水素濃度計

NGM-C01-H2

Hydrogen Gas Monitor

取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
水素濃度計 NGM-C01-H2 は、接触燃焼式ガスセンサーを用いた水素濃度計です。センサーで検知した水素ガス濃度を ppm で表示いたします。

⚫
⚫

本製品をお使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使い下さい。
保証書は「製品購入日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書と一緒に大切に保管して下さい。

根本特殊化学株式会社〒168-0072 東京都杉並区高井戸東 4-10-9

NEMOTO

9．電流出力の設定 ............................................ 11目次

10．シリアル出力 ............................................. 12

1．お使いになる前に........................................... 1

11．感度校正方法 ............................................. 14
12．日時の設定 .................................................. 15

1.1 本製品の取り扱いについて ........................ 1

13．工場出荷時の設定に戻す ..................... 15
1.2 ご使用上の注意事項 ................................... 1

14．画面表示について.................................... 16
15．エラー表示について ............................... 17

1.3 梱包品の確認 .............................................. 2

16．保守点検について.................................... 19

1.4 各部の名前.................................................. 3

16.1 日常点検................................................... 19

２．仕様 ...................................................................... 4

16.2 定期点検................................................... 19

2.1 製品仕様 ...................................................... 417．保管について ............................................. 19
18．トラブル症状と対処 ............................... 20

2.2 外部出力仕様 ............................................... 5

19．製品の保証 .................................................. 21
３．本体の設置方法 .............................................. 6

20．本体寸法 ....................................................... 22

3.1 本体の設置.................................................. 6

21．保証書 ............................................................ 23

3.2 センサーユニットの設置............................ 6
４．基本的な使用方法 ......................................... 7
4.1 電源の入れ方 .............................................. 7
4.2 ゼロ点校正.................................................. 74.3 電源の切り方 .............................................. 7
５．ゼロ点校正 ........................................................ 8
6．ロギング機能 .................................................... 9
6.1 データの取得方法 ....................................... 9
7．リレー動作の設定........................................108．電圧出力の設定 ............................................11
1

NEMOTO

1．お使いになる前に1.1 本製品の取り扱いについて
本取扱説明書には、製品を安全に正しくお使いいただく為に、重要な情報を記載しています。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、使用方法など十分理解したうえで、正しく安全にご使用くださるようお願い致します。またこの取扱説
明書は本製品をご使用中いつでもご覧いただけるよう、大切にお手元に保管してください。
なお、製品改良のために、この説明書の内容を予告なしに変更する事があります。
この説明書を無断で複写または転載する事を禁じます。
本取扱説明書には製品の使用者や周囲の人に加わる恐れのある危害・損害を未然に防ぐ為に
以下のように分けて説明します。

危険取扱いを誤ると、死亡又は重症等を負う可能性が想定される内容を示します。

警告

取扱いを誤ると、傷害又は物的損害が発生する可能性が想定される内容を示します。

注意

禁止事項、注意内容や正常測定を妨げる可能性を示します。

本書に使われているマークは一例です。更新などにより、異なる場合があります。

1

NEMOTO

1.2 ご使用上の注意事項
本製品は水素濃度計 NGM-C01-H2 は、接触燃焼式ガスセンサーを用いた水素濃度計です。
センサーで検知した水素ガス濃度を ppm で表示いたします。
ご使用にあたっては、以下の点をご理解いただき、正しくご使用ください。

危険・本製品は警報機能を付帯しておりません。ご使用中に危険なガスが発生した場合には、すぐに避難して安全を確保し、各事業所の安全衛生管理規定に従ってください。
・使用環境条件を守ってください。
・付属の AC アダプターをご使用ください。

警告・AC アダプターはコンセントにしっかりと挿入してください。
・定期的に動作確認を行ってください。
・本製品を設置する際、取付向きを守ってください。
・直射日光などにより高温になる場所での使用は避けてください。
・各種目張り材料等のシリコーン系コーキング材、シリコーンオイル等はガス感度の低下を誘発させる原因になるため、可能な限り避けて使用してください。
・海岸近くでの塩害の可能性がある環境で使用しないでください。
・温泉などでの硫化水素が存在する雰囲気化での長期使用や保管は機器の腐食の可能性があるためご注意ください。

注意
・本濃度計に使用している接触燃焼式ガスセンサーは可燃ガスに反応するガスセンサーです。本濃度計は水素を検知するよう校正されておりますが、メタンやプロパンなどの可燃性ガスでも反応する場合がございます。

故障・破損・落下などの強い衝撃や振動を与えないでください。
・強い磁気を帯びたもの、強い電磁波の発生する機器などの近くでの使用は避けてください。
・高濃度の水素ガスなどを直接吹き付けると故障の原因となる事があります。
・水や粉塵などのかかるような場所での使用は避けてください。

分解
・本製品を分解しないでください。
・本製品を改造しないでください。

その他
・検知部を塞いでの使用は避けてください。
1

NEMOTO

1.3 梱包品の確認① 本体部② センサーユニット③ AC アダプター④ 取り付けねじ⑤ 取扱説明書（保証書付）⑥出荷検査表検査項目
水素
4000ppm

校正

動作確認

外観

2

合 ・ 否

合 ・ 否
傷、汚れ
無きこと

総合判定

※保証書は故障・修理時に必要になります。必要事項へご記入の上、大切に保管してください。

型式
NGM-C01-H２

合 ・ 否

合 ・ 否

検査
印

NEMOTO

1.4 各部の名前
本体(手前)① 電源スイッチ

本体(上面)② LCD 画面
③ スイッチ
SEL,ENT,▲,▼,▶

④ シリアル出力⑤ 端子台
R-OUT(リレー出力)

本体(背面)

V-OUT（電圧出力）
C-OUT（電流出力）⑥ USB 端子⑦ センサー端子
センサーユニット⑧ 電源端子⑨ センサーハーネス(3m)⑩ センサーコネクタ

3

NEMOTO

２．仕様
2.1 製品仕様
型式
検知原理
検知範囲
検知ガス
測定精度
応答性
センサーメーカー
センサー部ハーネス長
使用温度範囲使用湿度範囲
外形寸法
本体部
質量
センサー部
入力
AC アダプター 出力

NGM-C01-H2
接触燃焼式
20,000ｐｐｍ※１
水素0～20,000ppm 測定値濃度に対する±10%
20,000ppm 以上はサービスレンジ※2
30 秒以内
根本特殊化学株式会社
3m-10～40℃
95％RH 以下（結露無きこと）
100×67×35ｍｍ
約 390ｇ
約 220ｇAC100-240V 50／60Hz
DC5.0V

コードの長さ

約 190ｃｍ
設計寿命
約 6 年※3
推奨校正間隔６ヶ月
保証期間
納入日から 1 年間
付属品
AC アダプター、取付ねじ※１ 濃度計の検知限界に到達した場合には、‘ --OVR— ' の表示となります。
限界を超える濃度が暴露された場合、センサーの機能不全となる可能性があります。
※２ 20,000ppm 以上は、精度保証範囲外となります。
※３ 平均的な使用期間であり保証値ではありません。

4

NEMOTO

2.2 外部出力仕様
項目/接続場所
リレー接点出力/端子台

アナログ電流出力/端子台
アナログ電圧出力/端子台
シリアル通信/D-Sub
USB メモリ/USB Type-A メス

性能
接点形式：1a 接点
接点容量：AC250V 1A(抵抗負荷／誘導負荷)
接点寿命：10 万回以上
DC4～20mA
負荷抵抗：600Ω以下
DC1～5V
負荷抵抗：1kΩ以下
通信速度：9,600bps
D-sub9 ピン
規格：USB2.05

機能ガス濃度が設定された閾値を越えた場合、出力 ON

ガス濃度に比例した電流出力
デフォルト:0-20,000ppm
ガス濃度に比例した電圧出力
デフォルト:0-20,000ppm
ガスセンサー型式、ガス濃度、
ガスセンサー出力情報を出力
ガス濃度を記録
デフォルトでは、1 秒毎にデー
タ収集し 3,600 ヶに到達したら、csv ファイル化

NEMOTO

３．本体の設置方法
3.1 本体の設置
本体は、水平に設置してください。
3.2 センサーユニットの設置
取付ねじの位置が水平になるように設置してください。

注意
・本製品に搭載されているガスセンサーは衝撃に弱い為、取付け時に、強い衝撃を与えないようご注意ください。

6

NEMOTO

４．基本的な使用方法

4.1 電源の入れ方① AC アダプターをコンセントに差し込んでください。
※コンセントの電圧は、AC100-240V であることを確認してください。
②

清浄大気中にて電源スイッチを ON にしてください。型式およびセンサー、ガスタイプの表示終了後、センサーを安定させるために 170 秒の待ち時間がカウントダウンされます。170 秒経過
すると、自動でセンサーの出力確認を行ったうえで、濃度表示に切り替わります。センサーの確認ではセンサーの清浄大気中出力と出荷検査時の値を比較し、清浄大気中出力が許容範囲を超えた
場合は”05：ZERO ERROR“と表示されます。

N emo t o&C o . , L t d

MO D E L
N GM - C 0 1 - H 2
Ｖ e r . 1 . 0 0

S ENS ORTYPE :NA P - 5 5 A
GA S

TYPE :h y d r o g e n

GA S

C ONC .

I N I T . S ENS OR③

濃度表示が安定したのち、清浄大気中での値が±50ppm を超えている場合は、ゼロ点の再調整を行ってください。“▶”キーを5 秒間押し続けると、ゼロ点の再調整を行います。

1 7 0 s2 0 2 2 / 0 6 / 1 3
1 0 : 3 0 : 2 0

GA S

C ONC .

4.2 ゼロ点校正
2 3 p pm
2
0
2
2
/
0
6
/
1
3
ゼロ点校正は“▶”キーを 5 秒間押すと、画面に"ZERO"と表
1 0 : 3 0 : 2 0
示され、これが消えるとゼロ点校正が終了し、通常の濃度表示となります。
ゼロ点校正は必ず清浄大気中で行ってください。ガス中ですとガス中出力をゼロ点として読み込むかセンサー出力が規定範囲を超えていると”05:ZERO ERROR”と表示されます。
この場合は、清浄大気中にて電源を入れなおし、再度ゼロ点校正を行ってください。
4.3 電源の切り方
電源ボタンを OFF にすると表示が消え、センサーへの通電も終了します。
※接触燃焼式ガスセンサーは特性上、極力電源の ON/OFF 動作を減らしてください。

注意・初回のご使用ならびに長時間通電されていない場合には、電源投入後 3 時間
以上の通電（暖気）を行ってからご使用ください。
・通電時は、可燃ガスのない清浄大気中で行ってください。
・都市ガス、プロパンガス、メタンガス等の暴露においても反応します。

7

NEMOTO

５．ゼロ点校正
本濃度計は接触燃焼式ガスセンサーを使用しているため、環境影響等によりゼロ点が変動してしまうことがあります。その補正方法として清浄大気中での濃度表示が±50ppm 以上で表示されている場合は、清浄大気中出力の再調整を行ってください。
＜方法＞
センサーの設置環境が清浄大気中であることおよび濃度
G A S
CONC .
表示が安定していることを確認の上、▶キーを 5 秒押し続Z E RO0 p p m
けてください。左に示したゼロ点更新中画面が表示された
2 0 2 2 / 0 6 / 1 3
1 0 : 3 0 : 2 0ら、▶キーを放してください。
ゼロ点更新中
この表示が 5 秒間表示後、濃度表示が 0ppm 状態の濃度表示画面に戻ります。
G A S
CONC .
0 p p m2 0 2 2 / 0 6 / 1 3
1 0 : 3 0 : 2 0

ゼロ点更新後注意・ゼロ点の再調整は必ず清浄大気中で実施してください。ガスがある状態
でゼロ点の再調整を実施すると、その状態のガス濃度を 0ppm と表示してしまい、大変危険です。

＜ゼロ点校正時のエラー表示について＞
ゼロ点校正時のゼロ点が、工場出荷時のゼロ点に対し、規定以上の変化があった場合は、ゼロ点エラーとして左記が表示されます。この場合ゼロ点は更新されません。

8

NEMOTO

6．ロギング機能
ロギング機能として、濃度および日時を 1 秒間隔で、背面の USB コネクタに取り付けた
USB メモリへ保管することができます。
6.1 データの取得方法① USB メモリを USB コネクタに取り付けると自動で認識作業を行い、USB メモリ認識前後
では以下の図に示した表示となります。

G A S

G A S

CONC .

CONC .

U S B
0 p p m0 p p m2 0 2 2 / 0 6 / 1 3

2 0 2 2 / 0 6 / 1 3
1 0 : 3 0 : 2 0

1 0 : 3 0 : 2 0

認識前：USB 表示なし

認識後：USB 表示あり

② ENT キーを 5 秒間長押しするとロギングを開始します。

G A SCONC .

U S B
0 p p m2 0 2 2 / 0 6 / 1 3
1 0 : 3 0 : 2 0

停止中：USB 表示が非反転表示→

動作開始：USB 表示が反転表示③ ロギング動作中に ENT キーを 5 秒間長押しするとロギングを停止します。

G A S

CONC .

U S B
0 p p m2 0 2 2 / 0 6 / 1 3
1 0 : 3 0 : 2 0

動作中：USB 表示が非反転表示→

停止：USB 表示が反転表示

9NEMOTO

7．リレー動作の設定

指定濃度でリレーが動作する機能です。リレー出力は“NORMALLY OPEN”と“NORMALLY CLOSE”を選択できますが、初期設定は 濃度：4,000ppm、接点方法：
NORMALLY OPEN となっております。
リレーの設定方法①
濃度表示画面の状態で SEL キーを押すと<MENU>表示とな
り、▲・▼キーで“1. OP.SETTING”を選択し、ENT キーを押します。

< ME NU >1 . OP . S E T T I NG
2 . I N I T . S E T T I NG
3 . MA I N T E N A N C E

②

③

④

<OP.SETTING>メニューが表示されるので、▲・▼キーで“1.
RELAY OUTPUT”を選択し、ENT キーを押します。

<OP . S E T T I NG>
1 . RELAY<RELAY OUTPUT>が表示されるので、THRESHOLDLEVEL としてリレーを動作させたい濃度(ppm)を▲・▼キーで入力し、ENT キーを押す<RELAY OUTPUT TYPE
SELECTION>が表示されます。
▲・▼キーで“NORMALLY OPEN”か“NORMALLY
CLOSE”を選択し ENT キーで確定し、<OP.SETTING>画面に戻ります。

OU T PU T

2 . VOL TAGE

S PAN

3 . CURRENT

S PAN<RELAYOU T PU T >THRE SHOLD

LEVEL
4 0 0 0 p pm

RELAY
TYPE

OU T PU T
S E L E C T I ON

TYPE :N O RMA L L Y

リレー動作表NORMALLY OPENNORMALLY CLOSE

指定濃度未満OPEN
CLOSE

指定濃度以上
CLOSE
OPEN

10

OPEN

NEMOTO

8．電圧出力の設定
濃度を電圧出力（1～5V）として本体背面端子台 P1,P2 から出力する機能です。
初期設定は 1V=0ppm、5V=20,000ppm ですが、下記方法で設定変更することが可能です。
5V 時の濃度の変更方法①
濃度表示画面の状態で SEL キーを押すと<MENU>表示とな
り、▲・▼キーで“1. OP.SETTING”を選択し、ENT キーを押
します。
②

③

<OP.SETTING>メニューが表示されるので、▲・▼キーで“2.VOLTAGE SPAN”を選択し、ENT キーを押します。

<VOLTAGE SPAN>画面の濃度表示が点滅状態で表示されるので、5V 時の濃度を▲・▼キーで入力し、ENT キーを押すと濃度を確定し点灯状態となります。もう一度 ENT キー又は SEL
キーを押すと、<OP.SETTING>画面に戻ります。

< ME NU >1 . OP . S E T T I NG
2 . I N I T . S E T T I NG
3 . MA I N T E N A N C E<OP . S E T T I NG>
1 . RELAYOU T PU T

2 . VOL TAGE

S PAN

3 . CURRENT

S PAN< VOL TAGES PAN >

2 0 0 0 0 p pm

9．電流出力の設定
濃度を電流出力（4～20mA）として本体背面端子台 P3,P4 から出力する機能です。
初期設定は 4mA=0ppm、20mA=20,000ppm ですが、下記方法で設定変更することが可能です。
20mA 時の濃度の変更方法①
濃度表示画面の状態で SEL キーを押すと<MENU>表示とな
り、▲・▼キーで”1.OP.SETTING”を選択し、ENT キーを押
します。
②

③

<OP.SETTING>メニューが表示されるので、▲・▼キーで“3.CURRENT SPAN”を選択し、ENT キーを押します。

<CURRENT SPAN>画面の濃度表示が点滅状態で表示される
ので、20mA 時の濃度を▲・▼キーで入力し、ENT キーを押すと濃度を確定し点灯状態となります。もう一度 ENT キー又はSEL キーを押すと、<OP.SETTING>画面に戻ります。
11< ME NU >1 . OP . S E T T I NG
2 . I N I T . S E T T I NG
3 . MA I N T E N A N C E<OP . S E T T I NG>
1 . RELAYOU T PU T

2 . VOL TAGE

S PAN

3 . CURRENTS PAN<CURRENTS PAN >

2 0 0 0 0 p pm

NEMOTO

10．シリアル出力
以下に、シリアル通信プロトコルの詳細を示します。
・伝送コード：BINARY
・通信速度：9,600bps
・スタートビット：1 ビット・ストップビット：1 ビット
・データ長：8 ビット
・パリティ：無し
シリアル通信には“ACTIVE UPLOAD モード”と“Q&A モード”の 2 タイプがあり、デフォルト設定は、“ACTIVE UPLOAD モード”になっており、モードの切り替えは接続した
PC などから行います。
それぞれのモードは以下のような動作を行います。
ACTIVE UPLOAD モード 濃度計から 1 秒毎に搭載ガスセンサー型式、ガス濃度とセンサー出力電圧値を送信します。
Q&A モードPC などの機器から要求信号が出されたときに濃度計から搭載ガスセンサー型式、ガス濃度とセンサー出力
電圧値を 1 フレーム分送信します。
※送信要求間隔を 100ms 以上あけてください。
ACTIVE UPLOAD モードのフレーム
0

1

2

3

4

5

6

7

8

start

※ｶﾞｽｾﾝｻｰ

ｾﾝｻｰ出力ｾﾝｻｰ出力Reserved

Reserved

ｶﾞｽ濃度

ｶﾞｽ濃度

Check

型式

電圧値

電圧値

(High byte)(low byte)

sum(High byte)(low byte)

ppm

ppm

ﾁｪｯｸｻﾑ

mV

mV

0x**

0x**

0x**

0x**

0x**

0xFF

0x05

0x00

0x00

ガス濃度 = ガス濃度(high byte)*256+ガス濃度(low byte)

Q&A モードへの切り替えコマンド
0

1

2

3

4

5

6

7

8

start

Reserved

SwitchQ&A

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Checkcommandsum
ﾁｪｯｸｻﾑ

0xFF

0x01

0x78

0x41

0x00

0x00

12

0x00

0x00

0x46

NEMOTOACTIVE UPLOAD モードへの切り替えコマンド
0

1

2

3

4

5

6

7

8

start

Reserved

SwitchQ&A

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Checkcommandsum
ﾁｪｯｸｻﾑ

0xFF

0x01

0x78

0x40

0x00

0x00

0x00

0x00

0x47

Q＆A モード時の要求コマンド
0

1

2

3

4

5

6

7

8

start

Reserved

CommandReserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Checksum
ﾁｪｯｸｻﾑ

0xFF

0x01

0x86

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x79

Q＆A モード時の応答
0

1

2

3

4

5

6

7

8

start

Commanｾﾝｻｰ出力ｾﾝｻｰ出力Reserved

Reserved

ｶﾞｽ濃度

ｶﾞｽ濃度

Check

d

電圧

電圧

(High

(low

sum

(High

(low

byte)

byte)

ﾁｪｯｸｻﾑ

byte)

byte)

ppm

ppm

mV

mV

0x**

0x**

0x**

0x**

0x**

0xFF

0x86

0x00

0x00

ガス濃度 = ガス濃度(high byte)*256+ガス濃度(low byte)
チェックサムの計算方法について
0

1

2

3

4

5

6

7

8

start

Reserved

SwitchQ&A

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Check

0xFF

0x01

Commansumdﾁｪｯｸｻﾑ

0x78

0x41

0x00

0x00

0x00

0x00

0x46

先頭 0 の start（0xFF）を除き、1 から 7 までを加算。合計した値の 2 の補数をとりそのうち下位
1 バイト分のみ抽出、それに 1 を加算したものがチェックサム値となります。
NOT（0x01+0x78+0x41+0x00+0x00+0x00+0x00）+1 = 0x46

13

NEMOTO

11．感度校正方法

感度校正は弊社の有料サービスとして行っている感度校正サービスを使用していただくことが安心ですが、設備が整っているお客様に限り、お客様自身で感度校正を行うことも可能です。その際は弊社では一切の責任を負いかねますので、お客様自身の責任にて実施してください。
容積法での校正例①
校正用ガスチャンバーにセンサーを設置し、密閉し、通電します。

< ME NU >1 . OP . S E T T I NG
2 . I N I T . S E T T I NG②

濃度表示画面の状態で SEL キーを押すと<MENU>表示とな
り、▲・▼キーで“3.MAINTENANCE” を選択し、ENT キー
を押してください。

3 . MA I N T E N A N C E< MA I N T E N A N C E >1 . R E C A L I B R A T I ON
2 . DE FAUL T③<MAINTENANCE>メニューが表示されるので、▲・▼キーで“1.RECALIBRATION”を選択し、ENT キーを押してくださ
い。

GA S

SET

S ENS ORCAL .

( p pm ) VA LUE
4 0 0 0 p pm④

<GAS SENSOR CAL>画面が表示されるので、校正時のガス濃度(ppm)を▲・▼キーで入力し、ENT キーを押してください。

< ZERO

CAL . >
2 2 p pm⑤

<ZERO CAL>画面が表示されるので、ゼロ点出力が安定していることを確認の上、ENT キーを押すとゼロ点が更新され、次の画面に進みます。

ENT

KE Y

VA LUE< ZERO

WH E NTHE

S TAB I L I ZE
CAL . >
0 p pm⑥⑦<ZERO CAL>画面が表示されるので、ボックス内のガス濃度が指定濃度となるようにガスを注入してください。注入後 ENT
キーを押すと、次の画面に進みます。
<SPAN CAL>画面でカウントダウンが始まり、0sec になると、新しい校正係数を用いた濃度に変更された濃度表示が 37 秒
間維持されてから濃度表示画面に戻ります。

ENT

KE Y

AFTER

I N J EC T I NG

< S PANGA S

CAL . >
2 2 5 5 p pm

6 0 s e c
DUR I NG
< S PAN

S PAN

CAL .

CAL . >
4 0 0 0 p pm

END

OF

S PAN

CAL .

3 7 s e c

14

NEMOTO

12．日時の設定
濃度表示画面やデータロガー機能などで使用するための日時設定を行います。
手順①
濃度表示画面の状態で SEL キーを押すと<MENU>表示となり、▲・▼キーで“2. INIT.SETTING”を選択し、ENT キーを押します。
②③<INIT.SETTING>メニューが表示されるので、▲・▼キーで“1.
CLOCK SET”を選択し、ENT キーを押します。
<CLOCK SET>画面になり、最初に西暦の 10 の位にカーソルがある状態で年/月/日/時：分が表示されます。▲・▼キーで数字を入力した後、▶キーで右隣の数字に移動し、同様に▲・▼キーで数字を入力する動作を繰り返した後、ENT キーを押すことで日時を確定し、カーソルが消えます。もう一度 ENT キー又は SEL キーを押すと、<INIT.SETTING>画面に戻ります。

< ME NU >1 . OP . S E T T I NG
2 . I N I T . S E T T I NG
3 . MA I N T E N A N C E< I N I T . S E T T I NG>
1 . C LOCKSET

< C LOCKSET >2 0 2 2 / 0 6 / 2 3 / 1 0 : 5 8※カーソルは分の一の位の時、▶キーを押すと西暦の 10 の位に戻るので、間違えた数値を入力した場合は再度入力してください。

13．工場出荷時の設定に戻す
何らかの問題が発生したとき、工場出荷時の状態に戻すことができます。ただし、工場出荷
後のゼロ点変化や感度低下などは考慮されていないため、工場出荷時の状態に戻した後、必要に応じてゼロ点補正、各設定内容の変更や感度校正を実施して使用してください。
手順①
濃度表示画面の状態で SEL キーを押すと<MENU>表示となり、▲・▼キーで“2. INIT.SETTING”を選択し、ENT キーを押します。
②③<MAINTENANCE>メニューが表示されるので、▲・▼キーで“2.DEFAULT SET”を選択し、ENT キーを押します。
<DEFAULT SET>画面が表示されて、DEFAULT 状態に戻すかどうか聞いてきます。
・ DEFAULT 状態に戻すときは▲・▼キーで“YES”を選択し、ENT キーを押します。
・ DEFAULT 状態に戻さずに作業を中止する場合は▲・▼キーで“NO”を選択し、ENT キーを押します。
15< ME NU >1 . OP . S E T T I NG
2 . I N I T . S E T T I NG
3 . MA I N T E N A N C E< MA I N T E N A N C E >1 . R E C A L I B R A T I ON
2 . DE FAUL T

SET<DE FAUL T

SET >S E T T I NG
DE FAUL T ?

DA TA
YES

NEMOTO

14．画面表示について

濃度画面が表示されている状態で▲・▼キーを押すことで濃度および各機能の状態を確認することができます。
GA S

C ONC .
2 3 p pm

2 0 2 2 / 0 6 / 1 3
1 0 : 3 0 : 2 0

RELAY

OU T PU T

N O RMA L L Y

OPEN

S T A TU S : ON

VOL TAGEOU T PU T

MA X .

2 0 0 0 0 p pm
5 . 0 0 0V

CURRENTOU T PU T

MA X .

2 0 0 0 0 p pm
2 0 . 0 0mA

SER I ALC O MM . M O D E

ACT I VE

UP LOADS EN S . OU T P U T* * . * *mV
A / D

DA TA
* * * * *N emo t o&C o . , L t d

MO D E L
N GM - C 0 1 - H 2
Ｖ e r . 1 . 0 0

S ENS ORTYPE :NA P - 5 5 A
GA S

TYPE :h y d r o g e n

16

NEMOTO

15．エラー表示について
ご使用中に以下のようなエラーが表示された場合は、以下に示すそれぞれの対処法に従ってください。

① ALARM1：
状態
対処法

センサーに異常があります、もしくは認識できていません。
・センサーが接続されていることを確認してください。
・センサーが接続されている場合はセンサーが故障しております。
再度使用するためにはセンサー交換と感度校正との作業が必要になります。

< < < A L A RM> > >0 1 : S ENS OR

BREAK
FA I LURE② ALARM2：
状態
対処法

記憶メモリ（F-RAM）が故障しています。
弊社有償にて対応致します。

< < < A L A RM> > >0 2 : MEMO R Y

DA TA
ERROR

③ ALARM3：
状態
対処法

日時データ保持のために使用している電池電圧が低下しています。
2 次電池を使用しているため、機器のスイッ
チを ON の状態で放置することで電池が充電されます。空の状態からの充電時間の目安は
15 時間です。この電池は電源 off 時の日時保持のために使用されています。よって、電池充電後は日時がずれているか確認の上、必要に応じて日時を再度設定してください。フル充電でなくても使用は可能です。

< < < A L A RM> > >0 3 : L OWFOR

BATTERY
RTC

ERROR④ ALARM4：
状態
対処法

USB メモリに空き容量がありません。
空き容量のある USB メモリに交換してください。

17< < < A L A RM> > >0 4 : USB

MEMO R Y
I S

FUL L

NEMOTO⑤ ALARM5：ゼロ点異常状態
対処法

センサーのゼロ点が初期状態から大きく変化
しています。
センサー交換（弊社有償）にて対応致します。

< < < A L A RM> > >0 5 : ZEROERROR

⑥ ALARM6：感度校正時の異常状態

対処法

感度が初期状態の 80%以下です。ガス注入量が指定濃度に合っていない、もしくはセンサー故障が考えられます。
指定濃度で再度感度校正を実施してください。
センサー故障の場合、交換となります。
（弊社有償にて対応）< < < A L A RM> > >0 6 : S PAN⑦ その他異常な動作
状態
対処法

電源スイッチを ON にしても、作動しない。
AC アダプターがコンセントに刺さっていま
すか？

※上記対処をしても改善しない場合、本体が故障している恐れがあります。
根本特殊化学株式会社、もしくは販売元に御連絡してください。

18

CAL .
ERROR

NEMOTO

16．保守点検について
本製品は安全管理用の保安機器です。本製品の精度を維持しつつ、長期間お使いいただく為には、保守点検を定期的に行う必要があります。
お客様が行う日常点検と、当社が行う定期点検の 2 種類があります。
5.1 日常点検
主に、目視によって製品の動作状態を調べ、外的損傷の有無、LCD 画面の確認を行いま
す。
点検項目
電源確認

点検内容
LCD 画面表示およびキー操作
が正常か。

頻度
１回／日

外観検査

ガス検知部が埃で覆われていな
いか。
埃が付着していないか。
機器に損傷がないか。
機器に結露がないか。

１回／日

判定
LCD 画面が正常に表示されていること。キー操作が問題なくできること。
点検内容に異常がないこと。

5.2 定期点検
定期的に行う必要のある点検の事です。本製品を調べ、必要な場合は部品交換・調整を行います。専門技術を必要とする作業も含まれます。1 回（以上）／6 か月の実施を推奨します。定期点検の詳細については当社までお問合せください。

17．保管について
・保管環境は常温常湿で埃や有機溶剤が存在しない正常な環境で保管してください。
・梱包状態であっても落下等、強い衝撃を与えないでください。
・保管は屋内とし、水濡れや結露状態にならないようにしてください。
・本製品に搭載されているガスセンサーは、無通電期間が長期にわたると故障の原因になる事があります。保管は６ヶ月以内にしてください。
・初回のご使用ならびに長時間通電されていない場合には、電源投入後 3 時間以上の通電（暖気）を行ってからご使用ください。

19

NEMOTO

18．トラブル症状と対処
症状
電源が入らない（LCD が表示されない）

ALARM1 が消えない

ALARM2 が消えない
ALARM3 が消えない

対処・AC アダプターが正しく接続されていません、正し
く接続し直して下さい。
・基板が異常です。
・内部ハーネスが断線しています。
・スイッチが故障しています。
・センサーケーブルが正しく接続されていません、
正しく接続し直して下さい。
・センサー自体が故障しています。
・基板が故障しています。
・2 次電池が故障しています。
・基板上の回路が異常です。

※上記対処をしても改善しない場合、本体が故障している恐れがあります。
根本特殊化学株式会社、もしくは販売元に御連絡してください。

20

NEMOTO

19．製品の保証

下記記載内容によりご購入日から１年間の製品保証を致します。
（但し、日本国内で使用される場合のみ）◎取扱説明書に記載された範囲内の使用において、万一故障などが発生した場合、当該製品を検査し、当社の責による故障と認められた場合は、その修理又は交換を無償で行います。但し、保証期間内に書面による通知を受けた場合に限ります。
尚、下記に該当する故障の場合は補償の対象から除外させていただきます。
１）
２）
３）
４）
５）
６）
７）

８）

取扱上の不注意、誤用による故障・損傷・損害
移動時の落下などによる故障・損傷・損害
当社以外による修理、改造による故障・損傷・損害
指定外の使用電源、使用条件または使用環境による故障・損傷・損害
設計使用条件を越えた取扱または保管による故障・損傷・損害
火災、地震、台風、水害、落雷、その他天災及び事故による故障・損傷・損害
当社製品の欠陥が生命、身体に危害を及ぼす恐れの強い製品または多大な物的損害を発生させる恐れの強い製品に当社製品が使用される場合で、事前に当社製品の使用に関する全ての情報が当社に開示されず、また当社の同意を得ていない場合。
保証期間を過ぎた場合

21

NEMOTO

20．本体寸法

50mm
0

170mm

140mm

22

NEMOTO

21．保証書

保証書

保証規定
保証書に記載されたお買い上げ日より1 年間ですこの度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本保証書は取扱説明書に記載された範囲内の使用において発生した故障に対して無償修理を行うことをお約束する

この期間中、取扱説明書の使用範囲内において、万一故障をものです。

生じたときは無償にて修理いたします

ご使用者、ご購入年月日、ご購入販売店名は必ずご記入くださ

ただし、本製品の故障に該当する場合は保証の適用から除外い。

いたします。

ご記入がない場合、本保証書は無効となります
・お客様の不適切な取扱い、または不適切な使用に起因する場合。
・本取扱説明書に記載された範囲外での保管や使用に起因する場合。
・本製品に対して、改造などがなされた場合。
・火災、地震、水害などの天災に起因する場合。

ご購入年月日製造・販売元
根本特殊化学株式会社 センサエンジニアリング事業部

ご使用者名〒168-0072 東京都杉並区高井戸東４－１０－９
TEL 03（3333）2760 FAX 03（3333）7344
URL：https://www.nemoto.co.jp/nse/company

販売店

E-mail：sensor@nemoto.co.jp

23