栽培環境モニタリングシステム

ハッピィ・マインダー（HaPPi Minder）

取扱説明書

ご
・

注

意

安全のためにも必ず本取扱説明書を読んでからご使用ください。

・ 本取扱説明書は常時確認が出来るよう、大切に保管してください。
・ 本製品は機能向上などのために予告なしに変更することがあります。

平成２８年８月

株式会社

四国総合研究所

安全なご使用のために配慮していただきたいこと

本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前によくお読みの上、正しくご使用下さい。

１ 絵表示の説明
注意事項

危険人が死亡するまたは重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告
注意

人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。

安全上の注意事項＜注意＞
一般的な注意、警告、危険の通告を示しています。

＜禁止＞
一般的な禁止を示しています。

＜発火注意＞
発火の可能性が想定されることを示しています。

＜水気禁止＞
風呂、シャワーなどの水場や水気の多い場所での使用を禁止することを示しています。

＜破裂注意＞
破裂の可能性が想定されることを示しています。

＜分解禁止＞
製品の分解や改造を禁止することを示しています。

＜感電注意＞
感電の可能性が想定されることを示しています。

＜電源プラグを抜く＞
電源プラグをコンセントから必ず抜くように指示しています。

＜ケガ注意＞
指を挟まれるなど、ケガを負う可能性が想定されることを示しています。

1

２ 使用環境について警告● 水の掛かる場所や常時高湿度で結露するような場所には、設置しないで下さい。故障・感電・火災の原因となります。
● 引火性のガスや発火性の物質のある場所には、絶対に設置しないで下さい。火災・爆発の原因となります。引火性物質や、庫内で気化し引火・爆発する恐れのあるものは入れないでください。

注意● 本装置や各種ケーブルなどを、熱器具など熱を発生する物の近くには置かないで下さい。故障の原因となります。
また、ケーブルの被覆が破れ、感電・火災の原因となることがあります。
● 薬品や化学物質などを扱う場所には、置かないで下さい。
故障・火災の原因となります。

● 本装置を不安定な場所には置かないで下さい。落下して故障やケガの原因となります。
● ほこりの多い場所には、置かないで下さい。故障の原因となります。また、振動のある場所や衝撃が加わる場所には、置かないで下さい。故障の原因となります。
● 以下の温度／湿度条件内でご使用下さい。範囲外で使用すると故障の原因となります。
温度：−１０℃〜５０℃（但し、データ収集ユニットは
４０℃まで
湿度：２０％〜１００％（但し、結露しないこと）

３ 設置・接続に関して警告● 濡れた手で電源プラグをコンセントに差し込んだり、抜いたりしないで下さい。感電の原因となります。
また、電源を入れた状態で、蓋を開けたり、内部に触れたりしないで下さい。
●センサユニットの端子台に接続する外付けの温度センサ、日射センサおよびアナログセンサのケーブルは、動力線と並行して或いは近接で配線しないで下さい。ノイズの影響で正しい測定ができなくなります。

2

注意
●

本装置の電源仕様は、ＡＣ１００Ｖです。
正しく電源を接続して下さい。上記以外の電源を使用すると、故障の原因となります。

● 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込んで下さい。

４ 使用に際して警告● 栽培温室の計測以外に使用しないで下さい。故障・感電・火災の原因となります。

● 本装置の分解や改造は行わないで下さい。故障・感電・火災の原因となります。

注意● 本装置のフタを閉じる時は、手や指を挟まないように注意して下さい。ケガの原因となります。
● 水につけたり、水洗い等は絶対にしないでください。汚れた場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから、乾いた布あるいは良く絞った布等で拭いてください。
また、メンテナンス等の必要な場合以外は、必ずフタを閉めておいて下さい。
●

強い衝撃を与えたり、投げつけないで下さい。

●

使用前には、必ず本取扱説明書をお読み下さい。

3

目

次

頁
１

システム構成と各部の名称など ………………………………………………

５

２

設置方法 …………………………………………………………………………

９３

インターネット接続準備…………………………………………………………１１

４ システム起動準備、起動方法…………………………………………………
１）データ収集ユニットから無線ＬＡＮルータへの LAN 接続
２）無線ルータの起動
３）システムの電源「入」、「切」について
４）停電時の動作および停電後の復旧
５）画面操作

１２

５ メンテナンスについて……………………………………………………
１）CO2 センサの補正
２）通風ファンの交換
３）温湿度センサキャップの交換
４）吸気口への虫除けネットの取り付けおよび交換

３６

６

お問合せ先

…………………………………………………………………

３９

７

免責事項

…………………………………………………………………

３９

８

システム起動･停止手順（簡易版）………………………………………

4

４０

１

システムの構成と各部の名称など

本システムは、センサユニットとデータ収集ユニットから構成されています。

１）データ収集ユニット【データ収集ユニット内部】
データ収集
ユニット本体無線アンテナＢＯＸ

ＡＣアダプタネットワークコンピュータLAN ケーブル
LAN ケーブル２）センサユニット【センサユニット内部】

センサユニット本体
日射センサ

通風ファン

無線アンテナＢＯＸ

ＣＯ2 センサ

ＡＣアダプタ
端子台

外付温度センサ
温湿度センサ
吸気口

5３）センサユニット内端子台

デジタル接点ＧＮＤ

デジタル接点入力（２）デジタル接点入力（１）アナログ信号ＧＮＤ

アナログ信号入力（２）アナログ信号入力（１）

各種アナログ出力センサ用電源（ＤＣ５Ｖ）

（黒）
GND

各種アナログ出力センサ用電源（ＤＣ１２Ｖ）

日射センサ

（黒）
GND

日射センサ信号（白）温度センサ

温度センサ信号（白）温度センサ電源（赤）＊標準センサ接続箇所＊アナログ信号の入力範囲：ＤＣ ０−３Ｖ
＊デジタル接点入力：無電圧接点入力●配線に関する注意事項＊本端子台に接続する外付けの温度センサ、日射センサおよびアナログセンサのケーブルは、動力線と並行して或いは近接で配線しないで下さい。ノイズの影響で正しい測定ができな
くなります。

6

（白）（赤） （黒）
（白）

（黒）

接続部

温度センサ１
温度センサ２
温度センサ３（温度センサ４）

日射センサ（太陽電池）＊赤線は不使用

温度センサ接続方法①

日射センサの接続方法●温度センサについて
・温度センサは標準で３本付いています。
・追加で最大１６本（別売）まで接続できます。
・温度センサの接続は、同じ色同士の線を接続して下さい。
・温度センサ用延長ケーブルは別売しています。

温度センサ１・温度センサのケーブルは動力ケーブルから離（温度センサ４）

して配線して下さい。（ノイズの影響を受けて正常な計測が出来ない場合があります）

温度センサ２

温度センサ３

・配線方法や現場の電磁ノイズの状況によっては、通信可能な温度センサのケーブル総長が４０ｍ以下となる場合がございます。

※温度センサのケーブル総長は４０ｍまで
温度センサ接続方法②

外部温度センサ、日射センサの接続方法

7４）基本仕様（１）センサユニット
項

目

仕 様
・温湿度センサ（１個）：温度測定範囲［筐体内に取付］
温 度 精 度
湿度測定範囲湿 度 精 度・ＣＯ2 センサ（１個）：測定範囲［筐体内に取付］
測定精度−４０〜１２５℃±０．４℃（０〜６０℃）
０〜１００％±２．０％（１０〜９０％）±２．５％（９０〜９５％）±３．０％（９５〜１００％）
０〜５０００ppm±７５ppm(７５０ppm 以下)／±１０％(７５０ppm～５０００ppm)

センサ（自動校正機能付き）
・日射センサ（１個）：測定範囲 ０〜１５００W／㎡（5ｍケーブル付） 測定精度 ±１０％

アナログ入力デジタル接点入力
通信
電源
消費電力
外形
重量

・温度センサ（３個）：測定範囲 −５５〜１２５℃（2m ケーブル付）
測定精度 ±０．４℃（０〜６０℃）＊延長用ケーブル 5ｍ×1 本付属（ｵﾌﾟｼｮﾝで 10ｍ、20m、30ｍ、50ｍの延長ｹｰﾌﾞﾙ有り）
・点数：２点・入力範囲：DC ０〜３V （分解能：０．１ｍＶ）
・点数：２点・入力仕様：無電圧接点
ＺｉｇＢｅｅ（近距離・低消費電力の無線通信規格）
ＡＣ１００Ｖ（ＡＣアダプタ付き）
０.５Ｗ
縦：１８０mm、横：１００mm、奥：１４０mm
約１２００ｇ（２）データ収集ユニット
項目

microSD カード

通信
電源
消費電力
外形
重量

仕 様
容量１６ＧＢ（うち、データ保存容量約１４ＧＢ）
・3G/LTE ルータ(Wi-Fi 付)通信端末（LTE）（通信契約はお客様でご契約）
・Ｗｉ-Ｆｉ（無線ＬＡＮ）・ＺｉｇＢｅｅ（近距離・低消費電力の無線通信規格）
ＡＣ１００Ｖ（ＡＣアダプタ付き）
４.５Ｗ（3G/LTE ルータ(Wi-Fi 付)含む）
縦：１８０mm、横：１００mm、奥：７０mm
約７００ｇ

8

２

設置方法

１）設置要領・センサユニットは、ハウス内の計測したい箇所に吊り下げて設置して下さい。
＊センサユニットには、日よけと水滴保護のため笠を付けて下さい。
・データ収集ユニットは、作業棟内など日陰で高温にならない場所に設置して下さい。
（ハウス内に設置する場合は、常時日陰となる場所に置くなど、４０℃以上にならないよう
高温対策を実施して下さい。）
・センサユニットとデータ収集ユニットの各無線アンテナ間に通信を阻害する障害物（壁や植物など）が無いような位置に設置して下さい。
・無線アンテナＢＯＸは下部の磁石シートが地面に向く方向（鉛直下向き）（Ｐ１０参照）になるように設置してください。（無線アンテナには指向性(無線アンテナＢＯＸを中心に水平方向の円周向き)があり、正しい向きに設置しないと通信不良となります。
）
・センサユニットの吸気口（直菅部）には、粉塵や虫の侵入防止のためにガーゼ等を取付て下さい。（Ｐ３６参照）
・外付温度センサ、日射センサーの接続は、前ページ（Ｐ７）の「外部温度センサ、日射センサーの接続方法」に従って接続してください。
・無線ＬＡＮルータの接続、起動後、データ収集ユニット及びセンサユニットの１００Ｖコン
セントを差し込むとシステムが起動しますが、正しい手順と方法でシステムを起動する必要がありますので、「４ システムの起動準備、起動方法」に記載の手順でシステムを起動して下さい（Ｐ１２〜）。

9２）農薬散布時など
・農薬散布、散水など、水が掛かる恐れがある場合は、電源を「切」（コンセント引き抜き）して、水が掛からないようビニール袋等で覆って下さい。但し、長時間ビニールで覆うと高温となり機器が故障する場合がありますので注意して下さい。
３）栽培期間外・栽培終了後のハウス閉止による高温殺菌など、ハウス内が高温となる場合（５０℃以上）は、本体を取り外してハウス外の涼しい箇所で保管して下さい。

無線アンテナＢＯＸ

磁石シート

無線アンテナＢＯＸの設置例（磁石シートが地面に向く方向に設置）

10

３

インターネット接続準備

HaPPi Minder をインターネットに接続するためには、3G/LTE ルータ(Wi-Fi 付)にインターネ
ット・サービスプロバイダより提供される SIM カードを挿入し、携帯通信網へ接続できるようにします。なお 3G/LTE ルータ(Wi-Fi 付)は ASAHI ネット（ご要望により OCN）で設定済みですので、お客さまにて契約した SIM カードを入れていただくだけで特別な設定もなくインターネット接続ができます。
※ SIM カードの契約については、別冊「通信契約の手引」をご参照ください。

１）USB データカード（L-02C）への SIM カードの挿入
USB データカード（L-02C）のフロントカバーをスライドして外し、SIM カードを差し込
む方向に注意して奥まで差し込みます。その後、フロントカバーをはめ込みます。
フロントカバーのスライド方法

ＳＩＭカード＊本端末の SIM カードは標準サイズです。契約時にご注意下さい。
SIM カードの挿入例（USB データカード（L-02C））２）USB データカード（L-02C）のルータへの装着
USB データカード（L-02C）のフロント部を 90 度立て、ＵＳＢコネクタを出します。次に、3G/LTE ルータ(Wi-Fi 付)のＵＳＢコネクタ接続部に接続します。
接続時の USB コネクタ

無線ＬＡＮルータ

USB コネクタ接続部
USB データカード
USB データカードのルータへの装着方法

11

装着状態

４

システムの起動準備、起動方法※ 必ず以下の手順で、使用を開始してください。
（手順どおりでないと正常に動作しない場合があります。）

１）データ収集ユニットから無線ＬＡＮルータへの LAN 接続
データ収集ユニットから出ているＬＡＮケーブルを 3G/LTE ルータ(Wi-Fi 付)のＬＡＮポート
へ接続します。
（3G/LTE ルータ(Wi-Fi 付)のＬＡＮポートは 2 つあります。どちらに接続しても構いません。
）

ＬＡＮケーブル
無線ＬＡＮルータ
データ収集ユニット
ＬＡＮポート無線ＬＡＮルータ

２）無線ＬＡＮルータの起動
無線ＬＡＮルータのＡＣ電源アダプタをコンセントに差込み、電源を投入します。
ルータの Power、Status、LAN、PPP、USB のランプが点灯した状態が、ルータの起動とインタ
ーネット接続が正常な状態を示します。

USB データカード

無線ＬＡＮルータ

ＡＣ電源アダプタ
電源投入および通信状態確認

12

USB データカード（L-02C）の通信状態表示ランプについては、通信モード（LTE または3G）により、点灯する色が変わります。
※ ブルー ：LTE(Xi)※ マゼンタ：W-CDMA(3G)※ シアン ：HSPDA/HSUPA(FOMA ハイスピード)※ イエロー：圏外

通信表示ランプ13３）システムの電源「入」、「切」について［起動方法］（１）「データ収集ユニット」AC アダプタのコンセントを挿す。
（２）右側の AC アダプタ電源プラグ横のパワーLED（青）が常時点灯した状態になります。左側のパイロット LED（横）はランダムに点滅するようになります。

パワーLED（青）パイロット LED（青）（３）電源を入れて 1 分ぐらいで起動します。正常に起動したら、ふたを閉めておいて下さい。

データ収集ユニットのふた（４）データ収集ユニットの電源を入れて、１分以上経過後「センサユニット」の AC アダプタをコンセントに挿して電源を入れて下さい。なお、Wi-Fi 接続のみ（SIM 不使用）でお使いの場合はセンサユニットの電源を入れる前に時計の手動設定(P.33)を行ってください。
センサユニット上部の通風ファンから風が出ていれば電源が入っています。通風ファンが回っていないようでしたら、商用電源の通電状態をご確認下さい。

14

［停止方法］（１）「データ収集ユニット」の内部にあるシャットダウンスイッチを３秒程押す。

シャットダウンスイッチ（２）基板上のパワーＬＥＤ（青）消灯後、AC アダプタをコンセントから抜く。

パワーLED が点灯から消灯となります（３）無線ＬＡＮルータのＡＣ電源アダプタをコンセントから抜き、電源を切る。

ＡＣ電源アダプタ

４）停電時の動作および停電後の復旧
・停電時は電源 OFF となります。復電後、自動で起動します。
・起動ができかなった場合は、再起動をお願いいたします。

再起動の手順は、「停止方法」→「起動方法」の手順でお願いいたします。

15５）画面操作（１）ネットワークコンピュータ(NC)への接続（（例）インターネットを経由する場合）①インターネット WEB ブラウザ（Google 社の Chrome を推奨）を起動し、お客様のＵＲＬ（http:// hm○○○○○○.happiminder.openatoms.com）に接続すると、
ユーザ名とパスワードの入力画面になります。
※お客様のＵＲＬ、ユーザ名、パスワードは別紙（無線 LAN 接続とハッピィ・マインダー
接続設定シート）をご覧ください。
②ユーザ名とパスワードを入力すると「メインメニュー画面」（次ページ）となります。

①②＊Google 社の Chrome はフリーソフトです。
＊データ収集ユニットの近くであれば、無線ＬＡＮでも接続できます。無線 LAN で接続する場
合は、「無線ＬＡＮ接続とハッピィ・マインダー接続設定シート」に記載のＩＰアドレスを入力して下さい。接続するとユーザ名、パスワードの入力画面になります。

16

（２）モニタリングソフトの使用方法

メインメニュー（標準）新しい操作画面を開く

データ収集ユニット毎に割り当てられたアドレスを入力
hmYYXXXX.happiminder.openatoms.com
WiFiSSID(NC名)
ユーザ名（マシン名)
パスワード：hmYYXXXX：happiminder：xxxxxxxxxxx

YY:西暦の下２桁
XXXX：年内のシリアル番号
英語モードへ切り替え

メインメニュー（拡張）モードへ切り替え

設置場所設定計測周期設定撮影時刻設定カメラテストセンサユニットを最大で８台（NICE̲00〜07）までモニタリングできます。
※温・湿度センサユニットを設置した場合も同様にモニタリングできます。

上記センサユニット（NICE̲00〜07）の現在データや最新データグラフを一度に表示します。
・設置場所(温室の緯度、経度)は日の出、日の入り時刻の計算に必要ですので必ず設定して下さい。
・計測周期設定の初期値は300秒（5分）です。計測周期を短くすると、収集されるデータ量が増えデータ抽出時の待ち時間が長くなります。
・データ収集装置へのデータ蓄積可能期間は、センサユニットを8台設置し、その全てを300秒毎計測とした場合で約20年(1台の場合は160年)ですが、60秒毎計測では4年（32年）と短くなります。
※１日当たりのデータ量：222KB データ記憶容量：14GB

14,000,000KB / 222KB = 63063日(172.7年)

・オプションのWiFiカメラを設置した場合は、カメラテストで動作テストおよびピント調整を行い、撮影時刻設定で毎日の撮影タイミングを設定して下さい。
・センサグループＢは以下のオプションセンサです。
温度×１３：専用温度センサ
ＡＩ× ２：アナログ電圧（0〜3000mV）入力、4〜10mA入力にも対応可
ＤＩ× ２：接点入力

17メインメニュー（拡張）メインメニュー（標準）モードへ切り替え
計測定数設定現在日時設定センサユニットを最大で８台（NICE̲08〜15）までモニタリングできます。
※温・湿度センサユニットを設置した場合も同様にモニタリングできます。
上記センサユニット（NICE̲08〜15）の現在データや最新データグラフを一度に表示します。

18

NICE̲xx現在データ
現在データ表示は自動更新されませんので、表示更新ボタンをマウスクリックして最新データを表示して下さい。

戻る

表示更新

※Google ChromeではAuto Refresh Plus
プラグインを追加すると自動表示更新が可能となります。

温度:01,02からの計算値
気温、湿度からの計算値
気温、湿度からの計算値
気温、湿度からの計算値

湿度（乾湿球）は、温度 01,02 に乾球
温度と湿球温度を接続した時に、計算された相対湿度が表示されます。

温度 01〜16 は、外付け温度センサの値が表示されます。

アナログ入力DC:0〜3000.0mV

電圧入力 01,02 は、土壌水分などのオプションセンサ
の出力値が表示されます。

デジタル入力 01,02 は、接点信号接続
時に接点の ON,OFF 状態が 1,0 で表示されます。
（1;ON、0：OFF）

19

●NICE̲AL 現在データ
各ユニットの現在データを一度に表示します。
（表示データ：気温、湿度、飽差、日射強度、ＣＯ2 濃度）＜NICE̲AL 現在データ（メインメニュー（標準））＞NICE_00〜07 までの現在データ（気温、湿度、飽差、
日射強度、CO2 濃度）を表示します。

＜NICE̲AL 現在データ（メインメニュー（拡張））＞NICE_08〜15 までの現在データ（気温、湿度、飽差、
日射強度、CO2 濃度）を表示します。

※現在データ表示は自動更新されませんので表示更新ボタンをマウスクリックして最新データを表示して下さい。

20

●NICE̲AL 最新データ
各ユニットの同一種類の計測項目を一度にグラフ表示します。
（グラフ表示データ：気温、湿度、飽差、日射強度、ＣＯ2 濃度）

21

●定点カメラ

カメラ本体はオプション（別売）となっています

定点カメラx

ファイル名を
マウスクリック

指定画像から100枚のサムネイル画像を表示
ページ先頭の画像番号を入力

・静止画像の保存可能枚数はカメラ毎に1500枚で、古い静止画像は順次自動消去されます。
・撮影タイミングは「メインメニュー」→「基本設定」→「撮影時刻設定」で設定して下さい。

22

●掲示板
本文等の入力を行い、「投稿内容の確認」→「投稿する」で、掲示板に投稿できます。
○メールアドレスについて・メールアドレスを入力すると、名前とメールがデフォルト値として残ります。
・メールアドレスを入力しないと、毎回空白となります。
○削除キーについて
・投稿内容を削除するためには、投稿時に削除キーを設定しておく必要があ
りますが、マスターキーとして「happiminder」を設定しており、削除キーを忘れたり、設定し忘れた場合は「happiminder」で削除できます。

23

●最新データ抽出表示

・NICE̲XX データ抽出をマウスクリックすると当日のデータが抽出＆グラフ表示されます。
・グラフ再表示をマウスクリックすると前回抽出したデータが再表示されます。
・ダウンロードをマウスクリックすると前回抽出したデータが CVS 形式でダウンロードできます。

マウスドラッグで選択した部分を拡大表示できます。
（スライダーでもグラフを拡大表示できます。）
Shall all をマウスクリックすると標準のグラフに戻ります。

表示更新
グラフ表示は自動更新されませんので、表示更新ボタンをマ
ウスクリックして最新データを表示してください。

※ Google Chrome
では Auto Refresh
Plus プラグインを追加すると自動表
示更新が可能とな

データ名をマウスクリックするとります。

グラフ表示の ON/OFF できます。

＜：過去へ移動 ／ ＞：未来へ移動
当日から指定日前日の日のデータを表示
指定日は自動的に＋1 されます。
指定日はキーボードでも入力できます。

24

●最新データ抽出表示Ａ
・「データ抽出」をマウスクリックすると、データ抽出のみを行いグラフ表示は行われません。
・「ダウンロード」をマウスクリックすると、抽出したデータを
CSV 形式で取得できます。
長期間のデータを抽出する場合は、データ量が多くなり過ぎ正常にグラフを表示できない場合があります。その場合は抽出データ期間を 2 以上に設定してください。

25

●日別データ抽出表示

26

●時間帯平均抽出表示◎時刻の入力フォーマット
・ＨＨＭＭ：時分での設定（例）0630→ 6 時 30 分

・SR[+/-XXX]：:日の出を基準とした設定（例）SR+030 → 日の出から 30 分後・ＳＳ[+/-XXX]：日の入を基準とした設定（例）SS-030 → 日の入から 30 分前

27

●度数分布抽出表示

28

●本日データ簡易分析

当日の 0:00〜現在までのデータを簡易分析する機能です。

本日データ分析29

●期間データ簡易分析30

●異常通報設定
・センサユニット毎に 5 つまで異常通報設定が可能です。
・設定対象センサは、以下のセンサから任意に選択可能です。
同一のセンサに異なる設定をすることも可能です
0 気温、①湿度、②CO2 濃度、③日射、④温度 1、⑤温度 2⑥アナログセンサ 1、⑦アナログセンサ 2⑧デジタル接点入力 1、⑨デジタル接点入力 2・センサ計測値が、下限値以下または上限値以上となった場合に通報されます。
・開始時刻＜終了時刻の場合、開始時刻〜終了時刻の間有効となります。
開始時刻＞終了時刻の場合、開始時刻〜24:00 および 00:00〜終了時刻の間有効となります。
・異常条件が成立している間、送信周期でメールが送信されます。
・平均時間は現在未使用です。
・設定を実行すると、登録された全てのメールアドレスに、設定変更通知メールが送信されます。

＜ご注意＞
インターネット通信網の混雑やトラブル等の発生時には、警報メールが遅れたり、届かない
場合があります。

・6：は、ＮＩＣＥからのデータ受信の停止を検出します。
○有効とする場合
下限値：0 判断時間：計測間隔×2 以上 としてください。
○無効とする場合
下限値：-1 としてください。

31

計測周期×時刻同期周期の間隔●基本設定

でセンサユニット内の時計をデー
タ収集ユニットの時計に同期させます。また、計測周期の変更は直ぐには実行されず、時刻同期のタイミングで実行されます。
CO2 補正の変更は設定変更後
1 時間以内に実行されます。な
お、変更を直ぐに実行したい場合
は、センサユニットの電源の入切を行ってください。

各カメラ番号に対応した
カメラ名称を設定すると時間帯を指定した定周期撮影と時刻指定撮影（5 回まで）が可能です。

各 NICE 番号に対応した
その後、選択ボタン等のNICE 名称を設定すると表示へ反映されます。
その後、選択ボタン等の表示へ反映されます。

設置場所の緯度経度を設定すると日の出、日の入りテスト撮影の画像はファイル保存されません。

時刻へ反映されます。

32

●時計の手動設定方法① メインメニュー（標準）①の「拡張ボタン」をクリックし、メインメニ
ュー（拡張）を開きます。
② メインメニュー（拡張）画面の右下の基本設定②

をクリックします。

③ 基本設定の画面が開き、現在日時設定を選択します。

③④ 現在日時設定画面で日付をクリックすると、カレンダーが表示されます。

④⑤ カレンダーで設定したい日付をクリックすると、入力ボックスに反

⑤

映される。

⑥ 時刻は、入力ボックスへの直接入力を行いま
す。
（例

⑥

⑦

10:30）⑦ 入力が確定したら、設定ボタンをクリックします。

33

●データのバックアップ方法

データ収集ユニットのμSD カードに蓄積されている計測データを、データ収集ユニットのUSB メモリに保存（バックアップ）したり、USB メモリに保存したデータをμSD カードに復元することができます。
[操作方法]「拡張」をクリックして下さい。

「基本設定」をクリックして下さい。

「データ管理」をクリックして下さい。

34

○「データ保存]をマウスクリックすると USB メモリに計測データの差分（保存されていない
データのみ）が追加保存（バックアップ）されます。
○「データ復元」をマウスクリックすると USB メモリから計測データの差分（保存されていないデータのみ）が復元されます。
（注）USB メモリに保存されたデータは、特殊なフォーマットのため、パソコン等に挿してもデータを読み込むことはできません。

[USB メモリの取付箇所]【特記事項】
雷害、電源異常及びデータ収集ユニットの故障等により、μSD カードと USB メモリに蓄積されたデータが消失する場合がございます。このため、重要なデータはパソコン等にダウンロードして保管をお願いいたします。なお、保証期間内（1 年以内）であっても消失したデータの保証は致しかねます。

35

５

メンテナンスについて

１） CO2 センサの補正
ＣＯ2 センサは手動補正（補正値を入力）することができます。

●補正手順①センサユニットの電源を投入し、24 時間以上通電状態としておいてください。
（理由）
・電源投入直後は高い値を示します、センサが電気的に安定するまで時間が掛かります。
・電源投入後 24 時間以内にセンサ自体の自動校正機能が一度作動します。24 時間以内に手動で補正値を入力した場合、補正値入力後に自動校正が作動すると値がずれてしまう場合があります。
②屋外や換気状態の良いハウス内で電源投入後 24 時間以上経過した後、CO2 濃度を確認し、400ppm となるよう補正値を手動入力、設定してください。
＊ モニタリング画面の基本設定−計測定数設定 内で補正値を入力する。

●注意事項
補正値を入力、設定しても、直ぐには反映されません。最大で１時間経過した後、反映されます。これは、センサユニットの内部時計をデータ収集ユニットに同期させる
周期のタイミング（計測周期×時刻同期周期（秒））に合わせて補正値が反映されるためです。

●既に誤差が分かっている場合
センサユニットを屋外に出さなくても、開放した自然換気状態の温室（外気と同じ濃度）
で、外気の濃度（約 400ppm）との差（誤差）が分かっている場合、又は手持ちのＣＯ２測定器等でセンサの誤差が分かっている場合は、モニタリング画面の基本設定−計測定数設定内で補正値を入力して下さい。
50ppm 高く表示される場合は、補正値を「-50」と入力して下さい。(入力は半角数字です)36

２）通風ファンの交換
通風ファンは２年程度が寿命（使用条件により異なります）となります。交換の際にはコネクタ接続の電源線をを引き抜き、ビス止めのファンを取り外して交換して下さい。
※通風ファンは、交換用の予備として１個を標準で付けています。
ファンはビス止め２箇所で固定

電源線はコネクタ接続

通風ファン

３）温湿度センサキャップの交換
温湿度センサには異物付着防止のためキャップを被せています。キャップが汚れて、温度、湿度の感度が悪くなった場合は交換が必要となります。交換の際には電源線のコネクタを外し、マイナスのマイクロドライバ等でキャップを剥がして取り外し、新しいキャップと交換してください。
（※交換キャップは有償となります。
）

電源線はコネクタ接続
温湿度センサ用のキャップ

37４）吸気口への虫除けネットの取り付けおよび交換
吸気口に虫除けネットを取り付けることにより、虫や粉塵等がセンサユニット内に入るのを防ぐことができます。また、虫除けネットが汚れて目詰りすると、センサユニットへの通風がうまくできなくなり、温湿度センサやＣＯ2 センサが正常な値を示さなくなりますので、定期的に新しいネットと交換してください。

※虫除けネットには、目の細かいガーゼや不織布等をご用意して頂き、結束バンドや輪ゴム等で固定してください。

結束バンドや輪ゴム等で固定

虫除けネット

38

６

お問合せ先
何かご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

㈱四国総合研究所 電気利用技術部 植物バイオグループ〒761-0192 香川県高松市屋島西町２１０９番地８
TEL：087-844-9229
FAX：087-887-0004
E-mail：bio@ssken.co.jp［お問い合わせ受付時間］
９：００〜１７：００（平日のみ）

７

保証・免責事項

製品の保証期間は納品後、１年間となっております。但し、次のような原因により生じた故障及び損傷の発生については、責任を負うことができません。あらかじめご了承の上、お取扱いには十分にご注意下さい。

（１） 取扱説明書の注意事項や操作・設定方法を遵守しなかったことによるもの。
（２） 火災、地震、風水害、落雷、火山の噴火その他の天災地変によるもの。
（３） 過度の衝撃、異常電圧など不慮の事故によるもの。
（４） 使用上の誤り、改造または当社指定以外の部品の使用によるもの。
（５） 取付けの不備または保守点検が適切に行われなかったことによるもの。
（６） 当社および販売特約店以外での修理によるもの。
（７） その他、お客様の故意・過失によるもの。

【特記事項】
雷害、電源異常及びデータ収集ユニットの故障等により、μSD カードと USB メモリに蓄積されたデータが消失する場合がございます。このため、重要なデータはパソコン等にダウンロードして保管をお願いいたします。なお、保証期間内（1 年以内）であっても消失したデータの保証は致しかねます。

39

6版
2016 年 6 月

８システム起動・停止手順（簡易版）
通信状態表示ランプ（１）無線ＬＡＮルータの電源投入
無線ＬＡＮルータのＡＣ電源アダプタをコンセント

USB データカードに差込み、電源を投入します。ルータの Power、Status、

無線ＬＡＮルータ

LAN、PPP、USB のランプが点灯した状態が、ルータの起動とインターネット接続が正常な状態を示します。

（２）データ収集ユニットの電源投入
ルータが確実に起動したことを確認後、データ収集ユニットのＡＣ電源アダプタをコンセントに差込み、電源を投入します。ユニット内基板上のパワーLED（① 青）が常時点灯し、左側のパイロット LED（②青）がランダムに点滅するようになります。

①＊完全に起動するまで３分ほどかかります。

②＊（1）の後にデータ収集ユニットを起動しないと時刻合わせができません。

（３）センサユニット、カメラユニットの電源投入（１）、（２）が完了後、センサユニットやカメラユニットの電源を投入して下さい。

【データ収集ユニットの停止】
データ収集ユニットはパソコン同様、急に電源を切ると正常に起動できなることがあります。
停止時は、必ずシャットダウンスイッチを押し（２秒程度）、ユニット内黒色基板上の①、②の青ランプ（上図）が全て消灯してからＡＣ電源アダプタをコンセントから抜いて下さい。シャットダウンスイッチはユニット内の基板上にあります。
シャットダウンボタンを押して、しばらくすると黒色基板上の①、 の青ランプ（上図）が消灯します。消灯を確認してから AC アダプタを抜いて下さい。再起動時は、（1）の3G/LTE ルータのＡＣ電源アダプタ
シャットダウンボタン

40も一度抜いてから、（１）、（２）の手順で起動して下さい。