中四国放射線医療技術フォーラム規約

研究会報告

中四国放射線医療技術フォーラム規約（ Chugoku-Shikoku Forum for Radiological Technology：CSFRT ）平成 23 年 1 月 15 日
第1章
第1条

総

改定

則

この規約は公益社団法人日本放射線技術学会中国・四国部会理事会と日本放射線技師会・中四国放射線技師協議会役員会議の議決を経て設置された中四国放射線医療技術フォーラムの運営について定める。

第2条

この規約の適用範囲は中四国放射線医療技術フォーラムの運営の根幹をなす会員、役員、会議および会計などの必要事項について適用する。
第2章

第3条

会

員

フォーラムの会員は、日本放射線技術学会員および中四国 9 県の技師会員をもって組
織する。

第4条

名誉会員等の権利については、それぞれの会則に基づいて履行する。
第3章

第5条

フォーラムの構成並びに役員

フォーラムの連絡会にはつぎの役員を置く。
1. 部会長

1 名、協議会代表

2. 連絡会委員

両会からそれぞれ若干名

3. 新旧の両会大会長
第6条

第7条

1名

4名

フォーラムの運営にはつぎの役員を置く。
1. 大会長2 名（ 両会から 1 名づつ）

2. 実行委員長

1名

3. 副実行委員長

1名

4. 実行委員

若干名

役員の任期はつぎのとおりとする
1. 第 5 条の役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
2. 第 6 条の役員の任期は 1 年とする。
第4章

会

議

第8条

連絡会は、原則として年 1 回開催する。

第9条

部会長もしくは協議会代表は必要に応じて臨時の連絡会を招集できる。
第5章

会

計

第 10 条 フォーラムの会計は公益法人会計基準に基づいて処理する。
第6章

規約の改訂

第 11 条 この規約を改定するには、連絡会議で諮ったのち、両会の理事会・役員会議議決により改訂することができる。

― 239 ―

【 放射線治療研究会 】「Velocity の機能と有用性について」（株）千代田テクノル 医療機器企画課

平成 24 年度 放射線治療研究会報告
本研究会の今年度の活動内容としては、例年と同様

小林 彩香に、夏季学術大会での研究会の開催です。夏季学術大Velocity は、放射線治療計画を支援するための De-

会では、3 題の講演と部会会員からの報告が行われま

formable registration（以下、DR）機能という新しいした。数年前から研究会に参加する会員数が増加傾向

技術をもったソフトウェアである。DR とは、二つのにありました。しかし、今年度は午前に 80 名、午後

画像のうち片方の画像を変形させ、もう一方の画像にに 73 名と多くの会員が参加してくれましたが、昨年重ね合わせる技術であり、例えば CT、CBCT、MR、よりもやや減少しました。今年から広い会場を使わせ

および PET 画像などを治療計画用画像に対して、よて頂けるようになったので、もっと多くの方に参加しり適した状態で画像を重ね合わせ、輪郭入力時に有効て頂いても余裕があると思います。

に活用することが可能である。

放射線治療研究会の内容としては、初めての試みとまた、この DR の機能を Adaptive therapy に活用

して、法令についての講演を行いました。障害防止法

することができる。再治療計画を行う場合、新たに撮の改正があったばかりで、参考になったのではないか

像した CT 画像上に臓器輪郭を書き直すことは必須のと思っています。

作業であるが、Velocity では初回計画時の輪郭情報

代表世話人 川崎医大病院 長瀬 尚巳

をもとにトラッキングすることで、新しい治療計画画
像に自動で輪郭を描出することができる。線量分布に「夏季学術大会」

ついても同様に、このトラッキングにより、異時（過日時：平成 24 年 7 月 8 日（日）去）の線量分布を現在の治療計画用 CT 画像上に表示

場所：保健学科 301 号講義室することが可能である。これらの機能により、過去の講演Ⅰ 10：00 〜 11：00

情報をより有効に活用した Adaptive therapy の実施

司会：岡山大学病院 青山 英樹

が可能となる。
さらに、異なる治療計画装置による線量分布の合算「Velocity の機能と有用性について」

や、外部照射と小線源治療の併用時における評価など、（株）千代田テクノル
医療機器企画課 小林 彩香 先生

治療時期もしくは治療計画装置が異なる場合でも、
Velocity では同端末上でそれぞれの治療計画の比較、

報告 11：00 〜 12：00
司会：香川大学医学部附属病院 岩崎 孝信

線量分布の合算、評価が可能である。
Atlas による自動輪郭入力機能は、治療計画におけ「当院における IMRT について」
愛媛大学医学部附属病院 本田 弘文

る輪郭入力を支援するための機能である。この機能により、任意のストラクチャー情報をデータベースとし

講演Ⅱ 13：00 〜 14：00
司会：川崎医科大学附属病院 長瀬 尚巳て保有し、輪郭を自動作成することができる。治療計「改正放射線障害防止法の理解と対応 …リニアック

画における輪郭入力時間の短縮や、腫瘍医間における保有施設では…」

輪郭入力の差異を減少させることが可能である。
DR の精度は、ケースバイケースによるところが大原子力安全技術センター 小髙 喜久雄 先生

きく、理論上画像のノイズやアーチファクト等による

講演Ⅲ 14：00 〜 15：00
司会：高知大学医学部附属病院 横田 典和

影響を受け、さらに変形量が大きいほど精度が落ちる「setup error の統計解析から見えてくる van Herk ら傾向にある。DR の放射線治療分野への利用はまだ始の setup margin 式」

まったばかりであり、今後更なる DR の精度の向上や

大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

新たな機能の開発が予定されている。
診断画像の治療計画への利用、治療計画の比較や線医用物理学講座 松本 光弘 先生

量合算、Atlas による自動輪郭入力機能のほか、RT― 240 ―

Viewer としての機能や、機能画像を用いた放射線治

Margin の縮小を認め、装置の幾何学的誤差を含める療効果の評価機能など、治療計画支援ソフトウェア

事により正確な Margin の算出が出来ると考えられる。

Velocity は、放射線治療における新たなアプローチ

当院では、患者さまと共に出来るだけ良い状態の治療を可能とするツールの 1 つである。

計画を作成し、体型やガス・便・尿量の状態が変動しないように努めてもらい、妥協せずに出来るだけ一人一人の患者さまに対応した治療を行うように心がけて当院における IMRT について
愛媛大学医学部附属病院

います。

本田 弘文
当院では、前立腺 IMRT を IGRT で行っている。

「改正放射線障害防止法の理解と対応」

今回、照合撮影の吸収線量 、治療患者の体重の変化 、… リニアック保有施設では …

前立腺特有の位置誤差の原因 、Auto match と Man-

（公共財団法人）原始力安全技術センター
技術開発部・出版講習 G

ual match の比較 、Margin について検討した。
CBCT の吸収線量は、今回使用したファントムに小髙 喜久雄おいて、iso center で OBI の約 10 倍から 60 倍の吸収

「改正放射線障害防止法の理解と対応」について医線量と考えられる。体重の変化については、毎日体重療機関において行うべきことを説明する。平成 24 年 4の測定を行う患者群と、週 1 回測定する群の体重変動

月 1 日に施行された放射線障害防止法の主な改正内容

率（％）は、毎日体重の測定を行う方が体重の変動がとしては、少なかった。それは、体重管理の動機づけとして、患1. 放射化物の規制対象への追加（法第 1 条）

者さまに毎日体重について説明しているため、変動が2. 廃止措置の強化（法第 28 条）

少なくなったと考えられる。

3. 罰則の強化

前立腺特有の位置誤差の原因として、直腸内のガス・

4. 放射化物の確認制度の導入

便、膀胱内の尿量、筋肉の緊張について検討を行った。

5. 譲渡譲受制限の合理化

直腸内のガス抜き頻度は 54 症例（2012 回）のうち 160

6. 経過措置

回ネラトンカテーテルを用いて約 8.0％で、約半数の以上の 6 項目にまとめることが出来る。この中で医症例でガス抜きを行った。また、治療開始時より終盤

療機関に密接に関係する項目をピックアップし、そのになるほど少なくなっている。便については、浣腸を

対応を以下に示す。

行った頻度は約 2.4％で、排便不良でトイレに行った【 Ⅰ 】初めに、今回の改正法で用語がいくつか増えた

頻度は約 0.5％ であった。膀胱内の尿量については、ので提示する。

CBCT 画像を参考に蓄尿時間の変更をしているが、放射性汚染物：

前立腺炎などによる残尿で治療終盤になると尿量が多法第 1 条では、放射性同位元素又は放射線発生装置

くなる症例がある。筋肉の緊張については、CBCTから発生した放射線によって汚染された物。

撮影時に肛門挙筋に力を入れてもらって撮影すると、

規則第 1 条では、放射線同位元素若しくは放射線発

前立腺内の石灰化が約 10 ㎜移動した。位置誤差を減生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出らすためには、治療計画 CT や CBCT 撮影時にリラッする同位元素によって汚染された物。
放射化物：

クスしガス・便・尿量に気を付けなければならない。
Auto match と Manual match の比較では、前立腺施行規則第 14 条の 7、1 項 7 号の 2 で、放射線発生内の石灰化の位置と CTV‑PSV（近位精嚢が含まれ装置から発生した放射線により生じた放射線を同位元る）を比較したため、精嚢の位置や形状の変化の影響

素によって汚染された物。

も含まれるかもしれないが、Auto match のみでは誤放射線同意元素：

差 が 大 き い た め、manual で 調 整 が 必 要 で あ る。

規則第 1 条 1 項 3 号で、放射線同位元素又は放射性Margin の検討では、軟部組織照合だと骨照合より汚染物。

― 241 ―

放射線同位元素等による汚染：

保管する場合には放射化物保管設備を設ける。
」こと

法第 12 条の 10、放射性同位元素又は放射発生装置となった。リニアックのターゲットを外し再使用のたから発生した放射線による汚染。

めに保管しておく場合は、放射化物の保管設備が必要となるということである。しかし、医療機関において、法改正後の 4 月 1 日以降は放射化物に関する対応をターゲットを再使用することは皆無である。よって、行うことが必要である。

速やかに破棄となると考えた場合、放射化物保管施設【 Ⅱ 】“ 放射化物の規制対象への追加 ” については、の設置は必要ない。法の解釈として次の場合には、放平成 24 年 3 月に各事業者宛に文部科学省原子力安全

射化物保管施設を設けなくてもよいとされている。

放射線規制室から送付された「事務連絡」より、放① 放射化物を保管しない場合 ② 放射化物を保管廃

射線発生装置（ここでは以下、リニアックとする）の棄設備で保管廃棄する場合 ③ 放射化物を放射線発最大 X 線エネルギーによって規制対象を分類してい生装置と一体として使用する場合 ④ X 線の最大エることが理解できる。皆様にあっては自施設が使用しネルギーが 6MeV 以下の医療用のリニアックのみをているリニアックが、どの分類に入るのかを確認する

使用する場合などが示された。

こと。また、放射化物について、今まではガイドライ

また、放射化物は、リニアックから発生する中性子

ン（平成 10 年 10 月・放射安全課長通知）に基づく安により付随的に生成されたもの（汚染された物）であ

全管理を行っていたが、新たに放射線障害防止法の規ることから、文部科学省に対して放射性同位元素の使制対象となったことで、その取扱い及び廃棄について用許可を得る必要はないとされている。しかし、次のは、放射性同位元素によって汚染された物と同様の規ような場合、① 放射化物を再使用のために一時保管制を受けることとなった。

する場合。② 放射化物を保管廃棄する場合。③ 放射【 Ⅲ 】改正法では、放射化物の範囲として X 線の最大化物を排気設備により廃棄する場合。④ 放射化物をエネルギーが 6MeV 以下のものは規制対象外として扱排水設備により廃棄する場合。⑤ グリーンハウスを

われ、X 線の最大エネルギーが 6Me を超え 10MeV設置し放射化物を加工する場合などは使用許可申請が以下のものについては、特定の部品について放射化物必要であるので注意すること。

として取り扱うことと明示された。次に X 線の最大エ【 Ⅳ 】放射化された空気・水等に関しての問題として、ネルギーが 10MeV を超え 15MeV 以下のものについリニアックの使用により放射化した使用室内の空気中ても、特定の部品についての放射化物として取り扱うの濃度が、濃度限度の 1/10 を超える場合には、排気こととされ、X 線最大エネルギーが 15MeV を超える設備の設置が必要である。排水に関してはリニアック

ものについては個別に文部科学省と相談。

の使用により、冷却水等が放射化し、それを排水する

規則第 1 条の管理区域の定義では、「外部放射線に場合には排水設備の設置が必要である。
なお、
リニアッ

係る線量が文部科学大事が定める線量を超え、空気中

クの冷却水を循環して利用する場合で、浄化しまたはの放射性同位元素（放射発生装置から発生した放射線

排水することがない場合には、排水設備は設けなくてにより生じた放射線を放出する同意元素を含む。以下もよいとされている。

……略）の濃度が文部科学大臣が定める濃度を超え、リニアックのうち、X 線の最大エネルギーが 10MeV

または放射性同位元素によって汚染される物の表面の以下のものについては、空気及び水の放射化の考慮は放射性同位元素によって汚染される者の表面の放射性不要とされている。また、X 線の最大エネルギーが同位元素の密度が文部科学大臣が定める密度を超える

15MeV 以下のものについては、これまでの調査の結

おそれのある場所。
」とされ放射化物も放射性同位元果から排気設備の設置は不要と明記されている。

素との表現の中に組み込まれた。

【 Ⅴ 】記帳・記録に関して、放射化物は放射性同位元

規則第 14 条の 7、1 項 7 号の 2 には、新たに放射化素と同様に記帳・記録の対象となるので適切な対応が物保管設備が追加され、「放射化物であって放射線発必要である。① 受入れ・払出し（再利用する場合）

生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものを② 保管（放射化物保管設備で保管する場合） ③ 廃棄

― 242 ―

（許可廃棄業者に廃棄を委託する場合） ④ 運搬（再「setup error の統計解析から見えてくる

利用する場合）一般的に、放射化物はその核種、数量

van Herk らの setup margin 式」
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

を明確に算出することが困難であるため計算により代

医用物理学講座 松本 光弘

表核種とその数量を求めて記載することが可能である。
医療用リニアックについては、放射化物の核種と数量

放射線治療における各種ターゲットの概念は図 1 にを算出するための換算表を用いてもよいとされている。
放射化物を放射化物保管設備で保管する場合、①示す通りです。

放射化物の種類及び数量 ② 放射化物の保管の期間、

ここで問題となるのは、如何に PTV を設定するか

方法及び場所 ③ 放射化物の保管に従事する者の氏ということです。CTV まではほぼ自動的に決定され名等の記帳・記録が必要である。また、放射発生装置

ます。これに ICRU rep.62 によって新たに定義されを構成する機器又は遮蔽体として放射化物を再使用す

た ITV が体内マージンとして付加されました。

る場合には、保管期間の終了をもって当該記帳を閉鎖すること。
放射化物を保管廃棄する場合、① 種類及び数量② 廃棄の年月日、方法及び場所 ③ 廃棄に従事する者の氏名等を記帳・記録すること。
【 Ⅵ 】放射化物の運搬に関しては、① 運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名または名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しく〈図1〉

は名称 ②核種・数量を記帳する際には、部品等の組成を考慮し、主要な核種・数量を記帳・記録すること。

しかし、この ITV の設定に関する内容は今回の講【 Ⅶ 】放射化物の測定に関しては、施行規則第 20 条第

演では触れません。これにさらに患者セットアップ

1 項第 4 号ロにおいて「放射線発生装置を固定して取マージン（Setup margin：SM）を付加して最終的にり扱う場所に放射化物保管設備、又は放射化物のみを

PTV が決定されます。この SM の値は規定値として保管廃棄する保管廃棄設備を設置する場合には、放射存在するのではなく、各施設ならびに患者、担当技師

線の量の測定は 6 月を超えない期間ごとに 1 回行うこによって左右されることになります。

と。
」とされており通常行っているリニアック室の漏え

特に昨今の高精度放射線治療においては、各施設でい線量の測定と同じである。また、施行規則第 20 条第厳重な患者固定法を採用しているが、SM は無視でき

4 号イにおいては、「…放射線同位元素によって汚染さません。本邦では簡易的に患者の Setup error（ SE）

れたもの及び放射化物を保管廃棄する保管廃棄設備をから SM を求める、van Herk ら、Stroom らの SM

設置する場合には 1 月を超えない期間ごとに 1 回行う

式が一般的に用いられている。ただこれらの式を使っこと。
」でありこれも核医学部門の管理と同じである。

て SM を求める場合、いろんな注意点が存在するこ

以上、改正法に示されたとおり放射化物の適切な管とがわかってきた。1）

理を行うよう徹底に努めてほしい。

今日の講演内容は、SE の統計解析よりこれらのSM 式のもつ意味を見つけてみようとするものです。
内容の詳細は当日の講演を聞いていただくとして、結果として次のことが判った。
（図 2）― 243 ―

〈図2〉1）Stroom et al：2.0 Σ＋ 0.7 σの計算値は正規分
布の確率分布から検討したところ、信頼水準 90％を示す平均値± 1.65SD とよく一致した。
これは包含係数 1.65 の拡張不確かさに相当する。
2）van Herk et al：2.5 Σ＋ 0.7 σの計算値は信頼水準 95％ を示す平均値± 1.96SD と一致した。これ
は包含係数 1.96 の拡張不確かさに相当する。
3）Planning Organs at Risk Volume（ PRV）‑ Mckenzie et al ：1.3 Σ＋ 0.5 σは信頼水準 75％を示す平均値± 1.15SD と一致した。これは包含係数 1.15 の拡
張不確かさに相当する。

参考文献
松本光弘、太田誠一、大野吉美、他：放射線治療におけるセットアップマージンに関する検討：どれだけの照合数と患者数が必要か、日放技学誌 66、（9）、1186‑1196、2010― 244 ―

【 核医学研究会 ―夢工房― 】

放射性医薬品取扱いについての

平成 24 年度 核医学研究会報告

問題点と方向性
国際医療福祉大学 放射線・情報科学科（第 28 回 核医学夢工房）
今回の研究会では、昨年から問題となっている核医

福喜多 博義学検査時の放射性医薬品の過剰投与、東日本大震災にわが国における放射性薬剤の取り扱いについては、伴う福島原発事故など、放射性医薬品の取り扱いや放長年に亘り核医学に従事する医師と医療技術者（主に射線の安全管理について再度考えさせられる事例が発診療放射線技師）が担ってきた。当初は 99 Mo‑99mTc

生し、改めて放射線管理の重要性を認識した。今回「放ジェネレータからのミルキングとさまざまな化合物と射性医薬品取り扱いについての問題点と方向性」との標識が主な業務であった。その後 PET 検査が普及

題して特別講演を、また、技術的な観点から SPECT

し、2002 年には院内製造された 18F‑FDG が放射性画像標準化に向けて前回から引き続き多施設共同を実医薬品として認められるようになると、薬剤師による施し検討した。参加人数は 48 名と多くの参加をいた

標識検定が求められるようになった。また骨転移の疼

だき、また共同研究の方法など多くの意見をいただき

痛緩和治療としての 89 Sr、低悪性度 B 細胞性非ホジ

今後の実験継続にむけて参考とさせていただきたい。

キンリンパ腫の治療薬としての 90 Y など核医学の役割

代表世話人 済生会山口総合病院 橿村 紳也

が内用療法へと発展すると、十分な知識と経験を持つ
医師とともに薬剤師の業務であると明記されるように

日時 平成 24 年 7 月 8 日（日）10：00 〜 15：00なった。ところが、これらの検査・治療を行っている

会場 岡山大学病院保健学科 301 号講義室のは全国の核医学施設でも 2 割程度であり、多くのテーマ 1：「 放射性医薬品取り扱いについてのSPECT 施設では、今でも 99mTc のミルキング・標識

問題点と方向性」

業務は従来通り医師と医療技術者で行われている。こテーマ 2：「SPECT 画像標準化に向けて」のように、相変わらず薬剤師の核医学検査への参入が【 午前の部 】 10：00 〜 11：45

少ないのが現状である。

1. 特別講演

この問題について日本核医学技術学会で幾度も取り
座長 済生会山口総合病院 橿村 紳也

上げられ、第 13 回総会シンポジウム（平成 5 年 7 月）

『放射性医薬品取り扱いについての問題点と方向性』

では、薬剤師の重要性が叫ばれているが実績がゼロに

国際医療福祉大学 保健医療学部 放射線・情報科学科

等しく、核医学診療の発展には適切な業務分担が必要

福喜多 博義 先生であると結論づけている。また平成 18 年 2 月に日本
放射線技師会と日本病院薬剤師会とで、放射性医薬品

2. SPECT 分解能補正画像についての検討の調製に関する覚書が交わされたが、覚書を遵守して、―多施設共同研究― 第二報

薬剤師が調製に参加することはなかった。

座長 香川大学医学部附属病院 前田 幸人
実験報告① 「3D 脳ファントムを用いた検討」

2007 年に「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法の一部改正」がなされ、その中で「医高知大学医学部附属病院 原田 亜希子
昼休憩（世話人会） 11：45 〜 13：00

薬品の安全管理・安全使用のための体制の確保」が求められている。また、2010 年に「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」の医【 午後の部 】 13：00 〜 15：00

政局長通知が出された。このように、現状に則した医座長 高知大学医学部附属病院 原田 亜希子

療法の整備が進む中で、核医学検査においても良質で

実験報告②「分解能ファントムを用いた検討」

安全な医療を提供するためには、放射性薬剤の取り扱

香川大学医学部附属病院

前田 幸人

いについて、作業の内容確認と薬剤師と医療技術者と広島大学医学部附属病院

安部 伸和の役割分担を再度見直す時期であることを認識した。

済生会山口総合病院

古味 省宏

そこで、日本核医学会、日本病院薬剤師会、日本放射― 245 ―

線技師会、日本核医学技術学会が協力して「放射性セッサーを用いでデータ解析を行い検討した。
コントラスト、プロファイル、NMSE 等を比較検

薬剤の適正調製のためのガイドライン」が策定され、討した結果、各装置間で異なるデータとなった。原因平成 23 年 6 月に公表された。
本ガイドラインは、「ガイドライン作成の目的」ととして、各社装置で分解能補正の方法が違い、さらに「安全管理・安全使用のための手順書」の 2 部から構

核装置特有のデータ処理が加えられていることが考え成され、手順書には詳細な運用方法が 1 章から 5 章まられる。

で記載されている。基本的には、今までの管理体制にこのことから画像の標準化を目指すためには、各施はなかった放射性医薬品管理者と調製担当者を配置す

設で使用する装置の特徴をしっかり把握したうえで、ること、関連学会が主催する教育・研修を受講させる

より良い画像を提供することが必要であるといえる。

ことが大きな柱になっている。

また、今回の共同実験では各施設でスムージングフィ

今までに 3 回の講習会が開催され、薬剤師と診療放ルタの値、画像表示法についての検討をしていなかっ射線技師を合わせるとおよそ 1,500 名が参加したことたため、今後更に検討を進め、施設間での画像の標準になる。講習会を通じてガイドラインの問題点が浮き化を目指していかなければならない。

彫りになってきた。① 放射性医薬品取り扱いの管理

実験報告② 「分解能ファントムを用いた検討」

体制とその対象となる職種の明確化、② 放射性医薬

香川大学医学部附属病院 前田 幸人

品使用記録と従来の RI 管理台帳との区分、また使用

近年、逐次近似再構成法が実用化され、さらに三次記録簿としての調製記録簿様式の統一化、③ 調製作

元的に線源−コリメータ間距離のボケの補正を行うコ

業を行うにあたっての安全キャビネットの設置についリメータ開口補正（分解能補正）が可能である装置がてである。これらの問題点については改訂版にて解説使用されている。
中国四国地方に導入された分解能補正組込画像再構することになっている。
「放射性薬剤の調製は誰の仕事か」が長年にわたり成を行うことの可能な装置を用い、多施設間で共同実議論されてきたが、本ガイドラインが提示されたこと験を行い、各装置メーカーの SPECT 分解能補正画像により、「チーム医療」における職種間の協働が進むの特徴を把握することを目的とした。

ことが期待される。ただ、診療放射線技師が長年ミル

方法は、SPECT 分解能ファントム（JSP ファント

キングや標識業務に携わってきた経緯があり、今後もム）のホットインサート、コールドインサートを用い放射性医薬品を含めた安全管理の牽引役として、核医SPECT を撮像し、分解能補正を組み込んだ threedi-

学の発展のために努力する必要がある。

mensional ordered subsets expectation maximiza-

実験報告① 「3D 脳ファントムを用いた検討」

tion（3D‑OSEM）法と従来の再構成法である Filtered高知大学医学部附属病院 原田 亜希子

Backprojection（FBP）法、ordered subsets expecta-

近年、中国・四国地域においても、分解能補正可能

tion maximization（OSEM）法を用い画像再構成を行な SPECT 装置が導入され、その台数は増加している。

い、各装置メーカーの SPECT 分解能補正画像につい各社装置の特徴を理解し画像の標準化を目指すため、て評価した。

中国・四国地域に導入された SPECT‑CT 装置（シー

香川大学医学部附属病院では、シーメンス社製のメンス社製・フィリップス社製・GE ヘルスケア社製）

SymbiaT16 を用いて、コントラスト、FWHM、視覚を用いて分解能補正についてファントムを用い基礎実的評価等について検討を行った。分解能補正組込

験を行い比較・検討し報告した。

3D‑OSEM 法である Flash3D では、SPECT 回転半

各施設、同じファントムを用い収集条件等をなるべく径が大きくなっても、FWHM は FBP 法ほど大きく同一にしてデータ収集を行い、従来から使用している

ならず、分解能補正がされていることが確認できた。

FBP 再構成を基準として、OSEM による再構成のパラ

視覚評価においては、小さなインサート径において、メータを変更して、分解能補正および、イタレーション・Flash3D の SPECT 画像が FBP 法と比較し、インサーサブセット、減弱、散乱補整についてプロミネンスプロ

トの認識ができない場合があった。

― 246 ―

今回の報告では、他施設の結果と詳細なデータの比

3. ％COV の算出
コールドインサート部において画像外周に ROI を

較検討を行っておらず、今後施設間のデータをまとめ、報告を行う予定である。また、今回の研究会において、

設定し％COV を算出。

会員の皆様よりいただいた指摘事項やアドバイスを参4. コントラストの測定
ロット径 15 ㎜でのホット、コールドインサート部

考に、実験データの整理や追加実験についても検討しとその周辺に ROI を設定しコントラストを算出。

ていく予定である。

追加実験
広島大学医学部附属病院 安部 伸和
広 島 大 学 病 院 で は、 分 解 能 補 正 を 組 み 込 ん だ

1. SPECT Line ファントムによる FWHM の測定
2. Pool ファントムによる％COV の測定

3D‑OSEM 法である Astonish 法について検討を行っ

3. RI 濃度変化ファントムによるカウント変化の測定。

た。装置は BrightViewX（フィリップス社）、画像処

円柱ファントム内に 6 個の濃度比 1 〜 6 に変化させた理装置は EBW‑NM（フィリップス社）を使用した。

小円柱を配置したファントムを撮像し、それぞれの円方法、検討項目については省略する。

柱のカウントを測定。

画像再構成法と補正法は、Astonish のみ、Astonish＋ Chang、Astonish ＋ CTAC、Astonish ＋ CTAC

結果
1. 視覚評価＋ SC（ESSE）および OSEM のみ、OSEM ＋ Chang、

ホットインサート回転半径 15 ㎝と 20 ㎝ では It ×

OSEM ＋ CTAC、OSEM ＋ CTAC ＋ SC（ESSE）で

Sb 数 50 〜 100 で最適、ロット径 8 ㎜ まで識別可能。

比較した。Astonish は、
通常の 3D OSEM と比較して、回転半径 25 ㎝では It × Sb 数 100 〜 200 で最適、ロッ

補正法（減弱補正、散乱線補正）の違いによる大きなト径 10 ㎜まで識別可能。コールドインサート回転半径差は見られなかった。しかし、更新回数、回転半径お15 ㎝ では It × Sb 数 50 〜 100 で最適、ロット径 8 ㎜

よ び 対 象 物 の 大 き さ な ど に よ り コ ン ト ラ ス ト、まで識別可能 回転半径 20 ㎝では It × Sb 数 100 で最FWHM は大きく変化し、その変化の程度も一定では

適、ロット径 10 ㎜まで識別可能。回転半径 20 ㎝ではなかった。臨床において、その対象が正しく画像化さ

It × Sb 数 100 で最適、ロット径 10 ㎜まで識別可能。

れているか、また変化はどの程度であるか、を知るこ

2. FWHM 測定とは容易ではない。分解能補正は、視覚的に美しい画

radial 方向、tangential 方向、いずれにおいても分像を提供することが可能であるが、その特性を把握し、解能補正なしによる再構成像に対し FWHM 値は低適応があるかを判断し、使用することが重要である。

く、回転半径増大による変化も抑えられた。回転半径25 ㎝、radial 方向で It × Sb 数増加に伴い FWHM

済生会山口総合病院 古味省宏

値が低下したが、これは画像劣化によるものと考えた。

GE Inﬁnia Hawkeye4 Evolution

分解能補正なし画像では radial 方向に対し tangential

使用ファントム

方向において、回転半径増加に伴う FWHM 値増大が顕著であったが、分解能補正画像では変化が抑えられ

SPECT 評価ファントム JSP 型ており、画像の歪が抑えられた結果となった。Line

検討条件
減弱補正（CT/AC）、散乱補正（DEW）を用いた場

ファントムを用いた追加実験により同様の傾向となることを確認した。

合の分解能補正画像についての検討。

3. ％COV の測定

スムージングフィルタは使用しない。

回転半径 15 ㎝、It × Sb200 で最大値 30％、回転半装置共通評価項目
1. 視覚的評価

径 25 ㎝、It × Sb10 で最小値 12％ であった。いずれ

2. FWHM の測定の回転半径においても It × Sb 数増加に伴い％COV

ホットインサート、ロット径 15 ㎜、10 ㎜に対し、それぞれ radial 方向、tangential 方向について測定。

値は増加した。Pool ファントムを用いて追加実験を行ったが、ほぼ同様の結果傾向となった。

― 247 ―

今回の特別講演では PET に精通した先生方はもちろ

4. コントラストの測定
ホットインサートにおいて回転半径 15 ㎝ と 20 ㎝

ん初心者、これから携わる先生方に情報を得ていただ

では It × Sb 数 30 にて変化率が低下し収束した。回くために、撮像など技術的な観点からお話をしていた

転半径 25 ㎝では It × Sb 数 50 にて変化率が低下し収だきます。ぜひ多数のご参加をお待ちしております。
当番世話人 岡山大学病院束した。コールドインサートにおいては、いずれの回

小橋 利美

鳥取大学附属病院 森山 茂

転半径においても It × Sb 数 80 付近で変化率は低下
したが It × Sb 数 200 においても収束しなかった。これはコールド部に散乱線によるカウントを含むことが

1. 123 I‑MIBG 心縦隔比算出における半自動化ソフトの原因と考えた。

検証：岡山県多施設共同研究

追加実験 濃度変化ファントム

岡山済生会総合病院 長谷川 大輔

分解能補正なし画像に対し分解能補正画像では変化

研究報告
123

率が高く高コントラストとなることを確認した。濃度

I‑MIBG シンチグラフィは心臓交感神経機能を客増加グラフは測定誤差を含むが、ほぼ直線的であった。

観的に評価できる検査であり、心不全の重症度評価とまとめ考察（分解能補正を組み込んだ画像再構成にお予後予測、神経疾患（パーキンソン病など）の診断にいて）対して行われている。検査で用いられている指標とし

It × Sb 数増加に伴い FWHM 値は低下、コントラて心臓・縦隔比（H/M 比）と、washout rate（ WR）

ストは増加し画質向上傾向にある一方、％COV 値はがあるが、施設間差が認められ問題が生じている。原増加した。FWHM 値、コントラストの収束する It ×

因として、撮像機器（特にコリメータ）の差異、ROI

Sb 数付近が最適画像となることが考えられ、視覚的の設定法（場所、大きさ、形）の差異、バックグラウにもほぼ一致した。

ンド補正・時間減衰補正の有無などがある。これらのまた回転半径増大により FWHM 値、コントラスト

問題に対して各施設様々な検討が行われてきたが、いの収束が遅れる傾向があった。回転半径増大に対して、ずれも施設内における少数例を対象としたもので、補正効果は得られるものの、より小さな回転半径のほH/M 比・WR の大規模な標準化が課題となっていた。

うが視覚的に良好であり、FWHM 値においても低い

しかし近年、多施設参加による標準化に向けた様々な値が得られた。

研究が行われ、ROI 設定法の標準化を目的とした、濃度変化ファントムによる実験において濃度直線性と共に、分解能補正なしのカウント変化と比較し、変心縦隔比算出における半自動化ソフト（smartMIBG）
が開発された。

化率が大きく高コントラストとなることが確認できた。

そこで今回、岡山県内 8 施設において H/M 比、WR

今回は装置間の比較には至らなかったが、処理条件等について従来の方法と smartMIBG を使用した方法をの統一を図ったうえで追加検討を行いたい。

比較し、smartMIBG の有用性について検討を行った。
方法は、共通の 3 症例（集積あり、軽度集積、集積なし）

平成 24 年度 日本放射線技術学会中国・四国部会

を各施設に配布し H/M 比、WR を施設ごとルーチン

核医学研究会業務で行っている方法（従来法）と smartMIBG を用（第 29 回 核医学夢工房）

いた方法で算出していただいた。従来法では ROI の

日時：平成 24 年 12 月 1 日（土）12 〜 17 時

設定、H/M 比・WR の算出式や各種補正の有無は各

場所：岡山市勤労者福祉センター 第 3 会議室

施設で様々だったが、smartMIBG 法では時間減衰補（本館 5 階）正あり、バックグラウンド補正なし、ROI は円形と第 28 回夢工房に引き続いて多施設による共同実験

した。

について再考、追加を実施して発表していただきます。

H/M 比の結果は、smartMIBG を使用することでまた、今回は PET についての内容を盛り込みました。

従来法に比べ術者間差が小さくなり、その傾向は集積

PET 施設も増え携わる会員も増加してきています。

ありの場合に顕著であった。これは心臓 ROI の形状― 248 ―

は多角形やフリーハンドの施設が多く、集積がある場する必要がある。接線方向、半径方向については、各

合には、ROI 内に肺や肝臓が入り数値に影響を与え

再構成法同等の補正効果があると考えられた。しかし、る可能性がある。smartMIBG では円形で固定なため

体軸方向の分解能補正については処理装置により異な心臓と肺や肝臓の境界での術者による差が小さくなっることが示唆された。

たと考えられる。 WR の結果も smartMIBG を使用することで、いずれの症例でも変動が非常に小さく

4. 特別講演なった。現状では各施設で WR の算出式、時間減衰『 PET/CT の画像評価〜スイッチマン克服のために〜』

補正、バックグラウンド補正の有無にばらつきがある。

広島大学病院 高内 孔明

smartMIBG を使用し計算方法を統一することによっ

近年の PET 検査の保険適応の拡大を受けて PET/て、施設間の差が小さくなったと考えられる。
以上より、今回の検討では smartMIBG を使用する

CT 装置を新規導入する施設が増えている。広島大学

ことで H/M 比・WR の施設間（術者間）のばらつき

病院（以下は当院）でも 2012 年 5 月に PET/CT 装置

は従来法に比べ減少した。このことから smartMIBGが導入され運用開始した。そこで今回は当院での運用

は定量解析の標準化を可能にするツールの一つであるをもとに、これから PET を新規運用する施設にとっと考えられる。

て必要な基礎知識について概説する。
PET/CT 検査は、全身を撮影するため通常の CT
検査などと比べて読影に時間がかかる。そこで PET

2. 共同実験に向けての基礎検討― 3D 脳ファントムを用いた分解能補正について―
高知大学医学部附属病院 原田 亜希子

撮影を担当する放射線技師の役割として、大切と思われることを下記に列挙する。
1. PET 撮影は、80 分相や 120 分相を有効活用しなけ
ればならない。

3. SPECT 分解能補正についての検討

限局性集積は撮影すること。

―多施設共同研究 第三報―

肝転移との鑑別のために、肝臓の集積ムラを消す

香川大学医学部附属病院 前田 幸人

こと。

実験報告

2. 前処置やポジショニングは重要である。

SPECT 分解能補正画像の検討

水分負荷でクリアランスを良くして、排泄経路が―多施設共同研究 第三報―

目立たない画像を撮ること。

香川大学医学部附属病院 放射線部 前田 幸人
目的：近年中国・四国においても、分解能補正可能な患者さんに無理がないように固定し、病変と生理

SPECT 装置が導入され、その数は増加している。中的集積分離すること。

国・四国地域に導入された装置を用い、各メーカ装置

3. 体格を考慮して適切な画質の画像を医師に提供する。

の SPECT 分解能補正画像について、その特徴を理解する。

適切な画像であるという理論をもつこと。

検討項目：今回は、線状線源を用いた接線方向、半径

参考値と使用されている SUVmax の精度をなる

方向の full width at haif maxim（FWHM）と aspect

べく保つこと。

ratio（ ASR）の検討、点状線源を用いた体軸方向の

また、他の検査同様に PET 検査でもポジショニン

FWHM の検討、円柱線源を用いた root mean square

グは重要である。CT のポジショニング方法を基本と

uncertainty（％RMSU）の検討を行った。

するが、PET 検査は撮影時間が長く、基本的には自結論：回転半径の広がりによる分解能劣化の影響を完

由呼吸下で撮影する特徴がある。頭部や頭頚部疾患の全に復元できるものではなかったが、分解能補正の効

一部を除いて基本は被曝線量低減のため手上げで撮影

果を確認した。Subset × Iteration 数を増やせば補正している。我々のオリジナルのポジショニングとして効果は大きくなるが、画像の歪み、画像均一性を考慮

呼吸性移動によるミスマッチを抑制するため、腹部圧― 249 ―

迫法でポジショニングを行う。状態の悪い患者さんにはできないが、腹部圧迫法を用いることにより横隔膜周辺に見られるバナナアーチファクトの出現をほぼ皆無にでき、Fusion 一致率が上昇する。他のポジショ
ニングの工夫として舌癌や口腔癌での開口撮影法が有用である。また delay image で体位を変えることで有用な検査もある。一例として、子宮頸癌など骨盤腔病変にたいして、膀胱内の高集積のため目的臓器の集積が不明瞭な場合、腹臥位撮影を追加することにより病変部が明瞭になる（Fig.1）
。

Fig.1

ポジショニングの違いによる子宮頸癌への集積

今後、ますます PET 検査は発展し、腫瘍診断はもとより治療分野や認知症等のさまざまな場面で活躍が期待される。

― 250 ―

【 CT 研究会 】【 使 用 装 置 】Bliliance CT64（ Philips 社）Discovery「夏季学術大会プログラム」

PET/CT64Motion（GE 社）Imagej Excel

日時 平成 24 年 7 月 8 日（日）10：00 〜 15：00【 方法 】① XY 平面の分解能測定に用いるワイヤー

会場 岡山大学病院 臨床第 1 講義室

ファントムは銅線を、Z 軸方向の測定に用いるコイン≪午前の部≫

ファントムは 0.5 ㎜鉛を円盤状に潰したものをシリン

Ⅰ 症例報告その 1

ジ中央に固定する。② CT のガントリ中心から 10 〜

1. 岡山済生会総合病院

中川 潤一

20 ㎜ずらした位置に平行及び垂直に配置し撮影を行

2. 周東総合病院

田野原 由華う。③ 撮影条件は測定したい項目によって順次変更

3. 松江市立病院

小田川 里美するが、その際ノイズが解析の精度を落とさない程度の線量となるように mAs 値等の設定を行う。

Ⅱ ホトンカウンティング CT の現状
株式会社フィリップス 小酒部 洋和 先生【 結果 】撮影パラメータによって分解能は変化した。

≪午後の部≫

撮影に際して焦点サイズ、ビーム幅、ピッチ、ヘリカ

Ⅲ CT の MTF 計測について

ル補間法等を考慮する必要があることが示唆された。

愛媛大学医学部附属病院 西山 光 先生

（Fig.1 および Fig.2）また XY 平面と Z 軸方向の分解能は別のものであり個々に撮像条件を考える必要があ

Ⅳ 症例報告その 2
4. 鳥取大学医学部附属病院 酒匂 敏雄

る。
（Fig.3）

Ⅴ 知っとこ！診療報酬に伴って加算される領域
岡山済生会総合病院 西山 徳深 先生＊尚、この CT 研究会は「日本救急撮影技師認定機構
を構成（支援）する団体が主催する地方大会」であり、出席 2 ポイント、発表 2 ポイント、共同研
究 1 ポイント、講演 5 ポイント、シンポジスト 4
ポイントが獲得できます。尚、この夏季学術大会のFig.1

関数の違いによる MTF の変化

参加証が参加証明となります。
（以下は一部内容）――――――――――――――――――――――――CT の MTF 計測について― XY 平面内および Z 軸方向の分解能測定について―

愛媛大学医学部附属病院

西山 光【 背景 】近年、CT は飛躍的な進化を遂げ、各メーカーの多列化競争を経て 320 列 CT が登場した。今日では

Fig.2

スライス厚の違いによる SSP の変化

各メーカー独自の技術によって、さらに高分解能な検出器や、Dual Energy 撮影法、低被曝撮影を可能とする（CT における）逐次近似再構成などが開発されるまでに至っている。それに伴いユーザーである我々
放射線技師は、今まで以上に機器の特性を理解する必要がある。
【 内容 】どの施設でも安価で比較的作成しやすい自作
ファントムを紹介するとともに、分解能を表す指標となる MTF の解説とその測定方法の紹介を行った。
Fig.3― 251 ―

各分解能に対する関数の影響【 まとめ 】XY 平面および Z 軸方向の分解能測定につ相、遅延相の 2 相撮影を行う。緊急手術になることもいて報告した。分解能は機種、撮影条件などによってあり、必要に応じてシンスライス、3D の作成を行う。

変化する。さらに XY 平面と Z 軸方向の分解能は別「腹部」
急性腹症とは、突如として急激な腹痛が起こり、急のものであり、MPR 等の分解能では複合的に考える性の経過をとる疾患の総称である。急性腹症を用いる必要がある。
計測実験を行うことで、装置の特性やそれ以上のこのは主に外科領域だが、疾患によっては産婦人科や泌とを知ることができ大変勉強になった。また、提供す尿器科などが関わってくる。撮影では必要に応じて造る画像も変わって来ると思われるのでこのような基礎

影検査を行い、
画像ではシンスライスや MPR（coronal）

実験は重要であると考える。

を作成する。食道静脈瘤の検査は、門脈系の血行動態の観察や肝臓疾患の経過観察などによりダイナミック
検査で行う。門脈圧上昇により臍静脈や食道・胃静脈症例報告その 2
鳥取大学医学部附属病院 酒匂 敏雄などから体循環へ血流がいくことで側副血行路を形成する。これにより静脈瘤ができる。血行動態の観察では、「頭部」
急性期脳梗塞では、早期虚血サイン（early CT sign）

胸壁・腹壁や食道上部への静脈瘤形成も考えられるたが重要である。①中大脳動脈の血管内高濃度化、②皮め撮影範囲には注意する必要がある。

質・髄質の境界不明瞭化、③脳溝の狭小・消失、④レ「画像再構成」

ンズ核・尾状核の不明瞭化があげられる。クモ膜下出頚動脈ステントにおいて MBIR（Veo）が FBP より

血は、クモ膜下腔に出血が生じ、脳脊髄液中に血液が空間分解能の向上がみられた。使用していくことは非混入した状態である。原因の多くは脳動脈瘤の破裂

常に重要である。しかし、再構成に時間がかかるなど（約 80％）によるもので、その他に頭部外傷、脳腫瘍、問題があるため、色んな症例に使用できるわけではない。

脳動静脈奇形や脳動脈解離の破裂によるものなどがある。動脈瘤の観察には 3DCTA を行う。3D は MIP、VR を作成する。GE 社製 Discovery CT750 HD では
dual energy 撮影により金属アーチファクト補正が可能である。これにより、コイル塞栓術による頭蓋内コ
イルのアーチファクトが低減できた症例があった。
「胸部」
肺塞栓症では造影は早期相、遅延相の 2 相撮影を行う。深部静脈血栓の評価を含む場合もあり、撮影範囲
は骨盤または膝下までといった広範囲に及ぶこともある。画像ではシンスライスや MPR（coronal）での観察が重要である。大動脈解離は、血管壁が中膜で 2 層に剥離し、動脈走行に沿って 2 腔になった状態であり、大動脈内の血流、血栓、血腫が存在している動的病態である。本来の血管腔である真腔と、剥離内膜と中膜からなる隔壁（ﬂap）で隔てられた偽腔からなる。Flap
による交通がみられる偽腔開存型解離とみられない偽腔（血栓）閉塞型解離に分類される。また解離腔の存在位置や範囲により分類される。分類では、上行大動
脈からの解離はスタンフォード A 型となる。造影では偽腔への血流（造影剤流入）を評価するために早期― 252 ―

以上

【 MR 研究会 】

特別講演Ⅱ

平成 24 年度 MR 研究会報告「進化する関節リウマチの画像診断― MRI と US を用いて ― 」

平成 24 年度夏季学術大会 MR 研究会を下記プログ

島根大学医学部放射線医学講座 講師 福庭 栄治

ラムにて開催した。
午前の部では、鳥取大学医学部附属病院に導入された最新 MR 装置の技術的解説とユーザーからの使用

MAGNETOM Skyra 3T の使用経験経験を報告して頂いた。
午後の部では特別講演Ⅰとして四肢領域に特化した

鳥取大学医学部附属病院 放射線部

MR 装置の開発から商品化に至るまでを GE ヘルスケ

山田 聖悟

ア・ジャパンの上田先生に講演して頂き、特別講演Ⅱでは MRI と US を用いた関節リウマチ画像診断に関

1. はじめにしてのトピックスを島根大学医学部放射線医学講座の鳥取大学では平成 24 年 4 月より 2 台の MRI 装置を福庭先生に講演して頂いた。四肢領域における MRI

更新稼働した。本稿では、SIEMENS 社製の MAG-の有用性を再発見する機会となった。

NETOM Skyra 3T（以下、Skyra）について、初期使（当番世話人 原 真司、山下栄二郎）

用経験を報告する。
Skyra は、MR 撮像におけるワークフロー最適化の「平成 24 年夏季学術大会」

技術として、Tim（total imaging matrix）と Dot（Day

日時：平成 24 年 7 月 8 日（日） 午前 10 時〜午後 3 時

optimizing throughput）を装備している。また、Tim,

場所：岡山大学 鹿田キャンパス 臨床第 2 講義室

Dot と合わせて 70 ㎝のオープンボアの 3 つの特長により、高機能でありながらスループットが良く、被検者の検査環境にも配慮した MRI 装置であることが主【 午前の部 】（10：00 〜 12：00）
司会 鳥取大学医学部附属病院 山下 栄二郎

な特徴である。特に、『Tim4G』と呼ぶ最新のコイル
テクノロジーを搭載し、最大 204 個の超高密度コイル・

1.「3T MRI の最新技術」
シーメンス・ジャパン株式会社 境 龍二

エレメントと最大 128 チャンネルの独立した RF チャ
ンネルを統合して Tim を構成することで、局所を対

2.「SIEMENS MAGNETOM Skyra 3T の使用経験」
鳥取大学医学部附属病院 山田 聖悟

象にした超高分解能撮像や、全身に点在する疾患を特定するための全身の検査が可能となる。

2. Skyra の検査内容

3.「GE MRI の最新技術」
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 松尾 祥司

約 3 ヵ月の使用経験ではあるが、頭部領域 70％、次いで骨盤部 17％（女性骨盤 10％、男性骨盤 7％）、脊
椎 6％、頚部領域 3％、腹部領域、四肢領域となって

4.「3T MRI GE Discovery 750W の使用経験
鳥取大学医学部附属病院 橋本 伸生いる。症例数は少ないものの、全身の各部位において、適切な検査が可能であるという評価を持っている。

【 午後の部 】（13：15 〜 15：00）
司会 島根大学医学部附属病院 原 真司

3. 装置外観と操作性
MRI 装置は高級感のあるデザインであり、丸みの特別講演Ⅰ「MR にやさしさという新たなクオリティある特徴により、患者はもちろん、我々ユーザとして― 四肢専用 Optima MR430s 1.5T」

も優しい印象である。操作性はポジショニングから患

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 上田 裕子

者情報の登録、スライス送り、パラメータ等の各種設定、そして画像送信と非常に良好である。

― 253 ―

イルが採用されている。GEM コイルは、異なる形状

4. コイルテクノロジー
Tim により、各コイルの自由な組み合わせや、スの 3 種類のコイルを人体構造に最適化された配置がさ

ライドコネクトなどのコイル着脱におけるストレスレ

れ、撮像部位に応じて最適な信号を取得することがでス、さらに、片手で持ち運びができる軽量化が、最適きる。さらに、今回の導入にあたり、各種専用コイル

な検査とスプープット向上に貢献している。

も多く導入されたため、検査の最適化に貢献している。

5. オープンボアデザイン

2. Discovery 750W の運用状況

ボア径が大きくなったことに加え、ショートマグ

導入から検査数は約 600 件であり、内訳は頭頸部領

ネットにより、側臥位・関節の屈曲などの機能検査に域が 9 割を占めている。その要因としては、後述のも対応できることや閉塞感が少なく患者にやさしいな

pCASL の技術を用いた 3D ASL が脳血管障害などのどのメリットがある。しかし一方で、均一性の低下や診断に大きく貢献しているため、それらの疾患が疑わ

有効視野の制限を感じる場合もある。

れる場合は、積極的に 750W で検査を行っていることが挙げられる。その他、フレキシブルなコイルやマイクロコイルは導入されていないものの、個々の専用コ

6. DIXON の有効活用
DIXON は、安定した脂肪抑制が期待でき、頚部領イルで関節領域の検査も徐々に行っている。

域をはじめ、広範囲脊椎撮像と活用の幅を広げている。
これからの脂肪抑制法のスタンダードになるだろうと

3. 操作性
寝台の昇降はフットペダルで行えるため、昇降時は、感じている。

両手でセッティングおよびコイルの脱着が安全に行える。また、テーブルサイドに搭載された InteliTouch

7. Skyra への期待と将来展望
Skyra は、各診療科からの検査依頼に対し、全般的に適切に対応できる装置であると感じている。また、で容易にランドマークの設定ができるため、操作性は格段に良くなっている。
操作室側ではワイド画面の採用により、撮影した画

時間外における救急対応にも活躍することと思われる。

像がオートビューされるため、各種設定を行いながら、撮影した画像の確認が行える。またタブ方式による画面の切り替えで各種画像処理や Viewer を並列処理でDiscovery MR 750W 3.0T のき、操作でストレスを感じることは無い。

使用経験について
鳥取大学医学部附属病院 放射線部
橋本 伸生

4. 新機能本装置から新しく搭載された 3D ASL は、非造影でパーフュージョン撮影が可能であり、ペナンブラの1. はじめに
本年 4 月より当院の GE 社製 MR Signa 3T HDの更新に伴い同じく GE 社製 Discovery MR750W（以評価や腫瘍の広がり診断などの有用な情報が得られている。
IDEAL は、従来の脂肪抑制でムラが起こっていた

下 750W）が導入されたので、その使用経験について

部位でも均一な脂肪抑制効果が得られ、眼窩部や頸部報告する。
750W は、ワイドボアと高性能撮像を実現するため領域で利用している。

に高精度シムチップにより 40 ㎝の撮像領域を確保し自動で基準面の撮影が行える Ready Brain は、精つつ 0.27ppm の静磁場均一性も実現している。また

度よく AC‑PC ラインに合わせるため、その間に直前

送信 RF 均一性のため Multi Drive を使用することでの患者の画像再構成や転送を行うなど、検査のスルー

ムラのない画像を取得することができる。

プット向上に貢献している。

また、テーブル一体型コイルとして新たに GEM コ― 254 ―

5. おわりにポジショニングの工夫

750W 導入からまだ日は浅く、多くの機能を把握でポジショニングの自由度が高い装置であるため撮像きていない。それらの機能をフル活用していけるよう部位と目的に合わせたポジショニングをとることがで日々の研鑽が必要である。

きる。
国内最初の導入施設となった「新潟手の外科研究所病院」では撮像部位と目的に合わせたポジショニ
ングの検討が行われている。

「MR にやさしさという新たなクオリティ

この施設での撮像条件は指、手関節で FOV10 ㎝、― 四肢専用 Optima MR430s 1.5T」
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

スライス厚 1.5 ㎜程度、肘関節で FOV16 ㎝、スライMR セールス & マーケティング部

ス厚 3 ㎜程度が用いられている。

MR430s プロダクトマネージャ

四肢専用装置の経済効果
イギリスにある総合病院グラスゴーウェスタン病院

上田 裕子

での例を示す。四肢専用装置導入前では全身用装置 1台で年間 7,000 件の検査が実施されていた。膝関節と腰椎の検査待ちが多く、新しいシーケンスを行おうにも検査枠に余裕がなかった。
四肢専用装置導入後は全身用装置と 2 台体制で年間1,500 件増の 8,500 件の検査が実施できるようになった。膝関節と腰椎の検査待ちが減少し、肩関節や股関外観節の検査を増加することができた。MRI を用いた四肢の術前計画が行いやすくなり、全身用装置では検査製品コンセプト①患者さんが非常に快適な姿勢で検査ができる。

枠に余裕が生まれたためより高度な検査が行えるよう②システムはコンパクトで設置が容易。

になった。
このように全身用装置に加えての四肢専用装置導入③ 静磁場強度は 1.5T で強力なグラジエントのスペックを持つ。

は、すべての検査を全身用装置で行っている総合病院

緊張からリラックスへにおいても検査件数増による経済面だけでなく臨床面

体全体がボアに入る必要がないため閉所恐怖症の患でも有用性が高い。

者さんも多くの場合検査が可能。また小児の検査では付き添いをすることができる。
患者用チェアの背もたれ、アームレスト、椅子の高さは撮像部位と患者さんの体形にあわせて調整可能なため、楽な姿勢で検査が受けられる。そしてこのチェ
アは患者さんが乗った状態でも容易に移動することができる。
この装置では検査中もガントリの中に頭から入る必要がないため、患者さんが体感する音は全身用 1.5T
装置に比べ大幅に低減されている。
装置はコンパクトに作られておりマグネット部の高さは約 1.5m である。全身用 1.5T 装置の約半分のスペースで設置が可能で搬入時も壁を壊さずにドアからの搬入も可能。
― 255 ―

3D T2 ＊強調画像 コロナル
1.0 ㎜ スライス , 10 ㎝ FOV, 撮像時間 5ʼ39”
マトリクス 448 × 224, Coil 100 ㎜,
新潟手の外科研究所病院様ご提供

大の利点である。また患者さんと画像を見ながら検査「進化する関節リウマチの画像診断― MRI と US を用いて ―」を進めることにより情報を共有し、患者さんを「治島根大学医学部放射線医学講座 助教

療しよう」という気持ちに導くことは US にしかでき

福庭 栄治

ない。
US の対象は手関節、手指関節をはじめ必要に応じ
肩、肘、膝、足関節の検査を行っており、主に関節腔、【 はじめに 】
これまで関節リウマチの診断はリウマチ医でさえ単関節液貯留の有無、骨びらんの有無、滑膜炎の有無を

純 X 線写真と臨床症状で十分とされてきた。しかし評価している。滑膜炎の評価にはパワードップラーを

近年 MRI や US の画像所見が関節リウマチの診療に併用している。パワードップラーは滑膜組織内の毛細大きな役割を果たすようになってきた。関節リウマチ

血管の血流を直接描出できる。滑膜炎の評価はグレーの治療は生物学的製剤の導入により画期的に進歩し、

ド 0 〜Ⅳまでの半定量的な評価を行っており、血流速

治癒可能な疾患になってきているとまで言われている。

度を用いた定量評価も試みられているが課題も多いの

早期から治療を開始するほど効果が大きいため早期診が現状である。
US の撮像法は日本リウマチ学会から「リウマチ診

断、早期治療が重要である。
今回、関節リウマチの画像診断について MRI と療のための関節エコー撮像法ガイドライン」が出版

US を比較しながら、何を評価しどのように診療に役されており、当院でもガイドラインに沿った撮像を立てているかを述べる。

行っている。

【 MRI を用いた画像診断 】【 モダリティの使い分けについて 】

MRI の利点は US に比べ病変全体像の把握しやす

最後にこのふたつのモダリティの使い分けについてさと、優れた濃度分解能である。関節リウマチの前駆述べる。US はその簡便さから外来やベッドサイドで病変として注目されている骨髄浮腫は MRI でなけれ

聴診器的な使用を、MRI は初回診断に用い、以後はばわからない。また Dynamic Study を用いると滑膜治療の節目で病変全体像の把握に用いれば良いのでは炎の活動性評価が行えると言われている。

ないかと考えている。そして MRI を行うのであれば、当院では体幹部用コイルを用いた両手同時撮像を行っている。T1 強調画像では骨びらん、滑膜肥厚の造影剤を使用した Dynamic Study で滑膜炎の活動性を評価するべきと考える。

程度を評価し、脂肪抑制（STIR）T2 強調画像では主に骨髄浮腫を評価している。
造影剤の使用は滑膜炎の活動性評価には必須と考えている。リウマチ病変部は造影剤注入後 30 秒以内の急激な信号強度増加が特徴的である。この際のフレームレートは 10 秒以内が推奨されている。Dynamic Study
後の造影画像では病変全体像の評価を行っている。

【 US を用いた画像診断 】
US の意義も早期診断、早期治療で、単純 X 線写真
で変化が起きる前に滑膜炎を捉え治療を開始することが目的である。また最近では治療効果判定にも用いられるようになってきた。
MRI に比べた US の利点は安価、無侵襲、簡便等があるが、リアルタイムで滑膜炎を描出することが最― 256 ―

【 画像情報研究会 】【 午後の部 】 13：10 〜 15：30
司会 鳥取大学医学部附属病院 石井 里枝

平成 24 年度 夏季学術大会報告
今年度の夏季学術大会における画像情報研究会では、「カセッテ型 FPD の現状と課題」をテーマに掲げ、2

3. パネルディスカッション

題の講演とパネルディスカッションが催された。午前「キヤノン CXDI の技術紹介」
キヤノンマーケティングジャパン㈱ 向笠 恭司

中は、急速な普及が予測されるカセッテ型 FPD の技「 ワイヤレス FPD（Carestream DRX‑1）製品の術的な解説と、実際に病院内で稼働させる場合の無線ご紹介」

通信環境を含んだ諸問題についての講演が 2 題あり、

ケアストリームヘルス㈱いずれも重要な問題を含む、内容の濃い講演であった。

大門 康範

午後からは、カセッテ型 FPD を販売するメーカー 4「 ワイヤレス FPD（CALNEO シリーズ）製品の社と、ユーザーである診療放射線技師 1 名のパネラー

ご紹介」と 2 名のオブザーバーによるパネルディスカッション

富士フィルムメディカル㈱ 大島 裕二が行われた。近々にカセッテ型 FPD を導入予定の施設の診療放射線技師が多く会場に詰めかけ、参加者は「 ワイヤレスタイプカセッテ型 FPD AeroDR の

午前 74 名、午後 71 名と予備椅子を準備するほどの盛ご紹介」

況であった。

コニカミノルタヘルスケア㈱本報告書では、学術大会のプログラムを記載し、講宮本 高顕

演の抄録も記載した。
「 ワイヤレス型 FPD（AeroDR）と無線 LAN 環境の代表世話人 徳島文理大学 朝原 正喜

構築」
山口大学医学部附属病院 岩永 秀幸「夏季学術大会プログラム」
オブザーバー発言（1）

日時 平成 24 年 7 月 8 日（日）10：00 〜 15：30

大阪市立大学医学部附属病院 岸本 健治

会場 岡山大学病院 入院棟カンファレンスルーム11C
テーマ 「カセッテ型 FPD の現状と課題」

オブザーバー発言（2）名古屋市立大学医学部附属病院 國友 博史【 午前の部 】 10：00 〜 12：10
司会 徳島文理大学 朝原 正喜

ディスカッション
1.「最近のカセッテ型 FPD とその無線運用について」
コニカミノルタヘルスケア㈱ 中村 一起

2.「医療現場への無線通信導入上の注意点」
島根大学医学部附属病院医療情報部 花田 英輔― 257 ―

「最近のカセッテ型 FPD とその無線運用について」ある。例えば、FPD を使用する一般撮影室では隣り

コニカミノルタヘルスケア株式会社

合う部屋同士が同じチャネルの場合、干渉の恐れがあ

営業本部 MS 営業部

る。また、11a 規格内の W53/W56 の周波数帯域に中村 一起

関しては、DFS（DynamicFrequencySelection）の対象帯域であるため予備知識が必要である。また、併せて電波干渉によるノイズや、減衰、ローミング、無線

1. はじめに
ワイヤレスタイプのカセッテ型 FPD を主要メー

通信のセキュリティ対策についても説明する。

カーが発売し、約 1 年が経過した。各社の製品特徴などが明確になってきた分、そのシステム構築について

5. ワイヤレスカセッテ型 FPD のポータブル撮影へのの課題も見えてきた。その中でも病棟等での使用に期活用待が持たれているポータブル対応のシステムではパネ

ワイヤレスカセッテ型 FPD の発売当初以来、そのル自体がワイヤレス＝無線通信を行なう上に、院内シ使用が望まれていたポータブル撮影での活用。通常ア

ステム（RIS/PACS）等とも無線通信を行なうことがナログ回診車からは FPD 撮影に必要な曝射タイミン

想定されるために無線に関する知識やシステム構築にグの同期を取るための信号を受け取れないため、X 線

おける注意点、課題を考慮する必要がある。今回は無を自動で検出し、画像形成を行なう自動検出技術なる線に関する基礎知識、システム構築における注意点にものが開発されその使用を実現している。それによるついて説明する。

CR 時代の運用課題の払拭が期待されている。

2. ワイヤレスカセッテ型 FPD とは

6. システム構築における注意事項

ここではこれまで X 線撮影装置として市場の中心

通常システム構築においては基本的な確認事項がもであった CR と FPD システムの主な違いを説明する。

ちろん存在するが、前項ポータブルシステム構築におその画像形成の原理と、FPD システムを使用した場

いては、その使用範囲が放射線科範囲を超え院内全体合のワークフローの違い、従来の FPD が抱えていたに及ぶこと、無線通信が可能になったことで留意すべ

課題、重量、可搬性、使い勝手、堅牢性などが改善さき点が増大している。特に無線運用か、有線運用を行れ、もともとの長所であった画像即時性、高 DQE となうかは、全体運用の効率化と他システムとの連携、併せて使用に耐えうるシステムとなりうることに触れ

システム導入予算を考慮して決定する必要がある非常ている。また各主要メーカー 4 社のワイヤレスタイプに重要な項目となる。
以上。

カセッテ型 FPD の紹介も行なっている。

3. 無線 LAN の基礎知識
ワイヤレス FPD の普及に伴い無線についての知識を得ることが重要になる。その上でまず、無線の基本的な内容を紹介する。主な無線 LAN 規格 IEEE802.11a/11b/11g/11n の説明に加え、無線 LAN の構成要素とネットワークの構成形態、SSID、セル（カバレッジ）、チャネルについての説明を行なう。

4. 無線 LAN 使用時における注意事項
システム構築において無線に関する注意事項を説明する。最も懸念すべき無線の電波干渉についてであり、
無線 LAN 規格内のチャネル設計が重要なポイントで― 258 ―

フィルタリング、データ暗号化、ノイズ対策などがあ「医療現場への無線 LAN 導入上の注意点」
島根大学医学部附属病院 医療情報部

る。通信記録の管理も重要である。これらの策定では准教授 花田 英輔

システム（サーバ）で行う対策との分担に注意が必要である。セキュリティ向上策については「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（厚生労【 病院内での無線 LAN の必要性 】
チーム医療実践の必須事項として患者情報の迅速か働省、第 4.1 版 2010 年 2 月）の参照をお勧めする。

つ正確な共有がある。病院情報システム（HIS）の導

前提（4）使用周波数帯の選択：無線 LAN の規格は多入は患者情報入力登録時点で伝達と共有が可能にした。

数あり、選択も問題である。IEEE802.11b/11g が用「ユビキタス（Ubiquitous）」という言葉の意味は元来いる周波数帯（2.4GHz 帯）は ISM バンド（Industry‑「普遍的な」であるが、医療現場では「情報の入力、Science‑Medical Band）と呼ばれ、微弱出力であれば参照、共有がいつでもどこでも可能な状態」であり免許不要である。この周波数帯は IEEE802.11n（一HIS 端末が使いたい場所で常に使える状態を指す。こ部）、Bluetooth、IEEE802.15.4、IEEE802.15.6（ 一部）の実現には無線通信環境の構築が必須である。

等も使用する。これらはそれぞれ異なる変調方式のため基本的に干渉は無いが、出力が大きく異なる場合は強い電波のために弱い電波が受信できないなどの干渉【 病院ユビキタス環境の前提 】
病院の「ユビキタス環境」は次の前提を満たすこはあり得る。同周波数帯の電磁ノイズにも注意が必要とで真に有効性を発揮する。ただし無線 LAN 基盤にである。電子レンジやマイクロ波治療器が ISM バン

直接関係するとは限らない。

ドの通信を阻害することは実験で明らかにされている。

前提（1）電磁両立性（EMC）の確保：無線 LAN 使用

前提（5）運用開始後のメンテナンス：無線通信導入の大前提は医療機器との間での電磁的両立性

では計画当初から運用開始後のメンテナンスについて（Electro‑Magnetic Compatibility, EMC）の確保であ検討しておく必要がある。導入後の電波到達範囲の変る。1997 年に不要電波対策協議会（現 電磁環境協議化要因として金属製什器の追加設置や移動、改築があ会）が発表した EMC 指針は無線 LAN に触れていなる。運用開始後の AP の追加や位置、設定の変更に対い。総務省発表の植込み型医療機器への電磁波照射実

して柔軟に対応可能としておく必要がある。

験報告書では無線 LAN の使用は植込み型医療機器にほぼ影響しない。逆に筆者らは実験により無線 LAN【 医療への無線 LAN 導入手順 】

使用周波数の電波でも高出力では医療機器が止まるこ

日本には病院での無線 LAN の導入と使用に関するとを確認した。日本では法を守った機器を使えば無線指針はない。そこで日本生体医工学会医療電磁環境研

LAN は医療現場で安全に使用できる。

究会が「医療への無線 LAN 導入の手引き」を作成し前提（2）電波到達範囲の把握：建物を構成する壁等た。手引きには医療への導入手順と事例紹介、Q&A（部材）の材質は無線通信に影響する。具体的には、が収録されている。詳しくは同研究会のホームページ

遮へいにより望む範囲に電波が到達しない場合や、遮（http：//www.bme‑emc.jp/）を参照されたい。

へいされずローミングが妨げられ 1 アクセスポイント（AP）に接続が集中して通信速度が低下することが起【 実施例：島根大学医学部附属病院 】

こり得る。医療現場では通信線の追加は難しく、設計

島根大学医学部附属病院（以下、本院）を紹介する。

段階でアクセスポイント（AP）位置を決定することが本院は 30 診療科、約 600 床の特定機能病院である。

多い。この結果、意図しない到達範囲となる可能性が本院は診療情報の電子化を早くから進め、有印文書以ある。電磁界伝播シミュレーション技術を用いた AP

外はほぼ電子化されている。

位置の慎重な決定が必要といえる。

初期導入（2003 年 11 月）

前提（3）セキュリティ確保：セキュリティ確保は医本院では ICU と NICU を除く全病棟に無線 LAN

療情報流通上必須である。具体的にはアクセス制御、（IEEE802.11a）を導入した。当時の病棟は東西方向― 259 ―

に 110m あり、各階中央にスタッフステーションがあった。机上設計により 1 フロアに 11 台の AP を設置し、職員向け専用に HIS 端末 72 台を無線 LAN で接続した。セキュリティ策は、まず SSID と MAC ア
ドレスフィルタリングによるアクセス制限を設定し、各端末は配置フロアでのみ接続可能とした。データ暗号化は OCB AES（128 bits）を採用した。また看護部に端末管理を依頼し持出し対策とした。本院はプラ
図1

イバシーマーク（P マーク）を取得しているため、HIS

シミュレーション結果の例（ ○が AP 推奨位置 ）のパスワードは 60 日以内に 1 度変更を求めている。
表 1 シミュレーションによる各階推奨 AP 台数

また同じく P マークの基準に則り通信のログを 1 年分

階

1

2

3

5

号不達区域が見つかり AP を各フロア 2 台追加した。

台数

5

8

14

12

またスタッフステーション内で接続できない端末が発

階

6

7

8

9

生した。これは通信速度低下防止のため 1AP あたり

台数

11

12

13

12

保存し、常に監査可能とした。しかし運用開始後に信最大接続数を 5 台としたため、看護師がステーション
端末管理は、各フロア配置の端末は引続き看護部が、内で一斉使用したことが原因である。ステーション設
置 AP のみ最大接続可能数を 10 に変更し対処した。

建物全体で使用可能な端末は使用部署が行うこととし

この他、電波状態が良い箇所ではローミングが実行さた。他はこれまでと同じである。

れない等の問題点も見つかった。

無線 LAN 端末の活用効果と今後の予定
無線 LAN 活用の効果として診療効率の向上だけで増築棟への無線 LAN 導入（2011 年 6 月）
本院では再開発により増築が行なわれた。増築棟はなく、医療安全面で患者 ID、注射・輸血等の内容が1 階に救急部等、2 階には ICU、HCU がある。3 階は簡単かつ確実にでき、固定端末へ移動不要となって入手術部門である。4 階に患者が立入る区域はない。5

力漏れ／誤りの防止を図れる。また個人情報保護向上

階から 9 階までは病棟である。増築棟への無線 LANに資する項目として、紙メモ削減や情報参照権の設定導入は当然とされたが、新たな無線通信端末として可がある。ただし端末を置放し個人情報が漏えいする恐

動型の検査機器が現れ、病棟間をまたぐ移動が必要とれもある。これは電波到達上の問題と共にユーザ教育

なった。また診療科横断型のチームから巡回時の無線の問題でもある。

LAN 利用が希望された。そこで IEEE802.11a と 11g

今後は外来での無線 LAN 活用も検討している。まを併用し、11a を HIS 端末用、11g を部門所有機器用

た RF タグを活用した情報の把握と伝達を模索し、シとした。増築棟の AP 配置は 1 フロア当たり 6 台とさステム開発を行っている。

れたが、病室扉が金属製とわかるなど伝播上疑問が生じ、ベッドサイドでの通信速度 10Mbps 確保を目的【 まとめ：無線データ通信活用のために 】に電磁界伝播シミュレーションを実施した。Domi-

無線 LAN を有効に活用するためには、費用対効果

nant Path model を用いた Ray‑tracing 法による。結や医療安全といった面での目的設定と共に、電磁的安果例（7 階病棟の 11a）を図 1 に、各階の推奨 AP 台数

全性の確保や情報保護策の策定が重要である。また情を表 1 に示す。セキュリティ設定として Dynamic

報の電子化との並行が必須である。医療現場ではメン

VLAN を用いたゾーン別 SSID の設定を各 AP に追テナンスの困難さにも注意すべきである。
無線通信の安全かつ注意深い導入と正しい利用は医加した。一般端末は一フロアでのみ、チーム用端末は全館で接続可とした。暗号化は WPA2 とした。

療の効率と安全を高める。

― 260 ―

【 造影研究会 】「放射線技師における読影の補助について

第 13 回夏季学術大会―超音波検査」

平成 24 年 7 月 8 日（日）渡邉 敏充（倉敷成人病センター）
平成 22 年 3 月 19 日に厚生労働省のチーム医療の推岡山大学鹿田キャンパス保健学科 205 号室進に関する検討会から「チーム医療の推進について」の報告書が出され、それを受けて厚生労働省医政局長

メインテーマ：「造影画像の創造」〈 プログラム 〉

は平成 22 年 4 月 30 日に各都道府県知事に「医療ス

10：00 開 式

タッフの協働・連携によるチーム医療の推進につい講演Ⅰ

司会 日立記念病院 谷野 節男て」の通達を出した。そこには関係法令に照らし、医師以外の医療スタッフが実施することができる業務「 放射線技師における読影の補助についての内容として診療放射線技師に対し、① 画像診断に―超音波検査」
倉敷成人病センター 渡邉 敏充 先生

おける読影の補助を行うこと ② 放射線検査等に関する説明・相談を行うことを積極的に活用することが講演Ⅱ

司会 下関厚生病院 村上 誠一

望まれるとある。
これを基に診療放射線技師の読影補助について述べ「胃 X 線造影と画像から読み取れる病理所見」
財団法人 早期胃癌協会 工藤 泰 先生

る。当施設では消化管造影検査、マンモグラフィ、超音波検査の所見レポート作成を行っていて、今回は腹部超音波検査を中心に報告した。

ランチタイムブレイク
司会 高知赤十字病院 岡林 伸二「胃 X 線造影と画像から読み取れる病理所見」

新医療器紹介「 ハイビジョン透視録画装置

工藤 泰（財団法人早期胃癌協会）

VC‑1000 の開発コンセプト」㈱日立メディコ XR システム本部

胃 X 線検査は硫酸バリウムと発泡剤を使用した二緒方 与志也 先生

重造影法と圧迫法で構成されており、胃粘膜面に付着したバリウムの濃淡差を X 線像として描出し、胃粘講演Ⅲ

司会 松山赤十字病院 水谷 宏

膜面の凹凸変化や胃壁伸展の異常などの所見を読みとる。読み取った異常所見から推測しなければならない「医療施設で行う診断用 X 線装置の管理」
小田原循環器病院 宮崎 茂 先生

病理所見（診断）は、病変の存在部位、病変形状（肉眼型）、病変の質（腫瘍・非腫瘍、上皮・非上皮、良・悪性、組織型）病変の量（拡がり・深達度）の 4 項目がパネルディスカッション
司会 鳥取大学病院 岩田 直樹

ある。X 線像に描出される異常所見と病理所見（診断）テーマの関係を知るには、X 線像・手術標本・組織像の相互「 Merci, PENUMBRA System を用いた比較を行い病理所見（診断）の根拠となる X 線像を求めることが必要である。

脳梗塞急性期治療について」

今回は X 線像・手術標本・組織像を相互比較した

1.「Merci System とは」センチュリーメディカル 北川 俊幸 先生

症例を提示し、胃 X 線造影と画像から読み取れる病
理所見についても述べた。

2.「PENUMBRA system とは」メディコヒラタ 高木 純一 先生他
3.「当院における急性期脳梗塞治療」
川崎医科大学 人見 剛 先生

15：30 閉 式
― 261 ―

要な測定器の取り扱い方および測定結果とその評価方「ハイビジョン透視録画装置

法についても述べた。

VC‑1000 の開発コンセプト」
緒方 与志也

テーマ「Merci, PENUMBRA System を用いた（株式会社日立メディコ XR システム本部）

脳梗塞急性期治療について」

当社の、平面検出器（Flat panel Detector）を搭載した X 線透視撮影装置には、撮影画像と同等の解像力を有している「詳細透視モード」が搭載されており、

1.「Merci System とは」

特にマイクロデバイスを用いる治療手技の場で威力を北川 俊幸（センチュリーメディカル）

発揮している。VC‑1000 は、オリジナル分解能 1000

Merci リトリーバーは急性期脳梗塞（原則として発本で録画したいとの要求から開発した装置で、1000症後 8 時間以内）において、組織プラスミノーゲンア

本 録 画、 周 辺 デ バ イ ス の 画 像 を 同 時 録 画 で き る

クチベーター（t‑PA）の経静脈投与が適応外、又はPicture In Picture 機能、同時録音機能などの特徴を

t‑PA の経静脈投与により血流再開が得られなかった持つ。

症例に対し使用される経皮的脳血管再開通療法用の血本装置は、透視画像と周辺デバイス画像を同時録画

栓回収機器です。2010 年 10 月に本邦で保険収載されするため、再生時には両画像がタイムリンクして観察・てから 328 施設で 1,600 例に使用されております。本

診断でき、時間を合わせるのが困難であった従来の問研究会では Merci リトリーバルシステムの使用方法

題点が解決された。又、同時録音は VF 検査での嚥下から実施基準、本邦での使用状況、そして使用成績調

音を録音する事で検査後のリハビリテーションに有用

査における 1.5 年次のデータを供覧した。

である。さらに、院内での効果的なカンファレンスや
院内教育及び学会発表に有用であり、今後も多方面で

2.「PENUMBRA system とは」
高木 純一、岡崎 圭祐の応用が期待できる。

（株式会社メディコスヒラタ）
Penumbra system 製品概要、使用方法等について「医療施設で行う診断用 X 線装置の管理」
宮崎 茂（小田原循環器病院）

報告した。

X 線写真撮影において、X 線が被写体を透過して得られる写真効果（radiographic eﬀect：RE）と撮影

3.「当院における急性期脳梗塞治療」
人見 剛（川崎医科大学）

条件の関係は、

急性期脳梗塞に対し、2005 年 10 月より組織プラス（V：管電圧、I：管電流、ミノーゲンアクチベーター（t‑PA）静注療法が認可さ

s：照射時間、d：撮影距離、C：定数）で表される。

れ、中心的治療となった。しかし、その適応は発症後したがって、X 線発生装置の精度管理は、制御盤上の3 時間以内に限られており、また、内頸動脈や中大脳表示値（管電圧、管電流、照射時間）と実際に出力さ動脈といった太い血管が閉塞している症例では効果がれた X 線条件の値が正しく出力されているか把握す

期待しにくいなどの問題がある。 それに対し現在、ること必要がある。X 線発生装置の出力側の各値を測t‒PA 静注療法の非適応例・無効例に対する血管内治定する測定器には、電気的諸現象と X 線出力の関係療が注目されている。

を測定できる直接接続形測定器と、X 線出力から簡易当院では、急性期脳梗塞に対する最新の血管内治療

的に管電圧および照射時間などを測定する非接続形測デ バ イ スとし て 2012 年 5 月ま で に Merci Retrieval

定器とがある。

System を16 症 例、Penumbra System を 4 症 例に使

本講演では、日常使用しているインバータ式 X 線用した。今回、当院における治療成績、長時間の透視

高電圧装置および自動露出制御装置の精度管理を行うと撮影回数の増加による被検者の被ばくについて、そための測定方法について解説する。また、精度管理必して、急性期脳梗塞治療への取り組みについても述べた。

― 262 ―