可变直流稳压电源
PAD-LA 系列产品目录PA

D-D C

LA

P O W E RSERIES U P P LY可变直流稳压电源
PAD-LA系列

III 类型、IV 类型、不同的 Max 输出电压（16V〜250V）10 种型号
大容量・多种机型的高性能高可靠性直流电源https://global.kikusui.co.jp/

SIII 类型IV 类型

PAD-LA 系列是对本公司串联调节器方式、可变直流稳压电源的长期销售型
号 PAD-L 系列进行更新的系列。不仅在基本性能上加以锤炼，由于采用新设计，使用起来更得心应手。
从研究开发、质量管理到生产现场等所有领域都能运用的“基本型电源”。

■高辉度的大型 4 位数显示器

模拟远程控制的动作模式设定、设定产品阵容
16V 系列36V 系列PAD 16-100LA
PAD 36-60LA

60V 系列72V 系列110V 系列
250V 系列
36V 系列60V 系列110V 系列

PAD 60-35LA
PAD 72-30LA
PAD 110-20LA
PAD 250-8LA
PAD 36-100LA
PAD 60-60LA
PAD 110-32LA

250V 系列

PAD 250-15LA

III 类型IV 类型■控制端子电压、电流指示计从模拟类型变更为单一控制并联运行 ( 或者串联运行 )背面的控制端子台，从以往的口琴式数字类型。而且，由于输出 ON/OFF、中的主机或者从机的开关，都集中在端子变为不使用螺钉的线夹端子。

CV/CC 的各动作显示也配置在附近，前面板的右上部，提高了使用的便利

可以迅速确认必需的情报。

性。

■ OUTPUT 以及 SET 开关■ OCP

与 本 机 的 电 源 开 关 不 同， 另 装 备

在 OVP ( 过电压保护 ) 功能外，标配

“OUT-PUT 开关”，设置有即使在输了 OCP ( 过电流保护 )。

出 OFF 时，也能对现在设定的电压■输出监控值以及电流值进行设定或者确认的标配输出电压以及输出电流的监控。
“SET 开关”输出端子。输出电压监控输出，在■集中模式设定开关0 ~ 额定输出电压下为 0V ~ 约 10V，
输出电流的监控输出在 0 ~ 额定输出电流下为 0V ~ 约 1V。

用于输出以及显示器的调整、OVP 以及 OCP 动作点设定的各可变电阻器、2电脑控制
PAD-LA 系列使用 PIA4810，可以进行电脑控制。详细情况请进行咨询。
注 ：使用 PIA3200 的控制器时，必须更换 ROM。
■ PAD-LA 系列系统扩充 / 概念图
【连接示例 PAD-LA-1】【连接示例 PAD-LA-2】

控制内容● 输出电压的设定● 输出电流的设定● 输出电压的回读● 输出电流的回读 *1● 输出的 ON / OFF

控制内容● 输入电源开关的 OFF● 警报监视 *2● C . V 模式监视 *2● 输出电压的设定● 输出电流的设定● 输出的 ON / OFF● C . C 模式监视 *2*1：
关于 PAD16-100LA/PAD36-60LA/PAD36-100LA/PAD60-60LA，请前来商洽。
*2：电源设备中 DIN 连接器的安装有待改善。

■外部模拟控制功能■各类功能●基于外部电压的恒定电压控制●串联运行（0V 〜 10V，控制 0V 〜额定输出电压）＊1（单一控制 ：主从）＊5（0V 〜 10V，控制 0A 〜额定输出电流）＊1（单一控制 ：主从）＊5（0Ω 〜 10kΩ，控制 0V 〜额定输出电压）＊2● OVP（过电压保护）（0Ω 〜 10kΩ，控制 0A 〜额定输出电流）＊2● OHP（过热保护）●基于外部接点的电源开关切断＊ 4●输出电流监控器（0V 〜 1V）●基于外部电压的恒定电流控制●并联运行●基于外部电阻的恒定电压控制●遥感功能●基于外部电阻的恒定电流控制● OCP（过电流保护）●基于外部接点的输出 ON / OFF ＊3●输出电压监控器（0V 〜 10V）

＊1：通过前面板的输出电压、电流设定旋钮，可以任意调＊ 5 ：相同型号中可以（串联运行 ：250V 系列可以连接至整控制范围。

2 台，此外可以连接至３台。并联运行 ：可至３台）＊2：可以通过设定开关，把通常 0 〜额定值 / 0 〜约 10kΩ
的控制切换为 0 〜额定值 / 约 10kΩ 〜 0Ω 的控制。

＊ 3 ：通常通过接点短路关闭输出，但可以切换设定开关，切换为通过接点开放，关闭输出。
＊ 4 ：通常通过接点短路切断。通过改造，可以变更为接点开放时切断。

3面板说明Front View

Rear View■ III 类型20
5678910114

12321319
181171615147825 24

232221■ IV 类型
5692010114123213116151423

19181725 24

422

1 POWER 开关10 OVP 可变电阻器

18 感测端子2 OVP / OCP 开关

11 OCP 可变电阻器

19 DC OUTPUT 端子（M8 螺栓）

3 SET 开关12 远程控制设定开关20 排气口

4 OUTPUT 开关

13 M / S 开关

21 电缆夹

5 OUTPUT ON / OFF 显示
6 电压表

14 CURRENT 旋钮

22 AC INPUT 端子台（M6 螺钉）

15 CC 显示23 控制端子台

7 CV 显示

16 电流表24 外壳端子8 VOLTAGE 旋钮
9 调整用可变电阻器

17 感测用短路片25 接地用短路片机柜装配框架■支架EIA 规格（英制尺寸）
电源种类III
IV型号
KRB5-PAD
KRB11-PAD

JIS 规格（米制尺寸）
横宽
511型号
KRB250-PAD
KRB500-PAD

横宽510

注 ：由于本机拥有强制气冷用的吸气口，因此当组装在机柜上时，必须安装备用面板。请参照“备用面板安装示例”。

■支架安装示例EIA 规格（英制尺寸）

单位 ：mmJIS 规格 ( 米制尺寸 )

单位：mm

■备用面板
横宽
1

英制 ( EIA ) 用
平板
BP191

网格BP191-M                     平板            BP1H

米制 ( JIS ) 用                    网格                 BP1H-M

注 ：IV 类型当组装在机柜上时，不必安装备用面板。

■备用面板安装示例
必要的备用面板的宽度  ( 1 块宽度 JIS 规格 ：50mm、EIA 规格 ：44.45mm )III 类型的情况下

5规格                 规格输出                 型号         PAD16-100LA

纹波电源变动

CC

CV

CC

CV

CC

CV

CC

VA

mVrms

mArms

mV

mA

mV

mA

尺寸质量输入 ( AC )

类型(约)

电压

功率kg

V±10％

约 kVA

0.5

1000.005％＋ 130.005％＋ 25Ⅲ

65

200

3.30.5100.005％＋ 1

30.005％＋ 25Ⅲ66

200

3.8         PAD36-100LA

0 ~ 16 0 ~ 100
0 ~ 36 0 ~ 60
0 ~ 36 0 ~ 100

0.5

500.005％＋ 1

30.005％＋ 25Ⅳ96200

7.1         PAD60-35LA

0 ~ 600 ~ 350.580.005％＋ 1

30.005％＋ 23Ⅲ

64200

3.4         PAD36-60LA         PAD60-60LA

0 ~ 600 ~ 600.5

200.005％＋ 1

30.005％＋ 25Ⅳ

96200

6.9         PAD72-30LA

0 ~ 720 ~ 300.5

60.005％＋ 1

30.005％＋ 23Ⅲ

64200

3.8         PAD110-20LA

0 ~ 1100 ~ 1100 ~ 20140.005％＋ 1

10.005％＋ 23Ⅲ63200

3.8         PAD110-32LA

0 ~ 321100.005％＋ 1

30.005％＋ 25Ⅳ94200

6.7         PAD250-8LA

0 ~ 250

0~ 8540.005％＋ 2

10.005％＋ 33Ⅲ63200

3.4         PAD250-15LA

0 ~ 250

0 ~ 15550.005％＋ 2

10.005％＋ 33Ⅳ92

200

6.7

■恒定电压温度系数......... 500ppm /℃ ( 标准值 )■过渡响应时间................... 对于输出电流 5% 〜 100% 的变动，输出电压恢复至稳定值的 0.05% + 10mV 以内的时间为 50μs
( 标准值 )
■纹波噪声............................. 通过输入拥有 5Hz 〜 1MHz、± 3dB 带宽的正弦波时的有效值进行校正的平均值响应、把有效值显示的 AC 电压表的正或者负输出的任意一端接地■指示计.................................. 测定电压表 4 位数数字显示
准确度电流表± ( 0.5% of reading + 5digit )※14 位数数字显示

准确度± ( 1% of reading + 5digit )※1※1 ：23℃ ± 5℃ 时
■接地....................................... 可以把正或者负端子接地■对地电压............................. ± 250V DC，不过，PAD110-20LA/PAD250-8LA/

PAD110-32LA/PAD250-15LA 是 ± 500V
■绝缘....................................... 输入 － 外壳间 ：DC500V 30MΩ 以上
输出 － 外壳间 ：DC500V 20MΩ 以上■耐压....................................... AC1500V  1 分钟  无异常。
■使用温度范围................... 0 ~ + 40℃■使用湿度范围................... 10%rh ~ 90%rh■冷却方式............................. 通过风扇强制气冷6负载变动CV■保护装置............................... ○ 自动交叉方式的恒定电压、稳恒电流○ 可变形过电压保护电路 ( OVP )〔可在额定值的 10% 〜 110% 范围内变化〕○ 可变形过电流保护电路 ( OCP )〔可在额定值的 10% 〜 110% 范围内变化〕○ 过电压保护电路( 整流电路的平流用电解电容器 )○过热保护电路 ( OHP )半导体冷却用热沉部○ 温度保险丝 ( 副变压器 )○ 输入输出保险丝○ 输入电涌吸收器■外形尺寸............................... III 类型

430 ( 440 ) W × 218 ( 275 ) H × 549 ( 625 ) Dmm
IV 类型430 ( 440 ) W × 484.6 ( 575 ) H × 465 ( 520 ) Dmm■随附件.................................... 通用 ：说明书 ×1 册、护罩 ×2 个、重量密封 ×1 片电源线III 类型 ：AC200V 用 3 芯橡皮绝缘电缆 1 根( 3.5mm2、约 3m )IV 类型 ：单芯电缆 3 根 ( 8mm2、约 3m )、电缆夹 ×1 套

外形尺寸图
III 类型IV 类型单位 ：mmMAX440430

MAX40218

MAX630549

MAX270430

MAX525465

484.6
MAX575

MAX440MAX407

●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

1-310-214-0000 https://kikusuiamerica.com/3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产
品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2022年12月发行 202212PDFCC31