大功率能量回馈式电子负载装置
PXZ 系列产品目录

P

X

Z

S

E

R

I

E

S

Regenerative DC Electronic Load

大功率能量回馈式电子负载装置

PXZ 系列3U 尺寸额定功率 20kW
Max 动作电压 1500V
动作模式：CC、CR、CV、CPMax 可 10 台
（200kW）并联运行
搭载触摸屏显示器
预充电功能
I-V 特性功能时序功能标配 LAN、USB、RS232C、外部模拟控制（绝缘型）、GPIB（选购件）回馈效率可达 90% 以上（事业单位内回馈）

https://cn.kikusui.co.jp/NEW高效率电力回馈有效消减能量消耗，适用于碳中和时代的大功率能量回馈式电子负载。
PXZ 系列是 3U 尺寸就可实现 20kW 额定
功率的高效率、高信赖性的大功率能量回
馈式电子负载装置。本系列中不仅配备了
恒流、恒阻抗、恒压、恒功率的动作模式，
还在 I-V 特性模式中增加了 CC、CV 的动作模式。除此以外，也配置了时序功能、
预充电功能、同步运行功能、脉冲功能、
信号功能、VMCB 功能等丰富的功能。
标准装配的 LAN、USB、RS232C 使嵌入各种评估系统变得更为方便。另外，PXZ

大功率能量回馈式电子负载装置

系列优秀的扩展性可进行 200kW(Max10

PXZ 系列台 ) 的并联运行。

NEW

特点● 3U 尺寸额定功率 20kW
● Max 动作电压 1500V● 动作模式：CC、CR、CV、CP● Max 可 10 台（200kW）并联运行● 搭载触摸屏显示器● 预充电功能● I-V 特性功能● 时序功能● 标配 LAN、USB、RS232C、外部模拟控制（绝缘型）、
GPIB（选购件）● 回馈效率可达 90% 以上（事业单位内回馈）

20kW Max 电压

Sink

1500V

3U
约 128mm产品阵容／主要参数
规格型号

电源输入／其他
额定功率

PXZ20K-500
PXZ20K-1000

20kW

PXZ20K-1500● 扩展比为 2.25 倍～ 3 倍的宽动作领域
PXZ20K-500 的动作电压范围为 10V ～ 500V，
PXZ20K-1000 为 20V ～ 1000V，
PXZ20K-1500 为 30V ～ 1500V。
实现了扩展比为 2.25 倍～ 3 倍的宽动作领域。

动作电压（DC）

额定电流

输入电流

重量

AC（200V三相/400V三相）
A

（约）kg

10V～500V

120A

80／40

38

20V～1000V

60A

80／40

37

30V～1500V

30A

80／40

37

PXZ20K-500

PXZ20K-1000

PXZ20K-1500
1600 V

600 V

1200 V

500 V

1000 V

400 V

800 V

300 V

600 V

800 V

200 V

400 V

600 V

100 V

200 V

0V

0 A 20 A 40 A 60 A 80 A 100 A 120 A 140 A

0V
0A

1400 V
1200 V
1000 V

400 V
200 V
20 A

40 A

60 A

【动作区域概念图】
2

80 A

0V

0A

10 A

20 A

30 A

40 A

性能、功能PX
ZRegenerative
Electronic Load

●回馈效率可达 90% 以上（额定输入时）
PXZ 系列通过高性能的开关技术实现负载功率 6kW 以上、回馈效率 90%（Max 回馈效率约 95%）
的高效功率回馈。由于所回馈出的功率可在用户的事业单位内进行消耗，所以可以大幅度减少二氧化碳的排出量。

SERIES回馈效率图表100
95（电源、电池等）（事业单位内回馈）

回馈效率

电力回馈

EUT

90
85
80

PXZ20K-500（负载电压 500V 时）

75

PXZ20K-1500（负载电压 1500V 时）

70（%） 6560【注意】 本产品是以事业单位内回馈为前提所设计的。

55
50
0

（不是使电力系统发生逆流的并网装置。）

5

10

15

20

25

负载功率（kW）●回馈功率值一目了然！

●可切换 5 档的速率

大型液晶显示屏可实时显示回馈功率值。轻松确认节能效果。
※ 所显示的功率仅为参考值，Max 会发生 ±500W 的误差。

在 CV 模式或 CC 模式下，电流或电压发生变化时，可设定变化的速度。
因此，可以根据 DUT 的用途设定最适合的试验条件。
CC Mode: 0-120A (PXZ20K-500)

3A/ms※ 速率在下记的情况下会进行工作。
• 当变更设定值后，电流值或电压值发生变化时。
• 通过外部控制使电流值或电压值发生变化时。
• 加载时电流值或电压值发生变化时。
• 当卸载时。

MAX

0.3A/ms

30A/ms

60A/ms扩张
Load Current 20A/Div 50ms/Div

型号

●动作模式

PXZ20K-500

PXZ 系列配备了以下 4 种动作模式。
另外，在 CC 模式、CV 模式中还可设定 I-V 特性功能。

PXZ20K-1000
PXZ20K-1500

1ms/Div

动作模式

速率

CV［V/ms］

0.125 ／ 1.25 ／ 12.5 ／ 125 ／ MAX

CC［A/ms］

0.3 ／ 3 ／ 30 ／ 60 ／ MAX

CV［V/ms］

0.25 ／ 2.5 ／ 25 ／ 250 ／ MAX

CC［A/ms］

0.150 ／ 1.50 ／ 15.0 ／ 30 ／ MAX

CV［V/ms］

0.375 ／ 3.75 ／ 37.5 ／ 375 ／ MAX

CC［A/ms］

0.075 ／ 0.75 ／ 7.5 ／ 15 ／ MAX

即使电压发生变化，也能保持所设定的电流值。

CCDC

通常的输入模式。通过电流设定值控制电流。

PULSE 由脉冲功能控制。
SINE

由信号功能控制。

I-V

由任意 I-V 特性控制。

EXT电流设定值由外部电压控制。输入到 EXT CONT 的外部电压被视为绝对值并应用于当前设定值。

●搭载触摸屏显示器通过用手指点击或滑动显示屏，可以选择画面上显示的项目，也可以设定数值。因为显示器是压敏式的，所以即使戴着手套也可以操作。
点击／长按

使用设定的电导值作为比例常数来施加与电压变化成比例的电流。

CROFF

不受电导设定值控制。

DC

通常的输入模式。通过电导设定值控制电流和电压。

滑动

PULSE 由脉冲功能控制。
EXT通过外部电压控制电导设定值。
即使电流变化也能保持电压设定值。

CVDC

通常的输入模式。通过电压设定值控制电压。

PULSE 由脉冲功能控制。
SINE

由信号功能控制。

I-V

由任意 I-V 特性控制。

EXT

电压值由外部电压控制。
即使电压、电流发生变化，也能保持所设定的功率值。

CPDC

通常的输入模式。通过功率设定值控制功率。

EXT

通过外部电压控制功率设定值。

为碳中和做出贡献

NEUTRAL

1 个月连续运行可算出 Max 负载功率 20kWSAVE
ENERGY▼ PXZ20K-1500 与菊水 PLZ20005WH2（无回馈功能）相比较●优先动作模式
可从 CC、CR、CP 中设定加载后优先进行的动作模式。当从 DUT 的输入到达设定值后，动作模式将会根据 DUT 的状况进行自动切换。
当连接的 DUT 电压比 PXZ 系列的电压设定值要高时，电流将会从
DUT 流至 PXZ 系列。当电池或电源等作为 DUT 所连接时，请选择
CC 模式。

型号

负载功率

内部损失

PXZ20K-1500

20kW

2kW

CO2 的排出量631kg

PLZ20005WH2

20kW

20kW

6,307kg

PXZ 系列不会使用发热来消耗负载功率，而是可以通过功率回馈有效利用。因此，CO2 的排出量每月可消减约 5.67 吨。此外，由于设备本体
散热量非常低，所以设备设置场所的空调成本也可有望大幅降低。
※CO2的排放系数根据日本环境省公布的电气运营商排放系数（2022年实绩）的全国平均系数来计算。

3

性能、功能●外部控制功能●时序功能通过后面板的 EXT CONT 连接器，可以从外部设备控制 PXZ 系列。
通用数字输入端子和通用数字输出端子可以分配任意的功能，因此很
容易构建与其他测量设备组合的系统。数字输入输出标准支持 NPN／ PNP 两种类型的 PLC。因为模拟输入输出标准与输出端子绝缘，所以通过 PLC 安全地进行模拟控制。

可以连续执行预先设定的动作。程序共有 30 个，步数全部程序合计
Max 可以制作 10,000 个。另外，主机存储器中保存的程序可以从前
面板写入到 USB 存储器中。
可连接程序
程序 2

程序 1

EXT CONT
端子号

总共可制作30个程序。

后面板

步数全部程序合计 Max 可制作10000个。
例）程序1的循环次数为2时

1

13

程序

电压

电压设定值

14

25

端子号

方式

I/O

名称

内容

1

数字

O

OUT Ch.1

通用输出端子通用输出端子

程序 1
步1

2

数字

O

OUT Ch.2

3

数字O

OUT Ch.3

通用输出端子4－－

DO COM

数字输出的COM

5－－

DI COM

数字输入的COM

6

数字I

IN Ch.1

通用输入端子7

数字

I

IN Ch.2

通用输入端子数字

I

IN Ch.3

通用输入端子

9－O+12V OUT

可用于数字输入的12 V基准电压

10

－

－

－

未使用

11

－

－

A COM

模拟信号的COM

12

模拟

O

VMON

电压监控

13

模拟

O

IMON

电流监控

14

数字

O

OUT Ch.4

通用输出端子15

数字O

OUT Ch.5

通用输出端子16

数字O

OUT Ch.6

通用输出端子17－－

DO COM

数字输出的COM

18－－

DI COM

数字输入的COM

19

数字

I

IN Ch.4

通用输入端子20

数字

I

IN Ch.5

通用输入端子21

数字

I

H ALARMIN发生HIGH报警的EXT HIGH

22

－

－

12 V COM

12 V基准电压的COM

23

－

－

A COM

模拟信号的COM

24

模拟

I

EXT CV恒压模式时的电压控制

25

模拟

I

EXT CC/CP恒流／恒功率模式时的电流控制

方式
模拟输出
通用绝缘数字输入（Ch.1 ～ Ch.5）* 光电耦合器绝缘输入（同时支持灌电流／拉电流）

数字输入（Ch.6）
通用绝缘数字输出（Ch.1 ～ Ch.6）* 半导体继电器输出

时间

程序 1
步3

步4

步1

步2

步3

循环1次

8

模拟输入

步2

步4

循环2次

●预充电功能 ※预充电功能是在 CC 模式下提供 5% 的额定电流直至所设定的 CV 电压。通过使用预充电功能，可将 OBC 开发等中逆变器的评估时的 DC
支撑电容或者是 DC/DC 转换器评估的 DC 支撑电容充电至任意的设
定电压后开始放电试验。因此，可抑制冲击电流防止 DUT 的器件劣化、电池劣化。另外，在将 PXZ 作为电池模拟的系统检验中，通过使用预充电功能预先上升至设定的电压，可以避免由于系统测的误诊 ( 断线、电池故障 ) 而无法开始试验等的状况。
※ 需要解除联锁后将预充电设为有效。

冲击电流

预充电

功能

AC/DC
or
DC/DC

电压值、电流值设定电压值、电流值监控• 加载／卸载• LOW 报警的发生／解除• 累计测量的开始／停止• 累计值的复位• 测量触发的输入• 预设存储器的调用
HIGH 报警的发生（固定）● I-V 特性功能• 加载／卸载状态监控• 电源 ON 监控• 报警监控• 动作模式监控• 预设存储器监控通过登录多个 I-V 特性上的任意点，可以为 CC、CV 的每个动作模式
设定任意的 I-V 特性。任意点可以登录 3 点～ 100 点，因此可以模拟
二次电池等的 I-V 特性。

通用绝缘数字输入端子为 Ch.1 ～ Ch.5。
可以从右边的项目中选择任意的设定值。
▶︎ OFF▶ LOAD ON▶ LOAD OFF▶ LOAD CTRL
▶ L ALARM IN▶ ALARM CLR▶ SEQ RUN
▶ SEQ PAUSE▶ INTEG CTRL
▶ INTEG RESET▶ ACQUIRE TRIG
▶ SEQ TRIG IN▶ MEM1 RECALL▶ MEM2 RECALLBATTERY

PV

FC*Ch.6 固定为“H Alarm IN”。

通用绝缘数字输出端子为 Ch.1 ～ Ch.6。
可以从右边的项目中选择任意的设定值。
▶ EXT DIN BUSY
▶ OFF
▶ MEM1 ACT TIME
▶ LOAD ON▶ MEM2 ACT TIME
▶ POWER ON▶ H ALARM OUT ▶ RELAY DRIVE▶ L ALARM OUT▶ CC STATUS▶ CV STATUS▶ SEQ TRIG OUT▶ SEQ STATUS

4

PXZ20K-1500 CC模式的设定例
点数

电压［V］

电流［A］

1

0

0.000

2

150

0.130

I-V 曲线

[A]
14.0001
12.000

3

300

0.520

4

450

1.170

10.000

5

600

2.080

8.000

6

750

3.250

7

900

4.680

8

1050

6.370

4.000

9

1200

8.320

2.000

10

1350

10.53011

1500

13.000

6.000

0.000

0

150

300

450

600

750

900

[V]
1050 1200 1350 1500

性能、功能PX
ZRegenerative
Electronic Load

●标配 LAN×VMCB（虚拟多通道总线）功能
PXZ 系列标配 LAN、USB、RS232C 通信接口。而且，通过同时使用可将多台 PXZ 系列加入虚拟工作组并进行管理的“ VMCB（虚拟多通道总线）” 功能，除 1 对 N 外，还可以高效进行 N 对
M 且大规模的网络型远程控制及监视。不仅可以节省通信端口，还可在进行调整多台（Max 8 台）
PXZ 系列的控制时机时使用。另外，多通道可以与菊水的 PXB 系列一起混合连接。

SERIES通过 LAN 连接 VMCB 主机时

PC

LAN

交换式集线器/宽带路由器

直电缆通信监控机能连接LAN连接器

通过实时通信来监控设备。比如说，当 LAN 线脱落时，在设定的时间内
没有识别到被控设备，这时会出现通信报警（报警灯点亮），设备的输出VMCB主机通道�

VMCB从机通道�

VMCB从机通道

虚拟工作组（域名号）

会自动停止。防止在没有监控下的误工作，提升了系统的信赖性。

●关于 LAN 连接的安全对于内嵌的 WEB 服务器，可以通过设置密码限制访问。而且，在通过 VXI-11/HiSLIP/SCPI-RAW 进行控制时，能够通过 IP 地址设定主机访问限制。可以防止来自未登录的终端（Max 能够登录 4 台）的访问。

● Max 可实现 10 台 、200kW 并联运行 ※仅正面和背面进行吸排气，可紧密安装

包括主机在内，Max 可以并联连接 10
台 (200kW)。连接为单控并联运行，主机的面板可以控制和显示整个系统。因为具有自动识别功能，所以没有繁琐的设定，可以构建大容量系统。

●数据存入功能
使用数据存入功能，可在内部存储器中记录新测量值（电压、电流、功率、经过时间、累计电流、累计功率）通过设定测量值的几率条件可控制各测量值的记录时间。所测量出的数据可以通过列表或图表来表示。

※ 输入额定电压不同的机型之间也可以并联运行。
★ 希望 10 台以上并联运行的客户请咨询我们。

连接概念图
从机

从机

PARALLELOUT INPARALLELOUT IN

从机

主机

PARALLELOUT INPARALLELOUT IN▲列表显示例
并联运行连接电缆PC01-PXB

机柜组装示意图●同步运行功能
只需将 PXZ 系列与附带的同期运行信号电缆相连接就可以进行同步运行。连接中的任意 1 台 PXZ 系列都可以进行加载／卸载、测量、是虚的同步运行。只要是 PXZ 系列，任意机型均可连接。另外，并联运行
的状态下也可进行同步运行。

▲图表显示例●测量数据的保存记录的测量值可通过 CSV 格式保存在 USB 存储器中。

●复数台机型的加载／卸载●可选择电源输入●同步进行测量。

可选择三相 3 线 200V 型号或三相 3 线 400V 型号。
可对应各个国家的电源要求。

●将多台的时序开始时间和暂停解除时间进行同步。
接続例
IN
OUT

IN
OUT

用同步运行信号电缆连接 EXT SYNC 的 OUT 连接器和 IN 连接器。

●高温下也放心、可靠的坚韧性能动作温度为 0℃～ 50℃的坚韧性能。
由于装置的组装等，即使在环境温度严苛的环
境下也能充分发挥性能。

50℃

50℃
可按额定功率连续运行●放心的保护功能• OVP（过电压保护）• UVP（低电压保护）• WDOG（通信异常保护）• OPP（过功率保护）• OCP（过电流保护）• EXT LOW（外部输入报警检测）5规格
除非特别指定，规格应符合以下设定和条件。
• 预热时间设为 30 分钟。
用语的定义如下所示。
• TYP 值 ：环境温度 23℃的代表值。并不保证性能。• setting ：表示设定值。• reading ：表示读取值。• rating ：表示额定值。
• Open ：表示与开放 DC INPUT 端子的状态等价。•Vin ：表示输入电压。

●额定项目

PXZ20K-500

额定功率

PXZ20K-1000

PXZ20K-1500

20000W动作电压 *1

10V ～ 500V

20V ～ 1000V

30V ～ 1500V

额定电流 *1

120A

60A

30A

PXZ20K-500

PXZ20K-1000

PXZ20K-1500

+126A

+63A

+31.5A*1. Max 输入电流和 Max 输入电压受 Max 输入功率的限制。

●恒电流（CC）模式
项目
Max 可设定电流 *1
设定精度 *2±（0.75% of rating）

设定分辨率

0.01A

0.005A

0.002A电源变动 *3±240mA±120mA±60mA

负荷变动 *4±240mA±120mA±60mA上升沿时间（TYP）*5

1ms

下降沿时间（TYP）*6

1ms

响应切换

FAST, SLOW
120A/ms 以上 *7

60A/ms 以上 *7

60A/ms

30A/ms

15A/ms

30A/ms

15.0A/ms

7.5A/ms

通过速率切换（TYP）*1

30A/ms 以上 *7

3A/ms

1.50A/ms

0.75A/ms

0.3A/ms

0.150A/ms

0.075A/ms*1. 并行运行期间，该值将乘以配置中的单元数。
*2. 适用范围为额定电流的 1% ～ 100%。
*3. 200Vac 输入时为 180Vac ～ 252Vac、400Vac 输入时为 342Vac ～ 504Vac。一定负载下。
*4. 额定电压、额定功率的状态至额定电压的 1/10 变化时的变化量。
*5. CC 模式的响应设定为 FAST 的情况。CC 模式的输入电流值从额定电流的 0% 变化至 100% 时，输入电流从 10% 变为 90% 的时间。速率设定为 MAX 时。
*6. CC 模式的响应设定为 FAST 的情况。CC 模式的输入电流值从额定电流的 100% 变化至 0% 时，输入电流从 90% 变为 10% 的时间。速率设定为 MAX 时。
*7. 显示屏将显示 MAX。

●恒电阻（CR）模式
项目

PXZ20K-500

PXZ20K-1000

电导额定2400.0mS

600.000mS

200.000mS可设定范围

0mS ～ 2520.0mS

0mS ～ 630.000mS

0ms ～ 210.000mS

设定精度 *1

PXZ20K-1500±（0.5% of setting + 0.5% of rating）

设定分辨率

0.20mS响应切换

0.05mS

0.02mS

FAST, SLOW

*1. 输入电流下的换算值。

●恒电压（CV）模式项目

PXZ20K-500

PXZ20K-1000

PXZ20K-1500

525V

1050V

1575V

Max 可设定电压 *1
设定精度±（0.2% of setting + 0.1% of rating）

设定分辨率

0.05V

遥控感测 Max 补偿电压（往复）
（TYP）

0.1V

0.1V

10% of rating

响应切换

FAST, SLOW
125V/ms 以上 *2

250V/ms 以上 *2

125V/ms

250V/ms

375V/ms

12.5V/ms

25V/ms

37.5V/ms

通过速率切换（TYP）*1

375V/ms 以上 *2

1.25V/ms

2.5V/ms

3.75V/ms

0.125V/ms

0.25V/ms

0.375V/ms

PXZ20K-500

PXZ20K-1000

PXZ20K-1500*1. 并行运行期间，该值将乘以配置中的单元数。
*2. 显示屏将显示 MAX。

●恒功率（CP）模式
项目
Max 可设定功率
设定精度 *1±（0.5% of power rating + 0.5% of current rating × Vin）

设定分辨率

2W

*1. 可保证额定功率的 5% ～ 100%。Rating 将显示额定电流值。

621000W规格● 200V 三相 3 线输入输入电压额定值为 200 Vac 的型号规格。

项目

PXZ20K-500

PXZ20K-1000

标称 AC 输入额定值

200Vac ～ 240Vac, 50Hz ～ 60Hz

AC 输入电压范围

180Vac ～ 252Vac

AC 输入频率范围

PXZ20K-1500

47Hz ～ 63Hz

AC 输入电流（Max 值）*1

80A（输入电压 180V 时）

AC 输入功率（Max 值）*1

22kVA

冲击电流（TYP）*2

90A

功率因数（TYP）*1

0.96

动作保持时间

10ms 以上*1. 额定输入电流下额定输入功率时。
*2. POWER 开关开启时的峰值电流 Max 值。（输入滤波器的电容中的浪涌电流除外）● 400V 三相 3 线输入输入电压额定值为 400 Vac 的型号规格。

项目

PXZ20K-500

PXZ20K-1000

标称 AC 输入额定值

380Vac ～ 480Vac, 50Hz ～ 60Hz

AC 输入电压范围

342Vac ～ 504Vac

AC 输入频率范围

PXZ20K-1500

47Hz ～ 63Hz

AC 输入电流（Max 值）*1

40A（输入电压 342V 时）

AC 输入功率（Max 值）*1

22kVA

冲击电流（TYP）*2

70A

功率因数（TYP）*1

0.96

动作保持时间

10ms 以上*1. 额定输入电流下额定输入功率时。
*2. POWER 开关开启时的峰值电流 Max 值。（输入滤波器的电容中的浪涌电流除外）

●显示
项目
电压计
电流计
功率计

动作显示

Max 显示PXZ20K-500

PXZ20K-1000

PXZ20K-1500±600.00V±1200.00V±1800.00V

显示精度±（0.1% of reading + 0.2% of rating）

Max 显示±168.000A

显示精度±84.000A±42.000A±（0.75 % of rating）

Max 显示功率 *1±24.000kW

显示精度显示电压计和电流计的累计值

加载／卸载

前面板上的 LOAD LED 亮绿色灯动作模式显示器左上部显示以下内容
CV 模式时：CV 图标
CC 模式时：CC 图标
CR 模式时：CR 图标
CP 模式时：CP 图标

远程（LAN）

显示未连接、准备连接、已连接状态报警在显示器上显示未连接、正在准备连接、已连接状态

SCPI 错误

在显示器上显示当前发生的错误

POWER OFF显示残留电荷警告、显示器熄灭后重新启动按键锁定在显示器上显示按键锁定状态感测感测有效时，在显示器显示感测图标并联运行时在从机上显示从机的状态

外部控制数字输入输出有效时，在显示器显示 EXT 图标*1. 小于 10kW 时，单位为 W。

●保护功能 LOW 报警

解除报警不需要重新启动的报警。

项目PXZ20K-500
保护动作

OVP（过电压保护）设定范围

50V ～ 550V

设定精度
设定分辨率
设定范围 *1

0.05V
12A ～ 132A

0.1V
6A ～ 66A

0.01A

0.005A
2kW ～ 24kW

设定精度±（1.0% of power rating +1.0% of current rating × Vin）

设定分辨率

2W

保护动作

卸载、显示器上显示“UVP”。 从机上显示“SLV UVP”。
0V ～ 500V

可选择

保护动作

3A ～ 33A
0.002A

0V ～ 1000V

0V ～ 1500V

Enable ／ Disable

设定精度
设定分辨率

0.1V

卸载、显示器上显示“OPP”。 从机上显示“SLV OPP”。

设定范围 *1设定范围
UVP（低电压保护）

150V ～ 1650V±（0.75 % of rating）

保护动作
OPP（过功率保护）

100V ～ 1100V

卸载、显示器上显示“OCP”。 从机上显示“SLV OCP”。

设定精度
设定分辨率

PXZ20K-1500±（0.1% of setting + 0.2% of rating）

保护动作
OCP（过电流保护）

PXZ20K-1000
卸载、显示器上显示“OVP”。 从机上显示“SLV OVP”。

±（0.1% of setting + 0.2% of rating）
0.05V

0.1V

0.1V

卸载、显示器上显示“WDOG”。

Watchdog Alarm（通信异常保护）设定范围

1s ～ 3600s

可选择Enable ／ Disable

External Alarm LOW Level（外部输入报警检测）保护动作

卸载、显示器上显示“EXT LOW”。

*1. 并行运行期间，该值将乘以配置中的单元数。

7规格●保护功能 HIGH 报警

解除报警需要重新启动的报警。

项目PXZ20K-500

Reverse Alarm（反接检测保护）保护动作

OHP（过热保护）Line OVP（系统过电压保护）Line UVP（系统低电压保护）Line Frequency Error（系统频率异常保护）External Alarm HIGH Level（外部输入报警检测）SENS Alarm（传感误连接检测）PXZ20K-1000

PXZ20K-1500

卸载、显示器上显示“REVE”。

保护动作

卸载、显示器上显示“OHP”。 从机上显示“SLV OHP”。

保护动作

卸载、显示器上显示“LOVP”。 从机上显示“SLV LOVP”。

设定范围输入电压额定 200Vac 机型：200V ～ 258V
输入电压额定 400Vac 机型：380V ～ 516V

保护动作

卸载、显示器上显示“LUVP”。 从机上显示“SLV LUVP”。

设定范围输入电压额定 200Vac 机型：175V 以下
输入电压额定 400Vac 机型：333V 以下

保护动作

卸载、显示器上显示“FREQ”。 从机上显示“SLV FREQ”。

检测值42Hz ／ 68Hz

保护动作

卸载、显示器上显示“EXT HIGH”。

保护动作

卸载、显示器上显示“SENS”。

设定值Enable ／ Disable

Parallel Communication Error（并联运行通信异常检测）保护动作

卸载、显示器上显示“PARA COM”。

Para Other Slave Alarm（并联运行 发生 Slave 异常）保护动作卸载、显示器上显示“SLV OTHR”。

Incorrect Slave Alarm（连接非对象设备）保护动作卸载、显示器上显示“SLV INC”。

Too many connections（并联连接过剩）保护动作

卸载、显示器上显示“TOO MANY”。

Hardware ERR *1（硬件错误）保护动作

卸载、显示器上显示“ERRH”。 从机上显示“SLV ERRH”。

Software ERR *2（软件错误）保护动作

卸载、显示器上显示“ERRS”。 从机上显示“SLV ERRS”。

*1. 检测到与硬件相关的异常，在内部单元紧急停止的情况下发生。
*2. 检测到与软件相关的异常，在内部单元紧急停止的情况下发生。

●外部模拟输入输出项目

PXZ20K-500
输入点数

输入部

PXZ20K-1000

PXZ20K-1500

2点
设定范围

电压控制
（CV）

额定电压的 0% ～ +100%输入电压范围

0V ～ +5V 或 0V ～ +10V（可选择）精度

电流控制（CC）
功率控制（CP）
恒阻（CR）控制 *1±（1% of rating）

设定范围额定电流、额定功率、额定电导的 0% ～ 100%输入电压范围

0V ～ +5V 或 0V ～ +10V（可选择）精度±（1% of rating）

输出点数

2点
监控范围

电压监控（VMON）
输出部额定电压的の 0% ～ 100%输出电压范围

0V ～ 5V 或 0V ～ 10V（可选择）精度±（1% of rating）

监控范围
电流监控（IMON）

额定电流的 0% ～ 100%输出电压范围

0V ～ 5V 或 0V ～ 10V（可选择）精度±（1% of rating）*1. 可选择电流控制、功率控制的任意一个。

●外部数字输入项目

PXZ20K-500

固定输入点数选择输入点数

5 点（可切换极性）

输入形式
固定功能

光电耦合器绝缘输入（同时支持灌电流／拉电流）
ALARM IN
OFF
LOAD ON

选择功能8

HIGH 报警发生
不使用端子加载LOAD OFF卸载

LOAD CTRL加载／卸载L ALARM IN

LOW 报警发生

ALARM CLR

LOW 报警解除SEQ RUN时序开始／结束

SEQ PAUSE

时序停止／重新开始

SEQ TRIG IN

输入时序用触发

ACQUIRE TRIG

输入测量用触发MEM1 RECALL

调用预设存储器 1

MEM2 RECALL

调用预设存储器 2

INTEG CTRL

开始／停止累计测量

INTEG RESET
外部电路电源范围

PXZ20K-1000
1 点（可切换极性）复位累计测量数据
12V ～ 24Vdc（±10%）

PXZ20K-1500

规格●外部数字输出项目

PXZ20K-500

输出点数

PXZ20K-1000

PXZ20K-1500

6 点（可切换极性）输出形式半导体继电器输出
OFF

选择功能

不使用端子

LOAD ON加载时输出信号POWER ON电源 ON 且可加载时输出信号

H ALARM OUT

发生 HIGH 报警时输出信号

L ALARM OUT

发生 LOW 报警时输出信号

CC STATUS

以 CC 模式动作时输出信号

CV STATUS

以 CV 模式动作时输出信号

SEQ TRIG OUT

输出时序用触发SEQ STATUS

执行时序时输出信号

EXT DIN BUSY

数字输入为 BUSY 状态时输出信号

MEM1 ACT TIME

预设存储器 1 设定完成后输出信号

MEM2 ACT TIME

预设存储器 2 设定完成后输出信号

RELAY DRIVE

加载／卸载联动，输出时间差约 100 ms 的信号。 只能设置为 Ch.6。

●通信接口
项目

PXZ20K-500

通用规格

指令语言

符合 SCPI Specification 1999.0 规格
D-SUB 9 针连接器
波特率：1200 ／ 2400 ／ 4800 ／ 9600 ／ 19200 ／ 38400 ／ 57600 ／ 115200 bps
数据长度：8bit、停止位：1bit、奇偶校验位：无
流量控制：无／ CTS-RTS

程序消息终止符接收时 LF、发送时 LF
标准 B 型插座
符合 USB2.0，通信速度 480 Mbps (High Speed)

硬件
USB（设备）USB（主机）程序消息终止符接收时：LF or EOM、发送时：LF + EOM

设备等级

符合 USBTMC-USB488 设备等级规格硬件

标准 A 型插座
符合 USB2.0，通信速度 480 Mbps (High Speed)

硬件IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T Ethernet

通信协议
LAN

PXZ20K-1500

IEEE std. 488.2-1992

硬件

RS232CPXZ20K-1000

软件协议

SCPI-RAW、SCPI-Telnet、HiSLIP、VXI-11
HiSLIP: 接收时为 LF 或 END、发送时为 LF + END
SSCPI-RAW：接收时 LF、发送时 LF

程序消息终止符适用标准LXI Version 1.5 Specifications 2016

面板说明触摸屏显示器显示各种设定值、测量值等信息。
可通过触摸屏操作。

POWER 开关LOAD 键

USB（保存／读取用）

SENSING 连接器※ 非控制用。

遥控感测用

EXT CONT 连接器
外部控制用

RS232C远程控制用 LANUSB

AC INPUT 端子台

PARALLEL 连接器

用于连接电源线

并联运行用

EXT SYNC 连接器
同步运行用

DC INPUT 端子
用于 DUT 与本产品的连接

9

规格
●各种功能
项目

PXZ20K-500
概要同步功能（时钟同步）

时序同步

使测量开始同步加载／卸载同步使加载／卸载同步
CV 模式、CC 模式、CR 模式、CP 模式

Max 程序数

30

Max 步数

10000

步执行时间

1ms ～ 3600000s

循环次数

1 ～ 100000、或无限

动作模式

CV、CC

频率设定范围

信号功能

频率设定
分辨率
CV
CC

1Hz ～ 1000Hz
1Hz ～ 10Hz

2Hz

120Hz ～ 1000Hz

20Hz

Max 设定值Max 偏移设定Max 设定值Max 偏移设定CVCCCR

1Hz ～ 1000Hz
0.01Hz12Hz ～ 100Hz

0.1Hz

120Hz ～ 1000Hz

1HzHigh 电平
Low 电平High 电平
Low 电平High 电平
Low 电平占空比

I-V 特性功能
预设存储器

设置存储器

按键锁定

0s ～ 100s

设定分辨率

0.1ms

设定范围

0.1ms ～ 3600s

设定分辨率

0.1ms

设定范围

0.1ms ～ 1s

设定分辨率

0.1ms

动作模式

CV 模式、CC 模式

设定项目数

3 点～ 100 点（点与点之间通过直线进行插补）

存储器数

20

保存项目

CV、CC、CP、CR 各模式下的设定值、保护功能设定值

存储器数

21

保存项目

加载／卸载、输入电压值 / 输入电流值 / 输入功率值 / 电导值、
输入模式（Input Mode）、响应（Response）、通过速率（Slew Rate）、
优先动作模式（Priority when load is ON）、脉冲功能设定值（Duty, Frequency, High, Low）、
信号功能的设定值（Amplitude, Frequency, Offset）、I-V 特性的点数（Count）、过电压保护（OVP）、低电压保护（UVP, UVP Enable）、过电流保护（OCP, Delay）、过功率保护（OPP）、系统过电压保护（Line OVP）、测量触发的设定（Source, Count, Delay, Enable, Timer）
累计的设定（Gate, Reset）

Level1

可调用加载／卸载和预设存储器

Level2可进行加载／卸载Level3可进行卸载Max 10 台

Max 可设定电压105% of voltage rating

电压设定精度±（0.2 % of setting + 0.1 % of rating）

电流设定精度 *2*1. 需要解除联锁。
*2. 固定设定值为额定电流的 5%。

10

可选择测量开始条件（从显示器输入时、通过远程控制输入指令时、通过外部控制输入信号时、同步操作时、卸载时）1 ～ 65536

设定范围

并联运行台数预充电功能*1

LAN、USB、RS232C
LAN

测量次数

测试时间

可设定为额定电导值的 105%1ms

与从机的连接测量间隔可设定为额定电流的 105%

1ms ～ 2000ms

主机与 PC 之间的连接测量延迟时间

可设定为额定电压的 105%

2.5% ～ 97.5%

测量开始条件（触发源）测量触发可设定为额定电流的 105%

1Hz ～ 10Hz

过电流保护（OCP） 设定时间
延迟功能
设定分辨率
虚拟多通道总线
（VMCB）功能

可设定为额定电压的 105%

CV 模式、CC 模式、CR 模式

频率设定范围

脉冲功能

0.2Hz

12Hz ～ 100Hz

动作模式

频率设定
分辨率

PXZ20K-1500

使程序开始和步开始同步

测量同步
动作模式

时序功能

PXZ20K-1000

使用 EXT SYNC 连接器与其他 PXZ 系列连接后，当建立内部时钟同步时，显示器上显示 SYNC 图标。

±（1.0 % of rating）

规格
●一般规格
项目

PXZ20K-500

PXZ20K-1000

重量约 38kg约 37kg

尺寸约 37kg430（455）W×128（160）H×720（980）Dmm（Max 尺寸）
运行环境

环境条件

PXZ20K-1500
详情参考外形尺寸图。

室内使用、过电压类别Ⅱ

动作温度

0℃～ +50℃

动作湿度

20%rh ～ 85%rh（无结露）保存温度-25℃～ +60℃

保存湿度

90%rh 以下（无结露）高度

上限 2000m

冷却方式

风扇强制空冷AC INPUT 端子盖、外部控制用连接器套件（1 组）、底盘连接线、
DC INPUT 端子盖、DC INPUT 端子用螺丝（1 组）、EXT SYNC 连接器盖、SENSING 端子盖、
SENSING 连接器（2 个）、同步运行信号电缆套件、安全注意事项（1 本）、China RoHS 表（1 张）、
安装手册（1 本）、重物警告标贴（1 张）

附件

一次－ FG 间耐电压

2200Vac、1 分钟

一次－二次
二次－ FG 间

1800Vdc、1 分钟

1800Vdc、1 分钟

一次－ FG 间绝缘电阻

3000Vdc、1 分钟

30MΩ、500Vdc

一次－二次

30MΩ、1000Vdc

接地电压

±1000V±1000V+2000V ／ -1000V

符合以下指令及标准的要求事项
EMC 指令 2014/30/EU
EN 61326-1（Class A *3）

电磁兼容性（EMC）*1 *2

符合以下指令及标准的要求事项
低电压指令 2014/35/EU *2
EN 61010-1（Class I *4，过电压类别Ⅱ，污染度 2 *5）

安全性 *1*1. 不适用于定制产品、改装品。
*2. 仅限主机带 CE 标志／ UKCA 标志的机型。
*3. 本产品为 Class A 设备。本产品设计用于工业环境。在住宅区使用本产品可能会造成干扰。在这种情况下，为了防止干扰收音机或电视机的信号接收，用户需要采取减少电磁辐射的特别措施。
*4. 本产品为 Class I 设备。请务必将本产品的保护导体端子接地。接地不正确将无法保证安全性。
*5. 污染是指容易引起绝缘耐力或表面电阻率下降的异物（固体、液体、或气体）附着的状态。污染度 2 是指，只存在非导电性污染，偶尔可能因结露而发生暂时性导电的状态。

●外形尺寸图

※Max 尺寸包含突起物及附件的盖罩。

5-M4螺丝孔
（螺丝插入MAX深度6mm）

40

181

350

169

40

45

60

310

300

50

MAX15

430

MAX45527 70 31

128
MAX1608-M4螺丝孔（包括对面）（螺丝插入MAX深度6mm）

MAX45

*

22.5

688.5
720

MAX845

MAX980单位：mm* 母线的孔数因型号而异。

11

订购信息
● 100kW 系统构成示例 (1500V)
品名

大功率能量回馈式电子负载装置
并联运行电缆
机柜装配支架型号

数量

PXZ20K-1500
PC01-PXB
KRB3-TOS

5
4
5

型号

数量

PXZ20K-1500
PC01-PXB
KRB3-TOS10910● 200kW 系统构成示例 (1500V)
品名

大功率能量回馈式电子负载装置
并联运行电缆
机柜装配支架※ PXZ 主机搭载用机柜、三相输入用电源电缆、负载电缆请另外准备。
※ 本公司可进行机柜升级，为客户提供专用系统。（另行收费）

PXZ 系列选件●并联运行电缆
PC01-PXB（长度：1.5m）● GPIB 变换器
PIA5100（附带了电源线，磁铁板）●机柜装配支架KRB3-TOS（英制规格 EIA 标准）
KRB150-TOS（公制规格 JIS 标准）●负载电缆
型号
DC80-2P3M-M10M10
HV22-2P3M-M12M8●三相输入电源线

长度
3m

Max 允许电流
200A
80A

端子规格
M10 ／ M10
M12 ／ M8

适用机型
PXZ20K-500
PXZ20K-1000，PXZ20K-1500

标称截面积
22mm2

端子规格
M6

适用机型
所有机型

※ 配电盘侧不进行端子处理。

型号
AC22-4P3M-M6C-4S

长度
3m●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

KIKUSUI AMERICA, INC.
3625 Del Amo Blvd., Suite 160 Torrance, CA90503
Phone: 310-214-0000, Facsimile: 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069

KIKUSUI ELECTRONICS EUROPE GmbH
Grossenbaumer Weg 8, 40472 Duesseldorf, Germany
Phone: +49(211)54257600, E-mail: support@kikusui-europe.com■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。
■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业
知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的
情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我
公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2024年9月发行

202409PDFCC21