医療機器等 始業・終業点検 実施記録
実施年月：2020年( 3.0T-01 ＭＲ検査室 )11月

・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。

始業点検

医療機器
安全管理責任者

機器名称

超電導磁石式全身用ＭＲ装置

購入年月日

2011/09/20

機器型式名

Discovery MR750 3.0T

設置室名

附属病院MR検査室1

製造番号EM0012

製造販売業者名

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

123456789101112131415161718192021222324252627282930

123456789101112131415161718192021222324252627282930

部署責任者

保守担当者

自主点検

保守形態

外部委託（メンテナンス契約） 全部(○：正常 ×：異常 △：処置・調整 －：点検なし)

日付

検査室の温度24℃以下を満たしていること（温度を記入）
検査室の湿度60％以下を満たしていること（湿度を記入）
操作室の温度( 17～28 ℃）、湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること
環検査室・操作室・ 機械室の空調装置・室温が正常であり、各キャビネットの冷却ファンが動いていること
境
機械室関係
冷凍機,冷水機が正常動作し、概観の異常や･異常音・異臭がないこと
・
照明、患者用インターフォンの動作が正常であること
設
室内が清掃・整理・整頓され、不審物がなく、各機器の配置が正常であること
備
検査室のドアが正常に開閉でき、付近に障害物・磁性体がないこと
タオル、枕、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
リネン、物品類
酸素、吸引設備等が正常に機能すること （看護師による点検）
医療ガス設備等
撮影室内の酸素濃度、酸素モニタが正常に動作すること （%で記入）
寝台・付属品に危険な破損・変形、針等の異物混入がないこと
コイルの員数が揃い、破損や変形がないこと（QD head, 32ch Head, 32ch Torso,QUADKNEE, HNSコイル A～E,GPFLEX)
ユニットが清掃され、血液、造影剤の除去・消毒がされていること
寝台の上下動・水平動が正常に動作すること
機器の外観・動作
緊急脱出用のベット・トローリーの動作が正常にできること
ガントリと寝台の脱着が正常に動作すること
ポインターの点灯確認、ポインターのズレがないこと
ボア内照明・送風機が正常に動作すること監視モニターが正常に動作すること緊急コールボタンが正常に動作することシステムを再起動し電源ON後のコンソールが正常に動作すること
医
各種表示灯が正常に点灯し、エラーメッセージが表示されていないこと
療検査室の「使用中灯」｢磁場発生中」等が点灯または正しく表示されていること
機器
異常音や異臭がないこと
システム起動ハードディスクの残り容量（50％以下）が充分であること
スキャンモードがリサーチモードになっていること画像転送先が PACS, ,AW01 になっていること
ファントムによるテストスキャン、SNR測定により異常がないこと（SNRの値を記入）
造影剤注入器の動作及び異常音がないこと
HIS-RISシステムを立ち上げて、異常がないこと
生体モニターが正常に動作すること （看護師による点検）
非磁性体備品(点滴棒等)に欠品・破損がないこと
付属機器
関連装置が正常に動作すること（ヘッドホン、オーディオ、ベローズ等）
AW①システムを立ち上げ、異常が無いことを確認する
各固定用補助具・備品を確認すること（ヘッドホン、スポンジ、マットなど）
その他
RIS（指示コメント）、PACS（申送り・フリーコメント）、CIS(チェックリスト)を確認する
点検者名

終業点検
環 検査室・操作室・
境 更衣室・待合室
・設
備
リネン、物品類
医療ガス設備等機器の外観・清掃・動作
医療機
器 システム終了

付属機器

その 画像転送他

日付

検査室の温度24℃以下を満たしていること（温度）
検査室の湿度60％以下を満たしていること（湿度）
照明等に点灯切れがないこと
室内が整理整頓され、不審物などがないこと
検査室に磁性体がないこと、消灯されていること
更衣室、待合室、ロッカーに忘れ物がないこと （受付さんによる点検）
シーツ・タオル類の交換・補充がされていること
消耗品のカバー・耳栓等の診療材料が補充がされていること
酸素、吸引設備等の閉め忘れがなく、後片付けされていること （看護師による点検）
寝台・付属品に、危険な破損・変形、針等の異物混入がないこと
各ユニットの清掃、血液、造影剤の除去消毒等がされていること
警告ラベルの汚損、はがれがないこと
寝台が正常に動作すること
寝台がホームポジションおよび32chコイルにセッティングしてあること
機械室の空調が正常に動作し、設定温度（22℃）を満たしていること
ヘリウムの残量（%）のチェック （数値で記入）
ヘリウムの残圧（PSI）のチェック （数値で記入）
エラーログを確認し、必要に応じて記録する
画像転送先をOFFにする。（PACSのみ ON )システムが正常に起動していることの確認 （システムは落とさない）
ハードディスクの残り容量（50％以下）が充分であること
造影剤注入器が清掃、アダプタがはずされ、正常に終了すること
HIS-RISシステムをログアウトして、動作に異常がないこと
AW①システムをOFF、ハードディスクが5０％以下であることを確認する
オーディオシステムの電源をOFFにすること
撮影補助用具（固定具等）に欠品や破損がないこと
撮影済み画像のPACS転送、未処理画像の確認（チェック表の記入）
Navigatorデータの転送（Navigator）が送られていること
高エネ研リサーチデータをすべて、サーバー（MRDV2）に転送すること
点検者名
福井大学医学部附属病院放射線部

医療機器等 始業・終業点検 実施記録
実施年月：

2020年

( 3.0T-02 ＭＲ検査室 )11月

・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。

始業点検

医療機器
安全管理責任者

機器名称

超電導磁石式全身用ＭＲ装置

購入年月日

2011/09/20

機器型式名Discovery MR750 3.0T

設置室名

附属病院MR検査室2

部署責任者

保守担当者

製造番号EM0013

製造販売業者名

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

123456789101112131415161718192021222324252627282930

123456789101112131415161718192021222324252627282930

自主点検

保守形態

外部委託（メンテナンス契約） 全部(○：正常 ×：異常 △：処置・調整 －：点検なし)

日付

検査室の温度24℃以下を満たしていること（温度を記入）
検査室の湿度60％以下を満たしていること（湿度を記入）
操作室の温度( 17～28 ℃）、湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること
環検査室・操作室・ 機械室の空調装置・室温が正常であり、各キャビネットの冷却ファンが動いていること境
機械室関係冷凍機,冷水機が正常動作し、概観の異常や･異常音・異臭がないこと
・
照明、患者用インターフォンの動作が正常であること
設
室内が清掃・整理・整頓され、不審物がなく、各機器の配置が正常であること
備
検査室のドアが正常に開閉でき、付近に障害物・磁性体がないこと
タオル、枕、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
リネン、物品類
酸素、吸引設備等が正常に機能すること （看護師による点検）
医療ガス設備等
撮影室内の酸素濃度、酸素モニタが正常に動作すること （%で記入）
寝台・付属品に危険な破損・変形、針等の異物混入がないこと
コイルの員数が揃い、破損や変形がないこと（QD head, 32ch Head, 32ch Torso,QUADKNEE, HNSコイル A～E,GPFLEX FLEX L
M S)
ユニットが清掃され、血液、造影剤の除去・消毒がされていること
寝台の上下動・水平動が正常に動作すること
機器の外観・動作
緊急脱出用のベット・トローリーの動作が正常にできること
ガントリと寝台の脱着が正常に動作すること
ポインターの点灯確認、ポインターのズレがないこと
ボア内照明・送風機が正常に動作すること監視モニターが正常に動作すること緊急コールボタンが正常に動作することシステムを再起動し電源ON後のコンソールが正常に動作すること
医
各種表示灯が正常に点灯し、エラーメッセージが表示されていないこと
療検査室の「使用中灯」｢磁場発生中」等が点灯または正しく表示されていること
機器
異常音や異臭がないこと
システム起動ハードディスクの残り容量（50％以下）が充分であること
スキャンモードがリサーチモードになっていること
画像転送先が PACS AW02 になっていること
ファントムによるテストスキャン、SNR測定により異常がないこと（SNRの値を記入）
造影剤注入器の動作及び異常音がないこと
HIS-RISシステムを立ち上げて、異常がないこと
生体モニターが正常に動作すること （看護師による点検）
非磁性体備品(点滴棒等)に欠品・破損がないこと
付属機器
関連装置が正常に動作すること（ヘッドホン、オーディオ、ベローズ、エアーカーテンON等）
AW②システムを立ち上げ、異常が無いことを確認する
各固定用補助具・備品を確認すること（ヘッドホン、スポンジ、マットなど）
その他
RIS（指示コメント）、PACS（申送り・フリーコメント）、CIS(チェックリスト)を確認する
点検者名

終業点検
環 検査室・操作室・
境 更衣室・待合室
・設
備リネン、物品類
医療ガス設備等機器の外観・清掃・動作
医療機
器 システム終了

付属機器

その 画像転送他

日付

検査室の温度24℃以下を満たしていること（温度）
検査室の湿度60％以下を満たしていること（湿度）
照明等に点灯切れがないこと
室内が整理整頓され、不審物などがないこと
検査室に磁性体がないこと、消灯されていること
更衣室、待合室、ロッカーに忘れ物がないこと （受付さんによる点検）
シーツ・タオル類の交換・補充がされていること
消耗品のカバー・耳栓等の診療材料が補充がされていること
酸素、吸引設備等の閉め忘れがなく、後片付けされていること （看護師による点検）
寝台・付属品に、危険な破損・変形、針等の異物混入がないこと
各ユニットの清掃、血液、造影剤の除去消毒等がされていること
警告ラベルの汚損、はがれがないこと
寝台が正常に動作すること
寝台がホームポジションおよび32chコイルにセッティングしてあること
機械室の空調が正常に動作し、設定温度（22℃）を満たしていること
ヘリウムの残量（%）のチェック （数値で記入）
ヘリウムの残圧（PSI）のチェック （数値で記入）
エラーログを確認し、必要に応じて記録する
画像転送先をPACSをONにする。（AW02はOFF)
システムが正常に起動していることの確認 （システムは落とさない）
ハードディスクの残り容量（50％以下）が充分であること
造影剤注入器が清掃、アダプタがはずされ、正常に終了すること
HIS-RISシステムをログアウトして、動作に異常がないこと
AW②システムをOFF、ハードディスクが5０％以下であることを確認する
エアーカーテン、オーディオシステムの電源をOFFにすること
撮影補助用具（固定具等）に欠品や破損がないこと
撮影済み画像のPACS転送、未処理画像の確認（チェック表の記入）
Navigatorデータの転送（Navigator）が送られていること
高エネ研リサーチデータをすべて、サーバー（MRDV2）に転送すること
点検者名
福井大学医学部附属病院放射線部

医療機器等 始業・終業点検 実施記録
実施年月：2020年( 1.5T ＭＲ検査室 )11月

・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。

始業点検

日付

医療機器
安全管理責任者

機器名称

超電導磁石式全身用ＭＲ装置

購入年月日

2017/04/1

機器型式名

MR 450w 1.5T

設置室名

附属病院MR検査室3部署責任者

保守担当者

製造番号EM0145

製造販売業者名

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

123456789101112131415161718192021222324252627282930

123456789101112131415161718192021222324252627282930

自主点検

保守形態

外部委託（メンテナンス契約） 全部(○：正常 ×：異常 △：処置・調整 －：点検なし)

検査室の温度23℃以下を満たしていること（温度を記入）
検査室の湿度60％以下を満たしていること（湿度を記入）
操作室の温度( 17～28 ℃）、湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること
環検査室・操作室・ 機械室の空調装置・室温が正常であり、各キャビネットの冷却ファンが動いていること
境
機械室関係
冷凍機,冷水機が正常動作し、概観の異常や･異常音・異臭がないこと
・
照明、患者用インターフォンの動作が正常であること
設
室内が清掃・整理・整頓され、不審物がなく、各機器の配置が正常であること
備
検査室のドアが正常に開閉でき、付近に障害物・磁性体がないこと
タオル、枕、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
リネン、物品類
酸素、吸引設備等が正常に機能すること （看護師による点検）
医療ガス設備等
撮影室内の酸素濃度、酸素モニタが正常に動作すること （%で記入）
寝台・付属品に危険な破損・変形、針等の異物混入がないこと
コイルの員数が揃い、破損や変形がないこと
ユニットが清掃され、血液、造影剤の除去・消毒がされていること
寝台の上下動・水平動が正常に動作すること
機器の外観・動作 緊急脱出用のベット・トローリーの動作が正常にできること
ガントリと寝台の脱着が正常に動作すること
ポインターの点灯確認、ポインターのズレがないこと
ボア内照明・送風機が正常に動作すること監視モニターが正常に動作すること緊急コールボタンが正常に動作すること
医システム電源ON後のコンソールが正常に動作すること
療機
各種表示灯が正常に点灯し、エラーメッセージが表示されていないこと
器検査室の「使用中灯」｢磁場発生中」等が点灯または正しく表示されていること
システム起動異常音や異臭がないこと
ハードディスクの残り容量が充分であること (50%以下）
画像転送先 Auto transter ON する。 ( PACS、AW03 )ファントムによるテストスキャン、SNR測定により異常がないこと（SNRの値を記入）
造影剤注入器の動作及び異常音がないこと
HIS-RISシステムを立ち上げて、異常がないこと
付属機器
生体モニターが正常に動作すること （看護師による点検）
非磁性体備品(点滴棒等)に欠品・破損がないこと
各固定用補助具・備品を確認すること（ヘッドホン、スポンジ、マット、オーディオ、ベローズ
RIS（指示コメント）、PACS（申送り・フリーコメント）、CIS(チェックリスト)を確認する
その他
点検者名

終業点検

日付

検査室の温度24℃以下を満たしていること（温度）
検査室の湿度60％以下を満たしていること（湿度）環 検査室・操作室・照明等に点灯切れがないこと
境 更衣室・待合室
室内が整理整頓され、不審物などがないこと
・
検査室に磁性体がないこと、消灯されていること
設
シーツ・タオル類の交換・補充がされていること
備 リネン、物品類
消耗品のカバー・耳栓等の診療材料が補充がされていること
医療ガス設備等
酸素、吸引設備等の閉め忘れがなく、後片付けされていること （看護師による点検）
寝台・付属品に、危険な破損・変形、針等の異物混入がないこと
各ユニットの清掃、血液、造影剤の除去消毒等がされていること
警告ラベルの汚損、はがれがないこと
機器の外観・清掃
寝台がホームポジションおよび緊急用にセッティングしてあること（NVコイル）
・動作
機械室の空調が正常に動作し、温度、湿度が保管条件を満たしていること
ヘリウムの残量（%）のチェック （数値で記入）
ヘリウムの残圧（PSI）のチェック （数値で記入）
エラーログを確認し、必要に応じて記録する
医療システムが正常に起動していることの確認 （システムは落とさない）
機
ハードディスクの残り容量は充分あること （50％）
システム終了器
撮影済み画像のPACS転送、未処理画像の確認（チェック表の記入）
画像転送先 Auto transter OFF にしてシステムをシャットダウンする。
Navigetorデータの転送（Navigetor）が送られていること
付属機器
造影剤注入器が清掃、アダプタがはずされ、正常に終了すること
HIS-RISシステムをログアウトして、動作に異常がないこと
オーディオシステムの電源をOFFにすること
治療計画レーザーがずれていないか確認すること（毎週金曜日）
撮影補助用具（固定具等）に欠品や破損がないこと
その他
電子カルテのチェックリストを確認し、不備を連絡すること
点検者名
福井大学医学部附属病院放射線部

医療機器等 始業・終業点検 実施記録
実施年月：

2020年

( 画像処理AWセンター)

超電導磁石式全身用ＭＲ装置の環境

機器名称
機器型式名

11月

・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。

医療機器安全管理責任者

購入年月日

2011/09/20

設置室名

附属病院MR検査室 中央

製造番号

部署責任者

保守担当者

自主点検
保守形態

製造販売業者名(○：正常 ×：異常 △：処置・調整 －：点検なし)

始業点検
環境・設
備日付

123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930

処置・待合室等の照明等に点灯切れがないこと
処置・待合室等の温度( 17～28 ℃）、湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること
処置・更衣室
読影・待合室患者用インターフォンビデオの動作が正常であること （受付さんによる点検）
室内が清掃・整理・整頓され、不審物がなく、各機器の配置が正常であること
患者さん入り口のドアが開放され、付近に障害物がないこと

緊急コールボタンが正常に動作すること （発信器電池交換ランプが点いてないこと）
機器の外観・清掃 HIS-RISシステムPC本体の埃やモニター等が清掃されていること
造影剤加温器の埃やモニター等が清掃されていること
HIS-RISシステムを立ち上げて、異常がないこと
HIS-RISシステム
医 /加温器の起動 造影剤加温器をスイッチONにすること
異常音や異臭がないこと
療機
金属探知機（4個）が正常に動作すること器
非磁性体の点滴棒（各撮影室1個、処置室1個、予備1個）合計5個があること
付属機器

スライダーが処置室にあること
非磁性体備品(点滴棒、ストレッチャー等)に欠品・破損がないこと
当日の検査表、同意書を確認して、看護師の机に並べること
点検者名

終業点検

日付

温度、湿度が保管条件を満たしていること
環
境・
設
備

処置・更衣室
待合室

処置・待合室内が整理整頓され、不審物などがないこと
清掃、血液、造影剤の除去消毒等がされていること （看護師による点検）
更衣室、待合室、ロッカーに忘れ物がないこと （受付さんによる点検）
更衣室前の廊下照明をAutoに切り替えること
廊下の空調のみOFFにすること

自動ドアを施錠して入口に立ち入り禁止のポールを設置する
HIS-RISシステム HIS-RISシステムをログオフすること
医 /加温器の起動 造影剤加温器をスイッチOFFにすること
療
緊急用備品（金属探知器等）は定位置に保管されていること機
付属機器
器
非磁性体の点滴棒（各撮影室1個、処置室1個、予備1個）合計5個があること
非磁性体備品(点滴棒等)に欠品・破損がないこと
翌日の検査チェックリストを確認し、電子カルテの不備を連絡すること
そ翌日のルート確保の指定の有無を記載し、受付さんに渡すことの画像転送
問診未と同意書未の検査オーダーを確認すること他
キャンセル待ちノートの記載漏れがないこと
点検者名
福井大学医学部附属病院放射線部