MANUELLES EIN- ODER ZWEIEBENEN-AUSWUCHTEN
FÜR TRAGBARE ODER FEST
INSTALLIERTE ANWENDUNGEN

VERBESSERUNG DERTEILEQUALITÄT MITGERINGEM AUFWAND
 Modell SB-2000

Modell SB-2000/SB-2000-P
Manuelles Auswuchtsystem

Konfigurationen speichern. Darüber hinaus kanndas Gerät Aufzeichnungen von Schwingungsspektren erstellten und speichern.
Das tragbare Modell SB-2000-P haftet magnetischan jeder Stelle, an der Sie es wünschen, was dieEinrichtung und die Verwendung massiv erleichtert. Das maschinengebundene Modell SB-2000
ist in CNC/SPS-Systeme integrierbar und erlaubtes den Bedienern, Warn- und Alarmgrenzen fürToleranz- und kritische Schwellen über die CNC/SPS-Schnittstelle festzulegen. Über den USBAnschluss können Auswuchtdaten und Einstellungen ausgelesen und Firmware-Updates geladen
werden.
Große, hochauflösende
Farbanzeige mit intuitiver,symbolbasierter Benutzeroberfläche

 Modell SB-2000-P

Leicht abnehmbar durch
magnetische Halterungen

Schnellzugriff-Funktionstasten

VORTEILE
 Manuelles Ein- oder Zwei-Ebenen-Auswuchten Verfügbar in einer abnehmbaren und einer fest
­installierten Version Leicht verständliche, sprachunabhängige Benutzeroberfläche auf Symbolbasis

Manuelles Ein- oder Zwei-Ebenen-Auswuchten
zu einem günstigen Preis.
Das SB-2000 ist ein einfach zu bedienendes, kompaktes manuelles
Auswucht-System, das sowohl das manuelle Auswuchten in einer als
auch in zwei Ebenen erlaubt. Es ist in einer maschinengebundenen
Version (SB-2000) sowie in einer tragbaren Version (SB-2000-P) verfügbar. Beide Versionen zeichnen sich durch einen überaus günstigen
Preis aus. Die Steuerung beider Modelle erzielt eine außergewöhnliche Auswuchtgenauigkeit. Es können vier Ziffernstellen für Schwingungen und sechs Ziffernstellen für die Drehzahl angezeigt werden.
Unterstützt werden dabei Spindeldrehzahlen von 30 bis 100.000 U/min.
Das SB-2000 ist dank seines digitalen Designs und der intuitiven,symbolbasierten Benutzeroberfläche leicht einzurichten und zu
bedienen. Das Gerät unterstützt fünf Auswuchtarten (einzelne Position, 2 Gewichte, 3 Gewichte, feste Position und Spreizwinkel) undkann bis zu 30 Auswuchtprofile für verschiedene Maschinen oder Fünf Auswuchtarten (einzelne Position, 2 Gewichte,3 Gewichte, feste Position und Spreizwinkel)
 Messbereich von 30 bis 100.000 U/min Speichern von über 30 Auswuchtprofilen und Schwingungsschemen Vollständig digitales Design erhöht die Betriebszeit undZuverlässigkeit
 Günstiger Preis Kann mit fest installierten Anlagen und Zubehör von SBS
betrieben werden Einfach zu bedienende CNC/SPS-Schnittstelle;
USB 2.0-Kommunikationsfähigkeit für Firmware-Upgrades
und das Abfragen gespeicherter Daten Weltweiter 72-Stunden-Service®

Productivity through Precision®

Eine Produktlinie der Schmitt Industries, Inc.

Productivity through Precision™

SB-2000/SB-2000-P Manuelles Auswuchtsystem

TECHNISCHE DATEN
Gerätedaten
Benutzeroberfläche:Universell, symbolbasiert (sprachunabhängig)
Anzeige:
Typ: TFT Farb-LCD
Aktive Fläche: 480 h x 272 v Pixel
95 mm x 53,86 mm
Abmessungen:B x H x T: 210 mm x 112 mm x 33 mm

Das SB-2000-P ist als Teildes SB-2020 Zwei-EbenenAuswuchtsystem-Set erhältlich:
Das Set besteht aus:
– Steuereinheit SB-2000-P– Schwingungssensor SB-3420 (2)– Drehzahlsensor SB-1802*– Drehzahlsensorkabel SB-1916– Drehzahlsensorgestell SB-1799– Universeller Stromadapter SB-1875– Transportkoffer SB-1500– Reflektorband MC-1716

Erforderliche Eingangsleistung
Stromanschluss:
SB-2000: 24 V GS mit Klemmleistenanschluss undM5-Massebolzen
SB-2000-P: 24 V GS mit M12-Stecker (8 Pin)
Eingangsspannung:+22 V GS bis +26 V GS bei max. 0,75 AÜberspannungsschutzSchutz gegen negative Spannung(Umkehrspannungsschutz bei ungeerdeten Netzen)
AbgesichertKommunikationsschnittstellen:
1 x USB 2.0
SB-2000: Drahtgebundene CNC/SPS-Schnittstelle(optisch getrennte Ausgänge)Sicherheit und Umwelt
CE-zertifiziert
RoHS-konform
Umwelt- und Installationsbedingungen:
Installationskategorie I
IP54, NEMA 12
Umgebungs-Temperaturbereich: 5 °C bis +55 °C
Feuchtigkeit: 0 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit(nicht kondensierend)*Der Standard-Sensor ist fürAnwendungen bis 24.000 u/min
vorgesehen. Kontaktieren Sie bitte
den SBS Service für Anwendungenmit höherer Drehzahl.

Leistung
Unterstützte Auswuchtarten:
Spreizwinkelgewicht> E in einzelnes Gewicht wird um den Rotor-Spreizwinkel positioniert.
Einzelpunkt> E in einzelnes Gewicht wird auf der Rotorfläche positioniert.
2 oder 3 Spreizgewichte > 2 oder 3 versetzbare Gewichte auf einem festen Durchmesser.
Feste Positionen 	> Mehrere Festpositionen, wo Gewichte angebracht werden können.
Drehzahlbereich:
30 bis 100.000 U/min
Großer Vibrationsbereich:
50 μg bis 1,25 g
Auflösung der Vibrationsanzeige:
Anzeige von vier Ziffernstellen mit einer Anzeigeauflösung von bis zu 0,001 μm
Wiederholbarkeit der Vibrationsanzeige:
6.000 U/min±1 % bei 5,0 μm
30 – 100.000 U/min ±2 % bei 50:1 Störverhältnis
Genauigkeit der Vibrationsanzeige:
6.000 U/min±2 % bei 5,0 μm
30 – 100.000 U/min ±4 % bei 50:1 Störverhältnis
Auflösung: 0,02 µm Versatz bei 6.000 U/min
Bandbreite des individuellen digitalen Filters +/- 7% 0 – 40.000 U/min,+/- 14% 40.000+ U/min

Mehr Strategien und weitere Informationen finden Sie auf www.grindingcontrol.com. Oder wenden wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten SBS-Vertreter bzw. direkt an Schmitt Industries.
®

A ProductLine ofderSchmitt
Eine
Produktlinie
SchmittIndustries,Industries,Inc.
Inc.

grindingcontrol.com

Schmitt Industries, Inc.
2765 NW Nicolai St.
Portland, OR, 97210
USA
Tel: +1 (503) 227-7908
sbs-sales@schmitt-ind.com

Schmitt Industries, Inc.
Andreas Wilhelm
Obere Ortsstraße 1786576 Schiltberg
Deutschland+49 (8259) 8971430
sbs-de@schmitt-ind.com

Vertretung für Deutschland und Schweiz
Adi Sporer
Flößerstraße 986920 EpfachDeutschlandTel: +49 (8869) 921188
asporer@schmitt-ind.com© 2012 Schmitt Industries, Inc. All rights reserved. Printed in USA. 160714 EXACTCONTROL is a trademark and SBS DYNAMIC BALANCE SYSTEM, SCHMITT INDUSTRIES and SCHMITT EUROPE LTD are registered trademarks of Schmitt Industries, Inc.