28-122

頭部 3 D-CTA における CT-AEC の検討― 臨床にむけて ―○池長 弘幸、村 正勝、亀山 健一郎、森分 良、柳元 真一
川崎医科大学附属病院 中央放射線部Product（ DLP）値を用いて行った。
【 結果および考察 】
ᢏᖌ㻭㻌Fig.1

ᢏᖌ㻮㻌

技師 2 名の AEC 法と固定法の血管描出能

㻭㻱㻯ἲ㻌
100

ᅛᐃἲ㻌
100

㻺㻿

㻺㻿

㻖㻼䠘㻜㻚㻜㻡
Aᢏᖌ 㻭Aᢏᖌ 㻭80

Bᢏᖌ 㻮8060

㻺㻿

60

㻺㻿

ᥥฟ⬟ 㻑ᥥฟ⬟ 㻑40

Bᢏᖌ 㻮㻺㻿

*40202000SCA

Fig.2

AICA

PICA

SCAAICAPICA

AEC 法と固定法における技師 2 名の血管描出能

Fig.1 に技師 2 名での AEC 法と固定法の血管描出能の結果を示す。技師 2 名共に、上小脳動脈に比べて前下小脳動脈および後下小脳動脈の血管描出能は、若干劣ってはいるが 3 血管全てにおいて AEC 法と固定法の血管描出能に有意差は認めなかった。Fig.2 にAEC 法と固定法における技師 2 名の血管描出能の結果を示す。AEC 法では 3 血管全てで有差を認めなかったが、固定法では前下小脳動脈のみで有意差を認めた。
これは、前下小脳動脈が他の 2 血管に比べてひと際、細い血管となるために固定法では患者の体格差によるノイズのばらつきが、血管描出能に影響を及ぼしたと1500思われる。
Fig.3 に AEC 法
1000
㻡㻠㻑と固定法の被ばく線量の比較結果を示す。 500
被ばく線量は、AEC0法では、固定法に対ᅛᐃἲAECἲ
し て 平 均 54％ の 低
Fig.3 被ばく線量の比較減となった。
【 結語 】頭部 3D‑CTA における CT‑AEC を用いた
AEC 法は、臨床的有用性は高いと考えた。
㻰㻸㻼㻌㻌㻌㻔㼙㻳㼥䞉㼏㼙㻕【 背景 】頭部 3D‑CTA において画像ノイズを低く設定するために高管電流値の固定撮影（固定法）が広く用いられているが、被験者の体格差等により、患者間の画像ノイズのばらつきや被ばく線量の過多が懸念されていた。これらを解消するため良好な画質を保ち、個々の患者に合わせた適正な条件での撮影に有用である CT‑AEC（Auto Exposure Control）を用いた撮影（AEC 法）が報告されている。当院でのファントムによる AEC 法の検討では、CT‑AEC の画像ノイズ設定値を SD：12（ 画像スライス厚：0.5 ㎜）とすることで従来の固定法と同等の血管描出能を保ちつつ約30％の被ばく線量低減を確認した。
（CSFRT 2011）【 目 的 】 今 回、AEC 法 の 臨 床 的 有 用 性 に つ い て
3D‑CTA 画像での血管描出能と被ばく線量について、AEC 法と固定法の両法間 30 症例づつで比較、検討したので報告する。
【 対 象 】2010 年 7 月
ᅛᐃἲAECἲから 2011 年 6 月の期⢭ᰝ䚸ᮍ◚⿣ື⬦⒗ᑐ㇟⑕౛䠏䠌౛䠏䠌౛
⑕౛ᩘ
間 に 頭 部 3D‑CTA
2011ᖺ1䡚6᭶᧜ᙳᮇ㛫 2010ᖺ7䡚12᭶
61ṓ(37䡚80ṓ)64ṓ(40䡚87ṓ)ᖺ㱋
検査を施行した精査
12౛
13౛
⏨ᛶ
ᛶู
および未破裂動脈瘤
18౛
17౛
ዪᛶ
53.1kg(33.3䡚70.8kg)
58.8kg(43.3䡚98.0kg)
య㔜の患者さんを対象にTable.1
検討を行った。詳細を Table.1に示す。
【 方 法 】 血 管 描 出 能 の 検 討 は、MDCT 装 置 Aquilion64（ 東芝）、造影剤自動注入器デュアルショット
GX（根元杏林堂）を使用して取得した頭部 CT 画像を
ワ ー ク ス テ ー シ ョ ン（Virtual Place Raijin Plus：AZE）に転送して同一のオパシティカーブにて Volume Rendering（VR）法で 3D 画像を作成後、上小脳動脈（superior cerebellar artery：SCA）、前下小脳動脈（anrterior inferior cerebellar artery：AICA）、後下小脳動脈（posterior inferior cerebellar artery：PICA）の 3 血管に対して CT 室の診療放射線技師 2 名（経験年数 16 年：A、8 年：B）で視覚評価を行い評価結果に対してχ2 検定（有意水準：5％）を用いて両法間の血管描出能を比較した。撮影条件および造影剤注入条件を Table.2 に⟶㟁ᅽ㻝㻞㻜㼗㼂⟶⌫ᅇ㌿᫬㛫㻜㻚㻣㻡㼟㼑㼏㻌㻛㻌㼞㼛㼠示す。被ばく線量の᧜ᙳ䝇䝷䜲䝇ཌ㻜㻚㻡㼙㼙㽢㻢㻠䝢䝑䝏䝣䜯䜽䝍㻜㻚㻢㻠㻝
検 討 は、AEC 法 の⟶㟁ὶ㻟㻜㻜㼙㻭㻔ᅛᐃἲ㻕 㻭㻱㻯㻌㻿㻰㻦㻝㻞㻔㻭㻱㻯ἲ㻕㐀ᙳ๣ὀධ᮲௳䜲䜸䝟䝭䝗䞊䝹䚸䜲䜸䝥䝻䝭䝗㻔㻟㻣㻜㼙㼓㻵㻕
症例において、固定㻞㻠㼙㼓㻵㻛㼗㼓㻛㼟㼑㼏㻔㻝㻡⛊ὀධ㻕
法との比較をコン⏕⌮㣗ሷỈᚋᢲ䛧㻔㻟㻜㼙㼘㻕᧜ᙳ䝍䜲䝭䞁䜾䝪䞊䝷䝇䝖䝷䝑䜻䞁䜾ἲ㻔㻾㻻㻵㻌㻦㻌⥲㢕ື⬦㻕
ソール上に表示される Dose Length
Table.2【 参考文献 】
浜口 直子 頭部 3D‑CTA における CT‑AEC の検討 ―撮影線量の適正化と血管描出能について― 日本放射線技術学会
誌 2010； 66（ 4）： 313‑ 321.

― 179 ―

28-123

Test Bolus Tracking 法を用いた頭部 CTA の有用性

○藤田 善彦、光岡 由企夫、松田 哲典、藤田 卓史、湯浅 正憲、木原 翔、古曽 達也
津山中央病院【 背景 】当院では Bolus Tracking 法（BT 法）で頭部CTA の撮影を行っている。この方法で、内頚動脈に造影剤が到達した時点をトリガーとしているが、装置の制約上、撮影開始まで約 8 秒のタイムラグがかかる。
そのため、静脈も同時に描出されてしまい、診断や3D 作成の妨げになる可能性がある。
【 目的 】心臓 CTA で開発された Test Bolus Tracking 法（TBT 法）を頭部 CTA に応用し、目標 CT 値である 300HU を維持したまま、いかに静脈の描出を抑えれるか検討を行った。
図1

脳動脈の造影効果

図2

脳静脈の造影効果【 方法 】
1. TBT の設定および撮影開始時間の最適化
造影剤はイオパミロン 300 を使用し、本注入の注入時間は 16 秒とした。Smart Prep の ROI は、第 4 頸椎レベルの総頸動脈とし、撮影開始タイミングは、
ROI 内のテスト注入のピーク値を確認後、スタートとした。
造影剤のテスト注入、生食の後押しを行い、数秒のインターバルをおいてから造影剤の本注入、生食の後押しを行った。
Delay 時間の設定は、頭部パフュージョン CT の臨床データから得られた Time Density Curve を参考にして行い、13 秒と 15 秒の Delay 時間で検討を行った。
2. 各造影方法による造影効果の比較
BT 法と TBT 法それぞれの動脈と静脈の CT 値の【 考察 】TBT 法では、動脈の CT 値は BT 法に比べ測定を行った。動脈は両側内頚動脈、両側中大脳動脈、減少した。しかし、ほとんどの症例で目標としている

両側前大脳動脈、脳底動脈の各血管内に ROI を置き、CT 値の 300HU には達しているので、十分な造影効CT 値の測定を行った。静脈は、上矢状静脈洞、S 状果が得られた。静脈の CT 値は Bolus Tracking 法に静脈洞の各血管内に ROI を置き、CT 値の測定を行った。

比べ有意に減少させることができた。
delay 時 間 に 関 し て は delay13 秒 の 場 合、CT 値【 結果 】TBT 法では動脈の CT 値は BT 法に比べ減300HU を下回る症例が目立った。また、delay13 秒

少した。いくつかの症例では、300HU を下回るものの方が造影効果のばらつきが大きかった。よってもあったが、平均 CT 値では 300HU を超える結果とdelay15 秒が適当であると考えられる。ただし、目標なった。

CT 値を下回る症例も少なからずあったため、注入時静脈の CT 値は TBT 法では、BT 法に比べ有意に減少した。

間を短くするなどして CT 値を上げる方法を検討していきたい。

― 180 ―

28-124

下肢 CT Angiography における被ばく低減の試み― CNR 一定法による被ばく低減効果について ―○稲田 智、舛田 隆則、丸山 尚也、楠 貴宏、奥 貴行、山下 由香利、横田 瑞穂、今田 直幸
医療法人あかね会土谷総合病院 診療技術部放射線室【 背景・目的 】下肢 CTA において下腿動脈は腹部動脈、大腿動脈と比較して血管径が小さく、CT 値が低下する傾向にある。従って下腿部における画像ノイズは腹部、大腿部領域より低くする必要がある。しかし、CT 用自動露出機構（以下、CT‑AEC）は 1 スキャン内において部位別に Noise Index（NI）を設定することができないため、下腿部に合わせた NI 設定では腹部、大腿部では線量過多となる可能性がある。 我々は各（4）CNR 一定法で撮影した下肢 CTA20 例について、各部位の CNR を測定した。また、従来法と CNR 一定法の DLP［ mGy・㎝］を、スキャンプロトコル作成時の表示値で比較した。
【 結果 】（1）Φ 8 ㎜ 〜Φ 4 ㎜ では CT 値に差を認めなかったがΦ 2.5 ㎜では約 20％低かった。
（2）各部位の SD 値は設定 NI で制御されていた。ま部位で CNR が等しくなる NI 及び下限管電流値の設定（以下、CNR 一定法）が可能であるか基礎実験を行い、被ばく低減に有用であるか検討したので報告する。
【 使用機器 】

た、下腿部における管電流値は腹部・大腿部と比較して低く、変動も小さかった。
（3）CNR 一定法における下腿部の SD 値は、従来法と同様であった（図 1）。

Light speed VCT（GE 社製、64 列 MDCT）
Advantage windows 4.4（ GE 社製、画像処理装置）
模擬血管ファントム（内径 8 ㎜〜 2.5 ㎜）
撮影用ファントム PBU‑10（ 京都科学社製）【 撮影条件 】ビーム幅 40 ㎜、管電圧 100 kV、ヘリカ
ルピッチ 0.516、ローテーションタイム 0.5 rot/s、
SFOV 50 ㎝、 ス ラ イ ス 厚 1.25 ㎜、 ス ラ イ ス 間 隔
1.25 ㎜、再構成関数は腹部標準関数である standardを使用した。管電流は CT‑AEC を使用した。
【 方法 】本検討において、CNR は以下の式から算出した。

（4）臨床においても、下腿動脈 CT 値は腹部・大腿動脈 CT 値より約 20％ 低かった。平均 CNR は腹部15.0、大腿部 14.2、下腿部 14.5 であり、有意差は認めなかった。平均 DLP［ mGy・㎝］は従来法で 1355.1
mGy・㎝、CNR 一定法で 958.2 mGy・㎝となり、約29％減少した。
【 考察 】各部位の血管 CT 値を考慮し、腹部・大腿部と下腿部に分けて画像 SD 値を制御するように CT‑AEC を設定することで、各部位の CNR を揃えることが可能である。腹部・大腿部において血管 CT 値の変化は小さく、目標画像 SD 値に対して管電流の変動が大きいため、設定 NI により画像 SD 値を制御する必要がある。しかし、下腿部は管電流の変動が小さい…… ①
CTA：血管 CT 値、CTB.G：バックグラウンド（筋肉）CT 値
SDB.G：バックグラウンド（筋肉）SD 値（1）模擬血管にΦ 8 ㎜、Φ 6 ㎜、Φ 4 ㎜、Φ 2.5 ㎜の希釈造影剤（200 〜 400 HU）を封入して撮影し、CT値を測定した。

ため、下限管電流値の設定により、目標画像 SD 値を得ることが可能である。
CNR 一定法は、下腿の描出能を保ちつつ腹部・大腿部の線量を下げることが可能であり、被ばく低減に有用な手法である。
【 結語 】CNR 一定法は被ばく低減に有用である。

（2）NI10 〜 22 で撮影用ファントムを撮影し、各スライスにおける SD 値及び管電流値を調べた。
（3）撮影用ファントムを従来法（NI14、下限管電流値の設定なし）及び CNR 一定法（NI18、下限管電流値の設定あり）で撮影し、各スライスにおける SD 値を測定した。CNR 一定法における設定 NI は方法（1）、（2）の結果及び①式から、下腿動脈 CT 値≒腹部・大腿動脈 CT 値× 0.8、バックグラウンド（筋肉）CT 値≒ 50 HU、下腿部 SD
値は 14 として計算した。また、下限管電流値は設定NI14 とした時の、下腿における表示管電流値から決定した。
― 181 ―

図1

従来法と CNR 一定法における各スライスのバックグラウンド SD 値