2021/4/22

３１年 国家試験

解答 ４

平成２９年 国家試験

解答 ３，４４種類 ｘ ４種類 ｘ ４種類 = ６４種類
２２ ｘ ２２ ｘ ２２ = ２６ = ６４２ bit + ２ bit + ２ bit = 6 bit ( = ２６ = ６４ ）
12345612021/4/22

令和２年 国家試験

78910

平成３０年 国家試験

11

解答 ３

解答 １

122

2021/4/22

ＣＰＵ

中央処理装置 ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）

データ

外部記憶装置Ｈａｒｄ Ｄｉｓｋ

プログラム

演算装置、および制御装置。
数億個のFETから成る回路を含むマイクロプロセッサ

データ
プログラム

主記憶装置
（内部記憶装置）（ＲＡＭ）

1314

外部記憶装置

内部記憶装置

入力装置

ハードディスク

メモリ（RAM、ROM）

キーボード

フロッピーディスク

デジタイザ

ＣＤ－ＲＯＭ

タッチパネル

ＣＤ－Ｒ、 ＣＤ－ＲＷ

イメージスキャナ

ＭＯディスク （光磁気ディスク）

デジタルカメラＤＶＤ （Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ Ｄｉｓｋ）

ＯＭＲ （Ｏｐｔｉｃａｌ Ｍａｒｋ Ｒｅａｄｅｒ） マークシート読み取り装置

磁気テープ（ ストリーマ ＤＡＴ ）ＯＣＲ （Ｏｐｔｉｃａｌ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ Ｒｅａｄｅｒ） 文字読み取り装置

USBメモリ

バーコードリーダ

15

平成３０年 国家試験

国試によく出る16

解答 ３

振幅（縦軸）の入力信号のレンジ（幅）が０Vから２.５V で、それを ８ビット（２５６段階）に刻む（量子化する）変換を（AD変換）行う。
（Analog to Digital transform）
2500 mV / 256 ≒ 10 mV

17183

2021/4/22

AD変換（アナログからデジタルに変換する）
データは、とびとびの値（ ガタガタ、ギザギザの値 ）になる。（量子化）
振幅（縦軸）と時間（横軸）の量子化の粗さはサンプリング間隔で決まる。

1920５０Hz（ヘルツ： 周波数の単位）の信号とは、１秒間に５０個の振動（１波長）がある信号。

AD変換のサンプリング定理
アナログ波形を崩さずにデジタル信号に量子化するためには波形の半波長より短いサンプリング間隔にしなければいけない。

１秒間に５０回振動する波の信号は５０Hz

波長を８分割したサンプリング（信号の８倍の周波数でのサンプリング）
かなりアナログ波形の形状を保った量子化ができている。

（１波長は １／５０ ＝ ０．０２ 秒）

波長を４分割したサンプリング（信号の４倍の周波数でのサンプリング）
アナログ波形の波長はわかるが、形状があまり保たれていない量子化がされている。

21

22

波長を２分割したサンプリング（信号の２倍の周波数でのサンプリング）
アナログ波形の波長はわかるが、形状が保たれていない量子化が行われている。
半波長をこえたサンプリングでは（信号の２倍より低い周波数でのサンプリング）
アナログ波形の波長も、形状もわからない量子化がされている。

令和３年 国家試験

解答 ４

GPU（Graphic Processing Unit）
パソコンのグラフィック機能を上げる部品、装置。

（データ周波数の２倍以上の周波数でサンプリングする）。

BIOS（Basic Input Output System）
パソコンの電源を入れた直後に作動するプログラム。
パソコンのメモリやCPU等の異常の有無をチェックし、WindowsなどのOSを起動させる。

2324

最低でも、もとの信号の波長、周波数が判る量子化をしないと、デジタル変換の意味が無い。
ＡＤ変換のサンプリング間隔は、データ波長の半分以下の時間にする

42021/4/22

DHCP（ Dynamic Host Configuration Protocol）

令和２年 国家試験

解答 ２

パソコンや携帯でインターネットを利用するとき、その端末は、必ず、世界中のどの端末とも重複しないIPアドレスを使ってインターネット回線と繋がっているが我々ユーザーがIPアドレスを設定する作業はしない。
携帯やネットを契約している会社が、ユーザーがネットを利用するたびに、適切なIPアドレスを自動的に設定するシステムがDHCP。
IPアドレスの数は有限なので、空いているアドレスを契約している各ユーザーに使い回している。

25

26

現在は、コンピュータと周辺機器を接続するシリアルバス規格はUSB（USB2,USB3）が普及しているが、２０年ほど前までは、RS 232C,１０年ほど前までは、IEEE1394という規格のコネクタ、バス規格が搭載されたパソコンが多かった。

RS 232CIEEE 1394

IEEE 1394
アップルが提唱した、コンピュータやAV機器を接続する高速シリアルバス規格。
27

第19回 第1種ME試験問題

Redundant ： くどい、繰返しの多い、冗長なArray : 配列
Inexpensive : 手頃な、安価なパソコン、サーバ等にて、複数台のハードディスクを組み合わせて仮想的な1台のディスクとして運用し、保存データの冗長性を向上させる技術。
特殊な装置を使わず、汎用のディスクで信頼性や高速化の向上を実現する。
28

RAID （レイド） の種類
RAID 0ストライピング （信頼性は向上しない）

ハードディスクのデータ転送を高速化する方法。
複数のディスクに同時並行にデータ転送を行う。

RAID 1

ミラーリング （高速化はしない）

２台のハードディスクに同じデータを保存し、冗長性を向上させて耐障害性を高める。欠点は保存データ量が半減する。

RAID 10

RAID 0 と RAID 1 を組合わせたもの

RAID ５

パリティー生成 （高速化、信頼性向上）

データからパリティー（誤り訂正符号）を生成しデータとともに複数のディスクに分散して記録する。
どれか1つドライブが破損しても、パリティー内の情報からデータ復旧が可能。保存データ量も RAID 1 より多くなる。

293052021/4/223132

平成３０年 国家試験

33

解答 2

34

平成２１年 国試模擬試験

解答 ４

平成２３年 国家試験

解答 ２

ＭＥ機器から漏れる３種類の電流（漏電）１．電極（装着部）からの漏れ電流 （患者漏れ電流Ⅰ）
２．装置のケースからの漏れ電流 （外装漏れ電流 ）３．アース電極からの漏れ電流 （接地漏れ電流）35366

2021/4/22

２７年国家試験

解答 ２

患者漏れ電流Ⅰ は、危険電流の １０％ 以下。
故障時は、危険電流の ５０％ まで許容されている。
外装漏れ電流 は、心臓には流れないので、すべてのＭＥ機器で ＢＦ形の患者漏れ電流と同じ。
接地漏れ電流 は すべてのＭＥ機器で０．５ mA 以下。 （故障時は １．０ mA 以下）

37

平成２５年 国家試験

38

解答 ３

病院電気設備の安全基準で定められている
瞬時特別非常電源の立ち上がり時間は ０.５秒立ち上がり時間
連続運転可 用途・適応(電圧確率時間)
能な最小時間40秒以内に自家一般非常電源 発電設備が電圧 10時間以上を確立

重要ME機器・
照明

10秒以内に自家特別非常電源 発電設備が電圧 10時間以上を確立

生命維持装置0.5秒以内に瞬時特別非常蓄電池設備が電源
電圧を確立

手術灯

39

40

41

42

10分以上

7

2021/4/22

３１年国家試験

43

44

45

46

47

48

解答 ４8

2021/4/22

49

50

51

52

53

54

9

2021/4/22

5510