2021/3/25

ベータ線は 2～3ｍｍのアルミ板で遮蔽できるが、制動放射を考慮すると数cmのプラスチック板が良い。

放射線関係法規 ７Regulations for radiation protection
平成２０年 国家試験

解答 ３12陽電子消滅 annihilation

平成２０年 国家試験

解答 ４

陽電子β＋ を放出する核種の近傍において陽電子と電子が結合し、１対の ０.５１ＭｅＶの消滅放射線を出す。 鉛の半価層は ４.１mm 。
エネルギー保存則
電子質量はE = me C2= 0.51 MeVの消滅放射線になる
運動量保存則２本の消滅放射線は反対方向に放出

34

グリッド （散乱Ｘ線除去格子）

付加フィルタ

散乱Ｘ線を除去し、画像のコントラストを高める。
グリッド使用時は照射線量を増やす（露出倍率）。

Ｘ線管付加フィルタは長波長部分を多く吸収する。
軟線を除去するので、Ｘ線量は減少する。実効エネルギーは高くなる。低エネルギー成分は少なくなる。
最高エネルギーは変化しない。
被ばく線量を減少させることができる。
胸部Ｘ線撮影に使用されるフィルタはアルミニウム(Aｌ)、銅(Cu)である。

56

2021/3/25

平成２０年 国家試験

解答 ２

診療放射線技師法 （定義）第二条
２ この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射（撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素（その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。）を人体内に挿入して行なうものを除く。
以下同じ。）することを業とする者をいう。

78

診療放射線技師法 施行令第十七条（画像診断装置）
診療放射線技師は、次の診断を行うための検査を行える。 （医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。診療放射線技師法 第二十四条）
一二三四

磁気共鳴画像診断装置
超音波診断装置
眼底写真撮影装置（無散瞳検査）
核医学診断装置 （平成２６年６月に追加）

9

照射録項目 （リニアック）所属
ID. No.
患者氏名
年齢性別指示医名
治療部位
使用エネルギー
照射線量
設定線量
照射門数
使用フィルム種類
使用フィルム枚数
照射年月日
担当技師名

11

診療放射線技師法 （照射録）
第二十八条
診療放射線技師は、放射線を人体に対して照射したときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。
署名 ： 正式には印鑑ではなくサイン。
10

照射録項目 （ＲＩ）
所属
ID. No.
患者氏名
年齢
性別
指示医名
検査名
使用放射性医薬品名
使用放射性医薬品量
スキャン回数
使用フィルム種類・枚数
使用薬剤
使用器材
撮影年月日
担当技師名

診療放射線技師法 第二十九条（秘密を守る義務）
診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
診療放射線技師でなくなった後においても同様とする。
12

2021/3/25

平成２０年 国家試験

解答 ２、４

医療法施行規則 構造設備 第30条の4
エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 天井、床及び周囲の画壁（以下『画壁等』という。）は、その外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
(2) エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。ただし、第30条第4項第3号に規定する箱状の遮蔽物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であっても必要な防護物を設けたときは、この限りでない。
(3)

エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。

1314

医療法施行規則 第24条の2（エックス線装置の届出）

医療法施行規則 第30条の6（診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準）(1) 主要構造部は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
(2) 画壁等は、その外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。

病院又は診療所に診療の用に供するエツクス線装置（定格出力の管電圧（波高値）が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のものに限る。以下『エツクス線装置』という。）を備えた
ときの 法第15条第3項 の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。

(3) 人が常時出入する出入口は、1箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
(4) 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。

1516

医療法施行規則 第30条の7の2（放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備）

医療法施行規則 第30条
（エックス線装置の防護）(1) 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
(2) 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
(3) 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。

治療用エックス線装置（近接照射治療装置を除く）および透視用エックス線装置はエックス線の発生を遮断するインターロックを設けたものでなければならない。

(4) 間仕切りを設けること。その他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。

インターロック：
正常な操作条件を逸脱した時、自動的にエックス線を遮断する制御機構。

1718

2021/3/25

平成２０年 国家試験

解答 １、２

電離放射線障害防止規則 第七条（緊急作業時における被ばく限度）
放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業（以下「緊急作業」という。）を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者については、次の各号に定める値を超えないようにしなければならない。
一 実効線量については、百ミリシーベルト
二 眼の水晶体に受ける等価線量については、
三百ミリシーベルト
三 皮膚に受ける等価線量については、一シーベルト

1920

職業被曝の線量限度 Dose limit
実効線量限度 Effective Dose limit

医療法施行規則で定められた線量限度 第30条の27

男性 100 mSv/5年 （50 mSv/年）
女性
5 mSv/3月
妊婦 内部被曝 １mSv/出産まで
等価線量限度 Equivalent Dose limit
水晶体 100 mSv/5年
皮膚500 mSv/年 (緊急 1000)
妊婦腹部表面 ２mSv/出産まで
21(3)女子（妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。）
については、前2号に規定するほか、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき5ミリシーベルト(4)妊娠中である女子については、第1号及び第2号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの間につき、内部被ばくについて1ミリシーベルト

23

放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。
ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等（女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者。）に係る実効線量限度は、100ミリシーベルトとする。
(1) 平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき100ミリシーベルト(2)4月1日を始期とする1年間につき50ミリシーベルト

22

放射線診療従事者等に係る等価線量限度(1) 眼の水晶体については、5年間につき100ミリシーベルト(2) 皮膚については、4月1日を始期とする1年間につき500ミリシーベルト（緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、1シーベルト）(3) 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第4号に規定する期間につき2ミリシーベルト242021/3/25

平成２０年 国家試験

解答 ４25

線量限度26(2) 放射線治療病室である旨を示す標識を付する。

医療法施行規則 第30条の17（敷地の境界等における防護）
病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当な遮蔽物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第30条の26第4項に定める線量限度（２５０μSv/３月）以下としなければならない。

2728

医療法施行規則 第30条の19（患者の被ばく防止）

平成２０年 国家試験

医療法施行規則第30条の12 （放射線治療病室）

診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室（以下『放射線治療病室』という。）の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 画壁等の外側の実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、その外側が、人が通行し若しくは停在することのない場所または放射線治療病室である画壁等についてはこの限りでない。

解答 ２

病院又は診療所の管理者は、遮蔽壁その他の遮蔽物を用いる等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線（診療により被ばくする放射線を除く。）の実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

内部被曝実効線量
吸入した放射性物質の摂取量を、年摂取量で除した値。

2930

2021/3/25

放射性同位元素等規制法 施行規則
（放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則）
第２２条 （健康診断）
１． 放射線業務従事者（一時的に管理区域に立ち入る者を除く。）に対し、初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。
２．前号の放射線業務従事者については、管理区域に立ち入った後は一年を超えない期間ごとに行うこと。

３．前号の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行うこと。
イ 放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき。
ロ 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。
ハ 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
ニ 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。

3132

ホールボディ カウンタ
ヒューマンカウンタ

バイオアッセイ法 （生物検定）（排泄物等分析による体内放射能評価）

体内に存在する放射性物質を計測する。
内部被曝線量を測定する装置。

個人モニタリングのため、排泄物（尿、糞）の試料を分析し、体内に摂取された放射能を評価する方法。
γ線放出核種の場合はホールボディカウンタで直接体外測定できるが、α線やβ線放出核種は飛程が短く体外計測は困難で、バイオアッセイ法のみ測定可能である。
事故時に吸入摂取を疑う場合は、鼻スミア試料をとることが有効である。

33

平成２０年 国家試験

34

解答 ２

フロアモニタ
広範囲な床面の表面汚染の検索を簡単に測定するのに適する｡
表面汚染を疑う箇所を検出したら、検出感度と精度の良いスメア法を実施し、汚染が見つかったら､除染をして表面密度限度（核医学検査室では40 Bq/cm２以下）にする｡

35362021/3/25

電離箱検出器 ion chamber (IC)

ＧＭ計数管 （ガイガー・ミュラー計数管）

プラスチックで作られた円筒形の容器に空気やアルゴンガスが入っており、中心電極と壁材の間に電圧を加えておき、電離箱内に電場を作っている。この中にγ（Ｘ）線が入射すると、空気が陽イオンと陰イオンに電離され、電極にイオンが集められ電極間に電位差が生じて電流が発生する。この微少電流を増幅して表示する測定器。
電離箱式サーベイメータは、感度は低いが（１～1000 μSv/h）、30keV以上の光子に対しエネルギー特性が良好で、精度の高い測定ができる。
方向特性も良好であり、散乱線の測定に適する。

円筒形の内部にHe、Ar等の不活性ガスが封入され、中心電極に約1000Ｖの電圧が加えられている。
印加電圧を下げると電離イオンが電子なだれを起こさないので、放射線エネルギーと放電パルスが比例する計測ができる（比例計数管）。
ＧＭサーベイメータは、約0.1μSv/hの線量当量率から測定できるので感度が高く応答も速いので使いやすい。
β線による表面汚染の検査には、大面積端窓型ＧＭ計数管を用いる。

3738

シンチレーション検出器

管理区域から退出する際は、ハンドフットクロスモニタで、手足（靴、スリッパ）、作業衣等に汚染がないことを検査する。

放射線が入射するとシンチレータは微少な光を発し、この光を光電子増倍管で電流に変換して増幅し、得られるパルス電流を計数することにより放射線を測定する。主としてγ（Ｘ）線用ではＮａＩ（Ｔｌ）シンチレータが用いられる。

履物は脱がずに汚染検査する
万一、手足（靴、スリッパ）等に放射性汚染が検出された時は、準備されている除染剤を使って洗浄し、汚染を除去する。

γ（Ｘ）線用のシンチレータの感度は、ＧＭ管式や電離箱式より優れている（0.05～30μSv/h）。
一般環境等の微少な放射線測定に有効（空間線量率測定など）。

39

平成２０年 国家試験

40

解答 １

放射能汚染除去 除染作業 の原則
１．早く除染する。 時間経過とともに除染は困難化。
２．汚染範囲の拡大防止。汚染部分の明確化。
除染作業は汚染範囲の外側から内側へ実施。
低レベル汚染範囲から実施。
汚染防護紙は吸水性のある側を表面に敷く。
（汚染液体が拡散する範囲を狭くできる。）
３．湿式作業で行う。粉塵吸入（内部被曝）を防ぐ。
４．除染作業で生じる放射性廃棄物を少なくする。

4142

2021/3/25

放射線事故対策の３原則①安全保持の原則
人の生命および身体安全を第一に考え、人命救助を優先。
②通報の原則近くで作業している者に事故が起こったことを知らせる。
火災等現場の状況が危険でない場合、管理担当者の指示を受けてから行動します。危険な状況では、直ちに退避。
③拡大防止の原則
線源の始末や汚染拡大の防止措置を行う。
汚染発生原因を除去し、汚染地点の密閉・閉鎖を行う。
現場への立入禁止、汚染物品の持出禁止を実施。
眼、外傷などの除染措置を行う。
緊急作業時での適切な保護具を着用するとともに、被ばく時間の短縮に努める。

43

さらに、作業者からの事故状況の聴取、現場のモニタリングなどが必要。
その際、線量当量の評価は安全側に行なう必要がある。
これを過大評価の原則といいます。
前述の放射線事故対策の３原則と併せて、応急措置の４原則と呼ばれる。
事故発生の原因調査を行なった後、再発防止の措置を講ずることはいうまでもないが、異常事態が発生した場合には、法的規制にしたがって原子力規制委員会などの関係官庁へ通報・報告を行う。

44

平成２０年 国家試験

解答 ３

放射性廃棄物の分類
可燃物
紙、布、綿、木材
難燃物
ゴム、ポリエチレン、プラスチック
不燃物
金属（注射針は金属缶へ）、ガラス、非圧縮性不燃物（コンクリート、土など）

45

46

無機液体 ｐＨを２～１２に調整する。
短半減期核種は貯留法で希釈

放射性廃棄物は、有機液体 ｐＨを４～１０に調整する。

正しく分類して気体フィルタ（HEPA、活性炭）を梱包する

ポリエチレン袋などに梱包し、動物 動物死体、糞尿 乾燥凍結する指定されたドラム缶に封入し、日本アイソトープ協会に医療廃棄物 （ＲＩ検査患者のおむつ）２年間、病院で管理保存有料で引き取ってもらう。

4748

2021/3/25

令和３年 国家試験

解答 ４
不燃物

有機排液

尿や便に排泄されない放射性医薬品も存在する。

PET用放射性医薬品（主に 18F-FDG）(18Fの半減期は２時間) による汚染物（18F-FDGは尿への排泄が多いので主に 18F-FDG PET検査後患者のおむつ）の放射能は、７日間で、ほとんどなくなる。
PET核種については７日間、管理区域に保管すれば、放射性同位元素汚染物ではなくなる。

この文章は正しい。

実験動物は乾燥処理を行った後にアイソトープ協会に処理を依頼する。

49

PET以外のRI検査の汚染物は、日本アイソトープ協会に引き取ってもらわなければならない。
50