为您的高端应用提供光纤激光器解决方案频准激光 780nm 激光方案
频准激光的 780nm 激光器，基于倍频的方式实现，由窄线宽 1560nm 种子激光器、高稳定惨铒光纤放大器和高效倍频器
组成。具有线宽窄、频率稳定、永不跳模、环境适应性强等特点，广泛地应用于基于 Rb 原子干涉仪的量子精密测量，高精度测距等领域。

窄线宽 780nm 激光器 - 单路空间输出
型号

FL-SF-780-X-CW

功率

0.2W, 2W，5W，8W，15W*

1560nm 种子类型

FL-SF-780-X-CW

光纤 DFB 激光器

输出模式

固定外腔半导体激光器 FECL空间准直输出，光束直径 ~0.7mm

线宽（100us 积分）无跳模调谐范围

<5kHz<20kHzPZT电流>0.5nm

快速调谐类型
快速调谐带宽

>14GHz>5kHz

快速调谐范围

>1MHz>6GHz

频率稳定性>1GHz<80MHz@25℃

功率稳定性<0.75%@3hrs, RMS
TEM00, M2<1.1光束质量偏振线偏振，>23dB

温度：15-35℃（0-50℃可选）
振动：0.5 grms(10~200Hz)

工作环境

58455

485

82

214
275

8285.50331.47249.50

307

127

175

50.80

265

2850

132

41

4 x M6 - 6H

110

* 15W 输出的 780nm 激光器，强度噪声相对较大，10Hz-10MHz 积分为 0.3%50
4 x 1/4-20 UNC

9.45

434.50标准版 780nm 激光器尺寸 (<2W)

频准激光地址：上海市嘉定区徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区
联系电话：021-59160265
info@precilasers.com www.precilasers.com

120

290
470

标准版 780nm 激光器尺寸 (>2W)

为您的高端应用提供光纤激光器解决方案窄线宽 780nm 激光器 - 单路光纤输出型号FL-SF-780-X-CW

功率

0.2W，0.5W, 2W

1560nm 种子类型

FL-SF-780-X-CW

光纤 DFB 激光器

输出模式

固定外腔半导体激光器 FECL

光纤准直输出 或 光纤 FC/APC 接头输出线宽（100us 积分）无跳模调谐范围

<5kHz<20kHzPZT

电流>0.5nm

快速调谐类型
快速调谐带宽

>14GHz>5kHz

快速调谐范围

>1MHz>6GHz

频率稳定性>1GHz<80MHz@25℃

功率稳定性<0.75%@3hrs, RMS
TEM00, M2<1.1

光束质量
偏振

线偏振，>23dB

温度：15-35℃（0-50℃可选）
振动：0.5 grms(10~200Hz)

工作环境

132

50

455

307

66

485

330

4 x M3 - 6H

225356350

434.50标准版 780nm 激光器尺寸1.20小体积 780nm 激光器（1U 机箱 , 最高输出 1W 780nm）

Power [W ]

1.08
1.04
1.00

1.0

1.20

2h@ 50℃

Power [W ]R M S: 0.15%
1.16 P-P : 0.94%
1.12

1.5
2.0
T ime [H ]

2.5

1.16
1.12

R M S: 0.10%
P-P : 0.98%

1.08
1.04
1.00

12.5

13.0 13.5
T ime [H ]测试第一路输出激光高低温过程中每个温度点下的稳定性，在 0℃，50℃极限温度下的 2 小时 RMS 功率稳定性都优于 0.2%
第二路输出激光的功率稳定性也优于 0.2%（单温度点，RMS）

频准激光地址：上海市嘉定区徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区
联系电话：021-59160265
info@precilasers.com www.precilasers.com

2h@ 0℃

14.0为您的高端应用提供光纤激光器解决方案窄线宽 780nm 激光器 - 双路光纤输出针对 Rb 原子干涉仪，频准激光推出双路 780nm 激光器，在一个 3U 机箱内集成 2 路独立的 780nm 激光器，输出功率0.2W,2W 可选，其它参数和单路光纤输出一致。
型号

FL-SF-780-X-CW

功率0.2W，0.5W, 2W

1560nm 种子类型
输出模式

线宽（100us 积分）无跳模调谐范围
快速调谐类型
快速调谐带宽
快速调谐范围
频率稳定性
功率稳定性
光束质量
偏振工作环境

FL-SF-780-X-CW

光纤 DFB 激光器

固定外腔半导体激光器 FECL光纤准直输出 或 光纤 FC/APC 接头输出<5kHz

<20kHzPZT电流>0.5nm>14GHz>5kHz>1MHz>6GHz>1GHz<80MHz@25℃<0.75%@3hrs, RMS
TEM00, M2<1.1

线偏振，>23dB

温度：15-35℃（0-50℃可选）
振动：0.5 grms(10~200Hz)

66132455

310

485

225

350

434.50

整个系统的高低温 / 振动表现图■频准激光在高低温冲击下的表现

1.20

780nm PowerPower [W ]1.16
1.1220℃

1.0850℃

1.04
1.00

040℃

510℃

0℃
25℃

30℃

1015

T ime [H ]0℃ -50℃中心频率漂移约为 340Mhz，25℃单点中心频率漂移 2 小时约为40MHz

频准激光地址：上海市嘉定区徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区
联系电话：021-59160265
info@precilasers.com www.precilasers.com

环境温度 0℃ -50℃变化，在每个温度点下，功率保持稳定。

20为您的高端应用提供光纤激光器解决方案

780nm 激光稳频系统稳频方式饱和吸收稳频

调制频率10-100kHz

解调相位0-360°调制电压PID 带宽

频率稳定性
功率稳定性
光束质量
偏振输出电压稳频精度

频率稳定性

调制转移稳频

2-30MHz10dBm>500kHz>3MHz<80MHz@25℃<0.75%@3hrs, RMS
TEM00, M2<1.1

线偏振，>23dB±5V<±100kHz@12h<±100kHz@24h<1×10 @1000s-11340

244

290

133

拍频锁相模块

Preci-Beat 控制器用于不同激光之间的拍频锁相。控制器内集成有鉴频鉴相模块与高速 PID 模块，完全通过 PC 端软件显示和控制，可实现 50MHz-8GHz 范围的拍频锁相。
参数指标频率调节分辨率1kHz

锁定频差跳频

参考输入频率

内部参考，外部参考
自动锁定PID 输出电压范围
PID 级数
尺寸

50 MHz-8 GHz
支持

100 MHz支持
支持-5 v -5 v
2级

310mm*190mm*133mm

频准激光地址：上海市嘉定区徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区
联系电话：021-59160265
info@precilasers.com www.precilasers.com

为您的高端应用提供光纤激光器解决方案

激光分束器

分束器件最多可允许 9 路分光输出，每路分光功率差保持在 ±0.25dB 内，输出激光偏振消光比 >23dB。该器件经过振动

及高低温冲击测试，可适应多种不同环境。
更多路数接受定制！

2335

18.6

10

30
54

参数
中心波长
附加插入损耗偏振消光比回光损耗最高输入功率输入输出接口

指标

780nm
509nm
852nm

<1.5dB@780nm

更多波长可选：500nm-2000nm>23dB

接受定制更高消光比

5W@780nm
1W@509nm

更多波长，请咨询

>-45dB裸纤 /FC/APC 可选频准激光地址：上海市嘉定区徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区
联系电话：021-59160265
info@precilasers.com www.precilasers.com说明