重要なポイント
2 ～ 5 ページ

取扱説明書

とらのまき

安全にお使いいただくために
11 ～14 ページ
使いかた● 本書をよくお読みのうえ、医師の指導のもと、正しく安全にご使用ください。
● 本書は、いつでも見ることができるところに保管してください。
● 薄紫色フィルムの測定用チップ（メディセーフフィットチップ）を使用してください。緑色フィルムの測定用チップ（メディセーフチップ）は使用できません。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

1

15 ～37 ページ

困ったときには
43 ～53 ページ
ご使用者のお名前_______________________ 様

2022/11/24

13:32:00

重要なポイント知っておきたい大切な注意事項
特に夏場の保管は直射日光・高温を避けて

特に冬場の測定では、その場の温度になじませて直射日光を避けて保管してください。
また、測定用チップは室温（1 〜30℃）で保管してください。

冬場に血糖値を測定
す る と き は、 測 定 用
チップや血糖計をあらかじめ測定場所（5〜40℃）に 20 分ほど
置 い て、 そ の 場 の 温
度になじませてからご使用ください。

特に注意が必要なのは、直射日光が当たる
窓際や、車の中などです。高温での保管は測定用チップ（試験紙）が劣化して正しい測定値が得られないおそれがあります。

2

測定用チップと血糖計が、適切な環境で保管されない状態で測定すると、正しい測定値が得られない場合があります。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

2（ただし暖房の噴出し口付近に置いたり、ドライヤーなどによる加熱はしないでください）

暖房器具に近づけすぎないでください。
測定用チップと血糖計が、測定する場所の温度にな
じんでいない状態で測定すると、正しい測定値が得られない場合があります。

2022/11/24

13:32:01

重要なポイント

必ずお守りください注意●お使いになる前に、この取扱説明書（とらのまき）をよくお読みのうえ、

必ず医師の指示に従って正しくご使用ください。
●測定した結果について疑問を感じたときは、必ず医師に相談してください。

血糖自己測定は、糖尿病の患者さんが自分で血糖値を測定・記録し、医師に変化を知らせることで、よりよい治療に役立てるための大切な検査です。
●糖尿病の治療管理は、必ず医師の指導のもとで行ってください。

糖尿病治療の中断・変更、特に、 経口薬、 インスリンの量や回数は、本人や家族、介護者の判断で変えないでください。
●もしものために、医師の連絡先を確認しておきましょう。

病院名

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

  TEL

3

3
2022/11/24

13:32:01

重要なポイント使いかたのあらまし

測定用チップを
つけて

血液を
出して

血液を
吸引
ピー

OKつける

電源
メモリ

血液を

約

詳しい使用方法は、この後の手順説明をよくお読みください。

9 秒で

測定完了
「ピー」

100

3月27日 電 源
16時10分

メモリ

4
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

42022/11/24

13:32:01

重要
要な
なポ
ポイ
イン
ント
ト
重

ご使用上のポイント
指先の側面から採血
約2.5mm左右どちらの手でも、どの指でも測定できます（21 ページ）。

血液の大きさは約2.5mm

血液を吸引するときは皮膚に軽くつけるピー『ピー』と鳴ったら、先端を血液から離します。
皮膚に強く押しつけないことがポイント

5
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

52022/11/24

13:32:01必要なものがそろっていますか？
ご使用の前に血糖値を測定するには、血糖計（メディセーフフィット）以外に、測定用チップ（メディセーフフィットチップ）と、採血器具および針が必要です。
メディセーフフィット
血糖計

測定用チップ（別売り）（30 個入／25 個入）採血器具と針（別売り）( 採血器具一体型の針もあります )

・ 別売品については、67 ペー
ジをご覧ください。
・ 測 定 用 チ ッ プ の 使 用 は 1回
限りです。

注意
• 薄紫色フィルムの測定用チップ（メディセーフフィットチップ）を使用してください。緑色フィルムの測定用チップ（メディセーフチップ）は使用できません。

6
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

62022/11/24

13:32:01

製品概要と各部の名称
ご使用の前に●血糖計 （あらかじめ日付、時刻を合わせてあります。はじ ●テスト用
めてご使用いただく際、時刻に誤差が生じているチップ（黒）●携帯ケース

ときは、合わせ直してください。57 ページ参照）
イジェクター

電

保護キャップ

ストラップ

源

リ
モ
メ

●取扱説明書（本書）
食後ボタン
時間設定ボタン

リモ
メ

記憶呼出ボタン［メモリ］
メインパネル

電

源

電源ボタン
［電源］

電池蓋
チップ装着部

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

7● リチウム電池（CR2032 ×2 個）を血糖計に装着済みです。
● 電池はお試し用のため、電池切れの場合や電池寿
命が短い場合があります。
（電池交換のしかたは、
56 ページ参照）● 電子添文では血糖計をグルコース測定器、採血器具
を穿刺器具、針を穿刺針と表記している場合があります。

2022/11/24

7
13:32:01

携帯ケースにおさめる
ご使用の前に

いつでも手軽に血糖自己測定ができ、お出かけの際にも便利です。

測定用チップ（別売）

テスト用チップ（黒）（62 ページ参照）
電

血糖計

メモ
リ

（収納例）

8

源

・		テスト用チップ（黒）は、通常使いませんが、なくさないように保管してください。
（62 ページ参照）

イラストは、本品および別売品のメディセーフフィットチップを収納した場合の一例です。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

82022/11/24

13:32:02

目

次

重要なポイント

知っておきたい大切な注意事項---------------- 2
必ずお守りください-------------------------------- 3
使いかたのあらまし-------------------------------- 4
ご使用上のポイント-------------------------------- 5

ご使用の前に必要なものがそろっていますか？------------- 6
携帯ケースにおさめる----------------------------- 8

安全にお使いいただくた
めに注意文の表示内容について-------------------- 11
メディセーフフィットをご使用の皆さまへ------------------------------ 12

使いかたステップ 1 準備する------------------------ 16
ステップ 2 測定用チップをつける------ 17
ステップ 3 血液を出す--------------------- 21
ステップ 4 測定する------------------------ 26
ステップ 5 かたづける--------------------- 29

過去の測定値を確認する------------------------ 32
食後マークの使いかた--------------------------- 34
サポートモードについて------------------------ 35

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

92022/11/24

9
13:32:02

お手入れ方法／血糖値
あれこれ

その他

保守・点検------------------------------------------- 39

日付と時刻の合わせかた------------------------ 57

お手入れ方法--------------------------------------- 38
血糖値あれこれ------------------------------------ 40

困ったときには表示ごとの対処方法------------------------------ 44
測りかたで血糖値が変わることがあります--------------------------------------- 51
血液を吸引しても「 OK 」
（オーケー表示）のままのとき------------------------------------ 53

測定値の消しかた--------------------------------- 54
電池交換のしかた--------------------------------- 56
特殊な使いかた------------------------------------ 60
ブザー（ピー音）を消す---------------------------------------60
血糖計本体のリセット---------------------------------------61

テスト用チップ（黒）での汚れチェック----- 62
血糖計の仕様--------------------------------------- 64
製品一覧---------------------------------------------- 67
品質保証書--------------------------------------裏表紙

10
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

102022/11/24

13:32:02

注意文の表示内容について

安全にお使いいただくために本書では、表示内容に従わず、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で表示し、説明しています。
表示内容に従わず、本来の目的から逸脱した使いかたにより、万一、死亡や重傷を負ったり、物的損害が発生しても、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

警告
特に注意していただきたいことを示します。
・ 適正に使用しても、注意を怠ると死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

注意
使用にあたり、一般的な注意を示します。

・ 誤って使うと、傷害を負う可能性、または物的損害 ※ のみの発生が想定されます。
※物的損害とは、家屋、家財、および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

11
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

112022/11/24

13:32:02

メディセーフフィットをご使用の皆さまへ
警告
安全にお使いいただくために• 血糖レベルにより自己判断で治療などを中断、変更しないでください。

注意• 血糖測定以外の目的に使用しないでください。故障やケガの原因になります。
• 測定値をもとにした判断は、自分でせず、医師に相談してください。
• 血液や血液がついた器具、ティッシュペーパーなどは、他の人が触れないようにしてください。血液を介して感染する原因になります。
• 子供の手の届かない場所に保管してください。電池、測定用チップ、チップケースおよび乾燥剤な
どは、誤って飲み込む可能性があります。
• 低血糖が疑われる場合は、指先（てのひらも可）から採血してください。この部分以外の部位（前腕部、上腕部など）から採血した場合は、測定した部位により測定値に差の生じることがあります。
• 指先から採血する場合は、採血前に、必ず流水でよく手を洗ってください。果物などの糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、正しい値を得られないことがあります。［アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があ
ります。］

12
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

122022/11/24

13:32:02

注意• 末梢血流の減少（脱水状態・ショック状態・末梢循環障害など）が疑われる場合は、静脈血など他の部位から採血した血液を用いて測定してください。指先からの採血では、正しい値を得られないことがあります。

安全にお使いいただくために• 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
• 周囲温度 5℃〜 40℃、相対湿度 30％〜 85％の結露しない場所で測定してください。
• 血糖計や測定用チップはあらかじめ使用場所に 20 分以上置いておき、使用場所との温度差をなくしてから測定してください。
血糖計について• サポートモードを使用するときは、医師による血糖レベルの範囲設定を実施した上で使用してください。
• 直射日光などの強い光が当たる場所で使用しないでください。
光の影響で測れないことがあります。
• 携帯電話、マイクロ波治療器など電磁波を発生する機器からできるだけ離れた位置で使用してください。近すぎると正しく作動しないことがあります。
• 落としたり、ぶつけたりしないでください。故障の原因になります。
また、自動車のダッシュボードなど、強い振動が伝わる場所に置かないでください。
• 本品に異物や液体が入らないように注意してください。もし入り込んだ場合、そのままの状態で使用しないでください。故障の原因になります。

13
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

132022/11/24

13:32:02

注意• 血糖計は分解・改造しないでください。故障やケガの原因になります。
• 電池交換の際に、電池に油やホコリ等がつかないようにしてください。故障の原因になります。

安全にお使いいただくために• 電池交換のため電池を取りはずしている間は、血糖計内蔵の時計が止まります。電池交換後は、
57 ページをご覧になり、日付・時刻を合わせ直してください。
• 使用済みの電池は、他のゴミと一緒に捨てないでください。また火の中に投入しないでください。
事故などの原因になります。
• 血糖計を廃棄する際には、各自治体のルールに従って適正に処理してください。
測定用チップについて• 使用期限を過ぎた測定用チップは使用しないでください。正しく測定できないことがあります。使用期限は測定用チップの箱およびチップケースのフィルムシールに記載されています。
• チップケースやフィルムシールが破損したり、汚れているものは使用しないでください。
• 測定用チップはフィルムシールを開けたらすぐに使用してください。時間がたつと測定用チップが湿気をおびて、正しく測定できないことがあります。
• いちど使用した測定用チップは、絶対に再使用しないでください。感染の原因となります。
• 使用済みの測定用チップなどは医師の指示に従って処分してください。使用済みの測定用チップを一般のゴミと一緒にすると、血液が付着しているため、感染のおそれがあります。

14
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

142022/11/24

13:32:02

使いかた

血糖値を測定する手順は、大きく次の 5 ステップに分かれます。
血糖計の取扱いに慣れるまでは、本書をよく読んで、間違いのないように操作してください。

5ステップの手順をお守りください。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

15

ステップ

1

準備する-----------------------p.16

ステップ

2

測定用チップをつける-----p.17

ステップ

3

血液を出す--------------------p.21

ステップ

4

測定する-----------------------p.26

ステップ

5

かたづける--------------------p.29

152022/11/24

13:32:02

ステップ

1 準備する1 必要なものを準備する
採血器具と針、または採血器具一体型の針
使いかた

測定用
チップ

消毒用に
アルコール綿、ティッシュペーパーなど
電

血糖計

メモ
リ

源

絵は収納例です。

自己管理ノート、
筆記用具◆「自己管理ノート」の入手については、病院またはテルモ・コールセンターにご連絡ください。

●あらかじめ流水でよく手を洗い、清潔な状態にしてから、測定を始めてください。

16
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

162022/11/24

13:32:02

ステップ

2 測定用チップをつける
血糖計と測定用チップを使います

1 ［電源］を押す

ピー

電源
メモリ

2 保護キャップをはずす
2

2020年
3月27日
15時48分

使いかた

1
電源
メモリ

チッ
プを
つけ
る
メモ
リ

現在の日付と時刻が表示されます。
それ以外の表示が出るときは、44 〜50 ページをご覧ください。

1 イジェクターを前に押し出して2 保護キャップをはずす

17
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

172022/11/24

13:32:03

3 測定用チップのフィルムシールをすべてはがす

使いかた

フィルム
シール

すべて
はがし取る

注意
• 測定用チップはフィルムシールを開けたらすぐに使用してください。時間がたつと測定用チップが湿気をおびて、正しく測定できないことがあります。

18• チップケースは子供の手の届かない場所に置いてください。チップケースおよび乾燥剤などは、誤って飲み込むおそれがあります。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

182022/11/24

13:32:03

4 測定用チップを血糖計の先に押し込む
測定用チップ

「カクッ」
となるまで
押し込む
電源

チップをつける

電源

チップをつける

メモリ

使いかた

フィルムシール

メモリ

まっすぐ
奥まで押し込む

◆ 装着感
（
「カクッ」
とはまる感じ）
があるまで、まっすぐ奥まで押し込んでください。
◆ このとき、イジェクターには触れないでください。
注意• 測定用チップを血糖計のチップ装着部にセットするときは、まっすぐ奥まで押し込み、チップケースだ

けをまっすぐに引き抜いてください。奥まで押し込まないと「測定できません」と表⽰されたり、正しく測定できないことがあります。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

19

192022/11/24

13:32:03

5 チップケースを抜く

6 血糖計の表示を確かめる

まっすぐに
引き抜く
電源

チップをつける

使いかた

ケースだけがはずれ測定用チップが装着される
チップケースを捨てないでください。かたづけるときに必要です。
注意• 測定用チップはフィルムシールを開けたらすぐに使用してください。時間がたつと測定用チップが湿気をおびて、正しく測定できない

20

メモリ

OK

血液をつける 食後

ピピッ

食後マーク
（34 ページ参照）『ピピッ』と鳴って（オーケー表示）が点灯します。
「 OK 」
できるだけ早く、測定してください。

◆ 表示が消えているときは［電源］を押してください。
◆ 別 の 表 示 が 出 る と き は、44 〜
50 ページをご覧ください。
◆ 時 間 設 定 が 表 示 さ れ た 場 合 は、
57 〜59 ぺ ー ジ を ご 覧 く だ さい。

ことがあります。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

202022/11/24

13:32:03

ステップ

3 血液を出す

採血器具と針を使います

1 採血する場所を決めるがここ ント◆ 採血する場所は指の側面を選んでください。

使いかた

ポイ◆ 左右どちらの手でも、どの指でも測定できます。

採血する範囲◆ 測定のたびに、採血する場
所を変えてください。同じ
場所で繰り返し採血すると、皮膚がかたくなることがあります。

21
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

212022/11/24

13:32:03

2 指をマッサージする

使いかた◆ 血 液 を 出 や す く す る た め、
手を心臓よりも下におろし、指のつけねから指先に向かってマッサージしてください。指を温めると、血液が出やすくなります。

22
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

222022/11/24

13:32:03

3 アルコール綿などで消毒する●		測定する指（採血する指）をアルコール綿などで消毒し、充分に乾かしてください。
が
ここ ト

使いかた

十分に乾かすン
ポイ◆ 採血する部位が濡れていると、 血 液 が 球 状 に な ら ず、
血液を吸引できないことが
あります。

23
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

232022/11/24

13:32:03

4 針を刺す

使いかた

刺したら離す◆ 針の刺しかたについては、お手持ちの採血器具および針の電子添文を参照してください。

24
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

242022/11/24

13:32:04

5 指先を軽く押して血液を出す

使いかた

血液が約2.5mm の球状になるまで軽く押す◆ 血液が流れないよう、採血した場
所を上に向けてください。
◆ 血液は空気に触れるとすぐに凝固
しはじめます。必要な量の血液が出たら、すぐに測定に進んでください。
◆ 採血する部位が濡れていると、血液が球状にならず、血液の吸引ができないことがあります。
◆ 血液が十分出ない場合は、採血器
具や採血器具一体型針の電子添文を参照し測定に必要な血液量を確保してください。

25
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

252022/11/24

13:32:04

ステップ

4 測定する

血糖計を使います（オーケー表示）の
1「 OK 」
点灯を確かめるOK

血液をつける電源
メモリ

2 測定用チップの先端を血液に軽くつける

使いかた

OK

血液をつける

何も表示されていないときは、［ 電 源］を 押 し、「 OK 」（オーケー表示）が点灯するま
で待ってください。

26
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

26

血液

注意
• 測定用チップの先端を皮膚に強く押しつけないでください。血液を吸引しないことがあります。

2022/11/24

13:32:04

3『ピー』と鳴ったら、
先端を離す

測定中

測定中
使いかた

ピー

4 本体を静かに置いて待つ

血糖計を静かに置いて、お待ちください。
正しく測定できないことがあります。
採血した指先は、ティッシュペーパーなどでふき、清潔に保ってください。

『ピー』と鳴ったら、先端をすみやかに血液から離す。

注意• 血液や血液がついた器具、ティッシュペーパーなどは、他の人が触れないようにしてください。血液を介して感染する原因になります。
• 測定中は、測定用チップに触れたり、動かしたりしな
いでください。

27
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

272022/11/24

13:32:04

5 測定値を確認する

使いかた

28

100

ピー

6 測定値をノートに
記録する

3月27日
16時11分
これで測定完了！

測定値は 500 回まで自動的に記憶 自己管理ノートなどに結果を記されます。過去の測定値を見る方 録しましょう。
法は、32 ページをご覧ください。
注意
食後マークも、測定値と一緒に記• 測定値をもとにした判断は、自分でせず、憶されます。
医師に相談してください。
測 定 値 以 外 が 表 示 さ れ る と き は、
44 〜50 ページをご覧ください。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

282022/11/24

13:32:04

ステップ

5 かたづける

1 空のチップケースをかぶせる
2月17日 電 源
16時11分

〈 食後 〉 メモリ• 必ず空のチップケースをかぶせてください。空のチッ
プケースをかぶせないと測定用チップや血液が飛び出すことがあります。
• 測定用チップを直接手ではず
電源さないでください。測定用チップが破損して血糖計のチップ装着部に残留し、新しい測定用チップをセットできなくなる、もしくは正しく測定できなくなることがあります。

使いかた

100

注意

メモリ

2 イジェクターを前に押し出して測定用チップをはずす

電源
メモリ

前に押し出すMS_HM69J004B_J_50_003.indb

29

電源

メモリ

直接手ではずさない• 破損片が残留した場合は、血糖計を軽く振るか、チッ
プ装着部を下に向けて指で軽くはじいて取り除いてください。尖がったものを使用して取り除くと、血糖計が傷つきイジェクターが固くなることがあります。
※そ れでも取り除けない場合は、弊社担当者もしくはテルモ・コールセンターにご連絡ください。

29
2022/11/24

13:32:04

3 電源を切る

4 血糖計に保護キャップ
をかぶせる

電源
メモリ

使いかた

1 秒以上、
押し続ける● 表示が消えているときは、この操30作は不要です。
● 何も操作しないと 2 分後に『ピッ
ピッピッピー』と鳴って、自動的（オーケーに電源が切れます。
（「 OK 」
表示）が点灯している場合は 5 分後）

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

30

保護キャップ注意• チップ装着部は、いつも清潔にしておいてください。使わないときは、保護キャップを取りつけておいてください。汚れると「測定できません」または「測定窓が汚れています」が表示される、もしくは、正しく測定できないことがあります。

2022/11/24

13:32:05

5 使用済みの測定用チッ
プと針を処分する
使用済みの測定用チップと針は、病院や医師の指示に従って処分してください。
使いかた

注意• 使用済みの測定用チップなどは医師の指示に従って処分してください。使用済みの測定用チップを一般のゴミと一緒にすると、血液が付着しているため、感染のおそれが
あります。

31
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

312022/11/24

13:32:05

過去の測定値を確認する

この血糖計は、過去の測定値を最大500 回まで記憶しています。測定値を記録し忘れたときなどに便利です。

1 電源が入っていないときは、［電源］を押す

2［メモリ］を押す

使いかた

メモリ と

表示される
電源
メモリ

100

20年 3月27日 16時11分◆「 OK 」
（オーケー表示）が点灯しているときは、過去の測定値を表示することができません。測定用チップをはずした状態で操作してください。

メモリ

電源
メモリ

最新の測定値

32
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

322022/11/24

13:32:05

さらに測定記憶を見るには● 電池を取りはずしても、過去の測定値が消えることはありません。
より低い場合● 測 定 結 果 が 20より高いは、
「20 未 満」、600
場合は、「600 超」として記憶されます。

使いかた●		続けて［メモリ］を押すと、さらに古い測定値が表示されます。
● 一 番 古 い 測 定 値 に 戻 る と、『ピー』と鳴り、「記憶値呼出終了」が点灯してから、「チッ
プをつける」画面に戻ります。
もういち ど［ メモリ］を 押 せば、 一 番 新 し い 測 定 値 が 表示されます。
●［メモリ］を押したままにすると、表示が早送りされます。
● [ 電源 ] を押すと、1 つ新しい測定値に進みます。

● 501 回以上測定したときは、一番古い測定値から消されて新しい測定値が記憶されます。

● 2 分間操作しないと自動的に電源が切れます。
● [ 電源 ] を押したままにすると、電源が切れます。

33
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

332022/11/24

13:32:05

食後マークの使いかた「食後」は、食事を始めてからの 2 時間を指します。このときに測定する血糖値は食後血糖値と呼ばれ、空腹時にくらべて血液中の血糖値が高い状態となります。
本品は、食後に血糖測定したときに［食後］を押すことにより、測定値とともに食後マークを記憶させることができます。これにより、後で記憶値を表示させるとき、食後マークも一緒に表示されますので、記憶値を整理する場合などに便利です。
食後マークは、測定前または測定後に表示させて、記憶させることができます。

食後マークをつける［食後］ボタン

血液をつける 食後

34
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

OK

34

源

源

血液をつける

電

電
リ
モ
メ

OK

100

3月27日
18時11分
食後

リ
モ
メ

使いかた

測定前、測定用チップを血糖計の先に押し込んで、「 OK 」が表示されているときに［食後］を押します。

測定後に食後マークをつけるには測定結果が表示されているときに、［食後］を押します。

※ 測定終了後、測定値表示から、次の操作を行うと記憶内容が確定し、食後マークの変更はできなくなります。

◆		食 後 マ ー ク を 間 違 え て つ け て しまった場合は、次の操作を行う前に［食後］を１秒以上押すと、マー
クを消すことができます。

2022/11/24

13:32:05

サポートモードについて

この血糖計は血糖測定結果が低レベルなのか、中レベルなのか、高レベルなのかが分かりやすいよう、笑顔マークとブザー音でお知らせします。
注意

警告• サポートモードを使用するときは、医師による血糖レベルの範囲設定を実施した上で使用してください。

• 血糖レベルにより自己判断で治療などを中断、変更しないでください。

（表示例）

1秒おきの交互
反転表示
血糖レベル

空腹時（食後マークなし）
上限・下限の初期設定値

食後（食後マークあり）
上限・下限の初期設定値

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

ピー

ピーピーピーピーピー
（5回）

35

46

96

9月24日
9時45分

ピッピッピー
（3回）

9月24日
9時45分

笑顔マークあり

256

9月24日
9時45分

低レベル

中レベル

高レベル

20 〜4980 〜129

160 〜600

20 〜4980 〜179

220 〜600

70

9月24日
9時45分

ピー

使いかた

血糖レベル（低レベル・中レベル・高レベル）

150

9月24日
9時45分

ピー

※画面数値は、空腹時初期設定での表示例です。

35

2022/11/24

13:32:06

サポートモードを設定する
1 2

サポートモード表示
サポートモード設定
記憶呼出ボタン 入
切
で切り替え

電
源

リ
モ
メ

使いかた

1 電源が切れた状
態から、
［食後］、
［メモリ］を押しながら［電源］を押す。

1

2 ［メモリ］を押し、 入 ・ 切 を選択する。
サポートモードを設定したいときは 入 、切りた
いときは 切 に合わせてください。

3［食後］を押す。

設定するときサポートモード設定
記憶呼出ボタン 入切で切り替え設定しないときサポートモード設定
記憶呼出ボタン 入
切
で切り替え

36
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

362022/11/24

13:32:06

［メモリ］で食後設定が選択されます。
4［電源］で空腹時設定、どちらかを選択後、［食後］を押してください。

血糖レベル設定
空腹時設定
食後設定● 数字は［電源］で増加し、［メモリ］で減少します。
値を決定する際は、［食後］を押してください。
● この手順を繰り返して残り 3
つの値を決定してください。

● 設定が終了したら、電源が切れます。

◆		血 糖レベルの範囲設定を変更したい場合は、医師に相談してください。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

37

空腹時低レベル上限設定

049

中レベル下限設定
空腹時中レベル下限設定

080

中レベル上限設定
空腹時中レベル上限設定

129

高レベル下限設定
空腹時高レベル下限設定

160

食後（食後マークあり）設定
低レベル上限設定
食後低レベル上限設定

049

使いかた

血糖レベルの上限値・下限値を変更する場合は、

空腹時（食後マークなし）設定
低レベル上限設定

中レベル下限設定
食後中レベル下限設定

080

中レベル上限設定
食後中レベル上限設定

179

高レベル下限設定
食後高レベル下限設定

220372022/11/24

13:32:06

お手入れ方法
測定窓のお手入れ

お手入れ方法

血糖計の測定窓に、汚れ、ホコリがついてい測定窓
ると、「測定窓の汚れ」や「測定できません」が表示され、測定できません。
新しい綿棒に少量の水を含ませ、測定窓の形状（楕円）に沿って汚れ、ホ
コリをぬぐい取るようにふき取り、乾いた綿棒で 丁 寧 に ふ き 取 っ て く だ さ い。 清 掃 後 は、62
ページをご覧になり、「テスト用チップ（黒）での汚れチェック」を行ってください。
注意• 測定窓には、シンナーやベンジン、アルコールは使用しないでください。

38• 硬いものでふかないでください。測定窓に傷がつき、正しく測定できなくなります。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

38

血糖計本体のお手入れ
血糖計が汚れたり、チップ装着部に血 液 な ど が つ い た と き は、 少 量 の水や消毒用のアルコールを含ませた布やティッシュペーパーなどでふき取ってください。携帯ケースも清潔を保ってください。

注意• 本体には、シンナーやベンジンは使用しないでください。
• 血糖計本体は防水ではないため、布やティッシュペーパーなどの水分はよく絞ってから使用してください。

2022/11/24

13:32:06

保守・点検メディセーフフィットは特定保守管理医療機器です。特定保守管理医療機器とは、適正な管理が行われなければ重大な影響が出るおそれがあるものとして、厚生労働大臣により指定されたものと法に定められています。
医療機関には、特定保守管理医療機器の保守点検に関する計画の策定やその実施が義務付けられています。ご使用にあたっては、医療機関の指導に基づき、日常点検など適正な使用をお願いします。

使用者による保守点検事項

自動点検 毎回お手入れ方法保守・点検時には、外観に汚れや破損等がないこと、 項目 頻度内容
外観
毎回 汚れ、破損等表示部がすべて点灯（全灯）することを確認してくださ
液晶点検 毎回 電源投入時、全灯時の欠けがないことい。
測定用チップ装着後、「 OK 」（オーケー表示）が点灯すること

通常測定時の自動点検機能についてOK

血糖計は通常の測定時に、毎回自動点検を行っています。
測定用チップ装着後「 OK 」
（ オーケー表示）が点灯すれば、血糖計は正常です。それ以外が表示されたときには、「表示ごとの対処方法」（44〜50 ページ）をご覧ください。

血液をつける

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

39392022/11/24

13:32:07

血糖値あれこれどんなときに血糖値が上下するの？................ p.41
病院で測ったときと血糖値が違うけれど？...... p.42

40
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

402022/11/24

13:32:07

Q どんなときに血糖値が上下するの？
血糖値は時々刻々と変化しています。

● 食物中の糖分は腸で吸収され、血液の中に入って全身に運ばれ、エネルギー源として利用されます。したがって食事をすると血糖値は高くなり、時間がたつと筋肉をはじめ全身の細胞の中で消費されて血糖値は低くなります。はげしい運動をするとお腹がすくのは、血糖値が低くなったからです。
1 日の血糖値変化（健康な場合）●監修（41 〜42 ページ） 東京女子医科大学附属足立医療センター

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

41

血糖値あれこれ● 血糖値は食事や運動のほかに、体調や心の状態などでも変動します。
目標とする血糖値については、医師に相談してください。

病院長

内潟安子先生41

2022/11/24

13:32:07

Q 病院で測ったときと血糖値が違うけれど？
次のような原因が考えられます。

病院

自宅●測定時刻が違う
血圧と同じく血糖値も刻々と変化します。
これは、体を動かせば糖分が消費され、食事をすれば糖分が吸収されるように、血液中のブドウ糖の量が時々刻々と変化しているためです。
血糖値あれこれ●採血した部位が違う
血液は心臓から動脈を通って全身の毛細血管に達し、各組織にブドウ糖などの栄養をあたえ、静脈を通って戻ります。採血するのは指先の毛細血管ですから、ちょうどブドウ糖が組織に配られている場所です。これに対して腕などから採血する静脈血は、ブドウ糖が消費された後の血液です。

42
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

したがって、病院で腕から採血した値と、指先の値は異なります。

42

2022/11/24

13:32:07

困ったときにはいつもと違う表示が出たときの対処方法などを説明します。
該当のページに進んでください。

表示ごとの対処方法................................p.44 ～50測りかたで血糖値が変わることがあります...... p.51
（オーケー表示）の.
血液を吸引しても「 OK 」

ままのとき................................................... p.53
43

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

432022/11/24

13:32:07

表示ごとの対処方法

次のような表示が出たときは、対処方法の説明に従ってください。
番号

表示

原因

対処方法

E01

測定できません E01
・ﾁｯﾌﾟを正しく装着
・測定窓を拭く

●●測 定 用 チ ッ プ が 斜 め に

血液を吸引する前の場合、奥までしっかり
測定用チップを押し込んでください。

19
20●●測定用チップの押し込み

測定用チップに血液がついてしまったとき
は、新しい測定用チップと交換して、測定し直してください。

17

使用済みの測定用チップがついている。

新しい測定用チップと交換して、測定し直してください。

17

血糖計の測定窓に汚れ、ホコリがついている。

綿棒などで測定窓をふいて、再度新しい●測定用チップと交換して、測定し直してく
ださい。

17
38

血糖計の測定窓に汚れ、ホコリがついている可能性があります。

測定用チップをはずして測定窓を点検してください。汚れがなければ表示が消えます。表示が消えない場合は、綿棒などで測定窓をふいてください。
清 掃 後 は、 テ ス ト 用 チ ッ プ（ 黒）で 汚 れチェックを行ってください。

38

入っている。
が浅い。

困ったときには

E02

測定窓の汚れ E02
測定窓の汚れを拭く

関連ページ

62

44
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

442022/11/24

13:32:07

番号

表示

原因

対処方法

E03

測定エラー E03
血液量を確認/ﾁｯﾌﾟ
開封後すぐに再測定●●測定用チップに吸引させ新しい測定用チップと交換し、適量（約2.5mm の球状）の血液を吸引させて再測定してください。

1751●●血液に水分や消毒用アル測定する指を充分に乾かしたのち、新しい測定用チップと交換して測定し直してくだ
さい。

17
23

●●測定対象が血液以外（水

測定対象が血液である（血液以外の物質が混入していない）ことを確認してください。

開封して時間が経っている
測定用チップを使用した。

新しい測定用チップを開封し、直ちに使用して測定してください。

使用期限の過ぎた測定用チップで測定した。

使用期限内の測定用チップと交換し、再測定してください。

た血液量が少ない。

●●測定用チップに充分量の関連ページ

血液を吸引させる前に、本体に振動が加わり測定が開始された。

●●測定中にイジェクターを押 し て し ま い、 測 定 用チップが浮いてしまった。

●●血液を 2 度付けした。

等）であった。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

45

困ったときにはコールなどが混じった。

17
51

45
2022/11/24

13:32:07

番号

表示

E03

（つづき）
測定エラー E03
血液量を確認/ﾁｯﾌﾟ
開封後すぐに再測定

原因

対処方法

関連ページ

ヘ マ ト ク リ ッ ト 値 が 60%
を 超 え る 血 液 や 20% を 下
回る血液では測定値が表示されない場合があります。

P45 の 項 目 を 確 認 の う え 新 し い 測 定 用
チップと交換して測定し直してください。
その上で下記 E04 が表示される場合は病院
もしくはテルモ・コールセンターにお問い
合わせください。

45

E04

測定エラー E04
取扱説明書の表示ごとの対処方法を参照

2回 続 け て 測 定 エ ラ ー となった。

P45 の E03に記載されている対処方法を再確認したうえで、病院もしくは
テルモ・コールセンターにお問い合わせく
ださい。

45

E05

周囲が明るすぎる E05

まわりが明るすぎて測定できない。

測定用チップがついていない場合は、測定用チップをつけてください。

17

測定用チップがついている場合は、測定用チップを暗いほうへ向けるか、直射日光の当たらない場所に移動すると、この表示が
消えます。

−

測定用チップに血液がついていない場合
は、この表示が消えるのを確かめて、測定を続けてください。

−

測定用チップに血液がついてしまったとき
は、新しい測定用チップと交換して、測定し直してください。

17

明かりを避けて測定困ったときには46
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

46

測定エラー E03
血液量を確認/ﾁｯﾌﾟ
開封後すぐに再測定

2022/11/24

13:32:08

表示

原因

対処方法

E06

周囲が明るすぎる E06
チップを交換して明かりを避けて測定

まわりが明るすぎて測定できなかった。

新しい測定用チップと交換した後、測定用チップを暗いほうに向けるか、直射日光や強い電灯光の当たらない場所に移動して、測定し直してください。

17

測定中に測定用チップがはずれた。

新しい測定用チップと交換して、測定し直してください。

17

測定中に測定用チップがはずれた。

新しい測定用チップと交換して、測定し直してください。

17

適温（5 〜40℃）以外の場所
で測定しようとした。

携帯ケースから取り出し、適温の場所に移動後20 分ほど置いて、表示が消えてから測定し直してください。

2

血 糖 値 が 600高い。

新しい測定用チップと交換して、測定し直してください。

17

E07

チップ外れ

E07

チップ交換し再測定

E08

周囲の温度が高い E08
5ー40℃の場所でｴﾗｰが出なくなるまで待つ

E09

周囲の温度が低い E09
5ー40℃の場所でｴﾗｰが出なくなるまで待つ

E10

値が600より高い E10
すぐに再測定より

関連ページ

困ったときには

番号47
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

472022/11/24

13:32:08

番号

表示

原因

対処方法

関連ページ

E11

値が600より高い E11600
より高い血糖値 「すぐに医師に相談」表示が出たら、かかりが 2 回続けて測定された。
つけの医師に相談してください。

−

新しい測定用チップと交換して、測定し直してください。

1720
より低い血糖値 「すぐに医師に相談」表示が出たら、かかりが 2 回続けて測定された。
つけの医師に相談してください。

−

すぐに医師に相談

E12

値が20より低い E12
すぐに再測定E13

値が20より低い E13
すぐに医師に相談

血糖値が 20い。

より低困ったときには

E14

装置故障 E14
ﾃﾙﾓｺｰﾙｾﾝﾀｰに連絡してください

故障した。

病院またはテルモ・コールセンターにご連絡ください。

−

E15

電池不足 E15
早めに電池を交換（CR2032 2個）

電池がなくなりかけている。

この状態でも測定できますが、できるだけ早めに電池（リチウム電池 CR2032）を 2 個とも新しいものと交換してください。

56

E16

電池切れ E16
電池を交換（CR2032 2個）

電池がなくなっている。

測定できません。ただちに電池（リチウム電池 CR2032）を 2 個とも新しいものと交換してください。

56

48
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

482022/11/24

13:32:09

番号

表示

100

原因
3月27日
16時11分

対処方法

関連ページ

電源ボタンを押す時間が短 電源ボタンを 1 秒間以上押してください。
い。
（何も操作しなくても自動的に電源が切れます）

30［電源］ボタンを押していな ［電源］ボタンを押してください。
い。
［電源］ボタンを押しても表示が出ない場合
は、血糖計本体をリセットしてください。

17
61

電池の入れかたが間違っている。

電池を正しく入れ直してください。

56

電池がなくなっている。

測定できません。ただちに電池を 2 個とも新しい電池（リチウム電池 CR2032）と交換
してください。

56

種類の違う電池を使っている。

電池を 2 個とも新しい電池（リチウム電池
CR2032）と交換してください。

56

それでも表示が出ない場合は、病院または
テルモ・コールセンターにご連絡ください。

−

電源が切れない

何も表示されない

困ったときには49
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

492022/11/24

13:32:09

番号表示

表示が消えてしまった

時間設定

20 20 年

原因

対処方法

関連ページ

なにも操作しないで２分間たった（表示に「 OK 」が出ていなかった場合）

故障ではありません。再度［電源］ボタンを押してください。

17

なにも操作しないで５分間たった（表示に「 OK 」が出ていた場合）

故障ではありません。再度［電源］ボタンを押してください。

17

時間設定中になっている。

［時間設定］を押して、設定を完了させてく
ださい。

57 〜
59

困ったときには

50
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

502022/11/24

13:32:09

測りかたで血糖値が変わることがあります

次のような場合には、正しい測定ができない、あるいはエラーが表示されることがあります。

測定用チップの先端を離すタイミングが早い、または遅い
1. 『ピー』と鳴る前に測定用チップ先端を血液から離すと、正しく測定できな
いことがあります。
2. 『ピー』と鳴った後、測定用チップ先端を血液に長く当て続けると、正しく測定できないことがあります。
困ったときには血液を出してから時間がたった
血液は、空気に触れるとすぐに凝固しはじめます。凝固が進んだ血液では、正しく測定できないことがあります。できるだけ早く測定用チップで吸引してください。また、測定し直すときは、指先の血液をふき取り、最初からやり直してください。

51
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

512022/11/24

13:32:09

吸引しても測定がはじまらず、血液を付け足した
吸引中、測定用チップを血液から離し、再度血液を吸引すると、その途中で空気が測定用チップの中に入り正しく測定できないことがあります。新しい測定用チップと交換して、血液を適量（約2.5mm の球状）出し、1 回で吸引して測定してください。

血液がなかなか出ず、無理やり押し出した
困ったときには無理やり押し出すと、組織液の混入により、正しく測定できないことがあります。

測定用チップのフィルムシールをはがしてから、時間がたった
測定用チップのフィルムシールをはがしてから時間がたつと、測定用チップ
内の試験紙が湿気をおびて、測定値が低くなることがあります。フィルム
シールをはがしたら、すぐに血糖計へ装着して測定をはじめてください。

52
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

522022/11/24

13:32:09

（オーケー表示）のままのとき
血液を吸引しても「 OK 」

OK

血液の量が少ないことが原因です。

● 指先の血液をふき取り、新しい測定用チップをつ

血液をつける

けて最初から測定し直してください。

● 血液を約2.5mm の球状にしてから吸引してくだ

さい。

が
ここ ント

血液が測定用チップ内の試験紙まで届いていない

血液量が
充分

困ったときには

血液量が
少ない

ポイ

血液が測定用チップ内の試験紙まで広がっている◆「 OK 」
（オーケー表示）のままのとき、たたいたり、ゆすったりして、無理に測定を開始しないでください。正しい測定値が得られないことがあります。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

53

532022/11/24

13:32:09

測定値の消しかた記憶された測定値を
すべて消す

電
源

その他

1

54
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

1 2
リ
モ
メ

全部の記憶がいちどに消去されます。
●●ひとつひとつの測定値を個別に消去することはできません。
●●いちど消去した測定値を元に戻すことはできません。
●●サポートモードの設定値は初期設定値に戻ります。
●●ブザーは初期設定に戻ります。
●●

1 電源が切れた状態から、［ 時 間 設 定］と［ メモリ］を同時に押したまま［電源］を長押しして電源を入れる。

54

2022/11/24

13:32:09

2「メモリ」を押し、 OK ・NOを選択する。
測定値全消去
記憶呼出ボタン ＯＫ
NO
で切り替え

記憶を消したいときは OK 、
消したくないときはNOに合わせてください。

3「時間設定」を押す。
約2 秒後、「測定値全消去」
表示が消え、全部の記憶が消去されます。

その他

測定値全消去すべての測定値を消去しました55
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

552022/11/24

13:32:10

電池交換のしかた
1 電池を入れ替える

2 蓋を閉じる

2

1

2

1

部を指で押しながら、蓋を開け使用済み電池をはずす
2 新しい電池（リチウム電池 CR2032）
は 2 個とも ＋ 面を上に向ける
1

その他

56

部を指で押したまま
2 ミゾに沿ってずらしながら閉める
1● 新しい電池で約800 回または 1 年間使用できます。
● 交換用の電池（リチウム電池（CR2032 ×2 個））は、電器店、コンビニエンス・ストアなどでお買い求めください。
● 電池型番が CR2016 や CR2025 では厚みが薄いため正しく作動しません。必ず CR2032 をご使用ください。
● 電池交換のため電池を取りはずしている間は、血糖計内蔵の時計が止まります。電池交換後は、
57 ページをご覧になり、日付・時刻を合わせ直してください。

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

56

2022/11/24

13:32:10

日付と時刻の合わせかた
1 ［電源］を押す
ピー

（表示例）

電
リ
モ
メ

源

2020年
3月27日
15時48分

月日と時刻が表示されます。
その他

次ページへつづく

57
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

572022/11/24

13:32:10

2［時間設定］を長押しする

3 数字を合わせる
数字が増える（［電源］）

電
源
電

リ
モ
メ

時間設定

その他

20 20 年源

西暦（下2 ケタ）を白地表示

リ
モ
メ

長押し
する

数字が減る
（［メモリ］）
時間設定

20 20 年
押し続けると、早送りします。

58
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

582022/11/24

13:32:11

4 西暦を合わせてから［時間設定］を押す

5 手順 3 と 4を繰り返して、日付と時刻を合わせる
時間設定

電

15時48分

源リ
モ
メ

月を白地表示押す

時間設定［時間設定］を押すと月日の表示に変わり、「月」を白地表示
します。

［分］まで合わせます。
［時間設定］を押すと、3 秒間、年月日時分が表示されます。
これで設定完了です。

その他

3月 27日ピー◆ 必ず「分」まで設定してください。

59
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

592022/11/24

13:32:11

特殊な使いかた
ブザー（ピー音）を消す［時間設
1 電源が切れた状態から、定］を押したまま［電源］を押す。
2 ［メモリ］を押し、 入 ・ 切 を選択する。
ブザーを消したいときは 切 、鳴らしたいときは入 に合わせてください。
その他

3［時間設定］を押す。

ブザー表示

ブザー設定
記憶呼出ボタン 入
切で切り替え消したいときブザー設定
記憶呼出ボタン 入
切で切り替え鳴らしたいときブザー設定
記憶呼出ボタン 入
切
で切り替え

60
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

602022/11/24

13:32:11

血糖計本体のリセット
次の場合は、本体をリセットしてください。
●（電池残量が充分にある状態で）［電源］を押しても、電源が入らない。
● 電源が入っているが、どのボタンを押しても表示が変わらない。

本体のリセットは、電池を 5 秒間はずしておくと完了です。
リセットしても測定値の記憶は消えません。しかし、血糖計内蔵の時計は電池を抜いている間は停止します。日付・時刻を再度設定してください。

その他

61
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

612022/11/24

13:32:11

テスト用チップ（黒）での汚れチェック
測定窓の状態確認のために行うチェックです。

テスト用チップは、携帯ケースの蓋の裏側に収納（工場出荷時）されています。
（8 ページ）

1 電源が切れた状態から、 2 携帯ケースからテスト用［メモリ］を押したままチップ（黒）を取り出し、［電源］を押す。
血糖計に取りつける。
「測定窓の汚れ確認」が表示される（テスト可能な状態）

その他

測定窓の汚れ確認
テスト用チップをつけ記憶呼出を押す

電源
メモリ

テスト用チップ（黒）62
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

622022/11/24

13:32:11

測定窓の確認結果
OK［メモリ］
3 もういちど、だけを押す。

正常な状態です。電源を切って、テ
スト用チップ（黒）を携帯ケースに戻してから、測定を行ってください。
測定窓の確認結果
汚れています。測定
窓を拭いてください● 測定窓が汚れていることが考えら

63

電源

OK

メモリ

れます。38 ページをご覧になり、
清 掃 を 行 い、 再 度62 ペ ー ジ の ①からチェックを行ってください。
●それでも上記の表示が点灯したら、病院またはテルモ・コールセンターにお問い合わせください。

その他

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

測定窓の確認結果

632022/11/24

13:32:11

血糖計の仕様
機器の区分

高度管理医療機器

一般的名称

自己検査用グルコース測定器

販売名

メディセーフフィット

測定範囲

血糖値20 〜600

使用環境

周囲温度：5℃〜40℃

保管環境

周囲温度：-10℃～50℃、相対湿度：30％～95％（ただし結露なきこと）

電源

リチウム電池（CR2032） 2 個
  6V（

定格電圧

特定保守管理医療機器

相対湿度：30％〜85％（ただし結露なきこと）

は、直流を示す記号）
電源 OFF 時：約100 μ W

消費電力

電源 ON 時：約100mW

電池寿命

約800 回または 1 年間使用

記憶容量

最大500 回分（自動記憶）

時計精度±5 分 / 月以内

外形寸法

幅 約108mm、奥行き 約38mm、高さ 約27mm（保護キャップを含まない）

質量

約42g（電池2 個含む）

EMC 適合本品は EMC 規格 IEC 61326-1:2012 に適合しております。
CISPR グループ分類およびクラス分類は、グループ 1、クラス B。

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

64
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

642022/11/24

13:32:12

65
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

652022/11/24

13:32:12

66
MS_HM69J004B_J_50_003.indb

662022/11/24

13:32:12

製品一覧

保証規定

販売名

包装単位

製品コード

メディセーフフィット

1 セット

MS-FR201B● 測定用チップ・採血器具・針は含まれておりません。メディセーフ
フィットと併せてご購入ください。

＜別売品＞
販売名

包装単位

製品コード

測定用
チップ

メディセーフフィットチップ

30 個

MS-FC030

25 個

MS-FC025

採血器具 メディセーフ
ファインタッチⅡ

1本

MS-FT2R

針30 本

MSGN4530

メディセーフ針（ファインタッチ・ファインタッチⅡ
専用）

採血器具 メディセーフ
一体型針 ファインタッチ
ディスポ

0.8mm 30 本 MSFD08030
1.5mm 30 本 MSFD15030

切り取り線

品名

メディセーフフィットの保証期間はお買い上げいただいた日から 3 年です。正しい使用状態で、この期間内に万一故障が生じた場合には、保証書の記載事項にもとづき無償対応いたします。期間内でも保証書がない場合は有償になります。
（1） 保証期間は、お買い上げ後3 年間です。
（2） ご使用中、故障が発生した場合はお買い上げの販売店またはテルモ・コールセンターにお問い合わせください。
（3） ただし、下記の場合は保証期間中でも有償になります。
イ ． ご使用上で取扱いの過誤により発生した故障。
ロ． 本品の改造、不当な修理により発生した故障。
ハ． 火災、地震、水害等天災地変などの不可抗力による故障および損害。
ニ． 故障の原因が本品以外に起因する場合。
ホ． 消耗部品
ヘ． 保証書のご提示がない場合。
（4） 保証書は再発行いたしません。大切に保存してください。
（5） 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
◆お問い合わせ先※ メディセーフファインタッチⅡにはメディセーフ針（ファインタッ
チ・ファインタッチⅡ専用）をご使用ください。
※ 別売品の使用方法および保管については、各製品の電子添文および取扱説明書をご覧ください。

67

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

672022/11/24

13:32:12

＊ HM69J004B ＊品質保証書

この血糖計は、メディセーフフィットです。
血糖測定システム メディセーフに関するお問い合わせは

この度は、本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規定
により無償対応いたします。
製品名：メディセーフフィット
お名前〒□□□ - □□□□

TEL:

（

切り取り線

ご住所

）

お買い上げ販売店名印

お問い合わせの前に● 測定に必要なものをお手元に用意してください。
● 次のことをあらかじめ確認してください。
・ 血糖計の製造番号（血糖計裏面に記載）：
シリアル番号（血糖計裏面に記載）：
・ 測定用チップの製造番号／使用期限：（測定用チップの箱に記載）

テルモホームページアドレス https://www.terumo.co.jp/

担当者名
お買い上げ年月日

年

製造販売業者：〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2 丁目44 番1 号

月日

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
一般的名称：自己検査用グルコース測定器 販売名：メディセーフフィット
医療機器承認番号：22100BZX00858000
製造販売業者：
東京都渋谷区幡ヶ谷2 丁目44 番1 号
記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。
© テルモ株式会社

MS_HM69J004B_J_50_003.indb

682023 年2 月 22K24

MS_HM69J004B_J_50_003

2022/11/24

13:32:12