仕様

スクリーン方式

型式

1

測定値を集約し見やすく、分かりやすい表示画面に作業が一目瞭然。また、高光度化する光源に対応しすれ違いすれ違い灯測定画面
ランプ高さ1m超表示

走行灯測定画面
左右バランス計2

自動式（画像処理方式）
・集光式

光度

範囲

新光源であるLEDランプやパお知らせします。

測定方式

測定距離（m）
ランプ取り付け高さ測定範囲 （cm）

まで対応しました。
パルス点灯

すれ違い灯
霧灯

（hcd）

すれ違いビームのカットラインやランプの上下左右だけでなく配光を鮮明に表示。

斜 めにも 動 か せる

照射方向目盛りをスクリーン上に配置し、レバーでスムーズにサイズもアップしたことで視認性向上。

操作。

サイズが小さくなりよりコンパクトに、足元はすっきりしたベース形状で後方の作業スペースを確保。

―
LCD表示/レバー式
映像式スクリーン
単3乾電池 1.5V×４
W800×D559×H1,446
約51
副灯カバー1枚、受光部カバー1枚、コンベックスルール1個（本体装備）、副灯カバー1枚、受光部カバー1枚、コンベックスルール１個（本体装備）
単3乾電池×4本
360,420,480,600
550
550
600
360,420,480,600
前溝付車輪型（4輪）
後溝付車輪型（4輪） 前溝付車輪型（3輪） 後溝付車輪型（4輪）（mm）■ 対象機種：HLI-223、HL-223S
アングル（山型）

600

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス（有料）のご利用をおすすめします。
お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

吸盤

危険警告

ANZEN
カスタマーサービス

最新の業界情報をお届け！

ANZENメルマガ会員募集中

ランプの中心とレーザー光を一致させるだけでランプの正対作業完了※レーザー消し忘れ防止機能付き■ ランプ正対を行うレーザーは視認性の高い緑色

HL-223Sのクロスレーザーを採用■ カバーの固定は、吸盤とマグネットでボディーの材質に合わせて使用可能
マグネット

便利なコンベックスルールを標準装備※緑色の線はレーザーのイメージです℡（011）511-6241㈹℡（022）236-1211㈹℡（024）942-5311㈹℡（048）447-6881㈹宇都宮営業所 ℡（028）635-8821㈹
高崎営業所℡（027）384-3001㈹℡（03）5441-3413㈹横浜営業所℡（045）391-9913㈹℡（052）871-1811㈹
静岡営業所℡（054）236-5066㈹℡（06）6472-0361㈹
岡山営業所℡（086）434-0259㈹
広島営業所℡（082）832-3630㈹℡（092）623-4646㈹
沖縄営業所℡（098）876-3873㈹℡（0263）45-2181㈹スクリーン方式
ヘッドライトテスター

ANZENホームページ https://www.anzen.co.jp

札幌支店
札幌市中央区南19条西8-2-21
釧路営業所℡（0154）24-0161㈹仙台支店
仙台市宮城野区日の出町2-2-8
盛岡営業所℡（019）637-8711㈹
関東支店
戸田市氷川町2-8-31
水戸営業所℡（029）241-0932㈹新潟営業所℡（025）274-7131㈹東京支店
東京都港区芝浦4-16-25
千葉営業所℡（043）284-2600㈹名古屋支店
名古屋市中区金山5-12-3
金沢営業所℡（076）248-0499㈹大阪支店
大阪市西淀川区御幣島2-1-14
神戸営業所℡（078）265-0375㈹高松営業所℡（087）843-6531㈹福岡支店
福岡市東区多の津3-7-7
南九州営業所 ℡（099）213-0762㈹（株）松本安全松本市大村383-11

手動機ながらも多彩な機能

当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは上記までお気軽にどうぞ。

検索

視認性と操作性が向上

郡山営業所

CAT 1.0ʼ 2306̲010418̲3363
外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

フォグランプ

カラー画像処理方式
HLI-2230120-01-6361 受付時間 月〜金（AM9：00〜PM5：00）

詳しくは ANZENニュース

HID、LED等の新光源

手動ヘッドライトテスター

注意の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

〒108-0023 東京都港区芝浦４-16-25
TEL（03）5441-3412 FAX（03）5441-8848

レーザーでテスターとランプ中心を正対

全自動で素早い420（360・480・600）

車両進入方向

Zビーム等の配光パターン

HLI-2023

アングル（L型）

550

すれ違いビーム※LEDはパルス制御方式含む

全自動ヘッドライトテスター■ 対象機種：HLI-223、HL-223S

車両進入方向製品詳細は「HLテスター製品ページ」へ便利機能が充実

カラー画像処理方式

測定を実現

https://www.anzen.co.jp/products/inspection/ct02/

副灯カバー ※全機種付属

フォグランプ測定高さ25cmに対応

35角型（□22）

保守点検のおすすめ

幅 広 い 種 類 のランプに対 応し
素 早く正 確な測 定を実 現

35

上20.0〜0〜下35.0
液晶デジタル
画像/光学式AC100V（5A 50/60Hz）
W994×D745×H1,520
W821×D637×H1,595
約170約71.5■ 対象機種：HLI-2023、HLI-223、HL-223S
車両進入方向

HLI-2023/HLI-223/HL-223S―35■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている

コンパクトなサイズ感とベース形状の変更で作業性向上

ヘッドライトテスター

20

レール 仕 様照射方向操作部は、

450〜1,200

0〜1,200（hcd）

右 （cm/10m）

レール幅
ベース構造

配光スクリーン

Point

手動式（スクリーン式）
・集光式

25〜120標準付属品

パターンを目視で確認しながら作業可能。

150〜1,200

霧灯
光度・照射方向
ランプ配光/正対電源
本体寸法（mm）
本体重量（ｋｇ）

表示方式

見やすいスクリーンと操作性に優れたレバー

走行灯・すれ違い灯・霧灯
手動式（画像処理方式）
・集光式

（hcd）

下上下バランス計

HL-223S

JASEA-H-50

JASEA-H-51

上左正面に配置した大きなスクリーンで、配光

3走行灯

走行灯・すれ違い灯正対スクリーン

Point

HL-223S

HLI-223JASEA-H-39（類別F）

測定

LEDランプHLI-2015

型式試験番号
測定ランプ

灯の光度測定範囲1200ｈcd

ルス点 灯も検 知し、測 定 者に

HLI-223

MODEL

国土交通省届出型式

測 定 モ ードを表 示し、現 在 のPoint

HLI-2023

動画で確認

ヘッドライトテスター HL-223S
Point

HEADLIGHT TESTER

カラー画像処理方式

全自動ヘッドライトテスター HLI-2023
Point

1

手動ヘッドライトテスター HLI-223

進化する画像処理方式

Point

CMOSカメラ

3

優れた 操作性

Point

より早く正確に瞬時に正 対・測定

あらゆるヘッドランプに確実に対応■ すれ違いビーム

従来のランプ正対は、ランプの 最も明るい部分からランプ中心を割り出し正対を行っていました。本機は、測定ロジックの細分化にランプの光を、受光部内のスクリーンに投影し、光■ HID、LED等の光源よって代 表されるランプ 形 状 （マルチリフレクター・プロジェクター）を瞬時に判断。形状からランプ中心を検出し正対スピードが度及び照射方向をCMOSカメラにより算出・測定■ Zビーム等の配光パターン向上。作業効率が一段とアップ しました。

します。

■ フォグランプ※LEDはパルス制御方式含む

2

ヘッドランプ 光 源 の 中 心を正正対中

視認性の高いモニター
ベゼルレスで視野角の広い21.5インチ大型モニターを採用しているため、正対後瞬時に測定検査員が横方向から見ても画面を確認しやすく、ストレスなく作業できます。

測定完了

方向の変化があっても受光部Pointが動くことはありません。無駄な動きがなくスムーズに調整提案型整備を実現
様々なランプの配光パターンを画像処理し、照射方向やランプの色味を簡易判断できる色度表示機能を追加

光度を瞬時に表示。お客様が納得できる提案型整備を色度表示機能はCIE色度図・JIS色度範囲実現します。

表が表示可能。ランプの色味を目安として車両のランプ正対画面と測定結果を一画面化位置を確認しながら測定できます。

確に捉え、調 整 作 業 中に照 射

高度な識別機能1

ランプ正対位置はカメラでモニターに表示することで、測定時でもランプ受光部のフレネルレンズにより集光されたヘッド

Point

動画で確認

2

多彩な測定モード作業を行うことができます。とでお客 様

わかりやすい測定結果
画面への説明に測定結果画面でまとめて確認。

もご使用い操作ボタンを押すことで測定ただけます。

デ ータを記 録し、作 業 効 率を

判 断 するこ

16階調モード

生画像
モノクロモード

生画像
カラーモード2値化
処理モード大幅に向上できます。
●

通常カットライン

Point

4

●

Zビーム

●

色度表示画面（CIE色度図）

すれ違い灯・走行灯測定結果画面●フォグランプ測定結果画面

Point
多彩な測定モード

便利な機能

測定シーンに合わせ、多彩な測定モードをご用意しています。あらゆるランプに対応し見やすくわかりやすく表示します。

❸光度
❹合格範囲

❹❺エルボー点❺❻モードを表示（測定or正対）❼測定中のランプ情報を表示❽ランプ取り付け高さ❽■ アジャストモード

操作ボタンで画面が切り替わ ります。

画像を画像処理をせず表示します。

ます。
位置を決めればランプ調整時、ターゲットは追従し任意の位置に調整したい場合、調整目標となる仮想カット

4

測定結果画面

測定結果画面で「イメージ切換」スイッチを押すと測定結果の表示方法を切り替えることができます。

ラインを置きランプの像とカットラインを合わせることで調整カメラが 捉えたヘッドランプ 画 像を階 調 処 理し表 示が可能となります。

します。

Option2値化処理モード

ターゲット処理モード

Point

光軸調整が可能となります。

■ スクリーンモード

正対画面の４倍拡大しやすくなりました。

任 意 の 位 置にターゲットを移 動させることができカメラが 捉 えた ヘッドランプ

3

正対画面は4倍まで拡大表示でき、より正対がエルボー点を上手く捉えられない特殊なランプには生画像モード
走行︵ 上向き︶❷照射方向左右位置

すれ違い︵ 下 向き ︶❸❶照射方向上下位置❼

モード切り替え
階調処理モード❷❶❻●

カメラが 捉えたヘッドランプ

カメラが捉えたヘッドラン

画像を表示せずターゲット（エプ画像を2値化（白黒）処理ルボー点）のみ表示します。

し表示します。

■ 前後移動仕様
車両のヘッドランプとの距離をテスターが自動検出し、測定距離（1m）にテスターを前後移動することが可能。車両を移動させることなく、測定ができるので作業の効率化を実現。
※詳細については最寄りの支店または営業所までお問い合わせください。

●

測定結果画面①すべての結果がまとめて確認できる表示●

測定結果画面②

指定整備記録簿の書式で表示●

測定結果画面③

測定時の状態を画像で確認できることで測定の間違いに気づきやすい表示