2021/3/25

放射線関係法規 ２
Regulations for radiation protection
平成２５年 国家試験

解答 ３

ICRP（国際放射線防護委員会）から提案された放射線防護体系の三原則（1）行為の正当化
放射線被ばくを伴ういかなる行為も、その導入がプラスの便益を生むこと（2）防護の最適化
社会的・経済的要因を考慮に入れながら合理的に達成できる限り低く被ばく線量を制限すること（3）個人の線量限度
医療被曝を除くすべての計画被曝状況（放射性廃棄物の処分など）では線量限度を超えないように。

1

2Automatic exposure control（AEC）
ＣＴの被曝線量低減機能。装置が被検者の体格を測定し，適切な画質を得るのに必要な管電流値を自動計算してX線曝射を変調制御する機能。

２５年 国家試験

解答 ２、３

防護の最適化に寄与する。

肝嚢胞は、液体が貯留した肝内病変。
悪性病変は非常に少ない。
被曝のないエコー検査で経過観察。
（ＣＴによる観察は行為の正当化に反する）
検診ＣＴの管電流を下げることは、防護の最適化に寄与する。

34

医療法施行規則で定められた線量限度 第30条の27(3)女子（妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。）
については、前2号に規定するほか、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき5ミリシーベルト

放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。
ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等（女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者。）に係る実効線量限度は、100ミリシーベルトとする。
(1) 平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき100ミリシーベルト(4)妊娠中である女子については、第1号及び第2号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの間につき、内部被ばくについて1ミリシーベルト(2)4月1日を始期とする1年間につき50ミリシーベルト

562021/3/25

放射線診療従事者等に係る等価線量限度

令和３年４月１日から(1) 眼の水晶体については、令和２年度までは、1年間につき150ミリシーベルト（緊急時は、300ミリシーベルト）。
令和３年度から、５年間で100ミリシーベルト以下に制限が強化された。

「放射性同位元素等の規制に関する法律」が一部改正。

(2) 皮膚については、4月1日を始期とする1年間につき500ミリシーベルト（緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、1シーベルト）

眼の水晶体の５年間の合計線量を記録すること(3) 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第4号に規定する期間につき2ミリシーベルト

眼の水晶体の線量限度の引き下げ
５年間に１００ｍＳｖ （１年で５０ｍＳｖを超えないこと）（従来の水晶体の線量限度は、年間１５０ｍＳｖ）
血管造影検査時の医師の水晶体被曝が問題となっていた。白内障を防止するための改正。

78

血管造影検査時等に医師や技師が装着する

職業被曝の線量限度 Dose limit
実効線量限度 Effective Dose limit

防護メガネと線量測定TLDバッジ。
眼の水晶体の3mm線量当量を測定。

男性 100 mSv/5年 （50 mSv/年）
女性
5 mSv/3月
妊婦 内部被曝 １mSv/出産まで
等価線量限度 Equivalent Dose limit
水晶体 100 mSv/5年
皮膚500 mSv/年 (緊急 1000)
妊婦腹部表面 ２mSv/出産まで

910

平成２５年

国家試験

解答

２２００７年ICRP勧告から
Weighting factor の翻訳は加重係数と表記されることになった。
荷重係数の表記は誤り。

厚生労働省は 2012年4月30日に通常限度量へ戻した。

1112

2021/3/25

線量等量（Sv）= 吸収線量（Gy） x 線質係数 Q
等価線量（Sv）= 吸収線量（Gy） x 放射線加重係数 W

臓器や組織の感受性の違いを補正する組織加重係数（tissue weighting factor）という係数があり、１人の人間が受けた線量(実効線量と呼ばれる)は各組織の受けた生物学的効果に比例する量の合計として定義される。

実効線量（Sv）= 等価線量（Gy） x 組織加重係数 T13

平成２５年

14

国家試験

解答

２

ラドンガス 222Rn (希ガス)
岩盤中のラジウム226 の 娘核種（ 220Rn トロン （トリウム232崩壊核種））
気体なので吸入による内部被ばくの原因となる。
ラドンガスによる内部被ばくは、世界平均で 年間１．２ｍSv、日本は島国なので、０．４ｍSv 程度。
（偏西風で太平洋に流れていく）

1516

ベータ線は 2,3ｍｍのアルミ板で遮蔽できるが、制動放射を考慮すると,数ｃｍのプラスチック板が良い。

平成２５年

有効半減期Ｔeff 、物理的半減期Ｔp 、生物的半減期Ｔｂ との関係は
1/Ｔeff ＝1/Ｔp ＋ 1/Ｔb

1/Ｔeff は 1/Ｔp の値より大きい。
（Ｔeff は Ｔp の値より小さい。）
1718

国家試験

解答

５

2021/3/25

診療放射線技師法施行令第十七条（画像診断装置）
診療放射線技師は、次の診断を行うための装置を用いた検査を行える。
一 磁気共鳴画像診断装置
二 超音波診断装置
三 眼底写真撮影装置（散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。）
四 核医学診断装置 （平成２６年６月に追加）

電磁波の名称と波長
ガンマ線 ： １０ ピコ メートル 以下
エックス線： １０ ピコ～１０ ナノ メートル
紫外線： １～４００ ナノ メートル可視光線 ： ４００～８００ ナノ メートル
赤外線： ８００ ナノ～１ ミリ メートルマイクロ波： １００ マイクロ～１ メートル
超短波
短波
長波： １ ～１０ メートル
： １０～１００ メートル
： １ キロ～１０キロ メートル以上1920

診療放射線技師法 （定義）第二条

厚生省医薬安全局安全対策課 平成10年6月30日

２ この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射（撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素（その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。）を人体内に挿入して行なうものを除く。
以下同じ。）することを業とする者をいう。
21２５年 国家試験

在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について
高齢化社会の進行、在宅医療の普及に伴い、患者の居宅におけるエックス線撮影の必要性が高まっていることから、今後、医療法施行規則第３０条の１４（使用場所の制限）において定めるエックス線装置がエックス線診療室以外で使用できる場合のうち、「特別の理由により移動して使用する」場所に、患者の居宅を含めることとしたので通知するものである。

22

解答 ４，５

医療法施行規則 第24条の2（エックス線装置の届出）
病院又は診療所に診療の用に供するエツク
ス線装置（定格出力の管電圧（波高値）が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のものに限る。以下『エツクス線装置』という。）を備えた
ときの 法第15条第3項 の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。

2324

2021/3/25(1)

病院又は診療所の名称及び所在地(2)

エックス線装置の製作者名、型式及び台数(3)

エックス線高電圧発生装置の定格出力

札幌市のエックス線装置届出書類(4) エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

診療所の名称と所在地を記載する。

(5) エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴装備した日も記載する。

2526

エックス線装置の障害の防止に関する型式、台数、構造設備、用途、予防措置使用場所、の概要を記載。

管電圧、管電流の定格出力を記載する。
2728

エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師の氏名、職種、経歴を全員記載するが、人数の記載欄はない。

診療放射線技師 と 診療エックス線技師 の違い
診療放射線技師の資格ができる前は、診療Ｘ線技師が、放射線検査や治療を行なっていた。
昭和59年に診療エックス線技師制度は廃止され現行の診療放射線技師資格が誕生した。
現在、Ｘ線技師の養成は廃止され、診療放射線技師免許に一本化された。
診療エックス線技師の有資格者は、現在でも業務を行なえるが、扱える医療機器は、100万電子ボルト未満のエネルギーのX線に限られている。

29302021/3/25

２５年 国家試験

解答 ３

電離放射線障害防止規則（健康診断の結果の記録）

第五十七条

第五十九条において「電離放射線健康診断」という。）の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票（様式第一号の二）を作成し、これを三十年間保存しなければならない。
ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関（財団法人 放射線影響協会）に引き渡すときは、この限りでない。
31

電離放射線障害防止規則（健康診断）

32

第五十六条

事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行う。
一 被ばく歴の有無（被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項）の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査２ 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類等に応じて同項第四号に掲げる項目を省略することができる。
３ 第一項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
４ 第一項の規定にかかわらず、同項の健康診断（定期に行わなければならないものに限る。以下この項において同じ。）を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。

3334

電離放射線健康診断個人票

２５年 国家試験

3536

解答 ３

2021/3/25

１ｃｍ２ あたりの汚染密度は、２５年 国家試験

解答 ３、４（3000 - 25）/ 12 = 247.9 ( cpm / cm2 )60 で割って cps に換算。 4.13 ( cps / cm2 )測定器の換算係数（計数効率）（ Bq / cps )をかけると、( 測定カウントを 20倍すると Bq の値になる)
4.13 x 20 = 82.6 ( Bq / cm2 )37

表面汚染検査38

電離放射線障害防止規則

放射線施設内の人が常時立ち入る場所における物の表面密度限度が、α線を放出する核種について４Bq/cm2、α線を放出しない核種について40Bq/cm2と定められている。

表面密度の測定法は、汚染の形態をふまえ、直接測定法 と 間接測定法 がある。

また、管理区域から持ち出される物品は、放射線管理の手を離れ、一般公衆と直接接触する恐れがあることなどから、表面密度限度の1/10（α線を放出する核種は0.4Bq/cm2、α線を放出しない核種は４Bq/cm2）を越えるものはみだりに持ち出さない（１/１０以下であれば良い）。

直接測定法はサーベイ法ともいい、対象物表面を直接、汚染検査用サーベイメータで走査しながら測定する方法。
遊離性と固着性汚染の和、すなわち全汚染量の測定ができる。この方法は、点状の汚染の検出や汚染の広がりの程度を調べるのに効果的であるが、外部放射線の影響を受けやすく、検出できる最小の表面密度（検出限界）が検出器の窓面積で制限されるなどの欠点もある。

3940

間接測定法は、対象物表面のふき取り面積（通常100cm2 ）を直径2.5ｃｍの円形ろ紙でふき取り、間接的に遊離性汚染を評価する方法（スミヤ法）。

空間線量率測定用検出器の測定レンジ（μSv/ｈ）

試料の測定は、GM計数管、シンチレーション計数装置を用い、各装置の計数効率（Bq/cps）を考慮する。

シンチレーション（NaI） ０．０５ ～ ３０GM計数管
０．１ ～ １００
電離箱
１～ １０００

シンチレーション式サーベイメータ

ふき取り効率を考慮する必要がある。対象物表面が非浸透性の材料については50％、浸透性の材料については5％、両者の区分を設けないときには10％が用いられる。

最も高感度。
Ｘ線、γ線に対して高感度。
放射線量が低い場所の測定に適する。
ＮａＩ（円筒部分）は衝撃に弱い。
壊れやすいので注意。

4142

外部放射線の影響を受けない利点がある。

2021/3/25

ＧＭ管式サーベイメータ

電離箱式サーベイメータ ion chamber (IC)
最も低感度だが、粒子線も測定できる。
放射線量が高い場所の測定に適する。
放射線のエネルギー測定が可能で、方向指向性も良好なので、散乱線の測定に適する。

感度は中等度だが、β線に対して高感度。
検出器窓が大きいので表面汚染測定に適する。
指向性が悪いので測定方向に注意。

4344

医療法施行規則 第30条の26 （濃度限度等）

線量限度

管理区域とは、実効線量が 3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域。
病院敷地の境界の線量限度は、実効線量が3月間につき250マイクロシーベルト。
管理区域内の表面汚染密度限度は、アルファ線放出核種

４ Bq /ｃｍ2

アルファ線を放出しない核種 ４0 Bq /ｃｍ245

46

２５年 国家試験

4748

解答 ３

2021/3/25

放射線事故対策の３原則①安全保持の原則
人の生命および身体安全を第一に考え、人命救助を優先。
②通報の原則近くで作業している者に事故が起こったことを知らせる。
火災等現場の状況が危険でない場合、管理担当者の指示を受けてから行動します。危険な状況では、直ちに退避。
③拡大防止の原則
線源の始末や汚染拡大の防止措置を行う。
汚染発生原因を除去し、汚染地点の密閉・閉鎖を行う。
現場への立入禁止、汚染物品の持出禁止を実施。
眼、外傷などの除染措置を行う。
緊急作業時での適切な保護具を着用するとともに、被ばく時間の短縮に努める。

49

さらに、作業者からの事故状況の聴取、現場のモニタリングなどが必要。
その際、線量当量の評価は安全側に行なう必要がある。
これを過大評価の原則といいます。
前述の放射線事故対策の３原則と併せて、応急措置の４原則と呼ばれる。
事故発生の原因調査を行なった後、再発防止の措置を講ずることはいうまでもないが、異常事態が発生した場合には、法的規制にしたがって原子力規制委員会などの関係官庁へ通報・報告を行う。

50