主任者コーナー 📢

シリーズ：内部被ばくの簡易測定（スクリーニング）

第1回

放射性ヨウ素による内部被ばくの評価伊藤茂樹

放射線管理責任者，及び放射線取扱主任者をはじめとした放射線施設の管理者は，放射性物質の漏洩や被ばく等の事故・トラブルを起こさない管理を行っていくことは当然であるが，一方で，事故・トラブルが発生した場合に，適切に対応できるように日頃から備えておくことも重要である。近年の厳しい財政状
況や労働者不足を受けて，大学や病院等も含め少人数のスタッフで管理・運営している RI 施設も少なくない。このような施設では，スタッフ交代に向けて，十分に時間を掛けて引継ぎを行うことが難しい場合も多い。特に，安全管理技術の継承は容易ではなく，事故・トラブルが発生した際，適切に対応できるかどうか不安を抱えている管理者も少なくないと思われる。このような状況の中，昨年，日本の研究施設において，作業員がプルトニウムを摂取するという内部被ばく事故が発生したことは，社会的に大きな衝撃を与えた。これを機に，「非密封 RI 施設の管理に携わる者として，自分が管理に携わる施設で内部被ばくが疑われる状況が生じた際に，施設にある身近な測定器を用いて内部被ばくの有無や被ばく線量を評価す
る

スクリーニング技術について，今一度確認しておくことは重要ではないか？」と考え，今回，内部被ばく測定に関する企画を立ち上げた。本企画では，放射性ヨウ素（第 1 回），軟β線放出核種（第 2 回），
陽電子放出核種（第 3 回）を対象とした内部被ばくの簡易測定法を，それぞれ造詣の深い先生に解説いた
だく予定である。
（放射線安全取扱部会

1．ヨウ素の挙動

広報専門委員会）

甲状腺は，血中からのヨウ素イオンを選択的に捕ヨウ素は揮発性物質であり，浮遊する可能性が高獲し，これを有機化して様々な代謝の制御過程におい。このため，ヨウ素は，容易に経気道，経口によいて重要な役割を果たす甲状腺ホルモン（トリヨーり体内に侵入する。

ドサイロニン（T3），サイロキシン（T4））を合成，体内に侵入した放射性ヨウ素の挙動は安定ヨウ素

分泌している。T3 及び T4 は，アミノ酸のチロシン

及び放射性ヨウ素とも同様である。侵入したヨウ素が 2 つ縮合し，側鎖の芳香環上に 3 又は 4 個のヨウはヨウ素イオンに還元され速やかに吸収される。血素が付加したものである。したがって，ヨウ素が体中に移行したヨウ素イオンの一部は汗，糞便，極少内に取り込まれると甲状腺に特異的に集積すること

量は呼気からも失われるが，大部分は細胞外液中にとなる。

均等に分布し（甲状腺外無機ヨウ素プール），その後，
2 つの経路を辿る。1 つは甲状腺に摂取され，ホル2．放射性ヨウ素の体内動態モデル

モンの合成に用いられる経路であり，もう 1 つは腎

図 1 は ICRP による放射性ヨウ素の体内動態モデの糸球体にて濾過され，尿と共に体外へ排泄される

ルを示している。呼吸気道への沈着とクリアランス経路であるが，この際，一部は尿細管にて再吸収さを考慮した呼吸気道モデル（ICRP, Publ.66）では，れる。すなわち，放射性ヨウ素摂取により，甲状腺

ヨウ素の性状から元素状ヨウ素，ヨウ化メチル，粒の内部被ばくを引き起こす。

子状エアロゾルに分けて沈着割合を定めている。吸

Isotope News2019 年 2 月号

No.76169

甲状腺から他の組織へ移行したヨウ素の生物学半減期(Tc)に従い，その 20% (e=0.2) は大腸上部からλ
主任者コーナー 📢
b=0.693/Tb に従って排泄され、残りは血液中に留まる．再循環したヨウ素は再度甲状腺に取り込まれる．

取り込み（吸入、経口）d • λa血液甲状腺(1 - d)λaλb
他の組織・臓器(d-1 )
λb =0.693 / Tb (d-1 )λc =0.693 / Tc (d-1 )λa =0.693 / Ta

(1 - e)λ c
e • λc（尿）（便）

Isotope News 誌 12 月号

3 / 10d: ヨウ素の投与量に対する甲状腺の摂取割合（30％）
体などの対策を講じることによって防護が可能にな（） e: Gヨウ素の投与量に対する甲状腺の摂取割合
ヨウ素の投与量に対する大腸上部からの排泄割合（20％）
るが，内部被ばくの場合は，線源が体内にあるため，これを除去しない限り被ばくを受け続ける．
Hヨウ素の投与量に対する大腸上部からの排泄割合 （）

図1

図1

ICRP の体内動態モデル（ヨウ素）ICRP Publ. 56

ICRP の体内動態モデル (ヨウ素）
ICRP Publ. 56
3. 甲状腺被曝線量の算出

入した元素状のヨウ素のほとんどは気道に沈着し，

 放射性物質が体内に取り込まれると，放射性物質

そのヨウ素の大部分は 10 分程度の半減期で血液への壊変に伴って放出される放射線が連続的に体内で移行する（吸収のタイプ
F）。ヨウ化メチルは，約

A: 甲状腺機能亢進症
B: 機能正常者
C: ヨウ素代謝の特に促進した機能亢進症
および有機化障害による機能低下症
D: 機能低下症

照射される(内部被ばく)．
その影響の大きさは，放出70％が気道に沈着し，血液への移行は
5 秒程度の半減期である（吸収のタイプ
V）。粒子状エアロゾルされる放射線の線質によって決まる生物学的効果比
粒子は大きさに依存するがおおむね
10 分程度の半(RBE)，半減期，生物学的半減期と物理学的半減期
減期で血液へ移行する（吸収のタイプ F）。

によって決まる有効半減期(実効半減期)等にも依存

ICRP の胃腸管モデルでは，平均滞留時間を胃

図 2 甲状腺放射性ヨウ素摂取の種々なパターン
する．外部被ばくは線源との距離を置くこと，遮蔽
図 2 甲状腺放射性ヨウ素摂取の種々なパターン（1 時間），小腸（4 時間）
，大腸上部（13 時間），大腸下部（24 時間）としている。ICRP はすべての年

A New Textbook of Clinical Nuclear Medicine 2nd. Edition, Kinichi Hsada, et
2 LTD, 1991
al., Kenkyusha Shuppan Co.

A New Textbook of Clinical Nuclear Medicine 2nd. Edition, Kinichi Hsada, et al.
Kenkyusha Shuppan Co. LTD,

1991

齢に対して，食材に混入されたヨウ素は完全に吸収されると仮定しており，その取り込み割合 f1 は 1にも依存する。外部被ばくは線源との距離を置くこ

放射性ヨウ素が体内摂取されたとき，甲状腺摂取される割合(摂取率％)は正常人で，通常 24 時間値でと，遮蔽体等の対策を講じることによって防護が可
10 ～35% の範囲内であり，3 時間値は 10 % 以下である（図 1） 。
3）

血液に取り込まれたヨウ素は，30％（d=0.3）が甲状腺へ，残りが尿中排泄される。血液中における生物学的半減期は 0.25 日（Ta）であり，λa は 0.693/Taである。甲状腺に入ったヨウ素の生物学半減期（Tb）

を示し，
24 時間値を 越 えることはない．表 1 は単位能になるが，内部被ばくの場合は，線源が体内にあ放射能当たりの甲状腺被曝線量を示している．このるため，これを除去しない限り被ばくを受け続ける。

表を用いることにより、甲状腺摂取量から被曝線量の算定が容易にできる．(図 2，表 1, 2)3．甲状腺被曝線量の算出

は公衆の年齢毎に異なり，λb は 0.693/Tb である。

表  甲状腺被曝線量

甲状腺から他の組織へ移行したヨウ素の生物学半減

Target organ

期（Tc）に従い，その 20％（e=0.2）は大腸上部かThyroidらλb=0.693/Tb に従って排泄され，残りは血液中に留まる。再循環したヨウ素は再度甲状腺に取り込

放射性ヨウ素が体内摂取されたとき，甲状腺摂取

I
I
I
I
される割合（摂取率％）は正常人で，通常時間(% )m G y/M B q m G y/M B q m G y/M B q 24
m G y/MBq
M axim um thyroid uptake

123

124

125

131

5

0.65

49

38

70

25

3.5

240

210

350

値で 10〜35％の範囲内であり，3
10％以
15
2
140 時間値は120220下を示し，24 時間値を超えることはない。表 1 はM IR D P R IM E R for absorbed dose calculations, The S ociety of N uclear M edcine, pp.50, 1991

単位放射能当たりの甲状腺被曝線量を示している。
この表を用いることにより，甲状腺摂取量から被ばまれる。

表  甲状腺被曝線量（0,5' 法により算出）

放射性物質が体内に取り込まれると，放射性物質

く線量の算定が容易にできる（図 2，表 1, 2）。
3の壊変に伴って放出される放射線が連続的に体内でただし，本吸収線量計算においては，甲状腺摂取照射される（内部被ばく）。その影響の大きさは，率を 25％と仮定した。また，121Te の含有率規格は放出される放射線の線質によって決まる生物学的効0.3％であるが，実際含有率は更に低いため，123I を果比（RBE），半減期，生物学的半減期と物理学的100％として算出した。

半減期によって決まる有効半減期（実効半減期）等

70

Isotope News2019 年 2 月号

No.761

を示し，24 時間値を 越 えることはない．表 1 は単位
放射能当たりの甲状腺被曝線量を示している．この主任者コーナー 📢

表を用いることにより、甲状腺摂取量から被曝線量の算定が容易にできる．(図 2，表 1, 2)
表  甲状腺被曝線量

表1

甲状腺被ばく線量

Target organ
Thyroid

Isotope News 誌 12 月号

M axim um thyroid uptake
(% )

5
15
25

5 / 10123
124125
して以下の関係にある．
I
IIm G y/M BMq m G y/M B q m G y/M B q

131
Im G y/M B q

I=
0.65
49
38 (2)
70
R ······························
2
140
120
220
ここで、M は測定値、R は残留率(図 3)である．
3.5
240
210
350

M IR D P R IM E R for absorbed dose calculations, The S ociety of N uclear M edcine, pp.50, 1991

Isotope News 誌 12 月号 4 / 10
IsotopeNews 誌 12 月号 4法により算出）/ 10
表
2 甲状腺被ばく線量（MIRD

ヨウ化ナトリウム
表  甲状腺被曝線量（0,5'法により算出）
ヨウ化ナトリウム
ヨードカプセル㻙㻝㻞㻟㻔㻝㻟㻝㻵㻕カプセル㻝㻟㻝
ヨードカプセル㻙㻝㻞㻟㻔 㻵㻕カプセル㻟㻚㻣㻹㻮㼝投与あたり臓器 㻟㻚㻣㻹㻮㼝投与あたり㻟㻚㻣㻹㻮㼝投与あたり㻟㻚㻣㻹㻮㼝投与あたり臓器 㻔㼙㻳㼥㻕
㻔㼙㻳㼥㻕
㻔㼙㻳㼥㻕
㻔㼙㻳㼥㻕

甲状腺
甲状腺
胃壁
胃壁
肝臓
肝臓
卵巣
卵巣
精巣
精巣
赤色骨髄
赤色骨髄
全身
全身

㻝㻟
㻜㻚㻞㻝 㻝㻟
㻜㻚㻞㻝
㻜㻚㻜㻞㻣
㻜㻚㻜㻞㻣
㻜㻚㻜㻟㻝
㻜㻚㻜㻟㻝
㻜㻚㻜㻝㻞
㻜㻚㻜㻝㻞
㻜㻚㻜㻟
㻜㻚㻜㻟
㻜㻚㻜㻞㻥
㻜㻚㻜㻞㻥

3

㻝㻟㻜㻜
㻝㻟㻜㻜
㻝㻚㻠
㻜㻚㻠㻤㻝㻚㻠
㻜㻚㻠㻤
㻜㻚㻝㻠
㻜㻚㻝㻠
㻜㻚㻜㻥
㻜㻚㻜㻥
㻜㻚㻞㻢
㻜㻚㻞㻢
㻜㻚㻣㻝
㻜㻚㻣㻝

ただし，本吸収線量計算においては，甲状腺摂取率を ％
ただし，本吸収線量計算においては，甲状腺接種率を25％と仮定した。
ただし，本吸収線量計算においては，甲状腺摂取率を％また，121Te の含有率規格はと仮定した。また，
ＴH0.3％であるが，実際含有率は更に低いため，の含有率規格は ％であるが，

123I を 100％として算出した。
と仮定した。また， ＴH の含有率規格は ％であるが，実際含有率は更に低いため，  Ｉを ％として算出した。
実際含有率は更に低いため，  Ｉを ％として算出した。

4. 内部被曝線量評価法
4. 内部被曝線量評価法
131I の体内残留率（吸入摂取，粒径 1
図3 , の体内残留率（吸入摂取、粒径
μm）
図
1μm）
4．内部被曝線量評価法
一般的に内部被曝線量は，体外計測，バイオアッ
一般的に内部被曝線量は，体外計測，バイオアッ
一般的に内部被曝線量は，体外計測，バイオアッ
セイ，計算の 3 方法によって評価されるが，放射性セイ，計算の 33 方法によって評価されるが，放射性方法によって評価されるが，放射性 4.1 体外計測と計算法の長所と短所
単位放射能（1 Bq）摂取したときの 50 年間の預託
セイ，計算の体外計測法及び計算法は，それぞれ長所と短所をヨウ素による内部被曝線量評価は，体外計測又は計
ヨウ素による内部被曝線量評価は，体外計測又は計 持っている．
実効線量を与える係数（mSv/Bq）である。
ヨウ素による内部被曝線量評価は，体外計測又は計体外計測法は信頼できる方法であるが，算によって評価されている．バイオアッセイには唾
算によって評価されている．バイオアッセイには唾 検査の対象となる人(被験者)を1 人ずつ測定しなけ
摂取量 I は，ホールボディカウンタや甲状腺モニ算によって評価されている。バイオアッセイには唾
液の放射性ヨウ素濃度を基に測定する方法もあるが， ればならないので，被験者数が多い場合は膨大な測液の放射性ヨウ素濃度を基に測定する方法もあるが，タによって測定された値ではなく，摂取した放射能
液の放射性ヨウ素濃度を基に測定する方法もある
定作業量となる．しかしながら，個別の被ばく線量
一般的ではない．
量である。測定値と摂取量との関係は，残留率を介が，一般的ではない。
一般的ではない．
IsotopeNews 誌 12 月号 5 / 10を算定する意義は将来の放射線障害の予測が可能に摂取された放射性ヨウ素は甲状腺に選択的に蓄積して以下の関係にある。
摂取された放射性ヨウ素は甲状腺に選択的に蓄積 なる点からその意義は非常に大きい．ただし，体外摂取された放射性ヨウ素は甲状腺に選択的に蓄積して以下の関係にある．
するので，放射性ヨウ素による内部被ばく線量は，するので，放射性ヨウ素による内部被ばく線量は，甲 計測法は，計測時点の評価であり，継続的に被ばくするので，放射性ヨウ素による内部被ばく線量は，Mをしている場合には積算する必要がある．また，標甲状腺へ蓄積した放射性ヨウ素の量を基に評価され……………………………………………（2）状腺へ蓄積した放射性ヨウ素の量を基に評価される。
I=
甲状腺へ蓄積した放射性ヨウ素の量を基に評価され 準的人体モデルを想定して甲状腺摂取量から預託実
R ······························ (2)る． 体外計測では甲状腺蓄積量を直接測定するが，計る．
効線量を算定することが可能であるが，個体差によ
体外計測では甲状腺蓄積量を直接測定するが，計
ここで、Mは残留率(図3）である。
3)である．
算では仮定を基に甲状腺蓄積量を推定する。体内にここで，M は測定値、Rは測定値，R は残留率（図体外計測では甲状腺蓄積量を直接測定するが，計 る誤差は少なからず存在する．
5
算では仮定を基に甲状腺蓄積量を推定する．体内に摂取された放射性物質は物理的半減期による減衰と算では仮定を基に甲状腺蓄積量を推定する．体内に摂取された放射性物質は物理的半減期による減衰と排泄によって時間と共に減少する生物学的半減期を4.1 体外計測と計算法の長所と短所摂取された放射性物質は物理的半減期による減衰と排泄によって時間と共に減少する生物学的半減期を合わせた実効半減期で減少するが，その間も被ばく
体外計測法及び計算法は，それぞれ長所と短所を排泄によって時間と共に減少する生物学的半減期をは続く。131I の場合，物理的半減期は 8 日であり，合わせた実効半減期で減少するが，その間も被ばく持っている。体外計測法は信頼できる方法であるが，合わせた実効半減期で減少するが，その間も被ばく
131
検査の対象となる人（被験者）を 1 人ずつ測定しな
実効半減期は
7.6 とされている。 8 日であり、実は続く．
I の場合，物理的半減期はは続く．131 I の場合，物理的半減期は 8 日であり、実ければならないので，被験者数が多い場合は膨大な被ばく線量は，次式で計算される。
効半減期は7.6 とされている．
効半減期は 7.6 とされている．
測定作業量となる。しかしながら，個別の被ばく線
被曝線量は，次式で計算される．
被曝線量は，次式で計算される．
量を算定する意義は将来の放射線障害の予測が可能（1）) I × e(50 ) …························………………………………
E (50
=
(1)
) I × e(50 ) ························
E (50
=
(1)
になる点からその意義は非常に大きい。ただし，体
ここで，I は体内に取り込まれた放射性物質の摂ここで，Iは体内に取り込まれた放射性物質の摂外計測法は，計測時点の評価であり，継続的に被ば
ここで，I は体内に取り込まれた放射性物質の摂取量(Bq)であり，e(50)が実効線量係数と呼ばれ，単取量(Bq)であり，e(50)が実効線量係数と呼ばれ，単くをしている場合には積算する必要がある。また，取量（Bq）であり，（
e 50）が実効線量係数と呼ばれ，
位放射能(１Bq)摂取したときの 50 年間の預託実効位放射能(１Bq)摂取したときの 50 年間の預託実効線量を与える係数(mSv/Bq)である．
線量を与える係数(mSv/Bq)である．
摂取量 I は，ホールボディカウンタや甲状腺モニ
Isotope News 2019 年 2 月号 No.761
摂取量 I は，ホールボディカウンタや甲状腺モニ71
タによって測定された値ではなく，摂取した放射能
タによって測定された値ではなく，摂取した放射能量である．測定値と摂取量との関係は，残留率を介量である．測定値と摂取量との関係は，残留率を介4

ないのが実情である．
主任者コーナー 📢

5. 簡易的体外計測法
体外計測法には、表 3 の様な方法がある。
表 3 体外計測法の種類と検出器

表3能である。計測方法も核医学用甲状腺摂取率測定器

体外計測法の種類と検出器
測定系

検出器

1

ホールボデイカウンタ

Ge,

NaI(Tl),2

甲状腺モニタNaI

3

サーベイメータGM,

4

核医学用甲状腺摂取率測定器

NaI(Tl)5

画像解析

イメージングプレート（IP)6

簡易甲状腺モニタ

NaI(Tl)（GMも可）と同様である。
以下に，核医学用甲状腺摂取率測定器，簡易甲状

プラスチックシンチレータ

腺モニタによる測定の流れを示す。
NaI(Tl)5.1

核医学用甲状腺摂取率測定器

核医学用甲状腺摂取率測定器は，通常，検出器に2 インチφ× 2 インチ厚 NaI（TI）シンチレーショ
ン検出器が用いられている。近年では，CdTe シン

標準的人体モデルを想定して甲状腺摂取量から預託

チレータを用いた検出器も使用されている。検出器

実効線量を算定することが可能であるが，個体差には鉛製の円筒管で覆われている。計測は，患者頚部

ホールボディカウンタと甲状腺モニタは，重装備な遮蔽を要するために設置されている数が限られてに鉛板を設置した状態と鉛板が無い場合の 2 回の計よる誤差は少なからず存在する。
いる．
サーベイベータでは NaI(Tl)を用いるのが一般測を行い，それぞれの計数値の差が甲状腺内の計数計算法は，典型的な体型や飲食習慣を持つ架空の値として扱われる。すなわち，鉛板ありの計測値は，人（標準人）を対象として被ばく線量を評価する。
的であるが，GM 管でも測定は可能である．ただし，
ICRP や放射線障害防止法や各種マニュアル，ガイ

甲状腺を除く部位からの放射線量を表し，鉛板なし

ドライン等（法令等）では，計算法で被ばく線量をの計測値は，甲状腺及びその他の部位からの放射線評価し規制の根拠としている。法令等，不特定多数量を表している。計測値の誤差は，検出器と頚部のサーベイベータは測定精度が劣る．

医療施設で行われる核医学用の甲状腺摂取率測定器を用いるのが最も簡便で測定精度もよい．イメ間の距離及び，患者の個人差も含まれるため，20％の人を対象とするので，このような方法を取らざる程度であると言われている。検出器と頚部の間の距を得ないのが実情である。
ージングプレート(IP)を検出器として用いる画像解離を近くすることにより誤差も減少するが，検出部
析法(IP モニタ)は，検出された汚染を画像として記が甲状腺を包含できなくなるため，一定の距離が必

5．簡易的体外計測法

録を残せる特徴がある．

体外計測法には，表 3 のような方法がある。

要である。

核医学用の甲状腺摂取率測定器の原型である
ホールボディカウンタと甲状腺モニタは，重装備

NaI(Tl)検 出 器 に 計 数 装 置 を 接 続 す る 簡 易 甲 状 腺 モ
5.2
な遮蔽を要するために設置されている数が限られて

簡易測定法

簡易甲状腺モニタのシステム構成は核医学用甲状いる。サーベイベータでは
NaI（Tl）を用いるのがニタリングシステム(簡易甲状腺モニタ)は，計測実一般的であるが，GM 管でも測定は可能である。た

腺摂取率測定器と同様である。検出器のコリメータ

だし，サーベイベータは測定精度が劣る。

及び支持体は摂取率測定装置のものを流用できるほ

施者自身がシステムを組み立てることが可能であり，最も簡単な方法である．このシステムは NaI(Tl)検出
医療施設で行われる核医学用の甲状腺摂取率測定

か，支持体等の材料がない場合は点滴用の支柱を流器に波高分析器及び被ばく線量まで計算するプログ
用し，クランプで固定することも可能である（図 4）。
器を用いるのが最も簡便で測定精度もよい。イメー
この場合，検出器の鉛製円筒管は装備せず，NaI（Tl）
ジングプレート（IP）を検出器として用いる画像解
ラムをインストールしたパソコン(PC)を接続するこ検出部にのみ鉛製の円筒管（コリメータ）をセット
析法（IPモニタ）は，検出された汚染を画像としとにより，測定終了と同時に被ばく線量を出力するする必要がある。この状態であれば，摂取率測定装て記録を残せる特徴がある。

ことができる． NaI(Tl)， GM サーベイメータでも核医学用の甲状腺摂取率測定器の原型である NaI

測定方法は同様である．
（Tl）検出器に計数装置を接続する簡易甲状腺モニ置を用いた場合と同程度の誤差で測定が可能である。更に，NaI（Tl）検出器 +PC（波高分析器内蔵）

簡易甲状腺モニタは移動可能で，高感度かつ高機能型の一体型機種もある開発されている（図 5）。
タリングシステム（簡易甲状腺モニタ）は，計測実
施者自身がシステムを組み立てることが可能であり，
最も簡単な方法である。このシステムは NaI（Tl）

6簡易甲状腺モニタの検出下限値は，5 分計測の場

合でも 7.2 Bq であり，十分な精度を確保できる。

検出器に波高分析器及び被ばく線量まで計算するプ
ログラムをインストールしたパソコン（PC）を接6．甲状腺測定のための校正法

続することにより，測定終了と同時に被ばく線量を出力することができる。NaI（Tl），GM サーベイメー

甲状腺放射能は，人体を模擬した頚部−甲状腺タでも測定方法は同様である。
簡易甲状腺モニタは移動可能で，高感度かつ高機

72

Isotope News2019 年 2 月号

6.1 甲状腺ファントム

No.761

ファントムあるいは甲状腺摂取率検査用ファントム

6.1 甲状腺ファントム 甲状腺放射能は，人体を模擬した頚部-甲状腺ファ

Isotope News 誌 12 月号
Isotope News 誌 12 月号

主任者コーナー 📢ントムあるいは甲状腺摂取率検査用ファントム

8 / 10(ORIN phantom 等)を用いて得られた計数値-放射能8 / 10換算係数を用いて決定する(図 6)．


計測のようす計測のようす図
甲状腺ファントム
図 66．甲状腺ファントム

タを用いる場合の計測方法は，核医学における甲状
6.2 標準線源

腺摂取率測定と同様である。

8

まず，NaI（Tl）シンチレーション検出器を頚部−

鉛なし
鉛あり
甲状腺モニタでは鉛板ありの場合と鉛板なしの場合の鉛なし
鉛あり
２回の測定を行う
甲状腺モニタでは鉛板ありの場合と鉛板なしの場合の甲状腺ファントムの甲状腺部に固定する。頚部ファントム表面から検出器までの距離は 30 cm（固定）２回の測定を行う
図簡易甲状腺モニタリングの計測の様子

図 簡易甲状腺モニタリングの計測の様子
図 4 簡易甲状腺モニタリングの計測の様子とし，放射能が 1 kBq 程度になるまで経時的に計測（1 分計測）する。甲状腺放射能が 1 kBq 未満の場
合には，距離を 10 cm 程度とし，計測時間を 5〜10
分として数 10 Bq 程度になるまで経時的に計測（1分計測）する。計数値と放射能の関係から計数率−
放射能換算係数（CF）を得る。
対象者の甲状腺計測は医療で行われている方法と同様に実施する。計測の際，甲状腺部に鉛板を設置した場合と設置しない場合の 2 種類の計測を行う。

図5

甲状腺部に鉛板を設置した場合の計測値を対象者かNaI（Tl）検出器を PC に接続できる装置

図 5. NaI(Tl)検出器を PC に接続できる装置
図 5. NaI(Tl)検出器を PC に接続できる装置

らのバックグラウンド計数値とし，設置しない場合（ORIN phantom 等）を用いて得られた計数値 - 放射の計数値から差し引く。装置の検出下限は，検出部

能換算係数を用いて決定する（図6）。
6. 甲状腺測定のための校正法
6. 甲状腺測定のための校正法
6.1 甲状腺ファントム
6.1 甲状腺ファントム

を頚部に密着させた場合で，100 Bq であり，検出器と頚部間が 10 cm の場合はおよそ 1,000 Bq 程度と推定される。

標準線源6.2

 甲状腺放射能は，人体を模擬した頚部-甲状腺ファ 甲状腺放射能は，I, 125I, 129I 及び 131人体を模擬した頚部-甲状腺ファI 標準線源（いずれも± 1.0％
参 考 文 献
ンあ
トる
ムい
あは
る甲
い状は腺甲摂状取腺率摂の精度）は日本アイソトープ協会を通して入手可能
ン
トム
検取
査率
用検
フ査
ァ用
ンフ
トァ
ムン ト ム123γ 計数効率を求めることであり，これらを使用して
1） 西澤邦秀，伊藤茂樹，野川憲夫，佐瀬卓也，松田(ORIN
phantom等)を用いて得られた計数値-放射能(ORIN
phantom等)を用いて得られた計数値-放射能
尚樹，清水喜久雄，放射性ヨウ素の安全取扱法の
γ
ができる。
また，
放出される 線の若干のエネルギー
換算係数を用いて決定する(図換算係数を用いて決定する(図6)． 6)．


標準化に向けて─その 1，日本放射線安全管理学会
誌，8-2, 109-112（2009）
DOI：https://doi.org/10.11269/jjrsm.8.109
2） 西澤邦秀，放射性ヨウ素安全取扱法の標準化に向けて─パート 2 ─，日本放射線安全管理学会誌，
9-1, 15b（2010）
DOI：https://doi.org/10.11269/jjrsm.9.15b3） 伊藤茂樹，⑤放射性ヨウ素による内部被ばく評価に関する中間報告，日本放射線安全管理学会誌，
10-2,112a（2011）
DOI：https://doi.org/10.11269/jjrsm.10.112a

差により，測定精度は劣るが，123I では 139Ce（166 keV，

79.9％），125I では 129I（29.8 keV，57.0％），131I ではBa（356 keV，62.1％）の校正用線源が代用できる。

133

I 及び 131I については，模擬線源（241Am and 129I

125

for

I, Mockiodine（133Ba and 137Cs）for 131I）も日本アイ

125

ソトープ協会を通して入手可能であるが，線源形状が一定であるため，未知の試料定量については，試料の容積に合わせて計数効率を補正する必要がある。
図6.3
6．甲状腺ファントム
図 6．甲状腺ファントム
計数効率（計数値- 放射能換算係数）決定法

核医学用甲状腺摂取率測定器及び簡易甲状腺モニ

6.2 標準線源
6.2 標準線源（熊本大学大学院生命科学研究部

88Isotope News

医用画像学分野）

2019 年 2 月号

No.76173