<参考用>

取 扱 説 明 書

名称

直流電源装置型式

YTR‑
110‑
200N

（文書番号:技通‑021‑01）１．概 要本装置はﾄﾗﾝｼﾞｽﾀによるｼﾘｰｽﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀ方式の直流定電圧、定電流装置ですので、非常に安定した直流を負荷に供給致します。又、負荷側の短絡事故等による電源の故障は一切ありませんので、安心して御使用になれます。
２．性 能2‑
1.運転環境1)据付場所 ： 屋内
2)気 温： 0〜40℃

3)湿 度： 40〜80%2‑2.電気性能1)入 力 ： 3相 200V±10% 50/60Hz
2)出 力 ： ①．電 圧： 0〜110V②．電 流： 0〜200A③．出力電圧安定度 ： ±(0.005%+3mV)④．出力電流安定度 ： ±(0.05%+10mA)⑤．電圧ﾘｯﾌﾟﾙ： 5mVrms以下

3)設定(ﾘﾓｰﾄ/ﾛｰｶﾙ切替) ： ①．ﾛｰｶﾙ ： 粗調10回転ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ

微調(電圧、電流) 1回転ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ②．ﾘﾓｰﾄ ： 10KΩﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ及び0〜10V信号4)ﾓﾆﾀｰ出力 ： ①．出力電圧： 0〜110V/0〜10V②．出力電流： 0〜200A／0〜10V③．出力電圧設定値 ： 0〜110V/0〜10V④．出力電流設定値 ： 0〜200A／0〜10V5)表 示⑤．過電圧設定値： 0〜110V/0〜10V⑥．過電流設定値： 0〜200A／0〜10V： ①．出力電圧： 4桁ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒｰﾀ②．出力電流： 4桁ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒｰﾀ③．入力ﾌﾞﾚｰｶ｢ON｣ ： LED(緑)④．出力｢ON｣： LED(緑)⑤．定電圧： LED(緑)⑥．定電流： LED(緑)6)保 護： ①．過 熱 ： ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ部100℃にて入力遮断②．過電圧 ： 任意設定(最大120%まで設定可能)③．過電流 ： 任意設定(最大120%まで設定可能)

7)絶縁抵抗 ： DC500Vﾒｶﾞｰにて5MΩ以上8)耐 電 圧 ： ①．入力−出力間 1.5kV

1分間印加②．入力−筐体間 1.5kV

1分間印加③．出力−筐体間 DC500V 1分間印加３．ﾊﾟﾈﾙ取付部品の名称

記号名

称機

能1 DVM

出力電圧計

出力電圧値をﾃﾞｼﾞﾀﾙ(4.1/2桁)で表示します。

2 VR2

出力電圧調整器(粗調)10回転ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀにより出力電圧を可変します。

3 VR4

出力電圧調整器(微調)1回転ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀにより出力電圧を可変します。

4 LED2 定電圧表示灯

設定した電圧値で動作中に点灯します。

5 SW2

ﾘﾓｰﾄ/ﾛｰｶﾙ電圧設定切替器

電圧のﾘﾓｰﾄとﾛｰｶﾙの切替ｽｲｯﾁです。

6 VR6

過電圧設定器0‑110V/0‑10Vで設定します。

7 RSW1 ﾌﾟﾘｾｯﾄ切替器

・定電圧・電流、過電圧・電流の設定する時の切替ｽ
ｲｯﾁで、設定後はNORMALに合わせます。
・出力ﾓﾆﾀ、出力設定値、過電圧、過電流設定値を切り換えて表示出来ます。通常NORMALに合わせます。

8 DAM

出力電流計

出力電流値をﾃﾞｼﾞﾀﾙ(3.1/2桁)で表示します。

9 VR1

出力電流調整器(粗調)10回転ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀにより出力電流を可変します。

10 VR3出力電流調整器(微調)1回転ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀにより出力電流を可変します。

11 LED1 定電流表示灯

設定した電流値で動作中に点灯します。

12 SW3

ﾘﾓｰﾄ/ﾛｰｶﾙ電流設定切替器

電流のﾘﾓｰﾄとﾛｰｶﾙの切替ｽｲｯﾁです。

13 VR5過電流設定器

0‑200A/0‑10Vで設定します。

14 LED3 出力表示灯

出力をONした時に点灯します。

15 SW1

出力ON/OFFｽｲｯﾁ

出力のON/OFFです。

16 LED

入力表示灯

装置が受電した時に点灯します。

４．各端子台接続
1)入出力端子
本装置背面の下部に端子台があります。誤配線無き様接続して下さい。

2)ｾﾝｼﾝｸﾞ端子

外部ｾﾝｼﾝｸﾞする際は、1‑2,3‑4の短絡線を外し、2,3から負荷端子へ接続して下さい。

3)操作端子(J1)120

ﾘﾓｰﾄｲﾝﾀｰﾛｯｸ用です。ｼｮｰﾄで入力電源開閉器が遮断されます。

221

ﾓﾆﾀ接点用[COM][CCﾘﾓｰﾄ]ﾓﾆﾀ接点出力 (ﾘﾓｰﾄ時ｸﾛｰｽﾞ)

3[CVﾘﾓｰﾄ]ﾓﾆﾀ接点出力 (ﾘﾓｰﾄ時ｸﾛｰｽﾞ）224

NFB[ON]ﾓﾆﾀ接点出力 (ONでｸﾛｰｽﾞ)
出力[ON]ﾓﾆﾀ接点出力 (ONでｸﾛｰｽﾞ）

23[CV/CC]動作ﾓﾆﾀ接点出力 (CV時ｸﾛｰｽﾞ)5

ｱﾅﾛｸﾞ信号電圧及びﾓﾆﾀ電圧出力用[COM]
出力[ON/OFF]ﾘﾓｰﾄ操作

2425

出力電流ﾓﾆﾀ電圧出力(0‑100%A/0‑10V)
出力電圧ﾓﾆﾀ電圧出力(0‑100%V/0‑10V)

7[OCP]設定ﾓﾆﾀ電圧出力(0‑120%A/0‑12V)

26
8[OVP]設定ﾓﾆﾀ電圧出力(0‑120%V/0‑12V)[CC]設定ﾓﾆﾀ電圧出力(0‑100%A/0‑10V)

27[CV]設定ﾓﾆﾀ電圧出力(0‑100%V/0‑10V)

6

ｼｮｰﾄで出力[ON]、ﾊﾟﾈﾙ面出力ON/OFFｽｲｯﾁをOFF側9281029113012[NC] 接続しないで下さい。

31133214331534160V

351

17 2 VR
3361837+10V 19

10V

23+10V[CV]ﾘﾓｰﾄﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ用*DC0‑10Vにて設定する場合、35番ﾋﾟﾝを0Vとし、17番ﾋﾟﾝに０−10Vを印加
35番ﾋﾟﾝは出力のﾌﾟﾗｽﾗｲﾝの電位になっていますので、絶縁されたDC0‑10V信号を御使用下さい

VR [CC]ﾘﾓｰﾄﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ用*DC0‑10Vにて設定する場合、18番ﾋﾟﾝを0Vとし、37番ﾋﾟﾝに０−10Vを印加
18番ﾋﾟﾝは出力のﾌﾟﾗｽﾗｲﾝの電位になっていますので、絶縁されたDC0‑10V信号を御使用下さい

５．操 作5‑
1.運転準備
運転操作に入る前に、次の項目を確認して下さい。
1)入力ｺｰﾄﾞは、106.8A以上流せるものを御使用下さい。
2)｢ﾘﾓｰﾄ/ﾛｰｶﾙ｣切替器を任意の位置に設定して下さい。
3)出力｢ON/OFF｣ｽｲｯﾁを｢OFF｣にして下さい。
4)定電圧、定電流設定器を０(左に廻しきる)にして下さい。
5)過電圧、過電流の設定器を最大(右に廻しきる)にして下さい。
5‑
2.運転操作準備完了後、次の手順で運転を開始します。
1)入力開閉器を｢ON｣にして下さい。受電表示灯が点灯し、ﾌｧﾝが回転を始めます。
2)表示切替器で｢OVP/OCP｣を選択し、過電圧と過電流の値を設定します。
3)表示切替器で｢PRE SET CV/CC｣を選択し、出力電圧と出力電流をあらかじめ設定します。
4)表示切替器を｢NORMAL｣に合わせ、出力｢ON/OFF｣ｽｲｯﾁを｢ON｣にします。出力｢ON｣表示LEDが点灯し、出力を始めます。又、定電圧か定電流のﾗﾝﾌﾟが点灯します。
5)定電圧及び定電流表示ﾗﾝﾌﾟの点灯している方の出力設定器のみが有効となります。
10回転(左側)は粗調整、1回転(右側)は微調整になっています。
6)出力を停止したい時は、出力｢ON/OFF｣ｽｲｯﾁを｢OFF｣にします。
7)装置の運転を停止したい時は、入力開閉器を｢OFF｣にして下さい。
６．保護機能本装置は、定電圧・定電流方式になっています。
定電圧で使用している場合には、定電流機能が過電流保護として動作し、定電流で使用している場合には定電圧機能が過電圧保護として動作致します。又、ﾌｧﾝ等が故障してﾊﾟﾜｰﾄﾗﾝｼﾞｽﾀが異常過熱した場合には、ｻｰﾓｽﾀｯﾄが動作して、入力側のﾌﾞﾚｰｶを遮断致します。

７．故障時の一般的注意
故障は、下記の3項に大別できます。
1)出力電圧が出過ぎる。
本装置は、直列型ですので直列制御素子が｢ON｣(導通)状態になり、整流電圧がそのまま出力端子に表れている状態をいいます。この状態になりますと①．出力電圧が零にならない。
②．電圧計が振り切れる。
③．負荷を接続すると電圧が下がる。
④．出力電圧設定が出来ない。
⑤．ﾘｯﾌﾟﾙが大きい。
⑥．過電流が流れる。
等の状態になります。この状態の時には、内部の部品に過電圧が印加され、破損しますので、電源投入は短時間にし、負荷短絡または短絡ﾁｪｯｸ及び過負荷には絶対しないで下さい。
2)安定度悪し。
この状態の原因として、広義の雑音によるもの、例えばﾂｪﾅｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ、抵抗等の回路素子の雑音によるもの。機械的振動による部品の変化によるもの、負荷側からの雑音によるもの。又、電源自体が発振しているものも含めます。これらの状態は①．時々または常時、出力電圧がふらつく。
②．振動すると出力電圧がふらつく。
③．負荷を接続すると出力電圧が上がる。または下がる。
等の状態となります。これらの故障の部品を見出すには時間がかかります。又、故障状態を見出すにも時間がかかる場合がありますので、なるべく故障状態を詳しく御説明下さい。
3)出力電圧が低過ぎる。
この状態は、直列制御素子が｢OFF｣(非導通)状態になっている時で、この状態になりますと①．出力電圧が出ない。
②．出力電圧が上がらない。
等の状態となります。本装置は、定電流機能を持っていますので、過負荷になりますと出力電圧が下がりますので、負荷を取り除き電源自体の故障と過負荷状態とを区別して下さい。