断層画像（CT,SPECT,PET）を得るためのフィルタは２種類ある。
Pre-filter前処理フィルタ断層画像の元になるプロジェクション像の雑音除去。
Butterworth, Wiener フィルタ など。
Reconstruction filter再構成フィルタFBP（フィルタ畳重逆投影法）で断層画像を作成する場合に、フーリエ空間（周波数空間）で行う処理と同じ計算結果を得る実空間フィルタ。
Ramp、Shepp&Logan 、Chesler、Ramachandran フィルタなど。前処理フィルタプロジェクションデータにかけるフィルタButterworth filterWiener filter高周波成分を遮断。
低域通過型フィルタ高周波成分の増幅。
高域通過型フィルタFiltered Back Projection の再構成フィルタRamp filter最も単純な再構成フィルタ。高周波雑音が多い。
Chesler filterRampにcosine関数（Hanning window）をかけて高周波を抑制。
Shepp - Logan filterさらに高周波成分を減衰させたフィルタ。
最もよく使われている再構成フィルタ。
Ramachandran filter高周波成分を増強し画像を鮮鋭にするが、高周波雑音が多い。実際は、撮像視野から対象臓器がはずれると、再構成アルゴリズムに誤った画像を作らせることになるので、再構成画像にアーチファクトが生じる。ＳＰＥＣＴカメラでは体内の放射能分布の定量が困難PETは、Transmission画像で吸収補正を行うので定量性が良い。実際のμは一定値ではなく、３次元配列 μ(x,y,z)Emission CT ： 放射線源が体内にある。

DetectorDetectorTransmission CT ： 放射線源が体外にある。

Radiation sourceDetector吸収補正なし吸収補正あり吸収補正法１．Chang法 （最も良く使われる方法）再構成画像に近似的な吸収補正を行う２．Ｓｏｒｅｎｓｏｎ法プロジェクション画像に近似的な吸収補正を行う。
３．外部線源法 （PETでは必ず行う）（ＴＣＴ Transmission Computed Tomography）人体の密度分布画像をもとに正確な吸収補正を行うChang法再構成画像の幾何学的補正人体の密度分布μが一定値と仮定して補正。
99mTcではμは0.10から0.12/cm の値を用いる。Sorenson法プロジェクションデータの幾何学的補正人体の密度分布μが一定値と仮定して補正。
対向するデータに対してPETのような補正をする。PETカメラは、コリメータがないので高感度。
１対のγ線入射信号だけを画像データに使うのでバックグラウンド（散乱線などの不要な成分）が少ない。被曝（ｍＳｖ）全身 １ｍＳｖで、１０万人に 1人、癌で死亡。

201-Tl 心筋(111MBq)26 (睾丸 62 腎 60 胎児 6)67-Ga(74MBq)9 (骨髄 13 大腸 15 胎児 6)99m-Tc-MDP骨 (740MBq) 6 （骨 47 膀胱 37 胎児 4.5)18-F-FDG(185MBq)3.5 (膀胱 20 心臓 10 胎児 3)11C-Methionine (370MBq) 2.0 (膵、肝 7 )15-O-CO ( 2000MBq)1.5 ( 肺 ７ ）15-O-CO2 ( 3000MBq)2( 肺 11 ）15-O-O2 ( 6000MBq)4( 肺 1７ ）ＣＴ10 ～ 100血管造影7 ～ 10 (1分で皮膚0.5）胃、消化管造影 3

解答 ３2D FBP2D OSEMカウントの少ない場合は、逐次近似再構成法が有効。
NH3 心筋ＰＥＴ10mCi 投与 8分後から10分間 16分割で心電図同期収集逐次近似法投影画像（サイノグラム）λ[ yi ] [ yj ]再構成画像μ[ i ] [ j ]4次元の変数による繰り返し計算逐次近似再構成法 Iterative ReconstructionMLEM （Maximun Likelihood Expectation Maximization ）OSEM （ Ordered Subsets Expectation Maximization ）ＯＳＥＭ （Subsets 2k=0k=2繰り返し計算回数 ｋ）k=4k = 10k = 20サイノグラム （ 横から測定した全方向からのデータ ）から、確率の高い断面像を 逐次推定していく。再構成画像μの、画素 [128] [10] に対するサイノグラム λ[ yi ] [ yj ] への寄与率（検出確率）再構成画像μの、画素 [ i ] [ j ] に対するサイノグラムλ[ yi ] [ yj ] への寄与率（検出確率）は、４次元配列 C [ i ][ j ][ yi ][ yj ] となる。
λ＝ΣC μサイノグラム ＝ Σ（検出確率 x 再構成画像）正確に記述するとijλ[ yi ] [ yj ] ＝ΣΣ C[ i ] [ j ][ yi ][ yj ] μk [ i ][ j ]μk [ i ][ j ] は、ｋ 番目の繰り返し計算後の画像測定したサイノグラム λ と 再構成画像 μ （初期値は全画素値１） について λ／（Σ C μ） を求める。
λ／（Σ C μ）＝ 真のサイノグラム ／ 画像μから推定されるサイノグラム推定画像μの画素値が、真の値より大きすぎるとλ／（Σ C μ） は 1 未満 になる。
推定画像μの画素値が、真の値より小さすぎるとλ／（Σ C μ） は 1 以上 になる。Σ C （λ／（Σ C μ）） ／ ΣC撮像した全方向について λ／（Σ C μ） の平均（検出確率 C をかけた加重平均）を求める。
正確に記述するとyi y jijΣΣ C[i][j][yi][yj] （λ[yi][yj]／（ΣΣC[i][j][yi][yj] μk [i] [j] ））yi y j／ ΣΣC[i][j][yi][yj]この式の値は配列（ 要素数は i x j ）k 番目の再構成画像μｋ の 各画素ごとにΣ C （λ／（Σ C μ）） ／ ΣCの値をかけて、次の推定画像 μｋ＋１ の画素値を算出。
μｋ＋１ ／μｋ ＝ Σ C （λ／（Σ C μ）） ／ ΣC逐次近似再構成法 MLEM、OSEM の式正確に記述するとμｋ＋１ [ i ][ j ]／μｋ [ i ][ j ] =yi y jijΣΣ C[i][j][yi][yj] （λ[yi][yj]／（ΣΣC[i][j][yi][yj] μk [i] [j] ））yi y j／ ΣΣC[i][j][yi][yj]OSEM は、 yｊ （サイノグラムの角度成分）の計算ループを間引いて C （λ／（Σ C μ）） ／ ΣCの値を求めて、次の推定画像 μの画素値を算出。
例えば、 yj が 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 の ９方向で、subsets を ３ に設定すれば、まず、yj = 0, 3, 6 の値で μｋ を計算する。
次に、yj = 1, 4, 7 の値で μｋ を基に μｋ+1 を計算する。
更に、yj = 2, 5, 8 の値で μｋ+1を基に μｋ+2 を計算する。
計算量は MLEM の １回繰り返しと同量だが、MLEM を ３回繰り返した場合と同等の画像を得られる。部分容積効果の確認直径 １０、１６、１９、２１，３１ｍｍの球に周囲濃度の４倍の 放射能水溶液を入れたファントムを撮像18F 20MBq in 6000ml water部分容積効果の曲線SPECT, PETのカウント値は 病変の大きさに依存する。
同じ放射能でも直径１ｃｍの病変のカウントが低下する。
装置の空間分解能が良いと、部分容積効果は低下（改善）する。平成１８年 国家試験解答 ５PETにも散乱線の影響がある。
２D収集よりも３D収集の場合で散乱線成分が多くなる。楕円ファントムを、近傍に放射能の高い容器を置いて撮像した。
３D収集は、 ２D収集よりも散乱線成分が多くなることを確認した。偶発同時計数異なる陽電子からのガンマ線が偶然同時に計数される現象。
放射能投与量が多いと、偶発同時計数が増加する。
シンチレータの光減衰時間が長いと、偶発同時計数が増加する。密度の高い（重い）結晶ほど、高エネルギーγ線と相互作用を起こしやすい（線減弱係数が大きく、光りやすい。感度が高い）。
光の減衰時間が短い結晶ほど数え落しが少ない（計数率直線性がよい）。
数年前のPETには、BGOが使用されていたが、最近のPETには、GSO、ＬＳＯが使用されている。日常業務でのＰＥＴ装置の管理•ブランクスキャン検出器の異常を見つけるためにも始業前に毎日実施する。
•キャリブレーション２週間に１度程度は行った方が良い。
•ノーマライズディテクタ（検出器）異常時、交換時に必要。
３ヶ月に１度くらいは行った方が良い。ブランクスキャン始業前に毎日実施する。

トランスミッションデータの補正に用いる空気の吸収係数を得るために行う。
ブランクスキャンは、トランスミッション用ロッド線源を使って毎日実施する。
検出器の異常を確認するため、ブランクスキャンのサイノグラムを目視点検する。始業前に毎日実施する作業 （Daily QC ）ブランクスキャンデータで、検出器の感度のばらつきを確認。
前回データとの比較、検出器間の感度差の確認。
許容範囲を超える場合、まずノーマライズを実施し、それでも改善しなければ、検出器の交換を検討する。

ProjectionSinogramディテクター（検出器）が故障した場合、ブランクスキャンのサイノグラムに斜線が出現する。

正常１つディテクタ
故障サイノグラム再構成画像