ARTIGO DA BASE DO CONHECIMENTO
Tecnologia de transmissão de voltagem zero (ZVT)GPZ 7000 Dicas para um melhor equilíbrio do solo
Conseguir um bom equilíbrio do solo é fundamental para uma prospecção de ouro bem-sucedida; semele, falsos sinais provenientes do solo mineralizado podem mascarar os sinais de ouro. A maioria dos
exploradores de ouro está familiarizada com o processo de equilíbrio do solo através de detectores baseados
em indução de pulso (PI), como os da série GPX, mas a nova tecnologia da GPZ 7000 requer uma nova
técnica. Este artigo, além de descrever os métodos avançados de equilíbrio do solo para se chegar a um
desempenho ideal, ele oferece dicas para uma detecção mais bem-sucedida possível.

Como NÃO equilibrar o solo com o GPZ 7000

Como equilibrar o solo com o GPZ 7000

Emprego do método das séries GPX com tecnologia de indução de pulso (PI)para equilíbrio do solo

Uso do método 7000 com tecnologia ZVT para equilíbrio do solo

O método de equilíbrio mais comumente utilizadopelos detectores da série GPX são os diversos ciclos
ascendentes e descendentes da bobina a alguns
centímetros acima do solo. Isso se consegue
normalmente ao pressionar e manter o botão deequilíbrio do solo pressionado até que o áudio não seja
mais influenciado pelo movimento ascendente e
descendente da bobina ou, pelo menos, até que asvariações de sinal diminuírem e estabilizarem. Depois disso, o botão deequilíbrio do solo é liberado e, com a bobina movimentando-se para ambos oslados, tem início a procura por alvos. Com essa técnica, apenas um aspecto da'matemática' do equilíbrio do solo sofre variação para conseguir o melhor valor
deste.

Para melhor equilibrar o solo, depois de ligar, pressionee mantenha o gatilho Quick‑Trak apertado enquanto abobina realiza a busca através de uma varredura
seguindo movimentos laterais e procure obedecer adistância acima do solo recomendada, que é de 2 a
3 cm, por exemplo ou uma distância que a saturaçãodo solo ou terreno permitir. Ao mesmo tempo, avancea uma velocidade ligeiramente mais rápida que anormal para que consiga cobrir os mais diferentes solos possíveis nos primeiros
10 a 12 segundos.

É importante notar que a operação para equilíbrio do solo realizada pelo
GPZ 7000 é diferente da utilizada pelos detectores de metais por induçãode pulso.
O GPZ 7000 utiliza a nova tecnologia ZVT que movimenta a bobina de forma
diferente e, ao analisar muitos mais parâmetros e necessidades, consegue uma
detecção fisicamente equilibrada do solo.
(Consulte o Minelab KBA 24 para obter mais informações sobre a tecnologia ZVT.)

Por que o GPZ 7000 é diferente?
O que acontece com a tecnologia ZVT durante o equilíbrio do solo
Depois de ligar o GPZ 7000 e acionar o disparador Quick‑Trak, o detector
executa a regulagem automática conforme as condições do solo local
e, durante algum tempo, movimenta a bobina sobre o solo. Esta rápida
calibragem inicial envolve vários e diferentes aspectos do detector a sercalibrado e, não apenas um único parâmetro conforme descrito acima. Parauma busca mais aprofundada, a localização e atualização dos dados básicos deequilíbrio do solo acontece de forma rápida e contínua, contudo os parâmetros
adicionais calibrados durante o equilíbrio inicial do solo são atualizados muito
mais lentamente. Estas medidas extras também contribuem para que, à medida
que você detecta, o GPZ 7000 consegue um solo equilibrado e 'localiza' as
mudanças nas condições deste.
Para conseguir o equilíbrio ideal do solo, o GPZ 7000 requer a maiorvariedade de dados sobre as condições do solo possível, principalmente
no que se refere a variações em sua mineralização.
Portanto, o método normal por indução de pulso, com movimentos
ascendentes e descendentes da bobina sobre apenas um ponto do chão é apior forma do GPZ 7000 conseguir o equilíbrio do solo. Isso acontece porqueesse método fornece ao detector apenas os dados de uma pequena área dosolo e não os dados de uma área maior e que contém uma diversidade maiorde solo mineralizado.

ARTIGO DA BASE DO CONHECIMENTO | KBA 26-1

Cubra a maior extensão desolo possível durante o início
do equilíbrio inicial, tentando
não sobrepor sua varredura.

No final, liberar o gatilho do Quick‑Trak e, nesse ponto, o detector estará prontopara a busca pelos métodos normais de detecção.
Para verificar se o detector realizou o equilíbrio do solo no local exato, useo método ascendente e descendente convencional sobre um ponto paraassegurar que o detector não faz barulho.
Nota– você NÃO deve procurar pelo equilíbrio do solo através do movimento
ascendente e descendente da bobina logo após ligar o detector, faça isso só depois
de alguns minutos de procura.
Embora o sinal ZVT fique em processamento contínuo para atualizar os
parâmetros sobre o equilíbrio do solo durante a procura, eventualmente,as condições do solo podem sofrer alguma mudança abrupta e o detector
precisar fazer um novo equilíbrio do solo (nesse caso, pressione e mantenha ogatilho Quick‑Trak pressionado e utilize a técnica de varredura acima).

Página 1

Corrigindo um equilíbrio inicial fraco do solo
Caso o equilíbrio inicial do solo seja feito sobre um local anormal (muitopróximo a um alvo de metal ou sobre um trecho de solo atípico, por exemplo),a calibragem inicial pode ser imprecisa. Então, nesse caso, aparecerão avisos
sonoros extras durante a detecção. Isso ocorre porque a atualização lentada calibragem está demorando mais para se tornar mais precisa do que em
condições típicas (em vez de condições iniciais anormais).
Assim, se notar que o detector está produzindo um nível de sinal inesperado,desligue o detector e, em seguida, proceda a um reequilíbrio do solo. No geral,desta vez, seu detector calibrará corretamente desde o reinício.
Porém, se seu detector ainda estiver produzindo um nível desinal inesperado, selecione o Quick Start na página Detect e
selecione Reset Audio e Detector Settings no menu. Em
seguida, proceda a um reequilíbrio do solo, seguindo ospassos sugeridos pelo guia de arranque rápido.

Como ter a certeza de que sua GPZ 7000 está fazendo
um correto equilíbrio do solo?
Se surgir um sinal sonoro alto proveniente do solo, passe a bobina para frentee para trás sobre esse mesmo ponto durante aproximadamente 20 segundos.
Se o sinal sonoro desaparecer, isso significa que provavelmente foi um ruído dosolo. Isto acontecerá também se você estiver pressionando e mantendo o gatilho
Quick-Trak pressionado.

IMPORTANTE: Certifique-se de ter passado a bobina sobre oferrite assim que iniciou o procedimento de equilíbrio do solo.

Se o GPZ 7000 emitir um som fraco quando a bobina varrer o ferrite a uma
altura de um centímetro ou dois, isso é sinal de que o solo NÃO foi
corretamente equilibrado. Se, além disso, ele produzir um sinal de áudio
significativo, reequilibre o solo usando o ferrite como mencionado acima.
Se depois desse procedimento, ela continuar emitindo um sinal de áudio
significativo resultante do ferrite, desligue o detector e, reequilibre o solo
usando o ferrite uma vez mais, conforme descrito acima.
O acessório de Ferrite da Minelab (peça nº 3011-0301) éfornecido gratuitamente aos proprietários do GPZ 7000
pelo revendedor Minelab local. Ele vem acompanhado
de um cartão de referência que oferece um passo apasso para se conseguir um equilíbrio do solo:Equilíbrio do solo com o ferrite
1. Encontre uma área sem alvos e coloque o ferrita na superfície dosolo.

Um método avançado de equilíbrio do solopara um desempenho ideal

2. Ligue o GPZ 7000.

Para adicionar dados extras e obter uma calibragem melhorada do equilíbrio dosolo, você pode usar um toroide de pó de ferro, conhecido como 'ferrite'. Esses
núcleos magnéticos são amplamente utilizados pela indústria eletrônica em
computadores, televisores e telefones celulares.

4. Selecione Reset Audio e Detection Settings.

O equilíbrio do solo por meio de ferrite significa que é necessário cobrir uma
quantidade menor de terra durante o período inicial de equilíbrio do solo. Issoacontece porque o ferrite acrescenta dados muito úteis que ajudam a obter um
equilíbrio exato do solo artificialmente.
A maneira mais fácil de acrescentar esses dados durante o equilíbrio inicial
do solo, e em todos os posteriores, é colocar o ferrite na superfície do solo aser equilibrado e movimentar a bobina diversas vezes sobre ele para que faça
amplas varreduras na altura enquanto procura pelo equilíbrio, e desta forma
incluir dados sobre o solo e sobre o ferrite.

3. Selecione Quick Start na página Detect.

5. Execute Noise Cancel.
6. Para o equilíbrio do solo, pressione e segure o gatilho Quick‑Trake comece a varredura a uma altura de detecção normal e com
movimento como se vê na Figura 8.
IMPORTANTE: Certifique-se de ter passado a bobina sobre o ferrite
assim que iniciar o procedimento de equilíbrio do solo.

7. Continue a varredura da bobina por 10 a 12 segundos sobre a maior
extensão de terra possível e, em cada varredura, passe a bobina
sobre o ferrite conforme ilustração.

NOTA:Assim que o áudioficar silencioso
e constante, sinalque a bobina
detectou o ferrite,o equilíbrio do solo
está concluído.

Ferrite8. Solte o gatilho Quick‑Trak e inicie a detecção.

FerriteOutras informações técnicas

Equilíbrio do solo com ferrite: O trajeto da varredura passa inúmeras vezes pelo ferrite, cobrindo
os mais diferentes solos.

ARTIGO DA BASE DO CONHECIMENTO | KBA 26-1

Deve-se selecionar um toroide de 'pó de ferro' adequado para a faixa defrequência alta (HF) (de 1 a MHz com uma permeabilidade inicial entre 6 e 10,por exemplo). Recomendamos usar apenas este acessório Minelab. O uso deoutros ferrites pode influenciar negativamente na qualidade do equilíbrio dosolo.
Cuidado para não deixar os ferrites caírem. Eles são frágeis e sequebram com muita facilidade!

Página 2