プログラミング マニュアル
デジタルストレージオシロスコープ
DCS-1000B シリーズ

B71-0464-01

■ 商標・登録商標について
本マニュアルに記載されている会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社および各団体の商標または登録商標です。
■ 取扱説明書について
本説明書の内容の一部または全部を転載する場合は、著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本説明書の内容は改善のため
予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書類の最新版が弊社 HP(https://www.texio.co.jp/download/)に掲載されています。
弊社では環境への配慮と廃棄物の削減を目的として、製品に添付している紙または CD の取説類の廃止を順次進めております。
このため本文中に付属 CD の記述があっても付属されない場合があります。ファイル類は HP よりダウンロードしてください。

目次

第 1 章 インタフェースの概要 ............................................... 1
1-1. フロント·パネルの概要 ........................................................ 1
1-2. インターフェイスの構成 ....................................................... 2

第 2 章 コマンドの概要 ........................................................ 9
2-1. コマンド構文...................................................................... 9

第 3 章 コマンド詳細 ......................................................... 11
3-1. 共通コマンド..................................................................... 12
3-2. 取得コマンド .................................................................. 18
3-3. オートセットコマンド ........................................................... 24
3-4. チャンネルコマンド............................................................. 25
3-5. 波形演算コマンド .............................................................. 31
3-6. カーソルコマンド ............................................................... 38
3-7. ディスプレイコマンド ........................................................... 47
3-8. ハードコピーコマンド .......................................................... 50
3-9. 自動測定コマンド .............................................................. 54
3-10. 統計コマンド ................................................................... 78
3-11. リファレンスコマンド ......................................................... 83
3-12. コマンドの実行 ................................................................ 85
3-13. タイムベースコマンド ........................................................ 86
3-14. トリガ コマンド ................................................................. 89
3-15. システム·コマンド .......................................................... 121
3-16. セーブ/リコールコマンド .................................................. 123
3-17. イーサーネットコマンド .................................................... 126
3-18. バス·デコード·コマンド .................................................... 127
3-19. マークコマンド ............................................................... 140
3-20. 検索コマンド ................................................................. 141
3-21. ラベルコマンド .............................................................. 168
3-22. セグメント·コマンド ......................................................... 172
3-23. DVM コマンド ............................................................... 179
3-24. Go NoGo コマンド ........................................................ 181
3-25. データログコマンド ......................................................... 186
3-26. Remote Disk コマンド ................................................... 188

第 4 章 付録 .................................................................. 191
4-1. エラーメッセージ ............................................................. 191
4-2. USB 通信についての補足 ................................................ 193

第1章 インタフェースの概要
このマニュアルでは、DCS-1000B のリモート·コマンド機能の使用方法を説明し、コマンドの詳細を示しています。本章は、DCS-1000B の USB、
イーサーネットの各インタフェースを設定する方法について説明します。

1-1. フロント·パネルの概要
Variableツマミ ファンクション
キー
Selectキー

ハードコピーキー

LCD

Autoset, Run/Stop,
Single ,Defaultキー
水平コントロールVARIABLE

Digital Storage Oscilloscope
200 MHz 1 GS/s
Visual Persistence Oscilloscope

サイドメニューキー

HORIZONTALSCALEPOSITION

メニューオフキー
ボトム
メニュー
キー

PUSH TOZEROVERTICALPOSITIONPOSITION

TRIGGERPOSITIONPOSITIONLEVELPUSH TOZERO

PUSH TOZERO

PUSH TO
ZERO

MATH

オプションキーPUSH TOZERO

PUSH TOZERO

トリガ
コントロールREF

垂直コントロール

BUS

CH1

CH2

CH3

CH4

POWER
2V
1M W
16pF
300Vpk MAX.
CAT I

電源
SW

CH1～CH4
USBホストポート、
校正出力

1Math, Ref, Bus キー

1-2. インターフェイスの構成
1-2-1.USB インターフェィスの構成
USB の構成
PC 側コネクタ Type A、ホスト
DCS-1000B Type B、デバイス
側コネクタ
1.1/2.0
スピード
USB Class
USB-CDCOS
Windows7(32bit/64bit)以上
USB Driver
TEXIO_CDC**.inf
パネル操作
1. Utility キーを押します。
Utility
2. 画面下メニューのインターフェィスを押します。
3. 画面右メニューの USB デバイスを押しコンピュータを選択します。
4. 背面パネルの USB デバイスポート
へ USB ケーブルを接続します。
5. PC が USB ドライバを要求してきたときは、USB
ドライバを指定します。USB ドライバは、自動的にシリアル COM ポートとして DCS-1000B を設定します。
6. 認識されない場合は、デバイスマネージャの“その他のデバイス”にある DCS-xxxxx を右クリック
し、ドライバの更新で USB ドライバを指定します。また、PC への USB ドライバのインストールには管理者権限が必要です。
1-2-2.イーサーネットインターフェィスの構成
イーサーネット MAC アドレス
ドメイン名
構成
機器名
DNS IP アドレス
ユーザーパスワード ゲートウェイ IP アドレス
機器 IP アドレス
サブネットマスク概要
イーサーネットインターフェィスはソケット接続を使用
して、リモートコントロールを行います。
2

パネル操作

1. イーサーネットケーブルを LAN ポートに接続します。
2. Utility キーを押します。

Utility

3. 画面下メニューのインターフェィスを押します。
4. 画面右メニューのイーサーネットを選択します。
5. 画面右メニューの DHCP/BOOTP
でオンまたはオフを選択します。 オ
フの場合は IP アドレスとサブネット
マスクの設定が必要です。

6. 画面右メニューの上矢印と下矢印
で各イーサーネットの構成項目へ移動します。
項目

MAC アドレス(固定：表示のみ)
機器名、ユーザーパスワード、
機器 IP アドレス、ドメイン名、
DNS IP アドレス、サブネットマスク、
ゲートウェイ IP アドレス
（設定値は正しい値が必要です。）

3

7. VARIABLE ツマミでカーソルを移動
し Select キーで文字または数値を選択します。

VARIABLE

Select

一文字削除で入力した文字（数値）を削除します。

編集終了で設定が保存されます。

1-2-3.ソケットサーバの構成
DCS-1000B は、LAN 経由でクライアント PC やデバイスと直接双方向通信するためのソケットサーバ機能をサポートしています。
初期設定は、ソケットサーバは、オフになっています。
ソケットサーバの 1. DCS-1000B の IP アドレスを設定 2 ページ
構成
します 。
2. Utility キーを押します。
Utility
3. 画面下メニューのインターフェィスを推します。
4. 画面右メニューのソケットサーバを選択します。
5. Select Port を押し VARIABLE ツマ
ミでポート番号を選択します。
範囲
1024～65535
6. Set Port を押しポート番号を確定します。
7. 現在のポートアイコンが新しいポート番号に更新されます。
8. サーバを押しソケットサーバをオン
にします。

4

1-2-4.USB 機能チェック
ターミナルアプリ RealTerm,PuTTY などのシリアルターミナルソフト
ケーションを起動します。
COM ポート番号、ボーレート、データビット、パリテ
ィ、ストップビットを設定します。必要に応じてデリミ
タおよびローカルエコーを設定します。
COM ポート番号と関連するポートの設定を確認す
るには、PC のデバイスマネージャを確認してください。
例：RS-232C 通信で RealTerm を使用する場合の設定

機能チェックターミナルソフトを経由して次のクエリコマンドを送
信します。
*idn?
このクエリコマンドに対する機器の応答は、次のような形式です：TEXIO,DCS-1104B,PXXXXXX,V1.00
製造者、型式、シリアル番号とファームウェアバージ
ョンの順

1-2-5.ソケットサーバの機能チェック
NI
ソケットサーバーの機能をテストするには、ナショナ
Measurement ルインスツルメンツ社製の MAX(Measurement
and Automation and Automation Explorer)を使用します、このプロ
Explorer
グラムは、NI のウェブサイト(www.ni.com)で入手可能です。NI-VISA のフルパッケージをダウンロードしてください。以下の操作・表示は MAX のバージョン
によって異なります、環境・言語に合わせて操作してください。

5

操作

1. DCS-1000B のネットワーク設定を行います。
2. ネットワークのソケットサーバーを設定します
3. NI の Measurement &Automation

Explorer（MAX）のプログラムを起動します。
4. Configuration パネルからアクセスします。
My System → Devices and Interfaces →Network Devices
5. Add New Network Device → Visa TCP/IP
Resource…を押します45

6. ポップアップウインドウから RAW ソケットを選択

し、NEXT をクリックします。
7. IP アドレスとポート番号を入力し NEXT をクリックします。次のエイリアスの入力は任意です。

67
6

8. DCS-1000B が Configuration Panel に機能チェック

Network Device として表示されたら選択します。
9. DCS-1000B にリモートコマンドを送信するために Open Visa Test Panel をクリックします。
98

10. Configuration アイコンをクリックします。
11. I/O Setting タブをクリックします。
12. Enable Termination Character にチェックをします。
13. Apply Change をクリックします。

10
11

12

13

7

14. Input/Output アイコンをクリックします。
15. Select or Enter Command エリアにクエリコマン

ド「*IDN?」が既にセットされています。
16. クエリを実行するために Query をクリックします。
17. 製造者、モデル名、シリアル番号、ファームウェ
アバージョンが Buffer エリアに表示されます：
例
TEXIO, DCS-1000B, 930116, V1.00
14
15
16

17

ホームページの機種のページには MS-Excel の VBAで作成された、各種インターフェースの通信確認用のアプリケーションを用意してあります。MS-Excel の
VBA のセキュリティでプログラムを有効にしてからファイルを開いてください。

8

第2章 コマンドの概要
この章では、DCS-1000B のコマンド説明におけるコマンド構文について説明します。

2-1. コマンド構文
適合規格
 SCPI, 1994 準拠(一部を除く)
 USB CDC ACM 準拠
コマンド形式 コマンドとクエリは、長文と短文の 2 種類の形式があります。コマンドの構文は大文字でかかれた部分の短文と大文字と小文字を含んだ長文で書かれています。
Long:TIMebase:SCALe?

Short

Short

コマンドは、大文字または、小文字、長文または短文で書かれた場合も完全である必要があります。不完全なコマンドは、受け付けません。以下は正しく書かれたコマンドの例です。
LONG:TIMebase:SCALe? :TIMEBASE:SCALE?
:timebase:scale?
SHORT :TIM:SCAL?
:TIM:SCAL?

コマンド
フォーマットパラメータ

1: コマンドヘッダ
2: 半角スペース3: パラメータ
1
2 3 4
4: メッセージターミネータ
タイプ
説明例<Boolean>
論理演算子または値 0, 1
<NR1>
0, 1, 2, 3
整数
<NR2>
0.1, 3.14, 8.5
小数<NR3>
4.5e-1,
浮動小数点
8.25e+1<NRf>
NR1, 2, 3 いずれか 1, 1.5, 4.5e-1<Raw Data> バイナリデータ
trig:del:mod <NR1>LF

9メッセージ
ターミネータ注意

END メッセージ付き
ラインフィードコード (16 進数 0A)
LF
ラインフィードコード<dab>^END END メッセージ付き最終データバイト
 コマンドは大文字、小文字を区別しません。
 実際のパラメータへの値の入力では、記号<、>、╿
は入力しないでください。
本マニュアルでは判別を容易にするために上記記号を使用しています。
LF^END

10

第3章 コマンド詳細
コマンドの詳細の章では、詳細なシンタックス、同等のパネル操作し、各コマンドの例を示します。
3-1. 共通コマンド..................................................................... 12
3-2. 取得コマンド .................................................................. 18
3-3. オートセットコマンド ........................................................... 24
3-4. チャンネルコマンド............................................................. 25
3-5. 波形演算コマンド .............................................................. 31
3-6. カーソルコマンド ............................................................... 38
3-7. ディスプレイコマンド ........................................................... 47
3-8. ハードコピーコマンド .......................................................... 50
3-9. 自動測定コマンド .............................................................. 54
3-10. 統計コマンド ................................................................... 78
3-11. リファレンスコマンド ......................................................... 83
3-12. コマンドの実行 ................................................................ 85
3-13. タイムベースコマンド ........................................................ 86
3-14. トリガ コマンド ................................................................. 89
3-15. システム·コマンド .......................................................... 121
3-16. コマンドのセーブ/リコール ............................................... 123
3-17. イーサーネットコマンド .................................................... 126
3-18. バス·デコード·コマンド .................................................... 127
3-19. マークコマンド ............................................................... 140
3-20. 検索コマンド ................................................................. 141
3-21. ラベルコマンド .............................................................. 168
3-22. セグメント·コマンド ......................................................... 172
3-23. DVM コマンド ............................................................... 179
3-24. Go NoGo コマンド ........................................................ 181
3-25. データログコマンド ......................................................... 186
3-26. Remote Disk コマンド ................................................... 188
ご注意：使用するコマンドによっては DCS-1000B の拡張アプリまたは追加機能が必要になります。パネル操作によって機能が動作することを確認してからコマンドを使用してください。

113-1. 共通コマンド
3-1-1. *IDN? ............................................................................................. 12
3-1-2. *LRN? ............................................................................................ 12
3-1-3. *SAV .............................................................................................. 13
3-1-4. *RCL .............................................................................................. 13
3-1-5. *RST .............................................................................................. 13
3-1-6. *CLS............................................................................................... 13
3-1-7. *ESE .............................................................................................. 14
3-1-8. *ESR .............................................................................................. 15
3-1-9. *OPC .............................................................................................. 15
3-1-10. *SRE ............................................................................................ 16
3-1-11. *STB ............................................................................................. 17

3-1-1.*IDN?
Query

説明
シンタックス例

オシロスコープのメーカー、モデル、シリアル番号とバージョン番号を返答します。
*IDN?
*IDN?
TEXIO, DCS-1104B,930116,V0.82b

3-1-2.*LRN?
Query

説明
シンタックス例

オシロスコープの設定を文字列として返答します。
*LRN?
*LRN?
:DISPlay:WAVEform VECTOR;PERSistence 2.400E01;INTensity:WAVEform 50;INTensity:GRATicule 50;GRATicule
FULL;:CHANnel CH1:DISPlay ON;BWLimit
・・・
1.000e+00;PROBe:TYPe VOLTAGE;SCALe 5.000E02;IMPedance 1E+6;EXPand GROUND;:CHANnel OFF

123-1-3.*SAV
Set

説明
シンタックス例

現在のパネル設定を選択されたメモリ番号に保存します。
*SAV {1 | 2 | 3 |…. | 20}*SAV 1
現在のパネル設定をメモリ１に保存します。

3-1-4.*RCL
Set

説明
シンタックス
例

設定されているパネル設定をリコールします。
*RCL {1 | 2 | 3 |…. | 20}*RCL 1
メモリ１からパネル設定を呼び出します。

3-1-5.*RST
Set

説明
シンタックス

DCS-1000B をリセットします。
（デフォルトのパネル設定をリコールします。）*RST

3-1-6.*CLS
Set

説明
シンタックス

エラーキューをクリアします。
*CLS

13

3-1-7.*ESE
Set
Query

説明

標準イベントステータスイネーブルレジスタの設定および要求をします。

シンタックス*ESE <NR1>

設定値/戻り値

*ESE?
<NR1>

ビット概要

Bit#
0
1
2
3
4
5
6
7

例

*ESE?

0~255

重み
1
2
4
8
16
32
64
128

イベント 内容OPC
OPC ビット
RQC
未使用
QYE
クエリエラー
DDE
デバイスエラー
EXE
実効エラー
CME
コマンドエラー
URQ
ユーザーリクエスト
PON
パワーオン

>4
クエリエラーでイベント発生が設定されていることを表します。

14

3-1-8.*ESR
Query

説明
シンタックス
設定値/戻り値
ビット概要

Example標準イベントステータスレジスタの値を要求します。応答後はレジスタがクリアされます。
*ESR?
<NR1> 0~255
Bit# 重みイベント 内容0
1
OPC
OPC ビット
1
2
RQC
未使用
2
4
QYE
クエリエラー
38DDE
デバイスエラー
4
16
EXE
実効エラー
5
32
CME
コマンドエラー
664
URQ
ユーザーリクエスト
7
128
PON
パワーオン
*ESR?
>4
クエリエラーが発生したことを表します。

3-1-9.*OPC
Set
Query

説明

*OPC コマンドはコマンド処理が完了した時に SRE レジスタの OPC ビットを１にします。
*OPC?コマンドは、コマンド処理が完了した時に１を応答します。

シンタックス

*OPC

戻り値

*OPC?
1

コマンド処理完了時に 1 を返します。

15

3-1-10.*SRE
Set
Query

説明

シンタックス
設定値/戻り値
ビット概要

Exampleサービスリクエストイネーブルレジスタを設定。サービスリク
エストイネーブルレジスタは、ステータスバイトレジスタのどのビットでサービスリクエストを発生するかを設定します。
*SRE <NR1>*SRE?
<NR1> 0~255
Bit# 重みイベント 内容
0
1
未使用
1
2
未使用
2
4
未使用
3
8
未使用
4
16
MAV
STB の MAV が１になるとイベントが発生します532
ESB
STB の ESB が１になるとイベントが発生します
6
64
7
128
未使用
*SRE?
>48
MAV と ESB が 1 を意味します。

16

3-1-11.*STB
Query

説明

ステータスバイト レジスタの応答です。設定はありません。

シンタックス

*STB?
<NR1>

設定値/戻り値
ビット概要

Example0 ~ 255

Bit#
0
1
2
3
4
5
6

重み
1
2
4
8
16
32
64

7

128

イベント 内容
未使用
未使用
未使用
未使用
MAV
応答メッセージビット
ESB
イベントステータスビット
MSS/ マスタサマリビット/リスエストサ
RQS
マリビット
未使用

*STB?
>16
応答メッセ－ジがあることを示します。

17

3-2. 取得コマンド
3-2-1. :ACQuire:AVERage........................................................................ 19
3-2-2. :ACQuire:MODe ............................................................................. 19
3-2-3. :ACQuire<X>:MEMory? ................................................................. 20
3-2-4. :ACQuire:FILTer:SOURce.............................................................. 20
3-2-5. :ACQuire:FILTer ............................................................................. 21
3-2-6. :ACQuire:FILTer:FREQuency ........................................................ 21
3-2-7. :ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER ........................................... 21
3-2-8. :ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER .......................................... 22
3-2-9. :ACQuire:FILTer:TRACking ........................................................... 22
3-2-10. :ACQuire:FILTer:TYPe ................................................................. 22
3-2-11. :ACQuire<X>:STATe? .................................................................. 23
3-2-12. :ACQuire:RECOrdlength .............................................................. 23
3-2-13. :HEADer ....................................................................................... 2418

3-2-1.:ACQuire:AVERage
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
注意例

選択または平均取得モードで平均化された波形の取り込み
回数を返答します。
:ACQuire:AVERage {<NR1>| ?}:ACQuire:MODe<NR1> 2, 4, 8 ,16, 32, 64, 128, 256
このコマンドを使用する前に、平均取得モードを選択してください。以下の例を参照してください。
:ACQuire:MODe AVERage:ACQuire:AVERage 2
平均取得モードを選択し、平均回数を 2 回に設定します。

3-2-2.:ACQuire:MODe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド選択または取得モードを返答します。
:ACQuire:MODe {SAMPle | PDETect | AVERage | ?}:ACQuire:AVERage

パラメーター

SAMPle サンプル·モード·サンプリング
PDETect ピークモードサンプリング
AVERage 平均モードサンプリング:ACQuire:MODe PDETect
ピーク検出にサンプリング·モードを設定します。

例19

3-2-3.:ACQuire<X>:MEMory?
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター例

ヘッダ+生データとして選択したチャンネルのアクイジションメ
モリにデータを返答します。
:ACQuire<X>:MEMory?
ACQuire:RECOrdlength:HEADer<X>
チャンネル番号 (1～4):ACQuire1:MEMory?
Format,1.0B;Memory Length,10000;IntpDistance,0;Trigger
Address,2499;Trigger Level,9.400E-02;Source,CH1;Vertical
Units,V;Vertical Units Div,0;Vertical Units Extend Div,13;
Label,;Probe Type,0;Probe,1.000e+00;Vertical Scale,5.000e02;Vertical Position,-9.400e-02;Horizontal Units,S;Horizontal
Scale,2.000E-04;Horizontal Position,0.000E+00;Horizontal
Mode,Main;SincET Mode,Real Time;Sampling Period,4.000e07;Horizontal Old Scale,2.000E-04;Horizontal Old
Position,0.000E+00;Firmware,V0.99.03;Time,19-Sep-12
10:04:48;Waveform Data; <LF>#520000 <Raw Data> <LF>

補足

補足

<Raw Data>は 1 ポイント 16 ビットのバイナリデータです。
通常は水平軸 10div が指定メモリ長です。垂直軸は GND
レベルが 0 ポイント、1div：25 ポイントの換算が必要です。
<Raw Data>は 1 ポイント 16 ビットのバイナリデータです。
通常は水平軸 10div が指定メモリ長です。垂直軸は GND
レベルが 0 ポイント、1div：25 ポイントの換算が必要です。
Windows10 では CPU パワー不足によりデータ欠落が発生することがあります。:USBDelay コマンドで転送タイミングの調整をし、なるべく高速な PC を利用してください。

3-2-4.:ACQuire:FILTer:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ

例

フィルタモードの設定が有効なチャンネルを設定します。
:ACQuire:FILTer:SOURce {CH1|CH2|CH3|CH4|?}:ACQuire:FILTer:ACQuire:FILTer:FREQuency
CH1
ch1 設定が有効です。
CH2
ch2 設定が有効です。
CH3
ch3 設定が有効です。
CH4
ch4 設定が有効です。
:ACQuire:FILTer:SOURce?
CH1
フィルタ設定は ch1 が有効になっています。
20

3-2-5.:ACQuire:FILTer
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
例

指定されているチャンネルのフィルタをオン・オフします。
:ACQuire:FILTer {OFF | ON | ?}OFF
フィルタをオフにします。
ON
フィルタをオンにします。
:ACQuire:FILTer OFF
デジタルフィルタをオフにします。

3-2-6.:ACQuire:FILTer:FREQuency
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
例

カットオフ周波数を設定します。
:ACQuire:FILTer:FREQuency {DEFault | <NRf> | ?}DEFault フィルタ周波数を初期値にします。
<NRf>
1.0～5.0E+5:ACQuire:FILTer:FREQuency DEFault
フィルタ周波数を初期値にします。

3-2-7.:ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER
Set
Query

説明
シンタックス

パラメータ
例

フィルタの上限周波数を設定します。
:ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER {DEFault}:ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER <NRf>:ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER?
DEFault
フィルタ周波数を初期値にします。
<NRf>
1.0～5.0E+5:ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER 4.95e+03
上限周波数を 4.95kHz にします。

21

3-2-8.:ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER
Set
Query

説明
シンタックス

パラメータ
例

フィルタの下限周波数を設定します。
:ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER {DEFault}:ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER <NRf>:ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER?
DEFault
フィルタ周波数を初期値にします。
<NRf>
1.0～5.0E+5:ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER 1.25e+03
下限周波数を 1.25kHz にします。

3-2-9.:ACQuire:FILTer:TRACking
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
例

フィルタ設定の同期設定をオン・オフします。
:ACQuire:FILTer:TRACking {OFF | ON | ?}OFF
連動をオフにします。
ON
連動をオンにします。
:ACQuire:FILTer:TRACking OFF
デジタルフィルタの連動をオフにします。

3-2-10.:ACQuire:FILTer:TYPe
Set
Query

説明
シンタックス

パラメータ

説明

デジタルフィルタのタイプを設定します。
:ACQuire:FILTer:TRACking {LOWPass | HIGHPass|
BANDPass}:ACQuire:FILTer:TYPe?
LOWPass
ローパスフィルタを選択します
HIGHPass ハイパスフィルタを選択します
BANDPass バンドパスフィルタを選択します。
:ACQuire:FILTer:TYPe?
>LOWPass
フィルタは LPF です22

3-2-11.:ACQuire<X>:STATe?
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値
例

波形データのステータスを返答します。
:ACQuire<X>:STATe?
<X>
チャンネル番号(1～4)
0
生データの準備ができていません
1
生データの準備ができています。
:ACQuire1:STATe?
00 の場合、チャンネル 1 の生データが準備できていません。
注意：オシロスコープが STOP から RUN に取得状況を変更
した場合、ステータスはゼロとしてリセットされます。

3-2-12.:ACQuire:RECOrdlength
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

例

レコード長を設定、確認します。
:ACQuire:RECOrdlength {<NRf> | ?}1e+3
メモリ長：1k ポイント
1e+4
メモリ長：10k ポイント
1e+5
メモリ長：100k ポイント
1e+6
メモリ長：1M ポイント
1e+7
メモリ長：10M ポイント
:ACQuire:RECOrdlength?
1e+3
レコード長は、現在 1000 ポイントに設定されています。
（通常は画面の水平軸 10div が対応します。）

23

3-2-13.:HEADer
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値例:ACQuire:MEM で取得するデータにヘッダ情報を含むかどうかを設定します。デフォルトで ON に設定されている。
:HEADer {OFF | ON | ?}:ACQuire<X>:MEMory?
<X>
チャンネル番号 (1～4)
ON
ヘッダー情報を追加します。
OFF
ヘッダー情報を追加しません。
選択したチャンネルの設定（ON、OFF）を返答します。
:HEADer ON

3-3. オートセットコマンド
3-3-1.:AUTOSet
Set

説明
シンタックス

入力信号に応じて水平時間、垂直感度、トリガを設定します。
:AUTOSet

3-3-2.:AUTORSET:MODe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター例

オートセットのモードを設定します。
:AUTORSET:MODe {FITScreen | ACPriority | ?}:AUTOSet
FITScreen
Fit Screen モード
ACPriority
AC priority モード:AUTORSET?
FITSCREEN

24

3-4. チャンネルコマンド
3-4-1. :CHANnel<X>:BWLimit .................................................................. 26
3-4-2. :CHANnel<X>:COUPling................................................................ 26
3-4-3. :CHANnel<X>:DESKew ................................................................. 26
3-4-4. :CHANnel<X>:DISPlay................................................................... 27
3-4-5. :CHANnel<X>:EXPand .................................................................. 27
3-4-6. :CHANnel<X>:IMPedance? ........................................................... 27
3-4-7. :CHANnel<X>:INVert ..................................................................... 28
3-4-8. :CHANnel<X>:POSition ................................................................. 28
3-4-9. :CHANnel<X>:PROBe:RATio ........................................................ 29
3-4-10. :CHANnel<X>:PROBe:TYPe ........................................................ 29
3-4-11. :CHANnel<X>:SCALe .................................................................. 30

25

3-4-1.:CHANnel<X>:BWLimit
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

戻り値
例

帯域幅の制限をオン/オフします。
:CHANnel<X>:BWLimit {FULL | <NR3> | ?}<X>
チャンネル 1,2,3,4
FULL
全帯域幅
<NR3> 帯域幅の制限を設定します。
20E+6
20MHz
<NR3> 帯域幅を返答します。
Full
全帯域幅
:CHANnel1:BWLimit 2.000E+07
チャンネル 1 の帯域幅を 20MHz に設定します

3-4-2.:CHANnel<X>:COUPling
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

戻り値
例

結合モードの設定をします。
CHANnel<X>:COUPling {AC | DC | GND | ?}<X>
チャンネル 1,2,3,4
AC
AC 結合
DC
DC 結合
GND
Ground結合モードを返答します。
:CHANnel1:COUPling DC
チャンネル 1 を DC 結合に設定します。

3-4-3.:CHANnel<X>:DESKew
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

デスキュー時間を設定します。
:CHANnel<X>:DESKew { <NR3> | ?}<X>
チャンネル 1,2,3,4<NR3> デスキュー時間-5.00E -11 ~ 5.00E-11-50ns ~ 50 ns.
(10ps ステップ)

戻り値
例<NR3> デスキュー時間を返答します。
:CHANnel1:DESKew 1.300E-9
デスキュー時間を 1.3ｎｓに設定します。
26

3-4-4.:CHANnel<X>:DISPlay
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

戻り値
例

チャンネルのオン/オフを設定します。
:CHANnel<X>:DISPlay {OFF | ON | ?}<X>
チャンネル 1,2,3,4
OFF
チャンネルをオフします。
ON
チャンネルをオンします。
ON
チャンネルはオンです。
OFF
チャンネルはオフです。
:CHANnel1:DISPlay ON
チャンネル１をオンにします。

3-4-5.:CHANnel<X>:EXPand
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

戻り値
例

グランドで拡大するか、画面の中心で拡大するかを設定します。
:CHANnel<X>:EXPand {GND | CENTer | ?}<X>
Channel 1,2,3,4
GND
グランド
CENTer 中心
GND
グランドで拡大しています。
CENTER 中心で拡大しています。
:CHANnel1:EXPand GND
チャンネル１をグランドで拡大します。

3-4-6.:CHANnel<X>:IMPedance?
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

注意

チャンネルの入力インピーダンスを返答します。
:CHANnel<X>:IMPedance?
<x>
チャンネル
1/2/3/4
CH1/2/3/4<NR3> インピーダンスを返答します。
:CHANnel1:IMPedance?
1.000000E+06
チャンネル１のインピーダンスは１ＭΩです。
現在のバージョンではインピーダンスは１MΩ固定です。
27

3-4-7.:CHANnel<X>:INVert
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

戻り値
例

チャンネルの反転を設定します。
:CHANnel<X>:INVert {OFF | ON | ?}<X>
チャンネル 1, 2, 3, 4
OFF
反転オフ
ON
反転オン
ON
反転はオンです。
OFF
反転はオフです。
:CHANnel1:INVert ON
チャンネル１を反転します。

3-4-8.:CHANnel<X>:POSition
Set
Query

説明
注意

シンタックス
パラメータ
戻り値
例1
例2

チャンネルの垂直ポジション·を設定します。
垂直ポジションが許可された最も近い値に設定されます。ポジションレベルの範囲は、縦軸のスケールに依存します。
位置を設定する前に、スケールを最初に設定する必要があります。
:CHANnel<X>:POSition { <NRf> | ?}<X>
チャンネル 1, 2, 3, 4
<NRf> 位置。範囲は、縦軸のスケールに依存します。
<NR3> 位置の値を返答します。
:CHANnel1:POSition 2.4E–3
2.4mV にチャンネル 1 の位置を設定します:CHANnel1:POSition?
2.4E-3
垂直ポジションとして 2.4mV を返答します。

28

3-4-9.:CHANnel<X>:PROBe:RATio
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ
戻り値
例

プローブの減衰率を設定します。
:CHANnel<X>:PROBe:RATio { <NRf> | ?}:CHANnel<X>:PROBe:TYPe<X>
チャンネル 1, 2, 3, 4
<NRf> プローブ減衰率。
<NR3> プローブ減衰率を返答します。
:CHANnel1:PROBe:RATio 1.00E+0
チャンネル 1 に 1 倍のプローブ減衰率を設定します。

3-4-10.:CHANnel<X>:PROBe:TYPe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
パラメータ

戻り値
例

プローブタイプ（電圧/電流）を設定します。
:CHANnel<X>:PROBe:TYPe { VOLTage | CURRent | ?}:CHANnel<X>:PROBe:RATio<X>
チャンネル 1, 2, 3, 4
VOLTage 電圧
CURRent 電流
プローブのタイプを返答します。
:CHANnel1:PROBe:TYPe VOLTage
チャンネル 1 のプローブタイプを電圧に設定します。

29

3-4-11.:CHANnel<X>:SCALe
Set
Query

説明

シンタックス
パラメータ

戻り値
例

垂直感度を設定します。設定範囲はプローブ減衰率の設定により異なります。Volts/Div ツマミを回した時と同じです。
単位：V/div
プローブ減衰率は、スケール設定の前に設定する必要がありますので注意してください。
:CHANnel<X>:SCALe { <NRf> | ?}<X>
チャンネル 1, 2, 3, 4
<NRf> 垂直感度:
2e–3～1e+1
2mV～10V(プローブ減衰率 x1)<NR3> ボルトまたはアンペアで垂直感度を返答します。
:CHANnel1:SCAle 2.00E–2
チャンネル 1 の垂直感度を 20mV/div に設定します。

30

3-5. 波形演算コマンド
3-5-1. :MATH:DISP .................................................................................. 32
3-5-2. :MATH:TYPe .................................................................................. 32
3-5-3. :MATH:DUAL:SOURce<X> ............................................................ 32
3-5-4. :MATH:DUAL:OPERator ................................................................ 33
3-5-5. :MATH:DUAL:POSition .................................................................. 33
3-5-6. :MATH:DUAL:SCALe ..................................................................... 33
3-5-7. :MATH:FFT:SOURce ..................................................................... 34
3-5-8. :MATH:FFT:MAG ........................................................................... 34
3-5-9. :MATH:FFT:WINDow ..................................................................... 34
3-5-10. :MATH:FFT:POSition ................................................................... 35
3-5-11. :MATH:FFT:SCALe ...................................................................... 35
3-5-12. :MATH:FFT:HORizontal:SCALe ................................................... 35
3-5-13. :MATH:FFT:HORizontal:POSition ................................................ 36
3-5-14. :MATH:DEFine ............................................................................. 36
3-5-15. :MATHVAR? ................................................................................. 37
3-5-16. :MATHVAR：VAR<X> ................................................................... 37
3-5-17. :MATH:ADVanced:POSition ......................................................... 37
3-5-18. :MATH:ADVanced:SCALe............................................................ 37

31

3-5-1.:MATH:DISP
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ/戻り値例

演算波形表示のオン/オフを設定します。
:MATH:DISP {OFF|ON|?}OFF
演算波形を表示しません。
ON
演算波形を表示します。
:MATH:DISP OFF
演算波形を表示しません。

3-5-2.:MATH:TYPe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
パラメータ

戻り値
例

波形演算の演算機能を設定します。
:MATH:TYPe { DUAL | ADVanced | FFT | ? }:MATH:DISP
DUAL
通常の演算波形
ADVanced 高度な演算波形
FFT
FFT 動作演算機能を返答します。
:MATH:TYPe DUAL
通常の演算機能を設定します。

3-5-3.:MATH:DUAL:SOURce<X>
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

戻り値
例

通常演算波形のソース 1 または 2 を設定します。
:MATH:DUAL:SOURce<X> { CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |REF1 | REF2 | REF3 | REF4 | ? }<X>
ソース 1 or 2
CH1～4 チャンネル 1～4
REF1～4 リファレンス波形 1～4
ソース 1 または 2 のチャンネルを返答します。
:MATH:DUAL:SOURce1 CH1
波形演算波形のソース 1 にチャンネル 1 を設定します。

32

3-5-4.:MATH:DUAL:OPERator
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

通常演算の演算種類を設定します。
:MATH:DUAL:OPERator {PLUS | MINUS | MUL| DIV|?}
PLUS
+ 演算
MINUS
-演算
MUL
演算
DIV
÷演算

戻り値
例

演算の種類を返答します。
:MATH:DUAL:OPERator PLUS
演算をプラス（+）に設定します。

3-5-5.:MATH:DUAL:POSition
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

演算波形の垂直ポジションを設定します。
:MATH:DUAL:POSition {<NRf> | ? }<NRf>
垂直ポジション
垂直感度（unit/ DIV）に依存します。
<NR3>
垂直ポジションを返答します。
:MATH:DUAL:POSition 1.0E+0
演算波形の垂直ポジションを 1.00unit/ div に設定します。

3-5-6.:MATH:DUAL:SCALe
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

演算波形の表示の垂直感度を設定します。
:MATH:DUAL:SCALe {<NRf> | ?}
<NRf>
垂直感度
<NR3>
垂直感度を返答します。
:MATH:DUAL:SCALe 2.0E-3
演算波形の垂直感度を 2mV/2mA に設定します。

33

3-5-7.:MATH:FFT:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
パラメータ

戻り値
例

FFT 演算ソースを設定します。
:MATH:FFT:SOURce { CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | REF1 |REF2 | REF3 | REF4 | FUNCtion | ? }:MATH:ADVanced:EDIT:SOURce<X>:MATH:ADVanced:EDIT:OPERator
CH1～4
チャンネル 1～4
REF1～4リファレンス波形 1～4
FUNCtion
F（X）の波形FFT のソースを返答します。
:MATH:FFT:SOURce CH1
FFT 演算ソースとしてチャンネル 1 を設定します。

3-5-8.:MATH:FFT:MAG
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

FFT の垂直単位を設定します。
:MATH:FFT:MAG {LINEAR | DB | ?}LINEAR
電圧表示（Vrms）
DB
デシベル表示FFT の垂直単位を返答します。
:MATH:FFT:MAG DB
FFT 垂直単位をデシベルに設定します。

3-5-9.:MATH:FFT:WINDow
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

戻り値
例

FFT で使用するウィンドウフィルタを設定します。
:MATH:FFT:WINDow{RECTangular|HAMming|HANning|BLAckman|?}
RECTangular 方形ウインドウ
HAMming
ハミングウインドウ
HANning
ハニングウインドウ
BLAckman
ブラックマンウインドウ
FFT ウィンドウを返答します。
:MATH:FFT:WINDow HAMming
FFT ウィンドウのフィルタをハミングに設定します。
34

3-5-10.:MATH:FFT:POSition
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

FFT の結果の垂直ポジションを設定します。
:MATH:FFT:POSition { <NRf> | ? }<NRf>
垂直ポジション: -12e+0 ~ +12e+0(12 units/div ~ +12 units/div)<NR3>
垂直ポジションを返答します。
:MATH:FFT:POSition -2e-1
FFT の垂直ポジションを-0.2unit/div に設定します。

3-5-11.:MATH:FFT:SCALe
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

戻り値
例

FFT の垂直感度を設定します。
:MATH:FFT:SCALe {<NRf> | ?}
<NRf>
垂直感度:
リニア: 2e-3～1e+ 3(2mV～1kV)
デシベル: 1e+0～2e+1 (1～20dB)<NR3>
垂直感度を返答します。
:MATH:FFT:SCAle 1.0e+0
スケールを 1ｄB に設定します。

3-5-12.:MATH:FFT:HORizontal:SCALe
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

FFT 演算の水平拡大率を設定します。
:MATH:FFT:HORizonatal:SCALe {<NRf> | ?}<NRf>
水平拡大率: 1～20 倍<NR3>
水平拡大率を返答します。
:MATH:FFT:HORizontal:SCALe 5
倍率を 5 倍に設定します。

35

3-5-13.:MATH:FFT:HORizontal:POSition
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例:MATH:FFT:HORizontal:POSition { <NRf> | ? }<NRf>
水平ポジションを設定します。0Hz～999.99kHz<NR3>
水平ポジションを返答します。
:MATH:FFT:HORizontal:POSition 6.0e5
水平ポジションを 600kHz にします。

3-5-14.:MATH:DEFine
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

拡張演算の式を設定します。
:MATH:DEFine {<string>| ?}<string> 演算式を記述します。
使用可能な単語は以下のようになります。
内容
ソース
関数

項目
CH1~CH4, Ref1~Ref4Intg(, Diff(, log(, ln(, Exp(, Sqrt(,
Abs(, Rad(, Deg(, sin(, cos(, tan(,asin(, acos(, atan(

変数
演算

VAR1, VAR2+, -, *, /, (, ), !(, <, >, <=, >=, ==, !=,||, &&
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ., E
Pk-Pk(, Max(, Min(, Amp(, High(,
Low(, Mean(, CycleMean(, RMS(,
CycleRMS(, Area(, CycleArea(,
ROVShoot(, FOVShoot(, Freq(,
Period(, Rise(, Fall(, PosWidth(,
NegWidth(, Dutycycle(, FRR(,
FRF(, FFR(, FFF(, LRR(, LRF(,
LFR(, LFF(, Phase(

数値
測定

例

:MATH:DISP ON:MATH:TYPe ADVanced:MATH:DEFine "CH1-CH2"
拡張演算は CH1-CH2 とします。

36

3-5-15.:MATHVAR?
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

拡張演算で使用する変数 VAR1、VAR2 の値を要求します。
:MATHVAR?
<string> VAR1 <NR3>; VAR2 <NR3>:MATHVAR?
VAR1 1.000000E+06; VAR2 1.0E+1
VAR1 と VAR2 の現在値を返答します。

3-5-16.:MATHVAR：VAR<X>
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例:MATHVAR:VAR<x> {<NRf> | ?}<x>
1, 2 (VAR1 or VAR2)<NRf>
VAR1 または VAR2 の値を設定します。
<NR3>
VAR1 または VAR2 の値を返答します。
:MATHVAR:VAR1 6.0e4
VAR1 に 60000 を設定します。

3-5-17.:MATH:ADVanced:POSition
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値例

高度な演算波形の垂直ポジション（unit/ div）を設定します。
:MATH:ADVanced:POSition { <NRf> | ? }<NRf>
垂直ポジション: -12e+0～+12e+0<NR3>
垂直ポジションを返答します。
:MATH:ADVanced:POSition 1.0e+0
演算波形の垂直ポジションを 1.00unit/ div に設定します。

3-5-18.:MATH:ADVanced:SCALe
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値例

高度な演算波形の垂直感度を設定します。
:MATH:ADVanced:SCALe {<NRf> | ?}
<NRf>
垂直感度
<NR3>
垂直感度を返答します。
:MATH:ADVanced:SCALe 2.0E-3
高度な演算波形の垂直感度を 2mV/ div に設定します37

3-6. カーソルコマンド
3-6-1. :CURSor:MODe ............................................................................. 39
3-6-2. :CURSor:SOURce.......................................................................... 39
3-6-3. :CURSor:HUNI ............................................................................... 40
3-6-4. :CURSor:HUSE .............................................................................. 40
3-6-5. :CURSor:VUNI ............................................................................... 40
3-6-6. :CURSor:VUSE .............................................................................. 41
3-6-7. :CURSor:DDT ................................................................................ 41
3-6-8. :CURSor:H1Position ...................................................................... 41
3-6-9. :CURSor:H2Position ...................................................................... 42
3-6-10. :CURSor:HDELta ......................................................................... 42
3-6-11. :CURSor:V1Position ..................................................................... 42
3-6-12. :CURSor:V2Position ..................................................................... 43
3-6-13. :CURSor:VDELta.......................................................................... 43
3-6-14. :CURSor:XY:RECTangular:X:POSition<X> ................................. 43
3-6-15. :CURSor:XY:RECTangular:X:DELta ............................................ 44
3-6-16. :CURSor:XY:RECTangular:Y:POSition<X> ................................. 44
3-6-17. :CURSor:XY:RECTangular:Y:DELta ............................................ 44
3-6-18. :CURSor:XY:POLar:RADIUS:POSition<X>.................................. 45
3-6-19. :CURSor:XY:POLar:RADIUS:DELta ............................................ 45
3-6-20. :CURSor:XY:POLar:THETA:POSition<X> ................................... 45
3-6-21. :CURSor:XY:POLar:THETA:DELta .............................................. 45
3-6-22. :CURSor:XY:PRODuct:POSition<X> ........................................... 46
3-6-23. :CURSor:XY:PRODuct:DELta ...................................................... 46
3-6-24. :CURSor:XY:RATio:POSition<X> ................................................ 46
3-6-25. :CURSor:XY:RATio:DELta ........................................................... 4638

3-6-1.:CURSor:MODe
Set
Query

説明

シンタックス
パラメータ

戻り値
例

カーソルの水平（H）方向または水平および垂直（HV）を設定します。
注意：カーソルソースはロジックまたはバスに設定されている
場合は、水平方向のみカーソルが利用可能です。
:CURSor:MODe {OFF | H | HV | ? }OFF
カーソルをオフにします。
H
水平カーソルをオンにします。
HV
水平および垂直のカーソルをオンにします。
カーソルの状態（H、HV 、OFF）を返答します。
:CURSor:MODe OFF
カーソルをオフにします。

3-6-2.:CURSor:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

戻り値
例

カーソルソースを設定します。
:CURSor:SOURce {CH1 | CH2 |CH3 | CH4 | REF1 |REF2 | REF3 | REF4 | MATH | BUS1 | ?}CH1～CH4 チャンネル 1〜4
REF1～4リファレンス波形 1〜4
MATH
演算波形
BUS1
バス信号
カーソルソースを返答します。
:CURSor:SOURce CH1
カーソルソースをチャンネル 1 に設定します。

39

3-6-3.:CURSor:HUNI
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
パラメータ

戻り値
例

水平バーのカーソルの単位を設定します。
:CURSor:HUNI {SEConds | HERtz | DEGrees | PERcent| ?}:CURSor:MODe
SEConds
カーソル単位を時間に設定します。
HERtz
カーソル単位を周波数に設定します。
DEGrees
カーソル単位を度に設定します。
PERcent
カーソル単位をパーセントに設定します。
単位の種類を返答します。
:CURSor:HUNI SEConds
単位を時間に設定します。

3-6-4.:CURSor:HUSE
Set

説明

注意
シンタックス
関連コマンドパラメータ
例パーセントまたは度（水平）カーソルのための位相または比率を基準として、現在のカーソル位置を設定します。
:CURSor:HUNI が DEGrees または PERcent に設定されているときにのみこのコマンドを使用することができます。
:CURSor:HUSE {CURRent}:CURSor:MODe:CURSor:HUNICURRent
現在の水平位置を使用しています:CURSor:HUSE CURRent.

3-6-5.:CURSor:VUNI
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
パラメータ

戻り値
例

垂直カーソルの単位を設定します。
:CURSor:VUNI {BASE | PERcent | ?}:CURSor:MODeBASE
垂直カーソルの単位をスコープの単位と同じ設定にします。（V または A）
PERcent
パーセント表示単位を設定します。
単位の種類を返答します。
:CURSor:VUNI BASE
単位をスコープの単位に設定します。
40

3-6-6.:CURSor:VUSE
Set

説明

注意
シンタックス
関連コマンドパラメータ
例

現在のカーソル位置をパーセントの割合の基準（垂直）カー
ソルとして設定します。
:CURSor:VUNI が PERcent 設定の ときにのみ、このコマンドを使用することができます:CURSor:VUSE {CURRent}:CURSor:MODe:CURSor:VUNICURRent
現在の垂直ポジションを使用しています:CURSor:VUSE CURRent.

3-6-7.:CURSor:DDT
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値例

deltaY/ DeltaT の値を返答します。
:CURSor:DDT {?}:CURSor:MODe<NR3><NR3>形式で返答します。
:CURSor:DDT?
4.00E-05
deltaY/ DeltaT は 4.00E-05 です。

3-6-8.:CURSor:H1Position
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ
戻り値
例

H1 水平カーソルの位置を設定します。
:CURSor:H1Position {<NRf>| ?}:CURSor:H2Position
<NRf>
水平位置
カーソル位置を返答します。
:CURSor:H1Position?
-1.34E-3
H1 カーソルの位置は-1.34ms です。

41

3-6-9.:CURSor:H2Position
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ
戻り値
例

H2 水平カーソルの位置を設定します。
:CURSor:H2Position {<NRf> | ?}:CURSor:H1Position
<NRf>
水平位置
カーソル位置を返答します。
:CURSor:H2Position 1.5E-3
H2 のカーソルの位置を 1.5ms に設定します。

3-6-10.:CURSor:HDELta
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

H1 と H2 の差分を返答します。
:CURSor:HDELta {?}<NR3>
2 つの水平カーソル間の距離を返答します。
:CURSor:HDELta?
5.0E-9水平の差分は 5ns です。

3-6-11.:CURSor:V1Position
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

V1 垂直カーソルの位置を設定します。
:CURSor:V1Position {<NRf>| ?}<NRf>
垂直ポジション。垂直のスケールに依存します。
<NR3>
カーソル位置を返答します。
:CURSor:V1Position 1.6E -1
V1 のカーソルの位置を 160mA に設定します。

42

3-6-12.:CURSor:V2Position
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

V2 垂直カーソルの位置を設定します。
:CURSor:V2Position {<NRf> | ?}<NRf>
垂直ポジション。垂直のスケールに依存します。
<NR3>
カーソル位置を返答します。
:CURSor:V2Position 1.1E-1
V2 のカーソルの位置を 110mA に設定します。

3-6-13.:CURSor:VDELta
Query

説明
シンタックス
戻り値
例V1 と V2 の差分を返答します。
:CURSor:VDELta {?}<NR3>
2 つの縦カーソルの差を返答します。
:CURSor:VDELta?
4.00E+0
垂直の差分は 4V です。

3-6-14.:CURSor:XY:RECTangular:X:POSition<X>
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

カーソル 1 または 2 の X 直交座標の XY モードで水平位置を設定します。
:CURSor:XY:RECTangular:X:POSition<X> {NRf|?}<X>
カーソル 1, 2<NRf>
水平位置の座標<NR3> カーソル位置を返答します。
:CURSor:XY:RECTangular:X:POSition1 4.0E-3
X 座標 1 カーソル位置を 40mV/mV に設定します。

43

3-6-15.:CURSor:XY:RECTangular:X:DELta
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

X 座標のカーソル 1 と 2 の差分を返答します。
:CURSor:XY:RECTangular:X:DELta {?}<NR3>
カーソル 1 と 2 の差分を返答します。
:CURSor:XY:RECTangular:X:DELta?
80.0E-3
水平の差分は 80mV です。

3-6-16.:CURSor:XY:RECTangular:Y:POSition<X>
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

カーソル 1 または 2 の Y 直交座標の XY モードでの垂直ポジションを設定します。
:CURSor:XY:RECTangular:Y:POSition<X> {NRf|?}<X>
カーソル 1, 2<NRf>
垂直ポジションの座標<NR3> カーソル位置を返答します。
:CURSor:XY:RECTangular:Y:POSition1 4.0E-3
Y 座標 1 カーソル位置を 40mV/mV に設定します。

3-6-17.:CURSor:XY:RECTangular:Y:DELta
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

Y 座標のカーソル 1 と 2 の差分を返答します。
:CURSor:XY:RECTangular:Y:DELta {?}<NR3>
カーソル 1 と 2 の差分を<NR3>として返答します。
:CURSor:XY:RECTangular:Y:DELta?
80.0E-3
水平の差分は 80mV です。

44

3-6-18.:CURSor:XY:POLar:RADIUS:POSition<X>
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

XY モードで指定されたカーソルの極半径を返答します。
:CURSor:XY:POLar:RADIUS:POSition <X>{?}<X>
1, 2 (カーソル 1, カーソル 2)<NR3> 極半径位置を返答します。
:CURSor:XY:POLar:RADIUS:POSition?
80.0E-3極性の半径位置は 80.0mV です。

3-6-19.:CURSor:XY:POLar:RADIUS:DELta
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

カーソル 1 と 2 の極半径の差分を返答します。
:CURSor:XY:POLar:RADIUS:DELta {?}<NR3> 半径の差分を返答します.
:CURSor:XY:POLar:RADIUS:DELta?
31.4E-3半径の差分は 31.4mV です。

3-6-20.:CURSor:XY:POLar:THETA:POSition<X>
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

XY モードで指定されたカーソルの極角を返答します。
:CURSor:XY:POLar:THETA:POSition<X> {?}<X>
1, 2 (カーソル 1, カーソル 2)<NR3> 極角を返答します。
:CURSor:XY:POLAR:RADIUS:POSition1?
8.91E+1
カーソル 1 用極角は 89.1˚です。

3-6-21.:CURSor:XY:POLar:THETA:DELta
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

カーソル 1 とカーソル 2 間の極角の差分を返答します。
:CURSor:XY:POLar:THETA:DELta {?}<NR3> 極角の差分を返答します。
:CURSor:XY:POLar:THETA:DELta?
9.10E+0極角の差分は 9.1˚です。

45

3-6-22.:CURSor:XY:PRODuct:POSition<X>
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

指定されたカーソルの XY モードでの積を返答します。
:CURSor:XY:PRODuct:POSition<X> {?}<X>
1, 2 (カーソル 1, カーソル 2)<NR3> 積を返答します。
:CURSor:XY:PRODuct:POSition1?
9.44E-5
カーソル 1 の積は 94.4uVV です。

3-6-23.:CURSor:XY:PRODuct:DELta
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

指定されたカーソルの XY モードでの積の差分を返答します。
:CURSor:XY:PRODuct:DELta {?}<NR3> 積の差分を返答します。
:CURSor:XY:PRODuct:DELta?
1.22E-5積の差分は 12.2uVV です。

3-6-24.:CURSor:XY:RATio:POSition<X>
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

指定されたカーソルの XY モードでは比を返答します。
:CURSor:XY:RATio:POSition<X> {?}<X>
1, 2 (カーソル 1, カーソル 2)<NR3> 比を返答します。
:CURSor:XY:RATio:POSition?
6.717E+1比の値は 6.717V/ V です。

3-6-25.:CURSor:XY:RATio:DELta
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

XY モードでは比率の差分を返答します。
:CURSor:XY:RATio:DELta {?}<NR3> 比の差分を返答します。
:CURSor:XY:RATio:DELta?
5.39E+1
比率の差分は 53.9V/V です。

46

3-7. ディスプレイコマンド
3-7-1. :DISPlay:INTensity:WAVEform ...................................................... 47
3-7-2. :DISPlay:INTensity:GRATicule ....................................................... 47
3-7-3. :DISPlay:INTensity:BACKLight ...................................................... 48
3-7-4. :DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:ENAble ........................ 48
3-7-5. :DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:TIMe ............................ 48
3-7-6. :DISPlay:PERSistence ................................................................... 49
3-7-7. :DISPlay:GRATicule ....................................................................... 49
3-7-8. :DISPlay:WAVEform ...................................................................... 50
3-7-9. :DISPlay:OUTPut ........................................................................... 50

3-7-1.:DISPlay:INTensity:WAVEform
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

波形の輝度レベルを設定します:DISPlay:INTensity:WAVEform {<NRf> | ?}<NRf>
0.0E+0～1.0E+2 (0%～100%)<NR3> ディスプレイの輝度を返答します。
:DISPlay:INTensity:WAVEform 5.0E+1
50％に波形の輝度を設定します。

3-7-2.:DISPlay:INTensity:GRATicule
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

目盛の輝度レベルを設定します。
:DISPlay:INTensity:GRATicule {<NRf> | ?}<NRf>
1.0E+0～1.0E+2 (10%～100%)<NR3> 目盛の輝度レベルを返答します。
:DISPlay:INTensity:GRATicule 5.0E+1目盛の輝度レベルを 50％に設定します。

47

3-7-3.:DISPlay:INTensity:BACKLight
Set
Query

～
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

バックライトの輝度レベルを設定します。
:DISPlay:INTensity:BACKLight {<NRf> | ?}<NRf>
1.0E+0～1.0E+2 (10%～100%)<NR3> バックライトの輝度レベルを返答します。
:DISPlay:INTensity:BACKLight 5.0E+1
バックライトの輝度レベルを 50％に設定します。

3-7-4.:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:ENAble
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

バックライトの省電力をオンオフします。
:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:ENAble {OFF |ON | ?}
OFF
省電力をオフします。
ON
省電力をオンします。
:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:ENAble ON
バックライトの省電力をオンします。

3-7-5.:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:TIMe
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

バックライトの省電力の時間を設定します:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:TIMe {<NR1> |ON | ?}<NR1> 省電力になるまでを 1～180 分で設定します。
<NR1> 省電力になるまでの時間を分で返答します。
:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:TIMe 10
バックライトの省電力になるまでの時間を 10 分にします。

48

3-7-6.:DISPlay:PERSistence
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

戻り値

例

波形の残光性レベルを設定します。
:DISPlay:PERSistence { INFInite | OFF | <NRf> | ? }<NRf>
16E-3, 30E-3, 60E-3, 120E-3, 240E-3,
500E-3, 750E-3, 1, 1.5,2,...,9.5,10(16mS ～ 10S)INFInite
無限残光
OFF
残光性なし
<NR3>
残光時間を返答します。
INFInite
無限残光OFF
残光性はない:DISPlay:PERSistence 2.0E+0
残光を 2 秒間に設定します。

3-7-7.:DISPlay:GRATicule
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

目盛の種類を設定します。
:DISPlay:GRATicule {FULL | GRID|CROSs | FRAMe | ?}
FULL
CROSs

FRAMe

戻り値
例

GRID

目盛の種類を返答します。
:DISPlay:GRATicule FULL
目盛をに設定します49

3-7-8.:DISPlay:WAVEform
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

波形表示の種類を設定します。
:DISPlay:WAVEform {VECTor | DOT | ?}VECTorベクトル
DOT
ドット
ベクトルまたはドット。
:DISPlay:WAVEform VECTor
波形表示をベクトルに設定します。

3-7-9.:DISPlay:OUTPut
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

画面表示の 16 ビットの画像データを転送します:DISPlay:OUTPut ?
ヘッダ + 生データ + LF
:DISPlay:OUTPut ?
#531649<[ Length] [color] [Length] [color]….. ><LF>
画像データが 31649 バイトの場合はバイナリ用のヘッダとして#531649、その後生データ、最後に LF が付きます。
生データは 16 ビット色の横 800×縦 480 ドットの画像デー
タを横方向にランレングス圧縮したバイナリデータで、16 ビットの長さ[Length]と 16 ビットの色情報[color]順に構成されています。16 ビットデータはリトルエンディアンとなります。
画像への変換はアプリケーションが必要です。
Windows10 では CPU パワー不足によりデータ欠落が発生することがあります。:USBDelay コマンドで転送タイミングの調整をし、なるべく高速な PC を利用してください。

3-8. ハードコピーコマンド
3-8-1. :HARDcopy:START........................................................................ 51
3-8-2. :HARDcopy:MODe ......................................................................... 51
3-8-3. :HARDcopy:PRINTINKSaver ......................................................... 51
3-8-4. :HARDcopy:SAVEINKSaver .......................................................... 52
3-8-5. :HARDcopy:SAVEFORMat ............................................................ 52
3-8-6. :HARDcopy:ASSIGN ...................................................................... 53

50

3-8-1.:HARDcopy:START
Set

説明
シンタックス
関連コマンドハードコピーを実行します。
:HARDcopy:START:HARDcopy:MODe:HARDcopy:PRINTINKSaver:HARDcopy:SAVEINKSaver:HARDcopy:SAVEFORMat:HARDcopy:ASSIGN

3-8-2.:HARDcopy:MODe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
パラメータ
戻り値例

ハードコピーの形式を選択します。
:HARDcopy:MODe { PRINT | SAVE | ? }:HARDcopy:START
PRINT
プリンタ印刷モード
SAVE
画像ファイルモード
形式を返答します。
:HARDcopy:MODe PRINT
ハードコピーを印刷に設定します。

3-8-3.:HARDcopy:PRINTINKSaver
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
パラメータ
戻り値
例

印刷用のインクセーバーを設定します。
:HARDcopy:PRINTINKSaver { OFF | ON | ? }:HARDcopy:START:HARDcopy:MODeON
インクセーバー オン
OFF
インクセーバー オフ
インクセーバーの設定を返答します。
:HARDcopy:PRINTINKSaver ON
印刷用のインクセーバーをオンに設定します。

51

3-8-4.:HARDcopy:SAVEINKSaver
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
パラメータ
戻り値
例

画像ファイル用のインクセーバー設定します。
:HARDcopy:SAVEINKSaver { OFF | ON | ? }:HARDcopy:START:HARDcopy:MODeON
インクセーバーオンOFF
インクセーバーオフ
インクセーバーの設定を返答します。
:HARDcopy:SAVEINKSaver ON
画像ファイル用のインクセーバーを ON に設定します。

3-8-5.:HARDcopy:SAVEFORMat
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
パラメータ
戻り値
例

画像ファイルの種類を設定します。
:HARDcopy:SAVEFORMat { PNG | BMP | ? }:HARDcopy:START:HARDcopy:MODePNG
PNG ファイルフォーマットBMP
BMP ファイルフォーマット
画像ファイル形式（PNG / BMP）を返答します。
:HARDcopy:SAVEFORMat PNG
PNG にファイル形式を設定します。

52

3-8-6.:HARDcopy:ASSIGN
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
パラメータ

戻り値
例

ハードコピーで出力・保存する項目を設定します。
:HARDcopy:ASSIGN {IMAGe | WAVEform | SETUp |ALL | ?}
:HARDcopy:START:HARDcopy:MODe
IMAGe
画像ファイルを保存します。
WAVEform
波形を保存します。
SETUp
パネル設定を保存します。
ALL
すべて（画像、波形、パネル設定）を保存
ファイルの種類を返答します。
:HARDcopy:ASSIGN IMAGE.
“画像ファイルを保存する“に設定します。

53

3-9. 自動測定コマンド
3-9-1. :MEASure:GATing ......................................................................... 56
3-9-2. :MEASure:SOURce........................................................................ 56
3-9-3. :MEASure:METHod........................................................................ 56
3-9-4. :MEASUrement:REFLevel:PERCent:HIGH.................................... 57
3-9-5. :MEASUrement:REFLevel:PERCent:LOW .................................... 57
3-9-6. :MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID ...................................... 57
3-9-7. :MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID2 .................................... 57
3-9-8. :MEASure:FALL ............................................................................. 58
3-9-9. :MEASure:FOVShoot ..................................................................... 58
3-9-10. :MEASure:FPReshoot .................................................................. 59
3-9-11. :MEASure:FREQuency ................................................................ 59
3-9-12. :MEASure:NWIDth ....................................................................... 60
3-9-13. :MEASure:PDUTy ........................................................................ 60
3-9-14. :MEASure:PERiod ........................................................................ 61
3-9-15. :MEASure:PWIDth........................................................................ 61
3-9-16. :MEASure:RISe ............................................................................ 62
3-9-17. :MEASure:ROVShoot ................................................................... 62
3-9-18. :MEASure:RPReshoot.................................................................. 63
3-9-19. :MEASure:PPULSE ...................................................................... 63
3-9-20. :MEASure:NPULSE...................................................................... 64
3-9-21. :MEASure:PEDGE ....................................................................... 64
3-9-22. :MEASure:NEDGE ....................................................................... 65
3-9-23. :MEASure:AMPlitude.................................................................... 65
3-9-24. :MEASure:MEAN.......................................................................... 66
3-9-25. :MEASure:CMEan ........................................................................ 66
3-9-26. :MEASure:HIGH ........................................................................... 67
3-9-27. :MEASure:LOW ............................................................................ 67
3-9-28. :MEASure:MAX ............................................................................ 68
3-9-29. :MEASure:MIN ............................................................................. 68
3-9-30. :MEASure:PK2PK ........................................................................ 69
3-9-31. :MEASure:RMS ............................................................................ 69
3-9-32. :MEASure:CRMS ......................................................................... 70
3-9-33. :MEASure:AREa .......................................................................... 70
3-9-34. :MEASure:CARea ........................................................................ 71
3-9-35. :MEASure:FRRDelay ................................................................... 71
3-9-36. :MEASure:FRFDelay .................................................................... 72
3-9-37. :MEASure:FFRDelay .................................................................... 72
3-9-38. :MEASure:FFFDelay .................................................................... 73
3-9-39. :MEASure:LRRDelay.................................................................... 73
3-9-40. :MEASure:LRFDelay .................................................................... 74
54

3-9-41. :MEASure:LFRDelay .................................................................... 75
3-9-42. :MEASure:LFFDelay .................................................................... 76
3-9-43. :MEASure:PHAse ......................................................................... 7755

3-9-1.:MEASure:GATing
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター

戻り値
例

自動測定にゲートを設定します:MEASure:GATing { OFF | SCREen | CURSor | ? }OFFなし(全メモリ)
SCREen
画面幅にゲート設定
CURSor
カーソル幅にゲート設定
Returns the gating. (OFF, SCREEN, CURSOR):MEASure:GATing OFF
ゲートなしに設定します。.

3-9-2.:MEASure:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター

戻り値
例

測定するチャンネルを設定します。
:MEASure:SOURce<X> { CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |MATH | ? }<X>
ソース 1 または 2
CH1～CH4 チャンネル 1～4
MATH
演算
ソースの値を返します。(CH1, CH2, CH3, CH4, MATH):MEASure:SOURce1 CH1チャンネル 1 にソース 1 を設定します。

3-9-3.:MEASure:METHod
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター

戻り値
例

ハイ·ローの測定値指定の設定または照会:MEASure:METHod { AUTo | HIStogram | MINMax | ? }
AUTo
自動設定
HIStogram
ヒストグラム方式に設定
MINMax最小·最大の方式に設定
測定方法を返します。(AUTO, HISTOGRAM, MINMAX):MEASure:METHod: AUTo
自動測定方法に設定します。

56

3-9-4.:MEASUrement:REFLevel:PERCent:HIGH
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値
例

自動時間測定の Hi レベルを%で指定します:MEASUrement:REFLevel:PERCent:HIGH {<NRf> | ?}<NR3>0～100%Hi レベルを返答します。
:MEASUrement:REFLevel:PERCent:HIGH 90
Hi レベルを 90%に設定します。

3-9-5.:MEASUrement:REFLevel:PERCent:LOW
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値
例

自動時間測定の Low レベルを%で指定します:MEASUrement:REFLevel:PERCent:LOW {<NRf> | ?}<NR3>0～100%
Low レベルを返答します。
:MEASUrement:REFLevel:PERCent:LOW 10
Low レベルを 10%に設定します。

3-9-6.:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値
例

自動時間測定のはじめの中心レベルを指定します:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID {<NRf> | ?}<NR3>0～100%
はじめの中心レベルを返答します。
:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID 50
はじめの中心レベルを 50%に設定します。

3-9-7.:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID2
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値
例

自動時間測定の 2 個目の中心レベルを指定します:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID2 {<NRf> | ?}<NR3>0～100%
2 番目の中心レベルを返答します。
:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID2 50
2 番目の中心レベルを 50%に設定します。
57

3-9-8.:MEASure:FALL
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

立下り時間を計測し、値を返答します。
:MEASure:FALL{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
立下り時間を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:FALL?
8.5E-6
ソースとしてチャンネル 1 を選択した後に立下り時間を取得します。立下り時間は 8.5us です。

3-9-9.:MEASure:FOVShoot
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

立下りオーバーシュートを計測し、値を返答します。
:MEASure:FOVShoot{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
立下りオーバーシュートの振幅値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:FOVShoot?
1.27E+0
チャンネル 1 を選択した後に立下りオーバーシュートを取得します。立下りオーバーシュートは 1.27%です583-9-10.:MEASure:FPReshoot
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値
戻り値

立下りプリシュートを計測し、値を返答します。
:MEASure:FPReshoot{?}:MEASure:SOURce<X>
Returns the fall preshoot as <NR3>.
<NR3>
立下りプリシュートの振幅値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:FPReshoot?
1.27E+0
チャンネル 1 を選択した後に立下りプリシュートを取得します。立下りプリシュートは 1.27%です。

3-9-11.:MEASure:FREQuency
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

周波数を計測し、値を返答します。
:MEASure:FREQuency{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
周波数を Hz 単位で返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:FREQuency?
1.0E+3
チャンネル 1 を選択した後に周波数を取得します。周波数は1kHz です。

59

3-9-12.:MEASure:NWIDth
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

負パルス幅値を計測し、値を返答します。
:MEASure:NWIDth{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
負パルス幅を秒単位で返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:NWIDth?
4.995E-04
チャンネル 1 を選択した後に負パルス幅を取得します。
負パルス幅は 499.5us です。

3-9-13.:MEASure:PDUTy
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

正デューティサイクル比を計測し、値を返答します。
:MEASure:PDUTy{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
正デューティ比をパーセンテージで返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:PDUTy?
5.000E+01
チャンネル 1 を選択した後に正デューティ比を取得します。
デューティ比は 50%です。

60

3-9-14.:MEASure:PERiod
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

周期を計測し、値を返答します。
:MEASure:PERiod{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
周期を秒単位で返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:PERiod?
1.0E-3
チャンネル 1 を選択した後に周期を取得します。
周期は 1ms です。

3-9-15.:MEASure:PWIDth
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

正パルス幅を計測し、値を返答します。
:MEASure:PWIDth{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
正パルス幅を秒単位で返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:PWIDth?
5.0E-6
チャンネル 1 を選択した後に正パルス幅を取得します。
正パルス幅は 5us です。

61

3-9-16.:MEASure:RISe
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

立上り時間を計測し、値を返答します。
:MEASure:RISe{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
立上り時間を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:RISe?
8.5E-6
ソースとしてチャンネル 1 を選択した後に立上り時間を取得します。立上り時間は 8.5us です。

3-9-17.:MEASure:ROVShoot
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

立上りオーバーシュートを計測し、値を返答します。
:MEASure:ROVShoot{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
立上りオーバーシュートの振幅値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:ROVShoot?
5.00E+00
チャンネル 1 を選択した後に立上りオーバーシュートを取得します。立上りオーバーシュートは 5%です。

62

3-9-18.:MEASure:RPReshoot
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

立上りプリシュートの振幅を計測し、値を返答します。
:MEASure:RPReshoot{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
立上りプリシュートの振幅値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:RPReshoot?
2.13E-2
チャンネル 1 を選択した後に立上りプリシュートを取得します。立上りプリシュートは 0.0213%です。

3-9-19.:MEASure:PPULSE
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

正パルス数を計測し、値を返答します。
:MEASure:PPULSE{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
正パルスの数を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:PPULSE?
6.000E+00
チャンネル 1 を選択した後に正パルスの数を取得します。
正パルスは 6 個です。

63

3-9-20.:MEASure:NPULSE
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

負パルス数を計測し、値を返答します。
:MEASure:NPULSE{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
負パルスの数を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:NPULSE?
4.000E+00
チャンネル 1 を選択した後に負パルスの数を取得します。
負パルスは 4 個です。

3-9-21.:MEASure:PEDGE
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

正のエッジ数を計測し、値を返答します。
:MEASure:PEDGE{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
正のエッジ数を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:PEDGE?
1.100E+01
チャンネル 1 を選択した後に正のエッジ数を取得します。
正エッジは 11 個です。

64

3-9-22.:MEASure:NEDGE
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

負のエッジ数を計測し、値を返答します。
:MEASure:NEDGE{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
負のエッジ数を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:NEDGE?
1.100E+01
チャンネル 1 を選択した後に負のエッジ数を取得します。
負エッジは 11 個です

3-9-23.:MEASure:AMPlitude
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

垂直振幅を計測し、値を返答します。
:MEASure:AMPlitude{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
垂直振幅を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:AMPlitude?
3.76E-3
チャンネル 1 を選択した後に垂直の振幅値を取得します。
振幅は 3.76mV です。

65

3-9-24.:MEASure:MEAN
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

全周期(1 周期以上)の垂直平均値を計測し、値を返答します。
:MEASure:MEAN{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
全周期の垂直平均値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:MEAN?
1.82E-3
チャンネル 1 を選択した後に全周期の垂直平均値を取得します。平均値は 1.82mV です。

3-9-25.:MEASure:CMEan
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

1 周期の垂直平均値を計測し、値を返答します。
:MEASure:CMEan{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
１周期の垂直平均値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:CMEan?
9.480E-01
チャンネル 1 を選択した後に 1 周期の垂直平均値を取得します。平均は 948mV です。

66

3-9-26.:MEASure:HIGH
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

垂直のハイ値を計測し、値を返答します。
:MEASure:HIGH{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
垂直のハイ値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:HIGH?
3.68E-3
チャンネル 1 を選択した後に垂直のハイ値を取得します。
ハイ値は 3.68mV です。

3-9-27.:MEASure:LOW
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

垂直のロー値を計測し、値を返答します。
:MEASure:LOW{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
垂直のロー値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:LOW?
1.00E-0
チャンネル 1 を選択した後に垂直のロー値を取得します。
ロー値は 1.00V です。

67

3-9-28.:MEASure:MAX
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

垂直最大値を計測し、値を返答します。
:MEASure:MAX{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
垂直最大値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:MAX?
1.90E-3
チャンネル 1 を選択した後に垂直最大値を取得します。
MAX 値は 1.9mV です

3-9-29.:MEASure:MIN
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

垂直最小値を計測し、値を返答します。
:MEASure:MIN{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
垂直最小値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:MIN?
-8.00E-3
チャンネル 1 を選択した後に垂直最小値を取得します。
MIN 値は-8.00mV です。

68

3-9-30.:MEASure:PK2PK
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

垂直の最大振幅値を計測し、値を返答します。
:MEASure:PK2Pk{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
垂直の最大振幅値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:PK2Pk?
2.04E-1
チャンネル 1 を選択した後に垂直最大振幅値を取得します。

3-9-31.:MEASure:RMS
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

全周期(1 周期以上)の垂直実効値を計測し、値を返答します。
:MEASure:RMS{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
全周期の垂直実効値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:RMS?
1.31E-3
チャンネル 1 を選択した後に全周期の垂直実効値を取得します。実効値は 1.31mV です。

69

3-9-32.:MEASure:CRMS
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

1 周期の垂直実効値を計測し、値を返答します。
:MEASure:CRMS{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
1 周期の垂直実効値を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:CRMS?
1.31E-3
チャンネル 1 を選択した後に 1 周期の垂直実効値を取得します。実効値は 1.31mV です。

3-9-33.:MEASure:AREa
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値

全周期(1 周期以上)の垂直エリア(面積)を計測し、値を返答します。
:MEASure:AREa{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
全周期の垂直エリアを返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:AREa?
1.958E-03
チャンネル 1 を選択した後に全周期の垂直エリアを取得します。垂直エリアは 1.958mV です。

70

3-9-34.:MEASure:CARea
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

1 周期の垂直エリア(面積)を計測し、値を返答します。
:MEASure:CARea{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
１周期の垂直エリアを返します
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意
例

このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。
以下の例を参照してください。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:CARea?
1.958E-03
チャンネル 1 を選択した後に１周期の垂直エリアを取得します。1 周期の垂直エリアは 1.958mV です。

3-9-35.:MEASure:FRRDelay
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最初の立上りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。
:MEASure:FRRDelay{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
遅延時間を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意

例

このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:SOURce2 CH2:MEASure:FRRDelay?
-4.68E-6
ソース 1 をチャンネル１に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の FRR の遅延時間を取得します。
遅延時間は-4.68us です。

71

3-9-36.:MEASure:FRFDelay
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最初の立下りエ
ッジの遅延時間を計測し、値を返答します。
:MEASure:FRFDelay{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
遅延時間を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意

例

このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:SOURce2 CH2:MEASure:FRFDelay?
3.43E-6
ソース 1 をチャンネル１に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の FRF の遅延時間を取得します。
遅延時間は 3.43us です。

3-9-37.:MEASure:FFRDelay
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最初の立上りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。
:MEASure:FRRDelay {?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
遅延時間を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意

例

このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:SOURce2 CH2:MEASure:FRRDelay?
-8.56E-6
ソース 1 をチャンネル１に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の FFR の遅延時間を取得します。
遅延時間は-8.56us です。
72

3-9-38.:MEASure:FFFDelay
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最初の立下りエ
ッジの遅延時間を計測し、値を返答します。
:MEASure:FFFDelay{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
遅延時間を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意

例

このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:SOURce2 CH2:MEASure:FFFDelay?
-8.89E-6
ソース 1 をチャンネル１に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の FFF の遅延時間を取得します。
遅延時間は-8.89us です。

3-9-39.:MEASure:LRRDelay
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最後の立上りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。
:MEASure:LRRDelay{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
遅延時間を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意

例

このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:SOURce2 CH2: MEASure:LRRDelay?
-8.89E-6
ソース 1 をチャンネル１に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の LRR の遅延時間を取得します。
遅延時間は-8.89us です。
73

3-9-40.:MEASure:LRFDelay
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最後の立下りエ
ッジの遅延時間を計測し、値を返答します。
:MEASure:LRFDelay{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
遅延時間を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意

例

このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:SOURce2 CH2:MEASure:LRFDelay?
-4.99E-6
ソース 1 をチャンネル１に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の LRF の遅延時間を取得します。
遅延時間は-4.99us です。

74

3-9-41.:MEASure:LFRDelay
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最後の立上りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。
:MEASure:LFRDelay{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
遅延時間を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意

例

このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:SOURce2 CH2:MEASure:LFRDelay?
-9.99E-6
ソース 1 をチャンネル１に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の LFR の遅延時間を取得します。
遅延時間は-9.99us です。

75

3-9-42.:MEASure:LFFDelay
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最後の立下りエ
ッジの遅延時間を計測し、値を返答します。
:MEASure:LFFDelay{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
遅延時間を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図
注意

例

このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:SOURce2 CH2:MEASure:LFFDelay?
-9.99E-6
ソース 1 をチャンネル１に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の LFF の遅延時間を取得します。
遅延時間は-9.99us です。

76

3-9-43.:MEASure:PHAse
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値

ソース 1 とソース 2 間の遅延位相を計測し、値を返答します。
:MEASure:PHAse{?}:MEASure:SOURce<X><NR3>
遅延位相を返します。
Chan Off
ソースチャンネルが未選択です。

参考図

注意

例

このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。
:MEASure:SOURce1 CH1:MEASure:SOURce2 CH2:MEASure:PHAse?
4.50E+01
ソース 1 をチャンネル１に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の遅延位相を取得します。
位相差は 45°です。

77

3-10. 統計コマンド
3-10-1. :MEASUrement:MEAS<X>:SOURCE<X> .................................... 78
3-10-2. :MEASUrement:MEAS<X>:TYPe ................................................. 79
3-10-3. :MEASUrement:MEAS<X>:STATE .............................................. 79
3-10-4. :MEASUrement:MEAS<X>:VALue ............................................... 80
3-10-5. :MEASUrement:MEAS<X>:MAXimum ......................................... 80
3-10-6. :MEASUrement:MEAS<X>:MEAN ............................................... 81
3-10-7. :MEASUrement:MEAS<X>:MINImum .......................................... 81
3-10-8. :MEASUrement:MEAS<X>:STDdev ............................................. 82
3-10-9. :MEASUrement:STATIstics:MODe ............................................... 82
3-10-10. :MEASUrement:STATIstics:WEIghting ....................................... 82
3-10-11. :MEASUrement:STATIstics ........................................................ 82

3-10-1.:MEASUrement:MEAS<X>:SOURCE<X>
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

統計で選択した測定ソースの設定:MEASUrement:MEAS<X>:SOURCE<X>{CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | MATH | ? }:MEASUrement:MEAS<X>:TYPe
MEAS<X>
1 から 8 までの自動測定番号
SOURCE1
全単一チャンネル測定用のソース。
SOURCE2
全遅延または位相測定のためのソース。
CH1～CH4
チャンネル 1、2、3、4
MATH
演算機能
CH1～CH4
チャンネル 1、2、3、4
MATH
演算機能
:MEASUrement:MEAS1:SOURCE1 CH1
測定１の測定ソース１に CH1 を選択します。

78

3-10-2.:MEASUrement:MEAS<X>:TYPe
Set
Query

説明
シンタックス

関連コマンドパラメーター
戻り値
例

統計で選択した測定タイプの設定:MEASUrement:MEAS<X>:TYPe{PK2pk | MAXimum | MINImum | AMPlitude | HIGH |LOW | MEAN | CMEan | RMS | CRMs | AREa | CARea |ROVShoot | FOVShoot | RPReshoot | FPReshoot |FREQuency | PERIod | RISe | FALL | PWIdth | NWIdth |PDUTy | PPULSE | NPULSE | PEDGE | NEDGE| FRRDelay | FRFDelay | FFRDelay | FFFDelay |LRRDelay | LRFDelay | LFRDelay | LFFDelay | PHAse| ?}:MEASUrement:MEAS<X>:SOURCE<X>
MEAS<X>
1 から 8 までの自動測定番号
測定タイプを返します:MEASUrement:MEAS1:TYPe RMS
測定１を実効値設定にします。

3-10-3.:MEASUrement:MEAS<X>:STATE
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

統計で選択した測定動作の設定:MEASUrement:MEAS<X>:STATE { ON | OFF | 1 | 0 | ? }:MEASUrement:MEAS<X>:SOUrce<X>:MEASUrement:MEAS<X>:TYPe
MEAS<X>
1 から 8 までの自動測定番号
ON/1
測定をオン
OFF/0
測定をオフ
0
測定はオフになっています。
1
測定はオンになっています。
:MEASUrement:MEAS1:STATE 1
測定 1 をオンにします。

79

3-10-4.:MEASUrement:MEAS<X>:VALue
Query

説明
シンタックス
関連コマンド戻り値
Note

例

統計で選択した測定値を返答します。
:MEASUrement:MEAS<X>:VALue?
:MEASure:SOURce<X>
MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号
測定結果を返すことができる前に、測定ソース（S）、測定回
数、測定のタイプと測定状態を最初に設定する必要があります。
:MEASUrement:MEAS1:SOUrce1 CH1:MEASUrement:MEAS1:TYPe PK2PK:MEASUrement:MEAS1:STATE ON:MEASUrement:MEAS1:VALue?
5.000E+0
選択チャンネルを測定 1 のソースとし測定値をピーク値で測定をオンにし、ピーク測定値を取得します。
ピーク電圧は 5.000V です。

3-10-5.:MEASUrement:MEAS<X>:MAXimum
Query

シンタックスシンタックス
関連コマンドパラメーター
例

統計をで後にリセットした時点から、前回選択した測定の最大値を返答します。
:MEASUrement:MEAS<X>:MAXimum?
:MEASUrement:STATIstics:MODe
MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号:MEASUrement:MEAS3:SOUrce1 CH1:MEASUrement:MEAS3:TYPe PK2PK:MEASUrement:MEAS3:STATE ON:MEASUrement:STATIstics:MODe ON:MEASUrement:MEAS3:MAXimum?
2.800E-02
測定項目を設定後、測定番号 3 の最大値を返します。最大値は 28.000mV です。

80

3-10-6.:MEASUrement:MEAS<X>:MEAN
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
例

統計で最後にリセットした時点から、前回選択した測定の平均値を返答します。
:MEASUrement:MEAS<X>:MEAN?
:MEASUrement:STATIstics:MODe
MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号:MEASUrement:MEAS3:SOUrce1 CH1:MEASUrement:MEAS3:TYPe PK2PK:MEASUrement:MEAS3:STATE ON:MEASUrement:STATIstics:MODe ON:MEASUrement:MEAS3:MEAN?
2.090E-02
測定項目を設定後、測定番号 3 の平均値を返します。平均
電圧は 20.90mV です。

3-10-7.:MEASUrement:MEAS<X>:MINImum
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
例

統計で最後にリセットした時点から、前回選択した測定の最小値を返答します。
:MEASUrement:MEAS<X>:MINImum?
:MEASUrement:STATIstics:MODe
MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号:MEASUrement:MEAS3:SOUrce1 CH1:MEASUrement:MEAS3:TYPe PK2PK:MEASUrement:MEAS3:STATE ON:MEASUrement:STATIstics:MODe ON:MEASUrement:MEAS3:MINImum?
1.600E-02
測定項目を設定後、測定番号 3 の最小値を返します。最小値は 16.00ｍV です。

81

3-10-8.:MEASUrement:MEAS<X>:STDdev
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
例

統計で最後にリセットした時点から、前回選択した測定の標準偏差値を返答します。
:MEASUrement:MEAS<X>:STDdev?
:MEASUrement:STATIstics:MODe
MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号。
:MEASUrement:MEAS3:SOUrce1 CH1:MEASUrement:MEAS3:TYPe PK2PK:MEASUrement:MEAS3:STATE ON:MEASUrement:STATIstics:MODe ON:MEASUrement:MEAS3:STDdev?
1.530E-03
測定項目を設定後、測定番号 3 の標準偏差値を返します。
標準偏差は 1.530 です。

3-10-9.:MEASUrement:STATIstics:MODe
Set
Query

説明
統計情報測定表示を設定します。
:MEASUrement:STATIstics:MODe {OFF | ON | ?}シンタックス:MEASUrement:STATIstics
関連コマンドパラメーター/戻り値 ON
画面に統計情報を表示
OFF
画面の統計情報を削除:MEASUrement:STATIstics:MODe ON
例
画面上に統計情報を表示します。

3-10-10.:MEASUrement:STATIstics:WEIghting
Set
Query

説明
統計計算に使用されるサンプル数の設定または照会:MEASUrement:STATIstics:WEIghting { <NR1> | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 <NR1>
サンプル数（2〜1000）:MEASUrement:STATIstics:WEIghting 5
例
5 にサンプル数を設定します。

3-10-11.:MEASUrement:STATIstics
Set

説明
シンタックス

現在蓄積された統計計算の測定値を全てクリアします。
:MEASUrement:STATIstics RESET82

3-11. リファレンスコマンド
3-11-1. :REF<X>:DISPlay......................................................................... 83
3-11-2. :REF<X>:TIMebase:POSition ...................................................... 83
3-11-3. :REF<X>:TIMebase:SCALe ......................................................... 84
3-11-4. :REF<X>:OFFSet ......................................................................... 84
3-11-5. :REF<x>:SCALe ........................................................................... 84

3-11-1.:REF<X>:DISPlay
Set
Query

説明

シンタックス
パラメーター

戻り値
例

画面に表示する REF 波形を設定します。
このコマンドを使用する前にリファレンス波形が最初に保存されている必要があります。
:REF<x>:DISPlay { OFF| ON| ? }<X>リファレンス波形 1、2、3、4。
OFF
選択されたリファレンス波形をオフ
ON選択されたリファレンス波形をオン選択したリファレンス波形の表示状態を返します。
:REF1:DISPlay ON
画面上の REF1 表示をオンにします。

3-11-2.:REF<X>:TIMebase:POSition
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

選択したリファレンス波形の時間基準の位置を設定します。
:REF<X>:TIMebase:POSition { <NRf> | ?}:REF<X>:DISPlay<X>
リファレンス波形 1、2、3、4。
<NRf>
座標水平
<NR3> リファレンス波形の位置を返します:REF1:TIMebase:POSition -5.000E-5
選択した REF 1 の水平ポジションを-50uS に設定します。

83

3-11-3.:REF<X>:TIMebase:SCALe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

選択されたリファレンス波形の時間基準値を設定します。
:REF<X>:TIMebase:SCALe { <NRf> | ?}:REF<X>:DISPlay<X>
リファレンス波形 1、2、3、4。
<NRf>
水平スケール<NR3> リファレンス波形の水平スケールを返します:REF1:TIMebase:SCALe 5.00E-4
REF1 の水平スケールを 500us/div に設定します。

3-11-4.:REF<X>:OFFSet
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

選択されたリファレンス波形の垂直ポジションを設定します。
:REF<X>:OFFSet { <NRf> | ?}:REF<X>:DISPlay<X>
リファレンス波形 1、2、3、4。
<NRf>
垂直オフセット<NR3> リファレンス波形の垂直ポジションを返します。
:REF1:OFFSet -5.000E-2
REF1 の垂直方向の位置を-50mV に設定します。

3-11-5.:REF<x>:SCALe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

選択されたリファレンス波形の垂直スケールを設定します。
:REF<x>:SCALe { <NRf> | ?}:REF<X>:DISPlay<X>
リファレンス波形 1、2、3、4。
<NRf>
垂直スケール<NR3> リファレンス波形の垂直値を返します。
:REF1:SCALe 5.000E-2
選択されたリファレンス波形 1 を 50mV|mA/div に垂直方向のスケールを設定します。

84

3-12. コマンドの実行
3-12-1.:RUN
Set

説明
シンタックス

トリガ待ちの状態にします。
Run キーと同じです。
:run

3-12-2.:SINGle
Set

説明
シンタックス

シングルトリガをかけます。
Trigger の Single キーと同じです。
:single3-12-3.:STOP
Set

説明
シンタックス

トリガ待ちの状態を停止します。
Trigger の Stop キーと同じです。
:stop

3-12-4.:FORCe
Set

説明
シンタックス

強制トリガをかけます。
Trigger の Force キーと同じです。
:force85

3-13. タイムベースコマンド
3-13-1. :TIMebase:EXPand ...................................................................... 86
3-13-2. :TIMebase:POSition ..................................................................... 86
3-13-3. :TIMebase:SCALe ........................................................................ 87
3-13-4. :TIMebase:MODe ......................................................................... 87
3-13-5. :TIMebase:WINDow:POSition ...................................................... 87
3-13-6. :TIMebase:WINDow:SCALe ......................................................... 88

3-13-1.:TIMebase:EXPand
Set
Query

説明

水平拡大の基準点を設定します。
Horizontal Expansionのアプリケーションが必要です。
:TIMebase:EXPand {CENTer|TRIGger|?}
シンタックス
パラメーター/戻り値 CENTer
画面中央を基準に拡大します。
TRIGger
トリガ点を基準に拡大します。
:TIMebase:EXPand TRIGger
例
トリガ点を基準に拡大します。

3-13-2.:TIMebase:POSition
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値
例

水平位置を設定します。
:TIMebase:POSition {<NRf> | ?}
<NRf>
水平位
<NR3>
水平方向の位置を返します。
:TIMebase:POSition 5.00E-4
水平位置を 500us に設定します。

86

3-13-3.:TIMebase:SCALe
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値
例

水平スケールを設定します。
:TIMebase:SCALe {<NRf> | ?}<NRf>
水平スケール<NR3>
水平スケールを返します。
:TIMebase:SCALe 5.00E-2
水平スケールを 50ms/div に設定します。

3-13-4.:TIMebase:MODe
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

戻り値
例

タイムベースモードを設定します。タイムベースモードでは、スコープの表示ビューウィンドウを決定します。
:TIMebase:MODe {MAIN | WINDow | XY | ?}MAIN
メイン画面にタイムベースモードを設定
WINDow
ズームウィンドウにタイムベースモードを設定
XY
XY 表示のタイムベースモードを設定
タイムベースモード（メイン、ウィンドウ、XY）を返します。
:TIMebase:MODe MAIN
メインモードにタイムベースモードを設定します。

3-13-5.:TIMebase:WINDow:POSition
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値 r
例

ズーム水平位置を設定します。
:TIMebase:WINDow:POSition {<NRf> | ?}:TIMebase:MODe<NRf>
ズームウィンドウの水平位置<NR3>
ズーム水平方向の位置を返します。
:TIMebase:WINDow:POSition 2.0E-3
ズーム水平位置を 20ms に設定します。

87

3-13-6.:TIMebase:WINDow:SCALe
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値例

ズーム水平スケールを設定します。
オシロスコープが"ズーム"モードの下にある場合、メインタイ
ムベース機能は無効になり変更できません。
:TIMebase:WINDow:SCALe {<NRf> | ?}:TIMebase:MODe<NRf>
水平スケールを拡大表示します。範囲は、タイムベースによって異なります<NR3>
ズーム水平スケールを返します。
:TIMebase:WINDow:SCALe 2.0E-3
ズーム水平スケールを 2ms に設定します。

88

3-14. トリガ コマンド
3-14-1. :TRIGger:FREQuency .................................................................. 91
3-14-2. :TRIGger:TYPe ............................................................................ 91
3-14-3. :TRIGger:SOURce ....................................................................... 91
3-14-4. :TRIGger:COUPle ........................................................................ 92
3-14-5. :TRIGger:NREJ ............................................................................ 92
3-14-6. :TRIGger:MODe ........................................................................... 92
3-14-7. :TRIGger:HOLDoff........................................................................ 93
3-14-8. :TRIGger:LEVel ............................................................................ 93
3-14-9. :TRIGger:HLEVel ......................................................................... 93
3-14-10. :TRIGger:LLEVel ........................................................................ 94
3-14-11. :TRIGger:EDGe:SLOP ............................................................... 94
3-14-12. :TRIGger:DELay:SLOP .............................................................. 94
3-14-13. :TRIGger:DELay:TYPe ............................................................... 95
3-14-14. :TRIGger:DELay:TIMe ................................................................ 95
3-14-15. :TRIGger:DELay:EVENt ............................................................. 95
3-14-16. :TRIGger:DELay:LEVel .............................................................. 96
3-14-17. :TRIGger:PULSEWidth:POLarity ................................................ 96
3-14-18. :TRIGger:RUNT:POLarity ........................................................... 96
3-14-19. :TRIGger:RUNT:WHEn .............................................................. 97
3-14-20. :TRIGger:RUNT:TIMe................................................................. 97
3-14-21. :TRIGger:RISEFall:SLOP ........................................................... 97
3-14-22. :TRIGger:RISEFall:WHEn .......................................................... 98
3-14-23. :TRIGger:RISEFall:TIMe ............................................................ 98
3-14-24. :TRIGger:VIDeo:TYPe ................................................................ 99
3-14-25. :TRIGger:VIDeo:FIELd ............................................................... 99
3-14-26. :TRIGger:VIDeo:LINe ............................................................... 100
3-14-27. :TRIGger:VIDeo:POLarity ......................................................... 100
3-14-28. :TRIGger:PULSe:WHEn ........................................................... 100
3-14-29. :TRIGger:PULSe:TIMe ............................................................. 101
3-14-30. :TRIGger:TIMEOut:WHEn ........................................................ 101
3-14-31. :TRIGger:TIMEOut:TIMER ....................................................... 101
3-14-32. :TRIGger:ALTernate ................................................................. 102
3-14-33. :TRIGger:STATe....................................................................... 102
3-14-34. :TRIGger:EXTERnal:PROBe:TYPe .......................................... 103
3-14-35. :TRIGger:EXTERnal:PROBe:RATio ......................................... 103
3-14-36. :TRIGger:BUS:TYPe ................................................................ 103
3-14-37. :TRIGger:BUS:THReshold:CH<x> ........................................... 104
3-14-38. :TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition ............................................ 104
3-14-39. :TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODe .................................. 105
3-14-40. :TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPe .................................... 105
89

3-14-41. :TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue .................................. 106
3-14-42. :TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection ............................. 106
3-14-43. :TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe ............................................ 107
3-14-44. :TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue......................................... 107
3-14-45. :TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition ........................................ 108
3-14-46. :TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe .................................. 108
3-14-47. :TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue .............................. 109
3-14-48. :TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe .................................. 109
3-14-49. :TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue ............................... 110
3-14-50. :TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition ............................................ 110
3-14-51. :TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe ........................................... 111
3-14-52. :TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue .............................. 111
3-14-53. :TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue .............................. 112
3-14-54. :TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition .......................................... 113
3-14-55. :TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype ........................................ 113
3-14-56. :TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe .................................. 114
3-14-57. :TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue ................................. 114
3-14-58. :TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection ............................ 115
3-14-59. :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier .................................. 115
3-14-60. :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe .......................................... 116
3-14-61. :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue....................................... 116
3-14-62. :TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition ............................................ 117
3-14-63. :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier .................................... 118
3-14-64. :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe ............................................ 118
3-14-65. :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue......................................... 119
3-14-66. :TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE............................................. 119
3-14-67. :TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue ................................... 120

90

3-14-1.:TRIGger:FREQuency
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

トリガ周波数を応答します。
:TRIGger:FREQuency{?}<NR3>
トリガ周波数を返します。
:TRIGger:FREQuency?
1.032E+3
トリガ周波数は 1.032kHz です。

3-14-2.:TRIGger:TYPe
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター

戻り値
例

トリガータイプを設定します。
:TRIGger:TYPe {EDGe | DELay | PULSEWidth | VIDeo |RUNT | RISEFall | BUS | TIMEOut | ? }EDGE
エッジ·トリガ
DELay
ディレイトリガ
PULSEWidth パルス幅トリガー
VIDeo
ビデオ·トリガ
RUNT
パルスラント·トリガ
RISEFall
立上り/立下りトリガ
BUS
バストリガ
TIMEOut
タイムアウトトリガ
トリガータイプを返します。
:TRIGger:TYPe EDGE
トリガタイプをエッジに設定します。

3-14-3.:TRIGger:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター

戻り値例

トリガソースを設定します。
:TRIGger:SOURce{ CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | EXT | LINe | ? }CH1～CH4 チャンネル 1 〜4
EXT
外部ソース
LINe
AC ライン
トリガソースを返します。
:TRIGger:SOURce CH1
トリガ·ソースをチャンネル 1 に設定します。
91

3-14-4.:TRIGger:COUPle
Set
Query

説明
注意
シンタックス
パラメーター

戻り値
例

トリガカップリングを設定します。
エッジと遅延にのみ適用します。可能でトリガします。
:TRIGger:COUPle {AC | DC | HF | LF |?}AC
交流カップリングDC
直流カップリング
HF
高周波除去
LF
低周波除去
トリガ結合を返します。
:TRIGger:COUPle AC
結合トリガを AC に設定します。

3-14-5.:TRIGger:NREJ
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値例

ノイズ除去のステータスを設定します。
:TRIGger:NREJ {OFF| ON| ?}OFF
ノイズ除去をオフ
ON
ノイズ除去をオン
ノイズ除去の状態（ON、OFF）を返します。
:TRIGger:NREJ ON
ノイズ除去をオンにします。

3-14-6.:TRIGger:MODe
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値例

トリガモードを設定します。
:TRIGger:MODe {AUTo | NORMal | ?}AUTo
自動トリガ（ロール）NORMal通常トリガ
トリガモードを返します。
:TRIGger:MODe NORMal
トリガーモードをノーマルに設定します。

92

3-14-7.:TRIGger:HOLDoff
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値例

ホールドオフ時間を設定します。
:TRIGger:HOLDoff {<NRf> | ?}<NRf>
ホールドオフ時間<NR3>
トリガホールドオフ時間を返します。
:TRIGger:HOLDoff 1.00E-8
トリガホールドオフ時間を 10ns に設定します。

3-14-8.:TRIGger:LEVel
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例1
例2

レベルを設定します。
:TRIGger:LEVel {TTL | ECL | SETTO50 | <NRf> | ?}:TRIGger:TYPe<NRf>
トリガレベル値
TTL
TTL トリガ·レベルに設定
ECL
ECL トリガ·レベルに設定
SETTO50
ユーザレベル（デフォルトでは 50％）に、トリガ·レベルを設定<NR3>
トリガ·レベルを返します。
:TRIGger:LEVel TTL
TTL トリガ·レベルに設定します。
:TRIGger:LEVel 3.30E-1
トリガ·レベルを 330mV に設定します。

3-14-9.:TRIGger:HLEVel
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

ハイトリガレベルを設定します。
パルスラント·トリガの立上り/立下りに適用します。
:TRIGger:HLEVel { <NRf> | ?}:TRIGger:TYPe<NRf>
ハイレベル値の設定<NR3>
ハイトリガレベルを返します。
:TRIGger:HLEVel 3.30E-1
トリガハイレベルを 330mV に設定します。
93

3-14-10.:TRIGger:LLEVel
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

ロートリガレベルを設定します。
パルスラント·トリガの立上り/立下りに適用します。
:TRIGger:LLEVel { <NRf> | ?}:TRIGger:TYPe<NRf>
ローレベル値の設定<NR3>
ロートリガレベルを返します。
:TRIGger:LLEVel -3.30E-3
ロートリガレベルを-330mV に設定します。

3-14-11.:TRIGger:EDGe:SLOP
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

トリガ·スロープを設定します。
:TRIGger:EDGe:SLOP {RISe | FALL | EITher | ? }:TRIGger:TYPe
RISe
立上りスロープ設定
FALL
立下りスロープ設定
EITher
立上り/下りスロープ設定
トリガスロープを返します。
:TRIGger:EDGe:SLOP FALL
立下りスロープを設定します。

3-14-12.:TRIGger:DELay:SLOP
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値例

遅延トリガのトリガスロープを設定します。
:TRIGger:DELay:SLOP {RISe | FALL | EITher | ? }:TRIGger:TYPe
RISe
立上りスロープ設定
FALL
立下りスロープ設定
EITher
立上り/下りスロープを設定します。
トリガスロープを返します。
:TRIGger:DELay:SLOP FALL
立下りスロープを設定します。

94

3-14-13.:TRIGger:DELay:TYPe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値例

遅延トリガタイプを設定します。
:TRIGger:DELay:TYPE {TIMe | EVENt | ?}:TRIGger:TYPe
TIMe
遅延トリガタイプを時間に設定
EVENt
遅延トリガタイプをイベントに設定
遅延トリガタイプを返します。
:TRIGger:DELay:TYPe TIMe
遅延トリガタイプを時間に設定します。

3-14-14.:TRIGger:DELay:TIMe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値例

遅延時間を設定します。
:TRIGger:DELay:TIMe {<NRf> | ?}:TRIGger:DELay:TYPe<NRf>
遅延時間(1.00E-8～1.00E+1)<NR3>
遅延時間を返します。
:TRIGger:DELay:TIMe 1.00E-6
遅延時間を 1uS に設定します。

3-14-15.:TRIGger:DELay:EVENt
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値例

遅延トリガのイベントの数を設定します。
:TRIGger:DELay:EVENt {<NR1> | ?}:TRIGger:DELay:TYPe<NR1>
1〜65535 イベント返<NR1>
イベントの数を返します。
:TRIGger:DELay:EVENt 2
イベントの数を 2 に設定します。

95

3-14-16.:TRIGger:DELay:LEVel
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値例

遅延トリガレベルを設定します。
:TRIGger:DELay:LEVel {<NRf> | ?}<NRf>
遅延トリガレベル<NR3>
遅延トリガレベルを返します。
:TRIGger:DELay:LEVel 5.00E-3
遅延トリガレベルを 5mV/mA に設定します。

3-14-17.:TRIGger:PULSEWidth:POLarity
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

パルス幅トリガの極性を設定します。
:TRIGger:PULSEWidth:POLarity{POSitive | NEGative | ?}:TRIGger:TYPe
POSitive
正極性
NEGative
負極性
パルス幅の極性を返します。
:TRIGger:PULSEWidth:POLarity POSitive
パルス幅トリガを正極性に設定します。

3-14-18.:TRIGger:RUNT:POLarity
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

パルスラント·トリガの極性を設定します。
:TRIGger:RUNT:POLarity { POSitive | NEGative | EITher|?}:TRIGger:TYPe
POSitive
正極性
NEGative
負極性
EITher
正または負の極性
パルス·ラント·トリガの極性を返します。
:TRIGger:RUNT:POLarity POSitive
パルスラント·トリガを正極性に設定します。

96

3-14-19.:TRIGger:RUNT:WHEn
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

パルスラント·トリガ条件を設定します。
:TRIGger:RUNT:WHEn {THAN | LESSthan | EQual |UNEQual | ? }:TRIGger:TYPe:TRIGger:RUNT:TIMe
THAN>
LESSthan<Equal=
UNEQual≠
パルス·ラント·トリガ条件を返します。
:TRIGger:RUNT:WHEn UNEQual
パルスラント·トリガ条件を等しくない(≠)に設定します。

3-14-20.:TRIGger:RUNT:TIMe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

パルスラント·トリガ時間を設定します。
:TRIGger:RUNT:TIMe {<NRf> | ? }:TRIGger:TYPe:TRIGger:RUNT:WHEn<NRf>
パルスラント時間（4nS〜10S）<NR3>
パルスラント時間を秒単位で返します。
:TRIGger:RUNT:TIMe 4.00E-5
パルスラント時間を 40.0uS に設定します。

3-14-21.:TRIGger:RISEFall:SLOP
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター

戻り値例

立上り＆立下りスロープを設定します。
:TRIGger:RISEFall:SLOP {RISe | FALL | EITher | ?}RISe
立上りスロープ
FALL
立下りスロープ
EITher
立上りまたは立下りスロープ
立上り/下りのスロープを返します。
:TRIGger:RISEFall:SLOP RISe
立上りまたは立下りスロープに設定します。
97

3-14-22.:TRIGger:RISEFall:WHEn
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

立上り/立下りトリガ条件を設定します。
:TRIGger:RISEFall:WHEn { THAN | LESSthan | EQual |UNEQual | ? }:TRIGger:TYPe:TRIGger:RISEFall:TIMe
THAN>
LESSthan<Equal=
UNEQual≠
立上り/立下りトリガ条件を返します。
:TRIGger:RISEFall:WHEn UNEQual
トリガ条件を等しくない(≠)に設定します。

3-14-23.:TRIGger:RISEFall:TIMe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

立上り/立下りトリガ時間を設定します。
:TRIGger:RISEFall:TIMe {<NRf> | ? }:TRIGger:TYPe:TRIGger:RISEFall:WHEn<NRf>
立上り/立下りトリガ時間(4nS〜10S)<NR3>
立上り/立下り時間を秒単位で返します。
:TRIGger:RISEFall:TIMe 4.00E-5
トリガの立上りと立下り時間を 40.0us に設定します。

98

3-14-24.:TRIGger:VIDeo:TYPe
Set
Query

説明
シンタックス

関連コマンドパラメーター

戻り値
例

ビデオトリガタイプを設定します。
:TRIGger:VIDeo:TYPE {NTSC | PAL | SECam |EDTV480P | EDTV576P | HDTV720P | HDTV1080I |HDTV1080P | ? }:TRIGger:TYPe
NTSC
NTSC
EDTV576P EDTV:576P
PAL
PAL
HDTV720P HDTV:720P
SECam
SECAM
HDTV1080I HDTV:1080I
EDTV480P EDTV:480P HDTV1080P HDTV:1080P
ビデオ·トリガ·タイプを返します。
:TRIGger:VIDeo:TYPe NTSC
ビデオ·トリガを NTSC に設定します。

3-14-25.:TRIGger:VIDeo:FIELd
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

ビデオトリガフィールドを設定します。
:TRIGger:VIDeo:FIELd { FIELD1 | FIELD2 | ALLFields |ALLLines | ? }:TRIGger:TYPe
FIELD1
フィールド 1 トリガ
FIELD2
フィールド 2 トリガ
ALLFields
全フィールドでトリガ
ALLLines
全ラインでトリガ
ビデオトリガフィールドを返します。
:TRIGger:VIDeo:FIELd ALLFields
ビデオトリガフィールドを全ラインでトリガーに設定します。

99

3-14-26.:TRIGger:VIDeo:LINe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

ビデオトリガラインを設定します。
:TRIGger:VIDeo:LINe {<NR1> | ?}:TRIGger:TYPe<NR1>
ビデオトリガライン<NR3>
ビデオトリガラインを返します。
:TRIGger:VIDeo:LINe 1
ビデオ·トリガを 1 行目に設定します。

3-14-27.:TRIGger:VIDeo:POLarity
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

ビデオトリガ極性を設定します。
:TRIGger:VIDeo:POLarity { POSitive | NEGative | ? }:TRIGger:TYPe
POSitive
正極性
NEGative
負極性
ビデオトリガの極性を返します。
:TRIGger:VIDeo:POLarity POSitive
ビデオトリガを正極性に設定します。

3-14-28.:TRIGger:PULSe:WHEn
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

パルス幅トリガ条件を設定します。
:TRIGger:PULSe:WHEn { THAN | LESSthan | EQual |UNEQual | ? }:TRIGger:TYPe:TRIGger:PULSe:TIMe
THAN>
LESSthan<
EQual=
UNEQual≠
パルス幅トリガ条件を返します。
:TRIGger:PULSe:WHEn UNEQual
パルス幅トリガ条件を等しくない(≠)に設定します。

100

3-14-29.:TRIGger:PULSe:TIMe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

パルス幅時間を設定します。
:TRIGger:PULSe:TIMe {<NRf> | ?}:TRIGger:TYPe:TRIGger:PULSe:WHEn<NRf>
パルス幅時間(4ns～10s)<NR3>
パルス幅時間を秒単位で返します。
:TRIGger:PULSe:TIMe 4.00E-5
トリガーパルス幅を 40.0uS に設定します。

3-14-30.:TRIGger:TIMEOut:WHEn
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

タイムアウトトリガの条件を設定します。
:TRIGger:TIMEOut:WHEn {HIGH|LOW|EITher|?}:TRIGger:TIMEOut:TIMER
HIGH
ハイに設定
LOW
ローに設定
EITherハイおよびローに設定
戻り値
タイムアウトトリガの条件を返します。
:TRIGger:TIMEOut:WHEn LOW
例
タイムアウト条件を Low に設定します。
3-14-31.:TRIGger:TIMEOut:TIMER
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

タイムアウトトリガの時間を設定します。
:TRIGger:TIMEOut:TIMER {<NRf> | ? }:TRIGger:TIMEOut:WHEn<NRf>
タイムアウト時間 (4nS ~ 10S).
タイムアウト時間を秒で返します。
:TRIGger:TIMEOut:TIMER?
8.960e-05

1013-14-32.:TRIGger:ALTernate
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値例

オルタネートトリガを設定します。
:TRIGger:ALTernate {OFF | ON |?}OFF
オルタネートトリガをオフON
オルタネートトリガをオン
オルタネートトリガ状態（ON、OFF）を返します。
:TRIGger:ALTernate ON
オルタネートトリガをオンに設定します。

3-14-33.:TRIGger:STATe
Query

説明
シンタックス
戻り値

例

トリガの状態を返答します。
:TRIGger:STATe?
*ARMED
プリトリガ情報を取得していることを示します。
*AUTO
自動モードになっていてもトリガーが存在しない場合にデータを取得することを示します。
*READY
すべてのプリトリガ情報を取得し、トリガを受け入れる準備ができていることを示します。
*SAVE
セーブ·モードになっており、データを取得していないことを示します。
*TRIGGER トリガとポストトリガ情報を取得していることを示します。
:TRIGger:STATe?
AUTO
トリガーの返答はオートモードです。

102

3-14-34.:TRIGger:EXTERnal:PROBe:TYPe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

外部プローブタイプを設定します。
:TRIGger:EXTERnal:PROBe:TYPe { VOLTage |CURRent | ? }:TRIGger:EXTERnal:PROBe:RATio
VOLTage
電圧
CURRent
電流
プローブのタイプを返します。
:TRIGger:EXTERnal:PROBe:TYPe?
CURRENT
外部プローブタイプの返答は電流です。

3-14-35.:TRIGger:EXTERnal:PROBe:RATio
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

外部プローブ減衰率を設定します。
:TRIGger:EXTERnal:PROBe:RATio {<NRf> | ?}:TRIGger:EXTERnal:PROBe:TYPe<NRf>
外部プローブ減衰率<NR3>
プローブ減衰率を返します。
:TRIGger:EXTERnal:PROBe:RATio?
5.000000e+01
外部プローブの減衰率の返答は 50:1 です。

3-14-36.:TRIGger:BUS:TYPe
Query

説明
シンタックス
戻り値

例

現在のバスの種類を返答します:TRIGger:BUS:TYPe?
12C
I2C モードSPI
SPI モード
UART
UART モード
CAN
CAN モード（CAN LIN App が必要です。）
LIN
LIN モード（CAN LIN App が必要です。）:TRIGger:BUS:TYPe?
UART
バスの種類の返答は UART です。

103

3-14-37.:TRIGger:BUS:THReshold:CH<x>
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値
例

各チャンネルのしきい値を設定します。
:TRIGger:BUS:THReshold:CH<X> {<NR3> | ?}<X>
CH1 ~ CH4
<NR3>
しきい値
<NR3>
しきい値を返します。
:TRIGger:BUS:THReshold:CH1 1
ch1 のしきい値を 1V に設定します。

3-14-38.:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition
Set
Query

説明
シンタックス

パラメーター

戻り値
例

I2C トリガ条件を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition{STARt | STOP | REPEATstart | ACKMISS | ADDRess |DATA | ADDRANDDATA | ? }STARt
I2C トリガ条件としてスタートを設定します。
STOP
I2C トリガ条件として停止を設定します。
REPEATstartI2C トリガ条件として、スタートの繰り返しを設定します。
ACKMISSI2C トリガ条件としてミッシングAcknowledgement を設定します。
ADDRess
I2C トリガ条件としてアドレスを設定します。
DATA
I2C トリガ条件にデータ設定
ADDRANDDATA
I2C トリガ条件にアドレスおよびデータ
設定。
I2C バス·トリガ条件を返します。
:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition ADDRessI2C トリガ条件としてアドレスを設定します。

104

3-14-39.:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

I2C アドレッシング·モード(7 または 10 ビット)を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODe {ADDR7 |ADDR10 | ? }:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition
ADDR7
7 ビット·アドレッシング
ADDR10
10 ビット·アドレッシング0
7 ビット·アドレッシング
1
10 ビット·アドレッシング:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODe?
0
アドレッシングモードは、7 ビットに現在のセットです。

3-14-40.:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

I2C バスアドレスの種類を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPe {GENeralcall |STARtbyte | HSmode | EEPROM | CBUS | ?}:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition
GENeralcall ゼネラルコールアドレス設定(0000000 0)
STARtbyte
先頭バイトのアドレス設定(0000 0001)
HSmode高速モードアドレス設定(0000 の 1xx x)
EEPROM
EEPROM アドレス設定(1010 XXX x)
CBUS
CBUS アドレス設定(0000 001 x)
アドレスの型を返します:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPe?
CBUS
I2C バスアドレスの種類は、現在 CBUS です。

105

3-14-41.:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue
Set
Query

説明

I2C バスは、アドレスまたはアドレス/データでトリガするように設定されている I2C バスアドレス値を設定します。

シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例1
例2:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue {string | ? }:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODe<sting>7/10 文字は、二重引用符で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
アドレス値を返します。
:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue "xxx0101"
アドレスを XXX0101 に設定します。
:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue?
XXX0101
I2C バスアドレスは、現在 XXX0101 です。

3-14-42.:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

アドレスビットを読み込み書き込み、指定無しを設定します。
I2C トリガは、アドレスまたはアドレス/データでトリガするように設定されている場合に適用します。
:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection { READ |WRITE | NOCARE | ? }:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition
READ
データ方向として読み込み設定
WRITE
データ方向として書き込み設定
NOCARE
データ方向のいずれかとして設定
データ方向を返します。(READ、WRITE、NOCARE):TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection READ
READ する方向を設定します。

106

3-14-43.:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

I2C バスのバイト単位のデータサイズを設定します。
I2C のトリガはデータまたはアドレス/データでトリガするように設定されている場合に適用します。
:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe {<NR1> | ? }:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition<NR1>
データバイト返。(1〜5)<NR1>
データバイト数を返します。
:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe 3
バイト数を 3 で設定します。

3-14-44.:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue
Set
Query

説明

I2C バスはデータまたはアドレス/データでトリガするように設定されている I2C バスのトリガデータ値を設定します。

シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例1

例2:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue {string | ? }:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe<sting>
文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
トリガデータ値を返します。
:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe 1:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue "1x1x0101"
トリガデータ値を"1x1x0101"に設定します:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue?
1X1X0101
トリガデータ値は"1x1x0101"です1073-14-45.:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition
Set
Query

説明
シンタックス

パラメーター

戻り値
例

UART トリガ条件を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition { RXSTArt |RXDATA | RXENDPacket | TXSTArt | TXDATA |TXENDPacket | TXPARItyerr | RXPARItyerr | ? }RXSTArtRX のスタートビットのトリガ設定
RXDATARX データにトリガ設定
RXENDPacket パケット条件の RX 終了のトリガ設定
RXPARItyerr
RX のパリティエラー条件でトリガ設定
TXSTArtTX のスタートビット上のトリガ設定
TXDATA
TX データにトリガ設定
TXENDPacket パケット条件の TX 終わりにトリガ設定
TXPARItyerr
テキサスパリティエラー条件でトリガ設定
トリガ条件を返します。
:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition TXDATAUART バスを Tx データでトリガするように設定します。

3-14-46.:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

UART データのバイト数を設定します。
UART のトリガーが Rx データでトリガするように設定されている場合に適用します。
:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe {<NR1> | ?}:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition<NR1>
バイト返。(1〜10)<NR1>
バイト数を返します。
:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe 5
バイト数を 5 で設定します。

108

3-14-47.:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue
Set
Query

説明

UART バスは Rx データでトリガするように設定されている
UART バスのトリガデータ値

シンタックス
関連コマンドパラメーター:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue {string | ? }:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe<sting>
文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
UART バスのトリガデータを返します。
:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition RXDATA:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe 1:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue "1x1x0101"
トリガデータ値を"1x1x0101"に設定します:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue?
1X1X0101
トリガデータ値は"1x1x0101"です

戻り値
例1

例2

3-14-48.:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

UART データのバイト数を設定します。
UART のトリガは Tx データでトリガするように設定されている場合に適用します。
:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe {<NR1> | ?}:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition<NR1>
UART データバイト数(1〜10)<NR1>
UART データバイト数を返します。
:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe 5
UART データバイト数を 5 で設定します。

109

3-14-49.:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue
Set
Query

説明

UART バスが Tx データでトリガするように設定されているのトリガデータ値を設定します。

シンタックス
関連コマンドパラメーター:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue {string | ? }:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe<sting>
文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
トリガデータ値を返します。
:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition TXDATA:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe 1:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue "1x1x0101"
トリガデータ値を"1x1x0101"に設定します:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue?
1X1X0101
トリガデータ値は"1x1x0101"です

戻り値
例1

例2

3-14-50.:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター

戻り値
例

SPI トリガ条件を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition {SS | MISO | MOSI |MISOMOSI | ? }SS
スレーブ選択条件でトリガ設定
MISO
MISO 条件でトリガ設定
MOSI
MOSI 条件でトリガ設定
MISOMOSIMISO/MOSI 条件でトリガ設定
トリガ条件を返します。
:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition MISOSPI バスを MISO でトリガするように設定します。

110

3-14-51.:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

SPI データのワード数を設定します。
SPI トリガが MISO、MOSI または MISO / MOSI でトリガするように設定されている場合に適用します。
:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe {<NR1> | ?}:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition<NR1>
ワード数。(1〜32)<NR1>
ワード数を返します。
:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe 10
ワード数を 10 に設定します。

3-14-52.:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue
Set
Query

説明

SPI バスは、MISO または MISO / MOSI でトリガするように設定されているトリガデータ値を設定します。

シンタックス
関連コマンドパラメーター:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue {string | ? }:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe<sting>
文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
トリガデータ値を返します。
:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition MISO
:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe 2:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue "1x1x0101"
トリガデータ値を"1x1x0101"に設定します:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue?
1X1X0101
トリガデータ値は"1x1x0101"です

戻り値 r
例1

例 22

111

3-14-53.:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue
Set
Query

説明

SPI バスが MOSI または MISO/OSI でトリガするように設定されているトリガデータ値を設定します。

シンタックス
関連コマンドパラメーター:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue {string | ? }:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe<sting>
文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
トリガデータ値を返します。
:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition MOSI:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe 2:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue "1x1x0101"
トリガデータ値を"1x1x0101"に設定します:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue?
1X1X0101
トリガデータ値は"1x1x0101"です

戻り値
例1

例2

112

3-14-54.:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition
Set
Query

説明
シンタックスCAN バストリガの設定をします。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition{SOF|FRAMEtype|IDentifier|DATA|IDANDDATA|EOF|
ACKMISS|STUFFERR|?}
パラメーター/戻り値 SOF
フレーム開始にトリガをかけます。
FRAMEtype フレーム形式にトリガをかけます。
Identifier
ID にトリガをかけます。
DATA
データ部にトリガをかけます。
IDANDDATA ID とデータ部にトリガをかけます。
EOF
フレーム終了にトリガをかけます。
ACKMISSACK 欠落にトリガをかけます。
STUFFERR ビットスタッフィングエラーにトリガをかけます。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition SOF
例1
フレーム開始にトリガをかけます。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition?
例2>SOF

3-14-55.:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype
Set
Query

説明
シンタックス

フレーム形式のトリガを設定します。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype{DATA|REMote|ERRor|OVERLoad|?}
パラメーター/戻り値 DATA
データフレームに設定します。
REMoteリモートフレームに設定します。
ERRor
エラーフレームに設定します。
OVERLoad オーバーロードに設定します。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype DATA
例
データフレームに設定します。

113

3-14-56.:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe
Set
Query

説明
シンタックスID にトリガをかける場合の ID 形式を選択します。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe{STANDard|EXTended|?}
パラメーター/戻り値 STANDard
標準 ID を使用します。
EXTended
拡張 ID を使用します。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe?
例>STANDARD
標準 ID にトリガをかけます。

3-14-57.:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue
Set
Query

説明
ID にトリガをかける場合の ID を指定します。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue {<string>|?}シンタックス:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe
関連コマンドパラメーター/戻り値 <string>
設定値は文字列の 2 進数で設定します。
x = 無視,1,0:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition ID
例:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe STANDARD:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue "01100X1X01X":TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue?
>01100X1X01X

114

3-14-58.:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection
Set
Query

説明
シンタックス

ID の読書きの方向を指定します。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection{READ|WRITE|NOCARE|?}
パラメーター/戻り値 READ
読込みを指定します。
WRITE
書込みを指定します。
NOCARE
両方向を指定します。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection?
例1>WRITE:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection READ
例2
:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection?
> READ
方向は読み取りです。

3-14-59.:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier
Set
Query

説明
シンタックス

データ値をトリガに指定する場合の条件を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier{LESSthan|THAN|EQual|UNEQual|LESSEQual|MOREE
Qual|?}
パラメーター/戻り値 LESSthan
データ値が設定未満の場合
THAN
データ値が設定より大きい場合
EQual
データ値が設定と同じ場合
UNEQual
データ値が設定と異なる場合
LESSEQual データ値が設定以下の場合
MOREEQual データ値が設定以上の場合:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier?
例>EQUAL:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier THAN
:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier?
>THAN

115

3-14-60.:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe
Set
Query

説明
データ値でトリガをかける場合のデータ長を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe {<NR1>|?}
シンタックス
1~8 (bytes)
パラメーター/戻り値 <NR1>:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe?
例>1
１バイトが設定されています。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe 2:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe?
>2
２バイトが設定されています。

3-14-61.:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue
Set
Query

説明
データ値でトリガをかける場合の値を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe
関連コマンド:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue {<string>|?}シンタックス
パラメーター/戻り値 <string>
設定値は文字列の 2 進数で設定します。
x = 無視,1,0:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe 1
例:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue "01010X1X":TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue?
>01010X1X

116

3-14-62.:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition
Set
Query

説明
シンタックス

LIN のトリガ条件を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition{{SYNCField|IDentifier|DATA|IDANDDATA|WAKEup|SLE
EP|ERRor|?}パラメーター/戻り値 SYNCField SYNC にトリガをかけます。
IDentifier
ID にトリガをかけます。
DATA
データ部にトリガをかけます。
IDANDDATA ID とデータ部の組合せにトリガをかけます。
WAKEup
起動フレームにトリガをかけます。
SLEEP
スリープフレームにトリガをかけます。
ERRor
エラーにトリガをかけます。
:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition?
例>IDANDDATA
トリガは ID とデータ部にかけます。
:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition DATA:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition?
>DATA
トリガはデータ部にかけています。

117

3-14-63.:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier
Set
Query

説明

データ部をトリガにかける場合のデータの条件を設定します。

シンタックス:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier{LESSthan|THAN|EQual|UNEQual|LESSEQual|MOREE
Qual|?}
パラメーター/戻り値 LESSthan
データ値が設定未満の場合
THAN
データ値が設定より大きい場合
EQual
データ値が設定と同じ場合
UNEQual
データ値が設定と異なる場合
LESSEQual データ値が設定以下の場合
MOREEQual データ値が設定以上の場合
LESSthan
データ値が設定未満の場合:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier?
例>EQUAL:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier THAN
:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier?
>THAN

3-14-64.:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe
Set
Query

説明
データ値でトリガをかける場合のデータ長を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe {<NR1>|?}
シンタックス
1~8 (bytes)
パラメーター/戻り値 <NR1>:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe?
例>1
１バイトが設定されています。
:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe 2:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe?
>2
２バイトを設定しました。

118

3-14-65.:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue
Set
Query

説明
データ値でトリガをかける場合の値を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe
関連コマンド:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue {<string>|?}シンタックス
パラメーター/戻り値 <string>
設定値は文字列の 2 進数で設定します。
x = 無視,1,0:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe 1
例:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue "01010X1X":TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue?
>01010X1X
トリガ条件は 01010X1X のデータです。

3-14-66.:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE
Set
Query

説明
シンタックス

選択したエラーにトリガをかけます。
:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE{SYNC|PARIty|CHecksum|?}
パラメーター/戻り値 SYNC
SYNC エラーにトリガをかけます。
PARItyパリティエラーにトリガをかけます。
CHecksum チェックサムエラーにトリガをかけます。
:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE?
例>SYNC
トリガ条件は SYNC エラーです。
:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE CHECKSUM:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE?
>CHECKSUM
トリガ条件はチェックサムエラーです。

119

3-14-67.:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue
Set
Query

説明
ID でトリガをかける場合の値を設定します。
:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue {<string>|?}シンタックス
パラメーター/戻り値 <string>
設定値は文字列の 2 進数で設定します。
x = 無視,1,0:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition
ID
例:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue "00X1X01X":TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue?
>01100X1X01X
トリガ条件は 01010X1X の ID です。

120

3-15. システム·コマンド
3-15-1. :SYSTem:LOCK ......................................................................... 121
3-15-2. :SYSTem:ERRor ........................................................................ 121
3-15-3. :USBDelay.................................................................................. 121

3-15-1.:SYSTem:LOCK
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター
戻り値例

パネルロックをオンまたはオフを設定します。
:SYSTem:LOCK {OFF | ON | ? }OFF
システムロックをオフ設定
ON
システムロックをオン設定
パネルロックの状態を返します。(ON、OFF):SYSTem:LOCK ON
パネルロックをオンにします。

3-15-2.:SYSTem:ERRor
Set
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

エラー·キューの応答をします。
詳細は付録を参照してください:SYSTem:ERRor?
エラー·キューの最後のメッセージを返します。
:SYSTem:ERRor?
+0, “No error.”0、"エラー無し”です。

3-15-3.:USBDelay
Set
Query

説明

シンタックス
パラメータ

低速の CPU を用いた Windows10 の PC を利用した場合に、連続データ転送中のデータ欠落を軽減する遅延を設定します。
:USBDelay {OFF|ON}:USBDelay?
<ON>
遅延を有効にします。
<OFF>
遅延を無効にします。
121

例
注意

:USBDelay ON
遅延をオンします。
Windows10 の PC の USB で CPU のパワーが不足する場
合は連続データ転送でデータ欠落が発生することがあります。本コマンドで遅延を有効にすると症状が軽減されることが確認されていますが、大容量のデータ転送を行う場合は、高速の CPU を使用してください。

122

3-16. セーブ/リコールコマンド
3-16-1. :RECAll:SETUp .......................................................................... 123
3-16-2. :RECAll:WAVEform .................................................................... 123
3-16-3. :SAVe:IMAGe ............................................................................. 124
3-16-4. :SAVe:IMAGe:FILEFormat ......................................................... 124
3-16-5. :SAVe:IMAGe:INKSaver............................................................. 124
3-16-6. :SAVe:SETUp ............................................................................ 125
3-16-7. :SAVe:WAVEform ...................................................................... 125
3-16-8. :SAVe:WAVEform:FILEFormat .................................................. 126

3-16-1.:RECAll:SETUp
Set

説明シンタックス
パラメーター

例１
例２

メモリまたは USB からセットアップ設定のリコールをします。
:RECAll:SETUp {S1～S20 | <filepath>("Disk:/xxx.SET","USB:/xxx.SET")}S1～S20
リコールセット(1〜20)<file path>
DSO の内部ファイルシステムから、またはUSB フラッシュドライブからファイルをリコー
ルします。
:RECAll:SETUp S1
メモリからセットアップ·設定 S1 をリコールします。
:RECAll:SETUp “Disk:/DS0001.SET”
システム内蔵ディスクから DS0001 を設定する。

3-16-2.:RECAll:WAVEform
Set

説明
注意
シンタックス
パラメーター例

REF1〜4 に WAVE1〜wave20 またはファイルから波形のリコールをします。
* LSF のファイルは、このコマンドのみ使用して呼び出すことができます。
:RECAll:WAVEform{W<n> | <file path>(“Disk:/xxx.LSF”,”USB:/xxx.LSF”)},REF<X>n
1～20 (Wave1～wave20)
xxx.LSF
ファイルパスのファイル名。
xxx.csv<X>
1,2,3,4 (REF1, REF2, REF3, REF4):RECAll:WAVEform W1, REF1
WAVE1 に記憶された REF1 波形をリコールします。
123

3-16-3.:SAVe:IMAGe
Set

説明シンタックス
関連コマンドパラメーター
例１

例２

指定されたファイル名で画面イメージの保存をします。
:SAVe:IMAGe {<file path> (“Disk:/xxx.PNG”,“USB:/xxx.BMP)}:SAVe:IMAGe:FILEFormat,:SAVe:IMAGe:INKSaver
xxx.PNG or ファイル名（8 文字以下）
xxx.BMP:SAVe:IMAGe “Disk:/pic1.PNG”
スコープのルートディレクトリ（ディスク:/）に pic1.png という画面イメージを保存します。
:SAVe:IMAGe “USB:/pic1.BMP”
USB メモリーのルートディレクトリに pic1.bmp という画面イ
メージを保存します。

3-16-4.:SAVe:IMAGe:FILEFormat
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

画像のファイル形式を設定します。
:SAVe:IMAGe:FILEFormat {PNG | BMP | ?}:SAVe:IMAGe,:SAVe:IMAGe:INKSaver
PNG
PNG にファイルフォーマットを設定
BMP
BMP にファイルフォーマットを設定
ファイル形式（PNG、BMP）を返します。
:SAVe:IMAGe:FILEFormat PNG
PNG へのイメージファイル形式を設定します。

3-16-5.:SAVe:IMAGe:INKSaver
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値例

インクセーバーを設定します。
:SAVe:IMAGe:INKSaver {OFF | ON |?}:SAVe:IMAGe,:SAVe:IMAGe:FILEFormatOFF
インクセーバーをオフに設定
ON
インクセーバーをオンに設定
インクセーバーの状態を返答します。(ON、OFF):SAVe:IMAGe:INKSaver ON
インクセーバーをオンにします。

124

3-16-6.:SAVe:SETUp
Set

説明シンタックス
パラメーター
例１
例２

内部メモリ(SET1〜Set20)または指定されたファイルパスに現在の設定の保存します。
:SAVe:SETUp {<file path> (“Disk:/xxx.SET”,“USB:/xxx.SET) | S1～S20}
S1～S20
1〜20 に設定を保存
File path
指定されたファイルパスに保存します。
:SAVe:SETUp S1
内蔵メモリー内のセット 1 に現在の設定を保存します。
:SAVe:SETUp “Disk:/DS0001.SET”
USB メモリーに DS0001.SET の設定で保存します。

3-16-7.:SAVe:WAVEformSet

説明
シンタックス
パラメーター

例１
例２

例３

例４

注意：

内部メモリまたは指定のファイルパスに波形を保存します。
:SAVe:WAVEform {CH1～REF4, REF<X> } | {CH1～
REF4, W1～W20} | {CH1～ALL, file path}
CH1～REF4, CH1～CH4, Math, REF1～4<X>
1,2,3,4 (REF1, REF2, REF3, REF4)
W1～W20
Wave1～Wave20
ALL
画面上に表示されている全波
File path
指定したファイルパスにディスクまたは USB
メモリに波形を保存:SAVe:WAVEform CH1, REF2
REF2 にチャンネル 1 の波形を保存します。
:SAVe:WAVEform ALL, “Disk:/ALL001”"ALL001"という名前のフォルダを作成し、LSF の形式で"ALL001"ディレクトリに表示されているすべての波形を保存します。
:SAVe:WAVEform ALL, “Disk:/ALL002”
すべてのチャンネルが CSV 形式で内蔵フラッシュディスクのルートディレクトリに波形保存します。
:SAVe:WAVEform CH2, “Disk:/DS0003.LSF”
LSF の形式で内蔵フラッシュディスクのルートディレクトリに
チャンネル 2 の波形を保存します。
LSF のファイル形式のみがリモートコマンドを使用して DCS1000B で呼び出すことができます。

125

3-16-8.:SAVe:WAVEform:FILEFormat
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター

戻り値
例

波形の保存ファイル形式の設定をします。
:SAVe:WAVEform:FILEFormat {LSF | DCSV | FCSV | ?}LSF
DCS-1000B の内部ファイル形式、(x.LSF)
DCSV
詳細 CSV のファイル形式(x.CSV)
FCSV
高速 CSV のファイル形式 (x.CSV)
ファイル形式を返します。
:SAVe:WAVEform:FILEFormat LSF
LSF にファイル形式を設定します。

3-17. イーサーネットコマンド
3-17-1.:ETHERnet:DHCP
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター例

DHCP 設定を設定します。
:ETHERnet:DHCP { OFF | ON | ? }ON
DHCP をオン
OFF
DHCP をオフ:ETHERnet:DHCP ON
DHCP をオンにします。

126

3-18. バス·デコード·コマンド
3-18-1. :BUS1 ......................................................................................... 128
3-18-2. :BUS1:STATE ............................................................................ 128
3-18-3. :BUS1:TYPe ............................................................................... 128
3-18-4. :BUS1:INPut ............................................................................... 129
3-18-5. :BUS1:I2C:ADDRess:RWINClude .............................................. 129
3-18-6. :BUS1:I2C:SCLK:SOURce ......................................................... 129
3-18-7. :BUS1:I2C:SDA:SOURce ........................................................... 130
3-18-8. :BUS1:UART:BITRate ................................................................ 130
3-18-9. :BUS1:UART:DATABits.............................................................. 131
3-18-10. :BUS1:UART:PARIty ................................................................ 131
3-18-11. :BUS1:UART:PACKEt .............................................................. 131
3-18-12. :BUS1:UART:EOFPAcket......................................................... 132
3-18-13. :BUS1:UART:TX:SOURce ........................................................ 132
3-18-14. :BUS1:UART:RX:SOURce ....................................................... 132
3-18-15. :BUS1:SPI:SCLK:POLARity ..................................................... 133
3-18-16. :BUS1:SPI:SS:POLARity .......................................................... 133
3-18-17. :BUS1:SPI:WORDSize ............................................................. 133
3-18-18. :BUS1:SPI:BITORder ............................................................... 134
3-18-19. :BUS1:SPI:SCLK:SOURce ....................................................... 134
3-18-20. :BUS1:SPI:SS:SOURce ........................................................... 134
3-18-21. :BUS1:SPI:MOSI:SOURce ....................................................... 135
3-18-22. :BUS1:SPI:MISO:SOURce ....................................................... 135
3-18-23. :BUS1:DISplay:FORMAt ........................................................... 135
3-18-24. :LISTer:DATA ........................................................................... 136
3-18-25. :BUS1:CAN:SOURce ............................................................... 136
3-18-26. :BUS1:CAN:PROBe ................................................................. 136
3-18-27. :BUS1:CAN:SAMPLEpoint ....................................................... 137
3-18-28. :BUS1:CAN:BITRate ................................................................ 137
3-18-29. :BUS1:LIN:BITRate .................................................................. 137
3-18-30. :BUS1:LIN:IDFORmat .............................................................. 138
3-18-31. :BUS1:LIN:POLARity ................................................................ 138
3-18-32. :BUS1:LIN:SAMPLEpoint ......................................................... 138
3-18-33. :BUS1:LIN:SOURce ................................................................. 139
3-18-34. :BUS1:LIN:STANDard .............................................................. 139

127

3-18-1.:BUS1
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

サポートされているバスのタイプを返答します。
:BUS1?
サポートされているバスのタイプを返します。
BUS1?
I2C,SPI,UART,CAN,LIN

3-18-2.:BUS1:STATE
Set
Query

説明
バスの状態を設定します。
:BUS1:STATE { OFF | ON | ? }シンタックス:BUS1:TYPe
関連コマンドパラメーター/戻り値 OFF
バスをオフ
ON
バスをオン
:BUS1:STATE ON
例
バスをオンにします。

3-18-3.:BUS1:TYPe
Set
Query

説明
バスのタイプを設定します。
:BUS1:TYPe { UART | I2C | SPI | CAN | LIN |? }シンタックス:BUS1:STATE
関連コマンドパラメーター/戻り値 UART
UART モードへのバスを設定
I2C
I2C モードへのバスを設定
SPI
SPI モードへのバスを設定
CAN
CAN にバスを設定
LIN
LIN にバスを設定:BUS1:TYPe SPI
例
SPI モードへのバスを設定します。

128

3-18-4.:BUS1:INPut
Set
Query

説明
入力ポートを指定します。
:BUS1:INPut {ANAlog | ?}シンタックス
パラメーター/戻り値 ANAlog
バス入力をアナログチャンネルにします。
:BUS1:INPut ANAlog:BUS1:CAN:SOURce CH1
バス入力をアナログ入力にします。
注意
現在のバージョンでは ANAlog 固定となります。

3-18-5.:BUS1:I2C:ADDRess:RWINClude
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

I2C アドレスにリードライト·ビットを設定します。
:BUS1:I2C:ADDRess:RWINClude { OFF | ON | ? }:BUS1:STATEOFF
R/W は含ままない。
ON
R/W は含む。
0
R/W は含まれていません。
1
R/W は含まれています。
:BUS1:I2C:ADDRess:RWINClude ON
I2C アドレスの R/W ビットが含まれています。

3-18-6.:BUS1:I2C:SCLK:SOURce
Set
Query

説明
I2C SCLK ソースに使用するチャンネルを設定します。
:BUS1:I2C:SCLK:SOURce { CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 CH1
CH1 を設定します。
CH2
CH2 を設定します。
CH3CH3 を設定します。
CH4CH4 を設定します。
:BUS1:I2C:SCLK:SOURce CH1
例
SCLK ソースとして CH1 を設定します。

129

3-18-7.:BUS1:I2C:SDA:SOURce
Set
Query

I2C SDA ソースに使用するチャンネルを設定します。

説明:BUS1:I2C:SDA:SOURce { CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 CH1
CH1 を設定します。
CH2
CH2 を設定します。
CH3CH3 を設定します。
CH4CH4 を設定します。
:BUS1:I2C:SDA:SOURce CH2
例
SDA のソースとして CH2 を設定します。

3-18-8.:BUS1:UART:BITRate
Set
Query

説明
UART のビットレートを設定します。
:BUS1:UART:BITRate {<NR1>| ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 <NR1>
UART のビットレート(0～31)<NR1> Rate (bps) <NR1>
0
50
16
1
75
17
2
110
18
3
134
19
4
150
20
5
300
21
6
600
22
7
1200
23
8
1800
24
9
2000
25
10
2400
26
11
3600
27
12
4800
28
13
7200
29
14
9600
30
15
14400
31
:BUS1:UART:BITRate 10
例2400 にビットレートを設定します。

130

Rate (bps)
15200
19200
28800
31250
38400
56000
57600
76800
1152001280002304004608009216001382400
1843200
2764800

3-18-9.:BUS1:UART:DATABits
Set
Query

説明
UART 解析のビット長を設定します。
:BUS1:UART:DATABits { 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 5
データ長を 5 ビットにします。
6
データ長を 6 ビットにします。
7
データ長を 7 ビットにします。
8
データ長を 8 ビットにします。
:BUS1:UART:DATABits 7
例
データ長を 7 ビットにします。

3-18-10.:BUS1:UART:PARIty
Set
Query

説明
UART バスパリティを設定します。
:BUS1:UART:PARIty { <NR1> | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 <NR1>
0: パリティ無し
1: 奇数パリティ
2: 偶数パリティ:BUS1:UART:PARIty 1
例
奇数のパリティを設定します。

3-18-11.:BUS1:UART:PACKEt
Set
Query

説明
UART パケットを設定します。
:BUS1:UART:PACKEt {<NR1> | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 <NR1>
0: オフ
1: オン
:BUS1:UART:PACKEt 1
例
UART パケットの設定

131

3-18-12.:BUS1:UART:EOFPAcket
Set
Query

説明
UART パケットの EOF 文字を設定します。
:BUS1:UART:EOFPAcket <NR1>
シンタックス
0: NULL
パラメーター/戻り値 <NR1>
1: LF (改行)
2: CR (キャリッジリターン)
3: SP (スペース文字)
4: FF:BUS1:UART:EOFPAcket 2
例
EOF に CR のキャラクタを設定します。

3-18-13.:BUS1:UART:TX:SOURce
Set
Query

説明
シンタックスUART の Tx ソースに使用するチャンネルを設定します。
:BUS1:UART:TX:SOURce { OFF | CH1 | CH2 | CH3 |CH4 | ? }パラメーター/戻り値 OFF
オフ、Tx ソース無し
CH1
CH1 を設定します。
CH2
CH2 を設定します。
CH3CH3 を設定します。
CH4CH4 を設定します。
:BUS1:UART:TX:SOURce CH1
例
Tx のソースとして CH1 を設定します。

3-18-14.:BUS1:UART:RX:SOURce
Set
Query

説明
シンタックスUART Rx のソースに使用するチャンネルを設定します。
:BUS1:UART:RX:SOURce { OFF | CH1 | CH2 | CH3 |CH4 | ? }パラメーター/戻り値 OFF
オフ、Rx ソース無し
CH1
CH1 を設定します。
CH2
CH2 を設定します。
CH3CH3 を設定します。
CH4CH4 を設定します。
:BUS1:UART:RX:SOURce CH1
例
Rx のソースとして CH1 を設定します。
132

3-18-15.:BUS1:SPI:SCLK:POLARity
Set
Query

説明
SPI バスの SCLK ライン極性を設定します。
:BUS1:SPI:SCLK:POLARity { FALL | RISE | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 FALL
極性を立下りエッジに設定
RISE
極性を立上りエッジに設定:BUS1:SPI:SCLK:POLARity FALL
例
立下りエッジの極性を設定します。

3-18-16.:BUS1:SPI:SS:POLARity
Set
Query

説明
SPI バスの SS ライン極性を設定します。
:BUS1:SPI:SS:POLARity { LOW | HIGH | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 LOW
極性をアクティブ·ローに設定
HIGH
極性をアクティブ·ハイに設定:BUS1:SPI:SS:POLARity LOW
例
アクティブ·ローに SS ラインを設定します。

3-18-17.:BUS1:SPI:WORDSize
Set
Query

説明
SPI バスのワードあたりのビット数を設定します。
:BUS1:SPI:WORDSize {<NR1> | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 <NR1>
ワードあたりビット数(4〜32):BUS1:SPI:WORDSize 4
例
ワードサイズあたり 4 ビットに設定します。

133

3-18-18.:BUS1:SPI:BITORder
Set
Query

説明
SPI バスのビット順を設定します。
:BUS1:SPI:BITORder {<NR1> | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 <NR1>
0: 最初のビットは MSB
1: 最初のビットは LSB:BUS1:SPI:BITORder?
例0
ビット順序は最初が MSB ビットです。

3-18-19.:BUS1:SPI:SCLK:SOURce
Set
Query

説明
シンタックスSPI SCLK ソースに使用しているチャンネルを設定します。
:BUS1:SPI:SCLK:SOURce { OFF | CH1 | CH2 | CH3 |CH4 | ? }パラメーター/戻り値 CH1
CH1 を設定します。
CH2
CH2 を設定します。
CH3CH3 を設定します。
CH4CH4 を設定します。
OFF
設定しません。
:BUS1:SPI:SCLK:SOURce CH1
例
SPI の SCLK ソースとして CH1 を設定します。

3-18-20.:BUS1:SPI:SS:SOURce
Set
Query

説明
シンタックスSPI SS ソースに使用しているチャンネルを設定します。
:BUS1:SPI:SS:SOURce { OFF | CH1 | CH2 | CH3 | CH4|?}
パラメーター/戻り値 CH1
CH1 を設定します。
CH2
CH2 を設定します。
CH3CH3 を設定します。
CH4CH4 を設定します。
例:BUS1:SPI:SS:SOURce CH2
SPI の SS ソースとして CH2 を設定します。

134

3-18-21.:BUS1:SPI:MOSI:SOURce
Set
Query

説明
シンタックスSPI MOSI ソースに使用しているチャンネルを設定します。
:BUS1:SPI:MOSI:SOURce { OFF | CH1 | CH2 | CH3 |CH4 | ? }パラメーター/戻り値 OFF
MOSI のソース無し
CH1
CH1 を設定します。
CH2
CH2 を設定します。
CH3CH3 を設定します。
CH4CH4 を設定します。
:BUS1:SPI:MOSI:SOURce CH2
例
SPI MOSI ソースとして CH2 を設定します。

3-18-22.:BUS1:SPI:MISO:SOURce
Set
Query

説明
シンタックスSPI MISO ソースに使用しているチャンネルを設定します。
:BUS1:SPI:MISO:SOURce { OFF | CH1 | CH2 | CH3 |CH4 | ? }パラメーター/戻り値 OFFMISO のソース無し
CH1
CH1 を設定します。
CH2
CH2 を設定します。
CH3CH3 を設定します。
CH4CH4 を設定します。
:BUS1:SPI:MISO:SOURce CH3
例
SPI の MISO ソースとして CH を設定します。

3-18-23.:BUS1:DISplay:FORMAt
Set
Query

説明
バスの表示形式を 2 進数または 16 進数を設定します。
:BUS1:DISplay:FORMAt { BINary | HEXadecimal | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 BINary
2 進数
HEXadecimal 16 進数: BUS1:DISplay:FORMAt BINary例
2 進数に表示形式を設定します。

135

3-18-24.:LISTer:DATA
Query

説明
シンタックス
戻り値

イベントテーブルデータをCSV形式で応答します。
:LISTer:DATA?
イベントテーブルの内容をカンマ区切りで応答します。
1行ごとにCR+LFが付きます。行数はイベント数により不定長ですが、最後の行はデータ無しのLFのみとなります。必ず最後の行まで受信してください。

3-18-25.:BUS1:CAN:SOURce
Set
Query

説明
CAN 入力のチャンネルを選択します。
:BUS1:CAN:SOURce { CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 CH1
CH1 を設定します。
CH2
CH2 を設定します。
CH3CH3 を設定します。
CH4CH4 を設定します。
:BUS1:CAN:SOURCE?
例>CH1
CH1 が CAN の入力です。

3-18-26.:BUS1:CAN:PROBe
Set
Query

説明
CAN の入力を選択します。
:BUS1:CAN:PROBe {CANH | CANL | TX | RX | ? }シンタックスCAN-High
パラメーター/戻り値 CANH
CANL
CAN-Low
TX
送信
RX
受信:BUS1:CAN:PROBe?
例>CANH:BUS1:CAN:PROBe CANL
:BUS1:CAN:PROBe?
>CANL

136

3-18-27.:BUS1:CAN:SAMPLEpoint
Query

説明
シンタックスReturn Parameter
例

CAN のサンプリングポイントを応答します。
:BUS1:CAN:SAMPLEpoint?
CAN のサンプリングポイントを応答します。
:BUS1:CAN:SAMPLEpoint?
50
サンプリングポイントは 50％です。

3-18-28.:BUS1:CAN:BITRate
Set
Query

説明
シンタックスCAN のビットレートを文字列で設定します。
:BUS1:CAN:BITRate{RATE10K|RATE20K|RATE50K|RATE125K|RATE250K|
RATE500K|RATE800K|RATE1M | ?}10 kbps
RATE250K
250 kbps
パラメーター/戻り値 RATE10K
RATE20K
20 kbps
RATE500K
500 kbps
RATE50K
50 kbps
RATE800K
800 kbps
RATE125K
125 kbps
RATE1M
1 Mbps:BUS1:CAN:BITRate?
例>RATE250K
ビットレートは 250kbps です:BUS1:CAN:BITRate rate10k:BUS1:CAN:BITRate?
>RATE10K
ビットレートは 10kbps です。

3-18-29.:BUS1:LIN:BITRate
Set
Query

説明
LIN のビットレートを設定します。
:BUS1:LIN:BITRate {<NR1> | ?}シンタックス
1200, 2400, 4800, 9600, 10417, 19200
パラメーター/戻り値 <NR1>:BUS1:LIN:BITRate 9600
例
ビットレートは 9600bps です。

137

3-18-30.:BUS1:LIN:IDFORmat
Set
Query

説明
LIN の ID のパリティ形式を選択します。
:BUS1:LIN:IDFORmat {NOPARity|PARIty|?}
シンタックス
パラメーター/戻り値 NOPARity
パリティなしPARItyパリティ付:BUS1:LIN:IDFORmat?
例
NOPARITY
パリティなし ID が選択されています。

3-18-31.:BUS1:LIN:POLARity
Set
Query

説明
LIN バスの極性を設定します。
:BUS1:LIN:POLARity {NORMal|INVerted|?}
シンタックス
パラメーター/戻り値 NORMal
正論理を指定します。
INVerted
負論理を指定します。
:BUS1:LIN:POLARity?
例
NORMAL
正論値が指定されています。

3-18-32.:BUS1:LIN:SAMPLEpoint
Query

説明
シンタックスReturn Parameter
例

LIN のサンプリングポイントを応答します。
:BUS1:LIN:SAMPLEpoint?
LIN のサンプリングポイントを応答します。
:BUS1:LIN:SAMPLEpoint?
50
サンプリングポイントは 50％です。

138

3-18-33.:BUS1:LIN:SOURce
Set
Query

説明
LIN 入力のチャンネルを選択します。
:BUS1:LIN:SOURce { CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 CH1
CH1 を設定します。
CH2
CH2 を設定します。
CH3CH3 を設定します。
CH4CH4 を設定します。
:BUS1:LIN:SOURCE?
例>CH1
CH1 が LIN の入力です。

3-18-34.:BUS1:LIN:STANDard
Set
Query

説明

対応する LIN 規格を設定します。
。
:BUS1:LIN:STANDard {V1X|V2X|BOTH|?}
シンタックス
パラメーター/戻り値 V1X
LIN 1.x 対応
V2X
LIN 2.x 対応
BOTH両方の規格に対応:BUS1:LIN:STANDard?
例>BOTH
両方の規格に対応しています。

139

3-19. マークコマンド
3-19-1. :MARK ........................................................................................ 140
3-19-2. :MARK:CREATE ........................................................................ 140
3-19-3. :MARK:DELEte .......................................................................... 140

3-19-1.:MARK
Set

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター例

次または前のイベントマークへ移動します。
:MARK { NEXT | PREVious }:MARK:CREATE:MARK:DELEte
NEXT
次のマークへ移動
PREVious
前のマークへ移動:MARK NEXT次のイベントマークに移動します。

3-19-2.:MARK:CREATE
Set

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
例

現在の位置に波形上にマークを作成するか、すべてのイベ
ントにマークを作成します。
:MARK:CREATE { CURRent | ALL }:MARK:MARK:DELEte
CURRent
現在位置にマークを作成
ALL
全てのイベントにマークを作成:MARK:CREATE CURRent
現在位置にマークを作成します。

3-19-3.:MARK:DELEte
Set

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター例

現在のマークまたは波形上のすべてのマークを削除します。
:MARK:DELEte { CURRent | ALL }:MARK:MARK:CREATECURRent
現在のマークを削除
ALL
全てのマークを削除:MARK:DELEte CURRent
現在のマークを削除します。
140

3-20. 検索コマンド
3-20-1. :SEARCH:COPY ........................................................................ 142
3-20-2. :SEARCH:STATE ....................................................................... 142
3-20-3. :SEARCH:TOTAL ....................................................................... 143
3-20-4. :SEARCH:TRIGger:TYPe........................................................... 143
3-20-5. :SEARCH:TRIGger:SOURce ..................................................... 143
3-20-6. :SEARCH:TRIGger:EDGE:SLOP ............................................... 144
3-20-7. :SEARCH:TRIGger:LEVel .......................................................... 144
3-20-8. :SEARCH:TRIGger:HLEVel ....................................................... 145
3-20-9. :SEARCH:TRIGger:LLEVel ........................................................ 145
3-20-10. :SEARCH:TRIGger:PULSEWidth:POLarity .............................. 146
3-20-11. :SEARCH:TRIGger:RUNT:POLarity ......................................... 146
3-20-12. :SEARCH:TRIGger:RISEFall:SLOP ......................................... 147
3-20-13. :SEARCH:TRIGger:PULSe:WHEn ........................................... 147
3-20-14. :SEARCH:TRIGger:PULSe:TIMe ............................................. 148
3-20-15. :SEARCH:TRIGger:RUNT:WHEn............................................. 148
3-20-16. :SEARCH:TRIGger:RUNT:TIMe ............................................... 148
3-20-17. :SEARCH:TRIGger:RISEFall:WHEn ........................................ 149
3-20-18. :SEARCH:TRIGger:RISEFall:TIMe........................................... 149
3-20-19. :SEARCH:TRIGger:BUS:TYPe ................................................ 149
3-20-20. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition ............................ 150
3-20-21. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODe................... 150
3-20-22. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPe .................... 151
3-20-23. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue .................. 151
3-20-24. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection ............. 152
3-20-25. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe ............................ 152
3-20-26. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue ......................... 153
3-20-27. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition ........................ 153
3-20-28. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe .................. 154
3-20-29. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue............... 154
3-20-30. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe .................. 155
3-20-31. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue ............... 155
3-20-32. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition ............................ 156
3-20-33. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe ............................ 156
3-20-34. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue .............. 157
3-20-35. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue .............. 158
3-20-36. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition .......................... 159
3-20-37. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype ........................ 159
3-20-38. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe .................. 160
3-20-39. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue.................. 160
3-20-40. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection............. 161
141

3-20-41. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier .................. 161
3-20-42. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe .......................... 162
3-20-43. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue ....................... 162
3-20-44. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition ............................ 163
3-20-45. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier .................... 164
3-20-46. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe ............................ 164
3-20-47. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue ......................... 165
3-20-48. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE ............................. 165
3-20-49. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue.................... 166
3-20-50. :SEARCH:FFTPeak:METHod ................................................... 166
3-20-51. :SEARCH:FFTPeak:METHod:MPEak ...................................... 166
3-20-52. :SEARCH:FFTPeak:SINFo ....................................................... 167
3-20-53. :SEARCH:FFTPeak:LIST ......................................................... 167

3-20-1.:SEARCH:COPY
Set

説明
シンタックス
パラメーター例

トリガ設定に検索設定をコピーするか、検索設定にトリガの設定をコピーします。
:SEARCH:COPY {SEARCHtotrigger|TRIGgertosearch}
SEARCHtotrigger
トリガ設定への設定検索をコピー
TRIGgertosearch
検索設定にトリガ設定をコピー:SEARCH:COPY SEARCHtotrigger
トリガ設定に検索の設定をコピーします。

3-20-2.:SEARCH:STATE
Set
Query

説明
検索機能がオンかオフを設定します。
:SEARCH:STATE { OFF | ON | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 OFF
検索機能をオフON
検索機能をオン:SEARCH:STATE ON
例
検索機能をオンにします。

142

3-20-3.:SEARCH:TOTAL
Query

説明
シンタックス
パラメーター
例

検索機能から発見されたイベントの合計数を返します。
:SEARCH:TOTAL?
<NR1>
イベント数
:SEARCH:TOTAL?
5
イベント数は 5 です。

3-20-4.:SEARCH:TRIGger:TYPe
Set
Query

説明
シンタックス

検索トリガータイプを設定します。
:SEARCH:TRIGger:TYPe { EDGe | PULSEWidth | RUNT| RISEFall | FFTPeak | BUS | ? }パラメーター/戻り値 EDGe
エッジトリガPULSEWidth パルス幅トリガ
RUNT
ラント·トリガ
RISEFall
立上りと立下りのトリガ
FFTPeak
FFT ピーク·トリガ
BUS
バス·トリガ:SEARCH:TRIGger:TYPe EDGE
例
エッジ検索のトリガーを設定します。

3-20-5.:SEARCH:TRIGger:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス

検索トリガソースを設定します。
:SEARCH:TRIGger:SOURce{CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ? }パラメーター/戻り値 CH1～CH4 チャンネル 1〜チャンネル 4:SEARCH:TRIGger:SOURce CH1
例
検索をトリガ·ソースを CH1 に設定します。

143

3-20-6.:SEARCH:TRIGger:EDGE:SLOP
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

検索トリガスロープを設定します。
:SEARCH:TRIGger:EDGe:SLOP { RISe | FALL | EITher|?}:SEARCH:TRIGger:TYPe
RISe
立上りスロープ
FALL
立下りスロープ
EITher
立上りまたは立下りスロープ
トリガスロープを返します。
:SEARCH:TRIGger:EDGe:SLOP FALL
検索トリガ·スロープを立下りに設定します。

3-20-7.:SEARCH:TRIGger:LEVel
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例1
例2

検索トリガレベルを設定します。
:SEARCH:TRIGger:LEVel {TTL | ECL| SETTO50 |<NRf> | ?}:SEARCH:TRIGger:TYPe<NRf>
トリガ·レベルを設定
TTL
TTL のトリガ·レベルを設定
ECL
ECL のトリガ·レベルを設定
SETTO50
ユーザレベルのトリガを設定(デフォルトは 50％)<NR3>トリガーを返します。
:SEARCH:TRIGger:LEVel TTL
TTL のトリガ·レベルを設定します。
:SEARCH:TRIGger:LEVel 3.30E-1
トリガ·レベルを 330mV/mA に設定します。

144

3-20-8.:SEARCH:TRIGger:HLEVel
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例1
例2

ハイレベルの検索トリガを設定します。
立上り、立下り、パルスラント検索のトリガに適用します。
:SEARCH:TRIGger:HLEVel { <NRf> | ?}:SEARCH:TRIGger:TYPe<NRf>
ハイレベルの設定<NR3>
ハイレベルの検索トリガを返します。
:SEARCH:TRIGger:HLEVel TTL
ハイレベルの検索トリガを TTL に設定します。
:SEARCH:TRIGger:HLEVel 3.30E-1
検索トリガをハイレベルの 330mV/mA に設定します。

3-20-9.:SEARCH:TRIGger:LLEVel
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例1
例2

ローレベルの検索トリガを設定します。
立上り、立下り、パルスラント検索のトリガに適用します。
:SEARCH:TRIGger:LLEVel { <NRf> | ?}:SEARCH:TRIGger:TYPe<NRf>
ローレベルの設定<NR3>
低レベルの検索トリガを返します。
:SEARCH:TRIGger:LLEVel TTL
TTL のローレベルの検索トリガを設定します。
:SEARCH:TRIGger:LLEVel -3.30E-3
検索トリガをローレベルの 330mV/mA に設定します。

145

3-20-10.:SEARCH:TRIGger:PULSEWidth:POLarity
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

パルス幅の検索トリガ極性を設定します。
:SEARCH:TRIGger:PULSEWidth:POLarity{POSitive | NEGative | ?}:SEARCH:TRIGger:TYPe
POSitive
正極性
NEGative
負極性
パルス幅の極性を返します。
:SEARCH:TRIGger:PULSEWidth:POLarity POSitive
パルス幅を正極性に設定します。

3-20-11.:SEARCH:TRIGger:RUNT:POLarity
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

パルスラント検索トリガ極性を設定します。
:SEARCH:TRIGger:RUNT:POLarity {POSitive |NEGative | EITher | ?}:SEARCH:TRIGger:TYPe
POSitive
正極性
NEGative
負極性
EITher
正極性または負極性
パルスラント検索のトリガ極性を返します。
:SEARCH:TRIGger:RUNT:POLarity POSitive
パルスラント検索トリガを正極性に設定します。

146

3-20-12.:SEARCH:TRIGger:RISEFall:SLOP
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

立上り、立下りの検索トリガスロープを設定します。
:SEARCH:TRIGger:RISEFall:SLOP { RISe | FALL |EITher | ? }:SEARCH:TRIGger:TYPe
RISe
立上りスロープ
FALL
立下りスロープ
EITher
立上りまたは立下りスロープ
立上りまたは立下りのスロープを返します。
:SEARCH:TRIGger:RISEFall :SLOP RISe
立上りの検索トリガスロープを設定します。

3-20-13.:SEARCH:TRIGger:PULSe:WHEn
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

パルス幅の検索トリガ条件を設定します。
:SEARCH:TRIGger:PULSe:WHEn {THAN | LESSthan |EQual | UNEQual | ?}:SEARCH:TRIGger:TYPe:SEARCH:TRIGger:PULSe:TIMe
THAN>
LESSthan<
EQual=
UNEQual≠
パルス幅の検索トリガ条件を返します。
:SEARCH:TRIGger:PULSe:WHEn UNEQual
パルス幅の検索トリガ条件を等しくない(≠)に設定します。

147

3-20-14.:SEARCH:TRIGger:PULSe:TIMe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値例

パルス幅検索のトリガ時間を設定します。
:SEARCH:TRIGger:PULSe:TIMe {<NRf> | ?}:SEARCH:TRIGger:TYPe:SEARCH:TRIGger:PULSe:WHEn<NRf>
パルス幅時間(4ns〜10s)<NR3>
パルス幅時間を秒単位で返します。
:SEARCH:TRIGger:PULSe:TIMe 4.00E-5
パルス幅の検索トリガを 40.0us に設定します。

3-20-15.:SEARCH:TRIGger:RUNT:WHEn
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

パルスラント検索トリガ条件を設定します。
:SEARCH:TRIGger:RUNT:WHEn {THAN | LESSthan |EQual | UNEQual | ? }:SEARCH:TRIGger:TYPe:SEARCH:TRIGger:RUNT:TIMe
THAN>
LESSthan<Equal=
UNEQual≠
パルスラント検索トリガ条件を返します。
:SEARCH:TRIGger:RUNT:WHEn UNEQual
パルスラント検索トリガ条件に等しくない(≠)を設定します。

3-20-16.:SEARCH:TRIGger:RUNT:TIMe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

パルスラント検索のトリガ時間を設定します。
:SEARCH:TRIGger:RUNT:TIMe {<NRf> | ? }:SEARCH:TRIGger:TYPe:SEARCH:TRIGger:RUNT:WHEn<NRf>
パルスラント時間(4ns〜10s)<NR3>
パルスラント時間を秒単位で返します。
:SEARCH:TRIGger:RUNT:TIMe 4.00E-5
パルスラントの検索トリガを 40.0us に設定します。
148

3-20-17.:SEARCH:TRIGger:RISEFall:WHEn
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

立上りと立下りの検索トリガ条件を設定します。
:SEARCH:TRIGger:RISEFall:WHEn {THAN | LESSthan |EQual | UNEQual |? }:SEARCH:TRIGger:TYPe:SEARCH:TRIGger:RISEFall:TIMe
THAN>
LESSthan<Equal=
UNEQual≠
立上りと立下り検索トリガ条件を返します。
:SEARCH:TRIGger:RISEFall:WHEn UNEQual
立上りと立下り検索トリガ条件に等しくない(≠)を設定します。

3-20-18.:SEARCH:TRIGger:RISEFall:TIMe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

立上りと立下り検索のトリガ時間を設定します。
:SEARCH:TRIGger:RISEFall:TIMe {<NRf> | ? }:SEARCH:TRIGger:TYPe:SEARCH:TRIGger:RISEFall:WHEn<NRf>
立上りと立下り時間(4ns〜10s)<NR3>
立上りと立下り時間を秒単位で返します。
:SEARCH:TRIGger:RISEFall:TIMe 4.00E-5
立上りと立下りの検索トリガを 40.0us に設定します。

3-20-19.:SEARCH:TRIGger:BUS:TYPe
Query

説明
シンタックス
戻り値

例

現在のバスの種類の照会:SEARCH:TRIGger:BUS:TYPe?
12C
I2C モードSPI
SPI モード
UART
UART モード
CAN
CAN モード
LIN
LIN モード:SEARCH:TRIGger:BUS:TYPe?
UART
149

3-20-20.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition
Set
Query

説明
シンタックス

パラメーター

戻り値
例

I2C 検索のトリガ条件を設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition{STARt | STOP | REPEATstart | ACKMISS | ADDRess |DATA | ADDRANDDATA | ? }STARt
スタートを設定
STOP
ストップを設定
REPEATstart
スタートの繰り返しを設定
ACKMISS
Ack ミスを設定
ADDRess
アドレス転送を設定
DATA
データ転送を設定
ADDRANDDATA アドレス転送とデータ転送を指定
I2C バスの検索·トリガ条件を返します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition ADDRessI2C の検索トリガ条件にアドレス転送を設定します。

3-20-21.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

I2C 検索トリガのアドレッシング·モードを設定します。(7 または 10 ビット):SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODe{ADDR7 | ADDR10 | ? }:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition
ADDR7
7 ビット·アドレッシング
ADDR10
10 ビット·アドレッシング0
7 ビット·アドレッシング
1
10 ビット·アドレッシング:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODe?
0
アドレッシングモードは、7 ビット設定する。

150

3-20-22.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPe
Set
Query

説明
シンタックス

関連コマンドパラメーター

戻り値 r
例

I2C バスアドレスタイプと検索のトリガを設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPe{GENeralcall | STARtbyte | HSmode | EEPROM | CBUS| ?}:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition
GENeralcall ゼネラルコールアドレス設定(0000000 0)
STARtbyte
先頭バイトのアドレス設定(0000 0001)
HSmode高速モードアドレス設定(0000 の 1xx x)
EEPROM
EEPROM アドレス設定 (1010 XXX x)
CBUS
CBUS アドレス設定 (0000 001 x)
I2C バスアドレスの型を返します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPe?
CBUS

3-20-23.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue
Set
Query

説明

I2C の検索トリガはアドレスまたはアドレス/データでトリガするように設定されている I2C バスアドレス値を設定します。

シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例1

例2:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue {string|?}:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODe<sting>7/10 文字は、二重引用符"文字列"で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
バイナリのアドレス値を返します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODeADDR7:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue"xxx0101""xxx0101"にアドレスに設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue?
XXX0101151

3-20-24.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

アドレスビットの読み込み書き込み、検索機能無視を設定します。
I2C の検索トリガはアドレスまたはアドレス/データでトリガするように設定されている場合に適用します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection{ READ | WRITE | NOCARE | ? }:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition
READ
データ方向を読み込み設定
WRITE
データ方向を書き込み設定
NOCARE
データ方向を指定無し設定
データ方向を返します。(READ, WRITE, NOCARE).
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection
READ
データ方向を読み込みに設定します。

3-20-25.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

I2C バスのバイト単位のデータサイズを設定します。
I2C の検索トリガはデータサイズでトリガするように設定されている場合に適用します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe {<NR1> | ? }:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition<NR1>
データ·バイト数 (1 〜5).
<NR1>
データバイト数を返します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe 3
バイト数に 3 を設定します。

152

3-20-26.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue
Set
Query

説明

I2C トリガはデータまたはアドレス/データでトリガするように設定されている I2C バスのトリガデータ値を設定します。

シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例1

例2:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue{string | ? }:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe<string>
文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
トリガデータ値を返します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZe 1:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue"1x1x0101""xxx0101"にトリガデータ値に設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue?
1X1X0101

3-20-27.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition
Set
Query

説明
シンタックス

パラメーター

戻り値 r
例

UART 検索トリガ条件を設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition{ RXSTArt | RXDATA | RXENDPacket | TXSTArt | TXDATA| TXENDPacket | TXPARItyerr | RXPARItyerr | ? }RXSTArtRX のスタートビットの検索トリガ設定
RXDATARX データの検索トリガ設定
RXENDPacket パケット条件の RX エンドで検索トリガ設定
RXPARItyerr
RX のパリティエラー条件で検索トリガ設定
TXSTArtTX のスタートビットで検索トリガ設定
TXDATA
TX データの検索トリガ設定
TXENDPacket パケット条件の TX エンドで検索トリガ設定
TXPARItyerr
TX パリティエラー条件で検索トリガ設定
検索トリガ条件を返します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition TXDATAUART バスの検索機能は Tx データトリガに設定します。
153

3-20-28.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

UART データのバイト数を設定します。
UART の検索トリガが Rx データでトリガ設定されている場合に適用します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe{<NR1> | ?}:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition<NR1>
バイト数 (1 〜10).
<NR1>
バイト数を返します:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe 5
バイト数を 5 に設定します。

3-20-29.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue
Set
Query

説明

UART バスは Rx データでトリガするように設定されている
UART バスの検索トリガデータ値を設定します。

シンタックス:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue{string | ? }:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe<sting>
文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
トリガデータ値を返します。

関連コマンドパラメーター

戻り値
例1

例2:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition RXDATA:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZe 1:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue "1x1x0101""1x1x0101"にトリガデータ値を設定します:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue?
1X1X0101154

3-20-30.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

UART データのバイト数を設定します。
UART の検索トリガが Tx データでトリガ設定されている場合に適用します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe{<NR1> | ?}:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition<NR1>
バイト数 (1 〜10).
<NR1>
バイト数を返します:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe 5
バイト数を 5 に設定します。

3-20-31.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue
Set
Query

説明

UART バスが Tx データでトリガするように設定されている
UART バスの検索トリガデータ値を設定します。

シンタックス:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue{string | ? }:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe<sting>
文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
トリガデータ値を返します。

関連コマンドパラメーター

戻り値
例1

例2:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition TXDATA:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZe 1:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue "1x1x0101""1x1x0101"にトリガデータ値を設定します:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue?
1X1X0101155

3-20-32.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition
Set
Query

説明
シンタックス
パラメーター

戻り値
例

SPI 検索トリガ条件を設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition {SS | MISO |MOSI | MISOMOSI | ? }SS
スレーブの選択条件でトリガ設定
MISO
マスターインスレーブアウト条件でトリガ設定
MOSI
マスタアウトスレーブイン条件でトリガ設定
MISOMOSI マスターインスレーブアウトとマスタアウトスレ
ーブイン条件でトリガ設定
トリガ条件を返します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition MISOSPI バスを MIOS でトリガ設定します。

3-20-33.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe
Set
Query

説明
注意
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

検索機能の SPI データのワード数を設定します。
SPI の検索トリガが MISO、MOSI または MISO / MOSI でトリガ設定されている場合に適用します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe {<NR1> | ?}:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition<NR1>
ワード数 (1 〜32).
<NR1>
ワード数を返します:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe 10
ワード数を 10 に設定します。

156

3-20-34.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue
Set
Query

説明

SPI バスは、MISO または MISO/MOSI でトリガ設定されている SPI バスのデータ値を設定します。

シンタックス:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue{string | ? }:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe<sting>
文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
データ値を返します。

関連コマンドパラメーター

戻り値
例1

例2:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition MISO:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe 2:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue "1x1x0101""1x1x0101"にトリガデータ値を設定します。

:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue?
1X1X0101157

3-20-35.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue
Set
Query

説明

SPI バスは MOSI または MISO/MOSI でトリガ設定されている SPI バスの検索トリガデータ値を設定します。

シンタックス:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue{string | ? }:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe<sting>
文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。
x = 無視1 = 2 進数の 1
0 = 2 進数の 0
Returns the data value.

関連コマンドパラメーター

戻り値
例1

例2:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition MOSI:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZe 2:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue "1x1x0101""1x1x0101"にトリガデータ値を設定します:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue?
1X1X0101158

3-20-36.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition
Set
Query

説明
シンタックス

CAN トリガ検索の条件を設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition{SOF|FRAMEtype|IDentifier|DATA|IDANDDATA|EOF|
ACKMISS|STUFFERR|?}
パラメーター/戻り値 SOF
フレーム開始のトリガを検索条件とします。
FRAMEtype フレーム形式のトリガを検索条件とします。
Identifier
ID のトリガを検索条件とします。
DATA
データ部のトリガを検索条件とします。
IDANDDATA ID とデータ部のトリガを検索条件とします。
EOF
フレーム終了のトリガを検索条件とします。
ACKMISSACK 欠落のトリガを検索条件とします。
STUFFERR ビットスタッフィングエラーのトリガを検索条件とします。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition SOF
例1
開始フレームの検索をします。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition?
例2>SOF
開始フレームの検索が設定されています。

3-20-37.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype
Set
Query

説明
シンタックス

フレーム形式のトリガ検索を設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype{DATA|REMote|ERRor|OVERLoad|?}
パラメーター/戻り値 DATA
データフレームのトリガを検索条件とします。
REMoteリモートフレームのトリガを検索条件とします。
ERRor
エラーフレームのトリガを検索条件とします。
OVERLoad オーバーロードのトリガを検索条件とします。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype DATA
例
データフレームのトリガを検索条件とします。

159

3-20-38.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe
Set
Query

説明
シンタックスID にトリガ検索をかける場合の ID 形式を選択します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe{STANDard|EXTended|?}
パラメーター/戻り値 STANDard
標準 ID を使用します。
EXTended
拡張 ID を使用します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe?
例>STANDARD

標準が選択されています。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe EXTENDED:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe?
>EXTEND

拡張 ID が選択されています。

3-20-39.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue
Set
Query

説明
シンタックスID にトリガ検索をかける場合の ID を指定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue{<string>|?}:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe
関連コマンドパラメーター/戻り値 <string>
設定値は文字列の 2 進数で設定します。
x = 無視,1,0:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition ID
例:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODe STANDARD:SEARCH:TRIG:BUS:B1:CAN:ID:VAL "01100X1X01X":SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue?
>01100X1X01X

検索に ID：01100X1X01X を指定します。

160

3-20-40.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection
Set
Query

説明
シンタックス

トリガ検索に使用する ID の読書きの方向を指定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection{READ|WRITE|NOCARE|?}
パラメーター/戻り値 READ
読込みを指定します。
WRITE
書込みを指定します。
NOCARE
両方向を指定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection?
例2>WRITE

方向は書込みです。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection READ
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection?
>READ

方向を読み出しに設定しました。

3-20-41.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier
Set
Query

説明
シンタックス

データ値をトリガ検索に指定する場合の条件を設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier{LESSthan|THAN|EQual|UNEQual|LESSEQual|MOREE
Qual|?}
パラメーター/戻り値 LESSthan
データ値が設定未満の場合
THAN
データ値が設定より大きい場合
EQual
データ値が設定と同じ場合
UNEQual
データ値が設定と異なる場合
LESSEQual データ値が設定以下の場合
MOREEQual データ値が設定以上の場合:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier?
例>EQUAL:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier THAN
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier?
>THAN

161

3-20-42.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe
Set
Query

説明

データ値でトリガ検索をかける場合のデータ長を設定します。

:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe {<NR1>|?}
シンタックス
1~8 (bytes)
パラメーター/戻り値 <NR1>:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe?
例>1
１バイトが設定されています。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe 2:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe?
>2
2 バイトが設定されています。

3-20-43.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue
Set
Query

説明
関連コマンドシンタックス

データ値でトリガ検索をかける場合の値を設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue{<string>|?}パラメーター/戻り値 <string>
設定値は文字列の 2 進数で設定します。
x = 無視,1,0:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZe
1
例:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue "01010X1X":SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue?
>01010X1X

162

3-20-44.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition
Set
Query

説明
シンタックス

LIN のトリガ検索条件を設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition{{SYNCField|IDentifier|DATA|IDANDDATA|WAKEup|SLE
EP|ERRor|?}パラメーター/戻り値 SYNCField SYNC にトリガ検索をかけます。
IDentifier
ID にトリガ検索をかけます。
DATA
データ部にトリガ検索をかけます。
IDANDDATA ID とデータ部の組合せにトリガ検索をかけます。
WAKEup
起動フレームにトリガをかけます。
SLEEP
スリープフレームにトリガ検索をかけます。
ERRor
エラーにトリガ検索をかけます。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition?
例>IDANDDATA
トリガ検索は ID とデータ部にかけます。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition DATA:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition?
>DATA
トリガ検索はデータ部にかけています。

163

3-20-45.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier
Set
Query

説明

データ部をトリガ検索にかける場合のデータの条件を設定します。

シンタックス:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier{LESSthan|THAN|EQual|UNEQual|LESSEQual|MOREE
Qual|?}
パラメーター/戻り値 LESSthan
データ値が設定未満の場合
THAN
データ値が設定より大きい場合
EQual
データ値が設定と同じ場合
UNEQual
データ値が設定と異なる場合
LESSEQual データ値が設定以下の場合
MOREEQual データ値が設定以上の場合
LESSthan
データ値が設定未満の場合:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier?
例>EQUAL:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier THAN
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier?
>THAN

3-20-46.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe
Set
Query

説明

データ値でトリガ検索をかける場合のデータ長を設定します。

:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe {<NR1>|?}
シンタックス
1~8 (bytes)
パラメーター/戻り値 <NR1>:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe?
例>1
１バイトが設定されています。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe 2:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe?
>2
２バイトを設定しました。

164

3-20-47.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue
Set
Query

説明
関連コマンドシンタックス

データ値でトリガ検索をかける場合の値を設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue{<string>|?}パラメーター/戻り値 <string>
設定値は文字列の 2 進数で設定します。
x = 無視,1,0:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZe 1
例:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue"01010X1X":SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue?
>01010X1X
トリガ検索条件は 01010X1X のデータになりました。

3-20-48.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE
Set
Query

説明
シンタックス

選択したエラーにトリガ検索をかけます。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE{SYNC|PARIty|CHecksum|?}
パラメーター/戻り値 SYNC
SYNC エラーにトリガ検索をかけます。
PARItyパリティエラーにトリガ検索をかけます。
CHecksum チェックサムエラーにトリガ検索をかけます。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE?
例>SYNC

トリガ検索条件は SYNC エラーです。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE CHECKSUM:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE?
>CHECKSUM

トリガ検索条件はチェックサムエラーです。

165

3-20-49.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue
Set
Query

説明
シンタックス

ID でトリガ検索をかける場合の値を設定します。
:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue{<string>|?}パラメーター/戻り値 <string>
設定値は文字列の 2 進数で設定します。
x = 無視,1,0:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition ID
例:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue "00X1X01X":SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue?
>01100X1X01X

トリガ検索条件は 01010X1X の ID です。

3-20-50.:SEARCH:FFTPeak:METHod
Set
Query

説明
関連コマンドFFT ピーク検出の方法を指定します。
:SEARCH:TRIGger:TYPe:SEARCH:FFTPeak:METHod:MPEak:SEARCH:TRIGger:LEVel:SEARCH:FFTPeak:METHod {MPEak | LEVel | ?}シンタックス
パラメーター/戻り値 MPEak
MaxPeak を指定します。
LEVel
レベルで指定します。
:SEARCH:FFTPeak:METHod LEVel
例:SEARCH:FFTPeak:METHod?
>LEVEL:SEARCH:TRIGger:LEVel?
>1.000E+00:SEARCH:TRIGger:LEVel 2:SEARCH:TRIGger:LEVel?
>2.000E+00

3-20-51.:SEARCH:FFTPeak:METHod:MPEak
Set
Query

説明
関連コマンドピークの番号の設定と指定されたピークの周波数を返答します。
:SEARCH:TRIGger:TYPe:SEARCH:FFTPeak:METHod:SEARCH:FFTPeak:LIST
166

シンタックス
パラメーター
戻り値
例:SEARCH:FFTPeak:METHod:MPEak {<NR1> | ?}<NR1>
ピークの番号を指定します。 1~10<NR3>
ピークの個数を応答します。
:SEARCH:FFTPeak:METHod MPEak:SEARCH:FFTPeak:METHod:MPEak?
>1.000E+00

3-20-52.:SEARCH:FFTPeak:SINFo
Set
Query

説明
ピーク検出の状態を指定します。
:SEARCH:TRIGger:TYPe
関連コマンド:SEARCH:FFTPeak:SINFo {MARK | PEAK | ?}シンタックス
パラメーター/戻り値 MARK
マーカーを指定します。
PEAK
ピーク検出を指定します。
:SEARCH:FFTPeak:SINFo?
例>PEAK:SEARCH:FFTPeak:SINFo mark
:SEARCH:FFTPeak:SINFo?
>MARK

3-20-53.:SEARCH:FFTPeak:LIST
Query

説明
シンタックス
例

FFT のイベントリストを要求します。
:SEARCH:FFTPeak:LIST?
:SEARCH:FFTPeak:LIST?
>No.,Frequency,Value;
1,1.000E+04,-6.400E+00;
2,2.750E+06,-7.360E+01;
各行は CR で区切られています。

167

3-21. ラベルコマンド
3-21-1. :CHANnel<X>:LABel .................................................................. 168
3-21-2. :CHANnel<X>:LABel:DISPlay .................................................... 169
3-21-3. :REF<X>:LABel .......................................................................... 169
3-21-4. :REF<X>:LABel:DISPlay ............................................................ 170
3-21-5. :BUS1:LABel .............................................................................. 170
3-21-6. :BUS1:LABel:DISPlay ................................................................ 171
3-21-7. :SET<X>:LABel .......................................................................... 171

3-21-1.:CHANnel<X>:LABel
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値

例1
例2

選択したチャンネルのファイルラベルを設定します。
:CHANnel<X>:LABel {<string> | ?}:CHANnel<X>:LABel:DISPlay<X>
チャンネル 1、2、3、4<string>
英数字、アンダースコア文字、ピリオド、ダッシュで文字列が 8 文字以下でなければなりません。文字列は“で囲む必要があります。
<string>
選択したチャンネルのラベルを返します。ラベルが割り当てられていないと応答しません。
:CHANnel1:LABel "CH1_lab"
チャンネル 1 のラベルに"CH1_lab"を設定します。
:CHANnel1:LABel?
CH1_lab168

3-21-2.:CHANnel<X>:LABel:DISPlay
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

選択したチャンネルのラベルをオン/オフを設定します。
:CHANnel<X>:LABel:DISPlay { OFF | ON | ? }:CHANnel<X>:LABel<X>
チャンネル 1、2、3、4
OFF
選択したチャンネルのファイルラベルのオフ
設定
ON
選択したチャンネルのファイルラベルのオン
設定
選択したチャンネルのファイルラベルの状態を返します。
(ON, OFF).
:CHANnel1:LABel "CH1":CHANnel1:LABel:DISPlay ON:CHANnel1:LABel:DISPlay?
ON
チャンネル 1 のラベルに"CH1"に設定しラベル表示をオンにします。ラベルの照会をするとオンが返答されます。

3-21-3.:REF<X>:LABel
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値

例1
例2

選択したリファレンス波形のファイルラベルを設定します。
:REF<X>:LABel {<string> | ?}:REF<X>:LABel:DISPlay<X>
REF 1, 2, 3, 4
<string>
英数字、アンダースコア文字、ピリオド、ダッシュで文字列が 8 文字以下でなければなりません。文字列は“で囲む必要があります。
<string>
選択したチャンネルのラベルを返します。ラベルが割り当てられていないと応答しません。
:REF1:LABel "REF1_lab"
リファレンス波形 1 のラベルに" REF1_lab "を設定します。
:REF1:LABel?
REF1_lab169

3-21-4.:REF<X>:LABel:DISPlay
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例

選択したリファレンス波形のラベルのオンまたはオフを設定します。
:REF<X>:LABel:DISPlay { OFF | ON | ? }:REF<X>:LABel<X>
リファレンス波形 1、2、3、4
OFF選択したリファレンス波形のファイルラベルのオフ設定
ON選択したリファレンス波形のファイルラベルのオン設定選択したリファレンス波形のファイルラベルの状態を返します。(ON, OFF).
:REF1:LABel "REF1":REF1:LABel:DISPlay ON:REF1:LABel:DISPlay?
ON
リファレンス波形 1 のラベルに" REF1"に設定しラベル表示をオンにします。ラベルの照会をするとオンが返答されます。

3-21-5.:BUS1:LABel
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値
例1
例2

バス用のファイル·ラベルを設定します。
:BUS1:LABel {<string> | ?}:BUS1:LABel:DISPlay<string>
英数字、アンダースコア文字、ピリオド、ダッシュで文字列が 8 文字以下でなければなりません。文字列は“で囲む必要があります。
<string>
バス用のラベルを返します。ラベルが割り当てられていないと応答しません。
:BUS1:LABel "Bus"
バスのラベルを"Bus"に設定します。
:BUS1:LABel?
Bus

170

3-21-6.:BUS1:LABel:DISPlay
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター
戻り値
例

バスのラベルのオンまたはオフを設定します。
:BUS1:LABel:DISPlay { OFF | ON | ? }:BUS1:LABel
OFF
バス用のラベルのオフ設定
ON
バス用のラベルのオン設定
バス用のファイル·ラベルの状態を返します。(ON, OFF).
:BUS1:LABel "Bus":BUS1:LABel:DISPlay ON:BUS1:LABel:DISPlay?
ON
バス 1 のラベルに" Bus "に設定しラベル表示をオンにします。ラベルの照会をするとオンが返答されます。

3-21-7.:SET<X>:LABel
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター

戻り値

例1

例2

選択されたセットアップ用のファイル·ラベルを設定します。
:SET<X>:LABel {<string> | ?}:SET<X>:LABel:DISPlay<X>
1 から 20 の設定番号<string>
英数字、アンダースコア文字、ピリオド、ダッシュで文字列が 8 文字以下でなければなりません。文字列は“で囲む必要があります。
<string>
選択したセットアップ用のラベルを返します。
ラベルが割り当てられていないと応答しません。
:SET1:LABel "SET1_lab"
Sets the label for setup 1 as "SET1_lab".
セットアップ 1 用のラベルを" SET1_lab "に設定します。
:SET1:LABel?
SET1_lab171

3-22. セグメント·コマンド
3-22-1. :SEGMents:STATE .................................................................... 173
3-22-2. :SEGMents:CURRent................................................................. 173
3-22-3. :SEGMents:TOTalnum ............................................................... 173
3-22-4. :SEGMents:TIMe ........................................................................ 174
3-22-5. :SEGMents:DISPALL ................................................................. 174
3-22-6. :SEGMents:MEASure:MODe ..................................................... 174
3-22-7. :SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce ....................................... 175
3-22-8. :SEGMents:MEASure:PLOT:DIVide........................................... 175
3-22-9. :SEGMents:MEASure:PLOT:SELect .......................................... 175
3-22-10. :SEGMents:MEASure:PLOT:RESults....................................... 176
3-22-11. :SEGMents:MEASure:TABle:SOURce ..................................... 176
3-22-12. :SEGMents:MEASure:TABle:SELect........................................ 176
3-22-13. :SEGMents:MEASure:TABle:LIST............................................ 177
3-22-14. :SEGMents:MEASure:TABle:SAVe .......................................... 177
3-22-15. :SEGMents:SAVe ..................................................................... 177
3-22-16. :SEGMents:SAVe:SOURce ...................................................... 177
3-22-17. :SEGMents:SAVe:SELect:STARt ............................................. 178
3-22-18. :SEGMents:SAVe:SELect:END ................................................ 178

172

3-22-1.:SEGMents:STATE
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ
例

セグメントメモリー機能をオン・オフします:SEGMents:STATE { OFF | ON | ? }:RUN ; :STOP
OFF
セグメントメモリー機能をオフにしますONセグメントメモリー機能をオンにします:SEGMents:STATE ON
セグメントメモリー機能をオンにします

3-22-2.:SEGMents:CURRent
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ

例

現在のセグメント番号の設定と要求をします。
:SEGMents:CURRent {SETTOMIN|SETTOMAX|NR1|?}:SEGMents:STATE ； :SEGMents:TOTalnum
SETTOMIN セグメントを最小に設定します。
SETTOMAX セグメントを最大に設定します。
<NR1>
1~29000:SEGMents:CURRent 10
セグメント番号を 10 に設定します。

3-22-3.:SEGMents:TOTalnum
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ

例

セグメントの分割数を設定します。
:SEGMents:TOTalnum{SETTOMIN|SETTOMAX|<NR1>|?}:SEGMents:STATE ； :SEGMents:CURRentSETTOMIN 分割数を最小に設定します
SETTOMAX 分割数を現在のメモリ長で可能な最大に設
定します。
<NR1>
1~29000:SEGMents:TOTalnum SETTOMAX
分割数を最大の 29000 に設定します。

173

3-22-4.:SEGMents:TIMe
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値
例

表示しているセグメントの最初のセグメントからの経過時間を応答します。
:SEGMents:TIMe?
:SEGMents:STATE ； :SEGMents:CURRent
The segment time as <NR3>.
:SEGMents:TIMe?
>8.040E-03
経過時間は 8.04ms です。

3-22-5.:SEGMents:DISPALL
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ
例

全てのセグメントを表示するかどうかを設定します。
:SEGMents:DISPALL {OFF|ON|?}:SEGMents:STATE ； :SEGMents:CURRent
OFF
全てのセグメントを表示しません。
ON
全てのセグメントを表示します。
:SEGMents:DISPALL ON
全てのセグメントを表示します。

3-22-6.:SEGMents:MEASure:MODe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ

例

セグメント動作時の測定モードを設定します。
:SEGMents:MEASure:MODe {OFF|PLOT|TABle|?}:MEASUrement:MEAS<x>OFF
セグメント動作時の自動測定を停止します。
PLOT
セグメント動作時の自動測定を統計にします。
TABLE
セグメント動作時の自動測定をリストにします。
:SEGMents:MEASure:MODe?
>PLOT
セグメント動作時の自動測定は統計です。

174

3-22-7.:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ
例

セグメント動作時の統計モードのソースを選択します:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce {<NR1> | ? |}:SEGMents:MEASure:MODe ; :SEGMents:MEASure:PL
OT:DIVide ; :SEGMents:MEASure:PLOT:SELect ; :SEG
Ments:MEASure:PLOT:RESults<NR1>
1~8 (自動測定の項目番号を指定します）:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce 1
1 番目の自動測定の項目をソースに設定します。

3-22-8.:SEGMents:MEASure:PLOT:DIVide
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ例

統計モードの bin 数を設定します。
:SEGMents:MEASure:PLOT:DIVide {<NR1> | ? |}:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce ; :SEGMents:MEA
Sure:PLOT:SELect
<NR1>
1~20
:SEGMents:MEASure:PLOT:DIVide 5
bin 数を 5 に設定します。

3-22-9.:SEGMents:MEASure:PLOT:SELect
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ
戻り値
例

統計モードの Bin の番号を指定します。
:SEGMents:MEASure:PLOT:SELect {<NR1> | ? |}:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce:SEGMents:MEASure:PLOT:DIVide
<NR1>
1~20
<NR3>.
:SEGMents:MEASure:PLOT:SELect 5
5 番目を指定します。

175

3-22-10.:SEGMents:MEASure:PLOT:RESults
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値
例

選択されているている統計情報を要求します。
:SEGMents:MEASure:PLOT:RESults?
:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce ; :SEGMents:MEA
Sure:PLOT:DIVide ; :SEGMents:MEASure:PLOT:SELect<string> 文字列で測定データが戻ります。
:SEGMents:MEASure:PLOT:RESults?
> MAX,1.000kHz;MIN,1.000kHz;MEAN,1.000kHz; Bin
Statistics,1 of 10;Percent,10.00%;Count,1;
Measured,10;Unmeasured,0;Bin Range,
1.000kHz~1.000kHz;
1 つ目の統計情報の結果です。

3-22-11.:SEGMents:MEASure:TABle:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ
例

セグメント動作時のリストモードのソースを選択します:SEGMents:MEASure:TABle:SOURce {CH1 | CH2 | CH3|
CH4 | ? |}:SEGMents:MEASure:MODe ; :SEGMents:MEASure:TAB
le:SELect ; :SEGMents:MEASure:TABle:LIST
CH1~CH4 チャンネルを指定:SEGMents:MEASure:TABle:SOURce CH1
ソースに CH1 を指定します。

3-22-12.:SEGMents:MEASure:TABle:SELect
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
パラメータ
戻り値
例

セグメント動作時のテーブルの番号を指定します。
:SEGMents:MEASure:TABle:SELect {<NR1> | ? |}:SEGMents:TOTalnum<NR1>
1~29000<NR3>.
:SEGMents:MEASure:TABle:SELect 10
10 番目のテーブルを指定します。

176

3-22-13.:SEGMents:MEASure:TABle:LIST
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

指定されているテーブルの情報を要求します:SEGMents:MEASure:TABle:LIST?
文字列で情報を応答します。
:SEGMents:MEASure:TABle:LIST?
>"TEXIO DCS-1000B, serial number P930116, version
V1.11",Segment Summary : CH1, Seg.,Pk-Pk (V),Pk-Pk(V),1,8.00m,8.00m……etc

3-22-14.:SEGMents:MEASure:TABle:SAVe
Set

説明
シンタックス

自動測定の結果を保存します。
:SEGMents:MEASure:TABle:SAVe

3-22-15.:SEGMents:SAVe
Set

説明
シンタックス
関連コマンド例

セグメント動作時の結果を保存します。
:SEGMents:SAVe:SEGMents:SAVe:SOURce ; :SEGMents:SAVe:SELect:
STARt ; :SEGMents:SAVe:SELect:END:SEGMents:SAVe:SOURce CH1:SEGMents:SAVe:SELect:STARt 1:SEGMents:SAVe:SELect:END 10:SEGMents:SAVe

3-22-16.:SEGMents:SAVe:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
例

セグメント動作時の保存するチャンネルを指定します。
:SEGMents:SAVe:SOURce {CH1 | CH2 | CH3| CH4 | ? |}CH1~CH4 チャンネルを指定します。
:SEGMents:SAVe:SOURce CH1
CH1 を指定します。

177

3-22-17.:SEGMents:SAVe:SELect:STARt
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ

例

保存するセグメントの開始番号を指定します。
:SEGMents:SAVe:SELect:STARt{SETTOMIN | SETTOMAX | <NR1> | ? }:SEGMents:TOTalnum
SETTOMIN 最初を指定します。
SETTOMAX 最後を指定します。
<NR1>
1~29000 で直接指定します。.
:SEGMents:SAVe:SELect:STARt 2
開始を 2 に設定します。.

3-22-18.:SEGMents:SAVe:SELect:END
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ

例

保存するセグメントの開始番号を指定します。
:SEGMents:SAVe:SELect:END{SETTOMIN | SETTOMAX | <NR1> | ? }:SEGMents:TOTalnum
SETTOMIN 最初を指定します。
SETTOMAX 最後を指定します。
<NR1>
1~29000 で直接指定します。.
:SEGMents:SAVe:SELect:END 10
終了を 10 に設定します。

178

3-23. DVM コマンド
3-23-1. :DVM:STATE .............................................................................. 179
3-23-2. :DVM:SOURce ........................................................................... 179
3-23-3. :DVM:MODe ............................................................................... 180
3-23-4. :DVM:VALue .............................................................................. 180

3-23-1.:DVM:STATE
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ
例

DVM 動作を設定します:DVM:STATE {OFF | ON | ? }:DVM:SOURce ; :DVM:MODeOFF
オフにします。
ON
オンにします。
:DVM:STATE ON
オンにします3-23-2.:DVM:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ
例

DVM の測定するチャンネルを指定します。
:DVM:SOURce {CH1|CH2|CH3|CH4|?}:DVM:SOURce ; :DVM:MODe ; :DVM:STATE
CH1~CH4 チャンネルを指定します。
:DVM:SOURce CH1
チャンネル１を設定します。

179

3-23-3.:DVM:MODe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメータ

例

DVM の測定項目を指定します。.
:DVM:MODe {ACRMS|DC|DCRMS|DUTY|FREQuency|?}:DVM:SOURce ; :DVM:STATEACRMS
AC RMS を測定します。
DC
DC を測定します。
DCRMS
DC RMS を測定します。
DUTY
Duty を測定します。
FREQuency 周波数を設定します:DVM:MODe DUTY
デューティーを測定します。

3-23-4.:DVM:VALue
Query

説明
シンタックス
関連コマンド
戻り値
例

DVM の測定値を返答します。.
:DVM:VALue?
:DVM:SOURce ; :DVM:STATE, :DVM:MODe<NR3>
測定値を返答します。
:DVM:VALue?
>8.410E-04

1803-24. Go NoGo コマンド
Go-NoGo テストを使用する場合は先に条件の設定が必要です。SCRIPT および
TEMPLATE のコマンドを使用して条件を設定してください。
3-24-1. :GONogo:CLEar ......................................................................... 181
3-24-2. :GONogo:EXECute .................................................................... 181
3-24-3. :GONogo:FUNCtion ................................................................... 182
3-24-4. :GONogo:NGCount .................................................................... 182
3-24-5. :GONogo:NGDefine ................................................................... 182
3-24-6. :GONogo:SOURce ..................................................................... 182
3-24-7. :GONogo:VIOLation ................................................................... 183
3-24-8. :GONogo:SCRipt ........................................................................ 183
3-24-9. :TEMPlate:MODe ....................................................................... 183
3-24-10. :TEMPlate:MAXimum ............................................................... 184
3-24-11. :TEMPlate:MINimum ................................................................ 184
3-24-12. :TEMPlate:POSition:MAXimum ................................................ 184
3-24-13. :TEMPlate:POSition:MINimum ................................................. 184
3-24-14. :TEMPlate:SAVe:MAXimum ..................................................... 185
3-24-15. :TEMPlate:SAVe:MINimum ...................................................... 185
3-24-16. :TEMPlate:TOLerance .............................................................. 185
3-24-17. :TEMPlate:SAVe:AUTo ............................................................ 185

3-24-1.:GONogo:CLEar
Set

説明シンタックス

判定結果のカウンタをクリアします。
:GONogo:CLEar

3-24-2.:GONogo:EXECute
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
例

判定の実行を設定します:GONogo:EXECute {OFF|ON|?}
OFF
判定なし
ON
判定あり
:GONogo:EXECute OFF
Go-NoGo 判定をオフにします。

181

3-24-3.:GONogo:FUNCtion
Set

説明シンタックス

Go-NoGo 機能を初期化します。開始時に必ず実行します:GONogo:FUNCtion

3-24-4.:GONogo:NGCount
Query

説明
シンタックス
戻り値
例

判定の回数を応答します。
:GONogo:NGCount {?}<string> NG 回数,判定回数を応答します。
:GONogo:NGCount?
> 3,2525 回判定中 3 回 NoGo です。

3-24-5.:GONogo:NGDefine
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ例

NoGo の条件を指定します。
:GONogo:NGDefine {EXITs|ENTers|?}
EXITs
範囲からはずれたときが NoGo となります。
ENTers範囲に入ったと気が NoGo となります。
:GONogo:NGDefine EXITs
範囲からはずれたときが NoGo となります。

3-24-6.:GONogo:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
例

判定を行うチャンネルを指定します。
:GONogo:SOURce {CH1|CH2|CH3|CH4|?}
CH1~CH4:GONogo:SOURce CH1
CH1 を判定に使用します。

182

3-24-7.:GONogo:VIOLation
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ例

NoGo 状態での動作を設定します。
:GONogo:VIOLation{STOP|STOP_Beep|CONTinue|CONTINUE_Beep|?}
STOP
取込みを停止します
CONTinue
そのまま継続します:GONogo:VIOLation STOP
異常になると取込を停止します。

3-24-8.:GONogo:SCRipt
Set

説明
シンタックス
パラメータ
例

Go-NoGo 判定のアプリを有効・無効にします。
:GONogo:SCRipt {OFF | ON | ?}ON
オンにします。
OFF
オフにします。
:GONogo:SCRipt?
>ON
動作中です。

3-24-9.:TEMPlate:MODe
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ

例

判定のテンプレート設定のモードを設定します。
:TEMPlate:MODe{MAXimum|MINimum|AUTO|?}
MAXimum
最大値の設定です。
MINimum
最小値の設定です。
AUTO
自動設定です。
:TEMPlate:MODe AUTO
テンプレート設定を自動にします。

183

3-24-10.:TEMPlate:MAXimum
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
例

最大値の波形を設定します。（REF1 、W1~W20）:TEMPlate:MAXimum{REF1|W1~W20|?}
REF1
REF1 を指定します。
W1~W20 W1~W20 で指定します。
:TEMPlate:MAXimum REF1
REF1 を最大波形とします。

3-24-11.:TEMPlate:MINimum
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
例

最小値の波形を設定します。（REF2 、W1~W20）:TEMPlate:MINimum{REF2|W1~W20|?}
REF2
REF2 を指定します・
W1~W20 W1~W20 で指定します。
:TEMPlate:MINimum REF2
REF2 を最小波形とします。

3-24-12.:TEMPlate:POSition:MAXimum
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

テンプレートの最大側のオフセットを設定します。
:TEMPlate:POSition:MAXimum{NR2|?}<NR2>
設定は-12.0 ~ +12.0 div の範囲内です<NR2>:TEMPlate:POSition:MAXimum 3.00
テンプレートの上方向の設定を 3div にします。

3-24-13.:TEMPlate:POSition:MINimum
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
戻り値
例

テンプレートの最小側のオフセットを設定します:TEMPlate:POSition:MAXimum{NR2|?}<NR2>
設定は-12.0 ~ +12.0 div の範囲内です<NR2>:TEMPlate:POSition:MINimum 3.00
テンプレートの下方向の設定を 3div にします。
184

3-24-14.:TEMPlate:SAVe:MAXimumSet

説明シンタックステンプレートへ最大値の波形を保存します:TEMPlate:SAVe:MAXimum

3-24-15.:TEMPlate:SAVe:MINimum
Set

説明
シンタックステンプレートへ最小値の波形を保存します:TEMPlate:SAVe:MINimum

3-24-16.:TEMPlate:TOLerance
Set
Query

説明
シンタックス
パラメータ
例

判定の許容値を％で設定します。
:TEMPlate:TOLerance{NR2|?}<NR2>
許容値を 0.4 ~ 40 で設定します。
:TEMPlate:TOLerance 10許容値を 10%とします。

3-24-17.:TEMPlate:SAVe:AUTo
Set

説明シンタックス

自動でテンプレートを保存します。
:TEMPlate:SAVe:AUTo

185

3-25. データログコマンド
データログアプリケーションが必要です
3-25-1. :DATALOG:STATE..................................................................... 186
3-25-2. :DATALOG:SOURce .................................................................. 186
3-25-3. :DATALOG:SAVe ....................................................................... 187
3-25-4. :DATALOG:INTerval................................................................... 187
3-25-5. :DATALOG:DURation................................................................. 187

3-25-1.:DATALOG:STATE
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター/戻り値
例

データログ動作の状態を設定します:DATALOG:STATE{OFF|ON|?}:DATALOG:SOURce :DATALOG:SAVe:DATALOG:INTerval :DATALOG:DURation
OFF
データログを終了します。
ON
データログを開始します。
DATALOG:STATE ON
データログを開始します。

3-25-2.:DATALOG:SOURce
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター/戻り値
例

データログを行うチャンネルを設定します。
:DATALOG:SOURce {CH1~CH4|all|?}:DATALOG:STATE :DATALOG:SAVe:DATALOG:INTerval :DATALOG:DURation
CH1~CH4 Channel 1～4.
all
表示中の全チャンネルをログします:DATALOG:SOURce CH1
ch1をログします。

186

3-25-3.:DATALOG:SAVe
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター/戻り値例

ログ形式を選択します。
:DATALOG:SAVe {IMAGe|WAVEform|?}:DATALOG:STATE :DATALOG:SOURce:DATALOG:INTerval :DATALOG:DURation
IMAGe
画面イメージで保存します
WAVEform 波形データで保存時ます。
:DATALOG:SAVe WAVEform
波形データでログします。

3-25-4.:DATALOG:INTerval
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター/戻り値

例

データログの間隔を設定します。
:DATALOG:INTerval {<NR1>|?}:DATALOG:STATE :DATALOG:SOURce:DATALOG:SAVe :DATALOG:DURation<NR1>
間隔を秒で設定します。
2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 60, 120
イメージ保存時は5秒以上のみ:DATALOG:INTerval 2
間隔を2秒にします。

3-25-5.:DATALOG:DURation
Set
Query

説明
シンタックス
関連コマンドパラメーター/戻り値

例

データログの持続時間を設定します。.
:DATALOG:DURation {<NR1>|?}:DATALOG:STATE :DATALOG:SOURce:DATALOG:SAVe :DATALOG:INTerval<NR1>
データログの持続時間を分で設定します。
5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 150,
180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390,
420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 1200,
1800, 2400, 3000, 3600, 4200, 4800,
5400, 6000
:DATALOG:DURation 10
持続時間を10分にします。
187

3-26. Remote Disk コマンド
3-26-1. :REMOTEDisk:IPADDress ......................................................... 188
3-26-2. :REMOTEDisk:PATHName ........................................................ 188
3-26-3. :REMOTEDisk:USERName ....................................................... 189
3-26-4. :REMOTEDisk:PASSWord ......................................................... 189
3-26-5. :REMOTEDisk:MOUNT .............................................................. 189
3-26-6. :REMOTEDisk:AUTOMount ....................................................... 190

3-26-1.:REMOTEDisk:IPADDress
Set
Query

説明
リモートディスクとして接続する機器の IP を設定します。
:REMOTEDisk:IPADDress {<string>|?}シンタックス
パラメーター/戻り値 <string>
IPv4 の形式の文字列となります。
”172.16.20.255” のようにダブルクォーテー
ションが前後に必要です。
:REMOTEDisk:IPADDress “172.16.20.255”
例
リモートディスクに IPv4 の”172.16.20.255”の機器を指定します。
注意
接続先のフォルダ名は 7bitASCII でないと正しく表示・選択できません。

3-26-2.:REMOTEDisk:PATHName
Set
Query

説明
リモートディスクの共有フォルダ名を指定します。
:REMOTEDisk:PATHName {<string>|?}シンタックス
パラメーター/戻り値 <string>
共有名の文字列を指定します。前後にダブ
ルクォーテーションが必要です。
:REMOTEDisk:PATHName “share”
例share を共有フォルダに設定します。

188

3-26-3.:REMOTEDisk:USERName
Set
Query

説明
共有フォルダのアクセスのためのユーザー名を指定します。
:REMOTEDisk:USERName {<string> | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 <string>
ユーザー名を文字列で指定します。ダブルクォーテーションが前後に必要です。
:REMOTEDisk:USERName “User”
例
ユーザー名を User に設定します。
注意
共有フォルダにセキュリティが設定されていない場合も指定
してください。

3-26-4.:REMOTEDisk:PASSWord
Set
Query

説明
共有フォルダのアクセスのパスワードを設定します。
:REMOTEDisk:PASSWord {<string> | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 <string>
パスワードを文字列で指定します。ダブルクォーテーションが前後に必要です。
:REMOTEDisk:PASSWord “Password”
例
パスワードに Password を指定します。

3-26-5.:REMOTEDisk:MOUNT
Set
Query

説明
リモートディスクの接続をオン・オフします。
:REMOTEDisk:MOUNT { OFF | ON | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 OFF
接続をオフします。
ON
接続をオンします。
:REMOTEDisk:IPADDress "172.16.20.255"
例:REMOTEDisk:PATHName "remote_disk":REMOTEDisk:USERName "guest":REMOTEDisk:PASSWord "password":REMOTEDisk:MOUNT ON“\\172.16.20.255\remote_disk”の共有フォルダへユーザ
ー：guest、パスワード：password で接続します。

189

3-26-6.:REMOTEDisk:AUTOMount
Set
Query

説明
リモートディスクへの再接続を設定します。
:REMOTEDisk:AUTOMount { OFF | ON | ? }シンタックス
パラメーター/戻り値 OFF
再接続しません。
ON
次に電源をオンした時にもリモートディスクに接続します。
:REMOTEDisk:AUTOMount ON
例
再接続をオンにします。

190

第4章 付録
4-1. エラーメッセージ":SYSTem:ERRor?"コマンドの照会は以下のエラーメッセージが返答されます。
No.
内容
No.
内容
0 No error.
-181 無効な外部のマクロ定義-100 コマンドエラー-183 マクロ定義の中で無効な-101 無効な文字-184 マクロのパラメータエラー-102 構文エラー-200 実行エラー-103 無効なセパレータ-201 無効状態-104 データ型のエラー-202 設定が失われました-105 許可されていない GET-203 コマンドが実行できません-108 許可されていないパラメーター-210 トリガ·エラー-109 パラメーターの欠落-211 トリガは無視されました-110 コマンド·ヘッダ·エラー-212 Arm は無視されました-111 ヘッダ·セパレータエラー-213 初期化が無視されました-112 あまりに長い·ニーモニック-214 トリガのデッドロック-113 未定義のヘッダ-215 Arm デッドロック-114 範囲外のヘッダサフィックス-220 パラメータエラー-115 パラメーター数が違います-221 設定の衝突-120 数値データエラー-222 範囲外データ-121 番号に無効な文字があります-223 データが多すぎる-123 指数が大きすぎます-224 不正なパラメーター値-124 桁数が多すぎます-225 メモリ不足-128 許可されていない数値データ-226 違う長さの一覧表示-130 接尾辞のエラー-230 破損または古いデータ-131 無効なサフィックス-231 疑わしいデータ-134 接尾辞が長すぎます-232 無効なフォーマット
-138 接尾辞が許可されていません-233 無効なバージョン-140 文字データエラー-240 ハードウェアエラー
-141 無効な文字データ-241 ハードウェアがありません-144 文字データが長すぎます-250 マスストレージエラー-148 許可されていない文字データ-251 大容量記憶装置がありません-150 文字列データの誤り-252 ミッシング·メディア-151 無効な文字列データ-253 破損メディア-158 許可されていない文字列データ-254 メディアフル-160 ブロックデータエラー-255 完全なディレクトリ
-161 ブロックデータが無効です-256 ファイル名が見つかりません-168 許可されていないブロックデータ-257 ファイル名の誤り-170 式のエラー-258 メディア保護された-171 無効な式-260 式のエラー-178 許可されていないデータ形式-261 式の算術エラー-180 マクロエラー-270 マクロエラー

No.
-271
-272
-273
-274
-275
-276
-277
-278
-280
-281
-282
-283
-284
-285
-286
-290
-291
-292
-293
-294
-300
-310
-311
-312
-313
-314
-315
-320
-321
-330
-340
-350
-360
-361
-362
-363
-365
-400
-410
-420
-430
-440

内容
マクロの構文エラー
マクロの実行エラー
不正なマクロ·ラベル
マクロのパラメータエラー
マクロ定義が長すぎます
マクロの再帰エラー
許可されていないマクロの再定義
マクロのヘッダが見つかりません
プログラムエラー
プログラムを作成できません
不正プログラム名
不正な変数名プログラムは、現在実行されています
プログラムの構文エラー
プログラム実行時のエラー
メモリ使用エラー
メモリ不足
参照された名前が存在しません
参照された名前が既に存在します
互換性のないタイプ
デバイス固有のエラー
システムエラー
メモリエラー
PUD メモリが失われた
校正メモリが失われた
セーブ/リコールメモリが失われた
コンフィギュレーションメモリが失われた
記憶障害
メモリ不足
セルフテストに失敗しました
キャリブレーションに失敗しました
キューがオーバーフローしました
通信エラー
プログラム·メッセージ内のパリティエラー
プログラム·メッセージ内のフレーミングエラー
入力バッファオーバーラン
タイムアウトエラー
クエリエラー
クエリが中断されました
クエリが閉じていません
クエリのデッドロックが発生しました
クエリが終了していません4-2. USB 通信についての補足
本器の USB 通信は USB-CDC クラスを用いており、PC からは RS-232C ポートとして認識されています。通常であればデータのやり取りでデータの欠落は発生しませんが、4k バイト以上のデータを転送する場合に、PC の性能および OSのバージョン、プログラムの作り方によってはデータを取りこぼすことがあり、プログラミングに注意が必要です。
バイナリデータが”# + レングス桁数 + レングス + 実データ + LF”の IEEE488.2
形式の場合の受信は以下の通りとなります。
(波形データおよび画面データが対象となります。)
・送受信のバッファサイズは初期状態(4k)のままとします。
・通信速度は 9600bps とします、他の設定はエラーとなります。
・バイナリモードで受信します。
・データの扱いを文字列とすると漢字コードや改行コードの自動変換が行われるので注意してください。
１． 2 バイト受信し、1 バイト目が#であることを確認します。2 バイト目を桁の長さ(Length：1~9、HEX コードで 0x30 を引いた値)とします。
２． Length のバイトを受信し、文字列として整数に変換して全データ数とします。
３． 受信バッファの残データ数が 1024 以上であれば、データを受信します。
４． 残データ数が 1024 未満で、受信済みのデータ数との和が総データ数
であれば６.に飛びます。
５． データ数が 1024 未満であれば 5ms の Wait 行い、タイムアウトでなければ３.に戻る
６． 残りのデータを受信し、受信したすべてのデータを連結して完了です。
マルチスレッドなどで受信を行う場合でも同様です。本手法はデータ長が確認できる場合有効です。データ長が不明な可変長のデータの場合は、タイムアウト時間を調整し、タイムアウトで終了する方法をとってください。

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
https://www.texio.co.jp/

アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F

TEL.045-620-2786