平成１８年 国家試験

解答 １

同相信号（ノイズ）の抑制と逆相信号（生体信号）の増幅＝ 差動増幅回路
周波数特性の改善＝ 負帰還増幅器

実効増幅度の改善＝ 負帰還増幅器( 実効増幅度 = 入力電圧の実効値との出力電圧の実効値の比 )基線動揺（ドリフト）の抑制＝ 低周波遮断フィルタ （＝微分回路）（ＣＲ結合回路の抵抗電圧など）
リップル率の抑制 ＝ 平滑回路

差動増幅器の特徴
１．反対位相信号を増幅して、同位相信号ノイズ（主に商用交流雑音（ハム））を抑制できる。
（ ハム は 外部雑音 ）２．２点間の電位差を増幅できる（心電図や脳波等）。
３．電源電圧の変動（ドリフト）に対して安定である。
４．直流バイアスを伴う信号の、交流信号だけを増幅できる。

同相信号除去比 （ 同相除去率、 弁別比 ）
CMRR ( Common Mode Rejection Ratio )差動増幅器の性能評価の指標。 CMRRは大きいほど良い。

差動成分の増幅率を Ad、同相成分の増幅率を Ac とすると、同相信号除去比 (弁別比) CMRR = Ad / Ac

負帰還増幅器

代表的な回路は反転増幅回路

オペアンプは、負帰還回路を組むことを前提として作られたＩＣ. そのため増幅率が非常に高い。
負帰還回路にすると、増幅率は下がるが、以下の利点がある。
１．回路内の抵抗 R0、R1 の値を選択することで設計者が希望する増幅率の回路を作成できる。
２．オペアンプ自体の増幅度が温度上昇などで変動しても、増幅率が安定した回路になる。

３．増幅率が安定した回路になるので、過剰な入力信号でも出力信号の波形が歪みにくい。
（増幅率の直線性が良くなる。）
４．極端に周波数が高い信号または低い信号が強く入ると、負帰還をかけないオペアンプでは増幅率が不安定になる。 負帰還をかけると、それが改善され、周波数特性が向上する。
以上の特徴から、内部雑音（増幅器自体から発生する雑音）が少ない（S/Nの良い）増幅器になる。

増幅率の直線性
無帰還増幅では、入力信号が強いと出力が歪んで増幅率が低下し、直線性が損なわれる。

増幅率の周波数特性
無帰還増幅では、入力信号周波数が極端な場合、出力が歪んで増幅率が低下し、周波数特性が損なわれる。

令和４年 国家試験

解答 ２

OPアンプ とは、オペアンプ のこと。
Operational Amplifier （演算増幅器）
2つの入力間の差分を増幅して出力する回路。

１８年国家試験

解答 ３，４CCD (Charge Coupled Device Image Sensor)
CCD は固体撮像素子のひとつで、ビデオカメラ、デジタルカメラなどに広く使用されている
CMOS FET を用いた半導体素子による画像センサである。

サーミスタ
半導体の温度特性を利用した温度センサ。
温度が上昇すると抵抗値が下がる。（上がる製品もある）
体温計、呼吸モニタ、電子部品（CPUなど）の温度センサ

サーミスタ温度計

圧力センサ
ピエゾ素子

歪みゲージ （ストレインゲージ）

ピエゾ効果（ 圧電効果 ｐｉｅｚｏ-electric effect )

電圧をかけることにより、ある方向に伸びる材料。
逆に圧力をかけて変形させると電圧が生じる。
シリコンゴム、セラミックスが使われる。
血圧センサ、微小駆動装置(インクジェットプリンタなど)、電子ライターの点火などに利用される。
抵抗線ストレインゲージ
シリコンゴム管に電解液を封入したチューブ。
引っ張ると電気抵抗が大きくなる。
呼吸センサなどに利用。

ストレインゲージ (圧力、歪みセンサの一種)
strain 【名】 ひずみ, 変形.
gauge 【名】 計測器

シリコンゴム管に電解液を封入したチューブなど。
引っ張ると電気抵抗が大きくなる。
呼吸センサ、観血式血圧センサ（患者の動脈に挿入されたカテーテルを介して血圧を測定）などに利用。

血液ガス分析に用いる電極センサ
動脈血のｐＨ、Ｏ２濃度（ＰａＯ２）などを測定する。
pHとは水溶液中の水素イオン（H＋）濃度を表わす単位であり、pH＝－log 10（水素イオン濃度）と定義 。

ガラス電極

ｐH測定

水溶液のpHに比例した起電力を発生するガラス電極と、電位測定のための基準電位を与える比較電極を一対にして試料水に浸したとき、両電極（Ag-AgCl電極）間に発生するpHに対応する起電力を出力するpH電極と、目盛り付けするための機能を有しているpH指示変換器とを組み合わせて測定する方法。
Po2電極

Po2 測定銀Ag-AgCl電極と白金Pt電極間に電圧をかけて、溶液中の酸素による還元電流を測定。
（ポーラログラフ法）

Po2電極Po2 測定銀Ag-AgCl電極と白金Pt電極間に電圧をかけて、溶液中の酸素による還元電流を測定。 （ポーラログラフ法）
酸素分圧測定用電極として白金電極を用いたものがクラーク電極である。

イオンセンサ

化学センサ

ISFET Ion Sensitive Field Effect Transistor(イオン感応性 電界効果トランジスタ)
ISFETのゲート上の イオン感応膜 に溶液が接すると､溶液中のイオン活量に応じて電圧が発生する。
イオン感応膜にSiO2 -Si3N4 を使用すると水素イオンに感応し、pHセンサになる｡
従来のガラス電極法に比べるとイオン感応膜を変えることでCO2測定なども可能、測定時間が短い、装置の小型化消耗品の減少などの利点がある。

平成２１年 国家試験

解答 １

熱電対は温度差を電圧に変換（ゼーベック効果）。

２８年国家試験

解答 ３

１８年国家試験

解答 １，５

感知電流
体表に流れる電流を感知するときの電流値。
商用１００V交流で 約１ｍA が、最小感知電流。
交流の周波数が上がると、電流を感じにくくなる。
（１ｋHz 以上では 周波数に比例して電撃閾値が上る。）
女性の方が低い電流を感知する（電撃閾値が低い）。
離脱電流
１０ｍA 以上では、筋肉の不随意収縮が生じ、自らの意思で動けなくなる。これを離脱電流という。
１００ｍA 以上の電流が体表を通ると、心筋に １００μA以上の電流が通り、心室細動の危険がある。

許容量は、危険値の１０％
マクロショック
患者体表に着けた電極、患者の手などを介して受ける電撃。
許容電流は、１００μA （1ｍA で電流を感じる（感知電流））

ミクロショック
ICU、CCU、手術室などで、心臓カテーテルの電極を介して受ける電撃。 直接、心臓に流れる電撃。
許容電流は、１０μA （100μA で心室細動の危険がある）(正常の心筋収縮運動とは無関係な不規則運動)

EPR システム（等電位化接地システム）
Equipotential Patient
Reference System
ミクロショック電撃事故を防ぐシステム
患者が複数の医用機器、テレビ、ベッドなどの金属を触れる可能性のある環境では、それらの機器のアース電圧を同じにすると、電撃事故を防止できる。

同じ接地端子（センタ）に全ての機器やベッドのアースを繋ぐ。
アース線も同じ銅線を使う。 （0.1Ω/m 以下の太い銅線）
機器間のアース電位差が10mV 以下になれば、体表抵抗は約１ｋΩなので、電撃は 10μA 以下に抑制できる。

１８年国家試験

解答 ５

コンデンサの単位 ： ファラッド ( F )コンデンサが蓄える静電容量（キャパシタンス）の限度。
capacitance 【名】 静電容量

capacity 【名】 収容能力

１対の金属板に、それぞれプラスマイナス１（Ｃ）の電荷量が蓄えられた状態で１（Ｖ）の電圧を示す
コンデンサの静電容量を１（Ｆ）とする。
静電容量Ｃ（Ｆ）のコンデンサの端子間電圧がＥ（Ｖ）のとき、蓄えられた電荷量Ｑ（Ｃ）はＱ＝ＣＥ

Ｃ＝Ｑ／Ｅ（電圧が１Ｖのときは、Ｑ＝Ｃ ）コンデンサの電荷量が静電容量に達すると、直流電流を通さない。

電力 P （ Power ）単位 ワット W ＝ J / sec

電気抵抗をもつものは、電流（直流でも交流 でも）が流れると電気エネルギー （電力）を消費する。
抵抗を通る電力は、熱（ジュール熱）になる。
ジュールの法則 Joule's law
１秒間、I (A) の電流を 電圧 E（V) で流した時の電力 P （W） は、P=EI

E = I R を代入すると P = R I 2( P : 電力（W) E : 電圧（V） I : 電流（A)R : 抵抗（Ω） )ｔ 秒間、電流を流した時の電力は、 P ｔ (J)1840年、ジュールは抵抗の中で電流が熱を発生することを見つけ、熱がエネルギーであることを発見し、さらに、エネルギー保存則を発見した。
エネルギー量（仕事量）の単位 : ジュール （J）
１（W) ＝ １（V） x １（A）
１（J) ＝ １（Ｗ） x １（ｓｅｃ） ＝１（V) x １（A) ｘ１（ｓｅｃ）
W = J / s （ Ｊ ＝ Ｗｓ （ワット秒））（ 3600 Ｊ ＝ Ｗh （ワット時））

１ ｃａｌ （カロリー） ＝ 4.18605 J
水１ｇの温度を１気圧の状態で１℃上げる熱量インピーダンス impedance【名】• １ 〔電気〕 インピーダンス
交流回路における電気抵抗 ; 単位 Ω（オーム）• ２ 障害(物).
電気抵抗をもつものは、抵抗器のほかにコンデンサ（キャパシタンス）、コイル（インダクタンス）がある。
直流電流と異なり、交流電流には周波数があり、キャパシタンス、インダクタンスのインピーダンスは周波数（電流の振動数）で変化する。

人体から測定される電気信号 （ 心電図、筋電図、脳波など ） は、振動する電流なので交流電流。
人体の組織は電気的には、抵抗、コンデンサ、インダクタンス（コイル） を組み合わせた回路と同等の作用をする。
したがって、臨床検査技師にとって交流電流に対する抵抗、コンデンサ、インダクタンスのインピーダンスの知識は必須。

inductance 【名】誘導係数 （ 電磁誘導を生じる程度、大きさ ）、インダクタンス ( = 誘導子 （コイル） ）コイルの電気的な本質はインダクタンスなので、電気回路学では、コイルを インダクタンス と呼ぶ。

電磁誘導 electromagnetic induction
コイルの中で磁石を動かすと電圧が生じる。
コイルの電流が変化すると磁界が生じ電圧が発生する。
induction 【名】誘導、誘発インダクタンス （コイル）の単位 ： ヘンリー ( Ｈ )コイルに流れる電流が１秒間に１(Ａ)変化したときにコイルに発生した電圧が１(Ｖ)のとき、コイルの（１巻き分の）インダクタンス L を１(Ｈ)とする。
インダクタンス L （誘導係数 Inductance）
コイルに流れる電流の変化で、コイル内部の磁界が変化し、コイルに電圧（起電力）が発生する性質
起電力（V) ＝ ｎ L d I／ｄｔ

（n は巻き数）（＝ インダクタンス ｘ 電流の１秒間の変化）
電流の変化率が大きいときに高い電圧が生じる

伝導度 （導電度） G

コンダクタンス

conductance 【名】 〔電気〕 コンダクタンス、電気伝導度
電気抵抗 R （レジスタンス）の逆数。
電流の流れやすさを示す。
レジスタンス R の単位 オーム（Ω）
コンダクタンス G の単位 ジーメンス （S）
オームの法則 E = IR → E = I / G、G=1/R
I=EG（ 電流 ＝ 電圧 x 電流の流れやすさ ）コンダクタンスを使うと、抵抗器の並列回路の計算に便利。

抵抗回路の計算法（ 直列 ＝ 流れにくさの和、 並列 ＝ 流れやすさの和 ）
１０Ωの抵抗を２本直列接続したCD間の抵抗は、AB間より大きい。電流の流れにくい場所を連続して電流が通らなければいけないので、CD間の抵抗は、１０ + １０（Ω）
１０Ωの抵抗Rを2本並列接続したEF間の抵抗は、AB間より小さい。電流の流れやすさが 1/10 (S) の回路を２本通れるので流れやすさは２倍になる。
EF間のコンダクタンスは、1/10 + 1/10 = 2/10 (S)
抵抗（レジスタンス）は、10/2 = ５（Ω）

デシベル dB ： 利得 ゲイン （ ｇａｉｎ Ｇ ） の単位
電力など、マイナスの値を取らない物理量の場合、

G = 10 log10（出力／入力）（ Ｇ の10分の1の値が、増幅率の対数（ゲイン） ）
電圧や電流など、マイナスの値もある物理量の場合、

G = 20 log10（出力／入力）
マイナス方向にもゲインが広がるので、２倍にする。

平成２１年 国家試験

解答 １

２進数 １１＝２＋１＝ ３２進数 １００＝

４＋０＋０＝ ４２進数 １１０＝

４＋２＋０＝ ６２進数 １１１＝４＋２＋１＝ ７２進数 １０００ ＝

８＋０＋０＋０ ＝ ８２進数 １１１１ ＝８＋４＋２＋１ ＝ １５

１８年国家試験

解答 ２もっと単純な解答法
２進数の筆算２進数から１０進数への変換
２進数で ＡＢＣＤＥＦ と表示されていたら、（ Ａ～Ｆ は １か０）
１０進数にする方法は、Ａ x 2 5 + B x 24 + C x 2 3 + D x 2 2 + E x 2 1 + F x 2 0= Ａ x 32 + B x 16 + C x 8 + D x 4 + E x 2 + F
10進数から２進数への変換は、この反対の作業。
数字を越えない最大の２の階乗の数を探す。１１ならば、８。
数字から、その２の階乗を引いて同様の操作を繰り返す。
１１ならば、１１－８＝３、３を越えない最大の２の階乗は２。 ３－２＝１
したがって、 １１ ＝ ８ ＋ ２ ＋ 1２進数で表すと、 １０１１

平成１８年 国家試験

赤の情報量のビット数は４
青の情報量のビット数は４
緑の情報量のビット数は４
情報量のビット数の合計は、４ｂｉｔ ＋ ４ｂｉｔ ＋ ４ｂｉｔ ＝１２ｂｉｔ
１２ ｂｉｔ ＝ ２１２ の情報量

解答 ５

ほとんど同じ問題

１４年 ３月 国家試験

□□□□

□□□□

□□□□

４ ｂｉｔ

４ ｂｉｔ

４ ｂｉｔ

合計 １２ ｂｉｔ
２１２ 通り の情報を入れられる。

答 ④

平成１７年 国家試験

解答 ５

令和４年 国家試験
解答 ５

１ ｂｙｔｅ ＝ ８ ｂｉｔ ＝ ２８ ＝ ２５６ 個 の情報

ｎ ｂｉｔ ＝ ２ｎ の情報量
１６２ ｂｙｔｅ ＝１６ ｂｉｔ ＝ ２＝ ６５５３６ 個 の情報例題
１ｂｉｔ（情報量は２１＝２）の患者の分類情報として、男か女か、という情報があって、２ｂｉｔ（情報量は２２＝４）の患者の分類情報として、血液型が、AかBかABか0、という情報が加わると、男Ａ、女Ａ、男Ｂ、女Ｂ、男ＡＢ、女ＡＢ、男O、女O の、8種類の患者分類情報ができる。
１ｂｉｔの情報に２ｂｉｔの情報を加えると３ｂｉｔの情報になって、情報量は２３＝８種類に増える。
情報量の計算法は、
21 ｘ 22 = ２1+2 = ２3 または 1 bit + 2 bit = 3 bit

bit = ｌog2(情報量)logは掛け算を足し算に変える関数

n ｂｉｔ の情報量に、 m ｂｉｔ の情報量を加えるとn+m ｂｉｔ の情報量になる。
2n の情報量に、2m の情報量を加えると2n+m の情報量になる。 （2n+m = 2n x 2m）

情報量８＝２３

ビット数は３ビット数＝log ２(情報量) ⇔ ｎ ｂｉｔ ＝ ２ｎ の情報量
解答 ３

情報量１６＝２４

ビット数は４ビット数＝log２（情報量）
２９ = ５１２

解答 ５⇔

ｎ ｂｉｔ ＝ ２ｎ の情報量

令和４年 国家試験

解答 ３

１画素の情報量は、赤青緑それぞれ １byteなので ３ byte。
画素数は １０００ x １０００ x ６０ x １５ = ９ x １０８ 個
したがって、 ３ (byte) x ９ x １０８ = ２.７ x １０９ (byte)