年

頭所

感所長

平野幸治

明けましておめでとうございます。

２５年度補正予算）として「光学特性評価システム」

年頭にあたり、皆様方に謹んでご挨拶申し上げが当所に設置され、ＬＥＤ照明、電球など光源のます。昨年は工業研究所の業務に多大なご支援、全光束、配光、輝度や、光源用カバーなど部品のご協力を賜り、厚くお礼申し上げますとともに、光学特性が評価できるようになりました。他社と本年もご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い申しの協働による技術開発には情報開示も含めて様々上げます。

なハードルがあるとお聞きしていますが、当所の景気は緩やかな回復基調が続いていると言われ公設試験研究機関としての「公平・公正性」はオーていますが、円安による原材料の高騰、エネルプンイノベーションの拠点として最適ではないか

ギー問題、消費税率の引き上げの影響等もあり、と考えています。今回の導入機器を中心として多中小製造業では景気の回復がいまだに感じられなくの企業に参集、利用していただき、名古屋発のいとの声も聞かれます。加えて、経済のグローバ新たな技術・製品が生み出されたらと期待しておル化により製造業を取り巻く環境変化は加速され、ります。既存の試験・評価機器もあわせ、積極的市場において技術の優位性を維持できる期間は短にご活用いただければ幸いです。

くなってきています。弛まぬ技術革新による新製ご存じのように、当地域は日本でも有数のもの品・新技術の開発が不可欠です。

づくり圏域であり、これを支えるのは基盤技術を現在、製造業においては「オープンイノベー担う多様な中小企業群です。当地域の持続的な発ション」の考え方が脚光を浴びています。自社単展には、これら中小製造業の技術競争力の向上が独で技術開発に取り組むのではなく、連携により欠かせません。工業研究所は、企業の皆様の技術社外から必要な技術の導入を図ることにより、開課題の解決や新技術の開発に対する技術支援に加発期間の短縮を目指すものです。このような流れえ、技術者育成のための研修、講演・講習会等にのなか、「公設研の機能強化と広域的利活用」を目よる技術情報の提供等の様々な事業を行っていま的とし、経済産業省補正予算による設備機器の導す。皆様の身近で頼れる技術支援機関として引き入事業が２年にわたり実施されています。今年度続きまい進して参ります。今後とも積極的なご利は、地域オープンイノベーション促進事業（平成用をお待ちしております。

1

月刊 名工研技術情報

設備紹介

地域オープンイノベーション促進事業 新規導入設備紹介「光学特性評価システム」＜経済産業省平成25年度補正予算事業「地域オープンイノベーション促進事業」（設備機器の導入・利活用事業）（東海地域）＞

当所では今年度「地域オープンイノベーション促進事業」により「光学特性評価システム」を導入しましたので紹介します。本システムはＬＥＤ照明や電球などの光源、および光学部品・材料や画像検査装置の被検査試料の光学特性を評価するシステムです。主な評価項目として、光源の全光束、配光、輝度、照度など、また部品・材料の反射散乱特性、透過散乱特性、表面形状が測定できます。
ＬＥＤの発光効率は白熱電球の６倍、蛍光ランプ

図１

全光束測定システムの１．
３倍であり、さらに長寿命であることから省＜仕様＞

エネ効果が注目されています。このためＬＥＤは屋

メーカー：大塚電子株式会社

内照明だけでなく、看板やバスの車内灯、自動車型のヘッドライトなどの工業製品にも適用が広がっ

測定波長：３６０～８３０ｎｍています。これまで当地域になかった光学特性評

全光束測定範囲：０．
５～１００，０００ｌｍ

価システムを導入することで、ＬＥＤ関連製品の評

積分球サイズ：φ４０ｉｎｃｈ（約１ｍ）

価・開発がより早く低コストで可能となります。

分 光 器：ＭＣＰＤ−９８００（３０９５Ｃ）

また、自動車関連部品の企業においては、多く

式：ＦＭ−９１００

測定項目：全光束、発光効率、色度、の生産品で外観検査が要求されています。生産品

色温度、演色性評価数、などごとに形状や表面の反射特性などが様々であるた

測定対象例：小型電球、蛍光管（７０ｃｍまで）など

め、既製の画像検査機では十分に対応できない場合も多くあります。このような場合に本システム

２．配光測定システムを活用し、照明光源の光学特性評価、および光学ＬＥＤ等の照明器具の配光特性を測定する装置

部品・材料や被検査物の透過・反射特性、表面形です。２軸ゴニオステージに照明器具を設置し、状を評価することで、画像検査機の適切な光学系マルチチャネル分光光度計で配光測定を行います。

が設計可能となります。

配光は光源から放射された光の方向毎の明るさ

光学特性評価システムは５つの装置から構成さの分布で、光度（ｃｄ：カンデラ）の角度分布に相当れており、以下に各装置の概要を示します。

します。また、配光測定によって得られた光度分布から照明器具の全光束を算出することが可能です。

１．全光束測定システム
光源の全光束を評価する装置です。φ４０ｉｎｃｈ（約１ｍ）積分球を使用し、分光器と接続して、全光束を測定します。また、測定時にＡＣ電源もし
くはＤＣ電源と連動することで、発光効率も測定可能です。
全光束（ｌｍ：ルーメン）は光源から出ている全ての光束の合計で、照明器具の明るさの指標となる値です。

図２−１2

配光測定システム（全体）MEIKOUKENTECHNICALINFORMATION

照度（ｌｘ：ルクス）は１（ｌｘ）が「１平方メートルの面が１ルーメンの光束で照らされるときの照度」と定義されます。

図２−２

配光測定システム（光源設置部分）
図３−１

分光放射計

図２−３ 配光測定例（左：狭い配光 右：広い配光）
図３−２

＜仕様＞

分光放射計測定例

メーカー：大塚電子株式会社
型

式：ＧＰ−２０００＜仕様＞

測定波長：３６０～８３０ｎｍ

メーカー：株式会社トプコンテクノハウス

二軸ゴニオステージ：θφ座標系型

光 路 長：１．
５ｍ、 ３ｍ、 ６ｍ

測定波長：３７０～７８０ｎｍ

分 光 器：ＭＣＰＤ−９８００（３０９５Ｃ）

測定範囲：０．
０００５～５，０００，０００ｃｄ/ｍ２

測定項目：配光、色度、色温度、演色性評価数、

式：ＳＲ−ＬＥＤＷ−５Ｎ０．
０１～３０，０００，０００ｌｘ全光束（球帯係数法）

スペクトル波長幅：５ｎｍ

測定対象例：ＬＥＤモジュール、小型電球、測定内容：分光分布、輝度、照度、色度、色温度蛍光管（対角１２０ｃｍまで）など

測定対象例：ＬＥＤモジュール、白熱電球、液晶／ＣＲＴディスプレイ、自動車インパネ

３．分光放射計など

ＬＥＤモジュールや白熱電球、液晶／ＣＲＴディ
４．透過・反射散乱特性測定装置

スプレイなどの分光分布、輝度、色度、相関色温度の測定ができます。ハイコントラストのディスガラス基板、金属、フィルムなどの透過、反射プレイパネルの光学特性評価や自動車用インパネの光散乱特性等を測定して評価を行うことを目的の微小面を高精度に測定可能です。照度アダプとする装置です。光源からの光を試料に照射し、ターを使用することで、照度の測定ができます。

受光器が試料を中心に回転することによって、試輝度（ｃｄ/ｍ ）は光源が単位面積当たりに発す料の透過・反射散乱特性データを得ます。ＬＥＤな２

ど小型発光体の配光特性も測定が可能です。

る光の強さのことです。

3MEIKOUKENTECHNICALINFORMATION

月刊 名工研技術情報

図４－１

透過・反射散乱特性測定装置

図４－２

透過・反射散乱特性測定例

図５－１

図５－２

レーザー顕微鏡

レーザー顕微鏡測定例

＜仕様＞

＜仕様＞

メーカー：ニッカ電測株式会社

メーカー：株式会社キーエンス

型

式：ＧＰ－４（ゴニオフォトメータ）型

光

源：ハロゲン光源

レーザー光源波長：４０８ｎｍ

受 光 部：マルチチャネル分光器（３６０～８３０ｎｍ）
または

総合倍率：２００～２４，０００倍（１５型モニタ上）

フォトマル

高さ測定範囲：最大７ｍｍ

測定対象例：ガラス基板、金属、プラスチック、
フィルム

式：ＶＫ－Ｘ２１０／２００

高さ測定繰り返し精度：０．
０１２μｍなど

幅測定繰り返し精度：０．
０２μｍ
測定対象例：ガラス基板、金属、プラスチック、
フィルム

５．レーザー顕微鏡など

ガラス基板、金属、フィルムなどの表面形状を測定する装置です。非接触のレーザーによる形状

当所では今回導入した新規設備に加え、画像処測定ができます。数μｍ～数ｍｍ程度の凹凸を持理や形状測定など従来から保有する技術・装置をつ試料の表面形状測定に適しています。測定した組み合わせて企業の支援をしております。ご相談

形状の３Ｄ表示、短波長レーザーによる高解像度などありましたらお気軽にご連絡ください。
（電子技術研究室

観察、表面粗さの測定などが可能です。

立松昌）

ＴＥＬ（０５２）
６５４－９９３５

月刊

名工研・技術情報 １月号
発行部数 １，５００部
無料 特定配布
編集担当 名古屋市工業研究所 支援総括室

平成２７年１月１日 発行
発行

№７５２

名古屋市工業研究所 名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号
ＴＥＬ（０５２）
６６１－３１６１ ＦＡＸ（０５２）
６５４－６７８８htt
p://www.
nmiri.
city.
nagoya.
jp/「この月刊名工研・技術情報は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
」

4