期末試験
令和７年1月８日 C303室 13:00 - 14:00
出題問題 選択問題 １００問
講義ホームページのスライドに載っている問題 ＋ α

医用電気機器の分類
患者や術者への電流（漏れ電流）を抑制する保護手段。
基礎絶縁 装置内の回路が周囲の構造物と絶縁している。
全ての医用機器に必要な保護手段。
追加保護手段
保護接地 基礎絶縁が破壊しても、漏れ電流がアースに流れるように、アース線（保護接地線）を伴う３P電源コードを使用。
補強絶縁 基礎絶縁が破壊しても周囲との絶縁が保たれる２重構造になっている。
内部電源 電源にバッテリ、電池を使用（ただし充電中は内部電源機器とは扱わない）。

クラスⅠ機器

基礎絶縁 および 保護接地
３Pコンセントによる接地を行って使用する。

クラスⅡ機器

基礎絶縁 および 補強絶縁接地は不要。

内部電源機器 基礎絶縁 および 内部電源
充電中は、クラスⅠかⅡの使用法に従う。

クラスⅠ ME機器の３Pプラグ（三線式電源プラグ）保護接地線がある。

クラスⅠ ME機器の背面
等電位化接地の記号（EPRシステム）～ は、商用交流の記号

保護接地端子を備えた病院内の３Pコンセント
赤いコンセントは停電時にも電源が確保される。

３Pコンセントがない場所で、クラスⅠ ME機器の３Pプラグを通常のコンセントにつなぐためのアダプタ。
保護接地線があるので、この線をアースにつなぐ。

フローティング Floating
電源回路から増幅回路（特に、患者に接触する電極端子と直結している前置増幅回路）に供給する電力を、トランス（絶縁トランス）を介して渡す絶縁方法。
これを、フローティングという。 電気的に浮いた状態を示す。
電源に、電池やバッテリを使うのも有効なフローティング。

フローティング

電極（装着部）からの漏れ電流の程度による分類
B形 装着部 （ Body 形 ）漏れ電流 １００μA 以下フローティング回路なし。

体表にのみ使用。 心電図電極など。
BF形 装着部 （ Body 形 ＆ Floating ）漏れ電流 １００μA 以下フローティング回路あり。

体表にのみ使用。 エコーのプローブ（探触子）など。
CF形 装着部 （ Cor (心臓)形 ＆ Floating ）漏れ電流 １０μA 以下フローティング回路あり。

直接心臓に使用可。 カテーテル電極など。

電極の分極電圧
体表に電極を付ける場合、ペースト（電極のり）を塗る。
ペーストは、電子を通す必要があり電解液（主成分は NaCl）が入っている。
測定装置から電極に電流が多く流れると、金属電極からペースト内に電子が流れる。
ペーストは電気抵抗（電極インピーダンス） R を持つので電圧が発生する。
また、電極自体にイオン化傾向の異なる部位があると（一部分が錆びているなど）、ペーストを介して電極の局所間で電圧 が発生する。
これらの電極接触面に生じる電圧を、分極電圧という。

接触皮膚面と金属電極の間の電解質に、電子（電荷）がたまるので、静電容量（コンデンサ）と等価の状態にもなり、CR結合回路のように、入力信号が変動すると検出電圧の変動が生じる。
電極接触面の 抵抗 R、静電容量 C、分極電圧 E は、測定値を不正確にするので、小さいほうが望ましい。

電極接触面の、抵抗値（電極インピーダンス）を下げるには、ペーストを厚く塗らない。
ペーストが厚いと ペーストの厚さが呼吸運動で変動する不都合も生じ、ドリフトノイズが増加する。
電極接触面の、静電容量を下げるためには、面積の小さい電極を使う。 被検者の汗を良く拭き取る。
接触面の汗が多いと、皮膚面側のコンデンサ電極に相当する面積が大きくなる。

BF形
光ファイバースコープ（喉頭ファイバー）

BF形

B形 クラスⅠ 診察台

クラスⅠ、BF形 自動血圧計

クラスⅠ心電計 （３Pプラグ）
テレメータ機能付き（心電図をFM電波で送信する）
ME機器の電源スイッチは、アンテナ

ON が I（In）

OFF が ○ （Out） と表示

クラスⅠ BF形 超音波装置

エコープローブ（探触子）
接続部位の記号プローブは、BF形

注意、附属文書を参照という意味の記号

CF形 クラスⅠ
輸液ポンプ 、シリンジポンプ

点滴、注射の注入速度を一定に保つ装置。

機器の形記号に、除細動器電極（パドル）の記号が付くと、除細動器を使用しながら使っても壊れない機器を示す。

除細動器（デフィブリレータ）数千Vの高電圧で心室細動を止める装置
fibril 【名】 〔医〕 (心臓の) 細動 ; 攣縮

除細動器電極をパドルという。

運動負荷室狭心症の誘発

除細動器

トレッドミル

AED 自動体外式除細動器
Automated External Defibrillator
心停止に対する救命器具

除細動器を使っても壊れないことを保障した
BF形心電計記録器、記録表示装置 RCD Recorder
測定器が出力した生体信号情報を表示、記録する装置。
生体信号には、数字だけの情報または波形の情報がある。
波形の情報には、周波数が低いもの（波形が緩やか）、周波数が高いもの（波形が細かい）がある。

それぞれの生体情報を正確に表示できる記録装置が必要。
現在では、コンピュータを介した液晶画面表示、プリンタ出力が主流。

記録器の種類と特性、用途

自動平衡型記録計
モータ（サーボモータ；回転角度をパルス電圧で調節できるモータ）で、記録ペンを直線方向に動かして送り出される紙に波形データを記録。
細かい波形は記録できない。記録上限周波数は １Hz。
体温や血中酸素飽和度（SpO2）の日内変動などの、緩やかな数値変化の長時間記録に適する。

ペン式記録計 ペンを可動コイルで動かして記録する。
上限周波数は 100Hz 程度。
脳波（0.5～60Hz）、心電図（0.05～200Hz）
インク式（インク書き式） インクの補充が必要。
熱ペン式

インクは不要だが、感熱紙（加熱するとインクが浮き出る紙）が記録紙として必要。

ペン式記録計の欠点
ペン圧が低いとペン先が振り切れてオーバーシューティングを生じる。
波形が円弧を描くので歪む。

サーマルアレイ レコーダ
（熱転写プリンタ）
信号をデジタル変換して（AD変換）、感熱紙に記録。
１ｍｍ間隔に８～１６ドットの細かい描画が可能。

上限周波数は 10kHz.
筋電図（５～２ｋHz）の記録など。

２９年国家試験

解答 １

オシロスコープ CRO
Oscillation 【名】 〔物〕振幅,振動.
Oscilloscope 【名】 信号電圧の波形観測装置
直流電圧から数十MHｚ までの高周波信号まで測定、表示が可能な装置。
表示画面はブラウン管式と液晶式がある。

２７年国家試験解答 ２

交流（角速度 ω （ 周波数 f = ω/2π））に対するコンデンサのインピーダンス（容量性リアクタンス）は、１／ωＣ （この問題では、 １／ωＣ = ４ ）コイルのインピーダンス（誘導性リアクタンス）は、
ωＬ （この問題では、 ωＬ = ７ ）抵抗のインピーダンス Ｒ は 周波数と無関係。 R = 4

入力交流信号 E （周波数 f , 角速度ω=2πf） が 加わると、L、C、R の各素子は直列なので、等しい電流 I が各素子に流れる （ I = I L = I C = I R ） が、各素子に発生する電圧 E L 、 E C 、 E R は 位相が異なる。
E L の 大きさは I XL = I ωL
位相は電流よりπ/２（90°）進んでいる。
E C の 大きさは I Xc = I /ωC
位相は電流よりπ/２（90°）遅れている。
E R の 大きさは I R
位相は、電流と同じ。

平成27年 第22回 第1種ME試験問題

解答 ３

CR回路の時定数τは 1μFx1kΩ = 1（ms）
スイッチを閉じると抵抗およびコンデンサの両端電圧は上昇する。
スイッチを閉じた瞬間の 抵抗電圧 は 10（V）
2ms後の抵抗電圧 ERは 10 x 0.37 x 0.37 = 1.369（V）
抵抗電流は 1.369（V） / 1000（Ω） ≒ 1.4（mA）