ポータブルバランサ

MODEL-7135A

現場で手軽にバランス修正ができるトラッキングフィルタ式フィールドバランサ

ポータブルバランサ MODEL-7135A
MODEL-7135Aは、回転機械を据え付けたままでバランス修正が簡単に行えるポータブルバランサです。
回転体のみの動釣り合い試験ができない場合や組立完成後の総合的なバランシングなどに最適です。

●フォトセンサによる高精度な回転数検出●標準で900〜30,000rpmの回転体に対応
対応（オプションで180rpm〜）●トラッキングフィルタによる周波数自動チューニング
●振動値に応じたオートレンジ切り替え入力）●1面、2面修正に対応（センサは最大6CH入力）

バランス修正の手順
フォトセンサ

1調整準備

2

計測1回目

振動検出器を測定対象の軸受け近傍に取り付ける。
また、回転部に反射テープを貼り付け、その箇所を照射できる位置にフォトセンサをセットする。その際、回転部の角度の基準となる位置（0度）を決め、回転するにつれて角度が増える方向に目盛りをつける。

反射テープ

回転方向

測定対象を定速で回転させ、初期状態のアンバランス振動量と位相を測定する。
例：計測1回目

アンバランス振動量54.8μmP-P、位相114deg

3

試し重り

回転部の任意の位置に試し重り（影響係数の計算のために一時的に取り付けるウエイトのこと）を取り付ける。
例：試し重り 質量2g、取付位置0deg

4

計測2回目

測定対象を再度回転させ、試し重りによって変化したアンバランス振動量と位相を測定する。
例：計測2回目 アンバランス振動量62.5μmP-P、位相153deg

5

修正計算

バランス修正用計算機CAL-40（またはバランス修正ソフトウェアBalanceOne）に②③④で得られた情報を入力し、修正ウエイトの質量と取付位置を算出する。
例：修正ウエイト 質量2.75g、取付位置81deg

6

バランス配置

7

計測3回目
（完了）

回転部から試し重りを取り外し、新たに⑤で得られた修正ウエイトを設置する。
（あるいは、その180度反対の箇所を算出質量分削る）

測定対象を回転させ、アンバランス振動量が減少したかを確認する。十分に減少していれば作業完了。不十分な場合は、その値を入力してさらに⑤⑥の作業を繰り返し行う。

MODEL-7135Aの主な機能①デジタル表示器②チャンネルセレクタ④レンジスイッチ③フィルタスイッチ⑤USBポート⑥回転数DC出力⑦振幅DC出力⑧ベクトル出力⑨波形モニタ出力①デジタル表示器⑤USBポート

左から回転数［rpm］、位相角［deg］、振動変位［μmP-P］を表示します。

パソコンと接続して、専用ソフトウェアからバランス計算が行えます。

②チャンネルセレクタ⑥回転数DC出力

リアパネルの振動検出器入力チャンネル（PU INPUT）に対応した選択スイッチです。選択した検出器の情報がデジタル表示器に表示されます。

回転数［rpm］に比例したDC電圧が出力されます。

③フィルタスイッチ

振動変位［μmP-P］に比例したDC電圧が出力されます。

FIL-INでトラッキングフィルタが有効となり、回転成分のみの振動値が表示されます。

⑧ベクトル出力④レンジスイッチ⑨波形モニタ出力

フルスケールレンジを選択できます。AUTOスイッチで自動切り替えも可能です。

⑦振幅DC出力

アンバランスベクトルのX成分とY成分がDC電圧で出力されます。
オーバーオールの振動変位波形がAC電圧で出力されます。

バランス修正の計算作業には、専用の計算機またはソフトウェアが便利です。
（オプション）

バランス修正用計算機
CAL-40

バランス修正ソフトウェア
BalanceOne

バランス修正の専用プログラムを搭載した小型計算機です。

パソコンとMODEL-7135Aを接続することで、計測結果の取り画面表示に従って各パラメータを数値入力するだけで、バラ込み、修正計算が行えるソフトウェアです。作業結果をテキス

ンスウエイトの重量と取付位置を算出できます。

トデータで保存できるほか、エクセルの報告書フォーマットに［機能］も出力できます。

●1面バランス修正［機能］●2面バランス修正●1面バランス修正●分力計算●2面バランス修正●研削盤用プログラム●分力計算●測定結果保存（テキスト）●報告書作成（EXCEL等）

標準構成■1面修正セット MODEL-7135A-P01
品

型

名式

■2面修正セット MODEL-7135A-P02
個数

品

型

名式

個数

ポータブルバランサ

MODEL-7135A

1ポータブルバランサ

MODEL-7135A

1振動検出器MODEL-2007

1振動検出器MODEL-20072

検出器ケーブル5m

CA2422-5m

1検出器ケーブル5m

CA2422-5m

2MG-2

1

検出器用マグネット

MG-2

2フォトセンサ

GSR-05RN

1フォトセンサ

GSR-05RN

1フォトセンサケーブル5m

CA3512-5m
REF-100

1フォトセンサケーブル5m

1

1

反射テープ

CA3512-5m
REF-1001

検出器用マグネット

反射テープ

1

マグネットスタンド

MB-B

1

マグネットスタンド

収納ケース

ALM-1

1収納ケース

MB-B
ALM-1

検査成績書

─

1

検査成績書

─

1

取扱説明書

─

1

取扱説明書

─

1

振動検出器/MODEL-2007

フォトセンサ/GSR-05RN

検出器用マグネット/MG-2

マグネットスタンド/MB-B

1【1面修正と2面修正について】
回転体の軸が短めで、全体のアンバランスを一ヵ所で修正可能な場合は、1面修正でバランシングを行います。それに対し、回転体の軸が長く、軸の両端でアンバランスの修正が必要な場合は、振動検出器を2個使用する2面修正が必要となります。
MODEL-7135A 仕様
振動検出器入力
標準検出器及び周波数範囲

オプション検出器及び周波数範囲

回転パルス入力
測定レンジ
回転計表示

6チャンネル
MODEL-2007

15〜500Hz（±3dB）［900〜30,000 rpm］

MODEL-2008（低域補正回路が必要）

10〜500Hz（±3dB）［600〜30,000 rpm］

MODEL-2014/15（低域補正回路が必要） 4〜500Hz（±3dB）［240〜30,000 rpm］
MODEL-728T（加速度センサ）

3〜500Hz（±3dB）［180〜30,000rpm］

MODEL-SSC-7510（非接触センサ）

3〜500Hz（±3dB）［180〜30,000 rpm］

標準フォトセンサまたは0〜+12Vのパルス信号、パルス幅10μs以上
フォトセンサ駆動用電源L12V内蔵
3.16、10、31.6、100、316、1000μm（P-P）/ フルスケール
180 〜 30,000rpm

分解能1rpm［波形モニタ出力］ ±5V/フルスケール
出力（BNCコネクタ）［ベクトル出力］

X、Yともに±5VDC/フルスケール［振幅DC出力］

0〜4.9VDC/フルスケール［回転数DC出力］ 0〜5VDC/30,000rpm
USBポート

タイプBのUSBケーブルに適合

外形寸法・重量260（W）×100（H）×180（D）mm（突起部除く） 約2.3kg

本社/〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-5-6
TEL.03-3866-3210㈹ FAX.03-3866-3060
大阪営業所/〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-7-14
平野町グランドビル6F 東TEL.06-6205-5070㈹ FAX.06-6125-5111
工場/〒193-0835 東京都八王子市千人町3-16-2
TEL.042-664-3232㈹ FAX.042-664-3276
202309pd