Molten metal thermometer with a large digital display
大 型 デジタル表 示 設 置 型 溶 湯 温 度 計

TM-PH

表示器が簡易型、軽量のため
定置・壁掛自由
Simple and light display unit fordesk setting or wall hanging

浸漬してから5 秒以内に表示
Display within 5 seconds
after immersion

ピーク感知時
ブザー合図
Peak signal buzzer

オートピークホールド
Auto peak hold

TM-PH任 意にポール長さを変更可能
Adjustable pole length

ホ ールド後のブザー機能により、消 耗品( イマジョン) の寿命を延命し、 個 人 差 の な い 測 定 が 可 能Peak buzzer for longer consumable life and no personal bias

オートピークホールド機能により、 測 定 最 大 温 度 を 表 示
Maximum measurement recorded by auto peak hold function

表示に大型赤色L E Dを採用
Large red LED for display

薄くて大型の表示器を採用し、 見易い 設 計
Thin and large display unit for easy reading

電源はAC 10 0 V 単一電源
Single power source of AC 100 V

本体が故障しにくい設置型
The main unit is less likely to break down Installed type

[オプション] アナログ(4-2 0 mA )出力機 能[Option] Analog (4-20mA) output function[オプション] 温度判定機能、 ランプ／ ブ ザ ー で 判 定[Option] Temperature judgment function, judgment by lamp/buzzer

共通仕様
型式TypeTMPH

寸法Dimension
重量WeightCommon specifications
温度センサー
Temperature sensor

R 熱電対（ JIS C 1602: 2015 )Type-R thermocouple ( JIS C 1602: 2015 )W500×H150×D70 (突起部除く)

分解能Resolution

1℃

本体：約3kg / ポール(2m)：約1.5kg

オートピークホールド機能
Auto peak hold function

温度上昇 検出時の最大値ホールド
The maximum value during measurement is held fixed.

表示Warning

センサーオープン時又は オーバー時表示 ER- S
ER-S for sensor open or over scale文字Character

赤色LE D
1文字: 110 × 70m m
Red LED single character: 110×70mm

TMST (Program BG Ver.1.0.0)
Without protrusion

Body Approx. 3kg

Pole(2m) Approx. 1.5kg

電源Power source

AC100V±10V

測定範囲
Measurement

50 〜 1768 ℃※※

下限の変更可能(設定パラメータは専用プログラムにて変更可能）
Lower limit can be changed (setting parameters can be changed using a dedicated program)データ出力機能TM-PH-AO

測定 データのアナログ(4 -20mA )出力
Analog (4-20mA) output of measurement data

[オプション] 「確定ボタン」 を押した も の の み 出 力 す る こ と も 可 能[Option] It is also possible to output only what you pressed the "Confirm button"

TM-PH-AO

設備の入力ユニット
equipment input unit

温度上下限警報機能 TM-PH-J
測定 温度をあらかじめ設定した指定温度 の 範 囲 内 外 に 応 じ て ラ ン プ ／ブ ザ ー で 知 ら せ る

A lamp/buzzer notifies you when the measured temperature is within or outside a preset specified temperature range.

設定 範囲：4 点まで登録可能（ 外部切 替 ス イ ッ チ に よ る 変 更 可 能 ）Setting range: Up to 4 points can be registered (can be changed using an external switch)

運用例
測定温度が指定温度範囲内

測定温度が指定温度範囲外

Within specified temperature range

Outside the specified temperature range

緑点灯／ブザー1秒
Green lighting/buzzer 1 second

赤点灯／ブザー20秒
Red light/buzzer 20 seconds

TM-PH-J

TM-PH-J

データ無線転送機能

TMW-PH

測定 データを無線を使用したデータ転送 を 行 うTransfer measurement data wirelessly

機器 ID ( 1~8)と測定温度を専用無線を 使 用 し た デ ー タ 送 信
Data transmission of device ID (1~8) and measured temperature using dedicated wirelessT M - R W- M と専用アプリにて記録、 管理 が 可 能Can be recorded and managed using TM-RW-M and a dedicated app

出荷 時に無線周波数WL(1 ~8 )指定が必 要 と な り ま すRadio frequency WL (1~8) must be specified at time of shipment.

無線wirelessTMW-PH

温度データ通信出力
Temperature data communication output

温度データ受信
Temperature data reception

仕 様 選 択 Specification selection
測定範囲任意の設定

1000 〜 1768℃※ポール Pole

Measurement range
無Any settings

有Unnecessarynecessary

ケーブル長
Cable length

ポール長Paul length

10m()m

1350mm()mm

取手
Handleは標準仕様
standard

曲げbending
無 none有 bend40°

ステンレス(stainless steel)°

AO ・4-20mA 出力

TM-PH

output

J・判定機能・判定切替スイッチ(4点)Judgment function

Judgment changeover switch (4 points)

・ブザー／ランプ(赤、緑)
Buzzer/lamp (red, green)

機器 ID (1 〜 8）※WL (1 ~ 8）

TMW-PH

Device

無線周波数

Radio frequency

周波数 (MHz)Ch

WL

周波数 (MHz)

Chfrequency

周波数 (MHz)

ChWL

周波数 (MHz)

Ch429.25

11429.375

11429.5

217

429.62531

429.26252

429.3875

12

429.512522

429.6375

32429.275

3

429.4

13

429.52523

429.6533429.28754

429.412514

429.5375

24

429.6625

34

429.3

5

429.42515

429.5525429.67535429.31256

429.4375

16

429.5625

26

429.6875

36

429.3257429.4517429.575

27

429.7

37

429.33758429.4625

18

429.587528

429.712538

429.359429.475

19429.6

29429.725

39

429.3625

10429.4875

20

429.612530

429.7375

40

frequency

frequency

52対応消耗品
The corresponding consumables

WL

63WL

48

対応消耗品は、温度計消耗品のカタログを参照ください。

Please refer to the catalog of the thermometer consumables.

NAKAYAMACo.,Ltd.

公式サ イ ト https://www.nakayama-meps.co.jp/
Main Office〒451-0066 名古屋市西区児玉三 丁目37-22

TEL. 052-521-1171(代表) FAX. 052-521-1180
E-mail. nk-1972@nakayama-meps.co.jp/
East Japan Office

TEL. 024-545-6588

frequency

FAX. 024-544-6588

1420112024

23