SOMATOM Drive
CT

定期点検報告書
顧客名： 国立大学法人山口大学医学部附属病院 様
装置名： SOMATOM Drive
ID： 732-40018177-CT10

シリアル番号： 105135

点検回数： 年 2 回
作業表 No. 728201142839
作業表 No. 728201142840

作業実施日： 2023年 8月 10日
作業実施日： 2024年 2月 26日

お客様のご検収は作業票にお願い致します。
点検は点検手順書 C2-047.831.01.07.02 に基づき実施されます。
本報告書の内容は事前に通知の上変更されることがあります。

Print No: C2-047.832.01.07.02

Fujii
Yuki

Digitally signedby Fujii Yuki
Date:
2024.02.29
18:28:23+09'00'シーメンスヘルスケア株式会社

点検報告書
作業内容
点検回数 ： 年2回 - 第1 回作業実施報告者 ：作業結果 ：

作業実施日： 2023年8月10日

報告書番号： 1

浜 潤一

下記項目に従い点検実施致しました。
点検作業にて特に問題は有りませんでした。
X線管使用量：A側 378854 [scan sec] 2020年11月07日使用開始
B側 131804 [scan sec] 2021年03月06日使用開始＊ｴｺﾌﾟﾗ社製チラー点検を日立アプライアンス社により実施し問題ないとの報告です。

点検回数 ： 年2回 - 第2 回作業実施報告者 ：作業結果 ：

作業実施日： 2024年2月26日

報告書番号： 1

浜 潤一

下記項目に従い点検実施致しました。
点検作業にて特に問題は有りませんでした。
X線管使用量：A側 458146 [scan sec] 2020年11月07日使用開始
B側 164812 [scan sec] 2021年03月06日使用開始＊ｴｺﾌﾟﾗ社製チラー点検を日立アプライアンス社により実施し問題ないとの報告です。

Page 2 of 8
SOMATOM Drive C2-047.832.01.07.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

点検報告書
点検報告書について
各項目の番号は表紙の点検手順書番号に準じます。

略語の説明
略語

記号の内容

SI

安全点検 Safety Inspection

SIE

電気的安全点検 Electrical Safety Inspection

SIM

機械的安全点検 Mecanical Safety Inspection

PM

予防保全 Preventive Maintenance

PMP

予防保全の部品交換 Periodic Preventive Maintenance

PMA

予防保全の調整 Preventive Maintenance Adjustments

PMF

予防保全の動作点検、動作値の確認
Preventive Maintenance, Operating Value Check, Function Check

Q

品質点検 System Quality, Image Quality

QIQ

イメージクオリティーの点検 Image Quality

QSQ

装置全般の機能点検 System Quality CheckSW

ソフトウェア点検 Software Maintenance**M

実施周期を示します。 （例：12Mは12ヶ月周期）

Page 3 of 8
SOMATOM Drive C2-047.832.01.07.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

点検報告書
使用測定器・測定器具
測定器名・測定器具名

シリアル番号

使用日

校正日

1 DIGITAL MULTI METER_87-5/E234270243

2023年8月10日

2023年2月17日

2 TORQUE WRENCH 10-50NM

000268E

2023年8月10日

2022年11月15日

3 TORQUE WRENCH 2-10NM

000124E

2023年8月10日

2022年11月15日

4 DIGITAL MULTI METER_87-5/E234270243

2024年2月26日

2024年2月13日

5 Leakage Current Adapter

43123 098

2024年2月26日

2023年8月3日

6 EARTH TESTER_3157

200730278

2024年2月26日

2023年8月4日

789101112131415

交換部品
品名

部品コード数量交換日

1 EMC brush 1pcs

104308092

2023年8月10日

2 CxT P47 HPT Brushblock104948811

2023年8月10日

3 Battery pack for UPS 3kVA(GXT4)

107433741

2023年8月10日

4 EMC brush 1pcs

104308092

2024年2月26日

5 filter-mat

101617172

2024年2月26日

6 Air filter for IRS G1

107462661

2024年2月26日

7891011121314
15161718
1920

Page 4 of 8
SOMATOM Drive C2-047.832.01.07.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

3

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

調整 ：調整実施

1回2回点検（6ヶ月・12ヵ月毎）

3.2

SI

システム：部品取り付けのの目視確認 （12M）

適用外

実施

3.3

SIシステム：ケーブルと配線の点検 （12M）

適用外

実施

3.4

SIシステム：ファントムとファントムホルダーの点検 （12M）

適用外

実施

3.5

SIシステム：アクセサリーの点検 （12M）

適用外

実施

3.6

SI

システム：ラベルの点検 （12M）

適用外

実施

3.7

SI

Care Vision (オプション): 部品取り付けの点検 (12M)

該当無該当無3.8

SI

Care Vision (オプション): ケーブルと配線の点検 (12M)

該当無該当無3.9

PM システム：システムステータスとログブックの確認 （6M）

実施

実施

3.10

PM PDC-A: DC LINK(直流回路)の冷却ファンの機能確認 (6M)

実施

実施

PM PDC-A: インバーター冷却ファンの機能確認 (6M)

実施

実施

PM PDC-A: MVT冷却ファンの機能確認 (6M)

実施

実施

PM PDC-A: XGSコントロール冷却ファンの機能確認 (6M)

実施

実施

3.11

PM PDC-A: 過電圧保護装置の確認 (6M)

実施

実施

3.12

PM PDC-A: UPSバッテリー状態の確認 (6M)

実施

実施

3.13

PM PDC-B: DC LINK(直流回路)の冷却ファンの機能確認 (6M)

実施

実施

PM PDC-B: インバーター冷却ファンの機能確認 (6M)

実施

実施

PM PDC-B: MVT冷却ファンの機能確認 (6M)

実施

実施

PM PDC-B: XGSコントロール冷却ファンの機能確認 (6M)

実施

実施

3.14

PM PDC-B: 過電圧保護装置の確認 (6M)

実施

実施

3.15

PM IES: UPSバッテリーの状態確認 (オプション) （6M）

該当無該当無3.17

SIPDC-A: 保護機能の確認 (12M)

適用外

実施

3.18

SIPDC-B: 保護機能の確認 (12M)適用外

実施3.21PM PDC-A: エアフィルタの清掃 (6M)・交換 (12M)

実施

実施

実施

実施

最終交換日：
3.22

2024年2月26日

PM PDC-B: エアフィルタの清掃 (6M)・交換 (12M)
最終交換日：

2024年2月26日

3.23

PM ICS: 吸気口の清掃 (6M)

実施

実施

3.24

PM IES: 吸気口の清掃 (6M)

実施

実施

3.25

PM IRS: エアフィルタの清掃 (6M)・交換 (12M)実施

実施

最終交換日：

2024年2月26日

3.28

PM ガントリ: スリップリングアセンブリの清掃 (6M)

実施

実施

3.29

PM ガントリ: ブラシブロックボードの交換 (30M/1200万回転)

実施

適用外

最終交換日：

2023年8月10日

3.30

PM ガントリ: EMCブラシの交換(6M)

実施

実施

3.31

PM ガントリ: 検出器照射口の確認・清掃 (6M)

実施

実施

3.32

PM ガントリ: X線管冷却ホースの目視点検 (12M)

適用外

実施

3.33

PM ガントリ: メインベアリングへの注油 (12M)

適用外

実施

・RODRIGUEZ社製ベアリングは24M周期

Page 5 of 8
SOMATOM Drive C2-047.832.01.07.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

調整 ：調整実施

1回

2回

該当無該当無PM PHS: 垂直方向スピンドルへの注油

該当無該当無PM PHS: はさみ機構部上部ガイドレールへの注油

該当無該当無PM PHS: はさみ機構部下部ガイドレールへの注油

該当無該当無PM PHS: テーブルトップガイドレールへの注油

該当無該当無PM PHS: テーブルサポートガイドレールへの注油

該当無該当無SI実施

適用外PM MPT (オプション): 垂直方向スピンドルへの注油実施

適用外

PM MPT (オプション): はさみ機構部上部ガイドレールへの注油

実施

適用外

PM MPT (オプション): はさみ機構部下部ガイドレールへの注油

実施

適用外

PM MPT (オプション): テーブルトップガイドレールへの注油

実施

適用外

PM MPT (オプション): テーブルサポートガイドレールへの注油

実施

適用外

3.38

SI

実施

適用外

3.39

PM 天吊りモニタシステム (オプション)の機能確認（6M）

該当無該当無3.40

PM WCS-w-a-split(オプション): 屋外ファンクーラーユニットの清掃 (12M)

該当無該当無3.41

PM WCS-w-a-split(オプション): 1次側水圧の確認 (12M)

該当無該当無PM WCS-w-a-split(オプション): 2次側水圧の確認 (12M)

該当無該当無

3.34

SI

3.35

3.36

PHS: ベアリングボルトの確認（12M）
PHS: 寝台への注油 （12M）

3.37

MPT: ベアリングボルトの確認（12M）
MPT (オプション): マルチパーパステーブルへの注油 (12M)

PHS/MPT: 取り付け可能な位置決め補助具と天板差し込み口の確認(12M)3.43

システム：保護設置抵抗の測定

3.43.3

SOMATOM Drive (12M)

測定値 （単位mΩ）

SIE ガントリ: 接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

7

SIE 患者寝台（PHS/MPT): 接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

16

SIE PDC Aキャビネット: 接地抵抗値 ≦100mΩ

適用外

12SIE PDC Bキャビネット: 接地抵抗値 ≦100mΩ

適用外

12

SIE ICS Tower PC: 接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

18

SIE IRS Tower PC: 接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

14SIE IES用UPS: 接地抵抗値 ≦100mΩ

該当無該当無SIE IES Tower PC: 接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

16SIE ICSモニタ: 接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

28

SIE IESモニタ: 接地抵抗値 ≦300mΩ

適用外

26

SIE CAREVision(ｵﾌﾟｼｮﾝ）ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ接地抵抗値≦300mΩ

該当無該当無SIE CAREVision(ｵﾌﾟｼｮﾝ）ﾓﾆﾀﾄﾛﾘｰ:接地抵抗値 ≦300mΩ

該当無該当無SIE CAREVision(ｵﾌﾟｼｮﾝ）モニタ:接地抵抗値 ≦300mΩ

該当無該当無3.45

PHS:漏れ電流測定 (12M)

3.45.1

PHS Tabletop

測定値 単位[μA]

PHS:漏れ電流（Tabletop plate<>GND）< 100μA [AC]適用外

0.1978

適用外0SI

デジタルボルトメータ測定値
SI単位[mV]：0.2

PHS:漏れ電流（Tabletop plate<>GND）< 10μA [DC]デジタルボルトメータ測定値

単位[mV]：

Page 6 of 8
SOMATOM Drive C2-047.832.01.07.02

0シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

調整 ：調整実施

1回
3.45.2SI

PMM（(ｵﾌﾟｼｮﾝ/12M）

測定値 単位[μA]

PMM（(ｵﾌﾟｼｮﾝ）:漏れ電流（PMM ECG leads<>GND）<100μA [AC]適用外

0.0989

適用外

0

適用外

0.2967

適用外

0デジタルボルトメータ測定値
SI0.1

単位[mV]：0

PMM（(ｵﾌﾟｼｮﾝ）:漏れ電流（PMM ECG leads<>Tabletop plate）<100μA [AC]デジタルボルトメータ測定値

SI

単位[mV]：

PMM（(ｵﾌﾟｼｮﾝ）:漏れ電流（PMM ECG leads<>GND）<10μA [DC]デジタルボルトメータ測定値

SI

2回単位[mV]：

0.3

PMM（(ｵﾌﾟｼｮﾝ）:漏れ電流（PMM ECG leads<>Tabletop plate）<10μA [DC]デジタルボルトメータ測定値

単位[mV]：

03.47

SI

PHS/MPT：リリーススイッチの確認 (12M)適用外

実施

3.48

SI

システム：ドアスイッチの確認 (12M)

該当無該当無3.49

SI

システム：X線照射準備ランプの機能確認 (12M)

該当無該当無3.50

SI

システム：X線照射ランプの機能確認 (12M)

適用外

実施

3.51

SI

システム：X線照射遮断機能 (108%以下) の確認 (12M)

測定値 単位[％]

トポグラムモード

107.68107.49

シークエンスモード

106.00104.99スパイラルモード

105.93105.933.52

SI

システム：緊急時停止回路の確認 (12M)

適用外

実施

3.53

SI

クオリティーテスト (6M)

実施

実施

実施

適用外

該当無該当無該当無該当無44.1

パーツ事前交換
PM PDC-A：UPSバッテリーパックの交換（24M）
最終交換日：

4.2

2023年8月10日

PM IES：UPSコンプリートの交換（24M）
最終交換日：

4.3

該当無PM IVM（オプション）：IVPのバッテリーの交換（24M）
最終交換日：

Page 7 of 8
SOMATOM Drive C2-047.832.01.07.02

該当無シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01

【 点検結果 】 実施 ： 実施

点検報告書

未実施 ： 日を改めて実施

適用外 ： 今回作業不要

清掃 ： 清掃実施

該当無 ： オプション（納入無）交換 ： 交換実施

自主確認項目1

オプション：環境測定

1.1

温湿度計の有無(点検毎)

1.2

温湿度計：データ取得(点検毎)

1.3

1.4

1回2回有り有り

・測定結果は別紙を参照下さい。

PMF

測定場所：

検査室

実施

実施

PMF

測定場所：

機械室

実施

実施

PMF

測定場所：

該当無

該当無

該当無

PMF

測定器乾電池 最終交換日：

除湿器の有無有り

有り

PMF フィルタの清掃

実施

実施

PMF ドレインの確認(必要に応じて清掃)

実施

実施

有り

有り

2023年8月10日

除湿器の確認(点検毎)

チラー稼働状態確認(点検毎)
チラーの有無1.5

調整 ：調整実施

PMF チラー操作盤流量または水圧表示

単位：

Mpa

確認値：

0.170.16

PMF チラー操作盤設定水温

単位：℃

確認値：

9.0

9.0

実施

実施

PMF 装置の日時の確認と修正（点検毎）

Page 8 of 8
SOMATOM Drive C2-047.832.01.07.02

シーメンスヘルスケア株式会社
Rev.01