医療機器等 始業・終業点検 実施記録 ( 4.Ｘ線ＣＴ検査室 )
実施年月：

2020年

9月

・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。

始業点検
環
境
検査室・操作室・・更衣室・待合室
設
備

日付

医療機器
安全管理責任者

機器名称

全身用Ｘ線ＣＴ診断装置

購入年月日

2011.1

機器型式名

GE Discovery 750HD

設置室名

CT検査室１

製造番号424299CN6

製造販売業者名

GE Healthcare

部署責任者

保守担当者

自主点検・ スポット修理
保守形態
外部委託（メンテナンス契約） 全部・一部

123456789101112131415161718192021222324

123456789101112131415161718192021222324(○：正常 ×：異常 △：処置・調整 －：点検なし)
252627282930

温度( 20～28 ℃）が使用条件を満たしていること
湿度( 60 ％以下）が使用条件を満たしていること
照明等に点灯切れがないこと
機器類の配置の状態が正常であり、周りに障害物等がないこと
室内が整理整頓され、不審物等がないこと
寝台・付属品に破損・変形、又は危険な針等の異物がないこと
ユニット類が清拭され、血液、造影剤が除去されていること

機器の外観・動作 ガントリチルトが正常に動作すること
寝台の上下動・水平動が正常に動作すること
ポインターの点灯や左右ずれがないこと
システム電源ＯＮ後のコンソールが正常に動作することAdvantage Workstationの電源を立ち上げる
各種表示灯が正常に点灯し、モニター上にエラーメッセージが表示されていないこと
検査室の「使用中灯」が点灯していること
医療システム起動機器

異常音や異臭がないこと
ハードディスクの残り容量が充分であること
Ｘ線管ウオームアップ動作は正常であること
水ファントムをスキャンしたCT値 Conve
Spiral
水ファントムをスキャンしたSD値 Conve
Spiral
水ファントムをスキャンした画像にムラやアーチファクトがないこと
造影剤注入器の動作時に異常音がないこと
HIS-RISシステムが正常に立ち上がること

付属機器

X線プロテクターの枚数が揃っており正常使用状態であること
室内監視モニターが正常であること
固定用補助具・備品を確認すること
点検者名

終業点検
環境
検査室・操作室・・更衣室・待合室
設
備日付

252627282930

温度( 20～28 ℃）が使用条件を満たしていること
湿度( 60 ％以下）が使用条件を満たしていること
照明等に点灯切れがないこと
機器類の配置の状態が正常であり、周りに障害物等がないこと
室内が整理整頓され、不審物等がないこと
寝台・付属品に破損・変形、又は危険な針等の異物がないこと

機器の外観・清掃 ユニット類が清拭され、血液、造影剤が除去されていること
・動作
チルト角が零度になっていること
寝台がホームポジションにあること
ハードディスクの残り容量は充分あること
医療 システム終了
機器

Advantage Workstationの電源を落とす
ＰＯＳＴ処理画像に未転送画像がないか確認すること
装置・機器が正常に再起動すること
造影剤注入器が清掃され、正常に動作すること
HIS-RISシステムをシャットダウンすること

付属機器

X線プロテクターの破損と枚数を確認すること
室内監視モニターが正常であること
固定用補助用具・備品に欠品や破損がないこと
点検者名

福井大学医学部附属病院

医療機器等 始業・終業点検 実施記録 ( 4.Ｘ線ＣＴ検査室 )
実施年月：

2020年

9月

・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。

始業点検

日付

医療機器安全管理責任者

機器名称

全身用Ｘ線ＣＴ診断装置

購入年月日

2017.07

機器型式名Somatom Force

設置室名

CT検査室2

製造番号

ｃｔｗｐ64908

製造販売業者名

シーメンス旭メディテック株式会社

部署責任者

保守担当者

自主点検・ スポット修理
保守形態
外部委託（メンテナンス契約） 全部・一部

123456789101112131415161718192021222324

123456789101112131415161718192021222324(○：正常 ×：異常 △：処置・調整 －：点検なし)
252627282930

温度( 20～28 ℃）が使用条件を満たしていること
環境検査室・操作室・・更衣室・待合室
設
備

湿度( 60 ％以下）が使用条件を満たしていること
照明等に点灯切れがないこと
床汚れ防止のシートを剥がして，部屋の掃除後に新しいシートを貼る
機器類の配置の状態が正常であり、周りに障害物等がないこと
室内が整理整頓され、不審物等がないこと
寝台・付属品に破損・変形、又は危険な針等の異物がないこと
検査室内マイクの電源がONになっていること

機器の外観・動作 ユニット類が清拭され、血液、造影剤が除去されていること
寝台の上下動・水平動が正常に動作すること
ポインターの点灯や左右ずれがないこと
各種表示灯が正常に点灯し、モニター上にエラーメッセージが表示されていないこと
検査室の「使用中灯」が点灯していること
異常音や異臭がないこと
医療システム起動機器

ハードディスクの残り容量が充分であること
Ｘ線管ウオームアップ動作は正常であること
水ファントムをスキャンした、CT値

Head Conve
Abdomen Spiral

水ファントムをスキャンした、SD値

Head Conve
Abdomen Spiral

水ファントムをスキャンした画像にムラやアーチファクトがないこと
造影剤注入器の動作時に異常音がないこと
HIS-RISシステムが正常に立ち上がること
付属機器

X線プロテクターの枚数が揃っており正常使用状態であること
室内監視モニターが正常であること
固定用補助具・備品を確認すること
点検者名

終業点検

日付252627282930

温度( 20～28 ℃）が使用条件を満たしていること
環境検査室・操作室・・更衣室・待合室設
備

湿度( 60 ％以下）が使用条件を満たしていること
照明等に点灯切れがないこと
床の造影剤，血液等を清拭されていること
機器類の配置の状態が正常であり、周りに障害物等がないこと
室内が整理整頓され、不審物等がないこと

寝台・付属品に破損・変形、又は危険な針等の異物がないこと
機器の外観・清掃ユニット類が清拭され、血液、造影剤が除去されていること
・動作
寝台がホームポジションにあること
システム再起動後のコンソールが正常に動作すること
ハードディスクの残り容量が十分であること
医 システム終了
療機
器

ＰＯＳＴ処理画像に未転送画像がないか確認すること
装置・機器が正常に再起動又は終了すること
再起動後，ガントリ内のライトをつけること
造影剤注入器が清掃され、正常に動作すること
HIS-RISシステムをシャットダウンすること

付属機器

X線プロテクターの破損と枚数を確認すること
室内監視モニターが正常であること
固定用補助用具・備品に欠品や破損がないこと
点検者名

福井大学医学部附属病院