
交流電圧4/40/400/600V
直流電流
40m/400mA
交流電流40m/400mA
抵抗400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
コンデンサ容量 50n/500n/5µ/50µ/100µF
周波数
1Hz〜100kHz
デューティ比20%〜80%導通
10Ω〜120Ωの範囲以下でブザー音
ダイオードテスト 開放電圧：約 1.5V
電源
寸法 / 質量

最高確度

分解能±（0.7%+3） 0.1mV±（1.6%+5） 0.001V±（2.2%+5） 0.01mA±（2.8%+5） 0.01mA±（1.2%+5） 0.1Ω±（0.5%+10）0.01nF±（0.5%+3）±（0.5%+5）
開放電圧：約 0.4V

R6P（単 3）× 2
H176 × W104 × D46mm/340g... 31

多機能型デジタルマルチメータ［三和電気計器］

CD771¥10,800（税別）● 4000 カウント
●最高確度 0.5%
●コンデンサ容量計測（※漏れ電流の大きいコン
デンサ容量測定は不可）●周波数測定（ゼロクロス信号のみに対応、入力
抵抗約 2kΩ）●交流・直流 1000V までの電圧測定●データホールド / レンジホールド / リラティブ●オートパワーオフ（約 30 分）解除可●バックライト機能搭載の大型液晶表示●ブザー音と同時に赤色 LED が点灯する導通
チェック機能●二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用●セーフティーキャップを付けた 4A/10A の大電流測定端子を別設定●電流測定機能に高遮断容量（30kA）ヒューズ搭載
ファンクション 測定レンジ

最高確度

周波数特性
ヒューズ

40Hz〜400kHz（正弦波）
0.5A/1000V 30kA φ6.35 × 32mm
10A/1000V 30kA φ10 × 38mm
R6（単 3）× 2
H166 × W82 × D44mm/360g
テストリード（TL-23a）、取扱説明書

電源
寸法 / 重量
付属品

分解能

ACV：10M〜11MΩ

● 6.5 桁分解能
●直流電圧レンジ：100mV～1000V、最高分解能：100nV●交流電圧レンジ：100mV～750V、最高分解能：100nV●直流電流レンジ：10mA～3A、最高分解能：10nA●交流電流レンジ：1A～3A、最高分解能：1µA●抵抗レンジ：100Ω～100MΩ、
最高分解能：100µΩ
● RTD
● USB
● 4 線式抵抗測定¥14,800（税別）［ケースレー］¥169,000（税別）

最高確度

分解能

400m/4/40/400/1000V±（0.5%+2） 0.1mV
4/40/400/1000V±（1.2%+8） 0.001V
400µ/4000µ/40m/400m/4/15A±（1.4%+3） 0.1µA
400µ/4000µ/40m/400m/4/15A±（1.8%+6） 0.1µA
400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
±（1.2%+5） 0.1Ω50n/500n/5µ/50µ/100µF±（5%+10） 0.01nF-20℃〜300℃（K 型センサ付）±（3%+30） 0.1℃
5/50/500/5k/50k/100kHz±（0.3%+3） 0.001Hz
0〜85Ω（± 45 Ω）の範囲以下でブザー音と LED 点灯
開放電圧：約 0.4V
ダイオードテスト 開放電圧：約 1.5V
入力抵抗

DCV：10M〜100MΩ

周波数特性
ヒューズ

45〜500Hz（4V レンジ）、45〜1kHz（40V レンジ以上、ACA）
0.5A/1000V 30kA φ 6.35 × 32㎜
16A/1000V 30kA φ 10 × 38㎜
R6P（単 3 型）× 2
H130 × W82 × D44mm/ 約 360g
テストリード（TL-25a：全長約 1.1m）、
K 型熱電対温度センサ（K-250CD：全長約 2m）、取扱説明書● 5.5 桁分解能
●直流電圧レンジ：1µV〜1000V、最高分解能：1µV●交流電圧レンジ：1µV〜750V、最高分解能：1µV●直流電流レンジ：100nA〜10A、最高分解能：100nA●交流電流レンジ：10µA〜10A、最高分解能：10µA●抵抗レンジ：1mΩ〜100MΩ、
最高分解能：1mΩ
●温度測定：熱電対、RTD、サーミスタ● 4 線式抵抗測定●容量測定

DMM6500 型 /DAQ6510 型¥235,000（税別）より

CM4371-50/CM4375-50

7.5 桁デジタル・マルチメータ
DMM7510［ケースレー］¥721,000（税別）●分解能 3.5〜7.5 桁の高精度マルチメータ●直流電圧基本確度（1 年）：14ppm●微小信号測定も可能な最小レンジ：100mV、
1Ω、10µA● 1MS/s、18 ビットのデジタイザによる波形の取込み、表示、転送● 27.5M ポイントのメモリ●自動校正機能により、確度と安定度を向上●高解像度タッチスクリーン 5 型ディスプレイ
● GPIB、USB、LAN インタフェースを標準装備● 2 年の確度仕様を用意

通信機能で現場での測定作業を省力化!

［日置電機］¥38,000（税別）より● -25℃～+65℃の使用範囲●防塵防水性能（IP54）● CM4371-50：20.00A/600.0A レンジ● CM4375-50：1000A レンジ●端子間最大電圧：DC1000V（オプション P2000 使用時は DC2000V）● オ プ シ ョ ン Z3210 と GENNECT Cross で
Excel 直接入力。測定作業を省力化● CM4371-50：¥38,000（税別）CM4375-50：¥49,000（税別）

高確度・高速応答を両立 !
デジタルマルチメータ DT4282［日置電機］¥60,000（税別）

プロの仕事をスピーディーに !
高確度・高速応答を両立したモデル●豊富な測定機能●最大表示 60000● DC+AC 電圧測定可能● +PEAK, -PEAK 測定●ローパスフィルタ機能● USB 通信（オプション）● RMS（真の実効値整流）● CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V
●直接入力 10A 測定（AC クランプ入力なし）［ケースレー］¥122,000（税別）

基本機能を押えたスタンダード
デジタルマルチメータ DT4252［日置電機］¥22,000（税別）

幅広い用途で使用できる !
測定応答スピード約 0.6 秒のスタンダードモデル●最大表示 6000
●ローパスフィルタ機能● USB 通信（オプション）● RMS（真の実効値整流）● CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V
●直接入力 10A 測定（AC クランプ入力なし）

デジタルマルチメータ DT4255［日置電機］¥22,000（税別）●限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止●直・交流電圧、周波数、抵抗、静電容量測定●導通チェック、ダイオードテスト、検電機能搭載●オプションの電流センサで AC 電流測定可能●交直自動判別機能● CAT Ⅲ 1000V/CAT Ⅳ 600V

デジタルマルチメータ DT4253［日置電機］¥26,000（税別）

最多機能搭載機 !
デジタルマルチメータ DT4256［日置電機］¥24,000（税別）● 4-20mA 測定およびパーセント換算機能搭載●直・交流の電圧、直・交流電流測定●周波数、抵抗、静電容量測定●導通チェック、ダイオードテスト、検電機能搭載●交直自動判別機能● CAT Ⅲ 1000V/CAT Ⅳ 600V

通信機能で現場での測定作業を省力化!
● オ プ シ ョ ン Z3210 と GENNECT Cross で
Excel 直接入力。測定作業を省力化●テストリードの誤挿入を防止する端子シャッター機能●テストリードとキャップを一体化●高い防じん防水性能（国際規格 IP54 対応）● CAT Ⅲ 1000V, CAT IV 600V
●オプション P2000 で DC2000V まで対応

空調・計装計測のベストパートナー
空調・計装・ガス機器測定に !
4-20mA 換算表示機能有り●最大表示 6000
●ローパスフィルタ機能●計装 mA レンジあり● AC クランプ電流測定●温度測定機能あり（オプション：DT4910）● USB 通信（オプション）● RMS（真の実効値整流）● CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V
● DC 60µA～60mA 測定

現場作業を安全に !

デジタルマルチメータ DT4261

32 ...

［ケースレー］

ACV：10M〜11MΩ

5.5 桁デジタル・マルチメータ
2110-100 型

6.5 桁デジタル・マルチメータ● 6.5 桁分解能 ● 15 種類の測定機能● 100nV/1µΩ /10pA の最小分解能 ● 5 イ
ンチ高感度タッチスクリーン ●超高速 1MS/
s デジタイザ ● 7M 大容量メモリ・バッファ●アイコンベースでスマホ感覚操作 ● 2 年の確度仕様を用意 ●最大 80 チャンネルまで拡張可能（DAQ6510） ● 12 種類の 77XX シリー
ズ・プラグイン・カードが使用可能
DMM6500：¥235,000
DAQ6510：¥370,000

直流電圧
交流電圧
直流電流
交流電流
抵抗
コンデンサ容量
温度
周波数
導通

電源
寸法 / 質量
付属品

6.5 桁デジタル・マルチメータ
2100/100 型

CD772

ファンクション 測定レンジ

400m/4/40/400/1000V±（0.5%+2） 0.1mV
4/40/400/1000V±（1.2%+7） 0.001V
400µ/4000µ/40m/400m/4/10A±（1.4%+3） 0.1µ400µ/4000µ/40m/400m/4/10A±（1.8%+6） 0.1µ400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
±（1.2%+5） 0.1Ω50n/500n/5µ/50µ/100µF±（5%+10） 0.01nF
5/50/500/5k/50k/100kHz±（0.3%+3） 0.001Hz
0〜85Ω（± 45Ω）の範囲以下でブザー音と LED 点灯
開放電圧：約 0.4V
ダイオードテスト 開放電圧：約 1.5V
バッテリーチェック 概略値（30Ω負荷時）1.5V 電池専用
DCV：10M〜100MΩ

［三和電気計器］● 4000 カウント
●最高確度 0.5%●交流測定は真の実効値方式（TrueRMS）● -20.0℃〜300.0℃の温度測定●導通はブザー音と同時に赤色 LED が点灯●外周部は衝撃に強いエラストマーを採用●電圧は交流・直流 1000V まで可能
●電流は交流・直流ともに連続 10A まで、
5 分以内なら 15A まで測定可能●コンデンサ容量、周波数測定可能●データホールド / レンジホールド / リラティブ●オートパワーオフ（約 30 分）解除可●バックライト機能搭載の大型液晶表示

直流電圧
交流電圧
直流電流
交流電流
抵抗
コンデンサ容量
周波数
導通

入力抵抗

多機能型デジタルマルチメータ［日置電機］¥30,000（税別）より

安全性重視、電圧測定メインの方に［日置電機］

デジタルマルチメータ DT4221/DT4223 ¥16,000（税別）より●最大表示 6000、オートホールド機能●電流機能なし●交直流自動判別機能●導通チェック・検電機能● CAT Ⅲ 600V/CAT Ⅳ 300V
●漏電ブレーカ誤遮断機能搭載（DT4223）●誤入力は警告機能でお知らせ（DT4223）● DT4221：¥16,000（税別）
DT4223：¥19,000（税別）... 33

基本機能を凝縮したスリムタイプ

高速高安定・これからのスタンダード ［日置電機］

デュアル表示デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ DT4222/DT4224 ¥16,000（税別）より

LCRメータ IM3536

GDM-906X シリーズ

●最大表示 6000、オートホールド機能●電流機能なし●ダイオードテスト、静電容量測定機能● CAT Ⅲ 600V/CAT Ⅳ 300V
●漏電ブレーカ誤遮断機能搭載（DT4224）●誤入力は警告機能でお知らせ（DT4224）● DT4222：¥16,000（税別）
DT4224：¥19,000（税別）●測定周波数：DC, 4Hz〜8MHz●測定時間：最速 1ms●基本確度：± 0.05% rdg● 1mΩからの確度保証、低インピーダンス測定
も安心●研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍● 6 1/2 桁（1,200,000 カウント）測定● 4.3 インチ大型 LCD 表示●デュアル測定・デュアル表示●大容量メモリによるヒストグラム・トレンド
チャート表示●通信インタフェース：RS-232C、USB、LAN、GP-IB（オプション）● GDM-9061：¥168,000
DCV 基本確度：0.0035%● GDM-9060：¥148,000
DCV 基本確度：0.0075%

バッテリ駆動のポータブル抵抗計 ［日置電機］

ハンドヘルドLCRメータ（〜100kHz）

抵抗計 RM3548

LCR-916［日置電機］

研究開発から生産現場まで対応
LCRメータ IM3533、IM3533-01［日置電機］¥380,000（税別）より¥130,000（税別）●測定電流：1A Max.
●最小分解能：0.1µΩ●測定可能範囲 0.0µΩ〜3.5MΩ
●基本確度 0.02%●メモリ 1,000 個まで簡単記録●現場で使える電池駆動
単 3 形アルカリ乾電池（LR6）× 8 本●測定周波数：DC, 1mHz〜200kHz●測定時間：最速 2ms●基本確度：± 0.05% rdg●（-01）仕様には周波数スイープ機能を搭載●研究開発から各種生産ラインまで対応● IM3533：¥380,000（税別）IM3533-01：¥450,000（税別）

高速・高確度・高分解能のDC4端子抵抗計
抵抗計 RM3545¥490,000（税別）［日置電機］

低抵抗測定に対応した抵抗計［日置電機］

6 1/2桁 高性能・高機能マルチメータ●測定電流：1A Max.
●測定スピード：最速 2ms～
●最小分解能：0.01µΩ●測定可能範囲 0.00µΩ〜1200MΩ
●基本確度 0.006%●開放端子電圧 20mV 以下のローパワー抵抗測定モードへ切替可能●測定電流：300mA Max.
●測定スピード：最速 18ms～●最小分解能：1µΩ●測定可能範囲 0.000mΩ〜3.5MΩ
●基本確度 0.02%●外部出力制御端子付の -01 仕様● RM3544：¥92,000（税別）
RM3544-01：¥120,000（税別）● 6 1/2 桁●最高 30k サンプル /s でデータ取得可能● 100k ポイント内蔵メモリ● USB メモリダイレクトロギング機能●ハードコピー専用キーで簡単画面コピー●数値表示（フォント種類の大きさ可変）●トレンド表示（〜30kS/s）●ヒストグラム表示●アークスケールメータ（針式）
●判定結果
●日本製

CE マーク対応のカードサイズ DMM ［日置電機］

6 1/2 桁デジタルマルチメータ

カードハイテスタ3244-60

DL-1060 シリーズ

●重さわずか 60g、厚さ 9.5mm のカードサイズ●フルオートレンジとオートパワーセーブ機能● CAT II 600、CAT III 300V 対応●最大表示 4199
●平均値整流DL-2060 シリーズ
最高 2000 回 / 秒の高速測定が可能●フルスケール 1199999 カウント● 2Wire と 4Wire の抵抗測定が選択可能●熱電対、RTD による温度測定が可能●真の実効値（True RMS）測定● USB 標準装備 ● LabVIEW 対応● VG タイプは GP-IB 標準装備
● VR タイプは RS-232C 標準装備
DL-2060：¥148,000
DL-2060VR：¥156,000
DL-2060VG：¥170,000

34 ...

［テクシオ］¥118,000（税別）より●最高 5000 回 / 秒の高速測定が可能（4 1/2 桁時）●フルスケール 1199999 カウント
● 2 種類の測定結果を同時に表示可能なデュア
ル表示機能● 2wire と 4wire の抵抗測定が選択可能●冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュア
プラグを前面に用意●真の実効値（True RMS）測定● USB 標準装備
● LabVIEW 対応

6 1/2 桁デジタルマルチメータ［テクシオ］¥148,000（税別）より

DL-1060：
DL-1060VR：
DL-1060VG：（USB 標準搭載）（USB/RS-232C 標準搭載）（USB/GP-IB 標準搭載）［テクシオ］

2 線 /4 線測定ができるハンディLCR●測定周波数：100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/
100kHz●基本確度：0.2%● L、C、R、直流 R、D、Q、ESR、θ
● Auto LCR モード ●バーグラフ表示●並列 / 直列測定 ● USB：PC データログ通信
用 ● 3 電源方式：電池、USB バスパワー、AC
アダプタ（付属） ●付属：ショートキューブ、ワ
ニ口クリップ、ハンドル、電池、SMD ピンセット、AC アダプタ、USB ケーブル、PC ソフトウェア

VOAC7602¥4,900（税別）¥148,000（税別）より¥58,000（税別）

抵抗計 RM3544/RM3544-01 ¥92,000（税別）より¥245,000（税別）［テクシオ］¥152,000（税別）［岩崎通信機］¥99,800（税別）より●最大表示 509999 の 5 1/2 桁●アイソレートされた 2 チャネル入力（VOAC7523/7520）●測定値を直流電圧で出力（オプション）●電流レンジ DC/AC ともに 10A を装備●デジタル I/O（オプション）●熱電対を利用した本格的温度測定●日本製¥118,000¥126,000¥140,000

GDM-8261A［テクシオ］¥134,000（税別）● 6 1/2 桁、1199999 カウント、デュアル表示●高精度：0.0035%（DCV）● DC 電流レンジ：100µA〜10A、最高分解能：100pA●デュアル表示：ACV+Hz、DCV+dB、
ACV+dB など●機能：MAX/MIN、ホールド、リラティブ / コン
ペアなど
●真の実効値：AC、AC+DC●広い周波数応答レンジ（ACV）：3Hz〜300kHz● I/O：USB デバイス /RS-232/ デジタル I/O、
GPIB
（オプション）、LAN（オプション）●オプション：16CH スキャナカード（別売）を装着可能●オプション
GP-IB ボード¥18,200
LAN ボード¥35,000
16 チャンネルスキャナカード ¥48,000

5 1/2桁 高性能・高機能マルチメータ
VOAC7502［岩崎通信機］¥120,000（税別）● 5 1/2 桁●最高 30k サンプル /s でデータ取得可能● 100k ポイント内蔵メモリ●数値表示（フォント種類の大きさ可変）●トレンド表示（〜30kS/s）●ヒストグラム表示●アークスケールメータ（針式）
●判定結果
●日本製

デジタルマルチメータ
VOAC7520H シリーズ

［岩崎通信機］

6 1/2 桁デュアルディスプレイDMM

デジタル・マルチメータ VOAC7520H シリーズ型 名		VOAC7523H
VOAC7522H
VOAC7520H
VOAC7521H

2 チャネル入力、デュアルファンクション
4 端子抵抗測定、デュアルファンクション
2 チャネル入力、デュアルファンクション
4 端子抵抗測定、デュアルファンクション

オプション
SC-351
SC-352SC-353SC-354
SC-525

LAN インタフェース
DIO インタフェース
GPIB インタフェース
D/A 出力RS USB コンバータ

パワーアナライザ［岩崎通信機］

PPA500/PPA1500 シリーズ ¥460,000（税別）より●基本電力読み確度：0.1%●周波数帯域：DC、10mHz～
500kHz（PPA500）/1MHz（PPA1500）●直接電圧入力：～1kVrms（2.5kVpk）●直接電流シャント入力：～20Arms（300Apk）標準モデル～30Arms（1kApk）HC モデル●相数（V,A 組数）：1 相～3 相モデル
●底面が A4 サイズ並のコンパクト設計● 480 × 272 ドットの LCD 搭載で鮮明な数値
表示、グラフ表示（PPA1500）可能

標準価格（税別）¥135,000¥115,000¥130,000¥99,800¥23,000¥20,000¥25,000¥45,000¥10,000

パワーアナライザ［岩崎通信機］

PPA4500/PPA5500 シリーズ ¥990,000（税別）より●基本電力読み確度：0.04%/0.02%●周波数帯域：DC、10mHz～2MHz●直接電圧入力：～1kVrms（3kVpk）●直接電流シャント入力：～10、30、50Arms の 3 モデル● No-Gap 測定でリアルタイム電力表示●インバータや可変速モータ測定に最適●無償ソフトウェアで任意の電力
パラメータを高速ロギング可能●外部 I/F：RS232、USB、LAN、GPIB（LAN、GPIB は PPA5500 標準）に対応... 35

デジタル・マルチメータ
EDU34450A［キーサイト］¥123,535（税別）

6 1/2 桁デジタル・マルチメータ（最高300回/秒） ［キーサイト］

50MHzファンクションジェネレータ ［菊水電子工業］

ファンクション・ジェネレータ

34460A

FGA5050

EDU33211A/12A¥178,812（税別）¥160,000（税別）より［キーサイト］¥130,047（税別）より●スマートベンチエッセンシャル・シリーズ● 5 1/2 桁の分解能● DCV、DCI、真 RMS ACV、ACI、2 線および4 線抵抗、周波数、通電、ダイオードテスト、
温度およびキャパシタンス● DCV 基本確度：0.015%● 6 1/2 桁の分解能●確度： DCV 0.0075%●最高測定速度 300 回 / 秒●画期的な測定結果表示（統計、バーメータ、
ヒストグラム）●電流測定レンジ：100µA～3A●温度測定● USB（標準）、LAN、GPIB（オプション）● BenchVue ソフトウェアに対応

任意波形機能を搭載したファンクションジェネ
レータ ●正弦波：1µHz〜50MHz／方形波：
1µHz〜25MHz ●正弦波、方形波、ランプ波、
三角波、パルス波、ノイズ波、DC、任意波形出力● 各 種 変 調 機 能（AM、FM、PM、FSK、PWM、
周波数スイープ、バースト、外部変調） ● 16
ビット／50MHz パターン出力 ● 14 ビット／
256K ポ イ ン ト、125M サ ン プ ル /s。10MHz
クロック入出力、トリガ入出力（TTL 互換）● GPIB イ ン タ ー フ ェ ー ス 付 FGA5050GC もあり●スマートベンチエッセンシャル・シリーズ● 20MHz 周波数帯域幅●シングル & デュアル・チャネル● 6 種類の内蔵変調タイプと 17 種類の汎用的波形に対応● 16 ビットの任意波形、チャネルあたり最大
8M サンプルメモリに対応● EDU33211A ¥130,047
EDU33212A ¥158,781

6 1/2 桁デジタル・マルチメータ（最高1,000回/秒）［キーサイト］

6 1/2桁高速・高性能デジタル・マルチメータ ［キーサイト］

波形発生器（20MHz/30MHz） ［キーサイト］

波形発生器（80MHz/120MHz） ［キーサイト］

34461A

34465A

33500B シリーズ

33600A シリーズ

¥205,687（税別）● 6 1/2 桁の分解能●確度： DCV 0.0035%●最高測定速度 1,000 回 / 秒●画期的な測定結果表示（統計、バーメータ、
ヒストグラム、トレンド）●電流測定レンジ：100µA～10A●温度測定● 34401A と 100％互換● USB、LAN（標準）、GPIB（オプション）<34401A の正統な後継機種は 34461A>● BenchVue ソフトウェアに対応

7 1/2桁高速・高性能デジタル・マルチメータ ［キーサイト］
34470A¥609,871（税別）34470A Truevolt シリーズ デジタル・マルチ
メータは、高いレベルの確度、速度、分解能を提供します。
●基本測定機能：DC/AC 電圧、DC/AC 電流、2端子 /4 端子抵抗、周波数、周期●その他測定機能：キャパシタンス、導通、ダイ
オード、温度測定、デジタイジング●最大 7 1/2 桁の分解能●オプションで最高 50,000 回／秒の測定速度●オプションで最大 2,000,000 個の読み値メ
モリ● 100mV〜1,000V の電圧レンジ● 1µA〜10A の電流レンジ● USB および LAN インタフェース、オプションで GPIB
● BenchVue ソフトウェアに対応●グラフィカルなディスプレイ：トレンドチャート、ヒストグラム、バーチャート、
ラベリング機能など¥259,504（税別）34465A Truevolt シリーズ デジタル・マルチ
メータは、高いレベルの確度、速度、分解能を提供します。
●基本測定機能：DC/AC 電圧、DC/AC 電流、2端子 /4 端子抵抗、周波数、周期●その他測定機能：キャパシタンス、導通、ダイオード、温度測定、デジタイジング●最大 6 1/2 桁の分解能●オプションで最高 50,000 回 / 秒の測定速度●オプションで最大 2,000,000 個の読み値メ
モリ● 100mV〜1,000V の電圧レンジ● 1µA〜10A の電流レンジ● USB および LAN インタフェース、オプションで GPIB
● BenchVue ソフトウェアに対応●グラフィカルなディスプレイ：トレンドチャート、ヒストグラム、バーチャート、
ラベリング機能など● 20MHz/30MHz の正弦波、方形波、パルス●周波数、チャネル数、任意波形機能の有無から選べる全 8 モデル● <40ps ジッタ、<0.04% 全高調波歪みと高い信号品質● LAN（LXI Class C 準拠）、USB、GPIB（標準）● オ プ シ ョ ン で ベ ー ス バ ン ド IQ 信 号 の 出 力（2ch、任意波形搭載モデルのみ）●周波数、任意波形などをアップグレード可能

周波数帯域

任意波形

希望小売価格

型名

1ch
2ch
1ch
2ch
1ch
2ch
1ch
2ch

20MHz
20MHz
20MHz
20MHz
30MHz
30MHz
30MHz
30MHz

なし
なし
あり
あり
なし
なし
あり
あり

¥326,443¥494,384¥383,854¥581,754¥364,975¥553,181¥421,997¥640,551

33611A
33612A
33621A
33622A

ナノボルト/ マイクロオーム・メータ ［キーサイト］

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

［テクトロニクス］

34420A

AFG31000 シリーズ

¥1,044,237（税別）● 7 1/2 桁ナノボルト / マイクロオーム・メータ●基本 DC 確度：0.003%（1 年）● DC 電圧、2 端子 /4 端子抵抗、低電力抵抗

34450AU3606B

36 ...

● DC 電源とマルチメータが一体化● 30V/1A、8V/3A の DC 電源● 5 1/2 桁 マルチメータ● DC/AC 電圧、DC/AC 電流、抵抗、周波数、キャパシタンス、導通、ダイオード※いわゆる SMU とは異なり、電源とマルチメー
タは独立して動作します。

33509B
33510B
33511B
33512B
33519B
33520B
33521B
33522B¥404,000（税別）より● 9 型静電容量型タッチ・ディスプレイ
●被測定物に印加された波形をリアルタイムに
モニタ●波形シーケンス機能●内蔵の波形生成ツールにより指先で波形作成● USB、GPIB、LAN インターフェース

電源出力付 5 1/2 桁デジタル・マルチメータ ［キーサイト］●最高測定速度 190 回 / 秒●温度、キャパシタンス測定も可能● USB 標準装備
● SCPI 互換●デュアル測定表示（AC/DC、AC/ 周波数）

型名

¥235,149（税別）¥739,530（税別）より● 80MHz/120MHz の正弦波、方形波、パルス●周波数、チャネル数から選べる全 4 モデル● <1ps ジッタ、<0.03% 全高調波歪みと高い
信号品質● LAN（LXI Class C 準拠）、USB（標準）、GPIB（オプション）●オプションでベースバンド IQ 信号の出力●周波数をアップグレード可能

チャネル数

5 1/2 桁デジタル・マルチメータ（最高190回/秒） ［キーサイト］¥162,782（税別）¥326,443（税別）より

チャネル数

周波数帯域

希望小売価格

1ch
2ch
1ch
2ch

80MHz
80MHz
120MHz120MHz¥739,530¥1,060,452¥867,409¥1,244,922

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

［テクトロニクス］

AFG1022/AFG1062¥156,000（税別）より● 2ch 出力● 50 種類の標準波形と任意波形出力● 14 ビット垂直分解●連続／スイープ／変調／バースト出力モードに対応● 6 桁の周波数カウンタ機能搭載● 5 年保証

型名

CH

正弦波

方形波 / パルス波

AFG31021
AFG31022
AFG31051
AFG31052
AFG31101
AFG31102
AFG31151
AFG31152
AFG31251
AFG31252

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

25MHz
25MHz
50MHz
50MHz
100MHz
100MHz150MHz150MHz250MHz250MHz

20MHz
20MHz
40MHz
40MHz
80MHz
80MHz
120MHz120MHz160MHz160MHz標準価格¥404,000¥633,000¥444,000¥740,000¥800,000¥1,140,000¥954,000¥1,360,000¥1,760,000¥2,670,000

型名

CH

正弦波

方形波 / パルス波

AFG1022
AFG1062

2
2

25MHz
60MHz

12.5MHz30MHz

標準価格¥156,000¥213,000... 37

5G 向けポータブル信号発生器 ［キャンドックス］

RF 周波数カウンタ（10 桁 /s） ［キーサイト］

DMM 付絶縁抵抗計

CDX-TMS138C

53210A

Fluke 1587FC¥400,000（税別）「5G」Sub6GHz 帯におけるフィールドでの実験や研究開発に最適● 持 ち 運 び に 便 利 な 超 小 型、軽 量 タ イ プ（ 約500g） ●充電式電池で連続動作 6 時間以上
● AC アダプタでの使用可能 ●広い周波数範囲（0.7～6.0GHz）＊設定 STEP：0.1MHz●広い出力レベル範囲 (+10dBm～－ 59dBm）＊設定 STEP：1dB ●低スプリアスの信号発
生（-70dBc 以下）＊高調波を除く●バックライト付き液晶表示●最大 10 個の設定メモリ機能を搭載●周波数レンジ DC～350MHz● 1 チャネル標準装備● 6GHz、15GHz 対 応 の 第 2 チ ャ ネ ル を オ プ
ション装備●周波数、周期、周波数比● 4.3 インチ・カラー・ディスプレイ
● 統 計、ス ト リ ッ プ・チ ャ ー ト、ヒ ス ト グ ラ ム
表示● LAN（LXI Class C 準拠）、USB、GPIB

ディジタルファンクションジェネレータ
DF1906¥460,786（税別）［エヌエフ回路］¥108,000（税別）¥152,800（税別）

絶縁テスターとマルチメーターの全機能を一体に集約したハンドヘルドの測定器です。
●試験電圧：
50V, 100V, 250V, 500V, 1000V●レンジ：
0.01MΩ〜2GΩ
● 30V 超の電圧検知機能により、通電状態の回路で絶縁試験を行う危機を事前に回避● AC/DC 電 圧、DCmV、AC/DCmA、抵 抗、導通 試 験、静 電 容 量、ダ イ オ ー ド テ ス ト、Min/
Max、周波数測定

ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ
53220A/53230A［フルーク］［キーサイト］¥531,091（税別）より［ケースレー］

2182A/J¥926,000（税別）● 1nV 電圧分解能、最大 100V までの測定● 15nVp-p ノイズ（反応時間 1 秒時）● 7.5 桁分解能
● 2 チャンネル（切替）●デルタモード●アナログ出力●熱電対用冷接点補償内蔵● GPIB/RS232

ピコアンメータ
6485/J

ナノボルトメータ［ケースレー］¥465,000（税別）エレクトロメータ
6514/J［ケースレー］¥1,290,000（税別）● DDS（ディジタル直接合成）方式● 0.1mHz〜2MHz の広い周波数範囲●正弦波、方形波、三角波、任意波、DC●任意波形作成ソフトウエア付属●連続 / トリガ / ゲート / バースト発振が可能●出力 ON/OFF 機能、設定メモリ（20 通り）、LOAD 機能、バックアップ機能などを装備● USB インタフェース装備●ワールドワイドの電源入力 AC100V〜240V●軽量コンパクト（約 1.2kg、奥行 93.5mm）●周波数レンジ DC～350MHz ● 2 チャネル
標準装備 ● 6GHz、15GHz 対応の第 3 チャネ
ルをオプション装備 ●周波数、周波数比、タイ
ム・インターバル、パルス測定 ●取りこぼしのない連続測定（53230A） ●パルス・マイクロ波 測 定（53230A の み オ プ シ ョ ン ） ● 4.3 イ
ンチ・カラー・ディスプレイ ●統計、ストリッ
プ・チャート、ヒストグラム表示 ● LAN（LXIClass C 準拠）、USB、GPIB
53220A ¥531,091
53230A ¥822,936● 10fA の電流分解能● 5.5 桁分解能
● 200nV 未満の電圧降下●最大 1000 読取 / 秒● 485 型互換モード●アナログ出力● GPIB/RS232

マルチファンクションジェネレータ ［エヌエフ回路］

最大 12 桁ユニバーサルカウンタ ［岩崎通信機］

JIS 認証のメガー

WF1947/WF1948

SC-7217A/SC-7215A/SC-7205A ¥123,000（税別）より

絶縁抵抗計 IR4051-10、IR4051-11 ¥28,000（税別）より

絶縁抵抗計 IR4052-50、IR4052-51 ¥42,000（税別）より● 0.01µHz〜30MHz●振幅分解能 16 ビット● 正 弦 波、方 形 波、パ ル ス 波、ラ ン プ 波、ノ イ ズ、DC、任意波
●外部・内部変調、スイープ機能●連続、バースト / トリガ / ゲート発振●低ノイズ、低ひずみ● 2 チャネル連動動作（WF1948 のみ）
WF1947（1 チャネル）¥228,000（税別）
WF1948（2 チャネル）¥348,000（税別）●最大 12 桁表示（SC-7217A、SC-7215A）●最高 3GHz（SC-7217A）● 3GHz× 1ch、230MHz× 2ch（SC-7217A）●コンパレート、統計演算機能によりライン検査
作業の効率化が容易● USB（リモート）、LAN、デジタル I/O、各イン
タフェースを標準装備（SC-7217A）● SC-7217A：¥333,000
SC-7215A：¥220,000
SC-7205A：¥123,000●日本製● JIS 認証の絶縁抵抗測定 5 レンジ搭載●本体一体型のハードケースモデル●コンパレータ機能搭載●コンクリート上 1m からの落下に耐える耐衝撃設計● IR4051-10（スイッチなしリード付属）¥28,000、IR4051-11（スイッチ付きリード付属）¥32,000● JIS 認証の絶縁抵抗測定 5 レンジ搭載●コンパレータ判定結果応答時間 0.3 秒● 200mA による導通チェック機能●オプションの Z3210 によるBluetooth 通信、スマホでデータ処理●暗い現場でも使用できる高輝度白色 LED 照明● IR4052-50（スイッチなしリード付属）¥42,000● IR4052-51（スイッチ付きリード付属）¥46,000

マルチファンクションジェネレータ ［エヌエフ回路］

デジタル超高抵抗 / 微少電流計

WF1973/WF1974

5450/5451● 0.01µHz～30MHz●正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ノイズ、DC、パラメタ可変波形、任意波●外部・内部変調、スイープ機能●連続、バースト / トリガ / ゲート発振●シーケンス機能●グラフィカルなユーザ・インタフェース● 2 チャネル連動動作（WF1974 のみ）
WF1973（1 チャネル） ¥228,000（税別）
WF1974（2 チャネル） ¥348,000（税別）¥228,000（税別）より¥228,000（税別）より¥590,000（税別）より●± 1000V の電圧発生で絶縁材料や半導体評
価に最適●微少電流測定：1fA〜19.9999mA●高抵抗測定：3 × 1017Ω
●高速測定：最高 1000 サンプリング / 秒●用途に合わせて最適な測定条件が用意されたプリセット機能●測定値の変化をグラフで表示●ルーチン測定に便利なシーケンス・プログラム●絶縁抵抗測定の豊富なアクセサリを用意● GPIB を標準装備（BCD 出力はオプション）

表示桁数
電流測定範囲
抵抗測定範囲（電圧印加）
直流電源：発生範囲
分解能
1000V フローティング測定
サンプリング速度（回 / 秒）
GPIB
BCD OUTPUT
価格（税別）

38 ...

［エーディーシー］● 0.1fA の電流分解能と 1fA 未満のノイズ● 200TΩを超える入力抵抗（電圧測定時）● 20µC までの電荷測定●最大 1200 読取 / 秒●アナログ出力● GPIB/RS232［日置電機］

測定値をスマホに転送するアダプタ
ワイヤレスアダプタ Z3210［日置電機］¥13,000（税別）● iOS 13 以降 , Android 8 以降
Bluetooth 4.0 以降●ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサ
ポート●無償アプリで測定値・グラフ・写真を用いたレポートを作成● 50 か国以上の国・地域の電波規制に対応● IR4052 以外でも対応測定器を増やす● Excel への測定値直接転送機能も予定中

5450

5451

5½ 桁
1fA〜20mA
10Ω〜3 × 1017Ω
± 1000V
1mV○
1000 回○オプション¥720,000

5½ 桁
1fA〜20mA
10Ω〜3 × 1017Ω
± 1000V
1mV
×1000 回○オプション¥590,000

5 1/2桁ライン用光パワーメーター
8230●次世代光ディスクの開発や生産、青紫・高出力レーザーの評価に最適●用途に対応した各種のセンサを用意○ 400nm 帯対応の青紫用光センサ○ 200mW 対応のハイ・パワー光センサ○低価格な汎用光センサ● 400nm 帯で平坦な波長感度特性を実現● 5 1/2 桁、0.001dB 分解能を実現●低入射角依存性により、高 NA ピックアップに対応● USB インターフェース標準装備

JIS 認証の大画面高速デジタルメガー

4 1/2桁ライン用光パワーメーター
8230E/8230E+11［日置電機］［エーディーシー］¥93,000（税別）より●光ディスクの開発や生産ラインに最適●汎用センサ 82311 付き（8230E+11）●用途に対応した 4 種のセンサを用意○ 200mW 対応のハイ・パワー光センサ○低価格な汎用光センサ● 1nm ステップの波長感度補正機能を装備● 4 1/2 桁、0.01dB 分解能を実現●パワー校正波長：650nm/780nm に対応● USB インターフェース標準装備●価格 8230E¥93,000
8230E+11 ¥128,000［エーディーシー］¥128,000（税別）

5 1/2桁ベンチ用光パワーメーター
8250A［エーディーシー］¥230,000（税別）●光ディスクの開発や生産ラインに最適●用途に対応した各種のセンサを用意○ 405/650/780nm 帯の 3 波長対応光センサ○ 405nm 帯対応の青紫用光センサ○ 200mW 対応のハイ・パワー光センサ○低価格な汎用光センサ○旧タイプセンサ（TQ8210/15 用）も可
● 5 1/2 桁、0.001dB 分解能を実現●パワー校正波長：405/650/780nm に対応● GPIB、USB 標準装備... 39赤外線サーモグラフィ
FLIR Ex/Ex-XT シリーズ

［岩崎通信機］¥180,000（税別）より

赤外線、可視光、およびスーパーファインコント
ラスト（MSX）イメージング機能を搭載した、本格的な赤外線サーモグラフィ● Wi-Fi 対応●測定範囲：-20℃〜550℃（E8-XT）●画素数：80 × 60（E4）、160 × 120（E5）、
240 × 180（E6）、320 × 240（E8）●スーパーファインコントラスト（MSX）●フォーカス調整：フリー（50cm〜）● 30 日以内の製品登録で製品は 2 年間、赤外線検出素子は 10 年間保証

［岩崎通信機］¥116,000（税別）より

ポケットサイズの C3-X/C5 はサーモ画像とデジカメ画像を同時に撮影可能●超小型のポケットサイズ●タッチパネルで簡単直感操作●温度測定範囲：-20℃〜300℃（C3-X）、〜400℃（C5）●画素数：128 × 96
（C3-X）、
160 × 120（C5）ピクセル●スーパーファインコントラスト（MSX）●フォーカスフリー（熱画像：10cm〜、MSX：30cm〜）¥600,000（税別）より

スマホがサーモグラフィに変身
FLIR ONE PRO［岩崎通信機］¥80,000（税別）

超解像対応 サーモグラフィ
testo 865

ハイエンドサーモグラフィ
testo 890

［岩崎通信機］¥62,000（税別）

Fluke ii900/ii910［テストー］¥178,000（税別）

高性能サーモグラフィー
TiX580超解像対応 スマートサーモグラフィ ［テストー］

超解像対応 スマートサーモグラフィ ［テストー］

高性能サーモグラフィー

testo 868

testo 871

TiS55+/75+¥268,000（税別）¥398,000（税別）●画素数：160 × 120 ピクセル
● SuperResolution 機能により、4 倍の 320 ×
240 ピクセルに画質向上●温度測定範囲：-30〜+650℃●温度分解能：0.08℃以下 *●固定焦点（50cm〜）●可視カメラ付●スケールや放射率設定のアシスト機能● Wi-Fi 対応* 2022 年 7 月 よ り 温 度 分 解 能 が ア ッ プ し ま
した。

●画素数：240 × 180 ピクセル
● SuperResolution 機能により、4 倍の 480 ×
360 ピクセルに画質向上●温度測定範囲：-30〜+650℃●温度分解能：0.08℃以下 *●固定焦点（50cm〜）●可視カメラ付● Wi-Fi/Bluetooth 対応* 2022 年 7 月 よ り 温 度 分 解 能 が ア ッ プ し ま
した。

●画素数：256 × 192-384 × 288●温度分解能：≥ 0.04℃@ ターゲット温度 30℃●温度測定レンジ：-20℃-550℃●視野角：28°H × 20°V-42°H × 30°V
●アセット・タギング

超解像対応 スマートサーモグラフィ ［テストー］

プロフェッショナルサーモグラフィ ［テストー］

ビジュアル放射温度計

testo 872

testo 883

Fluke 59 MAX、59 MAX+

●画素数：320 × 240 ピクセル
● SuperResolution 機能により、4 倍の 640 ×
480 ピクセルに画質向上●温度測定範囲：-30〜+650℃●温度分解能：0.05℃以下 *●固定焦点（50cm〜）●デジタルズーム機能●可視カメラ付● Wi-Fi/Bluetooth 対応* 2022 年 7 月 よ り 温 度 分 解 能 が ア ッ プ し ま
した。

40 ...

¥498,000（税別）●画素数：320 × 240 ピクセル
● SuperResolution 機能により、4 倍の 640 ×
480 ピクセルに画質向上●測定温度範囲：-30～+650℃●温度分解能：0.04℃以下●最小焦点距離（10cm/ 標準レンズ使用時）●マニュアルフォーカス●可視カメラ付●タッチスクリーン●場所認識機能● Wi-Fi/Bluetooth 対応¥680,000（税別）より●温度測定レンジ：-30℃〜350℃（59 MAX）
-30℃〜500℃（59 MAX+）●距離対スポット比：8：1（59 MAX）
10：1（59 MAX+）●温度の最小 / 最大 / 平均値、または 2 つの測定値の差を表示●高温 / 低温アラームにより、測定値が高温 / 低
温限界値を超えていることを迅速に表示●単 3 電池 1 本

温熱環境測定 マルチ環境計測器
testo 400 PMV セット［テストー］¥600,000（税別）●オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する
ための環境測定器セット●温熱指標の国際基準 ISO 7730 に準拠●環境要素と人体側要素より空間の快適性評価●測定データより PMV/PPD をグラフ表示● PDF レポートや CSV データとして出力可能●セット内容：本体、無線 IAQ プローブ、輻射熱プローブ、熱線式無指向性プローブ（有線）、測定用スタンド、差圧測定用ホース、ケース、
ソフト（Web より DL）［フルーク］¥2,130,000（税別）より● MEMS マイク 64 個搭載●可視画像に重ねて音の発生場所を特定● 2-52kHz の音波を検知●エアー漏れを発見し省エネ対策●部分放電を発見し安全性向上●感度 10m から 689.7kPa 時に 0.005cfm の漏れを検知●周波数レンジ：2kHz-100kHz（ii910）●レーザー距離計を用いた自動焦点調整●検出分解能640 × 480 ピクセル
●温度分解能0.05℃@30℃●カメラの視野角どこからでも焦点の合った画像を生成●温度データを含むビデオ録画●オプションレンズ 2x 望遠、4x 望遠、2x 広角、
25µ マクロ

新規在庫¥1,680,000（税別）より

産業用超音波カメラシリーズ●画素数：160 × 120 ピクセル
● SuperResolution 機能により、4 倍の 320 ×
240 ピクセルに画質向上●測定温度範囲：-20～+280℃●温度分解能：0.10℃以下 *●固定焦点（50cm～）● 510g の軽量小型設計※可視カメラなし、スマホ非対応* 2022 年 7 月 よ り 温 度 分 解 能 が ア ッ プ し ま
した。

FLIR ONE Edge Pro はスマートフォン／タブ
レットとワイヤレス接続することで、サーモ画像とデジカメ画像を同時に撮影する事ができます。
●温度測定範囲：-20ºC～120ºC、0ºC～400ºC●画素数：160 × 120 ピクセル
●スーパーファインコントラスト（MSX）●クラウドサービス FLIR Ignite に対応●フル充電で 60～最大 90 分の操作時間● 15 分の充電で約 40 分の操作時間［テストー］●画素数：640 × 480 ピクセル
● SuperResolution 機能により、4 倍の
1,280 × 960 ピクセルに画質向上●測定温度範囲：-30〜+650℃●温度分解能：0.04℃以下●最小焦点距離（10cm/ 標準レンズ使用時）●マニュアル / オートフォーカス●可視カメラ付●場所認識機能
オプション ●動画記録機能 ●高温測定機能（～+1,200℃） ●体表温度検知機能

FLIR ONE PRO はお手持ちのスマートフォンやタブレットを赤外線サーモグラフィーに変える
画期的なアイテムです。
●測定範囲：5ºC〜120ºC（精度規定あり）-20ºC〜400ºC（精度規定無し）●熱画像解像度（可視）：160x120（155 万画素）
●稼動時間 / 充電時間：40 分 /1 時間●接続コネクタ（型式による）：Lightning（iOS）、
USB-C（Android）

スマホがサーモグラフィに変身
FLIR ONE Edge Pro

FLIR Exx シリーズ

［岩崎通信機］

赤外線、可視光、およびスーパーファインコント
ラスト（MSX）イメージング機能を搭載した、本格的な赤外線サーモグラフィ。Wifi 対応。
●測定範囲：-20℃～1500℃（E96）●画素数：240 × 180（E52）、
320 × 240（E54）、320 × 240（E76）、
464 × 348（E86）、640 × 480（E96）●スーパーファインコントラスト（MSX）●レーザーによる自動フォーカス● 30 日以内の製品登録で製品は 2 年間、赤外線検出素子は 10 年間保証

コンパクト・サーモグラフィ
FLIR C3-X/C5

コンパクト・サーモグラフィ

ビジュアル放射温度計
Fluke VT06/08［フルーク］¥64,800（税別）より●温度測定レンジ：-20℃-400℃●温度分解能：120 × 90 旧型製品の約 12 倍
●高速充電 2 時間、8 時間のバッテリ駆動●自動高温 / 低温キャプチャ［フルーク］¥1,372,000（税別）

高性能サーモグラフィー
Ti480 PRO

［フルーク］¥1,074,000（税別）●レーザー距離計を用いた自動焦点調整●検出分解能640 × 480 ピクセル
●温度分解能0.05℃@30℃●カメラの視野角どこからでも焦点の合った画像を生成●温度データを含むビデオ録画●オプションレンズ 2x 望遠、4x 望遠、2x 広角、
25µ マクロ［フルーク］¥363,650（税別）より

モバイルサーマルカメラ（android 用） ［フルーク］
FLUKE-TC01A●赤外分解能 256 × 192●温度測定レンジ：-10℃～150℃、100℃～550℃●温度確度：読み値の± 2% または± 2℃● 25Hz のフレームレートが遅れのない滑らかな動画を提供※フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません［フルーク］¥7,900（税別）より

赤外線放射温度計
Fluke 62MAX、62MAX+¥52,600（税別）
新規在庫［フルーク］¥13,700（税別）より●測定用レーザー：1 点（62MAX）、2 点（62MAX+）●測定範囲：-30〜500℃（62MAX）、-30℃〜650℃（62MAX+）● D：S 比：10：1（62MAX）、12：1（62MAX+）●放射率：0.01〜1.00●確度：± 1.5%（62MAX）、1%（62MAX+）●応答時間：500msec（62MAX）、3000msec（62MAX+）●電源：単 3 アルカリ電池 1 個... 41

IR-Fusion搭載 ポケット・サーモグラフィー ［フルーク］

サーモグラフィビデオスコープ ［新栄電子計測器］

小型ブロードビームアンテナ

PTi120VS290-32

44sb10¥89,300（税別）¥820,000（税別）● 最 軽 量 233 グ ラ ム の 産 業 検 査 用 ポ ケ ッ ト・
サーモグラフィー●汚れや水に強く、1m の高さから落としても耐えられる堅牢な作り●熱画素：120 × 90、範囲：-20℃〜400℃●可視画像と熱画像を合成表示 IR-Fusion● 3.5 インチタッチスクリーン●アクセスできないエリアを安全に検査●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載●測定温度範囲：-10℃～+400℃●赤外画像解像度：160 × 120 ピクセル
●赤外線カメラ視野角（FOV）：57°× 44°
●可視画像解像度：2MP●デジタルカメラ視野角（FOV）：83°●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m

AXA の特許技術を活用し開発
高利得・円偏波の送受信アンテナ●高い通信安定性（輻射半球内ヌル点無し＋高利得 7.6dBi）●広範囲のエリアがカバーできる（ビーム幅 70 度）●搭載・内蔵しやすい形状（小型・軽量・薄型）

コンパクトサーモグラフィカメラ ［新栄電子計測器］

コンパクトサーモグラフィカメラ ［新栄電子計測器］

50GHz 測定ケーブル

FLIR C3-X

FLIR C5

5B-120 シリーズ

¥116,000（税別）●小型軽量低価格ながら本格的なカメラ●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載●クラウドサービス FLIR Ignite に対応●測定温度範囲：-20℃～+150℃/
0℃～+300℃●赤外画像解像度：128 × 96
●可視画像解像度：5MP●バッテリー稼働時間：240 分●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m●製品保証：2 年（条件付き）●小型軽量ながら本格的なカメラ●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載●クラウドサービス FLIR Ignite に対応●測定温度範囲：-20℃～+150℃/
0℃～+400℃●赤外画像解像度：160 × 120●可視画像解像度：5MP●デジタルズーム：15 倍●バッテリー稼働時間：240 分●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m●製品保証：2 年（条件付き）

赤外線サーモグラフィカメラ
FLIR E4[Wi-Fi]［新栄電子計測器］¥198,000（税別）●最もお手頃なプロフェッショナルモデル● Wi-Fi 機能搭載
●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載●測定温度範囲：-20℃〜+250℃●赤外画像解像度：80 × 60
●可視画像解像度：640 × 480●バッテリー充電時間：150 分●バッテリー稼働時間：120 分●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m●製品保証：2 年（条件付き）

赤外線サーモグラフィカメラ
FLIR Ex6 シリーズ

［新栄電子計測器］¥1,180,000（税別）より●高機能なプロフェッショナルモデル●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載● Wi-Fi 機能搭載、レーザーポインタ搭載● GPS コンパス搭載、タイムラプス搭載（E96）●測定温度範囲：-20℃～+1500℃（E96）●赤外画像解像度：320 × 240（E76）384 × 288（E86）、464 × 348（E96）●可視画像解像度：2560 × 2048
●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m●製品保証：2 年（条件付き）

赤外線サーモグラフィカメラ
FLIR Ex-XT シリーズ
●最もお手頃なプロフェッショナルモデル● Wi-Fi 機能搭載
●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載●測定温度範囲：-20℃〜+550℃（E8）●赤外画像解像度：160 × 120（E5）、
240 × 180（E6）、320 × 240（E8）●可視画像解像度：640 × 480●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m●製品保証：2 年（条件付き）

42 ...

¥165,000（税別）［新栄電子計測器］¥270,000（税別）より

赤外線サーモグラフィカメラ
FLIR E54(24)［キャンドックス］¥198,000（税別）¥850,000（税別）

3 重シールド測定ケーブル
5B-048 シリーズ

44Sa280D［キャンドックス］¥210,000（税別）¥44,800（税別）より

新・3 重シールド測定ケーブル ［キャンドックス］
5B-205 シリーズ

¥20,800（税別）より

コストパフォーマンスの良い測定用フレキケー
ブルの新製品●低ロス（0.28dB@1.0GHz）●最大周波数 28GHz（オプション）● 3 重シールド● N、SMA、3.5mm コネクタに対応◇ 5B-205-SP-SP-1000◇ 5B-205-SP-SP-1500◇ 5B-205-SP-SP-2000［キャンドックス］¥39,000（税別）より

2 重シールド同軸ケーブル
7B-008X シリーズ

●高機能なエントリーモデル●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載● Wi-Fi 機能搭載
● GPS コンパス搭載、レーザーポインタ搭載●測定温度範囲：-20℃～+650℃●赤外画像解像度：320 × 240●可視画像解像度：2560 × 2048
●バッテリー稼働時間：150 分●製品保証：2 年（条件付き）

位相安定・低ロス・3 重シールドの同軸ケーブル。
●周波数範囲：DC〜40GHz●標準減衰量：0.40dB/m@（1GHz）●ケーブル外径：4.06mm●コネクタ：2.92mm、3.5mm、SMA 他◇ 5B-048-KP-KP-1000 2.92mm（P-P）
40G 1m
◇ 5B-048-KP-KP-1500 2.92mm（P-P）
40G 1.5m◇ 5B-048-KP-KP-2000 2.92mm（P-P）
40G 2m

配線用で柔らかい為、取り扱いが容易です。
● 周 波 数 範 囲：DC〜6GHz/15GHz（ オ プ シ ョン） ●標準減衰量：0.85dB/m@（1GHz）●ケーブル外径：3.00mm ●コネクタ：SMA、
BNC、MMCX 他 ● RoHS2 対応◇ 7B-008X-SP-SP-1000 SMA（P-P）6G
1m◇ 7B-008X-SP-SP-1500 SMA（P-P）6G
1.5m◇ 7B-008X-SP-SP-2000 SMA（P-P）6G
2m

基板専用サーモグラフィカメラ ［新栄電子計測器］

2.92mm-2.92mm 変換アダプタ ［キャンドックス］

SMA-SMA 変換アダプタ

FLIR ETS320

7A-XXX シリーズ（2.92mm）

7A-XXX シリーズ（SMA）¥584,000（税別）［キャンドックス］

5G の FR2（28GHz 帯）に対応したアンテナ対向
実験や研究開発等に最適なホーンアンテナです。
●周波数：28GHz（周波数帯は別途ご相談も可能）●ゲイン：<15dBi（20dBi typ）
● VSWR：<2.5（1.5 typ）
＊台座付きで使用時の固定が容易に行えます。

低ロス、高位相安定、柔軟の同軸ケーブル。
●周波数範囲：DC〜50GHz●標準減衰量：0.46dB/m@（1GHz）●ケーブル外径：3.20mm●コネクタ：2.4mm、2.92m、SMA 他◇ 5B-120-24P-24P-500 2.4mm（P-P）
50GHz 0.5m
◇ 5B-120-24P-24P-1000 2.4mm（P-P）
50GHz 1m

［新栄電子計測器］

5G 向けホーンアンテナ¥12,000（税別）より●ハンズフリーの実験室試験用に専用設計●解析ソフト（FLIR Tools+）標準添付●測定温度範囲：-20℃〜+250℃●赤外画像解像度：320 × 240●温度分解能：0.06℃以下●温度表示分解能：170µm●視野角：45°●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m●製品保証：2 年（条件付き）●周波数範囲：DC〜40GHz● VSWR：1.20（Typ）1.30（Max）● RoHS2 対応●周波数範囲：DC〜24GHz● VSWR：1.15（Typ）1.30（Max）● RoHS2 対応◇ 7A-SMM43：2.92mm（P）（P）◇ 7A-SMF42：2.92mm（P）（J）◇ 7A-SFF40：2.92mm（J）（J）◇ 7A-SFF49：2.92mm（J）（J）
4 穴フランジ◇ 7A-SMM2GA：SMA（P）（P）◇ 7A-SMF5G：SMA（P）（J）◇ 7A-SFF3：SMA（J）（J）◇ 7A-LMF57：Right Angle（P）（J）-

携帯端末用サーモグラフィカメラ ［新栄電子計測器］

3.5mm-3.5mm 変換アダプタ ［キャンドックス］

SMA-SMA Flanged変換アダプタ

FLIR ONE Pro

7A-XXX シリーズ（3.5mm）

7A-XXX シリーズ（SMA）●小型軽量：約 36.5g●スマートフォンやタブレットに差すだけ●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載●接続：Lightning、Type-C、micro USB●測定温度範囲：-20℃〜+400℃●赤外画像解像度：160 × 120●可視画像解像度：1440 × 1080
●バッテリー充電時間：40 分●バッテリー稼働時間：60 分¥62,000（税別）¥13,600（税別）より●周波数範囲：DC〜30GHz● VSWR：1.20（Typ）1.30（Max）● RoHS2 対応●周波数範囲：DC〜24GHz● VSWR：1.15（Typ）1.30（Max）● RoHS2 対応◇ 7A-SMM25：3.5mm（P）（P）◇ 7A-SFF26：3.5mm（J）（J）◇ 7A-SMF27：3.5mm（P）（J）◇ 7A-SFF59：3.5mm（J）（J）
4 穴フランジ◇ 7A-SFF1：SMA（J）（J）◇ 7A-SFF1-4TT：SMA（J）（J）◇ 7A-SMF6-4TT：SMA（P）（J）◇ 7A-SFF11-4TT SMA（J）
（J）
長いタイプ

［キャンドックス］¥5,000（税別）より［キャンドックス］¥1,900（税別）より［キャンドックス］¥2,300（税別）より... 43

5G システム向けオムニアンテナ ［キャンドックス］

ミリ波アンテナプローブ

44Sa52/44Sa52J

44Ap20¥100,000（税別）

5G システムの電界強度調査や研究に。
●周波数：28GHz●アンテナ利得（TYP）
27.58GHz +1.7dBi（-0.4dBd）
27.88GHz +1.8dBi（-0.3dBd）
28.18GHz +1.9dBi（-0.2dBd）●コネクタ：2.92mm（P）/2.92mm（J）●外形寸法：W16 × H16 × L35mm［キャンドックス］¥400,000（税別）

5G（n259）の 43.5GHz に対応した広帯域アン
テナプローブ①チャンバーレス測定を実現②ミリ波 5G 無線装置等の近傍界における総合試験に対応③空中線測定で同軸ケーブル並みのフラットネ
ス性能を実現＊周波数：20~43.5GHz、ゲイン：3.0dBi 以上

5G 向け広帯域アンテナ［キャンドックス］

44Sa53¥198,000（税別）

R&S®FPC1000 シリーズ

SMA 手回しアタッチメント［キャンドックス］

KNOB 2-10¥1,500（税別）

標準価格

FPC1000
FPC1000+FPC-B2
FPC1000+FPC-B2/B3

5kHz～1GHz
5kHz～2GHz
5kHz～3GHz

オプション
FPC-B200
FPC-B22
FPC-K43
FPC-K55
FPC-K7

WiFi 機能追加
プリアンプ（5kHz～3GHz）
レシーバ・モード
アドバンスド測定機能
変調解析（AM, FM, ASK, FSK）

LCRメータ

44Sa21 シリーズ

44St104DR

R&S®LCX シリーズ

小型シールドボックス
44St102F

初めて無線機器の試験を実施するお客様にも最適なエントリーモデル。
安価ながら十分な形状を持ちシールド特性も60dB（typ）確保。
●周波数：700MHz～6.0GHz●外寸：W322 × D310 × H134mm●内寸：W282 × D232 × H115mm●標準インターフェイス：
SMA × 1pcs、Dsub9 × 1pc［キャンドックス］¥140,000（税別）

コストパフォーマンスを追及した安価なシール
ドボックス。
●シールド特性：50dB（800MHz〜2.5GHz）●インタフェース
Dsub15 ピン 1 個
SMA（J-J） 2 個●内寸：W290 × D190 × H61mm●外寸：W322 × D218 × H85mm

アイソレーティングケーブル
5B-002-FB シリーズ
接続ケーブルからの放射等を除去するアンテナ
測定ケーブル。
●周波数範囲：DC〜12GHz◇ 5B-002-SP-SP-107FBW SMA（P）（P）◇ 5B-002-SP-SJ-113FBW SMA（P）（J）◇ 5B-002-SJ-SJ-119FBW SMA（J）（J）●周波数範囲：0.5GHz〜30GHz◇ 5B-002-KP-KP-85FBW 2.92（P）（P）◇ 5B-002-KP-KJ-85FBW 2.92（P）（J）◇ 5B-002-KJ-KJ-85FBW 2.92（J）（J）-

44 ...

¥199,000（税別）
新規在庫

アンテナ内蔵型シールドボックス ［キャンドックス］
44St104HA¥540,000（税別）

アンテナカプラ内蔵で、指定位置に端末を合わせる事で、所定の結合係数が確保されます。
●シールド特性：60dB（800MHz〜2.5GHz）●インタフェース
USB2.0（内 A- 外 B）1 個
Dsub9 ピン（内 J －外 P） 1 個
SMA（J-J） 2 個＋カプラ用 1 個●内寸：W276 × D276 × H100mm●外寸：W322 × D318 × H204mm［キャンドックス］¥22,000（税別）より

アイソレーティングケーブル
5B-006-FB シリーズ
接続ケーブルからの放射等を除去するアンテナ
測定ケーブル。
フレキシブルタイプ。
●周波数範囲：DC〜6GHz●外皮減衰量：40dB/0.8〜6GHz◇ 5B-006-SP-SP-300FBS SMA（P）（P）◇ 5B-006-SP-SJ-300FBS SMA（P）（J）◇ 5B-006-SJ-SJ-300FBS SMA（J）（J）-［キャンドックス］¥24,000（税別）より

LCX100
LCX2004Hz～300kHz
4Hz～500kHz

オプション
LCX-K106
LCX-K107
LCX-K108
LCX-K201
LCX-K210
LCX-Z1LCX-Z11
LCX-Z2LCX-Z3
LCX-Z4
LCX-Z5NG-B105

アドバンスド解析機能
デジタル I/O ポート
拡張バイアス機能
周波数拡張 1MHz, R&S LCX200 用
周波数拡張 10MHz, R&S LCX200 用
リード部品用テストフィクスチャ
BNC 延長ケーブル（1m）ケルビンクリップ・リード
SMD 用テストフィクスチャ
SMD 用ピンセット型テストフィクスチャ
トランス測定用テストケーブル
IEEE-488（GPIB）インタフェース¥414,000（税別）より

周波数レンジ

標準価格¥261,000¥404,000¥547,000

FPC1500
FPC1500+FPC-B2
FPC1500+FPC-B2/B3

5kHz〜1GHz
5kHz〜2GHz
5kHz〜3GHz¥414,000¥557,000¥700,000¥50,000¥60,000¥83,000¥83,000¥118,000

オプション
FPC-B200
FPC-B22
FPC-K42
FPC-K43
FPC-K55
FPC-K7¥562,000（税別）より●高速、高角度、そして充実した機能●周波数レンジを最高 10MHz まで拡張可能（LCX200 モデル）
●インピーダンス測定の基本確度：± 0.05%●位相測定の基本確度：± 0.03°●最大 40V までの DC バイアス
●高精細タッチスクリーン●豊富なテストフィクスチャ

周波数レンジR&S®FPC1500 シリーズ

［ローデシュワルツ］

型名［ローデシュワルツ］

型名

スペクトラム・アナライザ●周波数レンジ：5kHz～1/2/3GHz●ドイツで設計された RF 性能● 10.1" WXGA（1366 × 768 ピクセル）ディ
スプレイ：クラス最大、最高の分解能●トラッキングジェネレーターおよび独立 CW
信号発生器●内蔵 VSWR ブリッジ
● 1 ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライ
ザ：スミスチャート表示が可能●ソフトウェアキーコードで周波数レンジの拡張可能

周波数レンジ

エントリーモデル シールドボックス ［キャンドックス］

800MHz〜12GHz の 任 意 の 指 定 周 波 数 で、
λ /2 のダイポールアンテナの制作。
AF 値をスペアナ等の読値に加える事で、電界強度値を求める事が可能。
◇ 44Sa21（800MHz〜12GHz）◇ 44Sa21（200MHz〜800MHz）短縮¥261,000（税別）より

型名

計測用 λ/2 ダイポールアンテナ ［キャンドックス］¥200,000（税別）より［ローデシュワルツ］●周波数レンジ：5kHz～1/2/3GHz●ドイツで設計された RF 性能● 10.1" WXGA（1366 × 768 ピクセル）ディ
スプレイ：クラス最大、最高の分解能●ソフトウェアキーコードで周波数レンジの拡張可能

ケーブル接続を頻繁に行う際に有効な治具として活用できます。
手回しツマミ部分は滑り止めの切込みもあり、回しやすい大きさでトルクレンチ不使用、手回しのみで十分なトルクをかけられます。
寸法：長さ 30mm、Φ 18mm
素材：POM シロ（樹脂）（トルク管理はできませんのでご注意ください）

FR1(Sub6GHz) タ イ プ と FR2（28GHz 帯 ）タ
イプの 2 種類をご用意。
双方とも広帯域にて使用することができるため、製品共通化にもお役立ちできます。
●小型、薄型、軽量タイプ（約 54g/28GHz 用）●周波数帯域 / ゲイン
44Sa53M：3.5～12.0GHz/10～16dBi
44Sa53H：10.0～40.0GHz/5～8dBi●全帯域内はVSWR2.5 以下（マッチングネット
ワーク不要）

スペクトラム・アナライザ

標準価格¥562,000¥932,000¥181,000¥76,000¥181,000¥380,000¥1,518,000¥98,000¥104,000¥139,000¥228,000¥143,000¥148,000¥68,000

WiFi 機能追加
プリアンプ（5kHz〜3GHz）
ベクトル・ネットワーク解析
レシーバ・モード
アドバンスド測定機能
変調解析（AM, FM, ASK, FSK）

¥50,000¥60,000¥128,000¥83,000¥83,000¥118,000

USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ ［テクトロニクス］
RSA306B/500/600 シリーズ

¥899,000（税別）より● PC 上の制御ソフトウェアと USB 接続された
RF フロントエンド構成● DPX ライブ・スペクトラム表示●リアルタイム取込幅：40MHz● 100µ 秒の瞬間的な信号やノイズも 100% 補
足可能●内蔵トラッキングジェネレータ（オプション：
RSA500/600 シリーズ）●バッテリ駆動（RSA500A シリーズ）● 750g の超軽量本体（RSA306 型）●公開された API により、自動測定システムを容易に構築可能● 3 年保証
型名

周波数測定レンジ

標準価格

RSA306B
RSA503A
RSA507A
RSA603A
RSA607A

9kHz〜6.2GHz
9kHz〜3.0GHz
9kHz〜7.5GHz
9kHz〜3.0GHz
9kHz〜7.5GHz¥899,000¥1,460,000¥2,390,000¥1,540,000¥2,580,000

スペクトラムアナライザ［テクシオ］

GSP-818¥220,000（税別）●周波数範囲：9kHz～1.8GHz、分解能：1Hz● RBW：10Hz～3MHz（10Hz～500kHz、
1〜10 ステップ）●感度：-148dBm/Hz（Typ.@ プリアンプ ON）● ACPR/OBW/CHPW、NdB 帯域幅の自動測定●周波数カウンタ、ノイズマーカ●リミットラインによるパス / フェイル判定機能● 20dB プリアンプ搭載●標準インタフェース：LAN、USB●オプション：トラッキングジェネレータ、EMI
フィルタ /QP 検波... 45

スペクトラムアナライザ
GSP-9330［テクシオ］¥710,000（税別）より

小型・軽量で 2 電源（AC/ バッテリー）方式●周波数レンジ：9kHz〜3.25GHz、周波数分解能：1Hz● EMC プリテスト用の設定を内蔵。プローブ
セット GKT-008（別売）と組み合わせれば設定・測定などの時間とコストを節約可能● USB デバイス、LAN（LXI 対応）、RS-232C
GSP-9330：¥710,000（標準モデル）
GSP-9330VT：¥920,000（トラッキングジェネレータ機能付き）［日置電機］¥18,000（税別）●設置スペースを気にしない小型軽量ポケット
サイズ ●一目で分かりやすい 2 項目表示
●記録を停止しないで PC にデータ転送可能●記録しながら電池交換（電池を外しても約 30秒間は記録を継続） ●最大で従来比 3 倍の記録
容量（1ch あたり 60000 データ） ●変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載●電池がなくなっても測定データは消えません●センサは別売りです ●データを PC へ転送す
るには LR5091 または LR5092 が必要です［日置電機］¥18,000（税別）● 4-20mA 信号専用
●一目で分かりやすい 2 項目表示
●記録間隔は 1〜30 秒、1〜60 分の 15 設定●瞬時値記録、統計値記録の 2 モード●記録容量は瞬時値記録 60000 データ、統計値
記録 15000 データ●記録を停止しないで PC にデータ転送可能●記録しながら電池交換可能●接続ケーブル LR9801（先端 2 芯）は標準付属●データを PC に転送するには LR5091 またはLR5092 が必要です［日置電機］¥31,000（税別）●設置スペースを気にしない小型軽量ポケット
サイズ ●一目で分かりやすい 2 項目表示
●記録を停止しないで PC にデータ転送可能●記録しながら電池交換（電池を外しても約 30秒間は記録を継続） ●最大で従来比 3 倍の記録
容量（1ch あたり 60000 データ） ●変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載●クランプオンセンサは別売りです ●データ
PC へ 転 送 す る に は LR5091 ま た は LR5092
が必要です●多点データを無線で楽々収集● Bluetooth により多チャンネルのワイヤレス
ロガー●配線が困難な場所での測定を解決 !
●全チャンネル Max.100ms の高速サンプリ
ング●オプションの入力ユニット類が別途必要です

46 ...

温度ロガー LR5021

アナログ電圧計測に
LR5041/LR5042/LR5043

流量計などのパルスを記録
パルスロガー LR5061

直結入力ユニット

メモリハイロガー LR8450

U8550/U8551/U8552¥165,000（税別）［日置電機］¥35,000（税別）

直結&無線ユニット増設で最大330ch
メモリハイロガー LR8450-01［日置電機］¥200,000（税別）●無線 LAN 搭載モデル●直結と無線入力ユニット計 7 台まで装着●オプション U8552 と LR8532 で最大 330ch●オプションの高速ユニットで 1ms/S●ひずみ、圧力など 1ms 高速ロギング可能●インバータなどノイズの影響を大幅に低減●無線で離れた場所のデータを PC で観測可能●測定にはオプションの入力ユニットが必要［日置電機］¥18,000（税別）¥30,000（税別）

新規在庫

絶縁多チャネルハンディロガー
GL840-WV/-SDWV（20ch）［グラフテック］¥120,000（税別）●無線 LAN 対応でワイヤレス & 遠隔監視対応●全チャネル絶縁・マルチファンクション入力
電圧・温度・湿度・ロジック / パルス●最高 10ms のサンプリング速度に対応●標準で 4GB の内蔵メモリ装備
標準：内蔵メモリ、SD スロット× 1
SD：SD スロット× 2（4GB 1 枚付）●サーマルプリンタ DP-581 と無線 LAN
接続可能
●簡単操作

［日置電機］

ワイヤレス無線入力ユニット

絶縁多チャネルハンディロガー
GL840-M/-SDM（20ch）●購入時 20ch 付・200ch まで拡張可能
拡張端子・ベース・ケーブル別途費用●全チャネル絶縁・マルチファンクション入力
電圧・温度・湿度・ロジック / パルス●無線 LAN 対応でワイヤレス & 遠隔監視対応●最高 10ms のサンプリング速度に対応●標準で 4GB の内蔵メモリ装備
標準：内蔵メモリ、SD スロット× 1
SD：SD スロット× 2（4GB 1 枚付）●簡単操作［グラフテック］¥190,000（税別）
新規在庫［グラフテック］

GL840 用拡張端子［グラフテック］¥218,000（税別）

B-564/564-SL/565¥40,000（税別）より［日置電機］

手のひらサイズの 10ch 絶縁ロガー ［日置電機］

GL840 用拡張ベース/ 接続ケーブル ［グラフテック］

小型データロガー¥240,000（税別）

メモリハイロガー LR8431/LR8432 ¥130,000（税別）より

B-566/B-567-05/B-567-20

GL10-TH/GL10-TK【拡張ベース B-566：¥20,000】●チャネル拡張時には、B-564/
564-SL/565 と B-567 シリーズが必要になります。
【接続ケーブル B-567 シリーズ】
本体と拡張ベース間又は拡張ベース間を接続するケーブル●ケーブル長・価格（税別）
B-567-05 50cm ¥10,000
B-567-20 2m ¥16,000［日置電機］

LR8530/LR8531/LR8532 ¥141,000（税別）より●最大入力電圧 300V の高耐圧・高精度対応●購入時 20ch 付・200ch まで拡張可能
拡張端子・ベース・ケーブル別途費用●全チャネル絶縁・マルチファンクション入力
電圧・温度・湿度・ロジック / パルス●無線 LAN 対応でワイヤレス & 遠隔監視対応●最高 10ms のサンプリング速度に対応●標準で 4GB の内蔵メモリ装備
標準：内蔵メモリ、SD スロット× 1
SD：SD スロット× 2（4GB 1 枚付）● 10ch アナログ絶縁入力（電圧 / 温度）と 4ch
パルス入力●高速スキャニング方式による 10ms/S● USB/LAN により最大 5 台まで同時計測●オプションの高速ユニットで 1ms/S●信頼性が高い CF カードと USB メモリ●インバータなどノイズの影響を低減●熱流測定もできる LR8432 ¥153,000（税別、センサ別売）¥70,000（税別）より● LR8450-01 用無線入力ユニット●電圧・温度ユニット LR8530：¥141,000
電圧、熱電対（湿度）、15ch、10ms/S●ユニバーサルユニット LR8531：¥177,000
電圧、熱電対や測温抵抗体（湿度）、抵抗、15ch、10ms/S●電圧・温度ユニット LR8532：¥212,000
電圧、熱電対（湿度）、30ch、20ms/S● 1ms/S の高速ユニットは別途、ご用命ください。

絶縁多チャネルハンディロガー
GL240/-SD（10ch）［日置電機］● LR8450 と LR8450-01 用 直 結 入 力 ユニット●電圧・温度ユニット U8550：¥70,000
電圧、熱電対（湿度）、15ch、10ms/S●ユニバーサルユニット U8551：¥94,000
電圧、熱電対や測温抵抗体（湿度）、抵抗、15ch、10ms/S●電圧・温度ユニット U8552：¥94,000
電圧、熱電対（湿度）、30ch、20ms/S● 1ms/S の高速ユニットは別途、ご用命ください。

●ノイズフィルタでカウントミスを防止 ●記
録間隔は 1〜30 秒、1〜60 分、1 日の 16 設定●瞬時値記録：記録間隔ごとのパルス積算値を
記録 ●記録を停止せずに PC にデータ転送可能●記録しながら電池交換可能 ●最大で従来比3 倍の記録容量（1ch あたり 60000 データ）
●接続ケーブル LR9802（先端 4 芯）は標準付属●データを PC に転送するには LR5091 またはLR5092 が必要です

ワイヤレスロギングステーション
LR8410

熱電対センサで温度測定

直結ユニット増設で最大 120ch ［日置電機］●無線なしモデル●直結入力ユニット× 4 まで装着可能●オプションのユニット U8552 で最大 120ch●オプションの高速ユニットで 1ms/S●ひずみ、圧力など 1ms 高速ロギング可能●インバータなどノイズの影響を大幅に低減●測定にはオプションの入力ユニットが必要●設置スペースを気にしない小型軽量ポケット
サイズ ●一目で分かりやすい 2 項目表示
●記録を停止しないで PC にデータ転送可能●記録しながら電池交換（電池を外しても約 30秒間は記録を継続） ●最大で従来比 3 倍の記録
容量（1ch あたり 60000 データ） ●変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載● デ ー タ を PC へ 転 送 す る に は LR5091 ま
た は LR5092 が 必 要 で す ● LR5041（DC± 50mV）¥18,000 LR5042（DC ± 5V）¥18,000 LR5043（DC ± 50V）¥18,000

簡単に負荷電流 / 漏れ電流記録
クランプロガー LR5051¥30,000（税別）● K 熱電対専用の 2 チャネル温度計測 ●設置
スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ●一目で分かりやすい 2 チャネル表示●記録を停止しないで PC にデータ転送可能● 記 録 し な が ら 電 池 交 換（ 電 池 を 外 し て も 約
30 秒間は記録を継続） ●大容量の内部メモ
リ（1ch あ た り 60000 デ ー タ ） ● 電 池 が な
くなっても測定データは消えません ●熱電対
は別売りです ●データを PC へ転送するには
LR5091 または LR5092 が必要です

計装信号の測定・記録に
計装ロガー LR5031

温湿度ロガー LR5001［日置電機］

外付けセンサで温度と湿度を同時に記録●設置スペースを気にしない小型軽量●一目でわかりやすい 2 項目表示
●温度 -40℃～85℃、湿度 0%～100%rh●記録を停止しないで PC にデータ保存可能●最大で従来比 7 倍の記録容量●サンプリング 1 秒～60 分●瞬時値記録 60000 データ●オプションの通信アダプタで PC に転送
通信アダプタ LR5091 ¥4,800

選べる外付けセンサで温度測定
温度ロガー LR5011

簡単にずっと測れる小型ロガー

新規在庫¥20,000（税別）
新規在庫【B-564/564-SL：¥40,000】●標準仕様端子●チャネル数：20ch●端子形状 B-564：M3 ネジ式
B-564-SL：スクリューレス【B-565：¥68,000】●高耐圧・高精度端子●チャネル数：20ch●端子形状：M3 ネジ式※標準仕様端子と混在時は標準仕様準拠【温湿度タイプ GL10-TH】●温湿度センサ内蔵●温度：-20℃～70℃、湿度：5%～90%●最速収録間隔 2 秒、記憶容量：15000 点●価格：23,000 円（税別）【熱電対タイプ GL10-TK】● K 型熱電対で温度測定●温度：-200℃～999℃●最速収録間隔 5 秒、記憶容量：15000 点●価格：25,000 円（税別）

新規在庫［グラフテック］¥23,000（税別）より
新規在庫... 47

2CH CAN/LIN データロガー
CANedge2［CSS］¥107,760（税別）より

2CH CAN/LIN データロガー
CANedge1¥71,760（税別）より

CANedge2 は、革 新 的 な 設 計 で 最 先 端 の コ ン
ポーネントです。また低コストな高性能 CAN ロ
ガーです。
●デュアル高速CAN/LIN（CAN FDを含む）チャネル●抽出可能な 8-32GB 産業用 SD カード（＝数ヶ月のデータ）●バイナリ MDF4 ログファイル形式（広範なソフトウェアサポート）●高度なメッセージフィルタリングおよび送信機能● CAN ID とデータバイトに基づくロギングト
リガーの開始 / 停止
●サイレントモード、ビットレートの自動検出、循環ロギング●データの圧縮と暗号化（GDPR、CCPA など）●高速起動。使用中に安全に切断可能● 50µs のリアルタイムクロック● WiFi 経由でデータを自社サーバーへプッシュアップ● 8GB ¥107,760（税別）、32GB ¥122,160（税別）

CANedge1 は、革 新 的 な 設 計 で 最 先 端 の コ ン
ポーネントです。また低コストな高性能 CAN ロ
ガーです。
●デュアル高速CAN/LIN（CAN FDを含む）チャンネル●抽出可能 8-32GB 産業用 SD カード●バイナリ MDF4 ログファイル形式（広範なソフトウェアサポート）●高度なメッセージフィルタリングと送信機能● CAN ID とデータバイトに基づいたロギング
トリガーの開始 / 停止
●サイレントモード、ビットレート自動検出、循
環ロギング●データの圧縮と暗号化（GDPR、CCPA など）●高速起動。使用中に安全に切断可能● 50µs のリアルタイムクロック● 8GB ¥71,760（税別）、32GB ¥86,160（税別）

3D慣性センサ・UDR 付きGPS 対応 CAN ［CSS］

CAN ロガー&インタフェース

CANmod.gps

CL2000¥57,000（税別）より

自動車ネットワークや CAN ハードウェアなど、新規在庫
任意の CAN バスに統合できます。
一例として、CANedge 用のプラグ＆プレイアド
オンモジュールとして使用できます。
GNSS ポジションと 3D の慣性データ（ジャイロスコープと加速度計を介して）を生成し、設定可
能な CAN バスフレームを経由して出力します。
●任意の高速 CAN バス（2.0A, 2.0B）に対応● CAN ID、ビットレート、メッセージ頻度を完全に設定●標準 DB9 アダプタケーブル経由で 5～26V
DC を供給●任意の CAN インターフェース / ロガー/... 経由でデータを記録●例：CANedge（第 2 ポート経由権能）のアドオンとして使用●人間が読める形に解読するために含まれる DBC●オプション：リアルタイムで、US 経由でセンサーデータをストリーム配信する

［CSS］

［CSS］

¥54,960（税別）より● PC 不要のスタンドアローン●抽出可能 8-32GB 産業用 SD カード●リアルタイム USB ストリーミング用の CAN
バスインターフェースとして動作●車両のフリート管理●プロトタイプのフィールドテスト、診断●リバースエンジニアリングに最適●フリーソフトを介してログ化、ストリーミング
化されたデータを DBC 変換● 8GB ¥54,960（税別）、
32GB ￥69,360（税別）

アダプター

［CSS］

OBD2 Adaptor¥16,800（税別）●ケーブル長さ 1.5 ｍ●車両から OBD2 または CAN バスデータをロ
グに記録● 車 の ハ ン ド ル 付 近 の コ ネ ク タ ー に 適 合、
CANedge デ ー タ ロ ガ ー を 簡 単 に 接 続 し て
OBD2/CAN データの記録を開始可能

アダプター
Generic adaptor●非標準コネクタを備えた CAN バスアプリケー
ションからのデータをログに記録可能●独自のカスタムアダプターケーブルの作成が容易●短時間でログ記録が可能

48 ...

［CSS］¥16,800（税別）

温度/電圧 無線データロガー（7ch） ［アドバンテスト］

WM2000TA-000-01

WM2000TB-000-01¥69,000（税別）¥172,000（税別）●無線によりセンサケーブルの敷設工数を低減
同時に作業ストレスも軽減●今まで不可能だった「回転体」「動体」「密閉空間」の測定が可能に● 2ch搭載のスリムボディ（54.5 × 45 × 17.5（mm））
●リアルタイム PC 通信。測定結果を PC 表示● IP54 取得の防水設計● WM2000ZA-000-01 との組合せで使用●歪測定ユニット、電圧 / 温度測定ユニットを混在で最大 100 個同時に同期測定が可能●無線によりセンサケーブルの敷設工数を低減
同時に作業ストレスも軽減●今まで不可能だった「回転体」「動体」「密閉空間」の測定が可能に●最大 700ch（7ch,100 個）の同期測定を実現● ch あたり従来製品比約 60% 減の省サイズ●環境温度耐性は最大 100℃未満まで対応● WM2000ZA-000-01 との組合せで使用●歪測定ユニット、電圧 / 温度測定ユニットを混在で最大 100 個同時に同期測定が可能

ひずみ測定 無線データロガー（1ch） ［アドバンテスト］

PC 通信ユニット（無線）［アドバンテスト］

WM2000SA-000/100/200-01 ¥57,000（税別）

WM2000ZA-000-01¥57,000（税別）●無線によりセンサケーブルの敷設工数を低減
同時に作業ストレスも軽減●今まで不可能だった「回転体」「動体」「密閉空間」の測定が可能に●最大 100 点のひずみの同時計測が可能● ひ ず み ゲ ー ジ は 120Ω（000-01）、350Ω
（100-01）に対応● 200-01 は Full bridge に対応し、ひずみ変換式センサー等に接続可能●歪測定ユニット、電圧 / 温度測定ユニットを混在で最大 100 個同時に同期測定が可能● WM2000SA,TA,TBの各測定ユニットで測定したデータを PC で表示する為の通信ユニット● PC 上から測定ユニット電源の ON/OFF 設定が可能● csv ファイルへのデータ変換が可能● WM2000SA,TA,TB と組合せでのご使用● USB ポート接続で個別電源不要●歪測定ユニット、電圧 / 温度測定ユニットを混在で最大 100 個同時に同期測定が可能●最大 700ch（7ch,100 個）の同期測定を実現

データロガー・システム
DAQ970A/DAQ973A［キーサイト］¥344,142（税別）よりより多くの信号を、より速く、正確に● 34970A/72A 後継機種
DAQ973A GPIB/LAN/USB 搭載
DAQ970A LAN/USB 搭載
34970A/72A と互換性のある SCPI プログ
ラミング言語●最新の 6 1/2 桁 DMM を採用し、測定確度の向上、高速化も実現● 3 スロット・メインフレーム●プラグイン・モジュールにはサーマルオフセッ
ト補正機能を搭載●最大 120 チャネルまで構成可能●最大 450 チャネル / 秒のスキャン速度
DAQ970A
DAQ973A型

番

DAQM900ADAQM901ADAQM902A
DAQM903ADAQM904A
DAQM905A
DAQM907A
DAQM908A
DAQM909A

多 ch データ収集用スキャナ
3100/3101

温度/電圧 無線データロガー（2ch） ［アドバンテスト］¥344,142¥432,859
製品名
20 チャネル・ソリッドステート・マルチプレクサ
20 チャネル・マルチプレクサ +2 電流チャネル
16 チャネル・リード・マルチプレクサ
20 チャネル・アクチュエータ / 汎用スイッチ
4 × 8 2 線式マトリックス・スイッチ
デュアル 4 チャンネル RF マルチプレクサ、50 Ω
マルチファンクション・モジュール
40 チャンネル・シングル・エンド・マルチプレクサ
24 ビット・4 チャネル同時サンプリング・デジタイザ

標準価格
（税別）
¥136,849¥93,112¥102,424¥102,424¥102,424¥136,849¥102,424¥102,424¥281,048［エーディーシー］¥119,000（税別）より●スキャナ本体に最大 5 台までのエクステンダ
を接続して 17 スロットまで増設が可能●最高 330ch/ 秒の高速切換え● 10A の大電流の切換えに対応● 1µV オーダの低熱起電力での低レベル測定に●デジタル信号の入出力で用途を拡大●リーク電流 10fA以下の微少電流用と 1000Vまで切り替え可能な高電圧用カードを新発売●各種のスイッチ・カードを用意●ローカル操作と GPIB/USB コントロール機能... 49大電流対応 IVカーブトレーサ ［新栄電子計測器］

バッテリーアナライザ

IVH-2020Z

BTA-3000Plus¥640,000（税別）● 0A までの大電流システムに対応●クラス C 全天日射計を標準搭載●タッチパネル搭載●太陽電池の評価に必要な測定項目を網羅●測定可能電圧：最大 1030V●測定可能電流：最大 30A●測定可能電力：最大 24kW
●内部メモリー：1000 件●日射計、温度計標準装備［アメテック］¥5,472,700（税別）より

SI-6200 バッテリーアナライザは、充放電試験に加え、ソーラトロンの技術を搭載した EIS 測定（インピーダンス測定）機能を各チャンネルに備えています。
●チャンネル数：10●電流範囲：± 200mA●電圧範囲：-3V～10V● EIS 周波数範囲：1mHz〜20kHz●測定種類：充放電の他、電圧 / 電流掃引、パルス
測定に対応

新規在庫

ポテンション / ガルバノスタット
VersaSTAT4-100［アメテック］¥2,653,900（税別）より

ハードウエアとソフトウエアと多くの組合せが可能で広い電流範囲に対応しています。
●標準± 2A の電流範囲●標準 122fA の分解能で最小± 4nA の電流範囲● S/N 比向上のための 5 種類の E および I フィル
ターを搭載

5G 対応デバイス
K5G-C-100A
公衆 5G・ローカル 5G（ミリ波、Sub6）/4GLTEに 対 応。4K/8K カ メ ラ や 監 視 カ メ ラ、AGV、ス マ ー ト グ ラ ス と い っ た エ ッ ジ デ バ イ ス に、
「K5G-C-100A」を 有 線（USBType-C、HDMI、
Ethernet）無線（Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1）で接続することで、5G の通信機能を持たせることが可能です。

¥390,000（税別）●大型液晶とタッチパネルで簡単に操作●リチウムイオン、リチウムポリマ、
ニッカド、ニッケル水素の試験が可能●測定範囲：1.2V〜14.4V、3A●充電放電のサイクル試験可能●最大 999 機種の電池規格を記憶●充電放電の特性をグラフ表示●プリンタ標準装備

充放電試験装置
SI-6200［新栄電子計測器］

ポテンション / ガルバノスタット
VersaSTAT3-100¥199,000（税別）¥1,961,600（税別）より多くの基本的な電気化学試験に十分な電圧及び電流範囲を提供します。
電池、物理的電気化学、腐食実験など幅広い測定にご使用になれます。
●標準± 2A の電流範囲●標 準 6pA の 分 可 能 で 最 小 ± 200nA の 電 流
範囲● S/N 比向上のための 2 種類の異なる E および I
フィルターを搭載

VersaSTAT3F-100¥79,800（税別）AIO-160802AY-USB●手軽に持ち運びできるコンパクト軽量設計●配線が簡単。スクリュー圧接型のターミナルブロック● USB2.0/1.1 対応、バスパワー動作● 100KSPS 8 チャネル 16bit アナログ入力● 2 チャネル 16bit アナログ出力●組み込み用固定金具あり（別売）● Windows 用データロガーソフト付属● Windows ドライバ、プログラム用 API 付属● LabVIEW 対応*RZE シリーズ専用ソフトウェア（オプション）をご用意
推奨環境：Windows7、8、10（日本語 OS もしくは英語 OS）、メモリ 2G バイト以上

AIO-163202FX-USB

RZE-1

RZE-2

RZE-5

RZE-10式

RZE-20RZE-50

RZE-100

DIO-0808LY-USB●多彩なサンプリング制御を実現するイベント
コントローラ機能を搭載● USB2.0/1.1 対応● USB ハブ機能搭載● 500KSPS 32 チャネル 16bit アナログ入力● 2 チャネル 16bit アナログ出力、2 チャネル
カウンタ
●組み込み用固定金具あり（別売）● Windows 用データロガーソフト付属● Windows ドライバ、プログラム用 API 付属● LabVIEW 対応

DIO-3232LX-USB

定格容量（R.C.） 200N（20kgf）500N（50kgf） 1kN（100kgf）
0.1～
0.1～
0.1～
表示可能範囲200.0N
500.0N
1000.0N（0.01〜（0.01〜（0.01〜
20.00kgf）
50.00kgf） 100.00kgf）
最小分解能
0.1N
0.1N
0.1N
（0.01kgf）（0.01kgf）（0.01kgf）
先端軸
M6
M6
M6

USB2.0 デジタル入出力ユニット（絶縁）¥184,100（税別）

USB2.0 絶縁型デジタル入出力ユニット ［コンテック］［アメテック］
型¥87,700（税別）

USB2.0 マルチファンクションDAQユニット ［コンテック］

定格容量（R.C.） 10N（1kgf）
20N（2kgf）
50N（5kgf） 100N（10kgf）
表示可能範囲0.001〜
0.01〜
0.01〜
0.01〜
10.000N
20.00N
50.00N
100.00N（0.0001〜（0.001〜（0.001〜（0.001〜
1.0000kgf） 2.000kgf）
5.000kgf） 10.000kgf）
0.001N
0.01N
0.01N
0.01N
最小分解能
（0.0001kgf） （0.001kgf） （0.001kgf） （0.001kgf）
M6
M6
M6
M6
先端軸

¥2,815,400（税別）

USB2.0 マルチファンクションDAQユニット ［コンテック］●ご購入後1年以内の最初の1回のオーバー
ロードは無償修理対応（日本国内ご使用の場合のみ）●見やすい液晶表示● USB データ出力対応（ケーブル付属）*●アナログ出力（± 2VF.S.）●マルチ電源対応（AC100V～240V）
ヨーロッパ仕様プラグ付属●使用可能時間：満充電後約 30 時間●ニッケル水素電池使用
環境にやさしく短時間充電（約 4.5 時間）●高速サンプリング（新たな CPU 回路）
1ms, 5ms,16ms, 50ms,125ms, 250ms 切替●質量（約 375g） 弊社比較 約 75g 軽量化¥79,000（税別）●応答速度 200µsec のフォトカプラ絶縁入力
32 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出
力 32 点搭載●入力信号 32 点を割込み要求信号として使用可能●出力回路にサージ電圧保護ツェナーダイオー
ド、過電流保護のポリスイッチを内蔵● PIO-32/32L（PCI）H、DIO-32/32L-PE とコネクタ形状、信号配置互換［コンテック］¥36,600（税別）

USB2.0 デジタル入出力ユニット（TTL） ［コンテック］
DIO-0808TY-USB¥28,900（税別）●手軽に持ち運びできるコンパクト軽量設計●配線が簡単。スクリュー圧接型のターミナルブロック● USB2.0/1.1 対応、バスパワー動作● 8 点 フォトカプラ絶縁入力● 8 点 絶縁オープンコレクタ出力●出力回路に保護回路（サージ電圧 / 過電流）を内蔵●組み込み用固定金具あり（別売）● Windows ドライバ、プログラム用 API 付属● LabVIEW 対応●手軽に持ち運びできるコンパクト軽量設計●配線が簡単。スクリュー圧接型のターミナルブロック● USB2.0/1.1 対応、バスパワー動作● 8 点 非絶縁 TTL 入力● 8 点 非絶縁オープンコレクタ出力●入出力回路に保護回路（サージ保護）を内蔵●組み込み用固定金具あり（別売）● Windows ドライバ、プログラム用 API 付属● LabVIEW 対応

RS-232C 1ch マイクロコンバータ ［コンテック］

USB2.0対応 GPIB通信マイクロコンバータ ［コンテック］

COM-1（USB）HGPIB-FL2-USB

外部装置と RS-232C 準拠のシリアル通信を行う、USB 2.0 対 応 の RS-232C マ イ ク ロ コ ン
バータ。
1 台で 1 チャネルの RS-232C 準拠のシリアルポートを備えています。
添付の標準 COM ドライバソフトウェア [COM
Setup Disk] を使用することで、Windows 標準の COM ポートとしてアクセス可能。
このマイクロコンバータを使用する際は、当社
製ドライバソフトウェアを使用する必要があります。

50 ...

［アイコー］RZE シリーズ

●機種一覧
型
式

ポテンション / ガルバノスタット
フローティンググランドを選択可能なポテン
ションスタットです。
オートクレープのような接地された電極や、接地された電極セルの測定を可能にします。

［京セラ］［アメテック］

デジタルフォースゲージ¥11,800（税別）¥54,700（税別）

本製品は、パソコンの USB インターフェイスに接続することで手軽に GPIB 通信ができるマイクロコンバータです。
通信制御する各種機器との接続は、IEEE-488.1
および IEEE-488.2 に準拠したインターフェイ
スで接続できます。
Windows 版、LabVIEW 版ドライバ添付。

... 51

マルチファンクション I/O ボード
PCIe-6323（781045-01）¥190,000（税別）● PCIe 接続マルチファンクション DAQ● 32ch アナログ入力（16Bit, 250kS/s）● 4ch アナログ出力● 48ch デジタル入出力● 4ch カウンタ
●推奨ケーブルオプション
SHC68-68-EPM2m（192061-02）2 個●推奨端子台オプション
SCB-68A（782536-01）2 個● NI-DAQmx ドライバ

新規在庫

USBマルチファンクションI/Oデバイス
USB-6001（782604-01）［日本 NI］［日本 NI］¥40,500（税別）●低価格なマルチファンクション DAQ● USB2.0 バスパワー給電かつ軽量設計● 8ch アナログ入力（14 Bit、20kS/s）● 2ch アナログ出力（5kS/s/ch）● 13ch デジタル入出力● 32-bit カウンタ
●簡易的なデータロギングにおすすめ● NI-DAQmx ドライバ

［日本 NI］¥105,000（税別）●低価格なマルチファンクション DAQ● USB 2.0 バスパワー給電かつ軽量設計●ネジ留め式端子● 8ch アナログ入力（16Bit, 100kS/s）● 2ch アナログ出力（5kS/s/ch）● 13ch ジタル入出力● 32-bit カウンタ
●簡易的なデータロギングにおすすめ● NI-DAQmx ドライバ

●高機能マルチファンクション DAQ● USB2.0 接続●ネジ留め式端子付き● 32ch アナログ入力（16Bit, 500kS/s）● 4ch アナログ出力（最大 900kS/s）● 48ch デジタル入出力● 4ch 32-bit カウンタ
● NI-DAQmx ドライバ
＊別途電源コードが必要です（763634-01）

USB デジタル I/O デバイス
USB-6501（779205-01）● USB2.0 低価格デジタル I/O デバイス
● 24ch デジタル入出力●入力 LOW：-0.3～0.8V●入力 HIGH：2.0～5.8V●出力：アクティブ駆動、オープンコレクタ●出力 LOW：最大 0.8V
●出力 HIGH：2.0～5.0V● NI-DAQmx ドライバ

52 ...

¥243,000（税別）

USB マルチファンクションI/Oデバイス
USB-6002（782606-01）［日本 NI］¥81,000（税別）

USB マルチファンクションI/Oデバイス
USB-6212（780107-01）［日本 NI］¥349,000（税別）［日本 NI］¥256,000（税別）

新規在庫［日本 NI］¥21,100（税別）［日本 NI］¥511,000（税別）●高機能マルチファンクション DAQ● USB2.0 接続●ネジ留め式端子付き● 32ch アナログ入力（16Bit, 2MS/s）● 4ch アナログ出力（最大 2.86MS/s）● 48ch デジタル入出力● 4ch 32-bit カウンタ
● NI-DAQmx ドライバ
＊別途電源コードが必要です（763634-01）

USB デジタル I/O デバイス
USB-6509（779975-01）● USB2.0 デジタル I/O デバイス
● 96ch デジタル入出力●入力 LOW：0～0.8V●入力 HIGH：2.0～5.0V●出力：アクティブ駆動●出力 LOW：最大 1.4V
●出力 HIGH：2.8～5.0V＊ SCB-100（ 端 子 台 ）お よ び SH100-100-F（ケーブル）と合わせてご利用ください。

［日本 NI］

USB-6525（779640-01）¥67,000（税別）
新規在庫

68ピン マルチファンクションケーブル

CANインターフェース
USB-8502（784662-01）［日本 NI］¥172,000（税別）● 2port CAN USB デバイス
● USB2.0 接続●物理層：高速、可変データレート●外部タイミング / トリガ対応：有り● GPIB に接続するデバイス●推奨ケーブルオプション
CAN 片側終端、高速 /FD ケーブル 2m（192017-02）

新規在庫［日本 NI］

68ピン シールド端子台［日本 NI］

SHC68-68-EPM 2m（192061-02） ¥30,100（税別）

SCB-68A（782536-01）¥70,000（税別）● 68 ピンシールドケーブル 2m●バックエンド：68 ピン、オス VHDCI●フロントエンド：68 ピン、メス SCSI
ケーブル​の​選択​は、​接続​する​ハードウェアのコネ​
クタ​タイプ​と​要件、​および​ケーブル​の使用​環境​によって​異​なり​ます。

● 68 ピンシールド端子台●バックエンド：68 ピン、オス SCSI
● 68 ピン、メス ネジ留め式端子●取付オプション
パネル、DIN レール、壁端子台の使用により、さまざまなテストデバイスと計測デバイスに接続が可能です。

68ピン シールド BNC 端子台
BNC-2110（777643-01）● 68 ピンシールド BNC 端子台● 1 ピン、メス BNC（15 個）● 30 ピン、メス バネ留め式端子●取付オプション：DIN レール
端子台の使用により、さまざまなテストデバイスと計測デバイスに接続が可能です。

USB マルチファンクションI/Oデバイス
USB-6363（781443-01）

USB デジタル I/O デバイス
● USB2.0 デジタル I/O デバイス
● 8ch デジタル入力●入力電圧レンジ：-60V～60V● 8ch デジタル出力●出力電圧範囲：0V～60V● PCIe 接続マルチファンクション DAQ● 16ch アナログ入力（16Bit、1.25MS/s）● 2ch アナログ出力● 24ch デジタル入出力● 4ch カウンタ
●推奨ケーブルオプション
SHC68-68-EPM 2m（192061-02）●推奨端子台オプション
SCB-68A（782536-01）● NI-DAQmx ドライバ

●マルチファンクション DAQ● USB 2.0 バスパワー給電かつ軽量設計●ネジ留め式端子● 16ch アナログ入力（16Bit, 400kS/s）● 2ch アナログ出力（16Bit, 250kS/s/ch）● 32ch デジタル入出力● 2ch 32-bit カウンタ
●簡易的なデータロギングにおすすめ● NI-DAQmx ドライバ

USBマルチファンクションI/Oデバイス
USB-6343（781439-01）

PCIe-6351（781048-01）［日本 NI］●低価格なマルチファンクション DAQ● USB2.0 バスパワー給電かつ軽量設計●ネジ留め式端子● 8ch アナログ入力（16Bit, 50kS/s）● 2ch アナログ出力（5kS/s/ch）● 13ch デジタル入出力● 32-bit カウンタ
●簡易的なデータロギングにおすすめ● NI-DAQmx ドライバ

USBマルチファンクションI/Oデバイス
USB-6003（782608-01）

マルチファンクション I/O ボード

100ピン シールド端子台
SCB-100（776990-01）［日本 NI］¥81,000（税別）
新規在庫

100ピン マルチファンクションケーブル
SH100-100F 2m（185095-02）［日本 NI］¥42,700（税別）● 100 ピンシールドケーブル 2m●バックエンド：100 ピン、オス SCSI
●フロントエンド：100 ピン、オス SCSI
ケーブル​の​選択​は、​接続​する​ハードウェアの​​コネ​
クタ​タイプ​と​要件、​および​ケーブル​の使用​環境​によって​異​なり​ます。

［日本 NI］

CompactDAQ シャーシ

［日本 NI］¥72,000（税別）cDAQ-9171（781425-01）¥71,000（税別）● 100 ピンシールド端子台●バックエンド：100 ピン、メス SCSI
● 100 ピン、メス ネジ留め式端子
端子台の使用により、さまざまなテストデバイスと計測デバイスに接続が可能です。

NI C シリーズモジュールに対応する USB バス
パワー対応シャーシです。
● USB2.0、1 スロットシャーシ●動作温度：-20℃～55℃●外形寸法（mm）：131.4 × 88.6 × 33.3

［日本 NI］

CompactDAQ シャーシ

［日本 NI］

CompactDAQ シャーシ

［日本 NI］¥94,000（税別）cDAQ-9174（781157-01）¥209,000（税別）cDAQ-9178（781156-01）¥303,000（税別）

NI C シリーズモジュールに対応する USB 接続
シャーシです。
● USB2.0、4 スロットシャーシ●動作温度：-20℃～55℃●外形寸法（mm）：159 × 88.1 × 58.9
●重量：約 575g

NI C シリーズモジュールに対応する USB 接続
シャーシです。
● USB2.0、8 スロットシャーシ●動作温度：-20℃～55℃●外形寸法（mm）：254 × 88.1 × 58.9
●重量：約 878g

＊別途電源コードが必要です（763634-01）＊別途電源コードが必要です（763634-01）

新規在庫... 53

CompactDAQ シャーシ

［日本 NI］

CompactDAQ シャーシ

［日本 NI］

cDAQ-9181（781496-01）¥92,000（税別）cDAQ-9185（785064-01）¥257,000（税別）

NI C シリーズモジュールに対応する Ethernet
接続シャーシです。
● 1 スロットシャーシ●動作温度：0℃～55℃●外形寸法（mm）：194.0 × 88.7 × 33.6
●重量：約 470g

NI C シリーズモジュールに対応する Ethernet
接続シャーシです。
● 4 スロットシャーシ●動作温度：-40℃～70℃●外形寸法（mm）：178.1 × 88.1 × 64.1
●重量：約 660g

＊別途電源コードが必要です（763634-01）＊別途電源コードが必要です（763634-01）

CompactDAQ シャーシ

［日本 NI］

cDAQ-9189（785065-01）¥371,000（税別）

NI C シリーズモジュールに対応する Ethernet
接続シャーシです。
● 8 スロットシャーシ●動作温度：-40℃～70℃●外形寸法（mm）：272.8 × 88.1 × 62.3
●重量：約 1065.9g

新規在庫＊別途電源コードが必要です（763634-01）

CompactRIOコントローラ
cRIO-9056（786426-01）
堅牢性、信頼性に優れた組込コントローラ
NI Linux Real-Time OS、FPGA 搭載● 8 スロット● NI-DAQmx、LabVIEW FPGA
● 1.33 GHz デュアルコア Intel Atom
● Artix-7 75T FPGA
● HD メモリ：4GB● RAM：1GB

CompactRIOコントローラ
cRIO-9053（786424-01）
堅牢性、信頼性に優れた組込コントローラ
NI Linux Real-Time OS、FPGA 搭載● 4 スロット● NI-DAQmx、LabVIEW FPGA
● 1.33 GHz デュアルコア Intel Atom
● Artix-7 50T FPGA
● HD メモリ：4GB● RAM：1GB¥461,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9361（783407-01）
C シリーズカウンタ入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO● 8ch カウンタ / タイマ●デジタル入力電圧：0V～5V、0V～24V● 37-pin、オス D-Sub

NI 9237（779521-01）
C シリーズ歪み / ブリッジ入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO● 4ch アナログ入力 24 ビット●最大サンプルレート：50kS/s/ch●アナログ入力電圧：-25mV/V～25mV/V●クォータ、ハーフ、フルブリッジ●前面接続タイプ：RJ50［日本 NI］¥361,000（税別）
新規在庫［日本 NI］¥300,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9205（779357-01）
C シリーズ電圧入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：D-Sub● 32ch アナログ入力（16 ビット、250kS/s）●アナログ入力電圧：-10V～10V● 60VDC チャンネル / アース間絶縁［日本 NI］¥210,000（税別）
新規在庫¥160,000（税別）
新規在庫

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台

C シリーズモジュール
NI 9215（779138-01）
C シリーズ電圧入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：BNC● 4ch アナログ同時サンプリング入力（16 ビット、100kS/s/ch）●アナログ入力電圧：-10V～10V● 60VDC チャンネル / アース間絶縁

NI 9860（788651-01）
C シリーズマルチプロトコルモジュール選択可能 CAN および / または LIN●対応 HW：cDAQ、cRIO●ポート数：2（CAN/LIN）● CAN：高速、可変データレート● NI-XNET ドライバ

［日本 NI］¥94,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9205（785184-01）
C シリーズ電圧入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：バネ留め式端子● 32ch アナログ入力（16 ビット、250kS/s）●アナログ入力電圧：-10V～10V● 250Vrms チャンネル / アース間絶縁［日本 NI］¥210,000（税別）
新規在庫

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台［日本 NI］

C シリーズモジュール

推奨アクセサリTRC-8546 LIN 用 /TRC-8542 CAN 用

推奨アクセサリ
NI-9949 / RJ50 ケーブル

＊別途電源コードが必要です［日本 NI］

C シリーズモジュール

［日本 NI］¥139,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9215（779011-01）
C シリーズ電圧入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：ネジ留め式端子● 4ch アナログ同時サンプリング入力（16 ビット、100kS/s/ch）●アナログ入力電圧：-10V～10V● 250Vrms チャンネル / アース間絶縁［日本 NI］¥139,000（税別）
新規在庫＊別途電源コードが必要です

C シリーズモジュール
NI 9212（782975-01）
C シリーズ温度入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO● 8ch アナログ入力● 95S/s/ch● 250Vrms チャンネル間絶縁●ネジ留め式端子●対応センサ：熱電対［日本 NI］¥230,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9232（784397-01）
C シリーズ音響 / 振動入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO● 3ch アナログ入力 24 ビット●最大サンプルレート：102.4kS/s/ch●アナログ入力電圧：-30V～30V● 60VDC チャンネル / アース間絶縁●前面接続タイプ：BNC［日本 NI］¥402,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9220（782615-01）
C シリーズ電圧入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：D-sub● 16ch アナログ同時サンプリング入力（16 ビット、100kS/s/ch）●アナログ入力電圧：-10V～10V● 60VDC チャンネル / アース間絶縁［日本 NI］¥413,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9223（783284-01）
C シリーズ電圧入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：BNC● 4ch アナログ同時サンプリング入力（16 ビット、1MS/s/ch）●アナログ入力電圧：-10V～10V● 60VDC チャンネル / アース間絶縁［日本 NI］¥421,000（税別）
新規在庫

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台

C シリーズモジュール
NI 9234（779680-01）
C シリーズ音響 / 振動入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO● 4ch アナログ入力 24 ビット●最大サンプルレート：51.2kS/s/ch●アナログ入力電圧：-5V～5V● IEPE AC/DC●前面接続タイプ：BNC

54 ...

［日本 NI］¥458,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9235（785995-01）
C シリーズ歪み / ブリッジ入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO● 8ch アナログ入力 24 ビット●最大サンプルレート：10kS/s/ch●アナログ入力電圧：-29.4mV/V～29.4mV/V●クォータブリッジ●前面接続タイプ：バネ止め式端子［日本 NI］¥438,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9239（780181-01）
C シリーズ電圧入力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：BNC● 4ch アナログ同時サンプリング入力（24 ビット、50kS/s/ch）●アナログ入力電圧：-10V～10V● 60VDC チャンネル / アース間絶縁［日本 NI］¥276,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9263（779012-01）
C シリーズ電圧出力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：ネジ留め式● 4ch 同時アナログ電圧出力（16 ビット、100kS/s/ch）●アナログ入力電圧：-10V～10V● 250Vrms チャンネル / アース間絶縁［日本 NI］¥108,000（税別）
新規在庫... 55

C シリーズモジュール
NI 9264（780927-01）
C シリーズ電圧出力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：D-Sub● 16ch 同時アナログ電圧出力（16 ビット、25kS/s/ch）●アナログ入力電圧：-10V～10V● 60VDC チャンネル / アース間絶縁［日本 NI］¥244,000（税別）
新規在庫

NI 9401（779351-01）
C シリーズデジタルモジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：D-Sub● 8ch 双方向デジタル IO●ロジックレベル：5VTTL● 60VDC チャンネル / アース間絶縁

NI 9375（781030-01）
C シリーズデジタルモジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：D-Sub● 16ch デジタル入力（シンク入力）● 16ch デジタル出力（ソース出力）●ロジックレベル：12V、24V● 60VDC チャンネル / アース間絶縁［日本 NI］¥119,000（税別）
新規在庫

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台

C シリーズモジュール

C シリーズモジュール

［日本 NI］¥75,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9402（779987-01）
C シリーズデジタルモジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：BNC● 4ch 双方向デジタル IO●ロジックレベル：3.3VTTL

NI 9411（779005-01）
C シリーズデジタルモジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：D-Sub● 6ch デジタル入力（シンク入力）●ロジックレベル：RS-422、5VTTL、
5V、12V、24V● 60VDC チャンネル / アース間絶縁

NI 9477（779517-01）
C シリーズデジタルモジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：D-Sub● 32ch デジタル出力（シンク入力）●ロジックレベル：5V～60V● 60VDC チャンネル / アース間絶縁［日本 NI］¥61,000（税別）
新規在庫［日本 NI］¥59,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9426（780030-01）
C シリーズデジタルモジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：D-Sub● 32ch デジタル入力（ソース入力）●ロジックレベル：24V● 60VDC チャンネル / アース間絶縁［日本 NI］¥95,000（税別）
新規在庫

PXIe-1071（781368-01）
4 スロット PXI Express 対応シャーシ
タイミング / 同期機能を備えた高性能バックプ
レーン●最大システム帯域幅：3GB/s●スロット冷却能力：38W●ハイブリッドスロット数：3●オンボードクロックタイプ：VCXO●システムタイミングスロット無し＊別途電源コードが必要です（763634-01）

56 ...

9 スロット 3U PXI Express 対応シャーシ
タイミング / 同期機能を備えた高性能バックプ
レーン●最大システム帯域幅：24GB/s●スロット冷却能力：82W●ハイブリッドスロット数：7●オンボードクロックタイプ：VCXO●システムタイミングスロット有り

新規在庫

PXI シャーシ
PXIe-1083（787026-01）

PXIe-1095（783882-01）［日本 NI］¥2,095,000（税別）

18 スロット 3U PXI Express 対応シャーシ
タイミング / 同期機能を備えた高性能バックプ
レーン●最大システム帯域幅：24GB/s●スロット冷却能力：82W●ハイブリッドスロット数：5●オンボードクロックタイプ：VCXO●システムタイミングスロット有り

新規在庫＊別途電源コードが必要です（763634-01）［日本 NI］¥348,000（税別）

5 スロット PXI Express 対応シャーシ
Thunderbolt 3 MXI コントローラ内蔵
タイミング / 同期機能を備えたハイブリッド高性
能バックプレーン●最大システム帯域幅：2GB/s●スロット冷却能力：58W●ハイブリッドスロット数：5●オンボードクロックタイプ：VCXO

新規在庫

PXIコントローラ
PXIe-8862（787987-01）［日本 NI］¥1,214,000（税別）

高性能かつコンパクトな組込コンピュータ● Intel Core i7 2.6GHZ 8-Core● Windows10 64 ビット●最大コントローラ帯域幅：16GB/s

新規在庫

PXI シャーシとの組み合わせでご検討下さい

PXIコントローラ
PXIe-8881（786636-01）［日本 NI］¥1,836,000（税別）

高性能かつコンパクトな組込コンピュータ● Xeon 8-Core● Windows10 64 ビット●最大コントローラ帯域幅：24GB/s

新規在庫

PXI シャーシとの組み合わせでご検討下さい

PXIリモート制御モジュール
PXIe-8301（785679-01）［日本 NI］¥224,000（税別）

PC から PXI Express システムを制御● MXI 通信レベル：Thunderbolt 3.0● MXI ポート数：2● MXI 帯域幅：2.3GB/s

新規在庫

PXI シャーシとの組み合わせでご検討下さい

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台［日本 NI］¥125,000（税別）
新規在庫

C シリーズモジュール
NI 9482（782999-01）
C シリーズリレー出力モジュール●対応 HW：cDAQ、cRIO●前面接続タイプ：ネジ留め式●メカニカルリレー● 4ch デジタル出力（シンク入力）●最大スイッチ電圧：AC 250V/DC 60V［日本 NI］¥44,800（税別）
新規在庫

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台

PXI シャーシ

¥1,080,000（税別）

PXI シャーシ

＊別途電源コードが必要です（763634-01）

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台

C シリーズモジュール

PXIe-1092（784781-01）［日本 NI］＊別途電源コードが必要です（763634-01）

推奨アクセサリ
NI-9924 フロントマウント端子台

C シリーズモジュール

PXI シャーシPXI デジタルマルチメータ
PXIe-4081（783130-01）［日本 NI］

PXI 音響 / 振動モジュール

［日本 NI］¥865,000（税別）

PXIe-4464（783087-01）¥985,000（税別）

PXI デジタルマルチメータ（DMM）
電圧、電流、抵抗、温度、インダクタンス
キャパシタンス、周波数 / 周期の測定●バス：PXI Express●桁数：7.5● DC 電圧範囲：-1000V～1000V● DC 電流範囲：-3A～3A●最大サンプルレート：1.8MS/s

新規在庫¥247,000（税別）
新規在庫

PXI シャーシ
PXIe-1088（784782-01）
9 スロット PXI Express 対応シャーシ
タイミング / 同期機能を備えたハイブリッド高性
能バックプレーン●最大システム帯域幅：8GB/s●スロット冷却能力：58W●ハイブリッドスロット数：8●オンボードクロックタイプ：VCXO●システムタイミングスロット無し＊別途電源コードが必要です（763634-01）［日本 NI］¥617,000（税別）
新規在庫

PXI マルチファンクション DAQ
PXIe-6341（781052-01）
AIO、DIO、カウンタ / タイマ
トリガ機能を持ったモジュール● PXI Express● 16ch アナログ入力（16Bit, 500kS/s）● 2ch アナログ出力（最大 900kS/s）● 24ch デジタル入出力● 4ch カウンタ
● NI-DAQmx ドライバ
PXI シャーシとの組み合わせでご検討下さい

新規在庫

PXI シャーシとの組み合わせでご検討下さい

PXI シャーシとの組み合わせでご検討下さい［日本 NI］

PXI 音響 / 振動モジュール
ダイナミック信号の収集●バス：PXI Express● 4ch アナログ入力● SMB, BNC（4 個）●最大サンプルレート：204.8kS/s● DSA ダイナミックレンジ：119dB［日本 NI］¥269,000（税別）
新規在庫

PXI マルチファンクション DAQ
PXIe-6363（781056-01）
AIO、DIO、カウンタ / タイマ
トリガ機能を持ったモジュール● PXI Express● 32ch アナログ入力（16Bit, 2MS/s）● 4ch アナログ出力（最大 2.86MS/s）● 48ch デジタル入出力● 4ch カウンタ
● NI-DAQmx ドライバ

［日本 NI］¥516,000（税別）
新規在庫

PXI シャーシとの組み合わせでご検討下さい... 57

PXIソースメジャーユニット
PXIe-4135（783762-01）［日本 NI］¥1,421,000（税別）

高精度システムソースメジャーユニット
SourceAdapt テクノロジ● PXI Express● 1ch SMU
●最大 DC ソース電力：20W●最大 DC シンク電力：12W●電圧範囲：-200V～200V● DC 電流レンジ：-1A～1A●パルス電流レンジ：-3A～3A

新規在庫

PXI自動車用マルチプロトコルモジュール
PXIe-8510（784122-01）
選択可能 CAN および / または LIN● PXI Express●ポート数：6（CAN/LIN）● CAN： 低速 / フォールトトレラント、
高速、可変データレート● NI-XNET ドライバ

［日本 NI］¥402,000（税別）
新規在庫

PXI シャーシとの組み合わせでご検討下さい

PXIソースメジャーユニット
PXIe-4139（782856-02）¥1,261,000（税別）

高精度システムソースメジャーユニット
SourceAdapt テクノロジ● PXI Express● 1ch SMU
●最大 DC ソース電力：20W●最大 DC シンク電力：12W●電圧範囲：-60V～60V● DC 電流レンジ：-3A～3A●パルス電流レンジ：-10A～10A

学生向け工学実験用デバイス
NI ELVIS Ⅲ（785578-01）
教育機関用に開発された一体型
工学教育実験用デバイス●オシロスコープ●デジタルマルチメータ●関数発生器●可変電源●ボーデアナライザ
推奨アクセサリ・NI ELVIS Ⅲ
・NI ELVIS Ⅲ［日本 NI］

新規在庫［日本 NI］¥505,000（税別）
新規在庫

電源コード
ケーブル及びプローブ

CAN 64メッセージFIFO搭載 2CH ［インタフェース］

垂直 96 ピンネジ変換端子台 ［インタフェース］

PCI-485220

TNS-9600●高速 CAN 2 チャンネル●通信方式：CAN 2.0B（アクティブ）●通信速度：60kbps～1Mbps●終端抵抗：スイッチであり / なしの設定可●受信バッファ：64 メッセージ FIFO
●送信バッファ：64 メッセージ FIFO
●エラーバッファ：64 件（バスエラー、アービト
レーションロスト等） ●絶縁タイプ：非絶縁●割り込み機能：送受信メッセージ割り込み、エラーステータス割り込み、CAN コントローラ割
り込み

ECO-6620¥13,500（税別）

96 ピンハーフピッチ（メス）コネクタ融着ケーブ
ル（2.0m）です。
ハ ー フ ピ ッ チ コ ネ ク タ・EMI 対 策 品 を 採 用 し、ケーブルは UL 規格取得・RoHS 指令対応品を使用しています。
ツイストペアケーブル・編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。
また、片側融着ケーブルのため、使用環境に合わせて圧着・圧接・はんだ付け等様々な加工を行う
ことができます。
1.0m タイプ（¥11,300（税別））もあります。

PCI-2726CM

PCI-2994CV

COM-2（PCI）H●フォトカプラにより入出力部を絶縁●長距離受信が可能（入力）●駆動電流 +100mA（MAX）の高出力●リセット信号出力 / 電源状態出力（RSTOUT/P.OUT）● 16 点単位に分離独立●外部リセット入力（RSTIN）●タイマカウンタ搭載●入出力ハンドシェーク機能搭載● PCI 5V/3.3V 信号環境対応● 64 点フォトカプラ型高耐圧接点入力●入力電圧：DC ＋ 5～＋ 48V（最大定格 DC ＋
50V） ●入力応答時間：60µs● 64 点高電流オープンコレクタ出力●出力電圧：DC ＋ 5～＋ 48V（最大定格 DC ＋
50V） ●出力応答時間：65µs●フォトカプラ絶縁（電源内蔵）●入出力ハンドシェーク機能搭載●外部割り込み入力可能 ●入出力共通端子●外部リセット入力、出力機能付●インターバルタイマ搭載

64点CMOS デジタル入出力ボード ［インタフェース］

64 点絶縁 デジタル出力ボード［インタフェース］

RS-232C 8ch 通信ボード

PCI-2768C

PCI-2430C¥49,300（税別）

COM-8（PCI）H¥48,100（税別）［コンテック］¥27,800（税別）

パソコンに 2 チャネルの RS-232C シリアル通
信ポートを増設。PCI バス準拠。
各チャネルに送信 128byte/ 受信 128byte のFIFO バッファを搭載。
添付の標準 COM ドライバによるセットアップでWindows、Linux 標 準 の COM ポ ー ト と し て 使用可能。
Win32 API コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 関 数 や
MSComm でプログラムも可能。

［コンテック］¥61,400（税別）

64点CMOS デジタル入出力ボード ［インタフェース］

GPIBインタフェースボード［インタフェース］

低価格高速型 GPIB 通信ボード

PCI-2798C

PCI-4301¥38,800（税別）

GP-IB（PCI）FL● 64 点 CMOS 型高耐圧接点入力 ●入力電圧：
DC+5V～DC+48V（ 最 大 定 格 DC+50V）●入力応答時間： 20µs ● 64 点高電流オー
プ ン コ レ ク タ 出 力 ● 出 力 電 圧： DC+5V～
DC+48V（最大定格 DC+50V） ●出力応答時
間： 11µs ●バス絶縁 ●入出力ハンドシェー
ク機能搭載 ●外部割り込み入力可能 ●入出力共通端子 ●外部リセット入力、出力機能付●インターバルタイマ搭載

58 ...

● 1 チャンネル
●バスマスタ方式による DMA 転送● IEEE488 準拠●弊社オリジナルコントローラ搭載●最大転送速度： 1.1M バイト /s●低消費電力● GPIB アクセス状態表示 LED 付

パソコンに 8 チャネルの RS-232C シリアル通
信ポートを増設。PCI バス準拠。
各チャネルに送信 128byte/ 受信 128byte のFIFO バッファを搭載。
添付の標準 COM ドライバによるセットアップでWindows、Linux 標 準 の COM ポ ー ト と し て 使用可能。
Win32 API コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 関 数 や
MSComm でプログラムも可能。
分配ケーブル別売。

IEEE-488.1 および IEEE-488.2 に準拠。
バスマスタ転送機能を搭載。
PCI バス準拠。
GPIB インターフェイスを持つ各種機器の通信制御が可能。
Windows 版、LabVIEW 版ドライバ添付。
別売の計測システム開発用 ActiveX コンポーネン ト 集 ACX-PAC（W32）を 使 用 す る こ と に より、高機能なアプリケーションを短期間、簡単に開発可能。

LowProfilePCI  RS-232C通信ボード
COM-4（LPCI）H［コンテック］¥38,000（税別）

パソコンに 4 チャネルの RS-232C シリアル通
信ポートを増設。PCI バス準拠。
ブラケット変更で PCI スロットにも実装可能。
各チャネル、送受信別に 128byte FIFOバッファを搭載。
添付の標準 COM ドライバによるセットアップでWindows、Linux 標 準 の COM ポ ー ト と し て 使用可能。
Win32 API コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 関 数 や
MSComm でプログラムも可能。
分配ケーブル別売。

● 64 点高電流オープンコレクタ出力●出力電圧：DC ＋ 12～＋ 24V（最大定格電圧：
DC ＋ 50V）●出力応答時間：65µs●コモン絶縁●出力ハンドシェーク機能搭載●外部割り込み入力可能●外部リセット入力、出力機能付●インターバルタイマ搭載¥79,300（税別）¥16,500（税別）

96 ピンハーフピッチ（メス）コネクタ←→ 96
ピンハーフピッチ（メス）コネクタ接続ケーブル（2.0m）です。
ハ ー フ ピ ッ チ コ ネ ク タ・EMI 対 策 品 を 採 用 し、ケーブルは UL 規格取得・RoHS 指令対応品を使用しています。
ツイストペアケーブル・編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。
弊社端子台に接続可能です。
1.0m タイプ（¥13,500（税別））もあります。

● 64 点 CMOS 型高耐圧接点入力 ●入力電圧：
DC+5V～DC+48V（ 最 大 定 格 DC+50V）●入力応答時間： 0.5µs ● 64 点高電流オー
プ ン コ レ ク タ 出 力 ● 出 力 電 圧： DC+5V～
DC+48V（最大定格 DC+50V） ●出力応答時
間： 1.0µs ●非絶縁高速入力 ●入出力ハン
ドシェーク機能搭載 ●外部割り込み入力可能●入出力共通端子 ●外部リセット入力、出力機
能付 ●インターバルタイマ搭載

新規在庫

新規在庫

ECO-6420Y

RS-232C 2ch 通信ボード

新規在庫

96 ピンハーフピッチコネクタ（オス）を搭載した
インタフェースモジュールと、外部接続機器間の信号を接続するための中継端子台で、DIN レール
や制御盤内にも簡単に取り付けることができます。
外部接続側は 96 点ネジ端子です。
●使用コネクタ：
PCR-E96MD+ 本多通信工業製●外形寸法：
240（W）× 91（D）× 51.1（H）[mm]96ピンハーフピッチケーブル ［インタフェース］

64 点絶縁 デジタル入出力ボード ［インタフェース］¥73,500（税別）

新規在庫¥27,300（税別）

96ピンハーフピッチ融着ケーブル［インタフェース］

32/32 点 デジタル入出力ボード ［インタフェース］¥51,700（税別）¥76,500（税別）

LowProfilePCI 低価格GPIB通信ボード ［コンテック］
GP-IB（LPCI）FL¥42,500（税別）

IEEE-488.1 および IEEE-488.2 準拠。
バスマスタ転送機能を搭載。
ブラケット変更で PCI スロットにも実装可能。
GPIB インターフェイスを持つ各種機器の通信制御が可能。
Windows 版、LabVIEW 版ドライバ添付。
別売の計測システム開発用 ActiveX コンポーネン ト 集 ACX-PAC（W32）を 使 用 す る こ と に より、高機能なアプリケーションを短期間、簡単に開発可能。

［コンテック］¥39,600（税別）

16/16点絶縁型デジタル入出力ボード
DIO-1616L-PE［コンテック］¥38,000（税別）●フォトカプラ絶縁入力 16 点
●フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 16 点
●入力信号の全てを割込信号として使用可能●入力信号の誤認識を防止するデジタルフィル
タ機能搭載●出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護のポリスイッチを内蔵● Windows ドライバ、プログラム用 API 付属● LabVIEW 対応... 5932/32点絶縁型デジタル入出力ボード
PIO-32/32L（PCI）H［コンテック］¥51,400（税別）●フォトカプラ絶縁入力 32 点
●フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 32 点
●応答時間 200µsec 以内●入力 32 点を割り込み要求信号として使用可能●出力トランジスタの保護回路内蔵● Windows ドライバ、プログラム用 API 付属● LabVIEW 対応［コンテック］¥17,700（税別）

96 ピンハーフピッチコネクタ「F（雌）タイプ」を持つ当社製インターフェイスボードの入出力
配線を中継するネジ止め式の圧着用中継端子台です。
コネクタと端子台は 1 対 1 で対応しており、端子台を介してボードと外部機器との接続を簡単に行えます。
35mm DIN レールへの取り付けができます。

［コンテック］¥14,200（税別）

96 ピンハーフピッチコネクタから 96 ピンハー
フピッチコネクタに接続するためのシールドケーブル（1.5m）です。
弊社端子台（EPD-96）に接続可能です。
0.5m タイプ￥13,000（税別）、
3m タイプ￥16,500（税別）、
5m タイプ￥18,900（税別）もあります。

［コンテック］¥10,300（税別）

こ の ケ ー ブ ル は、Low Profile PCI バ ス 対 応COM ボードの CN1（44 ピン D-SUB コネクタ）と接続し、9 ピンD-SUBコネクタ[M（雄）タイプ]に分配する商品です。
COM-4（LPCI）H と合せてお使いください。

● PCI-GPIB インタフェース・カード（ロープロ
ファイル対応用ブラケット標準付属）● PC にカードを挿入し GPIB インタフェースに対応● Windows®10/8/7 をサポート

60 ...

PCB37PS-1.5P［コンテック］¥7,100（税別）

96ピン→ 37ピン分配用ケーブル［コンテック］¥14,200（税別）

RS-232C 8CH 分配ケーブル
PCE78/9PS［キーサイト］¥94,836（税別）

USB/GPIBインタフェース
82357B● GPIB 付測定器を簡単に PC に接続●プラグ＆プレイ● High Speed USB2.0 対応●最大 14 台の GPIB 機器（IEEE488）を接続可能● 8 個までのデバイスにパラレル・ポーリング
可能（GPIB 経由）● Windows®10/8/7 をサポート

E5810B［キーサイト］¥322,938（税別）［コンテック］¥17,800（税別）

GPIB 計測器制御デバイス USB¥98,481（税別）10833A-G & 10834A［日本 NI］

0.5m
1m
2m
4m
6m
8m
アダプタ

GPIB 計測器制御デバイス
PCI-GPIB（778032-01）● IEEE488.2 GPIB 計測器制御デバイス● GPIB-USB 変換ケーブル● 3 線式：最大 1830KB/ 秒● HS488：最大 7920KB/ 秒● High Speed USB2.0、最大 480Mb/ 秒● NI-488.2 ドライバ
●所要電力：バス電源●外形寸法（mm）：80 × 61 × 20

● IEEE488.2 GPIB 計測器制御デバイス● PCI バス用
● 3 線式：最大 1536KB/ 秒● HS488：最大 7885KB/ 秒● NI-488.2 ドライバ

GPIB 計測器制御デバイス
PCIe-GPIB（778930-01）［日本 NI］¥159,000（税別）

GPIB バスエクステンダ
GPIB-140B（787723-01）

光ファイバケーブル［キーサイト］¥6,947（税別）より¥14,011¥14,589¥16,415¥18,237¥21,885¥23,708¥6,947

GPIB-USB-HS＋（783368-01） ¥154,000（税別）● GPIB ケーブル長を延長 最長 1㎞●ソフトウェアの変更不要で延長可●最大 1.1MB/ 秒（IEEE 488.1）●最大 2.8MB/ 秒（HS488）● GPIB に接続するデバイス
最大 28 まで拡張可能［キーサイト］

GPIB ケーブル & GPIB アダプタ
● 10833D● 10833A● 10833B● 10833C● 10833F● 10833G● 10834A● IEEE488.2 GPIB 計測器制御デバイス● PCI Express バス用● 3 線式：最大 1670KB/ 秒● HS488：最大 7980KB/ 秒● NI-488.2 ドライバ

こ の ケ ー ブ ル は、RS-232C 8ch の ボ ー ド のCN1（78 ピ ン D-SUB コ ネ ク タ ）と 接 続 し、8チャネル分の 9 ピン D-SUB コネクタ [M（雄）タ
イプ ] に分配する商品です。
COM-8（PCI）H と合せてお使いください。

PCI高性能GPIBインタフェース・カード
82350C

37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル

PCB96WS-1.5P

LAN/GPIB/USB ゲートウェイ●複数のユーザが GPIB 測定器を共有し、連携作業が簡単に●容易なセットアップおよび使い方：デジタル・ディスプレイ、Web ブラウザ、設定支援用ソフ
トウェアを内蔵●標 準 装 備：10/100/1000 LAN、測 定 器 側RS-232C インタフェース● Windows®10/8/7 をサポート

96 ピ ン ハ ー フ ピ ッ チ コ ネ ク タ を 37 ピ ン
D-SUB コ ネ ク タ [M（ 雄 ）]タ イ プ に 変 換 す る
ケーブルです。
弊社端子台（EPD-37）に接続可能です。
3m タイプ ¥16,500（税別）、
5m タイプ ¥18,900（税別）もあります。

RS-232C 4CH 分配ケーブル
PCE44/9P4S¥11,800（税別）

37 ピ ン D-SUB コ ネ ク タ か ら 37 ピ ン D-SUB
コネクタに接続するためのシールドケーブル（1.5m）です。
弊社端子台（EPD-37）に接続可能です。
0.5m タイプ￥6,900（税別）、
3m タイプ￥7,900（税別）、
5m タイプ￥8,800（税別）もあります。

96ピンコネクタ付シールドケーブル
PCB96PS-1.5P

EPD-37［コンテック］

37 ピン D-SUB コネクタ [F（雌）タイプ ] を持つ
当社製インターフェイスボードの入出力配線を中継するネジ止め式の圧着用中継端子台です。
コネクタと端子台は 1 対 1 で対応しており、端子台を介してボードと外部機器との接続を簡単に行えます。
35mm DIN レールへの取り付けができます。

96 点圧着用中継端子台
EPD-9637 点圧着用中継端子台

GPIB 計測器制御デバイス［日本 NI］¥190,000（税別）［日本 NI］

PCIe-GPIB LP 版（780575-01） ¥159,000（税別）● IEEE488.2 GPIB 計測器制御デバイス●ロープロファイル用● PCI Express バス● 3 線式：最大 1670KB/ 秒● HS488：最大 7980KB/ 秒● NI-488.2 ドライバ

［日本 NI］¥230,000（税別）
新規在庫［日本 NI］

光ファイバケーブル

T7 ケーブル 20m（182805-020） ¥81,000（税別）● T7（GPIB-140 用）● 2-Pin、オス光ファイバ● 20m

GPIB ケーブル

T7 ケーブル 50m（182805-050）¥115,000（税別）

X2 ケーブル 2m（763061-02）● T7（GPIB-140 用）● 2-Pin、オス光ファイバ● 50m● X2 GPIB ケーブル
● 24M/F - 24M/F
● 2m

新規在庫

［日本 NI］

新規在庫［日本 NI］¥26,500（税別）
新規在庫... 61

62 ...

... 63

NI 事業開発部

TEL.03-5816-8831
	 E-mail：embs-info@n-denkei.co.jp
64 ...

国内営業本部
計測器ワールド

東京：03-5816-3561 担当：木村TEL.03-5807-2941 FAX.03-3835-4350... 65

66 ...

... 67

Fluke ii900 2,130,000円

68 ...

... 69

70 ...

... 71

72 ...

... 73

74 ...

... 75

76 ...

... 77

78 ...

... 79

ご用命は下記へ ……

https://www.n-denkei.co.jp
本社〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル
Tel.（03）5816-3551（代表）Fax.（03）5816-3550
仙台営業所〒989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生 5-8-10 ロワール TN
Tel.（022）
391-9751 Fax.（022）391-9750
秋田サテライト〒015-0862 秋田県由利本荘市小人町 197-1
Tel.（0184）
74-6911 Fax.（0184）74-6910
郡山営業所〒963-8025 福島県郡山市桑野 2-2-18
Tel.（024）
927-5301 Fax.（024）927-5360
宇都宮営業所〒321-0904 栃木県宇都宮市陽東 7-7-39
Tel.（028）
689-5871 Fax.（028）689-5878
ひたちなか営業所〒312-0062 茨城県ひたちなか市高場 4-19-17
Tel.（029）308-8561 Fax.（029）308-8560
茨城営業所〒300-2635 茨城県つくば市東光台 4-4-2Tel.（029）848-3081 Fax.（029）848-3080
群馬営業所〒373-0808 群馬県太田市石原町 291-3 ニッケイプラザ 1 階Tel.（0276）
45-8748 Fax.（0276）45-9063
埼玉営業所〒330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町 1-774
Tel.（048）
665-3005 Fax.（048）666-8351
長岡営業所〒940-0033 新潟県長岡市今朝白 1-8-18 長岡 DN ビル 10 階Tel.（0258）
31-3200 Fax.（0258）31-3211
長野営業所〒381-2206 長野県長野市青木島町綱島 498-10
Tel.（026）
284-6435 Fax.（026）284-6436
松本営業所〒390-0851 長野県松本市大字島内字広田 4081-8
Tel.（0263）
48-5995 Fax.（0263）48-0131
山梨営業所〒400-0046 山梨県甲府市下石田 2-20-22
Tel.（055）
226-9091 Fax.（055）226-9095
金沢営業所〒920-0370 石川県金沢市上安原 2-187
Tel.（076）
240-8071 Fax.（076）240-1210
千葉営業所〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 2-11-27 富士見山久 1 階Tel.（043）
213-9821 Fax.（043）213-9820
東京営業所〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 3 階Tel.（03）3834-6321 Fax.（03）3836-3237
東京南営業所〒141-0032 東京都品川区大崎 1-19-12 磯田ビル
Tel.（03）5434-1261 Fax.（03）5434-1260
東京西営業所〒182-0026 東京都調布市小島町 1-32-2 京王調布小島町ビル 1 階
Tel.（042）
429-3301 Fax.（042）429-3300
多摩営業所〒192-0046 東京都八王子市明神町 3-20-6 八王子ファーストスクエア 11 階Tel.（042）
656-8191 Fax.（042）656-8190
川崎営業所〒230-0037 神奈川県横浜市鶴見区向井町 1-3-3 鶴見 ND ビル 2 階
Tel.（045）
508-4051 Fax.（045）508-4050
横浜営業所〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-23-3 新横浜 AK ビル 2 階
Tel.（045）
285-0531 Fax.（045）285-0530
厚木営業所〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 1-13-14 厚木 ND ビル 2 階
Tel.（046）
228-1115 Fax.（046）228-8527
湘南営業所〒254-0032 神奈川県平塚市八千代町 6-5 杉山ビル 1 階
Tel.（0463）
25-5311 Fax.（0463）25-5300
三島営業所〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見 18-11
Tel.（055）
983-1001 Fax.（055）973-9080
浜松営業所〒435-0054 静岡県浜松市中区早出町 1244-9
Tel.（053）
464-1301 Fax.（053）465-4047
名古屋営業所〒480-1153 愛知県長久手市作田 2-210
Tel.（0561）
63-9121 Fax.（0561）63-9120
刈谷営業所〒472-0052 愛知県知立市弘法 1-5-16
Tel.（0566）84-4311 Fax.（0566）84-4310
三重営業所〒510-0035 三重県四日市市陶栄町 3-18
Tel.（059）334-7020 Fax.（059）334-7023

滋賀営業所〒520-3031 滋賀県栗東市綣 3-4-5
Tel.（077）554-9100 Fax.（077）554-9101
京都営業所〒612-8415 京都府京都市伏見区竹田中島町 274
Tel.（075）646-3955 Fax.（075）646-3970
大阪営業所〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 15-30 シェリール江坂 101 号
Tel.（06）6190-1381 Fax.（06）6190-0890
兵庫営業所〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町 8-32 甲南アセット明石第一ビル 2 階
Tel.（078）915-2851 Fax.（078）915-2320
岡山営業所〒710-0043 岡山県倉敷市羽島 721 Neo ジョリカ 101
Tel.（086）484-8661 Fax.
（086）484-8660
広島営業所〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原 1-4-7 第 2 宮本ビル 3 階Tel.（082）832-2011 Fax.
（082）832-2020
福岡営業所〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-10-35 博多プライムイースト 7 階Tel.（092）434-7711 Fax.（092）434-7770
大分サテライト〒870-1132 大分県大分市大字光吉 902 第 5 大分ユースコーポ 102 号
Tel.（097）547-9691 Fax.（097）547-9690
熊本営業所〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森 4-12-9
Tel.（096）233-2821 Fax.（096）233-2820
鹿児島営業所〒899-5106 鹿児島県霧島市隼人町内山田 1-2-31 ストライブ暁 1 階Tel.（0995）64-2321 Fax.（0995）43-7510
国際センター〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 5 階Tel.（03）5816-0611 Fax.
（03）5816-0610〈中国・台湾・韓国・香港〉
Tel.（03）5816-2201 Fax.
（03）5816-0620〈アセアン・インド・アメリカ〉
ソリューション推進部／クロス エンジニアリング部／施工管理部／新規事業企画室〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 4 階
Tel.（03）5807-1881 Fax.
（03）5807-1880
NI 事業開発部〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 4 階
Tel.（03）5816-8831 Fax.
（03）5807-1880
モビリティ市場推進部〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 4 階
Tel.（03）5816-0291 Fax.
（03）5807-1880
マーケティング部〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 9 階
Tel.（03）5816-8291 Fax.
（03）5816-8290
商品センター〒230-0037 神奈川県横浜市鶴見区向井町 1-3-3 鶴見 ND ビル 1 階
Tel.（045）508-6381 Fax.
（045）508-6380
神奈川試験室〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 1-13-14 厚木 ND ビル B1 階Tel.（046）228-9645 Fax.
（046）228-1119
海外事業推進部〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 9 階
Tel.（03）5816-0951 Fax.
（03）5816-0620
アイコーエンジニアリング株式会社
本社・大阪営業所／〒578-0984 大阪府東大阪市菱江 2-15-7
Tel.（072）966-9011 Fax.（072）966-9017
東京営業所／〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル 4 階
Tel.（03）5858-8816 Fax.
（03）5858-8836
名古屋営業所／〒480-1153 愛知県長久手市作田 2-210
Tel.（0561）
64-2331 Fax.
（0561）64-2332

サービス東日本／〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 1-13-14 厚木 ND ビル 3 階Tel.（046）227-0199 Fax.（046）227-0198
ユウアイ電子株式会社（計測機器の販売・校正・修理、ISO 取得支援）
本社・校正室／〒350-1179 埼玉県川越市かし野台 2-22-20
Tel.（049）243-8611 Fax.（049）242-1926

西日本校正室／〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 15-30 シェリール江坂 101 号
Tel.（06）6310-9130 Fax.（06）6310-9140
刈谷校正室／〒472-0052 愛知県知立市弘法 1-5-16
Tel.（0566）91-7390 Fax.（0566）91-7391

熊本校正室／〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森 4-12-9
Tel.（096）233-2651 Fax.（096）233-2652
株式会社エイリイ・エンジニアリング〒357-0021 埼玉県飯能市大字双柳 1054
Tel.（042）983-1701 Fax.（042）983-1709
新栄電子計測器株式会社〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2636
Tel.（0466）
88-3030 Fax.
（0466）87-0627

海外拠点（名称のみ）

事業所
シンガポール支店
現地法人
米国現地法人（シカゴ）、マレーシア現地法人（クアラルンプール、ペナン）、タイ現地法人（バンコク、レムチャバン）、
ベトナム現地法人（ハノイ、ホーチミン、ダナン）、韓国現地法人（水原）、日本電計香港、電計科技研発（上海）股份有限公司（R&D センター）、
電計科技研発（蘇州）
有限公司、インド現地法人（グルガオン、バンガロール、チェンナイ）、インドネシア現地法人（ジャカルタ、チカラン）、台湾現地法人（台北）、フィリピン現地法人（ラグナ）、欧州現地法人（ドイツ・ミュンヘン）電計貿易（上海）有限公司
本社、大連分公司、北京分公司、天津分公司、青島分公司、浦東事務所、浦西事務所、杭州分公司、無錫分公司、蘇州分公司、常熟分公司、南京分公司、深圳分公司、広州分公司、厦門分公司、東莞分公司、珠海分公司、成都分公司、武漢分公司、重慶分公司、
鄭州連絡所、寧徳連絡所、南昌連絡所、合肥連絡所
電計科技発展（上海）有限公司
本社、長春分公司、天津分公司、蘇州分公司、広州分公司、深圳分公司

2023.09.18000