D-21

見守り・コミュニケーション

株式会社メティスコム

品番・型番

VESTA-001

見守りサービス“ヴェスタ”
問い合わせ先住所

株式会社メティスコム〒 220-0012

TEL

神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1 横浜ランドマークプラザ 5F

090-8452-5250

担当者名

MAIL

shuichi.watanabe@metiscom.co.jp

渡部秀一

機器の概要
機器の機能

ヴェスタは、光学機器、映像を利用しない、入居者のプライバシーと尊厳を考慮した見守りサービスです。レーダーセンサーを利用する事で、訪室しなくても入居者の行動を把握することができ、ＰＣ画面、タブレッ
ト・スマホにて確認ができます。突発的な転倒・異常行動を検知した際には、既存のナースコール連携することでボタンを押せない状態でも転倒検知・確認が可能となります。＊ナースコールメーカー仕様による
為、要相談

販売開始

2023 年 8 月

提供ダッシュボード（居室内表示画面）

販売価格

設置するセンサーTA I Sコード

１台￥11,000 〜 / 月（税込み）02147-000001

機器の仕様
見守りサービスヴェスタは、光学機器。映像を利用しないことで、入居者のプライバシーを守り、施設の業務効率・生産性向上に寄与できる介護ロボットソリューションです。
訪室しなくても入居者の室内の状況・行動を把握できる為、必要に応じた介助をする事ができ、定期的な訪室、夜間の巡回機会の軽減など業務効率、介護プランの見直しなどに活用できます。
在室/不在、ベッドでお休み中、トイレ中、離室状態など各部屋の状態を専用モニターで確認できます。１画面上で見たり、もしくはスクロールで居室全体の状況を一覧で把握できます。
突発的な転倒、異常行動があった際には、検知し通報します。転倒などは既存のナースコールシステムと連携をし、居室内でボタンを押せない状況下での転倒を検知・通報します。ドア前ランプ点灯、事務所への通報、ピッチへの通知など、通知方法
はナースコールシステムの仕様によります。
ナースコール接続実績は、アイホン社製、ケアコム社製、ナカヨ社製。それ以外は確認、テストが必要です。
追加サービスとして、起き上がり検知、ベッドからのずれ落ち通知は、2024年サポート予定です。

81

器の貸

移 乗 支 援機

出必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート

移 動 支 援Ｗｉ−Ｆｉ環境（設置する部屋に電波が届くこと）100 Ｖ電源：センサー 1 台につき電源１つ（設置する居室内に 1 台を前提とする）。100 Ｖコンセントからセンサーまでの電気工事（配線）が必要です。

現状課題・要望をお聞きし、センサー導入による期待効果に向けたサポート。 事例を元に生産性向上、業務効率化に向けた活用方法のサポート。居室内行動、転倒検知、行動の分析など可視化された情報の提供。
1 ヶ月程度

貸出可能台数排 泄 支 援

貸出期間

5台

見守り・コミュニケーション

センサー（居室内天井取付）

入 浴 支 援パンフレット等

居室内取付例

製品カタログhttps://www.metiscom.co.jp

製品に関する詳細については各企業にお問合せ下さい。
介 護 業 務 支 援

82

製品

情報
項 目

適用禁止事項

使用上の注意使用方法

内 容

対象者（高齢者）

・転倒リスクのある方、日常の生活動作の把握を必要とする方対象者（介護者）

・複数の高齢者を同時にかつ遠隔に見守りをしたい。業務の負担軽減をしたい。
ベッド、トイレ以外の場所で転倒検知をして、早期に対応したい方。プライバ
シーの関係でカメラ等を利用したくない方

禁止事項

・使用できない環境（場所）：直接水がかかる可能性のある浴室内は使用禁止、脱衣室は使用可能
・その他：分解、改造など

注意事項

センサー検知エリアは、天井取付 平面で 4 ｍ× 5 ｍ。トイレに扉がある場合トイレ内の情報を検知できないため、トイレの出入を検知、トイレ内状況を通知（長時間利用など）

安全に利用するための配慮

電源は、手などが届かないところから取る。配線は、天井、壁の高い位置をはわす

誤報の有無

無線Ｗｉ−Ｆｉの環境が弱く、部屋まで届かない場合使用上の注意センサーの妨げになる衝立、テレビなどは、置く場所を考慮する

倫理面の配慮

センサーにより行動を可視化するため、施設から家族に同意書を取得する方が望ましい。（画像は撮らない）

使用方法

・使用時の基本ステップ：機器設置、動作確認
・高齢者の見守り時の基本ステップ：事務所内のモニターもしくは各種通知（携帯への通知、ナースコール連携の場合は、その仕様による通知）アラート内容に合わせて居室訪問、対応

使用方法（再設定）

部屋ごとに設置するため、部屋を変える場合は再設定が必要

使用環境

居室内のセンシングする位置を考慮して天井にセンサーを設置。Ｗｉ−Ｆｉに接続

使用場面

離れた場所にいる利用者の異常を早く検知して、対応をする
・転倒リスクがあり、転倒を早期に発見する場合

習熟期間

設置当初は、センサーが学習するために２週間後に安定稼働（提供するクラウド側）

高齢者に対する安全面の配慮

高齢者が届かないところの電源を利用し、ケーブルは手が届かない位置をはわす

介護者に対する安全面の配慮

電源確保の位置を考慮使用することで実現する高齢 巡回以外での転倒状態の可視化。転倒リスクのある方の居室内の改善、歩行訓者への効果
練などのリハビリ。認知症、フレイル等のリスクを早期に発見効果使用することで実現する介護 巡回など職員の負担軽減。巡回以外で転倒を早期に発見できる。居室内状況が者への効果わかる為、状況に合わせて対応が可能。
使用することで実現する施設 労働環境の改善、採用などＰＲ効果への効果
族への説明）サービス向上83

エビデンスデータ（データを元にした家製

品

メーカー名

株式会社メティスコム

製

見守りサービス“ヴェスタ”

品

名型

内 容

使用場所、必要スペースなど

使用場所：居室内、トイレなど

Ｗｉ−Ｆｉ通信が届くエリア

設置場所

居室の天井、壁設置方法

センサーを固定する専用器具をビス止め

サイズ

直径 90mm × 厚さ 15mm

重量（バッテリー含む）

110 ｇ

材質

プラスチック（基盤内蔵）形状

円形

電源・バッテリー

特になし、外部電源

使用時の音なし

緊急発報の方法

ナースコール連携

安全性の認証取得・アダプター：利用しているＡＣアダプターは、◇ＰＳＥマークの入っているものを推奨
・内部通信モジュール：レーダー、無線通信、無線技術適合 取得済み
・医療機器：認定無し

防水・防塵加工

防水加工無し配線は、モール等でカバーする

移 動 支 援仕様、構造

VESTA-001

検知範囲

平面

反応速度（タイムラグ）

90 秒以内 センサー受信後、通常の転倒検知としては転倒後 5 分で設定（みなし転倒がある為）

4 ｍ× 5 ｍ

最大見守り人数

一部屋

必要な通信環境

Ｗｉ−Ｆｉ環境

必要なシステム・設備

表示装置 パソコン、モニター、スマホ。
ルシステム

１人

ナースコール連携の場合、メーカー専用の接続分配機器

オプション
問合せ先

ナースコール連携が可能

メーカーによるメンテナンス

定期的な稼働状況の確認（リモート）

ユーザーによるお手入れ

特に無し

消耗品の有無

特に無し

保証期間

１年

耐用年数

約３年

本体・付属品の定価

サブスクモデル

毎月の利用料（ランニングコスト部分に記載）

設置導入に伴う費用

電源環境

設置サポートランニングコスト

毎月の利用料追加できる機能業務ソリューションとＡＰＩ連携

緊急時の問合せ先

045-285-3667

デモ・貸出

実証を希望の場合、要相談

実費

台数による

￥11,000 〜／月（税込み） 利用サービスによる入 浴 支 援コスト

他の機器との連携・互換性

見守り・コミュニケーション

ナースコール連携の場合、ナースコー

データの記録機能、有無と内 ・検知日時・検知項目・検知状態・ルーム名、検知履歴一覧の表示、エクスポー
容
ト可能、蓄積データを用いて分析も可能

メンテナンス

排 泄 支 援検知方式（センサー、画像など） ミリ波センサーで検知

１センサー

移 乗 支 援項 目番介 護 業 務 支 援84