ZT-014 ／ -120 ／ -150（静的無線システム）
パソコンから無線データ収録
データロガーから無線データ収録

ワイヤレスモジュール
ZT-014● 無線化により、配線が容易●ひ ずみゲージ近傍でデジタル処理するためノイズに強い● 超低消費電力により、1年以上の測定が可能● 通信距離は見通しにて約50m● ワイヤレスモジュールは小型軽量● ワイヤレスコントローラは2種類
ZT-120 : パソコンとUSB接続、 USBバスパワーで動作
ZT-150 : ポータブルデータロガーTDS-150と接続

ワイヤレスコントローラ
ZT-120

ワイヤレスデータ収録システム

測定器

ひずみゲージ変換器

ワイヤレスデータ収録システムは、ひずみゲージ式変換器による測定をワイヤレスでインターバル測定およびデータ収録をおこないます。
ワイヤレスモジュールZT-014にひずみゲージ式変換器を接続することで測定データをデジタル処理し、ワイヤレスコントローラに送信します。ワイヤレスコントローラはパソコン制御によるZT-120とポータブルデータロガー TDS-150で制御するZT-150の２種類があります。

測定器

TDS-150専用
ワイヤレスコントローラ
ZT-150

自動車関連計測システム

ワイヤレスモジュール ZT-014

ひずみ測定
測定点数
ブリッジ電源入力
適用ゲージ抵抗
入力範囲
分解能

1点
DC2V
4ゲージ法
350~1000Ω
±30,000×10－6ひずみ
1×10－6ひずみ

確度±(0.10％rdg＋3digit)(+23℃±5℃、リードによる感度低下含まず)

感度安定度
測定モード

±0.01％rdg/℃
ダイレクト
インターバル測定、スリープ機能（省電力待機）、測定チャンネル設定、無線チャンネル設定、オープンチェック、
電池残量チェック、無線通信状態チェック

操作
測定チャンネル設定 10ポジションロータリースイッチ×3桁

外観寸法図

11065

アンテナ

102530

無線チャンネル設定 16ポジションロータリースイッチ×1
オープンチェック確認用LED
表示
電池残量確認用LED
無線通信状態確認用LED
インターバルタイマ
最小1分、最大24時間00分（1分ステップ）
時計 確度
日差 ±3秒（23℃±5℃）
データメモリワイヤレスコントローラZT-120との組合せ時
3500データ（不揮発性メモリに記録）※データロガーTDS-150用ワイヤレスコントローラ記録サイズ
ZT-150との組合せはデータメモリは使用できません。
TDS-150のメモリを利用します。
電源電圧
DC2.3V~3.5V
約1年（電池CR-123A×1［電池外付］、+23℃±5℃
電池寿命350Ωブリッジ、1時間インターバル）※値は目安です。
測定条件、温度などで変わります。
使用温湿度範囲－10~＋60℃ 85％RH以下（結露を除く）
外形寸法
30（W）
×25（H）× 65（D）
mm（突起部を除く）
質量約60g (アンテナ含む)
耐振性
29.4m/s2
無線部
通信方式
2.4GHz帯 IEEE802.15.4プロトコル準拠(チャンネル数：15)
通信距離見通しにて約50m

計測
コンサルタント

機能

計測
ソフトウェア

データ収録は組合せるコントローラZT-120またはZT-150により仕様が異なります。TDS-150
専用のZT-150との組合せでは、モジュールのデータメモリを使用せず、データロガー TDS150のメモリにデータは収録されます。

仕様

特殊測定システム

ワイヤレスモジュールは、ひずみゲージ式変換器の測定データをデジタルに変換するA/D変換器を内蔵し、インターバル測定･データ収録・モニタを行います。センサからコントローラまでの配線を無線化できるため、配線の手間やコストの削減が可能です。

標準付属品
4ゲージ用端子台… ………………………………………………… 1 個
アンテナ…………………………………………………………… 1 個
取扱説明書………………………………………………………… 1 部
保証書……………………………………………………………… 1 部
株式会社東京測器研究所

343

ZT-014 ／ -120 ／ -150（静的無線システム）
ワイヤレスコントローラ ZT-120 (USB駆動)

測定ケーブルの配線が困難または景観を損なう場所や移動体の測定に!

変換器
測定器

外観寸法図

自動車関連
計測システム4-M3（取付穴）
両側面

ANT

WIRELESS CONTROLLER
TYPE S-6260

110

RCV
POWER無線部
通信方式

2.4GHz帯 IEEE802.15.4プロトコル準拠(チャンネル数：15)

通信距離見通しにて約50m

ワイヤレスモジュール
最大20台（各チャンネル間の同時性は問わない）
接続数
外部インターフェース

USB 2.0準拠 (ケーブル長 約1.7m)

電源電圧

DC4.7V~5.3V (USBより供給)

電源電流70mA MAX

使用温湿度範囲

0~＋50℃

外形寸法

30（W）
× 25（H）
× 65（D）mm（突起部を除く）

質量約130g (アンテナ、ケーブル含む)(DC5.0V)

85％RH以下（結露を除く）

耐振性

29.4m/s2

関連製品

ワイヤレスモジュール収納ケースZT-001（バッテリーケース内蔵）
143（W）× 120（H）
× 250（D）mm（突起部を除く）

特殊測定システムアンテナ … ………………………………………………………… 1 個コントロールソフトCD-ROM（ZT-7120）… ………………… 1 本
取扱説明書 … ……………………………………………………… 1 部
保証書 … …………………………………………………………… 1 部

USB

52530

計測
ソフトウェア

ケーブル長約1.7m

システムブロック図

ワイヤレスモジュール
ZT-014パソコン

WIRELESS MODULE

計測
コンサルタント

ワイヤレスモジュール
ZT-014

ワイヤレスモジュール
ZT-014

傾斜計

WIRELESS MODULEWIRELESS MODULE

荷重計

AN T

ワイヤレスコントローラ
ZT-120USB

WIRELESS CONTROLLER
TYPE-S6260

水位計

適用例

擁壁の傾き（傾斜計）やアンカーの緊張力（センタホール型荷重計）、観測井戸（水位計）の動態観測、定期的に現場を訪れてワイヤレスでデータ回収が可能
傾斜計

アンカ－荷重計

344

仕様

標準付属品

RF CH

10

ワイヤレスデータ収録システムは、ワイヤレスモジュールZT-014とワイヤレスコントローラZT-120で構成されます。
ワイヤレスモジュールは、ひずみゲージ式変換器の測定データをデジタルに変換するA/D変換器を内蔵し、インターバル測定･データ収録・モニタを行います。センサからコントローラまでの配線を無線化できるため、配線の手間やコストの削減が可能です。

35

ひずみゲージ● 無線化により、配線が容易● ひずみゲージ近傍でデジタル処理するためノイズに強い● 通信距離は見通しにて約50m● ワイヤレスモジュールは小型軽量● ワ イヤレスコントローラはUSBにてパソコンと接続、USBバスパワーによる駆動● 最大20台のワイヤレスモジュールを制御（設定、データ回収、モニタ）可能

65

ワイヤレスデータ収録システム

測定器

株式会社東京測器研究所

クレーンの吊り荷重管理
ケーブル配線の困難な移動体などのオンライン測定

コントロールソフト

ワイヤレスコントローラ ZT-150 (TDS-150用ワイヤレスコントローラ)

測定ケーブルの配線が困難または景観を損なう測定点をワイヤレス化

仕様
適用測定器

TDS-150 ※ワイヤレスモジュール対応バージョンが必要。

通信方式

2.4GHz帯 IEEE802.15.4プロトコル準拠(チャンネル数：15)

通信距離見通しにて約50m

変換器

無線部

ひずみゲージ● 無線化により、配線が容易● ひずみゲージ近傍でデジタル処理するためノイズに強い● 通信距離は見通しにて約50m● 最大20台のワイヤレスモジュールを制御● チャンネルユニットやネットワークモジュールとの併用が可能（最大100点まで）● ワイヤレスコントローラZT-150はRS-232CでTDS150と接続ひずみゲージ式変換器による測定をワイヤレスでインターバル測定およびデータ収録をおこなうシステムです。ワイヤレスモジュール
ZT-014で測定したデータをデジタル処理し、ワイヤレスコントロー
ラZT-150に送信します。センサからデータロガーまでの配線を無線化できるため、配線の手間やコストの削減が可能です。

ワイヤレスデータ収録システム

測定器

ワイヤレスモジュール接続数 最大20台（各チャンネル間の同時性は問わない）

4-M3（取付穴）
両側面

3565

TYPE S-6380

70mA MAX(DC5.0V)

使用温湿度範囲－10~＋50℃

85％RH以下（結露を除く）

外形寸法30（W）
× 22（H）
× 65（D）mm（突起部を除く）

質量約150g (アンテナ、ケーブル含む)

関連製品

ワイヤレスモジュール収納ケースZT-001（バッテリーケース内蔵）
143（W）× 120（H）
× 250（D）mm（突起部を除く）

RS-232C

530

取扱説明書… ……………………………………………………… 1 部
保証書… …………………………………………………………… 1 部
アンテナ……………………………………………………………… 1 個
ZT-150 専用ケーブル CR-5362… ……………………………… 1 本

22

システムブロック図

荷重計

ワイヤレスモジュール
ZT-014

ワイヤレスモジュール
ZT-014

TDS-150用ワイヤレスコントローラ ZT-150

水位計

ワイヤレスモジュール
ZT-014接点出力で回転灯や遠隔監視装置によるアラーム監視ができます。
アラームユニット
ALM-150（オプション）
バッテリユニット

計測
コンサルタント

傾斜計

計測
ソフトウェア

10

特殊測定
システム

110

DC4.7V~5.3V (TDS-150より供給)

電源電流

標準付属品

WIRELESS CONTROLLER

1.5m

RS-232C準拠 (ケーブル長 約1.5m)

電源電圧

自動車関連
計測システムANT

外部インターフェース

測定器

外観寸法図

ポータブルデータロガー
TDS-150 (本体）

適用例
橋脚や近接施工の周辺構造物の傾斜などの動態観測

擁壁の傾き（傾斜計）やアンカーの緊張力（センタホール型荷重計）、観測井戸（水位計）の動態観測

株式会社東京測器研究所

345