ヘッド交換式
デジタルトルクレンチシリーズ
取扱説明書 Ｖｅｒ. 2

本社 〒955-8678 新潟県三条市塚野目2190-5
TEL(0256)33-1681 FAX(0256)34-7617
東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-2
TEL(03)3666-2489
大阪営業所 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-3-3
TEL(06)6744-8841
名古屋営業所 〒460-0012 名古屋市中区千代田2-7-1
TEL(052)252-0728
仙台営業所 〒984-0031 仙台市若林区6 丁の目字柳堀28-101
TEL(022)390-5650
札幌営業所 〒065-0026 札幌市東区北二六条東五丁目2-14
TEL(011)743-8291
三木営業所 〒673-0402 兵庫県三木市加佐269-5
TEL(0794)86-2642
埼玉営業所 〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町629
TEL(048)653-1281
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-3-13 サテライト村上102 号
TEL(092)502-8404
神奈川営業所 〒252-0005 座間市さがみ野2-1-30 さがみ野ダイヤモンドマンション 1 階TEL(046)252-6131

この度は、弊社製品デジタルトルクレンチシリーズをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読み頂き、正しくご使用して下さい。お読みになられた後もお使いになられる方がいつでも見られるように必ず大切に保管して下さい。

ご使用上の注意、および警告
注意
トルク精度を維持する為に年 1 回、または 5000 回のご使用毎に定期的に校正して下さい（有償）。
校正につきましては、ご購入された販売店、または弊社営業所にお問い合わせして下さい。

■
■

■

■

■
■
■

■
■
■
■
■
■

■

■

■ 製品仕様範囲以上に過度の力を掛けますと故障、または破損、トルク精度狂いの原因となります。特に延長パイプ等を使用し過度な力を掛けないで下さい。
本製品は測定機器です。使用目的以外のご使用はしな
いで下さい。
ヘッド装着時の衝撃で画面がリセットされる場合があります。異常ではありません。トルク精度に影響はありません。
本製品の分解、改造をしないで下さい。故障、または破損、トルク精度狂いの原因となります。本製品に異常が見られた場合は、必ずご購入された販売店、または弊社
営業所にお問い合わせして下さい。
本製品は精密機器の為、乱暴に扱ったり、落としたりしないで下さい。また、振動や衝撃を絶対に与えないで下さい。
ハンマー代わりに使用しないで下さい。
グリップ部には 686Ｎ（70kgf）以上の力を加えないで下さい。
高温多湿、直接日光の当たる場所に絶対放置しないで下さい。特に雨の当たる場所等、水に濡れる環境での使用、または放置しないで下さい。
万が一水に濡れた場合はすぐに乾いた布等で拭いて下さい。特に塩分を含んだ海水は故障の原因となります。
本製品の洗浄の為にアルコール、ペイントシンナー等の有機溶剤を使用しないで下さい。
磁気の強い場所での使用はしないで下さい。また、磁気の近くに保管しないで下さい。
重大な故障の原因となる為、埃・砂塵の多い場所での使用・保管はしないで下さい。
液晶表示部に過度の力を加えないで下さい。
力を掛ける時は、必ずグリップの手力線部に掛けて下さい。力は徐々に加えて下さい。反動をつけて力を加えますと正確なトルク値を測定出来ません。
不要になった電池は各自治体の区分に従って、分別し、廃棄して下さい。火の中には絶対に投げ入れないで下さい。
通信ポートは校正の際に必要になりますので絶対に壊さないで下さい。破損すると校正が出来なくなります。
1

バッテリーの取扱について■ 本製品を長期間使用しない場合、電池を外して保管して下さい。
■ 寒冷地での使用、および長時間使用の場合、予備の電池を携帯して下さい。
■ 新しい電池と交換する場合、２本同時に交換して下さい。
■ 電流の流れを良くする為に、端子に汗、油等が付着しない様にして下さい。万が一付着した場合、電池を入れる
前に、両方の端子を乾いた布等で良く拭き取って下さい。
■ 不要になった電池は各自治体の区分に従って、分別し、廃棄して下さい。火の中には絶対に投げ入れないで下さい。
■ 電池は乳幼児の手の届かないところに置いて下さい。乳幼児が電池を飲み込む恐れがあります。
■ 万が一、電池の液が目に入ったり、皮膚や衣服に付着した場合、すぐに多量のきれいな水で洗い流して下さい。
失明、けがなど障害の恐れがありますので医師の治療を受けて下さい。

主な仕様■ トルク値のデジタル表示■ 精度 右（時計回り）±2％ ※±3％
左（反時計回り）±3％ ※±4％
※モンキ形トルクヘッドを装着の場合です。
■ 右、左の両方向で測定可能■ 最小表示数値 0.01N・m (DT030-10BN / DT060-12BN）
0.1N･m (DT085-15BN / DT135-15BN/ DT200-18BN / DT340-22BN)■ 2 モード測定/ピークホールドモード・トラックモード■ ブザー音と LED で目標トルク値の到達確認が可能
OFF 機能付■ 合否判定機能：±1～±9％（整数）の9段階 OFF機能付■ LCD バックライト付（白色） OFF 機能付■ 水濡れ判定シール付■ 測定単位 N・m■ 他単位換算機能 ft・lbf in・ｌbf kgf・cm■ 目標トルク値登録件数 最大 9 件■ 測定データ記録件数 最大 50 件
■ オートパワーオフ機能 2 分間無操作■ アルカリ電池、充電式電池どちらも使用可能■ フリーポジショングリップ機能
滑り止めグリップ部の手力線部ではなくても、滑り止め
グリップ部分のどの位置に力を加えても、正確な測定が可能です（誤差±1％以内）。
■ 出荷時の製品設定
測定モード ： トラックモード
合否判定 ： ＯＦＦ（±0％に設定）
目標トルク値 ： 最大測定トルク値の２０％設定（全9 件）
ＬＣＤバックライト ： ＯＦＦ
ブザー音、および操作音 ： ＯＮ2

ヘッド交換式デジタルトルクレンチシリーズ■■■■

ヘッド交換式デジタルトルクハンドルの仕様

ヘッド交換式デジタルトルクハンドル（DT）
モンキ形デジタルトルクレンチ（DH）
ラチェット形デジタルトルクレンチ（DRH）
モンキ形/ラチェット形デジタルトルクレンチセット（DS）

製品
番号

ヘッド交換式デジタルトルクハンドルの各部名称

ブザー

仕様範囲

部寸法

警告範囲

(N･m)

(mm)

(N･m)

6～30

10

1.5～30

178

193

12～60

12

3.0～60

185

196

17～85

15

4.2～85

229.2

232

-10BN

3

2

1

コネクタ

DＴ030

30N・m 60N・m 85N・m シリーズ
17

4

DＴ060
-12BN
DＴ085
-15BN

5

6

7

8

ＣＷ：時計回り

11

12

14

ＣＣＷ：反時計回り

109

ＣＷ：±2%

16

1. コネクタ部

10. 滑り止めグリップ

2. LCD 液晶表示部

11. LED 表示部

3. 通信ポート

12. トルク値表示部

4. UP/DOWN ボタン

13. 単位表示部（N・m）

5. ブザー

14. メモリー番号表示部

6. 起動/削除ボタン

15. （P）ピークホールド/（T）トラック

LED ｘ 6 (1 赤 + 5 緑)

合否判定 *3あり

目標トルク値設定件数

9件

測定モード

（Ｐ）ピークホールドモード/（Ｔ）トラックモード

測定単位

N･m

測定トルク値登録件数

50 件

ボタン数

5
単 4 乾電池ｘ2 本

16. 水濡れ判定シール表示部

バッテリー

9. バッテリーカバー

17. 手力線

バッテリー寿命 *4(連続操作状態)

135N・m 200N・m 340N・m シリーズ
5

4

3

7

6

バッテリー寿命 *416(待機状態)
98

約 48 時間 (LED OFF の場合)
約 6 ヶ月 (LED OFF の場合)

使用時温度

-10℃～60℃

保管時温度-20℃～70℃
90% 以下

湿度
11

13

12

10

落下試験

1ｍ

振動試験 *5

10 G
10000 回

使用回数（寿命）*61415

1. コネクタ部

10. 滑り止めグリップ

2. LCD 液晶表示部

11. LED 表示部

3. ブザー

12. トルク値表示部

4. 通信ポート

13. 単位表示部（N・m）

5. メモリー呼び出しボタン

14. メモリー番号表示部

6. UP/DOWN ボタン

15. （P）ピークホールド/（T）トラック

7. 起動/削除ボタン
8. モード設定ボタン

モード表示部

環境試験 *7

合格

電磁解放試験 *8

合格

上記製品番号欄には、ヘッド交換式デジタルトルクハンドルの製品番号を表記しております。
モンキ形デジタルトルクレンチ：DH （例 DH030-10BN）
ラチェット形デジタルトルクレンチ：DRH （例 DRH030-10BN）“*”マークについては 7 ページの Note を参照して下さい。

16. 手力線

9. バッテリーキャップ

3（モンキ形は±3％）

LED ランプ

8. メモリー呼び出しボタン

2

具含む*

あり

モード表示部

1

全長(mm)

ＣＣＷ：±3% （モンキ形は±4％）

フリーポジショングリップ *2

15

7. モード設定ボタン

(mm)
*先端工

製品規格
測定精度 *1

13

有効長

精度保証

4

トルクヘッドの各部名称
ラチェット形トルクヘッド
製品
番号
DＴ135
-15BN
DＴ200
-18BN
DＴ340
-22BN

有効長

1

精度保証

コネクタ

ブザー

仕様範囲

部寸法

警告範囲

(N･m)

(mm)

(N･m)

27～13515

6.8～135

345.2

375

40～20018

10～200445.2

46468～34022

17～340

582.3

586

(mm)
*先端工

ＣＷ：時計回りＣＣＷ：反時計回り

ＣＷ：±2%

1. 回転方向切替フタ（モンキ形は±3％）

ＣＣＷ：±3% （モンキ形は±4％）なし

フリーポジショングリップ *2
LED ランプ

LED ｘ 12 (2 赤 + 10 緑)

合否判定 *3あり

目標トルク値設定件数

9件

2. 角ドライブ
3. 止めネジ4. コネクタ部

2
製品番号

ヘッド有効長
(mm)

差込角
(mm)

コネクタ径
(mm)

重量
(g)

RH3-10TH
RH3-12TH
RH4-15TH
RH4-18TH
RH4-22TH

50
57
65
80
100

9.5
9.5
12.7
12.7
12.7

φ10
φ12
φ15
φ18
φ22

120
145
215
250
300

測定単位

N･m

測定トルク値登録件数

50 件

ボタン数

5

バッテリー

単 3 乾電池ｘ2 本

バッテリー寿命 *4(連続操作状態)
バッテリー寿命 *4(待機状態)

モンキ形トルクヘッド
23（Ｐ）ピークホールドモード/（Ｔ）トラックモード

測定モード

約 110 時間 (LED OFF の場合)
約 12 ヶ月 (LED OFF の場合)

使用時温度

-10℃～60℃

保管時温度-20℃～70℃
90% 以下

湿度
落下試験

1ｍ

振動試験 *5

10 G
10000 回

使用回数（寿命）*6
環境試験 *7

合格

電磁解放試験 *8

合格

上記製品番号欄には、ヘッド交換式デジタルトルクハンドルの製品番号を表記しております。
モンキ形デジタルトルクレンチ：DH （例 DH135-15BN）
ラチェット形デジタルトルクレンチ：DRH （例 DRH135-15BN）“*”マークについては 7 ページの Note を参照して下さい。

5

4

具含む*

製品規格
測定精度 *1

3

全長(mm)

1. 下あご4

2. ウォーム
3. コネクタ部
4. スプリングピン

1※スプリングピンは HY20-10ＴＨにはついておりません）

製品番号

ヘッド有効長(mm)

HY20-10TH
HY26-12TH
HY30-15TH
HY38-18TH
HY49-22TH

50
57
65
80
100

口開き寸法 コネクタ径
(mm)
(mm)

重量
(g)

0～20
10～26
10～30
17～38
17～49

82
90
140
210
435

φ10
φ12
φ15
φ18
φ22

デジタルトルクハンドルとトルクヘッドの組み合わせ表

ヘッド交換式デジタル
トルクハンドル

DT030-10BN
DT060-12BN
DT085-15BN
DT135-15BN
DT200-18BN
DT340-22BN

接続可能な
ラチェット形
トルクヘッド接続可能な
モンキ形
トルクヘッドRH3-10TH
RH3-12TH

HY20-10TH
HY26-12TH

RH4-15TH

HY30-15TH

RH4-18TH
RH4-22TH

HY38-18TH
HY49-22TH

表以外の組み合わせでは、デジタルトルクハンドルと各ト
ルクヘッドは接続できません。
※弊社ヘッド交換式デジタルトルクハンドルには、他社製品のトルクレンチ用ヘッドを装着する事は出来ません。また、
他社トルクレンチに弊社トルクヘッドを装着する事は出来ません。
6Note 1

本製品を使用する前に*1 各製品の精度保証範囲は、その製品の最大測定トルク値の 20％～100％の範囲です。また、トルク精度は、校正点を滑り止めグリップの手力線と定め、公証値を加えて測定した値を検証したものです。精度を維持させる為に本製品を定期的（年 1 回、または 5000 回使用毎）に校正して下さい。校正は有償です。

バッテリーの装着*2 力を加える際に、滑り止めグリップ部の手力線部ではなくても、滑り止めグリップ部のどの位置でも、正確な測定が可能です。（誤差は±1％以下）。

30N・m 60N・m 85N・m シリーズ
■ プラスドライバーでネジを緩め、バッテリーカバーを外します。
■ 単 4 乾電池 2 本の極性（+/-）を間違わないように挿入して下さい。
■ 下図のように、バッテリーカバーを本体に合わせ、しっか
りと取り付けて下さい。

*3 ±1％～±9％（整数）までの 9 段階を設定出来ます。
判定結果は LED の点灯でお知らせします。
±0％に設定した場合は、合否判定ＯＦＦの状態になります。合否判定ＯＦＦの状態でも測定後のパーセントは表示されますが、判定結果を示す LED の点灯はしません。

－＋＋－ 単 4 乾電池 2 本*4 電池寿命は、使用環境、保管環境により変わります。
電池が残り少なくなると、自動で休止状態になります。
新しい電池に交換して使用して下さい。
*5 水平方向、垂直方向振動試験*6

注意

1 回の使用回数とは 0（ゼロ）N・m から測定を始め、測定最大値までトルクを掛け、その後0（ゼロ）N・m に戻す一巡の作業を意味します。(寿命試験時)*7 環境試験
a. 高温試験
b. 低温試験
c. 高温高湿度試験
d. 温度変化試験
e. 衝撃試験
f. 振動試験
g. 落下試験

バッテリーカバー（30N・m 60N・m 85N・m シリーズ）を外すと水濡れ判定シールの状態を確認できる窓が見えます。この窓の内部シールの色の状態により、このレンチは水で損傷を受けているのかどうかが判定できます。水が本体に入るとシールは白色から赤色になります。
135N・m 200N・m 340N・m シリーズ
■ マイナスドライバー、またはコイン等でネジを緩め、バッ
テリーキャップを外します（左回り）。
■ 単 3 乾電池 2 本の極性（+/-）を間違わないように挿入して下さい。
■ 下図のように、バッテリーキャップを本体に合わせ、しっ
かりと取り付けて下さい（右回り）。

*8 電磁解放試験
a. 静電解放（ESD）
b. 電磁波c. 放射妨害波*

測定単位
新計量法に基づき1999年10月からトルクの測定単位が[N・m]に統一されました。
換算表

Ｎ・ｍ
1
0.113
1.356
0.098

in･ｌｂｆ
8.849
1
12
0.867

ｆｔ･ｌｂｆ
0.737
0.083
1
0.072

7

Kgf･cm
10.204
1.153
13.8381＋
単 3 乾電池 2 本－

乾電池を入れる方向＋－

キャップがロックされます8電源 ON とリセット

本製品の使用について■

ボタンを押して電源を入れて下さい。※電池を新しく交換した場合は、電源が自動で ON になります。
■ 電源OFF 後、電源を ON にすると「TOP」画面が点滅表示され、次に「横線」画面、起動時のメモリー番号内の登録数値が表示されます。出荷時は、全て最大トルク値の20％の数値が入力されております。約 3 秒後、点滅表示
を始め、0（ゼロ）N・m 表示になり測定可能状態となります。
■ 起動から測定モードへの移行画面表示は下図のように
なります。
注意
測定モード
起動画面
横線画面
以外では、
測定できま
せん。
メモリー数値画面
測定モード■ 通常、使用前（測定前）に ボタンを押して下図のようにリセットして下さい。

■ 滑り止めグリップ部の手力線に中指を沿わせ握って下さい。
■ 力の方向は、本製品と手首の位置が 90°になるように荷重を掛けて下さい。許容角度は上下左右 15°以内にして下さい。
■ 力を掛ける時はゆっくりと、弾みをつけないで下さい。

■ 音、またはＬＥＤの点灯で目標トルク値に到達したことをお知らせしますので、すぐに力を抜いて下さい。
そのまま力を掛けますとオーバートルクになります。

セットアップ

注意
電源 ON/リセット、または起動中に外力が本製品に加わった場合、測定モードへ移行後、その外力が表示され、LED が全点灯し、またブザー音 ON 設定ではブザーが鳴り続けます。 ボタンを押してリセットして下さい。

④

休止状態からレンチを起動する■ 本製品は節電の為、２分間無操作、および使用しなければ自動的に休止します。 ボタンを押すと起動します。

①

注意
送信中は（Send表示）休止機能は作動しません。

本製品のリセット■

ボタンを同時に押すと本製品はリセットされます。

■ もし本製品が正常に作動しない場合はボタンを同時に押してリセットして下さい。リセットしてもトルク精度に影響はありません。
■ リセットしても作動しない場合は、ご購入された販売店、または弊社営業所にお問い合わせして下さい。

②①パワーON／リセット②設定変更/他単位換算③メモリーの呼び出し／記録④目標トルク値調整
UP／DOWN／選択

バッテリー電圧低下について■ バッテリーの供給電圧が 2.3 ボルト以下になると本製品
液晶表示部にバッテリーマークが表示されます。数秒後、自動休止になります。

新しい電池に交換して下さい。
9

③

10

STEP 1：メモリーに登録されている設定値の呼び出し

STEP 2：目標トルク値の設定

起動時の画面表示がM 1 の場合*Note A:1, 2, 3, 4*Note A:1, 2, 3, 4
ボタン
※UP/DOWN ボタンで目標トル
ク値を変更できます。使用頻度が多いトルク値を予め 9 件まで登録できます。

ボタンを押すトルク値が上がります
ボタンを押すボタンを押すトルク値が下がります

M 2 になります
ボタンを押すM 3～M 9、M 1～の順に表示が切り替わります。
・・

メモリー番号 M 9 を選択

約３秒後、点滅を始め表示している数値がメモリーに自動登録され測定モードへ

３秒間ボタン無操作で点滅表示を始め、画面に表示している
数値が M 1（選択したメモリー番号）に自動登録され、測定モードに切り替わります。

測定モード
測定モードに移行後は、操作ロックがかかり目標トルク値を変更出来ません。再度、目標トルク値設定を行う場合はボタンを押して下さい。

STEP 3：ピークホールドモード／トラックモードの切替*Note A:1

例えば、画面表示が T（トラックモード）になっている場合
測定モード
目標トルク値の設定は、３秒間ボタン無操作でその時点で画面に表示している数値が自動登録され、測定モードに切り替わります。測定モードに移行後は、操作ロックがかかり、メ
モリー番号選択、およびメモリー番号内の目標トルク値の設定が出来なくなります。再度、目標トルク値設定を行う場合はボタンを押して下さい。

ボタンを長押しする*Note A:5

P/T モード選択画面
ボタンでモード選択

P（ピークホールドモード）選択完了
・ボタンを押しスキップ
・
します

測定モード
ピークホールドモードは、測定後、測定時の最大トルク値
をホールドし、表示します。トラックモードは、負荷の解放で 0（ゼロ）N･m 表示に戻ります。測定トルク値の表示は保持され
ません。
11

12

STEP 4：合否判定の設定

STEP 6：ブザー音、操作音の ON/OFF 設定*Note A:1

*Note A:1

ボタンを長押しする

ボタンを長押しする*Note A:5

*Note A:5

ボタンを押すボタンを押す

合否判定設定画面
ボタンを押すボタンで数値設定

目標トルク値（全 9 件）に対して±5％を合格とする設定※±1％～±9％（整数）まで設定できます。±0％に設定した場合は合否判定機能が OFF になります。
・・

ボタンを押すボタンを押しスキップ
します

ブザー音、操作音の ON/OFF 設定画面
ボタンで ON/OFF 設定

測定モード

STEP 5：LCD バックライトの ON/OFF 設定

ブザー音、操作音 ON の状態
OFF にする場合はもう一度ボタンを押します。
・
ボタンを押しスキップ
・*Note A:1

します

ボタンを長押しする*Note A:5

測定モード

ボタンを押すボタンを押すLCD バックライトの ON/OFF 設定画面
ボタンで ON/OFF 設定

LCD バックライト ON の状態
ボタンを押します。
OFF にする場合はもう一度・ボタンを押しスキップ
・
します

Note: A
1. 起動時に画面が表示された場合は、以前に本製品に最大測定トル
ク値の１．１倍以上の力が加わった事を示しております。その状態でもトルク測定は出来ますが、表示されたトルク値と実際のトルク値の精度は保証できません。 もし、エラーメッセージが表示された場合は、再校正してください（有償）。校正の際はご購入された販売店、または弊社営業所にお問い合わせして下さい。定期的（年 1 回、または 5000 回の使用）な校正を推奨いたします。
2. 目標トルク値の登録は９件出来ます。
ボタンで順次切り替わります。
3. Ｍ １～Ｍ ９～Ｍ １は
4. メモリー番号の選択、およびメモリー番号内の目標トルク値の設定は起動、およびリセット後、約３秒以内で行ってください。約３秒後に点滅を始め、操作ロッ
クされ、表示数値が自動登録されます。
5.

ボタンを押して行くと「合否判定の設定」「LCD バックライトの ON/OFF」「ブザー音の ON/OFF」「記録データの確認」「記録データの削除」「通信」の順に画面が切り替わります。設定が不要な項目はスキップし、次のステップへお進み下さい。

測定モード
13

14

ピークホールドモードの操作について

トラックモードの操作について

STEP 1 : 測定
測定開始

測定開始

ボタンを押す（起動）*Note B:1

ボタンを押す（起動）目標トルク値を設定(P12 STEP2 参照)*Note B:1

目標トルク値を設定(P12 STEP2 参照)

測定モード

測定モード

*Note B:2

*Note B:2

リアルタイムでトルク値を表示

リアルタイムでトルク値を表示

目標トルク値の８０％に到達するとブザーが断続的に鳴り始め、緑ランプが点灯し、さらに目標トルク値に近付くにつれ LEDが順に点灯して行きます。

目標トルク値の８０％に到達するとブザーが断続的に鳴り始め、緑ランプが点灯し、さらに目標トルク値に近付くにつれLED が順に点灯して行きます。

目標トルク値の１００％に到達するとブザーが鳴り続け、LEDが全点灯します。

目標トルク値の１００％に到達するとブザーが鳴り続け、LED が全点灯します。

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

100％
97.5％
95％
90％
85％
80％
※この機能は、目標トルク値への到達をお知らせする為、目標トルク値以上の力がかかった場合でもブザーが鳴り続
け、LED が全点灯します。

100％
97.5％
95％
90％
85％
80％
※この機能は、目標トルク値への到達をお知らせする為、目標トルク値以上の力がかかった場合でもブザーが鳴り続
け、LED が全点灯します。

※負荷を解放すると表示は 0（ゼロ）N・m に戻ります。最終到達トルク値を確認したい場合、測定中に LCD に表示された
数値をご覧下さい。最終到達トルク値は保持されません。

※負荷を解放すると、測定時の最大値と目標トルク値に対してのパーセントが交互に表示されます。パーセントは±9％以内の場合に表示し、超えた場合は横線表示になります。合否判定機能を設定されている場合、判定を LED の点灯でお知らせします。「P17 STEP2」を参照して下さい。

※トラックモードでは合否判定機能は作動しません。

＜表示例＞
Note: B

*Note B:3

1. 起動時にの画面が表示された場合は、以前に本製品に最大測定トルク値の１．１倍以上の力が加わった事を示しております。その状態でもトルク測定は出来ますが、表示されたトルク値と実際のトルク値の精度は保証できません。 もし、エラーメッセージが表示された場合は、再校正してください（有償）。校正の際はご購入された販売店、または弊社営業所にお問い合わせしてください。定期的（年1 回、または 5000 回の使用）な校正を推奨いたします。
2. 目標トルク値の８０％,になると、緑ランプが点灯し、ブザーも短音で鳴り始めます。さらに目標値に近づくにつれ、緑ランプが順番に点灯し、ブザーも短音で鳴り続けます。
3. 目標トルク値の１００％に到達すると、赤ランプが点灯し、ブザーは長音で鳴り続けます。負荷を解放するとブザー音が消え、ＬＥＤは点灯状態となり、ＬＣ
Ｄには測定値と目標値に対してのパーセントが交互に点滅表示されます。

15

目標トルク値設定 ： 6.00N・m
測定値 ： 6.27N・m
目標トルク値に対するパーセント(P) ： 5％

※数値の確認後、再度測定を行う場合は、必ず ボタンでリセットして下さい。また、測定値を記録する場合は「Ｐ17
STEP3」にお進み下さい。
※測定後、リセットせずに表示数値より大きなトルクがかかりますと表示数値が変動しますので、測定後は必ずリセットし
て下さい。

16

STEP 2 : 合否判定

STEP 4 : 記録されたデータの見方*Note B:1

合否判定機能（±1％～±9％）を設定している場合は、測定後の結果に対して LED が点灯します。
条件：目標トルク値 6.00N・m 判定±5％に設定
下記の数値が測定された。

ボタンを長押しする*Note A:5

ボタンを押すこの場合、条件内の測定値である為、点灯例は②となります。ここで、仮に測定値が 6.31N・m の場合、判定は 6％（プラス側）と表示され、点灯例は③となります。また測定値が5.69N・m では判定は-6％（マイナス側）と表示され、点灯例は①になります。

ボタンを押す＜測定値に対する LED の点灯例＞①目標トルク値以下で合否判定設定のパーセントを超え
ボタンを押す②測定トルク値が合否判定設定のパーセント以内③目標トルク値以上で合否判定設定のパーセントを超え
ボタンを押す※数値、および合否判定結果の確認後、再度測定を行う場合
は、必ず ボタンでリセットして下さい。また、測定値を記録する場合は「STEP3」にお進み下さい。

記録データの確認画面記録されたデータの最終番号が表示されます。
ボタンで確認するデー
タ番号を選択※測定後、リセットせずに表示数値より大きなトルクがかかりますと表示数値が変動しますので、測定後は必ずリセットして下さい。
STEP 3 : 測定数値の記録＜選択例＞No.10 5.90N・m
確認後

測定開始
ボタンを押す（起動）*Note B:1

ボタンを押す※記録されたデータが 0 件の場合は下図の様に表示されます。
記録データがある場合は表示されません。

測定結果

ボタンを押すボタンを押すボタンを押す記録中No.1 に記録完了

通信画面
・
・

測定モード
※トラックモードでは測定数値の記録は出来ません。
17

測定モード
18

ボタンを押すSTEP 5 : 記録データの 1 件消去

STEP 6 : 登録データの全件一括消去*Note B:1

*Note B:1

ボタンを長押しする

ボタンを長押しする*Note A:5

*Note A:5

ボタンを押すボタンを押すボタンを押すボタンを押すボタンを押すボタンを押すボタンを押すボタンを押す記録データの確認画面

記録データの確認画面※記録データの最終番号の内容が表示されます。
表示は No.20（20 件目）のデータ 6.10N・m を示す。

※表示は No.20 のデータ 6.10N・m を示す。

ボタンで消去するデータ番
号を選択

消去の実行

ボタンを押す消去の中止

ボタンを押す

一括消去「No.10 5.90N・m」のデータを選択
消去の実行

ボタンを押す消去の中止

ボタンを押す消去の実行

ボタンを押す消去の中止

ボタンを押す消去を実行しますか？
消去を実行しますか？
消去の実行

ボタンを押す消去の中止

ボタンを押す消去の実行

ボタンを押す消去の中止

ボタンを押す消去完了
消去完了
20 件の内、1 件削除された為、19 件になります。データは順に詰めて行き、No.11 が新たなNo.10 の記録データとなります。

通信画面
・
・

記録データの選択画面に戻ります。
記録データを続けて消去する場合は番号を選択し、消去して下さい。
消去を中止する場合は進み下さい。

ボタンを押し、ボタンを押し、測定モードへお
19

測定モード
20

ボタンを押す他単位換算について

その他注意事項
有効長の異なるトルクヘッドを装着した場合*Note B:1

測定モード
・
・

■

このヘッド交換式デジタルトルクハンドルは、弊社製品
ラチェット形トルクヘッド、およびモンキ形トルクヘッド（別売り）を装着して使用して下さい。仮に、弊社製作の特注品で有効長の異なるトルクヘッドを装着した場合、本製品全体の有効長が変動しますので、実際にボルトに掛かるトルク値は液晶表示の数値と異なります。実際のトルク値は下記の公式で計算して下さい。
校正基準点(手力線)＜例＞測定値 6N・m
D1

L1

SI 系単位表示[N・m]
ボタンを押すインチ・ポンド法単位表示[in・lbf]

L2

L3

D = D1 × (L3 + L1) / (L3 + L2)
D 1：計算後の実際のトルク値
D 1：液晶画面で表示したトルク値
L 1：装着したトルクヘッドの有効長
L 2：校正基準となるトルクヘッドの有効長
L 3：校正基準点から本製品のコネクタ部までの長さ

ボタンを押すフィート・ポンド法単位表示[ft・lbf]※弊社ヘッド交換式デジタルトルクハンドルには、他社製品のトルクレンチ用ヘッドを装着する事は出来ません。また、他
社トルクレンチに弊社トルクヘッドを装着する事は出来ません。

ボタンを押す重力単位系表示[kgf・cm]
ボタンを押す測定モード※本製品は N・m 以外の単位では測定できません。
※本製品は他単位換算を確認中でも新たな負荷が加わりますと自動で[N・m]に切り替わり、測定モードに移行しますが、測定、および数値の確認後、必ず ボタンでリセットしてから測定を行って下さい。

21

22