单元型电子负载装置
PLZ-U 系列样本

P

L

Z

-

U

S

E

R

I

※ 照片为示意图，只供参考。
实际使用情况会有所不同。

E L E C T R O N I C

L O A D单元型电子负载装置
PLZ-U 系列

负载单元 2 种型号（75W/150W）、框架 2 种型号（3ch/5ch）
Max 斜率达 2.4A/μs（PLZ150U）的高速响应
Min 设定分解能 10μA（PLZ70UA）/20μA（PLZ150U）
输入动作电压 0V 型号（PLZ70UA）
Max 可与 5 台负载单元（同一型号）并联运行
通过框架控制 Max 可扩展到 25ch 的多通道系统
定时器功能和时间·电压测量功能使得电池的放电特性评测成为可能搭载有时序功能、开关功能，GPIB、RS232C 为标准配置https://global.kikusui.co.jp/ES多通道负载系统的构建轻而易举！
通过单元的并联运行实现大功率化！
SW 电源、电池、DC/DC 变换器…还有燃料电池！
●小型轻量
●高速响应
●高精度・高分解能●可变斜率●支持 0V 输入●多通道

PLZ-U 系列是具有恒流、恒阻、恒压等 3 种动作模式的小型高性能多通道电子负载装置。本设备采用单元（插入式）方式，以框架（2 种型号）和负载单元（2 种型号）共 4 种型号串联构成。框架 PLZ-30F 的 3 个通道上可安
装负载单元，
PLZ-50F 的 5 个通道上可安装负载单元。负载单元备有 70UA（支持 0V 输入、
75W）和 150U（自 1.5V
起动作、150W）。此外，可以通过并联运行增加电流容量和功率容量，功率容量可从 75W 到 750W（在 PLZ-50F
上安装 5 台 PLZ150U 的情况下）进行组合。其上标准配备有 GPIB、RS232C 的通信功能，极便于嵌入各种检查系统，适合于燃料电池、2 次电池、DC/DC 转换器、开关电源等试验和多输出电源等试验。各接口除 IEEE488.2
以外，还支持 SCPI（Standard Commands for Programmable Instruments ：适用于测试・测量装置的通用指令）。

E L E C T R O N I C

L O A D单元型多功能直流电子负载装置

PLZ-U 系列
■系列构成
动作电压

电流

功率

负载单元

品

名

PLZ70UA

0V 〜 150V

15A

75W

负载单元

PLZ150U

1.5V 〜 150V

30A

150W

框架（3ch）

PLZ-30F

框架（5ch）

PLZ-50Fーーー※ 关于组合用选购件可参照第 15 页。

2

型

号

备注

Max 可安装 3 台负载单元
Max 可安装 5 台负载单元Electronic Load

特征

PLZ-U Series

features■小型轻量

■支持 0V 输入■可进行负载仿真时序功能19 英 寸 宽 机 柜， 高 度 3U (1U=44.45mm)、

PLZ70UA 为输入动作电压 0V 型号。这是燃

恒流、恒阻模式下，可以设定 Min 1ms 间隔、

3 通道时的重量约 11kg，5 通道时约 17kg，料电池单节测试必备的性能。近年来由于

Max 255 步的时序程序。可以同时对各通体型小巧、重量轻，节省空间。

低功耗及半导体过程精细化的发展，半导

道单独进行设定。

体设备越来越呈现低电压化，本性能可用于这些电源的评测。

■高速响应

■多通道

■外部控制功能

恒流模式时，电流的上升、下降斜率可达PLZ-50F Max 可安装 5 通道，PLZ-30F Max

可针对各通道进行外部参考电压的输入和

2.4A/μs( 上 升、 下 降 时 间 换 算 约 10μs ：可安装 3 通道。各通道相互隔离，可各自

加载 / 卸载。也可以从框架控制端子对通道

PLZ150U 时 )。可作为直流电源的过渡响应

独立动作或联动。框架上也可以搭载不同

联动的 ABC 预置存储器、设定存储器进行测试和模拟负载，实现与实负载相近的仿真。

的负载单元（PLZ150U 及 PLZ70UA）。

调用及加载 / 卸载。

■高精度・高分解能■通过并联运行实现大功率化■框架控制

内置有三个量程，同时保证了宽广的动态量

相邻的同种负载单元上，Max 可并联运行 5通过将多个框架连接起来，可以由 1 个框

程和高精度，实现了 Max 5 位显示的电压・台。例如，PLZ-50F 上可以并联 5 台动作，

架控制多个框架（合计 Max 5 个框架）。

电流・功率测量功能和 10μA（PLZ70UA）、

如果是 PLZ70UA 则负载为 375W，如果是可进行加载／卸载及设定值的调用。

20μA（PLZ150U）的 Min 设定分解能。

PLZ150U 则负载为 750W。

■可变斜率

■其他

恒流模式、恒阻模式下可连续改变电流斜● 用于保存面板设定的设定存储功能

率。可抑制因开关动作时的配线自感应而产● 可将使用频度高的三个设定值预先保存的 ABC 预置存储功能

生的过度性电压降低及恒压电源等的瞬变。

● 标准配备有 GPIB、RS232C 的通信功能● 仿真感觉的旋钮和直观、易懂的设计，实现了高度的操作性● 前面板和后面板上配备有负载输入端子・远程传感端子● 采用热感应可变速风扇及冷却构造，实现了更高的可靠性和更低的噪音●配备有过电流保护（OCP）、低电压保护（UVP）、逆接保护（RVP）等 6 种保护功能3

前面板说明front panel explanation

1 前面负载输入端子9 单位显示16 SET 键

本端子用来将要测试设备与本机连接起来。负载输
入端子在前面和后面均有 , 两者在内部并联连接。

以 LED 显示测量值的单位。

用于电流值、电阻值、电压值的设定。CC+CV 模式
及 CR+CV 模式下，按下 SET 键，则交替切换电流值和电压值进行设定。

2 前面远程传感端子
是连接传感线的端子。远程传感端子在前面和后面
均有，两者在内部并联连接。

3 LOAD 键

10 SW/SEQ/EXT/ALM 显示
11 DISP 键
按下此键，测量值显示将切换。在「电压・电流」、「电压・功率」、「电流・功率」、「经过时间・警报」或「卸载电压」的组合间切换。

17 量程显示显示 CC/CR/CV 各动作模式的量程。

18 通道显示
显示当前选择的通道编号。

4 量程显示12 INDEP 键显示 CC/CR/CV 等各动作模式的量程。

针对加载／卸载及 ABC 预置存储功能，要使负载单
元独立动作时使用本键。

显示各设定值、设定存储器编号、配置设定值等。

13 LOAD 键

20 单位显示

每次按下，将全部通道的电流同时置为 ON・OFF。
但独立动作为 ON 的通道不进行加载／卸载。

显示设定值的单位。

6 ABC 预置存储器显示
ABC 预置存储器被调用时，相应 LED 灯点亮。

14 CC、CR、CV/+CV 键

7 通道显示为动作模式选择键。用以选择 CC、CR、CV/+CV。

开关模式时、时序模式时及设定存储器 Store-wait时灯点亮。

显示负载单元的通道编号。

15 RANGE/V RANGE 键

22 A，B，C 键

8 测量值显示

为量程选择键。
RANGE ：
在各动作模式下切换电流／电阻量程。按下 RANGE
键后，量程按「L → M → H」的顺序切换。
V RANGE ：CV 模式、CC+CV 模式或 CR+CV 模式时，按下 SHIFT键的同时按下此键，则量程按照「L → H」的顺序切换。

可按不同的通道分别保存及调用 A、B、C 三个预设值。

5 动作模式显示显示 CC/CR/CV 等各动作模式。

与单位显示组合，显示负载单元的测量值。显示「电压・电流」、「电压・功率」、「电流・功率」、「经过时间・
警报」或「卸载电压」。

419 设定值显示

21 SW、SEQ、STORE 显示Electronic Load

后面板说明

PLZ-U Series

rear panel explanation

1 后面负载输入端子

4 AC INPUT

本端子用来将要测试设备与本机连接起来。和前面的负载端子并联连接。

8 CH CONT
本连接器用来从外部进行加载／卸载及外部参考电压控制。也配备有电流监控输出及控制用电源输出功能。

5 GPIB
2

后面远程传感端子在修正因负载配线电阻而下降的电压时，用本端子连接传感线。远程传感端子在前面和后面均有，两
者在内部并联连接。

3 空气排出口为了冷却本机内部，通过冷却风扇将内部空气排放
到外面。随着内部温度的上升，冷却风扇的速度将
发生变化。

6 RS232C

7 FRAME CONT
是用来从外部进行加载／卸载及存储器调用等的连接器。

5

性能・功能performance•function■五种动作模式■丰富的加载／卸载动作动作模式包括恒流模式、恒阻模式、恒压模式、恒流 + 恒压模式、负载单元和框架上均有 LOAD 键。加载／卸载动作包括以下种类，恒阻 + 恒压等五种模式。

可以按照您的使用情况选择不同的动作。
加载／卸载动作

■可变斜率只所选择通道通过通道的LOAD键进行操作

全通道一起

通过框架的LOAD键进行操作

加载延迟

按下LOAD键后，经过一段所设定的时间后再加载

电源接通后加载电源投入时自动加载自动卸载定时器加载后经过一段设定的时间后卸载

外部控制

使用外部信号对加载/卸载进行控制

经过时间显示显示自加载至卸载之间的时间卸载电压显示保持卸载时的电压过渡响应测试等电流发生急剧变化的场合，电流变化的倾斜度是由「斜率」决定的。本机可以根据电流量程设定单位时间内的电流变■通道联动动作

化率。

可以针对各个加载／卸载、ABC 预置存储器、设定存储器、时序，

斜率

CC模式

CR模式

PLZ150U

PLZ70UAH

0.10 A/µs ～ 2.40 A/µs

0.05 A/µ ～ 1.20 A/µs

M

0.10 A/µs ～ 0.24 A/µs

0.05 A/µ ～ 0.12 A/µs

L

24 mA/µs ※12 mA/µs ※H

0.10 A/µs ～ 0.24 A/µs

0.05 A/µ ～ 0.12 A/µs

M

24 mA/µs ※12 mA/µs ※L

2.4 mA/µs ※1.2 mA/µs ※

分解能0.01 A/µs

使通道联动动作。
通道的联动动作
加载／卸载

全通道一起加载／卸载ABC预置存储器

全通道一起调用

设定存储器

全通道一起保存・调用时序

全通道一起执行・中断※固定值■高精度・高分解能■框架控制

内置有三个量程，同时保证了宽广的动态量程和高精度，实现了通过连接多个框架，可以从 1 台框架控制其他框架（Max 4 台）的Max 5 位显示的电压・电流・功率测量功能和 10μA（PLZ70UA）、

通道联动加载／卸载、调用 ABC 预置存储器及设定存储器的调用。

20μA（PLZ150U）的 Min 设定分解能。
测量显示分解能
分解能
电压表
电流表

功率表

15.75 V ～ 150 V

0.01 V

0 V ～ 15.75 V

0.001 VH

0.001 AM

0.0001 A

L

0.01 mA

100 W 以下

0.01 W

100 W 以上

0.1 W

■支持 0V 输入
PLZ70UA 为输入动作电压 0V 型号。这是燃料电池单节测试必备的性能。近年来由于低功耗及半导体过程精细化的发展，半导体设备越来越呈现低电压化，本性能可用于这些电源的评测。

6

Electronic Load

性能・功能

PLZ-U Series

performance•function

■并联运行

■时序功能

在框架内相邻的同一机型的负载单元中，可以实现并联运行（※）

本功能可以在恒流模式或恒阻模式下，逐步自动执行所保存程序。

。并联运行被视为一个通道，针对合计电流、电阻值（电导系数）

通过对设定值及执行时间进行逐步设定，可以执行各种波形的仿真。

的显示值及设定值进行操作。如果是同一框架内，可以对并联运

程序按各通道独立，备份功能保证了电源断开时程序也不会丢失。

行和单独运行进行组合。※PLZ-50F 时 Max 5 台

M ：主机
S ：从属机使用 PLZ-50F，将 3 台并联运行和 2 台并联运行组合时

M ：主机
S ：从属机单 ：单一负载单元

时序设定参数模式

CC 或 CR步执行时间

1ms 〜 9999s（0 为步终了）

Max 步数255

重复次数

0 〜 9998（9999 为无限重复）■经过时间显示和自动卸载定时器
使用 PLZ-50F，将 3 台并联运行和 2 台单一负载单元组合时经过时间显示及自动卸载定时器经过时间显示、UVP（低电压保护）、卸载电压显示、自动卸载定时器这四种功能组合后，可以实并联台数和容量并联台数

PLZ70UA

PLZ150U2

30A ／ 150W

60A ／ 300W

345A ／ 225W

90A ／ 450W

460A ／ 300W

120A ／ 600W

575A ／ 375W

150A ／ 750W

现电池放电测试中需要的「从放电开始至终止电压的时间测量」
及「从放电开始经过一定时间后的闭路电压测量」这两种测试。

■开关功能在恒流模式及恒阻模式下，可实现开关动作。开关的设定参数包括开关等级、开关频率、占空比及斜率。这些设定在加载过程中也可以变更。
开关设定参数占空比设定

2% 〜 98%、0.1% 步频率设定范围
频率设定分解能

1Hz 〜 20kHz
1Hz〜1kHz不足

1Hz

1kHz〜10kHz不足

10Hz

10kHz〜20kHz

100Hz

7

性能・功能performance•function■软启动功能■配置设定

是指在恒流模式下，可以改变加载后的电流上升时间的功能。因是有关于动作和通信环境等的设定功能。设定内容被保存到本机

为能够根据要测试设备的输出电压上升时间，改变本机的上升时的存储器中，在电源投入时被调用。

间，所以可实现近似于实际负载的测试。（软启动时间 ：可从 0.1、
1、3、5、10、30、100、300ms 中选择）・并联运行台数
・使用外部参考电压的动作模式
・过电流保护（OCP）的卸载功能
・过功率保护（OPP）的卸载功能
・加载延迟时间
・时序终了时的加载、卸载・加载外部控制的极性（Low／High）
・电源投入时的加载、卸载・GPIB／RS232C的选择・GPIB地址的设定
・RS232C通信速度■远程传感功能本功能用于欲对负载线的电压下降进行补偿，以便正确地设定电
阻、电压，测量电压和功率的情况下。特别值得一提的是，由于恒压、
恒阻模式下的过渡特性得到了改善，因此动作很稳定。

■卓越操作性将设定操作集成在框架面板上。可针对每个通道，同时显示测量电■ ABC 预置存储器
恒流、恒阻、恒压模式的各种量程中分别有 A、B、C 三个存储器，

压、测量电流，并且可以单手操作。采用了类似于仿真感觉的转速感应型编码器旋钮以及直观易懂的设计，实现了高度的操作性。

可以保存设定值。所保存的设定值，在加载过程中也可以自由地
调用、保存。恒流 + 恒压、恒阻 + 恒压模式下，可以调用、保存■键锁定功能恒流及恒压、恒阻及恒压的存储器。

可以锁定面板上的键，使设定值和存储器、时序等无法变更。

■设定存储器■丰富的保护功能

设定存储器可以保存以下设定值，Max 可保存 4 个。

搭载有过电流保护（OCP）、过功率保护（OPP）、过电压保护（OVP）、

保存及调用是全通道一起进行的。

低电压保护（UVP）、过热保护（OHP）、及逆接保护（RVP）的保护功
能。此外 OCP、OPP、UVP 可针对各个通道改变设定值，因此理想・动作模式（CC／CR／CV、＋CV的有无）
・保存时的电流值／电阻值／电压值
・量程设定
・斜率值
・开关频率／占空比／等级
・软启动
・配置设定
・ABC预置存储器的内容・自动卸载定时器・时序8

于用来保护被测试设备。

Electronic Load
PLZ-U Series■外部控制■标准配备有 GPIB、RS232C

可通过框架的连接器（FRAMECONT）及各通道的连接器（CHCONT）

标准配备有 GPIB、RS232C。

进行外部控制。框架的连接器（FRAMECONT）上，可实现「全此外也符合以下标准。

通 道 联 动 加 载 / 卸 载 」、「ABC 预 置 存 储 器 的 调 用 」、「 设 定 存

・ IEEE Std 488.2-1992 IEEE Standard Codes,

储 器 的 调 用 」、「 加 载 状 态 输 出 」、「 警 报 状 态 输 出 」。 此 外 各

Formats, Protocols, and Common Commands

通道的连接器 (CHCONT) 上也可进行「外部参考电压的控制」、「加载 / 卸载」、「输入电流监
控输出」。

For Use With IEEE Std 488.1-1987
・ IEEE Std 488.1-1987 IEEE Standard Digital
Interface for Programmable Instrumentation
・ TIA/EIA-232F
・ Standard Commands for Programmable
Instruments（SCPI）version 1999.0

连接器1的端子排列
No.

信号名

1

A

ENABLE 在低电平时有效。
入输出

功能预置存储器 A 的调用

2B预置存储器 B 的调用

3C预置存储器 C 的调用

4

AUX

备用

5

MEM0

设定存储器 0 的调用输入 ※1 设定存储器 1 的调用

6

MEM1

7

MEM2

设定存储器 2 的调用

8

MEM3

设定存储器 3 的调用

9ENABLE使加载／卸载、预置存储器 ABC 的调用、设
定存储器 0 〜 3 的调用有效 ※2
加载

10

LOAD ON

11

N.C.

12

N.C.

13

N.C.

14

N.C.

15

LOAD STATUS

16

ALARM STATUS

17＋ 5VIF

N.C.

加载时 ON
输出 ※3

警报时 ON
5V Max 输出电流 100mA

18

N.C.

N.C.

N.C.

19

GND

GND

GND（chassis 电位）

20

GND

※1 输入 ：低电平动作 (Low Active) ，在 5V 电源上钓 (pull up) 10kΩ 的电阻（低电平输入电压 = 0V 〜 1V，高电平输入电压 = 4V 〜 5V），ENABLE 是低电平有效。
调用 ABC 预置存储器及设定存储器时，将两个以上信号设为低电平时，最后为低电平的信号有效。
※2 ENABLE 有效时，来自面板的这些操作为无效。
※3 输出 ：集电极开路电路输出、输出耐受电压 DC30V、输出饱和电压约 1.1V、Max
输出电流 100mA

CH CONT 连接器1的端子排列
No.

信号名

功能

1

COM

负载输入端子「ー」（负）端子电位

2

I MON

负载输入电流监控输出、0V〜10V时，额定电流的
0％〜100％3

EXT REF

外部参考电压输入。0V〜10V时，f.s的
0％〜100％

4

LOAD ON/OFF
CONT加载输入。LowActive或HighActive的选择是通过配置设定的加载／卸载外部控制极性实现的。在5V电源上钓(pull up) 10kΩ的电阻。低电平输入电压= 0V〜1V，高电平输入电压= 4V〜5V

5

＋ 12V

12V内部电源输出。Max 输出电流50mA

9

■ 规 格额定
型号
动作电压（DC）
电流 / 功率量程

HML

PLZ150U
1.5V 〜 150V
30A ／ 150W
3A ／ 150W
300mA ／ 45W

负载输入端子对接地电压
负载输入端子的通道间耐受电压Min 起动电压 *1

PLZ70UA
0V 〜 150V
15A ／ 75W
1.5A ／ 75W
150mA ／ 22.5W
DC500V
DC500V
0.3V 以上*1 保证本机开始有电流流动的 Min 电压（本产品在输入电压约 0.3V 以下、且输入电流在额定量程约 1％以下时进行无输入检测。因此，将输入电压从 0V 缓慢上升的过程中，只要未
超过 0.3V 就不会有电流流动。如果电流上升到额定量程的 1％以上 , 即使在 0.3V 以下也可以产生电流。)
恒流模式（CC）
型号
动作范围

量程

H
M
L

设定范围
设定分解能

量程

设定精确度
输入电压变动 *2

量程
量程

H
M
L
H、M、L
H
M
L
rms *3p-p *4

脉动

PLZ150U
0A 〜 30A
0A 〜 3A
0A 〜 300mA

PLZ70UA
0A 〜 15A
0A 〜 1.5A
0A 〜 150mA

0％〜 105％ of f.s
2mA
1mA
0.2mA
0.1mA
0.02mA
0.01mA±（0.2％ of set ＋ 0.2％ of f.s）＋ Vin *1/500kΩ
2mA
1mA
0.1mA
3mA
7.5mA
30mA
50mA

*1 Vin ：负载输入端子电压
*2 （Vin/500kΩ）以上的电流时*3 测量频率带宽 ：10Hz 〜 1MHz
*4 测量频率带宽 ：10Hz 〜 20MHz
恒阻模式（CR）
型号
动作范围（ ）内为电导系数 *1
设定范围
设定分解能
（ ）内为动作范围

量程

H
M
L

量程

H
M
L

设定精确度 *3
*1
*2
*3
*4
*5

H、M、L

电导系数［S］＝（输入电流［A］／输入电压［V］）＝（1 ／电阻值［Ω］）
电导系数的 f.s输入电流时的换算值、远程传感时
set ＝输入电压 × 设定电导系数＝（输入电压／设恒电阻）
f.s ＝设定量程的额定电流

恒压模式（CV）
型号
动作范围

量程

H
L

设定范围
设定分解能

量程

H
L
H、L

设定精确度
输入电流变动 *1*1 远程传感时

10

量程

PLZ150U
PLZ70UA
OPEN 〜 50mΩ（0S 〜 20S）
OPEN 〜 100mΩ（0S 〜 10S）
OPEN 〜 500mΩ（0S 〜 2S）
OPEN 〜 1Ω（0S 〜 1S）
OPEN 〜 5Ω（0S 〜 200mS）
OPEN 〜 10Ω（0S 〜 100mS）
0％〜 105％ of f.s *2
0.2mS（0S 〜 2S）
0.1mS（0S 〜 1S）
2mS（2S 〜 20S）
1mS（1S 〜 10S）
20μS（0S 〜 200mS）
10μS（0S 〜 100mS）
0.2mS（200mS 〜 2S）
0.1mS（100mS 〜 1S）
2μS（0S 〜 20mS）
1μS（0S 〜 10mS）
20μS（20mS 〜 200mS）
10μS（10mS 〜 100mS）±（0.5％ of set *4 ＋ 0.5％ of f.s *5）＋ Vin/500kΩ

量程

PLZ150U
1.5V 〜 150V
1.5V 〜 15V

PLZ70UA
0V 〜 150V
0V 〜 15V
0％〜 105％ of f.s
10mV
1mV±（0.1％ of set ＋ 0.1％ of f.s）
12mV

Electronic Load
PLZ-U Series
电压表
型号
测量范围
分解能

PLZ150U

PLZ70UA
0V 〜 150.0V
0.01V
0.001V±（0.1％ of rdg ＋ 15 digits）

15.75V 〜 150V
0V 〜 15.75V

测量精确度
电流表
型号
测量范围

量程

分解能

量程

H
M
L
H
M
L

PLZ150U
0A 〜 30A
0A 〜 3A
0mA 〜 300mA

0.001A
0.0001A
0.01mA±（0.2％ of rdg ＋ 0.3％ of f.s）测量精确度
功率表 *1型号
测量范围
分解能

PLZ70UA
0A 〜 15A
0A 〜 1.5A
0mA 〜 150mA

PLZ150U
0W 〜 150W

PLZ70UA
0W 〜 75W

100W 不足
100W 以上

0.01W
0.1W

*1 电压测量值和电流测量值的乘积
开关模式
型号
动作模式
频率设定范围
占空比设定
频率设定分解能PLZ150U

PLZ70UA
CC 及 CR
1Hz 〜 20kHz
2％〜 98％、0.1％步
1Hz
10Hz
100Hz
±（0.5％ of set）

1Hz 〜 1kHz 不足
1kHz 〜 10kHz 不足
10kHz 〜 20kHz

频率设定精确度
斜率型号
动作模式
设定范围（CC）

量程设定范围（CR）

量程

PLZ150U

PLZ70UA
CC 及 CR

H
M
L
H
M
L

0.10A/μs 〜 2.40A/μs
0.10A/μs 〜 0.24A/μs
24mA/μs*1

0.05A/μ 〜 1.20A/μs
0.05A/μ 〜 0.12A/μs
12mA/μs*1

0.10A/μs 〜 0.24A/μs
24mA/μs*1
2.4mA/μs*1

0.05A/μ 〜 0.12A/μs
12mA/μs*1
1.2mA/μs*1

分解能设定精确度 *2

0.01A/μs±（10％ of set ＋ 5μs）

*1 固定值
*2 电流在 H 量程额定电流的 2％〜 100％范围内变化时，达到 10％〜 90％的时间
软启动
型号
动作模式
时间设定范围
时间设定精确度
时序功能型号
时序PLZ150U

PLZ70UACC
0.1、1、3、10、30、100、300ms±（30％ of set ＋ 100μs）

PLZ150U
动作模式
Max 步数步执行时间重复次数

PLZ70UA
CC 及 CR
255
1ms 〜 9999s
1 〜 9999（9999 为无限重复）11

■ 规 格保护功能
型号过电压保护（OVP）
过电流保护（OCP）

过功率保护（OPP）

过热保护（OHP）
反向连接保护（RVP）
低电压保护（UVP）
通信功能
型号
GPIB

RS232C框架间控制以及外部控制
型号
框架间控制

外部控制

预设存储器 A、B、C 的调用输入设定存储器调用输入有效输入加载输入加载状态输出警报状态输出内部电源输出
输入信号
输出信号
远程传感
型号
传感补偿可能电压
其他
型号
ABC 预设存储器设定存储器经过时间显示自动卸载定时器
加载延迟
并联运行
外部模拟信号控制型号电源输出外部电压控制输入 *1
加载输入电流监控输出COM*1

12

CR、CV 模式的设定更新时间约为 100ms

PLZ150U额定电压的 110％时卸载
可设定为 H 量程额定电流的 0％〜 110％。
按照设定值或设定量程额定电流 110％中较小的值工作检测出以后，可选择卸载或限制
可设定为 H 量程额定功率的 0％〜 110％。
按照设定值或设定量程额定功率 110％中较小的值工作。
检测出以后，可选择卸载或限制
散热器温度为 95℃时工作。
采用保护二极管短路方式，实现短时间保护。检测出以后卸载可设定为 OFF 或额定电压的 0％〜 100％。检测出以后卸载

PLZ70UA

PLZ150U
PLZ70UAIEEE std. 488.2-1994
SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E1
支持 SCPI 指令设置可实现 POWER 开关、键锁定以外面板上各种功能的设定、测量值的读出
D-SUB 9 针连接器（适用于 EIA-232-D）
可实现 POWER 开关、键锁定以外，面板上各种功能的设定、测量值的读出
波特率 2400/4800/9600/19200 bps、结束位 ：1bit、数据长 ：8bit、奇偶检验位 ：NONE、
流程 ：XON/XOFF。

PLZ150U
PLZ70UA主框架可以控制从属框架（Max 4 台）
可实现 LOAD ON/OFF、ABC 预设存储器的联动调用、设定存储器 0 〜 3 的调用预设存储器 A、B、C 的联动调用设定存储器 0 〜 3 的调用
使 LOAD ON/OFF、预设存储器 A、B、C 的联动调用、设定存储器 0 〜 3 的调用有效。
联动加载加载时 ON（集电极开路电路输出）
警报时 ON（集电极开路电路输出）
5 V Max 输出电流 100mA
LowActive、在 5V 电源上钓 (pull up) 10kΩ 的电阻。
低电平输入电压 ：0 V 〜 1 V、高电平输入电压 ：4 V 〜 5 V集电极开路电路输出、输出耐受电压 DC30 V、输出饱和电压约 0.7 V、Max 输出电流 100 mA

PLZ150U

PLZ70UA单侧 2 V

PLZ150U
在各量程的各种动作模式下分别保存设定值（A、B、C）
可保存 4 个设定信息测量自加载至卸载之间的时间（0.1s 〜 99999s）
经过设定时间后卸载（可设定为 OFF 或 1s 〜 99999s）
经过设定时间后加载（可设定为 0ms 〜 1s，10ms 单位）
可在框架内相仿的负载单元（同一机型）间进行并联运行

PLZ70UA

PLZ150U
PLZ70UA
12V Max 输出电流 50mA
可在 CC、CR、CV 模式下工作。0V 〜 10V 时，f.s 的 0％〜 100％
LowActive（或 HighActive）、在 5V 电源上钓 (pull up) 10kΩ 的电阻。
低电平输入电压 ：0V 〜 1V、高电平输入电压 ：4V 〜 5V
0V 〜 10V 时，额定电流的 0％〜 100％
负荷输入端子的「-」( 负 ) 端子电位Electronic Load
PLZ-U Series
通常规格
型号
质量
配件

型号
额定电源电压
额定频率
消耗功率

PLZ150U
后面负载输入端子盖负载输入端子螺丝套件负载单元固定用螺丝
后面传感端子用螺丝框架单体
负载单元安装于全通道时

冷却方式
动作温度范围
动作湿度范围
保存温度范围
保存湿度范围
绝缘电阻
一次⇔ chassis
耐压
一次⇔ chassis
接地连续性
电池备份
可安装的负载单元数
外形尺寸（mm）
质量
框架单体
配件
电源线
备用面板（前面、后面）
保护用虚拟插头
操作说明书
电磁兼容 *2、*3

安全性 *2

PLZ70UA约 2kg
1个
2 组（M6 螺钉、M6 螺母、M6 弹簧垫圈、M4 螺丝）
2 个（M3×10 螺丝、安装于主体上）2 个（M3×6 螺丝、安装于主体上）PLZ-30F
PLZ-50F
AC100V 〜 240V（AC90V 〜 250V）单相
50Hz ／ 60Hz（47Hz 〜 63Hz）
33VA 以下
40VA 以下
300VAmax
500VAmax
利用热感应可变速风扇进行强制空冷
0℃〜 40℃
20％〜 85％ rh（无凝水）ー 20℃〜 70℃
90％ rh 以下（无凝水）DC500V、30MΩ 以上（周围湿度 70％ rh 以下）
AC1500V、1 分钟内无异常
AC25A、0.1Ω 以下备份电源关闭时的设定信息。电池寿命 3 年以上（25℃时）
3
5
外形图参照
约 5kg
约 7kg
1 根（带 SVT3 18AWG 3P 插头、线长 2.4m）
Max 2 组 *1
Max 4 组 *1
2 个（FRAME CONT 连接器用、安装于主体上）
1册
符合以下指令及标准的要求事项
EMC 指令 2014/30/EU
EN 61326-1（Class A *4）
EN 55011（Class A *4、Group 1 *5）
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
符合以下指令及标准的要求事项
低电压指令 2014/35/EU *3
EN 61010-1 (Class I *6、Pollution degree 2 *7)

*1
*2
*3
*4

在装配了负载单元的组合产品上，被安装于空插槽中。在框架单体产品上，安装了 Max 数量。
不适用于特别订制产品 , 改造产品。
只针对于面板上有 CE/UKCA 标记的型号。
本产品为 Class A 机器。是为在工业环境中使用而设计的。如果在住宅区使用本产品有可能会引起造成干涉的原因。 若发生此种情况时 , 为防止干涉收音机或电视机播放接收信号 , 有时需要采取特别措施以减少用户产生的电磁辐射。
*5 本产品为 Group 1 机器。本产品为了材料处理或者检查分析 , 利用了电磁辐射 , 感应和／或静电结合的方式 , 并非有意地产生／使用无线频率能量。
*6 本产品为 Class I 机器。请务必保证本产品的保护导体端子接地。如果没有正确地接地 , 就不能保证其安全性。
*7 污染是附着异物（固体 , 液体 , 或者气体）会引起绝缘耐力和表面电阻率下降的状态。污染度 2 则是指只有非导电性的污染 , 可能会不时地因结露发生暂时导电性的状态。

13

■ 外形图・机柜安装图14■ 组 合 表
系列构成
品

名

型

号

负载单元

PLZ70UA备

注

75W/15A、0V-150V

负载单元

PLZ150U

150W/30A、1.5V-150V

框架（3ch）

PLZ-30FMax 可安装 3 台负载单元框架（5ch）

PLZ-50FMax 可安装 5 台负载单元

PLZ-U 组合一览 ※ 针对以下型号承接订单PLZ70UA

PLZ150U

PLZ30 Ｆ -70UA0-150U1

型

号

框架种类

0

1

总单元数
1

PLZ30 Ｆ -70UA0-150U2

0

2

2

PLZ30 Ｆ -70UA0-150U3

0

3

3

PLZ30 Ｆ -70UA1-150U0

1

0

1

PLZ30 Ｆ -70UA1-150U1

PLZ-30F

PLZ30 Ｆ -70UA1-150U2

1

1

2

1

2

3

PLZ30 Ｆ -70UA2-150U0

2

0

2

PLZ30 Ｆ -70UA2-150U1

2

1

3
3

PLZ30 Ｆ -70UA3-150U0

30

PLZ50 Ｆ -70UA0-150U1

0

1

1

PLZ50 Ｆ -70UA0-150U2

0

2

2

PLZ50 Ｆ -70UA0-150U3

0

3

3

PLZ50 Ｆ -70UA0-150U4

0

4

4

PLZ50 Ｆ -70UA0-150U5

0

5

5

PLZ50 Ｆ -70UA1-150U0

1

0

1

PLZ50 Ｆ -70UA1-150U1

1

1

2

PLZ50 Ｆ -70UA1-150U2

1

2

3

PLZ50 Ｆ -70UA1-150U3

1

3

4

PLZ50 Ｆ -70UA1-150U4

1

4

5

PLZ50 Ｆ -70UA2-150U0

PLZ-50F

PLZ50 Ｆ -70UA2-150U1

2

0

2

2

1

3

PLZ50 Ｆ -70UA2-150U2

2

2

4

PLZ50 Ｆ -70UA2-150U3

2

3

5

PLZ50 Ｆ -70UA3-150U0

3

0

3

PLZ50 Ｆ -70UA3-150U1

3

1

4

PLZ50 Ｆ -70UA3-150U2

3

2

5

PLZ50 Ｆ -70UA4-150U0

4

0

4

PLZ50 Ｆ -70UA4-150U1

4

1

5

PLZ50 Ｆ -70UA5-150U0

5

0

5

选购件
品

名

型

号

备

注

机柜安装托架KRB3-PLZ- 50F

PLZ-50F 用（英制尺寸（EIA）用）

机柜安装托架KRB150-PLZ-50F

PLZ-50F 用（公制尺寸（JIS）用）

机柜安装托架KRB3-PLZ-30F

PLZ-30F 用（英制尺寸（EIA）用）
PLZ-30F 用（公制尺寸（JIS）用）

机柜安装托架KRB150-PLZ-30F

控制用扁平电缆

PC01-PLZ-4W

长度 300mm、框架间连接用

控制用扁平电缆

PC02-PLZ-4W

长度 550mm、框架间连接用

15

Option时序创建软件Wavy series■时序创建软件
Wavy for PLZ-U【工作环境】Windows 7 ／ Windows 8＊详细情况请浏览本公司主页。

进一步强化 PCR-LE 系列的波形生成和时序功能的软件。
也可使用鼠标描绘＆和表格的计算来编辑波形。
● 可简单的编辑和做成序列工作中的必要测试条件数据。
● 根据测试条件数据包保存的机能，可更容易对测试条件进行管理。
● 实行序列时，在【显示画面】中可表示出设定值和光标。
● 也可根据【显示画面】来直观的观察正在进行测试的值数的变化。
● 也可对测试结果进行保存管理。
● 支持序列中 step 项目的选择 / 和不选择，暂停机能，触发机能，AC 波形等可进行必要的选择。

Download !
我们准备有 Wavy 体验版！
用户可无功能限制地试用 3 周▲页面标本https://global.kikusui.co.jp/downloads/●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

KIKUSUI AMERICA, INC.
3625 Del Amo Blvd., Suite 160 Torrance, CA90503
Phone: 310-214-0000, Facsimile: 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069

KIKUSUI ELECTRONICS EUROPE GmbH
Grossenbaumer Weg 8, 40472 Duesseldorf, Germany
Phone: +49(211)54257600, E-mail: support@kikusui-europe.com■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。
■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以
谅解。

2024年7月发行

202407PDFCC51