平成２６年

期末試験 令和４年１月１２日（水）10:30 ~ 11：30 選択問題１００題
配布プリントに載せた問題 + α
すでに、ホームページに解答用紙と問題用紙（ダミー）がダウンロードできる状態にしています。
ダウンロードできない場合は、使用ブラウザのメニューバー 「ツール」で、「閲覧履歴の削除」 「閲覧履歴の削除」 を行い、ブラウザのメニューバ「表示」で 「最新の情報に変更する」を行って下さい。

模擬試験

解答 ３

1１時10分に200MBqあった18F-FDGを12時に患者（身長150cm、体重50kg）へ投与し13時にPET撮像を開始し，14時50分に解析を行ったところ，病変部位を囲んだ関心領域の放射能は30000Bq/mlであった。
病変のSUVはどれか。
1. 3

2. 7.5

3. 15

4.

30

5. 60

PET画像が示す画素値（Bq/mL）は、撮影開始時刻の値。
投与したFDGの放射能を、撮影開始時刻に補正する。
13時の体内FDG放射能は、200 x 1/2 = 100 MBq
13時の体内平均放射能は、100(MBq)/50(kg) = 2000 Bq/ml
病変のSUV は、 30000 / 2000 = 1512２００７年国家試験

18F-FDG はブドウ糖と同様に組織に摂取されるが代謝されないので組織内に長く停滞し、脳や病変のブドウ糖定量画像収集に有用な薬剤となる。
（例外として、肝細胞はFDG とブドウ糖を区別できる（肝臓はブドウ糖を貯蓄する内臓） 。ＦＤＧを細胞外に排泄するので、高分化型肝細胞癌にはＦＤＧは集積しない。）
HO解答 ５OHO

ＦＤＧはブドウ糖の類似物質。

HOOH

癌、炎症組織、脳は ブドウ糖を消費している。

3OHOHO

正常組織は脂肪酸を消費している。

OHOH

18F

D-Glucose
ブドウ糖

18F-FDG

4

NormalAortitis

Lung ca.

18F-FDG PET

腫瘍、炎症のほかに脳、尿、ときに心筋へ正常集積を認める。

5HO

高安動脈炎

肺癌

一般的に、体内組織は、エネルギー源として脂肪酸を摂取し、ミトコンドリア内のベータ酸化回路で脂肪酸からＡＴＰ（アデノシン三リン酸）を産生する。
ベータ酸化回路はＡＴＰ産生は多いが、酸素を多量に要求する。
癌細胞や炎症細胞など、急に出現した異常組織は、酸素を運ぶ赤血球の通路である血管が不備なので、酸素をあまり要求しない解糖系でＡＴＰを産生する。
解糖系はＡＴＰ産生量が少ないので、普通の組織ではあまり稼働していない。
そのため、ＰＥＴ検査で、ブドウ糖と類似物質の放射性薬剤ＦＤＧを使うと、腫瘍や炎症病変に集積し、さらに代謝されないので病変組織内に長く停滞し、画像化できる。

61

２０１５年国家試験

解答 ５

北大病院
核医学検査室
ＰＥＴ/ＣＴ装置

18F-FDG の 正常集積部 の病変は検出困難。

ＰＥＴ:
陽電子ＣＴ
PositronEmission CT

尿（腎や尿路、膀胱）、脳、早期胃癌は粘膜下に限局し、検出困難で保健適応外
78

FDG-PET の 健康保険適用疾患
1. てんかん2. 虚血性心疾患
心サルコイドーシス
3. 悪性腫瘍 （早期胃癌を除く）（病理診断で悪性病変と確定した症例に限る）

４．血管炎 高安動脈炎など（平成30年から）910２００７年国家試験

11解答 ４122

ＬＳＯは発光量が多い。 ＢＧＯは発光量が少ない。
光の減衰時間が短いＬＳＯ、ＧＳＯは数え落しが少ない。
（ 同時計数分解時間が短い。 計数率直線性がよい。）
ＧＳＯ，ＬＳＯはエネルギー分解能が良い。
（コンプトン散乱成分を除去しやすいので、分解能が向上する。）

13２０１５年国家試験

14

解答 ５ （４も正解）

２００６年 国家試験

解答 ５1516

院内製造された18F-FDG を用いてPET検査を行うためのガイドラインが、2001年に日本核医学会で決められた。

３．薄層または液体クロマトグラフィ（HPLC）による純度試験。 放射化学的異物の混入度を確認。
FDG以外の放射能が全体の５％以下であること。

http://www.jsnm.org/report/gaidoline.pdf
製造された 18F-FDG （フルオロデオキシグルコース）を人体に投与してもよい基準

４．細菌混入の有無を確認する試験

１．ガンマ線スペクトロメータによるエネルギー分布測定で、511 keV にピークを確認。

発熱性物質試験法： エンドトキシン試験法
エンドトキシンとは、グラム陰性菌の細胞壁を構成するリポポリサッカライド（リン脂質と多糖類）細菌が存在すると試料に白濁が生じる。

２．ガンマ線量測定にて半減期が１０５～１１５分であることを確認。 （18F の 半減期は 109.8 分）

無菌試験： バクテック試験法
細菌が放出する微量のCO2 を検出。

（１、２ は、異なる核種の混入の有無を調べている）

５．その他

1718

ｐH測定で pH 5～８ の間であること。

3放射性薬剤を院内製造する
ＰＥＴ検査室には品質管理室が設置されている。

放射性薬剤合成室

1920

サイクロトロン北海道内のＰＥＴ施設
院内でＰＥＴ薬剤を製造 （サイクロトロンを持つ）
札幌 北大病院、 南三条病院、 セントラルＣＩ、水素または重水素の原子核 （ proton、deutron）を加速して、ターゲットに置いた物質に当てて陽電子放出核種を発生させる。

サイクロトロンの制御と薬剤の院内製造

ＬＳＩクリニック （天使病院）
室蘭 日鋼病院
函館 五稜郭病院
帯広 北斗病院
ＦＤＧを購入している病院 （サイクロトロンなし）
恵佑会札幌病院、 旭川厚生病院、苫小牧市立病院、北海道消化器科病院
札幌東徳洲会、市立小樽病院、市立札幌病院

2122

高速液体クロマトグラフィー 放射化学的純度の確認
HPLC ； High performance liquid chromatography

高速液体クロマトグラフィー
高速液体クロマトグラフィー （High performanceliquid chromatography、略してHPLCという） はカラムクロマトグラフィーの一種であり、機械的に高圧をかけた液体によって分析物をカラムに通し、これにより各物質が固定相に留まる時間を短くして分離・検出能力を高くすることを特長とする。
現在では分析物の注入から検出・定量までを一体化して自動的に行えるようにした装置を用いて、再現性の高い分析が比較的簡便に行える。
分析化学や生化学で頻繁に用いられ、俗に「液クロ」といえばこれを指すことが多い。

23244高速液体クロマトグラフィー

HPLC

発熱性物質試験法（発熱試験）：エンドトキシン試験

分析物の検出・定量結果

分析物をカラムに通す細菌が存在すると白濁が生じる物質が試料を入れるバイアル（瓶）に入っている。
これを吸光計に入れて白濁の程度を測定。

25

２０１４年国家試験

26

解答 ４

陽電子診療室18F-FDG 自動注入装置がある。

放射能の強い18F-FDG を貯蔵し鉛板で十分な遮蔽を行い、必要量を算出しながら自動投与。
医師は患者への穿刺を行うのみ。

2728

陽電子待機室

２００６年 国家試験

解答 ３，４18F-FDG 投与後の患者待合室。
18F-FDG を投与後、撮像まで１時間の待機をしてもらう部屋。
（職員、他の患者の被ばくを避けるため。）
トイレも貯留槽につながった特別なトイレを使用してもらう。

293053132

Ａ／Ｄコンバータ3334

２０１５年 国家試験35

解答 ５366誤差の伝搬法則と同様の考え方をする。

誤差和 は、各誤差の２乗和の平方根。

カメラの総合分解能（システム分解能） Ｒｓはコリメータの分解能（幾何学分解能） Ｒｇと、カメラの固有分解能 Ｒｉとの関数である。
分解能とは、物体の真の位置と、撮像された位置とのずれ（＝誤差）とも解釈できる。
従って、Ｒｓ は Ｒｇ と Ｒｉ の誤差和になる。
3738

２００６年 国家試験

解答 ５

⽇常業務でのＰＥＴ装置の管理•ブランクスキャン
検出器の異常を見つけるためにも始業前に毎日実施する。
•キャリブレーション
２週間に１度程度は行った方が良い。
•ノーマライズディテクタ（検出器）異常時、交換時に必要。
３ヶ⽉に１度くらいは⾏った⽅が良い。

3940

ブランクスキャン
始業前に毎日実施する。

トランスミッションデータの補正に用いる空気の吸収係数を得るために行う。

始業前に毎日実施する作業 （Daily QC ）ブランクスキャンデータで、検出器の感度のばらつきを確認。
前回データとの比較、検出器間の感度差の確認。
許容範囲を超える場合、まずノーマライズを実施し、それでも改善しなければ、検出器の交換を検討する。

ブランクスキャンは、トランスミッション用ロッド線源を使って毎日実施する。

異常のない
Sinogram
41

検出器の異常を確認するため、ブランクスキャンのサイノグラムを目視点検する。

異常のあるProjection

異常のあるSinogram

427PETにも散乱線の影響がある。
２D収集よりも３D収集の場合で散乱線成分が多くなる。

３次元（３D)収集は、２D収集に比べ、感度は５倍。
短時間で良好な画像を収集できるが、散乱線は３倍で、定量性の精度が低下する。

２D 収集

43

楕円ファントムを、近傍に放射能の高い容器を置いて撮像した。
３D収集は、 ２D収集よりも散乱線成分が多くなることを確認した。

３D 収集

44

２００６年 国家試験

解答 ３，４4546

偶発同時計数異なる陽電子からのガンマ線が偶然同時に計数される現象。
放射能投与量が多いと、偶発同時計数が増加する。
シンチレータの光減衰時間が長いと、偶発同時計数が増加する。

陽電子の飛程 Positron range が長いと、画像がぼける。

47488