表紙

プログラミング マニュアル
電子負荷装置LSG シリーズ
LSG-175
LSG-350
LSG-1050
LSG-2100S

LSG-175H
LSG-350H
LSG-1050H
LSG-2100SH

B71-0489-11

■ 商標・登録商標について
本マニュアルに記載されている会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社および各団体の商標または登録商標です。
■ 取扱説明書について
本説明書の内容の一部または全部を転載する場合は、著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本説明書の内容は改善のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書類の最新版は当社 HP (https://www.texio.co.jp/download/)に掲載されています。
当社では環境への配慮と廃棄物の削減を目的として、製品に添付している紙または CD の取説類の廃止を順次進めております。取扱説明書に付属の記述があっても添付されていない場合があります。
■ ソフトウエアバージョンについて
本取扱説明書の対応するファームウエアバージョンは以下の通りです。
LSG シリーズ：Ver1.32 以後
LSG-H シリーズ
：Ver1.08 以後

・本バージョンでは MPPT 機能の通信制御はサポートされていません。

目 次
第 1 章 概要 .................................................................... 1
1-1. 前 面パネル外 観 ........................................................ 1
1-2. 背 面パネル外 観 ........................................................ 1
1-3. オプションカードのインストール ..................................... 2

第 2 章 インタフェース設定 ................................................ 3
2-1. USB インタフェース設 定 ............................................... 3
2-2. RS-232C インタフェース設 定 ........................................ 3
2-3. GP-IB インタフェース設定 ............................................ 4
2-4. LAN インタフェースの設定 ............................................ 5
2-5. RS-232C/USB リモートコントロール機能チェック ............. 6
2-6. RealTerm を使用してリモート接続 を確 認する ................. 6
2-7. GP-IB リモートコントロール機能チェック .......................... 8
2-8. LAN 機能 チェック(HTTP) ........................................... 10
2-9. LAN 機能 チェック(Socket) ......................................... 10

第 3 章 コマンド概要 ........................................................143-1. コマンドシンタックス .................................................. 14

第 4 章 コマンド詳細 ........................................................174-1. 共 通コマンド ............................................................ 17
4-1-1. *CLS ............................................................................. 17
4-1-2. *ESE ............................................................................. 17
4-1-3. *ESR ............................................................................. 18
4-1-4. *IDN .............................................................................. 18
4-1-5. *OPC ............................................................................. 18
4-1-6. *RCL ............................................................................. 19
4-1-7. *RST ............................................................................. 19
4-1-8. *SAV ............................................................................. 19
4-1-9. *SRE ............................................................................. 20
4-1-10. *STB ........................................................................... 20
4-1-11. *TRG ........................................................................... 21
4-1-12. *TST............................................................................ 21
4-2. トリガコマンド ........................................................... 22
4-2-1. :ABORt .......................................................................... 23
4-2-2. :INPut[:STATe]:TRIGgered ........................................... 23
4-2-3. :INITiate[:IMMediate] .................................................... 23
4-2-4. :INITiate:CONTinuous .................................................. 24
4-2-5. :TRIGger[:DELay]:TIME ............................................... 24
4-2-6. :TRIGger[:PULSe]:WIDTh ............................................ 25

4-3. 入 力コマンド ............................................................ 25
4-3-1. :INPut ............................................................................ 25
4-3-2. :INPut:MODE ................................................................ 26
4-3-3. [:INPut]:SHORt ............................................................. 26
4-4. 測 定コマンド ............................................................ 27
4-4-1. :MEASure:CURRent ..................................................... 27
4-4-2. :MEASure:ETIMe .......................................................... 27
4-4-3. :MEASure:POWer ........................................................ 27
4-4-4. :MEASure:VOLTage ..................................................... 28
4-5. フェッチコマンド ........................................................ 28
4-5-1. :FETCh:CURRent ......................................................... 28
4-5-2. :FETCh:POWer............................................................. 28
4-5-3. :FETCh:VOLTage ......................................................... 28
4-6. 設 定サブシステムコマンド .......................................... 29
4-6-1. [:CONFigure]:OCP ........................................................ 29
4-6-2. [:CONFigure]:OPP ........................................................ 30
4-6-3. [:CONFigure]:UVP ........................................................ 30
4-6-4. [:CONFigure]:UVP:TIME .............................................. 31
4-6-5. [:CONFigure]:OVP ........................................................ 31
4-6-6. [:CONFigure]:SSTart .................................................... 32
4-6-7. [:CONFigure]:VON ........................................................ 32
4-6-8. [:CONFigure]:VDELay .................................................. 33
4-6-9. :CONFigure:RESPonse ................................................ 33
4-6-10. [:CONFigure]:CNTime ................................................ 34
4-6-11. [:CONFigure]:COTime ................................................ 34
4-6-12. [:CONFigure]:CRUNit ................................................. 35
4-6-13. :CONFigure:DYNamic ................................................ 35
4-6-14. :CONFigure:MEMory .................................................. 36
4-6-15. :CONFigure:SHORt .................................................... 36
4-6-16. :CONFigure:SHORt:SAFety ....................................... 37
4-6-17. :CONFigure:SHORt:FUNCtion ................................... 37
4-6-18. [:CONFigure]:GNG:MODE ......................................... 38
4-6-19. [:CONFigure]:GNG:H .................................................. 38
4-6-20. [:CONFigure]:GNG:L .................................................. 39
4-6-21. [:CONFigure]:GNG:C .................................................. 39
4-6-22. [:CONFigure]:GNG:DTIMe ......................................... 40
4-6-23. [:CONFigure]:GNG:SPECTest ................................... 40
4-6-24. [:CONFigure]:GNG[:PASS] ......................................... 41
4-7. パラレルコマンド ....................................................... 41
4-7-1. [:CONFigure]:PARallel .................................................. 41
4-8. ステップコマンド ........................................................ 42
4-8-1. :CONFigure:STATus .................................................... 42

4-8-2. [:CONFigure]:STEP:CC ................................................ 42
4-8-3. [:CONFigure]:STEP:CCH ............................................. 43
4-8-4. [:CONFigure]:STEP:CCM ............................................. 43
4-8-5. [:CONFigure]:STEP:CCL .............................................. 44
4-8-6. [:CONFigure]:STEP:CR ................................................ 44
4-8-7. [:CONFigure]:STEP:CRH ............................................. 45
4-8-8. [:CONFigure]:STEP:CRM ............................................. 45
4-8-9. [:CONFigure]:STEP:CRL .............................................. 46
4-8-10. [:CONFigure]:STEP:CV .............................................. 46
4-8-11. [:CONFigure]:STEP:CVH ........................................... 47
4-8-12. [:CONFigure]:STEP:CVL ............................................ 47
4-8-13. [:CONFigure]:STEP:CP .............................................. 48
4-8-14. [:CONFigure]:STEP:CPH ........................................... 48
4-8-15. [:CONFigure]:STEP:CPM ........................................... 49
4-8-16. [:CONFigure]:STEP:CPL ............................................ 49
4-9. 外 部制 御 コマンド ..................................................... 50
4-9-1. [:CONFigure]:EXTernal[:CONTrol] ............................... 50
4-9-2. [:CONFigure]:EXTernal:CV .......................................... 50
4-9-3. [:CONFigure]:EXTernal:LOADonin ............................... 51
4-10. モードサブシステムコマンド ...................................... 51
4-10-1. :MODE ........................................................................ 51
4-10-2. [:MODE]:CRANge ....................................................... 52
4-10-3. [:MODE]:VRANge ....................................................... 52
4-10-4. [:MODE]:RESPonse ................................................... 53
4-10-5. [:MODE]:DYNamic ...................................................... 53
4-11. 電 流サブシステムコマンド ........................................ 54
4-11-1. :CURRent[:VA] ........................................................... 54
4-11-2. :CURRent[:VA]:TRIGgered ......................................... 54
4-11-3. :CURRent:VB.............................................................. 55
4-11-4. :CURRent:SRATe ....................................................... 55
4-11-5. :CURRent:L1 .............................................................. 56
4-11-6. :CURRent:L2 .............................................................. 56
4-11-7. :CURRent:SET ........................................................... 57
4-11-8. :CURRent:LEVel ......................................................... 57
4-11-9. :CURRent:RISE .......................................................... 58
4-11-10. :CURRent:FALL ........................................................ 58
4-11-11. :CURRent:T1 ............................................................ 59
4-11-12. :CURRent:T2 ............................................................ 59
4-11-13. :CURRent:FREQuency............................................. 60
4-11-14. :CURRent:DUTY ...................................................... 60
4-11-15. :CURRent:RECall ..................................................... 61

4-12. 抵 抗 サブシステムコマンド ........................................ 62
4-12-1. :RESistance[:VA] ........................................................ 62
4-12-2. :RESistance[:VA]:TRIGgered ..................................... 62
4-12-3. :RESistance:VB .......................................................... 63
4-12-4. :RESistance:SRATe ................................................... 63
4-12-5. :RESistance:L1 ........................................................... 64
4-12-6. :RESistance:L2 ........................................................... 64
4-12-7. :RESistance:SET ........................................................ 65
4-12-8. :RESistance:LEVel ..................................................... 65
4-12-9. :RESistance:RISE ...................................................... 66
4-12-10. :RESistance:FALL .................................................... 66
4-12-11. :RESistance:T1 ......................................................... 67
4-12-12. :RESistance:T2 ......................................................... 67
4-12-13. :RESistance:FREQuency ......................................... 68
4-12-14. :RESistance:DUTY ................................................... 68
4-12-15. :RESistance:RECall .................................................. 69
4-12-16. :CONDuctance[:VA] .................................................. 69
4-12-17. :CONDuctance[:VA]:TRIGgered ............................... 70
4-12-18. :CONDuctance:VB .................................................... 70
4-12-19. :CONDuctance:L1 .................................................... 71
4-12-20. :CONDuctance:L2 .................................................... 71
4-12-21. :CONDuctance:SET ................................................. 72
4-12-22. :CONDuctance:RECall ............................................. 72
4-13. 電 圧 サブシステムコマンド ........................................ 73
4-13-1. :VOLTage[:VA] ........................................................... 73
4-13-2. :VOLTage:VB.............................................................. 73
4-13-3. :VOLTage:RECall ....................................................... 74
4-14. 電 力 サブシステムコマンド ........................................ 75
4-14-1. :POWer[:VA] ............................................................... 75
4-14-2. :POWer:VB ................................................................. 75
4-14-3. :POWer:L1 .................................................................. 76
4-14-4. :POWer:L2 .................................................................. 76
4-14-5. :POWer:SET ............................................................... 77
4-14-6. :POWer:LEVel ............................................................ 77
4-14-7. :POWer:T1 .................................................................. 78
4-14-8. :POWer:T2 .................................................................. 78
4-14-9. :POWer:FREQuency .................................................. 79
4-14-10. :POWer:DUTY .......................................................... 79
4-14-11. :POWer:RECall ......................................................... 80
4-15. プログラムコマンド .................................................. 80
4-15-1. :FUNCtion[:COMPlete][:RING]:TIME ......................... 80
4-15-2. :PROGram:STATe ...................................................... 81

4-15-3. :PROGram .................................................................. 82
4-15-4. :PROGram[:RECall]:DEFault ...................................... 83
4-15-5. :PROGram:STARt ...................................................... 83
4-15-6. :PROGram:STEP ....................................................... 83
4-15-7. :PROGram:MEMory ................................................... 84
4-15-8. :PROGram:RUN ......................................................... 84
4-15-9. :PROGram:ONTime ................................................... 85
4-15-10. :PROGram:OFFTime................................................ 85
4-15-11. :PROGram:PFTime .................................................. 86
4-15-12. :PROGram:STIMe .................................................... 86
4-15-13. [:PROGram]:CHAin:STARt ....................................... 87
4-15-14. [:PROGram]:CHAin .................................................. 87
4-15-15. [:PROGram]:CHAin:P2P ........................................... 88
4-15-16. [:PROGram]:CHAin[:RECall]:DEFault ...................... 88
4-15-17. :PROGram:SAVE ..................................................... 88
4-16. ノーマルシーケンスコマンド ...................................... 89
4-16-1. :NSEQuence:STATe .................................................. 89
4-16-2. :NSEQuence ............................................................... 89
4-16-3. :NSEQuence:STARt ................................................... 91
4-16-4. :NSEQuence:NUMBer ................................................ 91
4-16-5. :NSEQuence:MEMO .................................................. 92
4-16-6. :NSEQuence:MODE ................................................... 92
4-16-7. :NSEQuence:RANGe ................................................. 93
4-16-8. :NSEQuence:LOOP .................................................... 93
4-16-9. :NSEQuence:LLOAD .................................................. 94
4-16-10. :NSEQuence:LAST ................................................... 94
4-16-11. :NSEQuence:CHAin ................................................. 95
4-16-12. :NSEQuence:EDIT ................................................... 96
4-16-13. :NSEQuence:EDIT:POINt......................................... 97
4-16-14. :NSEQuence:EDIT:END ........................................... 97
4-16-15. :NSEQuence[:DELet]:ALL ........................................ 97
4-16-16. :NSEQuence:SAVE .................................................. 98
4-16-17. :NSEQuence:COTime .............................................. 98
4-17. ファストシーケンスコマンド ........................................ 98
4-17-1. :FSEQuence:STATe ................................................... 98
4-17-2. :FSEQuence ............................................................... 99
4-17-3. :FSEQuence:MEMO ................................................. 100
4-17-4. :FSEQuence:MODE ................................................. 100
4-17-5. :FSEQuence:RANGe ................................................ 101
4-17-6. :FSEQuence:LOOP .................................................. 101
4-17-7. :FSEQuence:TBASe ................................................. 102
4-17-8. :FSEQuence:LLOAD ................................................ 102

4-17-9. :FSEQuence:LAST ................................................... 103
4-17-10. :FSEQuence:RPTStep ........................................... 103
4-17-11. :FSEQuence:EDIT .................................................. 104
4-17-12. :FSEQuence:EDIT:POINt ....................................... 104
4-17-13. :FSEQuence:EDIT:END ......................................... 105
4-17-14. :FSEQuence[:DELet]:ALL....................................... 105
4-17-15. :FSEQuence[:EDIT]:FILL........................................ 105
4-17-16. :FSEQuence:SAVE ................................................ 106
4-18. OCP テストコマンド ................................................ 106
4-18-1. :OCP:STATe ............................................................. 106
4-18-2. :OCP:EDIT[:CHANnel] .............................................. 107
4-18-3. :OCP[:CHANnel]:NUMBer ........................................ 108
4-18-4. :OCP:MEMO ............................................................. 108
4-18-5. :OCP[:CHANnel]:RANGe ......................................... 109
4-18-6. :OCP[:CHANnel]:STARt ........................................... 109
4-18-7. :OCP[:CHANnel]:END .............................................. 110
4-18-8. :OCP[:CHANnel]:STEP:CURRent ............................ 110
4-18-9. :OCP[:CHANnel]:STEP:TIME ................................... 111
4-18-10. :OCP[:CHANnel]:DELay ......................................... 111
4-18-11. :OCP[:CHANnel]:TRIGger ...................................... 112
4-18-12. :OCP[:CHANnel]:LAST ........................................... 112
4-18-13. :OCP:CHANnel:STATus ......................................... 112
4-18-14. :OCP:RESult ........................................................... 113
4-18-15. :OCP:RUN .............................................................. 113
4-19. OPP テストコマンド .................................................113
4-19-1. :OPP:STATe ............................................................. 113
4-19-2. :OPP:EDIT[:CHANnel] .............................................. 114
4-19-3. :OPP[:CHANnel]:NUMBer ........................................ 115
4-19-4. :OPP:MEMO ............................................................. 115
4-19-5. :OPP[:CHANnel]:RANGe .......................................... 116
4-19-6. :OPP[:CHANnel]:STARt ........................................... 116
4-19-7. :OPP[:CHANnel]:END .............................................. 117
4-19-8. :OPP[:CHANnel]:STEP:WATT ................................. 117
4-19-9. :OPP[:CHANnel]:STEP:TIME ................................... 118
4-19-10. :OPP[:CHANnel]:DELay ......................................... 118
4-19-11. :OPP[:CHANnel]:TRIGger ...................................... 119
4-19-12. :OPP[:CHANnel]:LAST ........................................... 119
4-19-13. :OPP:CHANnel:STATus ......................................... 120
4-19-14. :OPP:RESult ........................................................... 120
4-19-15. :OPP:RUN .............................................................. 120
4-20. BATT テストコマンド ............................................... 121
4-20-1. :BATTery:STATe ...................................................... 121

4-20-2. :BATTery:EDIT ......................................................... 121
4-20-3. :BATTery [:CHANnel]:NUMBer................................. 122
4-20-4. :BATTery:MEMO ...................................................... 122
4-20-5. :BATTery:MODE ....................................................... 123
4-20-6. :BATTery:RANGe ..................................................... 123
4-20-7. :BATTery:VALue ....................................................... 124
4-20-8. :BATTery:RISE ......................................................... 124
4-20-9. :BATTery:FALL ......................................................... 125
4-20-10. :BATTery:STOP:VOLTage ..................................... 125
4-20-12. :BATTery:STOP:AH ................................................ 126
4-20-13. :BATTery:DATalog:TIMer ....................................... 127
4-20-14. :BATTery:CHANnel:STATus .................................. 127
4-20-16. :BATTery:RUN ........................................................ 127
4-21. ユーティリティコマンド ............................................ 128
4-21-1. :UTILity:SYSTem ...................................................... 128
4-21-2. :UTILity:LOAD........................................................... 128
4-21-3. :UTILity:LOAD:MODE ............................................... 129
4-21-4. :UTILity:LOAD:RANGe ............................................. 129
4-21-5. :UTILity:TIME ............................................................ 130
4-21-6. :UTILity:KNOB .......................................................... 130
4-21-7. :UTILity:SPEAker ...................................................... 131
4-21-8. :UTILity:ALARm ........................................................ 131
4-21-9. :UTILity:UNReg ........................................................ 132
4-21-10. :UTILity:GNG .......................................................... 132
4-21-11. :UTILity:CONTrast .................................................. 133
4-21-12. :UTILity:BRIghtness ................................................ 133
4-21-13. :UTILity:LANGuage ................................................ 133
4-21-14. :UTILity:REMote ..................................................... 134
4-21-15. :UTILity:REMote:MODE ......................................... 134
4-22. インターフェースコマンド ......................................... 135
4-22-1. :UTILity:INTerface .................................................... 135
4-22-2. :UTILity:BRATe ......................................................... 135
4-22-3. :UTILity:SBIT ............................................................ 136
4-22-4. :UTILity:PARity ......................................................... 136
4-23. ファイルコマンド .................................................... 137
4-23-1. :MEMory:SAVE ......................................................... 137
4-23-2. :MEMory:RECall ....................................................... 137
4-23-3. :PREset:SAVE .......................................................... 137
4-23-4. :PREset:RECall ........................................................ 137
4-23-5. :SETup:SAVE ........................................................... 138
4-23-6. :SETup:RECall ......................................................... 138
4-23-7. :FACTory[:RECall] .................................................... 138

4-23-8. :USER[:DEFault]:SAVE ............................................ 138
4-23-9. :USER[:DEFault]:RECall .......................................... 138
4-24. SCPI ステイタスコマンド ......................................... 139
4-24-1. :SYSTem:ERRor ...................................................... 139
4-24-2. :STATus:PRESet ...................................................... 139
4-25. Csummary ステータスコマンド ................................ 140
4-25-1. :STATus:CSUMmary:CONDition .............................. 140
4-25-2. :STATus:CSUMmary:ENABle .................................. 140
4-25-3. :STATus:CSUMmary[:EVENt] .................................. 140
4-25-4. :STATus:CSUMmary:NTRansition ........................... 141
4-25-5. :STATus:CSUMmary:PTRansition ........................... 141
4-26. Operation ステータスコマンド.................................. 142
4-26-1. :STATus:OPERation:CONDition .............................. 142
4-26-2. :STATus:OPERation:ENABle ................................... 142
4-26-3. :STATus:OPERation[:EVENt] ................................... 142
4-26-4. :STATus:OPERation:NTRansition ............................ 143
4-26-5. :STATus:OPERation:PTRansition ............................ 143
4-27. Questionable ステータスコマンド ............................ 144
4-27-1. :STATus:QUEStionable:CONDition ......................... 144
4-27-2. :STATus:QUEStionable:ENABle .............................. 144
4-27-3. :STATus:QUEStionable[:EVENt] .............................. 144
4-27-4. :STATus:QUEStionable:NTRansition ....................... 145
4-27-5. :STATus:QUEStionable:PTRansition ....................... 145

第 5 章 ステータス レジスタの概要 .................................. 146
5-1. ステータス レジスタの紹 介 ...................................... 146
5-2. ステータス レジスタの構 成 ...................................... 147
5-3. Csummary ステータス レジスタ グループ .................. 148
5-4. Operation ステータス レジスタ グループ ................... 149
5-5. Questionable ステータス レジスタ グループ.............. 150
5-6. Standard イベントステータス レジスタ グループ ........ 152
5-7. ステータスバイト レジスタ グループ .......................... 153

第 6 章 付録 ................................................................. 155
6-1. エラーメッセージ ..................................................... 155

第1章 概要
本マニュアルは LSG シリーズのリモートコマンドについて説明したものです。

1-1. 前面パネル外観(LSG-175H)
吸入口 プリセットキー

LCD 表示 ファンクションキー

電源/スタンバイ
メイン/ローカル
機能/ファイル

Local

Main

ヘルプ/ユーティリティ

File
FUNC
Utility

Help
Short

Preset

P7

P8

P9

7

8

9

P4

Shift

175W
5 – 800V
0 – 8.75A

P5

Load

Off

5

6

P2

P1

1

2

3

P0

CAL

設定ノブ

Clear

Enter

.
I MON OUT

ロード オン/オフ

On/

P6

4
P3

0
V MON OUT

ショート

数字(10)キー

TRIG OUT

エンターキー
トリガ USB ポート
電流
前面入力
電圧
端子
モニター モニター モニター

クリアキー
シフトキー

1-2. 背面パネル外観(LSG-175H)
電流/電圧モニター出力
コネクタ J3

本体コントロール
コネクタ J1,J2

リモートセンシング
端子

背面入力
端子

可変抵抗器

RS232C ポート
USB ポート
USB デバイスポート
GP-IB ポート

AC インレットスイッチ

可変抵抗器および J3 コネクタは LSG-175H/LSG-350H/LSG-1050H のみ

1

ファン

1-3. オプションカードのインストール
説明

手順

GP-IB および LAN は追加オプションです。
オプションの GP-IB カード PEL-004/LAN カード PEL-018 をインストールする方法について説明します。
1. 電源をオフにし、電源ケーブルを取り外します。
2. オプションベイのカバーを固定している 2 本のネジを外します。
3. オプションベイのレールにカードをスライドさせます。
4. ネジで固定します。
5. 電源コードを取り付けて電源をオンにします。

2

第2章 インタフェース設定
2-1. USB インタフェース設定
USB 構成注意
操作

PC 側 コネクター
Type A, ホスト
LSG 側コネクター
背面 Type B, デバイスポート
2.0 (full speed)
スピード
USB クラス
CDC クラスUSB で接続する場合に COM ポートに認識されない場合は、
USB-CDC デバイスドライバをインストールします。ドライバは弊社 HP～ダウンロードできます。
1. リアパネルの USB B ポートにケーブルを接続します。
Utility

2.
3.
4.

5.

Shift

>

Help

> Interface [F3]の順に押し、Interface 設定を USB に設定します。
PC が本器を認識し、USB ドライバの要求があった場合は
USB-CDC ドライバを指定します。
PC のデバイスマネージャー設定を確認します。本器がシリアルポートに割り当てられない場合は、ドライバの更新で USB-CDC ド
ライバを指定してください。
デバイスマネージャーでポート番号を確認します。

2-2. RS-232C インタフェース設定
RS-232C 構成

操作

コネクター
DB-9, オス
2400, 4800, 9600, 19200, 38400
ボーレート(bps)
1, 2
ストップビット
None, Odd, Even
パリティ
1. PC から背面パネルの RS232 ポートに RS-232C ケーブルを接続します。
Utility2.
3.
ピンアサイン

Shift

>

Help

> Interface [F3]の順に押し、Interface を RS232 に設定します。
Baud Rate, Stop Bit と Parity を設定します。 データビットは8bit 固定となります。
12345
2: RxD (Receive data)
3: TxD (Transmit data)
5: GND
4,6,7,8,9: 未接続
6789

3

PC 接続

以下の図に示すように、クロスケーブル接続を使用します。
LSG

PC

Pin2 RxD

RxD Pin2

Pin3 TxD

TxD Pin3

Pin5 GND

GND Pin5

2-3. GP-IB インタフェース設定
GP-IB を使用するには、オプションの GP-IB ポートを設定する必要があります。
詳細については、取扱説明書を参照してください。
操作
1. 本器の電源がオフになっていることを確認します。
2. GP-IB コントローラから本器の GP-IB ポートに GP-IB ケーブルを接続します。
3. 本器の電源をオンにします。
Utility

Shift

4.

GP-IB の制限

ピンアサイン>Help> Interface [F3]の順に押し、Interface を、GPIB に設定します。
5. GP-IB アドレスを設定します。
GP-IB address
0~30
コントローラ込みで最大 15 台、ケーブル長は合計 20m、各デバイス
間で 2m です。
各デバイスに異なる固有のアドレスを割り当てます。
デバイスの少なくとも 2/3 はオンになっている必要があります。
ケーブルのループまたは並列接続はできません。
12

24

ピン
1～4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

13

信号
Data I/O 1～4
EOI
DAV
NRFD
NDAC
IFC
SRQ
ATN
SHIELD Ground

4

ピン
13～16
17
18
19
20
21
22
23
24

信号
Data I/O 5～8
REN
Ground (DAV)
Ground (NRFD)
Ground (NDAC)
Ground (IFC)
Ground (SRQ)
Ground (ATN)
Single GND

2-4. LAN インタフェースの設定
LAN 設定操作

RJ-45 AutoMDIx
コネクタ
IPv4, Socket, HTTP
プロトコル
DHCP
ON/OFF
000.000.000.000 - 254.255.255.255
IP アドレス
000.000.000.000 - 255.255.255.255
サブネットマスク
Gateway
000.000.000.000 - 254.255.255.255
ポート
Socket:2268、HTTP:80
1. LAN オプションを LSG に装着してから LAN ケーブルをつ
なぎ電源を投入します。LAN コネクタ横の LED が点滅することを確認してください。
Utility

2.
3.
4.

Shift

>

Help

> Interface [F3]の順に押し、Interface 設定を Ethernet に設定します。
DHCP 設定を設定します。
DHCP がオフの場合は IP アドレス、サブネットマスク、Gateway を設定します。
01/Oct/2017

Ethernet LOAD

Interface
Ethernet
Connection status
OnlineMAC
00-80-2f-20-4e-23
DHCP
ON
IP Address
192.168.1.100
Subnet Mask
255.255.255.0
SystemInfo

Load

Interface

01/Oct/2017

Time Set

Other

Ethernet LOAD

Connection status
OnlineMAC
00-80-2f-20-4e-23
DHCP
ON
IP Address
192.168.1.100
Subnet Mask
255.255.255.0
Gateway
192.168.1.1
System
Info

注意

Load

Interface

Time Set

Other

IP アドレスは IEEE802.3 規格に従って設定してください、IP の設定値については当社でのサポートはできません。
既存のネットワークに接続する場合はネットワークの管理者にアドレスを指定してもらってください。
PC 等のコントローラと LSG を直接接続する場合は DHCP
をオフにして固定 IP を指定してください。

52-5. RS-232C/USB リモートコントロール機能チェック
機能チェック

注意

RealTerm や Putty などの通信ソフトを起動します。
RS-232C の場合、COM ポート、ボーレート、ストップビット、データビ
ットとパリティを設定します。
Windows の COM ポートの設定を確認するには、コントロールパネル
からデバイスマネージャのポートを参照してください。
シリアルポートまたは USB 接続を介して、リモートコマンドを送受信するために端末アプリケーションを使用することに慣れていない場合、通信ソフトから次のクエリコマンドを実行します。
*IDN?
メーカー、モデル番号、シリアル番号、ファームウェアのバージョンを
以下の形式で返します。
TEXIO,LSG-1050H, XXXXXXXXX, V.X.X.X.X
メーカー: TEXIO
モデル: LSG-1050H
シリアル : XXXXXXXXX
ファームウエアバージョン : V.X.X.X

2-6. RealTerm を使用してリモート接続を確認する
背景

注意
操作

RealTerm は、PC のシリアルポートに接続されたデバイス、またはUSB 経由でエミュレートされるシリアルポートを介して通信するために使用できる通信ソフトです。
以下の手順は、RealTerm バージョン 1.99.0.27 に適用されます。
リモート接続を確立するための例として RealTerm が使用されていても、同様の機能を持つ任意の端末プログラムを使用できます。
RealTerm は Sourceforge.net 上で無料でダウンロードすることができます。詳細については、
http://realterm.sourceforge.net/を参照してください。
1. RealTerm をダウンロードし RealTerm ウェブサイト上の指示に従ってインストールしてください。
2. USB または RS-232C を介して LSG を接続します。
3. RS-232C を使用している場合は、LSG に設定されたボーレート、
ストップビットとパリティをメモしておきます。

6

4.

5.

6.

Windows のデバイスマネージャを開き、接続するための COM
ポート番号を確認してください。
ポートアイコンをダブルクリックし、接続されたシリアルポートデバ
イスまたは USB の仮想 COM の接続された COM ポートを開きます。

ボーレート、ストップビットおよびパリティ設定は右クリックで接続されたデバイスのプロパティを開き、ポートの設定で選択することができます。COM ポートの変更は詳細設定で行います。
管理者として PC 上 RealTerm を実行します。
スタートメニューの RealTerm アイコンを表示させ、右クリックで表示される“管理者として実行”を選択します。
RealTerm が起動したら、Port タブをクリックします。
Baud, Parity, Data bits(8bits 固定), Stop bits、および接続用のPort 番号の設定を入力します。
ハードウェアフロー制御、ソフトウェアフロー制御オプションはデ
フォルト設定のままにすることができます。
LSG に接続するには Open を押します。

7

7.

Send タブをクリックします。
EOL の構成では、+CR と+LF のチェックボックスにチェックしてください。
クエリを入力します： *idn?
Send ASCII をクリックします。

LSG は、以下の文字列を返します。
TEXIO, LSG-XXXXH,XXXXXXXXX,VX.XX.XXX（メーカー、モデル、シリアル番号、バージョン）
LSG の接続に失敗した場合は、すべてのケーブルと設定を確認してから、もう一度実行してください。

8.

注意2-7. GP-IB リモートコントロール機能チェック
機能チェック操作

GP-IB 通信を確認するために、ナショナルインスツルメンツのMeasurement & Automation Controller ソフトウェアを使用してください。
National Instrument website, http://www.ni.com
チェックには NI-488.2 ライブラリが必要です。
1. NI Measurement and Automation エクスポローラ(MAX) を開始するにはデスクトップの NI
Measurement and Automation Explorer (MAX)ア
イコンをクリックします。
スタート>すべてのプログラム>National Instruments>
Measurement & Automation
2. コンフィギュレーションパネルからアクセスします。
My System>Devices and Interfaces>GPIB0
3. Scan for Instruments ボタンをクリックします。
4. Connected Instruments パネルに LSG-XXXXH が設定されたInstrument 0 と同じアドレスで Instrument 0 として認識されていま
す。

8

5.

Instrument 0 アイコンをダブルクリックします。

3

2

4
5
6.
7.

8.

Communicate with Instrument をクリックします。
NI-488.2 の Communicator ウインドウを開きます。送信テキスト
ボックスに*IDN?が入力されていることを確認します。クエリボタンを押しクエリコマンド*IDN?を機器へ送信します。
受信テキストボックスにクエリの応答が表示されます：
TEXIO, LSG-XXXXH,XXXXXXXXX,V1.XX(メーカー、モデル名、シリアル番号、バーション)

6

7
8

機能チェックが完了しました。

9

2-8. LAN 機能チェック(HTTP)
機能チェックLAN 通信を確認するには、PC の Web ブラウザから LSG に設定されている IP アドレスを指定してページを表示させます。IP が 192.168.1.100 の場合は、http://192.168.1.100
をアドレスに指定して開いてください。
・Status Information（設定情報）
・Network Configuration(LAN 設定、更新)
・Dimensions(寸法図)・Operating Area(動作範囲)

2-9. LAN 機能チェック(Socket)
機能チェックLAN 通信を確認するために、ナショナルインスツルメンツのMeasurement & Automation Controller ソフトウェアを使用してください。
National Instrument website, http://www.ni.com/visa
チェックには NI-VISA ライブラリが必要です。
詳細については、プログラミングマニュアルを参照してください。

注意操作

1. NI Measurement and Automation エクスポローラ(MAX) を開始するにはデスクトップの NI-MAX アイコンをクリックします。
2. 操作パネルよりネットワークデバイスを選択します。
My system>Devices and Interface>Network Devices
3. Add New Network Devices>Visa TCP/IP Resource...
を押します。

10

4. ポップアップウィンドウの Manual Entry of Raw Socket
を選択します。

5. 本機の IP アドレスとポート番号を入力します。
ポート番号は、2268 で固定です。
6. 検証ボタンを押して、確認します。
7. 接続が正常に確立されると、ポップアップが表示されます。
8. “Finish”をクリックします。

OK

9. 次に接続する機器のエイリアス(名前)を設定してください。
例：LSG_DC1

1110. “Finish”をクリックします。

LSG_DC1

11. ネットワークデバイスの下に本機の新しい IP アドレスが表示されます。そのアイコンを選択してください。
12. “Open VISA Test Panel”をクリックします。

LSG_DC1

13. “Configuration”アイコンをクリックします。
14. “I/O Settings”タブをクリックします。
15. “Enable Termination Character”チェックボックスにチェックをいれ、ターミナル文字は¥n (値: xA)にします。
16. “Apply Changes”をクリックします。

17. “Input/Output”アイコンをクリックします。
18. “Select or Enter Command”ドロップダウンボックスから”*IDN?”を選択します。
19. “Query”ボタンをクリックします。
20. “* IDN?”クエリは、ダイアログボックスに、製造元、モデル名、

12

シリアル番号、およびファームウェアのバージョンを返します。
TEXIO LSG-350,000000,V1.28

TEXIO LSG-350,0000000,V1.28

13

第3章 コマンド概要
この章では、個々のコマンド説明におけるコマンドシンタックス(構文)について説明します。

3-1. コマンドシンタックス
対応規格
コマンド
構造

IEEE488.2
準拠
SCPI 1999準拠
SCPI（プログラマブル計測器用標準コマンド）コマンドは、ツリー状の構造、ノードに編成に従っています。コマンド·ツリーの各レベルはノードです。 SCPI コマンドの各キーワードは、コマンド·ツリー内の各ノードを表します。 SCPI コマンドの各キーワード（ノード）はコロン（:)で区切られています。以下の図では、SCPI サブ構造とコマンドの例を示しています。
[:MODE]:CRANGe:MODE:CRANGe

コマンドの種類

単純コマンド例
クエリ
例
複合コマンド例:VRANGe:RESPonse

さまざまな計測コマンドとクエリがあります。コマンドは、ユニットへの命令やデータを送信し、クエリがユニットからのデータまたは状況情報を受信します。
単一のコマンド、パラメータ付き/なし:CONFigure:RESPonse MAX
クエリは、疑問符（?）が付く単純または複合コマンドです。
パラメータ（データ）が返されます。
:CONFigure:RESPonse?
同じコマンドラインで複数のコマンド。
複合コマンドはセミコロン（;)またはセミコロンとコロン（;:) のいずれかで区切られています。
セミコロンは、2 つの関連コマンドを結合するために使用され、注意として最後のコマンドは最初のコマンドの最後のノードで開始する必要があります。
セミコロンとコロンは、異なるノードからの二つのコマンドを組み合わせるために使用されます。
CONFigure:VON MAX;:CONFigure:VDELay MIN

14

コマンド形式例
角カッコ[]

コマンドの構成

コマンドとクエリは、ロングとショートの 2 つの異なる形式を持っています。
コマンド構文は、コマンドの省略形の大文字と小文字の残りの部分（長い形式）で書かれています。コマンドは大文字または小文字、
ショートまたはロングのフォームでで書き込むことができます。不完全なコマンドは認識されません。
以下に正しく書き込まれたコマンドの例を示します。
ロングフォーム
ショートフォーム:CURRENT:LEVEL?
:CURR:LEV?
:current:level?
:curr:lev?
角カッコが含まれているコマンドは、内容がオプションであることを示します。下に示すようにコマンドの機能は角カッコで囲まれた項目の有無にかかわらず同じです。
クエリの例を示します。
“[:CONFigure]:GNG [:PASS]?”“:CONFigure:GNG:PASS?” と“:GNG?” は両方とも有効です。

:CURRent:SET

1

共通の
入力パラメータ
(1/2)

1.00A
2

3 4

1：コマンド·ヘッダ
3：パラメータ１
2：スペース
4：単位または接尾辞
タイプ
説明例<Boolean>
0, 1
ブール論理
<NR1>
0, 1, 2, 3
整数
<NR2>
0.1, 3.14, 8.5
小数<NR3>
4.5e-1, 8.25e+1
浮動小数点
<NRf>
1, 1.5, 4.5e-1
NR1, 2, 3 のいずれか[MIN]
コマンドの場合、最低値に設定します。このパラメー（オプションパラ タは、示された任意の数値パラメータの代わりに使メータ）
用することができます。クエリの場合、それは特定の設定で許可される最小値を返します。
[MAX]
コマンドの場合、最大値に設定します。このパラメー（オプション
タは、示された任意の数値パラメータの代わりに使パラメータ）
用することができます。クエリの場合、それは特定の設定で使用できる最大値を返します。

15

共通の
入力パラメータ
(2/2)

メッセージ
ターミネーター

単位（オプション
パラメータ）
タイプ
[A]
[%]
[V]
[W]
[ms]
[mV]
[s]
[OHM]
[MHO]
[mS]
[mA/us][Hz]
LF

単位は、必要に応じてほとんどの NRf 型の入力パラメータに使用することができます。
説明
アンペア
パーセント
ボルト
ワット
ミリ秒
ミリボルト
秒
オーム
ジーメンス
ミリジーメンス
ミリアンペア/マイクロ秒
ヘルツ
改行コード (0x0A)

16

例
1.00A
10%
5.00V
3.00W
20ms
150mV
5s
50OHM
0.02MHO
20mS
100mA/us
6.0e+1Hz

第4章 コマンド詳細
4-1. 共通コマンド
4-1-1. *CLS
説明
設定構文
設定例

Set

全てのイベントレジスタとキューを初期値にします。
応答メッセージもクリアします。
*CLS
*CLS
全てのイベントレジスタとキューを初期値にします。
Set

4-1-2. *ESE
説明

設定構文
設定パラメーター
設定例

クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Standard イベントステータス・イネーブルレジスタ(ESE)の設定とク
エリ。
対応するビットを１にするとイベントが発生したときにはステータス
バイト レジスタのイベント・サマリ・ビット（ESB）を１にすることができます。
ビットの詳細は、152 ページ(5-6.Standard イベントステータス レジスタグループ)を参照して下さい。
*ESE <NR1><NR1>
Standard イベントステータス・イネーブルレジスタの設
定*ESE 8
Standard イベントステータス・イネーブルレジスタにビット 3 を設定し
ます。
*ESE?
<NR1>
Standard イベントステータス・イネーブルレジスタの設定値を返します。
*ESE?
>12
ビット 2 と 3 が Standard イベントステータス・イネーブルレジスタに設定されています。

17

Set

4-1-3. *ESR
説明

クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Standard イベントテータス・レジスタ(ESR)を読み出します。このコ
マンドは、読み出した後に ESR をクリアします。
ビットの詳細は、152 ページ(5-6.Standard イベントステータス レジスタグループ)を参照して下さい。
*ESR?
<NR1>
Standard イベントテータス・レジスタ値を返します。
*ESR?
>48
ビット 5 と 6 の実行エラーとコマンドエラーが Standard イベント・レ
ジスタに設定されています。

4-1-4. *IDN
説明
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

機器メーカー、モデル番号、シリアル番号、ファームウェアバージョ
ンを応答します。
*IDN?
<ASCII string>
メーカー名を返します。
<ASCII string>
モデル名を返します。
<NR1>
シリアル番号を返します。
<ASCII string>
ファームウェアのバージョンを返します。
*IDN?
>TEXIO,LSG-175H,12345678,V1.01.001
メーカー名、モデル名、シリアル番号、ファームウェアバージョンを応答します。
Set

4-1-5. *OPC
説明

設定構文
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

このコマンドでは、機器はすべての保留中の操作を完了した後、Standard イベントステータス レジスタの OPC ビット（ビット 0）を１にします。クエリは OPC ビットのステータスを返します。
*OPC
*OPC
*OPC?
1
操作完了
*OPC?
>1
保留中のすべての操作が完了していることを示します。

18

4-1-6. *RCL
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
同一機能コマンドSet

このコマンドは、以前に保存されているメモリの設定から機器設定を呼び出します。
*RCL <NR1><NR1>
メモリー番号 1 ~ 256*RCL 20
メモリ 20 をリコールします。
:MEMory:RECall

4-1-7. *RST
説明
設定構文
設定例

Set

本器をリセットします。
このコマンドは :ABORt と *CLS コマンドです。
*RST
*RST
本器をリセットします。

4-1-8. *SAV
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
同一機能コマンドSet

指定したメモリ番号に機器設定を保存します。
*SAV <NR1><NR1>
メモリ番号 1 ~ 256*SAV 20
メモリ 20 に現在の設定を保存します。
:MEMory:SAVE

19

Set

4-1-9. *SRE
説明

設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

サービスリクエスト イネーブルレジスタ(SRE)を要求または設定します。
サービスリクエスト イネーブルレジスタの各ビットを１とすると、イベントが発生したときにステータスバイト レジスタ(STB)のマスタ·サマ
リ·ビット（MSB）を１にすることができます。
ビットの詳細は、153 ページ(5-7.ステータス レジスタ グループ)を参照
して下さい。
*SRE <NR1><NR1>
サービスリクエスト イネーブルレジスタの設定*SRE 8
サービスリクエスト イネーブルレジスタにビット 3 を設定します。
*SRE?
<NR1>
サービスリクエスト イネーブルレジスタの設定値を返し
ます。
*SRE?
>12
ビット 2 と 3 のサービスリクエスト イネーブルレジスタが設定され
ています。
Set

4-1-10. *STB
説明

クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ステータスバイト レジスタ(STB)を読み出します。このコマンドは、
ステータスバイト レジスタを読み出ししてもレジスタはクリアされません。
マスタ・サマリステータスビット（MSS）が設定されている場合は、サービス要求の理由があることを示しています。
ビットの詳細は、153 ページ(5-7.ステータス レジスタ グループ)を参照
して下さい。
*STB?
<NR1>
ステータスバイト レジスタの値を返します。
*STB?
>36
ビット 2 と 5 がステータスバイト レジスタに設定されています。

20

4-1-11. *TRG
説明
設定構文
設定例
関連コマンドSet

強制トリガを発行します。
*TRG
*TRG
強制トリガを発行します。
:INITiate:CONTinuous, :INITiate[:IMMediate]Set

4-1-12. *TST
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

標準の SCPI セルフテストコマンドです。 本器はセルフテストを実行しませんので、必ずこのコマンドに 0 を（エラーなし）を返します。
*TST?
0
エラーなし
*TST?
>0

21

4-2. トリガコマンド
状態遷移
トリガの待ち状態でトリガ後の状態を指定し、*TRG コマンド発行またはトリガ入力で遷移する機能です。

Idle state
通常状態:INITコマンドでトリガ待ちへ
トリガ待ち
トリガ後の状態を設定*TRGコマンドまたはトリガ入力
トリガ済み：INIT:CONT ONでトリガ待ちに戻る

22:INP:TRIG:CURR:TRIG:RESTRIG

4-2-1. :ABORt
説明
設定構文
設定例

Set

トリガ待ち状態をクリアしてアイドル状態にします。
:ABORt:ABOR
トリガ待ち状態をクリアします。

4-2-2. :INPut[:STATe]:TRIGgered
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
関連コマンドSet

トリガがアクティブ化された時、ロードをオンにするかの設定。アイド
ル状態のときに設定します。
:INPut[:STATe]:TRIGered {<Boolean>|OFF|ON}
OFF | 0
トリガアクティブ時、ロードオンしません。
ON | 1
トリガアクティブ時、ロードオンします。
:INP:TRIG ON
トリガアクティブ時に、ロードをオンにします。
*TRG, :INITiate:CONTinuous, :INITiate[:IMMediate]

4-2-3. :INITiate[:IMMediate]
説明
設定構文
設定例
関連コマンドSet

トリガ待ち状態に遷移します。トリガがアクティブ化されたときにトリガ待ちを解除します。
:INITiate[:IMMediate]:INIT
トリガ待ち状態に遷移します。
*TRG,:INPut[:STATe]:TRIGered,:CURRent[:VA]:TRIGgered,:RESistance[:VA]:TRIGgered

23

Set

4-2-4. :INITiate:CONTinuous
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

トリガの連続待ち状態の設定とクエリ。
注意：トリガ待ち状態の解除はトリガのアクティブ化が必要です。
:INITiate:CONTinuous {<Boolean>|OFF|ON}
OFF | 0トリガの連続待ちを解除します。
ON | 1
トリガの連続待ちに設定します。
:INIT:CONT ON
トリガの連続待ちに設定します。
:INITiate:CONTinuous?
<Boolean> トリガの連続待ちの設定値を返します。
:INIT:CONT?
>1
トリガ連続待ちの設定をしトリガを待ちます。
*TRG,:INPut[:STATe]:TRIGered,:CURRent[:VA]:TRIGgered,:RESistance[:VA]:TRIGgered
Set
Query

4-2-5. :TRIGger[:DELay]:TIME
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

トリガの実行までの遅延時間を設定とクエリ。
:TRIGger[:DELay]:TIME{<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
遅延時間を設定します。単位 秒( 0 ~ 0.005 )MINimum
最小遅延時間を設定します。
MAXimum
最大遅延時間を設定します。
:TRIG:TIME 0.005
トリガ遅延時間を 5ms に設定します。
:TRIGger[:DELay]:TIME?
<NR2>
遅延時間を応答します。
:TRIG:TIME?
>0.0050000
トリガ遅延時間は 5ms です。

24

Set

4-2-6. :TRIGger[:PULSe]:WIDTh
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

トリガ出力のパルス幅の設定とクエリ。
:TRIGger[:PULSe]:WIDTh {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
パルス幅時間を、設定します。
( 0.0000025~0.005 )MINimum
最小時間を設定します。
MAXimum
最大時間を設定します。
:TRIG:WIDT MAX
トリガ出力のパルス幅を最大に設定します。
:TRIGger[:PULSe]:WIDTh?
<NR2>
パルス幅時間を応答します。
:TRIG:WIDT?
>0.0050000
パルス幅は 5ms です。

4-3. 入力コマンド
Set

4-3-1. :INPut
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ロードのオンとオフの設定とクエリ。
プログラム、シーケンス、テスト(OCP,OPP,BATT)の停止と再開を行います。
:INPut {<Boolean>|OFF|ON}
OFF | 0
ロードをオフに設定。
プログラム・シーケンス・テストを中止します。
ON | 1
ロードをオンに設定
プログラム・シーケンス・テストを開始します。
:INP ON
ロードをオンに設定します。
:INPut?
<Boolean> ロードの設定値を””で返します。
:INP?
>1
ロード設定はオンです。

25

Set

4-3-2. :INPut:MODE
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

本器の操作機能の設定とクエリ。設定した操作方法や機能に切り替わります。
:INPut:MODE {LOAD|PROG|NSEQ|FSEQ}
LOAD
手動操作に設定
PROG
プログラム機能に設定
NSEQ
ノーマルシーケンス機能に設定
FSEQ
ファストシーケンス機能に設定:INP:MODE LOAD
手動操作に設定します。
:INPut:MODE?
LOAD | PROG |設定した操作方法や機能を応答
NSEQ | FSEQ
:INP:MODE?
>LOAD
本器は手動操作です。

Set

4-3-3. [:INPut]:SHORt
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

入力端子状態(開放または短絡)の設定とクエリ[:INPut]:SHORt {<Boolean>|OFF|ON}
OFF | 0
入力端子状態を開放設定
ON | 1
入力端子状態を短絡設定:SHOR ON
入力端子状態を短絡に設定します。
[:INPut]:SHORt?
<Boolean> 負荷ショート機能の設定を返します。
:SHOR?
>1
入力端子状態設定は短絡です。

26

4-4. 測定コマンド
注意

測定値の違いについて
LSG シリーズは電圧・電流の測定を約 15kHz でおこない瞬時値を取得し、平均化してノイズを除去した結果を画面に表示しています。
表示されている測定値は:MEASure コマンドで取得し、平均前の測定値を:FETch コマンドで取得します。
Set

4-4-1. :MEASure:CURRent
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

電流測定値のクエリ:MEASure:CURRent?
<NR2>
電流測定値を返します。 (単位 [A])
:MEAS:CURR?
>0.50000
電流測定値は 0.5A です。
Set

4-4-2. :MEASure:ETIMe
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ロードオンの経過時間のクエリ:MEASure:ETIMe?
<NR2>
ロードオンの経過時間を返します。(単位 [秒]):MEAS:ETIM?
>10.0
ロードオンの経過時間は 10 秒です。
Set

4-4-3. :MEASure:POWer
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

電力測定値のクエリ:MEASure:POWer?
<NR2>
電力測定値を返します。(単位 [W])
:MEAS:POW?
>15.00000
電力測定値は 15W です。

27

Set

4-4-4. :MEASure:VOLTage
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

電圧測定値のクエリ:MEASure:VOLTage?
<NR2>
電圧測定値を返します。(単位 [V])
:MEAS:VOLT?
>5.00000,0.50000
電圧測定値は 5V です。

:MEAS:VOLT?;CURR?
>5.00000, 0.50000
測定値は電圧 5.0V、電流 0.5A です。

4-5. フェッチコマンド
Set

4-5-1. :FETCh:CURRent
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

電流瞬時値のクエリ
FETCh:CURRent?
<NR2>
電流値を返します。 (単位 [A]):FETC:CURR?
>0.50000
電流値は 0.5A です。
Set

4-5-2. :FETCh:POWer
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

電力瞬時値のクエリ
FETCh:POWer?
<NR2>
電力値を返します。(単位 [W])
:FETC:POW?
>15.00000
電力値は 15W です。
Set

4-5-3. :FETCh:VOLTage
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

電圧瞬時値のクエリ
FETCh:VOLTage?
<NR2>
電圧値を返します。(単位 [V])
:FETC:VOLT?
>5.00000
電圧値は 5V です。

28

4-6. 設定サブシステムコマンド
Set

4-6-1. [:CONFigure]:OCP
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例 1
設定例 2
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP の設定またはクエリ。
OCP は任意の値に設定でき、電流制限動作またはロードオフを設定することができます。
[:CONFigure]:OCP {<NRf>|MINimum|MAXimum|LIMit|LOFF}<NRf>
OCP 値、(単位 [A])MINimum
最小 OCP 値
MAXimum
最大 OCP 値
LIMit
電流制限動作に設定
LOFF
ロードオフ動作に設定:OCP LIM
電流制限動作に設定します。
:OCP 19.250
電流制限値を 19.25A に設定します。
[:CONFigure]:OCP?
LIMit, <NR2>
電流制限動作と OCP 値を応答
LOFF, <NR2>
ロードオフ動作と OCP 値を応答
:OCP?
>LIMIT, 19.250
OCP 設定は、OCP 値が 19.25A の電流制限動作です。

29

Set

4-6-2. [:CONFigure]:OPP
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例 1
設定例 2
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OPP の設定またはクエリ。
OPP は任意の値に設定でき、電力制限動作またはロードオフを設定することができます。
[:CONFigure]:OPP {<NRf>|MINimum|MAXimum|LIMit|LOFF}<NRf>
OPP 値、(単位 [W])MINimum
最小 OPP 値
MAXimum
最大 OPP 値
LIMit
電力制限動作に設定
LOFF
ロードオフ動作に設定:OPP LIM
電力制限動作に設定します。
:OPP 10.000
電力制限値を 10W に設定します。
[:CONFigure]:OPP?
LIMIT, <NR2>
電力制限動作とを OPP 値応答
LOFF, <NR2>
ロードオフ動作を OPP 値応答:OPP?
>LIMIT, 10.000
OPP 設定は、OPP 値が 10W の電力制限動作です。
Set

4-6-3. [:CONFigure]:UVP
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

UVP の設定またはクエリ。
[:CONFigure]:UVP {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
UVP 値(0 で OFF)、(単位 [V])MINimum
最小 UVP 値（OFF）
MAXimum
最大 UVP 値:UVP 10.0
UVP を 10V に設定します。
[:CONFigure]:UVP?
<NR2>
UVP 値を返します。
:UVP?
>10.0
UVP 値は 10V です。

30

Set

4-6-4. [:CONFigure]:UVP:TIME
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

UVP のブザー時間の設定またはクエリ。
:[CONFigure]:UVP:TIME {<NR1>|MINimum|MAXimum|INFinity}<NR1>
ブザー秒数(0～600)、 0 でブザーなし、(単位 [s])MINimum
最小時間を設定
MAXimum
最大時間を設定INFinity
連続:UVP:TIME 5
ブザーを 5 秒に設定します。
:[CONFigure]:UVP:TIME?
<NR1> | Infinity | OFF
UVP のブザー時間設定を応答します。
“OFF”は、ブザー無し。
:UVP:TIME?
>5
ブザー時間は 5 秒です。
Set

4-6-5. [:CONFigure]:OVP
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OVP の設定またはクエリ。
[:CONFigure]:OVP {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
過電圧制限値、(単位 [V])MINimum
最小過電圧制限値
MAXimum
最大過電圧制限値（OFF）:OVP 10.0
OVP を 10V に設定します。
[:CONFigure]:OVP?
<NR2> | OFF
OVP の設定値を返します。
OFF は機能設定なしです。
:OVP?
>10.0
OVP 設定は 10V です。

31

Set

4-6-6. [:CONFigure]:SSTart
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ソフトスタート時間の設定またはクエリ。
[:CONFigure]:SSTart {<NRf>|OFF|MINimum|MAXimum}<NRf>
ソフトスタート時間 （単位は秒）OFFOFF = 0 秒
MINimum
最小時間=0 秒
MAXimum
最大時間:SST OFF
ソフトスタート機能をオフにします。
[:CONFigure]:SSTart?
<NR2> | OFF
ソフトスタート時間の設定値を返します。
”OFF”は機能オフです。
:SST?
>OFF
ソフトスタート機能がオフになっています。
Set

4-6-7. [:CONFigure]:VON
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Von 電圧とラッチの設定またはクエリ。
[:CONFigure]:VON {<NRf>|MINimum|MAXimum|LON|LOFF}<NRf>[V]Von 電圧値、（単位は V）
MINimum
最小 Von 電圧値
MAXimum
最大 Von 電圧値
LON
ラッチオン
LOFF
ラッチオフ
:VON 10.0V LON
Von 電圧を 10.0V、Von ラッチをオンに設定します。
[:CONFigure]:VON?
Latch
動作モードと Von 電圧値を返します。
OFF | ON ,<NR2>:VON?
>Latch:OFF, 0.00
Von ラッチはオフ、Von 電圧は 0V です。

32

Set

4-6-8. [:CONFigure]:VDELay
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例 1
設定例 2
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Von 電圧遅延の設定またはクエリ。
[:CONFigure]:VDELay {<NRf>|OFF|MINimum|MAXimum}<NRf>
遅延時間（単位は秒）
OFF
遅延時間をオフ
MINimum
最小遅延時間MAXimum
最大遅延時間:VDEL 2.5ms
遅延時間を 2.5ms に設定します。
:VDEL 0.0025s
遅延時間を 2.5ms に設定します。
[:CONFigure]:VDELay?
<NR2> | OFF
遅延時間の設定値を返します。
”OFF”は機能オフです。
:VDEL?
>0.0025
遅延時間は 2.5ms です。
Set

4-6-9. :CONFigure:RESPonse
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CC、CR、CP モードの応答速度の設定またはクエリ。
:CONFigure:RESPonse {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
0.1, 0.2, 0.5, 1.0 の応答設定
MINimum
最小応答速度MAXimum
最大応答速度:CONF:RESP MAX
CC、CR、CP モードの応答速度を最大へ設定します。
:CONFigure:RESPonse?
<NR2>
応答速度の設定値を返します。
:CONF:RESP?
>1.0
CC、CR、CP モードの応答速度は 1.0 です。

33

Set

4-6-10. [:CONFigure]:CNTime
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

カウントタイマーの設定またはクエリ。
[:CONFigure]:CNTime {OFF|ON}OFF
カウントタイマーをオフON
カウントタイマーをオン:CNT ON
カウントタイマーをオンにします。
[:CONFigure]:CNTime?
OFF | ON
カウントタイマー設定を、文字列で返します。
:CNT?
>ON
カウントタイマーはオンになっています。
Set

4-6-11. [:CONFigure]:COTime
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

カットオフタイムの設定またはクエリ。
0 秒のカットオフタイムは、OFF と同等です。
[:CONFigure]:COTime {<NRf>|OFF|MINimum|MAXimum}<NRf>[s]秒単位のカットオフタイム(1~3599999)
OFF
カットオフタイムをオフ設定
MINimum
カットオフタイムを最大に設定
MAXimum
カットオフタイムを最小に設定:COT MAX
カットオフタイムを最大に設定します。
[:CONFigure]:COTime?
<NR1> | OFF
カットオフタイムを返します。
:COT?
>500
カットオフタイムは 500 秒に設定されています。

34

Set

4-6-12. [:CONFigure]:CRUNit
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR モードの単位の設定またはクエリ。
[:CONFigure]:CRUNit {OHM|MHO}
OHM
単位を Ω に設定
MHO
単位を mS（ミリジーメンス）に設定:CRUN OHM
CR モードの単位を Ω に設定します。
[:CONFigure]:CRUnit?
OHM | MHO
CR モードの単位を応答します。
:CRUN?
>OHM
CR モードの単位は Ω です。
Set

4-6-13. :CONFigure:DYNamic
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例

クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ダイナミックモードの設定条件の設定とクエリ。設定条件は値またはパーセント、時間または周波数とデューティ·サイクルを選択できます。詳細は取扱説明書を参照してください。
:CONFigure:DYNamic {VALue|PERCent|TIME|FDUTy}
VALue
値に単位を設定
PERCent％に単位を設定
TIME
時間に設定
FDUTy
周波数とデューティ·サイクルに設定:CONF:DYN VAL TIME
スイッチング値設定は値、スイッチング時間設定は時間に設定します。
:CONFigure:DYNamic?
Value | Percent,
単位とタイミングのモードを返します。
T1/T2 | Fre./Duty:CONF:DYN?
>Value,T1/T2
ダイナミックモードは値設定と時間設定になります。

35

Set

4-6-14. :CONFigure:MEMory
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ローカルモードでファイルをリコールするときの確認の有無を設定します。
:CONFigure:MEMory {SAFety|DIRect}
SAFety
確認あり
DIRect
確認なし:CONF:MEM SAF
確認を有効にします。
:CONFigure:MEMory?
Safety | Direct
リコールの確認の有無を返します。
:CONF:MEM?
>Safety
確認が有効になっています。
Set
Query

4-6-15. :CONFigure:SHORt
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

ショートキーの設定またはクエリ。
:CONFigure:SHORt {TOGGle|HOLD}
HOLD
ホールド設定TOGGle
トグル設定:CONF:SHOR TOGG
ショートキーをトグルに設定します。
:CONFigure:SHORt?
Toggle | Hold
ショートキー動作を返します。
:CONF:SHOR?
>Toggleショートキーがトグルに設定されています。

36

Set

4-6-16. :CONFigure:SHORt:SAFety
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ショートキーの保護機能の設定またはクエリ。
:CONFigure:SHORt:SAFety {<Boolean>|OFF|ON}
OFF | 0
保護機能をオフします。
ON | 1
保護機能をオンします。
:CONF:SHOR:SAF OFF
ショート保護機能をオフします。
:CONFigure:SHORt:SAFety?
ON | OFFショートキーの保護機能状態を返します。
:CONF:SHOR:SAF?
>OFF
ショートキーの保護機能はオフです。
Set

4-6-17. :CONFigure:SHORt:FUNCtion
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

ショートキー操作の無効の設定とクエリ。
CONFigure:SHORt:FUNCtion {<Boolean>|OFF|ON}
OFF | 0ショートキー操作を無効にします。
ON | 1
ショートキー操作を有効にします。
:CONF:SHOR:FUNC OFF
ショートキー操作を無効にします。
:CONFigure:SHORt:FUNCtion?
ON | OFFショートキー操作の状態を返します。
:CONF:SHOR:FUNC?
>OFF
ショートキー操作は無効です。

37

Query

Set

4-6-18. [:CONFigure]:GNG:MODE
説明

設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

Go-NoGo の制限値設定方法の設定またはクエリ。
Go-NoGo の制限値は、上限下限を個別の値で設定するか、または、中心値と中心値からの割合で上限下限値設定をするかの選択ができます。
[:CONFigure]:GNG:MODE {PERCent|VALue}PERCent
中心値と中心値からの割合に設定
VALue
設定値に設定:GNG:MODE VAL
設定方法を値設定に設定します。
[:CONFigure]:GNG:MODE?
Percent | Value
Go-NoGo 制限値設定方法を返します。
:GNG:MODE?
>Percent
設定方法は中心値と中心値からの割合です。
[:CONFigure]:GNG:H[:CONFigure]:GNG:L[:CONFigure]:GNG:C
Set

4-6-19. [:CONFigure]:GNG:H
説明

設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

Go-NoGo の制限値の上限値の設定またはクエリ。
制限値設定が値設定の場合、制限値の上限値の単位は V/A です。制限値設定が中心値と中心値からの割合の場合、制限値の上
限値の単位は％です。
[:CONFigure]:GNG:H <NRf><NRf>
制限値の上限値を値や割合で設定:GNG:H 100.0
Go-NoGo テストの上限値を 100 に設定します。
[:CONFigure]:GNG:H?
<NR2>
制限値の上限値を値や割合を返します。
:GNG:H?
>100.0Go-NoGo テストの上限値を返します。
[:CONFigure]:GNG:MODE[:CONFigure]:GNG:L

38

Set

4-6-20. [:CONFigure]:GNG:L
説明

設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

Go-NoGo の制限値の下限値の設定またはクエリ。
制限値設定が値に設定の場合、制限値の下限値の単位は V/A です。制限値設定が中心値と中心値からの割合の場合、制限値の下
限値の単位は％です。
[:CONFigure]:GNG:L <NRf><NRf>
制限値の下限値を値や割合で設定:GNG:L 10.0
Go-NoGo テストの下限値を 10 に設定します。
[:CONFigure]:GNG:L?
<NR2>
制限値の下限値を値や割合を返します。
:GNG:L?
>10.0
Go-NoGo テストの下限限値を返します。
[:CONFigure]:GNG:MODE[:CONFigure]:GNG:H
Set

4-6-21. [:CONFigure]:GNG:C
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

Go-NoGo の中心値の設定またはクエリ。
[:CONFigure]:GNG:C <NR2><NR2>
制限値の中心を値で設定:GNG:C 10.0
制限値の中心値を 10V または 10A に設定します。
[:CONFigure]:GNG:C?
<NR2>
制限値の中心値を返します。
:GNG:C?
>10.0
制限値の中心値が 10V または 10A に設定されています。
[:CONFigure]:GNG:MODE

39

Set

4-6-22. [:CONFigure]:GNG:DTIMe
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Go-NoGo 遅延時間の設定またはクエリ。
[:CONFigure]:GNG:DTIMe{<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
Go-NoGo 遅延時間（0.0〜1.0）を秒単位で設定します。分解能 0.1 秒（単位は秒）
MINimum
最小遅延時間MAXimum
最大遅延時間:GNG:DTIM 0.5
遅延時間を 0.5 秒に設定します。
[:CONFigure]:GNG:DTIMe?
<NR2>
秒単位で遅延時間を返します。
:GNG:DTIM?
>0.5
遅延時間は 0.5 秒です。
Set

4-6-23. [:CONFigure]:GNG:SPECTest
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Go-NoGo テストの設定またはクエリ。
[:CONFigure]:GNG:SPECTest {OFF|ON}
OFF
SPEC テストをオフに設定
ON
SPEC テストをオンに設定:GNG:SPECT ON
Go-NoGo テストをオンにします。
[:CONFigure]:GNG:SPECTest?
ON | OFF
Go-NoGo テスト設定を返します。
:GNG:SPECT?
>OFF
Go-NoGo テストはオフです。

40

Query

Set

4-6-24. [:CONFigure]:GNG[:PASS]
説明

クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

Go-NoGo 試験結果のクエリ。
このコマンドは、すべてのテストモード（CC、CV、CR、CP）に使用することができます。
[:CONFigure]:GNG[:PASS]?
Go-NoGo テストの結果を返します。
NG
フェイル（不合格）
GO
パス（合格）
INACTIVE
非動作中
:GNG?
>GO
Go-NoGo テストの結果は、合格です。

4-7. パラレルコマンド
Set

4-7-1. [:CONFigure]:PARallel
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例 1
設定例 2
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

並列運転の設定またはクエリ。
[:CONFigure]:PARallel{MASTer|SLAVe|OFF|P2|P3|P4|P5|B1|B2|B3|B4}
MASTer
マスター機に設定
SLAVe
スレーブ機に設定
OFF
単独運転に設定
P2 | P3 | P4 | P5
スレーブ機接続台数
B1 | B2 | B3 | B4
ブースタ機の台数設定:PAR MAST P2
マスター機設定し、並列運転を 2 台に設定ます。
:PAR B2
ブースター機は、2 台の設定です。
[:CONFigure]:PARAllel?
並列運転の接続状態を返します。
Mode:Master,
マスター機からの応答を返します。
Number:OFF |Parallel Number:{2|3|4|5} |Booster Number: {1|2|3|4}
Mode:Slave
スレーブ機からの応答を返します。
:PAR?
>Mode:Master, Number:OFF
単独運転に設定され、接続されたスレーブ機は存在しません。

41

4-8. ステップコマンド
Set

4-8-1. :CONFigure:STATus
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

設定つまみを使って値を変更するときの分解能の設定モードを選びます。
:CONFigure:STATus {STEP|CURSOR}
STEP
分解能の設定が、ステップ(coarse/fine)モードになります。
CURSOR
分解能の設定が、カーソル(桁)モードになります。
:CONF:STAT STEP
設定モードをステップにします。
:CONFigure:STATus?
STEP | CURSOR
分解能の設定モードを返します。
:CONF:STAT?
>Step
分解能の設定モードはステップモードです。
Set
Query

4-8-2. [:CONFigure]:STEP:CC
説明
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

各 CC モードレンジのステップ分解能のクエリ。
[:CONFigure]:STEP:CC?
CC モード各レンジのステップ分解能を返します。単位は[A]CCH:<NR2>
CC モード H レンジのステップ分解能
CCM:<NR2>
CC モード M レンジのステップ分解能
CCL:<NR2>
CC モード L レンジのステップ分解能:STEP:CC?
>CCH:0.0300, CCM:0.00300, CCL:0.000300
CC モード·ステップ分解能は、H レンジ：30mA、M レンジ：3mA、L
レンジ：0.3mA です。

42

Set

4-8-3. [:CONFigure]:STEP:CCH
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CC の H レンジのステップ分解能の設定またはクエリ。
注：ステップ分解能の設定は自動的に基本分解能の最も近い倍数に丸められます。
[:CONFigure]:STEP:CCH {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
ステップ分解能(単位は[A])MINimum
最小ステップ分解能
MAXimum
最大ステップ分解能:STEP:CCH 0.03A
ステップ分解能を 30mA に設定します。
[:CONFigure]:STEP:CCH?
CCH:<NR2>
レンジとステップ分解能を返します。
:STEP:CCH?
>CCH:0.0300
CCH のステップ分解能は、30mA です。
Set

4-8-4. [:CONFigure]:STEP:CCM
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CC の M レンジのステップ分解能の設定またはクエリ。
注：ステップ分解能の設定は自動的に基本分解能の最も近い倍数に丸められます。
[:CONFigure]:STEP:CCM {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>[A]ステップ分解能(単位は[A])MINimum
最小ステップ分解能
MAXimum
最大ステップ分解能:STEP:CCM 0.003A
ステップ分解能を 3mA に設定します。
[:CONFigure]:STEP:CCM?
CCM:<NR2>
レンジとステップ分解能を””で返します。
:STEP:CCM?
>CCM:0.00300
CCM のステップ分解能は、3mA です。

43

Set

4-8-5. [:CONFigure]:STEP:CCL
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CC の L レンジのステップ分解能の設定またはクエリ。
注：ステップ分解能の設定は自動的に基本分解能の最も近い倍数に丸められます。
[:CONFigure]:STEP:CCL {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
ステップ分解能(単位は[A])MINimum
最小ステップ分解能
MAXimum
最大ステップ分解能:STEP:CCL 0.0003A
ステップ分解能を 0.3mA に設定します。
[:CONFigure]:STEP:CCL?
CCL:<NR2>
レンジとステップ分解能を返します。
:STEP:CCL?
>CCL:0.000300
CCL のステップ分解能は、0.3mA です。
Set

4-8-6. [:CONFigure]:STEP:CR
説明
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

各 CR モードレンジのステップ分解能のクエリ。
[:CONFigure]:STEP:CR?
各 CR モードレンジのステップ分解能を返します。(単位は[mS])
CRH:<NR2>
CR モード H レンジステップ分解能
CRM:<NR2>
CR モード M レンジステップ分解能
CRL:<NR2>
CR モード L レンジステップ分解能:STEP:CR?
>CRH:3.00, CRM:0.300, CRL:0.0300
各レンジの CR モード·ステップ分解能を返します。

44

Set

4-8-7.

[:CONFigure]:STEP:CRH

説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR の H レンジのステップ分解能の設定またはクエリ。
注：ステップ分解能の設定は自動的に基本分解能の最も近い倍数に丸められます。
[:CONFigure]:STEP:CRH {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
ステップ分解能 (単位は[mS])MINimum
最小ステップ分解能
MAXimum
最大ステップ分解能:STEP:CRH 3
ステップ分解能を 3mS に設定します。
[:CONFigure]:STEP:CRH?
CRH:<NR2>
レンジとステップ分解能を返します。
:STEP:CRH?
>CRH:3.00
CRH のステップ分解能（3mS）を返します。
Set

4-8-8. [:CONFigure]:STEP:CRM
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR の M レンジのステップ分解能の設定またはクエリ。
注：ステップ分解能の設定は自動的に基本分解能の最も近い倍数に丸められます。
[:CONFigure]:STEP:CRM {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
ステップ分解能 (単位は [mS])MINimum
最小ステップ分解能
MAXimum
最大ステップ分解能:STEP:CRM 0.3
0.3mS にステップ分解能を設定します。
[:CONFigure]:STEP:CRM?
CRM:<NR2>
レンジとステップ分解能を返します。
:STEP:CRM?
>CRM:0.300
CRM のステップ分解能（0.3mS）を返します。

45

Set

4-8-9. [:CONFigure]:STEP:CRL
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR の L レンジのステップ分解能の設定またはクエリ。
注：ステップ分解能の設定は自動的に基本分解能の最も近い倍数に丸められます。
[:CONFigure]:STEP:CRL {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
ステップ分解能 (単位は[mS])MINimum
最小ステップ分解能
MAXimum
最大ステップ分解能:STEP:CRL 0.03
ステップ分解能を 0.03mS に設定します。
[:CONFigure]:STEP:CRL?
CRL:<NR2>
レンジとステップ分解能を返します。
:STEP:CRL?
>CRL:0.0300
CRL のステップ分解能（0.03mS）を返します。
Set

4-8-10. [:CONFigure]:STEP:CV
説明
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

各 CV モードレンジのステップ分解能を返します。
[:CONFigure]:STEP:CV?
各 CV モードレンジのステップ分解能を返します。単位は[V]
CVH:<NR2>
CV モード H レンジのステップ分解能
CVL:<NR2>
CV モード L レンジのステップ分解能:STEP:CV?
>CVH:2.00, CVL:0.200
各レンジの CV モード·ステップ分解能を返します。

46

Set

4-8-11.

[:CONFigure]:STEP:CVH

説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CV の H レンジのステップ分解能の設定またはクエリ。
注：ステップ分解能の設定は自動的に基本分解能の最も近い倍数に丸められます。
[:CONFigure]:STEP:CVH {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
ステップ分解能(単位は[V])MINimum
最小ステップ分解能
MAXimum
最大ステップ分解能:STEP:CVH 2V
ステップ分解能を 2V に設定します。
[:CONFigure]:STEP:CVH?
CVH:<NR2>
レンジとステップ分解能を返します。
:STEP:CVH?
>CVH:2.00
CVH のステップ分解能（2V）を返します。
Set

4-8-12. [:CONFigure]:STEP:CVL
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CV の L レンジのステップ分解能の設定またはクエリ。
注：ステップ分解能の設定は自動的に基本分解能の最も近い倍数に丸められます。
[:CONFigure]:STEP:CVL {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
ステップ分解能(単位は[V])MINimum
最小ステップ分解能
MAXimum
最大ステップ分解能:STEP:CVL 0.2V
ステップ分解能を 0.2V に設定します。
[:CONFigure]:STEP:CVL?
CVL:<NR2>
レンジとステップ分解能を返します。
:STEP:CVL?
>CVL:0.200
CVL のステップ分解能（0.2V）を返します。

47

Set

4-8-13. [:CONFigure]:STEP:CP
説明
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

各 CP モードレンジのステップ分解能を返します。
[:CONFigure]:STEP:CP?
各 CP モードレンジのステップ分解能を返します。単位は[W]
CPH:<NR2>
CP モード H レンジのステップ分解能
CPM:<NR2> CP モード M レンジのステップ分解能
CPL:<NR2>
CP モード L レンジのステップ分解能:STEP:CP?
>CPH:1.00, CPM:0.100, CPL:0.0100
各レンジの CP モード·ステップ分解能を返します。
Set

4-8-14. [:CONFigure]:STEP:CPH
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CP の H レンジのステップ分解能の設定またはクエリ。
注：ステップ分解能の設定は自動的に基本分解能の最も近い倍数に丸められます。
[:CONFigure]:STEP:CPH {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
ステップ分解能(単位は[W])MINimum
最小ステップ分解能
MAXimum
最大ステップ分解能:STEP:CPH 1
ステップ分解能を 1W に設定します。
[:CONFigure]:STEP:CPH?
CPH:<NR2>
レンジとステップ分解能を返します。
:STEP:CPH?
>CPH:1.00
CPH のステップ分解能（1W）を返します。

48

Set

4-8-15.

[:CONFigure]:STEP:CPM

説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CP の M レンジのステップ分解能の設定またはクエリ。
注：ステップ分解能の設定は自動的に基本分解能の最も近い倍数に丸められます。
[:CONFigure]:STEP:CPM {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
ステップ分解能(単位は[W])MINimum
最小ステップ分解能
MAXimum
最大ステップ分解能:STEP:CPM 0.1
ステップ分解能を 0.1W に設定します。
[:CONFigure]:STEP:CPM?
CPM:<NR2> レンジとステップ分解能を返します。
:STEP:CPM?
>CPM:0.100
CPM のステップ分解能（0.1W）を返します。
Set

4-8-16. [:CONFigure]:STEP:CPL
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CP の L レンジのステップ分解能の設定またはクエリ。
注：ステップ分解能の設定は自動的に基本分解能の最も近い倍数に丸められます。
[:CONFigure]:STEP:CPL {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
ステップ分解能(単位は[W])MINimum
最小ステップ分解能
MAXimum
最大ステップ分解能:STEP:CPL 0.01
ステップ分解能を 0.01W に設定します。
[:CONFigure]:STEP:CPL?
CPL:<NR2>
レンジとステップ分解能を返します。
:STEP:CPL?
>CPL:0.0100
CPL のステップ分解能（0.01W）を返します。

49

4-9. 外部制御コマンド
Set

4-9-1. [:CONFigure]:EXTernal[:CONTrol]
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CC、CR、CV、CP モードの外部コントロールの設定とクエリ。
[:CONFigure]:EXTernal[:CONTrol]{OFF|VOLTage|RESistance|RINV }OFF
外部コントロールの無効設定
VOLTage
外部電圧コントロール設定
RESistance
外部抵抗(比例制御)コントロール設定
RINV
外部抵抗（負の比例制御）コントロール設定:EXT OFF
外部コントロールを無効設定にします。
[:CONFigure]:EXTernal[:CONTrol]?
Control:
外部制御のモードを返します。
OFF | Volt | Res | Rinverse:EXT?
>Control:OFF,
外部コントロールは無効になっています。
Set

4-9-2. [:CONFigure]:EXTernal:CV
説明

設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

+CV モードの外部コントロールの設定またはクエリ。
注：+CV モードの外部コントロールは、先に CC、CR、CV、CP モー
ドの外部コントロールを設定して下さい。
[:CONFigure]:EXTernal:CV {OFF|ON}
OFF+CV モード外部コントロールのオフ設定。
ON+CV モード外部コントロールのオン設定。
:EXT:CV ON+CV モード外部コントロールをオンにします。
[:CONFigure]:EXTernal:CV?
CV:OFF | ON
+CV モードの外部コントロールの設定状態を返します。
:EXT:CV?
>CV:ON+CV モード外部コントロールがオンになっています。

50

Set

4-9-3. [:CONFigure]:EXTernal:LOADonin
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

外部スイッチによるロードの設定とクエリ。
外部スイッチ(LoadOn IN)はクローズ(LOW)またはオープン(HIGH)のときに、本器のロードがオンになっているかどうかの設定です。
[:CONFigure]:EXTernal:LOADonin {OFF|HIGH|LOW}
OFF
LoadOn IN =オフ
HIGH
LoadOn IN =オープン
LOW
LoadOn IN =クローズ:EXT:LOAD OFF"LoadOn IN"の設定をオフにします。
[:CONFigure]:EXTernal:LOADonin?
LoadOn In:
外部スイッチの設定を返します。
OFF | High | Low:EXT:LOAD?
>LoadOn In:OFF“LoadOn IN“の設定はオフになっています。

4-10. モードサブシステムコマンド
Set

4-10-1. :MODE
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

負荷モードの設定またはクエリ。
:MODE {CC|CR|CV|CP|CCCV|CRCV|CPCV}CC
CC モードCR
CR モードCV
CV モードCP
CP モード
CCCV
CC + CV モード
CRCVCR + CV モード
CPCV
CP + CV モード:MODE CC
CC モードに設定します。
:MODE?
CC | CR | CV | CP |負荷モードを返します。
CCCV | CRCV | CPCV:MODE?
>CC
負荷モード（CC モード）を返します。

51

Set

4-10-2. [:MODE]:CRANge
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

全オペレーティング·モードの電流レンジの設定またはクエリ。
[:MODE]:CRANge {HIGH|MIDDle|LOW}
HIGH
H レンジ
MIDDle
M レンジ
LOW
L レンジ
:CRAN LOW
電流レンジを LOW に設定します。
[:MODE]:CRANge?
High | Mid | Low
電流レンジの設定を返します。
:CRAN?
>Low
電流レンジは Low に設定されています。
Set
Query

4-10-3. [:MODE]:VRANge
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

全オペレーティング·モードの電圧レンジの設定またはクエリ。
[:MODE]:VRANge {HIGH|LOW}
HIGH
H レンジ
LOW
L レンジ
:VRAN LOW
電圧レンジを Low に設定します。
[:MODE]:VRANge?
High | Low
電圧レンジの設定を返します。
:VRAN?
>Low
電圧レンジが Low に設定されています。

52

Set

4-10-4. [:MODE]:RESPonse
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

CV と+CV モードの応答速度の設定とクエリ。
初期設定は FAST です。
[:MODE]:RESPonse {FAST|RESP{6|5|4|3|2|1}|SLOW}
FAST
応答速度は FASTRESP6応答速度は 6RESP5応答速度は 5RESP4応答速度は 4RESP3応答速度は 3RESP2応答速度は 2RESP1応答速度は 1SLOW
応答速度は SLOW:RESP FAST
CV と+CV 応答を FAST に設定します。
[:MODE]:RESPonse?
FAST | RESP6 |応答速度を返します。
RESP5 | RESP4 |RESP3 | RESP2 |RESP1 | SLOW:RESP?
>FAST
CV と+CV モードは FAST に設定されています。
Set

4-10-5. [:MODE]:DYNamic
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

スイッチング機能の設定またはクエリ。
[:MODE]:DYNamic {DYNamic|STATic}DYNamic
ダイナミックモードの設定
STATicスタティックモードの設定:DYN DYN
スイッチング機能をダイナミックモードに設定します。
[:MODE]:DYNamic?
Dynamic | Static
スイッチング機能の設定を返します。
:DYN?
>Dynamic
スイッチング機能は、ダイナミックモードに設定されています。

53

4-11. 電流サブシステムコマンド
Set

4-11-1. :CURRent[:VA]
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CC スタティックモードの"A Value"電流の設定またはクエリ。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
注：[：VA] ノードは、スタティックモードときにのみ省略することができます。
:CURRent[:VA] {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“A Value”の電流値(単位は[A])MINimum
最小電流レベルMAXimum
最大電流レベル:CURR MIN
最小の電流値を設定します。
:CURRent[:VA]?
<NR2>"A Value"の電流値を返します。
:CURR?
>1.0000"A Value"の電流設定値は 1A に設定されています。

4-11-2. :CURRent[:VA]:TRIGgered
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
関連コマンドSet

トリガがアクティブ化された時の電流値を設定します。
:CURRent[:VA]:TRIGgered {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NRf>“A Value”の電流値(単位は[A])MINimum
最小電流レベルMAXimum
最大電流レベル:CURR:TRIG MIN
トリガがアクティブ化された時に最小電流値を設定します。
*TRG, :INITiate:CONTinuous, :INITiate[:IMMediate]

54

Set

4-11-3. :CURRent:VB
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CC スタティックモードの" B Value"電流の設定またはクエリ。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
:CURRent:VB {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>[A]“B Value” の電流値
MINimum
最小電流レベルMAXimum
最大電流レベル:CURR:VB MIN
最小電流値を設定します。
:CURRent:VB?
<NR2>"B Value"の電流値を返します。
:CURR:VB?
>1.0000“B Value"の電流設定値は 1A に設定されています。
Set

4-11-4. :CURRent:SRATe
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CC スタティックモードの電流のスルーレートの設定またはクエリ。
:CURRent:SRATe {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
スルーレートを mA/us で設定
MINimum
スルーレートを最小値に設定
MAXimum
スルーレートを最大値に設定:CURR:SRAT MIN
スルーレートを最小値に設定します。
:CURRent:SRATe?
<NR2>
スルーレートを返します。
:CURR:SRAT?
>5.0000
スルーレートは 5mA/us に設定されています。

55

Set

4-11-5. :CURRent:L1
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CC ダイナミックモードの"Level1"の電流の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Value”の時、適用されます。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
:CURRent:L1 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level1” の電流値(単位は[A])MINimum
最小電流レベルMAXimum
最大電流レベル:CURR:L1 MIN
最小の電流値を設定します。
:CURRent:L1?
<NR2>“Level1”の電流値を””で返します。
:CURR:L1?
>1.0000“Level1” の電流設定値は 1A に設定されています。
Set

4-11-6. :CURRent:L2
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CC ダイナミックモードの"Level2"の電流の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Value”の時、適用されます。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
:CURRent:L2 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level2” の電流値(単位は[A])MINimum
最小電流レベルMAXimum
最大電流レベル:CURR:L2 MIN
最小の電流値を設定します。
:CURRent:L2?
<NR2>“Level2”の電流値を””で返します。
:CURR:L2?
>1.0000“Level2” の電流設定値は 1A に設定されています。

56

Set

4-11-7. :CURRent:SET
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CC ダイナミックモードの”Set”電流の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Percent”の時、適用されます。
:CURRent:SET{<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level=100%”時の電流値(単位は[A])MINimum
最小電流値
MAXimum
最大電流値:CURR:SET MIN“Level=100%”の最小電流値を設定します。
:CURRent:SET?
<NR2>“Level=100%”時の電流値を””で返します。
:CURR:SET?
>1.0“Level=100%”の電流値は 1A に設定されています。
:CURRent:LEVel
Set

4-11-8. :CURRent:LEVel
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CC ダイナミックモードの”Level”%の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Percent”の時、適用されます。
:CURRent:LEVel {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“SET”電流値の割合 (単位[%])MINimum
最小“SET”電流値の割合
MAXimum
最大“SET”電流値の割合:CURR:LEV MIN
最小レベルの電流値の割合(％)を設定します。
:CURRent:LEVel?
<NR2>
電流の“% Level”を返します。
:CURR:LEV?
>50
設定電流値の割合は 50%に設定されています。
:CURRent:SET

57

Set

4-11-9. :CURRent:RISE
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CC ダイナミックモードの電流スルーレートの立上りの設定またはクエリ:CURRent:RISE {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
電流スルーレートの立上り（単位[mA/us]）
MINimum
最小スルーレート
MAXimum
最大スルーレート:CURR:RISE MIN
スルーレートの立上りを最小に設定します。
:CURRent:RISE?
<NR2>
電流スルーレートの立上りを返します。
:CURR:RISE?
>5000
スルーレートの立上りは 5000mA/us に設定されています。
:CURRent:FALL
Set

4-11-10. :CURRent:FALL
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CC ダイナミックモードの電流スルーレートの立下りを設定します。
:CURRent:FALL {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
電流スルーレートの立下り（単位 [mA/us]）
MINimum
最小スルーレート
MAXimum
最大スルーレート:CURR:FALL MIN
スルーレートの立下りを最小に設定します。
:CURRent:FALL?
<NR2>
電流スルーレートの立下りを返します。
:CURR:FALL?
>5000
スルーレートの立下りは 5000mA/us に設定されています。
:CURRent: RISE

58

Set

4-11-11. :CURRent:T1
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CC ダイナミックモードの”Timer1”時間の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time” が “T1/T2”の時、適用されます。
:CURRent:T1 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
T1 時間設定 （単位 [秒]）MINimum
最小時間
MAXimum
最大時間:CURR:T1 0.2
T1 時間の設定値を設定します。
:CURRent:T1?
<NR2>
T1 時間の設定を返します。
:CURR:T1?
>0.2
T1 時間の設定値を返します。
:CURRent:T2
Set

4-11-12. :CURRent:T2
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CC ダイナミックモードの”Timer2”時間の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time” が “T1/T2”の時、適用されます。
:CURRent:T2 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
T2 時間設定（単位 [秒]）MINimum
最小時間
MAXimum
最大時間:CURR:T2 0.2
T2 時間の設定値を設定します。
:CURRent:T2?
<NR2>
秒単位で T2 時間の設定を返します。
:CURR:T2?
>0.2
T2 時間の設定値を返します。
:CURRent:T1

59

Set

4-11-13. :CURRent:FREQuency
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CC ダイナミックモードの“Frequency”値の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time”が“Freq/Duty”の時、適用されます。
:CURRent:FREQuency {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
スイッチング周波数設定 （単位 [Hz]）MINimum
最小周波数
MAXimum
最大周波数:CURR:FREQ 60
周波数を 60Hz に設定します。
:CURRent:FREQuency?
<NR2>
スイッチング周波数を返します。
:CURR:FREQ?
>60
スイッチング周波数は 60Hz に設定されています。
:CURRent:DUTY
Set

4-11-14. :CURRent:DUTY
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CC ダイナミックモードの“Duty” %の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time”が“Freq/Duty”の時、適用されます。
:CURRent:DUTY {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
デューティ·サイクル設定 （単位 [%]）
MINimum
最小デューティ·サイクル
MAXimum
最大デューティ·サイクル:CURR:DUTY 50
デューティ·サイクルを 50％に設定します。
:CURRent:DUTY?
<NR2>
正のデューティ·サイクルを返します。
:CURR:DUTY?
>50
デューティ·サイクルは 50％に設定されています。
:CURRent:FREQuency

60

Set

4-11-15. :CURRent:RECall
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Query

CC スタティックモードで、A Value または B Value のどちらの値を選択するかの設定とクエリ。
:CURRent:RECall {<Boolean>|A|B}
A|0
A Value を選択
B|1
B Value を選択:CURR:REC 1
B Value を選択します。
:CURRent:RECall?
CC スタティックモードで、選択されている A /B Value 値を返します。
0
A Value が選択されています
1
B Value が選択されています:CURR:REC?
>0
A Value が選択されています。

61

4-12. 抵抗サブシステムコマンド
Set

4-12-1. :RESistance[:VA]
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR スタティックモード" A Value"抵抗値の設定またはクエリ。
注：各レンジ（High/Mid/Low）で異なる値を設定することができます。
注：[：VA] ノードは、スタティックモードのときにのみ省略することができます。
:RESistance[:VA] {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“A Value”の抵抗値(単位は Ω)
MINimum
最小抵抗値レベルMAXimum
最大抵抗値レベル:RES MIN
最小の抵抗値を設定します。
:RESistance[:VA]?
<NR2>“A Value”の抵抗値を返します。
:RES?
>9.840"A Value"の抵抗設定値(9.84Ω)を返します。

4-12-2. :RESistance[:VA]:TRIGgered
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
関連コマンドSet

トリガがアクティブ化された時の抵抗値を設定します。
:RESistance[:VA]:TRIGgered {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>[OHM}“A Value”の抵抗値(単位は Ω)
MINimum
最小抵抗値レベルMAXimum
最大抵抗値レベル
:RES:TRIG MIN
トリガがアクティブ化された時に最小の抵抗値を設定します。
*TRG, :INITiate:CONTinuous, :INITiate[:IMMediate]

62

Set

4-12-3. :RESistance:VB
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR スタティックモード"B Value"抵抗値設定またはクエリ。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
:RESistance:VB {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“B Value”の抵抗値(単位は Ω)
MINimum
最小抵抗値レベルMAXimum
最大抵抗値レベル
:RES:VB MIN
最小の抵抗値を設定します。
:RESistance:VB?
<NR2>“B Value”の抵抗値を返します。
:RES:VB?
>9.840“B Value”の抵抗設定値(9.84Ω)を返します。
Set

4-12-4. :RESistance:SRATe
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR スタティックモードの電流のスルーレートの設定またはクエリ。
:RESistance:SRATe {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
スルーレートを mA/us で設定
MINimum
スルーレートを最小値（遅い）設定
MAXimum
スルーレートを最大値（速い）設定:RES:SRAT MIN
スルーレートを最小値（遅い）に設定します。
:RESistance:SRATe?
<NR2>
スルーレートを返します。
:RES:SRAT?
>5.0000
ルーレートは 5mA/us です。

63

Set

4-12-5. :RESistance:L1
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR ダイナミックモード"Level1"の抵抗値の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Value”の時、適用されます。
注：各レンジ（High/Mid/Low）で異なる値を設定することができます。
:RESistance:L1 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level1”の抵抗値(単位は Ω)
MINimum
最小抵抗値レベルMAXimum
最大抵抗値レベル
:RES:L1 MIN
最小の抵抗値を設定します。
:RESistance:L1?
<NR2>“Level1”の抵抗値を返します。
:RES:L1?
>9.840“Level1”の抵抗設定値(9.48Ω)を返します。
Set

4-12-6. :RESistance:L2
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR ダイナミックモード"Level2"の抵抗値の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Value”の時、適用されます。
注：各レンジ（High/Mid/Low）で異なる値を設定することができます。
:RESistance:L2 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level2”の抵抗値(単位は Ω)
MINimum
最小抵抗値レベルMAXimum
最大抵抗値レベル
:RES:L2 MIN
最小の抵抗値を設定します。
:RESistance:L2?
<NR2>“Level2”の抵抗値を返します。
:RES:L2?
>9.840“Level2”の抵抗値(9.48Ω)を返します。

64

Set

4-12-7. :RESistance:SET
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR ダイナミックモードの”Set”抵抗値の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Percent”の時、適用されます。
:RESistance:SET {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level=100%”時の抵抗値(単位は Ω)
MINimum
最小抵抗値レベルMAXimum
最大抵抗値レベル
:RES:SET MIN
最小の抵抗値を設定します。
:RESistance:SET?
<NR2>“Level=100%”時の抵抗値を返します。
:RES:SET?
>9.840“Level=100%”時の抵抗値(Ω)を返します。
Set

4-12-8. :RESistance:LEVel
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CR ダイナミックモードの”Level”%(Set に設定されたコンダクタンス
値の割合)の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Percent”の時、適用されます。
:RESistance:LEVel {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Set”値の割合(単位 [%])
MINimum
最小コンダクタンス値の割合
MAXimum
最大コンダクタンス値の割合:RES:LEV MIN
最小レベル値の割合(％)を設定します。
:RESistance:LEVel?
<NR2>“Level”値の割合（％）を返します。
:RES:LEV?
>50
設定値の割合は 50%に設定されています。
:RESistance:SET

65

Set

4-12-9. :RESistance:RISE
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CR ダイナミックモードの電流のスルーレートの立上りを設定します。
:RESistance:RISE {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
スルーレートの立上り（単位[mA/us]）
MINimum
最小スルーレート
MAXimum
最大スルーレート:RES:RISE MIN
スルーレートの立上りを最小に設定します。
:RESistance:RISE?
<NR2>
スルーレートの立上りを返します。
:RES:RISE?
>50.000
立上りスルーレートは 50mA/us。
:RESistance:FALL
Set

4-12-10. :RESistance:FALL
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CR ダイナミックモードの電流スルーレートの立下りを設定します。
:RESistance:FALL {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
スルーレートの立下り（単位[mA/us]）
MINimum
最小スルーレート
MAXimum
最大スルーレート:RES:FALL MIN
スルーレートの立下りを最小に設定します。
:RESistance:FALL?
<NR2>
スルーレートの立下りを返します。
:RES:FALL?
>50.000
立下りスルーレートは 50mA/us。
:RESistance:RISE

66

Set

4-12-11. :RESistance:T1
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CR ダイナミックモードの”Timer1”時間の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time” が “T1/T2”の時、適用されます。
:RESistance:T1 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
T1 時間の時間設定（単位 [秒]）MINimum
最小時間
MAXimum
最大時間:RES:T1 0.2
T1 時間の設定値を 0.2 秒に設定します。
:RESistance:T1?
<NR2>
T1 時間の設定値を返します。
:RES:T1?
>0.2
T1 時間の設定値は、0.2 秒。
:RESistance:T2
Set

4-12-12. :RESistance:T2
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CR ダイナミックモードの”Timer2”時間の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time” が “T1/T2”の時、適用されます。
:RESistance:T2 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
T2 時間の時間設定（単位 [秒]）MINimum
最小時間
MAXimum
最大時間:RES:T2 0.2
T2 時間の設定値を 0.2 秒に設定します。
:RESistance:T2?
<NR2>
T2 時間の設定値を返します。
:RES:T2?
>0.2
T2 時間の設定値は、0.2 秒。
:RESistance:T1

67

Set

4-12-13. :RESistance:FREQuency
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CR ダイナミックモードの“Frequency”値の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time”が“Freq/Duty”の時、適用されます。
:RESistance: FREQuency {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
スイッチング周波数設定（単位 [Hz]）MINimum
最小周波数
MAXimum
最大周波数:RES:FREQ 60
周波数を 60Hz に設定します。
:RESistance: FREQuency?
<NR2>周波数を Hz の単位を返します。
:RES:FREQ?
>60
スイッチング周波数は 60Hz に設定されています。
:RESistance:DUTY
Set

4-12-14. :RESistance:DUTY
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CR ダイナミックモードの“Duty” %の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time”が“Freq/Duty”の時、適用されます。
:RESistance:DUTY {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
デューティ·サイクル設定 （単位 [%]）
MINimum
最小デューティ·サイクル
MAXimum
最大デューティ·サイクル:RES:DUTY 50
デューティ·サイクルを 50％に設定します。
:RESistance:DUTY?
<NR2>
デューティを％単位を返します。
:RES:DUTY?
>50
デューティ·サイクルは 50％に設定されています。
:RESistance:FREQuency

68

Set

4-12-15. :RESistance:RECall
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

単位が[Ω]のときの CR スタティックモードで、A Value または B
Value のどちらの値を選択するかの設定とクエリ。
: RESistance:RECall {<Boolean>|A|B}
A|0
A Value を選択
B|1
B Value を選択:RESI:REC 1
B Value を選択します。
: RESistance:RECall?
CR スタティックモードで、選択されている A /B Value 値を返します。
0
A Value が選択されています
1
B Value が選択されています:RESI:REC?
>0
A Value が選択されています。
Set
Query

4-12-16. :CONDuctance[:VA]
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

CR スタティックモード" A Value"コンダクタンス値の設定またはクエリ。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
注：[：VA] ノードは、スタティックモードのときにのみ省略することができます。
:CONDuctance[:VA] {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“A Value”のコンダクタンス値(単位は mS)
MINimum
最小コンダクタンスレベル
MAXimum
最大コンダクタンスレベル:COND:VA MIN
最小のコンダクタンス値を設定します。
:CONDuctance[:VA]?
<NR2>“A Value”のコンダクタンス値を返します。
:COND:VA?
>9.840"A Value"のコンダクタンス設定値(9.84mS)を返します。

69

4-12-17. :CONDuctance[:VA]:TRIGgered
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例

関連コマンドSet

トリガがアクティブ化された時のコンダクタンス値を設定します。
:CONDuctance[:VA]:TRIGgered {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“A Value”のコンダクタンス値(単位[mS])MINimum
最小コンダクタンスレベル
MAXimum
最大コンダクタンスレベル:COND:TRIG MIN
トリガがアクティブ化された時に最小のコンダクタンス値を設定します。
*TRG,:INITiate:CONTinuous,:INITiate[:IMMediate]Set

4-12-18. :CONDuctance:VB
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR スタティックモード" B Value"コンダクタンス値の設定またはクエリ。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
:CONDuctance:VB {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“B Value”のコンダクタンス値(単位は mS)
MINimum
最小コンダクタンスレベル
MAXimum
最大コンダクタンスレベル:COND:VB MIN
最小のコンダクタンス値を設定します。
:CONDuctance:VB?
<NR2>“B Value”のコンダクタンス値を返します。
:COND:VB?
>9.840“B Value”のコンダクタンス設定値(9.84mS)を返します。

70

Set

4-12-19. :CONDuctance:L1
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR ダイナミックモード"Level1"のコンダクタンス値の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Value”の時、適用されます。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
:CONDuctance:L1 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level1”のコンダクタンス値(単位[mS])MINimum
最小コンダクタンスレベル
MAXimum
最大コンダクタンスレベル:COND:L1 MIN
最小のコンダクタンス値を設定します。
:CONDuctance:L1?
<NR2>“Level1”のコンダクタンス値を返します。
:COND:L1?
>9.840“Level1”のコンダクタンス設定値(9.84mS)を返します。

Set

4-12-20. :CONDuctance:L2
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR ダイナミックモード"Level2"のコンダクタンス値の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Value”の時、適用されます。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
:CONDuctance:L2 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level2”のコンダクタンス値(単位[mS])MINimum
最小コンダクタンスレベル
MAXimum
最大コンダクタンスレベル:COND:L2 MIN
最小のコンダクタンス値を設定します。
:CONDuctance:L2?
<NR2>“Level2”のコンダクタンス値を返します。
:COND:L2?
>9.840“Level2”のコンダクタンス値(9.84mS)を返します。

71

Set

4-12-21. :CONDuctance:SET
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CR ダイナミックモードの”Set”コンダクタンス値の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Percent”の時、適用されます。
:CONDuctance:SET {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level=100%”時のコンダクタンス値(単位は[mS])MINimum
最小コンダクタンスレベル
MAXimum
最大コンダクタンスレベル:COND:SET MIN
最小のコンダクタンス値を設定します。
:CONDuctance:SET?
<NR2>“Level=100%”時のコンダクタンス値を返します。
:COND:SET?
>9.840“Level=100%”時のコンダクタンス値(9.84mS)を返します。

Set
Query

4-12-22. :CONDuctance:RECall
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

単位が[S]のときの CR スタティックモードで、A Value または B
Value のどちらの値を選択するかの設定とクエリ。
: CONDuctance:RECall {<Boolean>|A|B}
A|0
A Value を選択
B|1
B Value を選択:COND:REC 1
B Value を選択します。
: CONDuctance:RECall?
CR スタティックモードで、選択されている A /B Value 値を返します。
0
A Value が選択されています
1
B Value が選択されています:COND:REC?
>0
A Value が選択されています。

72

4-13. 電圧サブシステムコマンド
Set

4-13-1. :VOLTage[:VA]
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CV モード" A Value"の電圧の設定またはクエリ、または+CV モードの電圧の設定またはクエリ。
注意：同じ値が各電流レンジ(High/Mid/Low)に適用されます。
注：オプションコマンドの[：VA] ノードは、スタティックモードのときにのみ省略することができます。
:VOLTage[:VA] {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“A Value”の電圧値(単位は[V])MINimum
最小電圧レベルMAXimum
最大電圧レベル:VOLT:VA MIN
最小の電圧値を設定します。
:VOLTage[:VA]?
<NR2>“A Value”の電圧値を返します。
:VOLT:VA?
>1.00“A Value”の電圧設定値は 1V に設定されています。
Set
Query

4-13-2. :VOLTage:VB
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

CV モード" B Value"の電圧の設定またはクエリ。
注意：同じ値が各電流レンジ(High/Mid/Low)に適用されます。
:VOLTage:VB {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“B Value”の電圧値(単位は[V])MINimum
最小電圧レベルMAXimum
最大電圧レベル:VOLT:VB MIN
最小の電圧値を設定します。
:VOLT:VB?
<NR2>“B Value”の電圧値を返します。
:VOLT:VB?
>1.00“B Value” の電圧設定値は 1V に設定されています。

73

Set

4-13-3. :VOLTage:RECall
説明
設定構文
設定パラメーター
例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

CV モードで、A Value または B Value のどちらの値を選択するかの設定とクエリ。
: VOLTage:RECall {<Boolean>|A|B}
A|0
A Value を選択
B|1
B Value を選択:VOLT:REC 1
B Value を選択します。
: VOLTage:RECall?
CV モードで、選択されている A /B Value 値を返します。
0
A Value が選択されています
1
B Value が選択されています:VOLT:REC?
>0
A Value が選択されています。

74

4-14. 電力サブシステムコマンド
Set

4-14-1. :POWer[:VA]
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CP スタティックモード" A Value"電力値の設定またはクエリ。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
注：[：VA] ノードは、スタティックモードときにのみ省略することができます。
:POWer[:VA] {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“A Value” の電力値(単位は[W])MINimum
最小電力レベルMAXimum
最大電力レベル:POW:VA MIN
最小電力値を設定します。
:POWer[:VA]?
<NR2>“A Value”の電力値を返します。
:POW:VA?
>10“A Value” の電力設定(10W)を返します。
Set

4-14-2. :POWer:VB
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CP スタティックモード" B Value"電力値の設定またはクエリ。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
:POWer:VB {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“B Value”の電力値(単位は[W])MINimum
最小電力レベルMAXimum
最大電力レベル:POW:VB MIN
最小電力値を設定します。
:POWer:VB?
<NR2>“B Value”の電力値を返します。
:POW:VB?
>10“B Value” の電力設定値は 10W に設定されています。

75

Set

4-14-3. :POWer:L1
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CP ダイナミックモード"Level1"電力値の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Value”の時、適用されます。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
:POWer:L1 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level1”の電力値(単位は[W])MINimum
最小電力レベルMAXimum
最大電力レベル:POW:L1 MIN
最小電力値を設定します。
:POWer:L1?
<NR2>“Level1”の電力値を返します。
:POW:L1?
>10“Lewel1”の電力設定値は 10W に設定されています。
Set

4-14-4. :POWer:L2
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

CP ダイナミックモード"Level2"電力値の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Value”の時、適用されます。
注：各レンジ（H/M/L）で異なる値を設定することができます。
:POWer:L2 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level2”の電力値(単位は[W])MINimum
最小電力レベルMAXimum
最大電力レベル:POW:L2 MIN
最小電力値を設定します。
:POWer:L2?
<NR2>“Level2”の電力値を返します。
:POW:L2?
>10“Lewel 2” の電力設定値は 10W に設定されています。

76

Set

4-14-5. :POWer:SET
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CP ダイナミックモードの”Set”電力値の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Percent”の時、適用されます。
:POWer:SET {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Level=100%”時の電力値(単位は[W])MINimum
最小電力値
MAXimum
最大電力値:POW:SET MIN“Level=100%”の最小電力値を設定します。
:POWer:SET?
<NR2>“Level=100%”時の電力値を返します。
:POW:SET?
>10W“Level=100%”の電力値は 10W に設定されています。
:POWer:LEVel
Set

4-14-6. :POWer:LEVel
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CP ダイナミックモードの”Level”%の設定またはクエリ。
このコマンドは、Dyna.Level が“Percent”の時、適用されます。
:POWer:LEVel {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>“Set”電力値の割合 (単位 [%])
MINimum
最小“Set”電力値の割合
MAXimum
最大“Set”電力値の割合:POW:LEV MIN
最小レベルの電力値の割合(％)を設定します。
:POWer:LEVel?
<NR2>
電力の“% Level” を返します。
:POW:LEV?
>50
設定電力値の割合は 50%に設定されています。
:POWer:SET

77

Set

4-14-7. :POWer:T1
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CP ダイナミックモードの”Timer1”時間の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time” が “T1/T2”の時、適用されます。
:POWer:T1 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>[s]T1 時間の時間設定 （単位 [秒]）MINimum
最小時間
MAXimum
最大時間:POW:T1 0.2
T1 時間を 200ms に設定します。
:POWer:T1?
<NR2>
T1 時間の設定を返します。
:POW:T1?
>0.2
T1 時間は 200ms に設定されています。
:POWer:T2
Set

4-14-8. :POWer:T2
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CP ダイナミックモードの”Timer2”時間の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time” が “T1/T2”の時、適用されます。
:POWer:T2 {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
T2 時間の時間設定 （単位 [秒]）MINimum
最小時間
MAXimum
最大時間:POW:T2 0.2
T2 時間を 200ms に設定します。
:POWer:T2?
<NR2>
秒単位で T2 時間の設定を返します。
:POW:T2?
>0.2
T2 時間は 200ms に設定されています。
:POWer:T1

78

Set

4-14-9. :POWer:FREQuency
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CP ダイナミックモードの“Frequency”値の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time”が“Freq/Duty”の時、適用されます。
:POWer:FREQuency {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
スイッチング周波数設定（単位 [Hz]）MINimum
最小周波数
MAXimum
最大周波数:POW:FREQ 60
周波数を 60Hz に設定します。
:POWer:FREQuency?
<NR2>周波数を Hz の単位を返します。
:POW:FREQ?
>60
スイッチング周波数は 60Hz に設定されています。
:POWer:DUTY
Set

4-14-10. :POWer:DUTY
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

CP ダイナミックモードの“Duty” %の設定とクエリ。
このコマンドは、“Dyna.Time”が“Freq/Duty”の時、適用されます。
:POWer:DUTY {<NRf>|MINimum|MAXimum}<NRf>
デューティ·サイクル設定 （単位 [%]）
MINimum
最小デューティ·サイクル
MAXimum
最大デューティ·サイクル:POW:DUTY 50
デューティ·サイクルを 50％に設定します。
:POWer:DUTY?
<NR2>
デューティを％単位を返します。
:POW:DUTY?
>50
デューティ·サイクルは 50％に設定されています。
:POWer:FREQuency

79

Set

4-14-11. :POWer:RECall
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

CP スタティックモードで、A Value または B Value のどちらの値を選択するかの設定とクエリ。
: POWer:RECall {<Boolean>|A|B}
A|0
A Value を選択
B|1
B Value を選択:POW:REC 1
B Value を選択します。
: POWer:RECall?
CP スタティックモードで、選択されている A /B Value 値を返します。
0
A Value が選択されています
1
B Value が選択されています:POW:REC?
>0
A Value が選択されています。

4-15. プログラムコマンド
プログラム機能の実行・停止は:INPUT コマンドを使用します。
詳細は、25 ページ(4-3-1. :INPut)を参照してください。
Set

4-15-1. :FUNCtion[:COMPlete][:RING]:TIME
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

各機能(プログラム、ノーマルシーケンス、ファストシーケンス、
OCP、OPP、BATT テスト)実行終了後のブザー時間の設定とクエリ。
:FUNCtion[:COMPlete][:RING]:TIME{<NR1>|MINimum|MAXimum|INFinity}<NR1>
ブザー秒数(0～600)、0 でブザーなし
MINimum
最小時間を設定
MAXimum
最大時間を設定INFinity
連続:FUNC:TIME 5
ブザー時間を 5 秒に設定します。
:FUNCtion[:COMPlete][:RING]:TIME?
<NR1> | Infinity | OFF
各機能完了後のブザー時間を返します。“OFF”は、ブザーなしの応答:FUNC:TIME?
>5
ブザー時間は 5 秒です。

80

Set

4-15-2. :PROGram:STATe
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

プログラム機能の実行状態の設定とクエリ。
:PROGram:STATe {ON|OFF|PAUSe|RUN|CONTinue|NEXT}
ON
プログラム機能をオンに設定
OFFプログラム機能をオフに設定
PAUSeプログラム機能実行の一時停止
RUN
プログラム機能を実行に設定
CONTinue
プログラム機能実行の一時停止の解除
NEXTプログラム機能実行の手動開始待ちの解除:PROG:STAT ON
プログラム機能をオン設定します。
:PROGram:STATe?
プログラム機能の実行状態を返します。
ON,
プログラム機能がオン
STOP | RUN | PAUSE"STOP":停止中,"RUN":実行中,"PAUSE":中断中
OFFプログラム機能がオフ:PROG:STAT?
>ON,STOP
プログラム機能の実行状態を返します。

81

Set

4-15-3. :PROGram
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

プログラム機能の指定ステップへの全パラメーターの設定とクエリ。
“Timing Edit for Program”のパラメータ:PROGram (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8)(1) <NR1>
プログラム番号 (1~16)(2) <NR1>
ステップ番号 (1~16)(3) <NR1>
内部メモリ番号 (1~256)(4) <ASCII string>
処理設定
AUTO 処理を実行
MANUAL 処理起動を待つSKIP 次のステップに進む(5) <NRf>
オン時間を秒で設定 (0.1~60)s(6) <NRf>
オフ時間を秒で設定 (Off,0.1~60)s(7) <NRf>
P / F の遅延時間を秒で設定(Off,0.0~119.9)s(8) <NRf>
ショート時間を秒で設定(Off,0.1 ~ On-Time)s:PROG 2,3,1,AUTO,40.1,0,0,0
指定のプログラムステップに全パラメータを設定します。
:PROGram?
以下の順で、“Timing Edit for Program”のパラメータを返します。
(1) <ASCII string>
プログラム機能の ON/OFF を返します。
{ON|OFF}(2) <ASCII string>
プログラム番号を返します。
(3) <ASCII string>
ステップ番号を返します。
(4) <ASCII string>
内部メモリ番号を返します。
(5) <ASCII string>
処理を Auto/Manual/Skip で返します。
(6) <ASCII string>
オン時間を秒で返します。
(7) <ASCII string>
オフ時間を秒で返します。
(8) <ASCII string>P / F の遅延時間を秒で返します。
(9) <ASCII string>
ショート時間を秒で返します。
:PROG？
>Program:OFF; Start:1, Step:1, Memory:1, Run:Skip,
On-Time:0.1, Off-Time:0.0, P/F-Time:0.0, Short-Time:0.0
プログラムモードの状態の後に選択されているプログラムステップのパラメータを返します。

82

4-15-4. :PROGram[:RECall]:DEFault
説明
設定構文
設定例

Set

選択されているプログラムの全ステップの初期値に設定。
:PROGram[:RECall]:DEFault:PROG:DEF
選択されているプログラムの全ステップを初期値にします。
Set

4-15-5. :PROGram:STARt
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

選択するプログラム番号の設定とクエリ。(PROG: の内容)
:PROGram:STARt <NR1><NR1>
選択するプログラム番号(1~16):ROG:STAR 1
プログラム番号を 1 に設定します。
: PROGram:STARt?
Start:<NR1>
選択されているプログラム番号を返します。
:PROG:STAR?
>Start:1
選択されているプログラム番号を返します。
Set
Query

4-15-6. :PROGram:STEP
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

選択するプログラムのステップ番号の設定とクエリ。(STEP: の内容):PROGram:STEP <NR1><NR1>
選択するステップ番号(1~16):PROG:STEP 1
ステップ番号を 1 に設定します。
:PROGram:STEP?
Step:<NR1>
選択されているステップ番号を返します。
:PROG:STEP?
>Step:1
選択されているステップ番号を返します。

83

Set

4-15-7. :PROGram:MEMory
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

選択されているプログラムステップのメモリー番号の設定とクエリ。
(Memory: の内容)
:PROGram:MEMory <NR1><NR1>
メモリー番号の設定(1~256):PROG:MEM 1
メモリー番号を 1 に設定します。
:PROGram:MEMory?
Memory:M<NR1>
設定中のメモリー番号を返します。
:PROG:MEM?
>Memory:M 1
設定中のメモリー番号を返します。
Set

4-15-8. :PROGram:RUN
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

選択されているプログラムステップの実行処理の設定とクエリ。
(Run: の内容)
:PROGram:RUN {AUTO|MANUAL|SKIP}
AUTO
自動実行処理に設定
MANUAL
実行指定待ちに設定
SKIP
次のステップ処理に設定:PROG:RUN AUTO
自動実行処理に設定します。
:PROGram:RUN?
Run:
実行処理を返します。
Auto | Manual | Skip
:PROG:RUN?
>Run:Auto
実行処理の設定を返します。

84

Set

4-15-9. :PROGram:ONTime
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

選択されているプログラムステップのオン時間の設定とクエリ。
(On-Time: の内容)
:PROGram:ONTime <NRf><NRf>
オン時間を秒で設定 (0.1~60)s:PROG:ONT 1
オン時間を 1 秒に設定します。
:PROGram:ONTime?
On-Time:<NR2>
オン時間を返します。
:PROG:ONT?
>On-Time:0.1
オン時間を返します。
:PROGram:PFTime:PROGram:STIMe
Set

4-15-10. :PROGram:OFFTime
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

選択されているプログラムステップのオフ時間の設定とクエリ。
(Off-Time: の内容)
:PROGram:OFFTime {<NRf>|OFF}<NRf>
オフ時間を秒で設定 (Off,0.1~60)s
0 秒設定は機能オフ設定
OFF
機能オフ設定:PROG:OFFT 1
オフ時間を 1 秒に設定します。
:PROGram:OFFTime?
Off-Time:<NR2>
オフ時間を返します。
“Off-Time:0.0”は機能オフです。
:PROG:OFFT?
>Off-Time:1.0
オフ時間を返します。
:PROGram:PFTime

85

Set

4-15-11. :PROGram:PFTime
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

選択されているプログラムステップの合格/不合格判定。
（Go-NoGo テスト）および判定遅延時間の設定とクエリ。
(P/F-Time: の内容)
:PROGram:PFTime {<NRf>|OFF}<NRf>
判定遅延時間を秒で設定 (Off,0.0~119.9)s
0 秒設定は判定機能オフ設定
OFF
判定機能オフ設定:PROG:PFT 1
判定遅延時間を 1 秒に設定します。
:PROGram:PFTime?
P/F-Time:<NR2>
判定遅延時間を返します。
“P/F-Time:0.0”は機能オフです。
:PROG:PFT>P/F-Time:1.0
判定遅延時間を返します。
:PROGram:OFFTime:PROGram:ONTime
Set

4-15-12. :PROGram:STIMe
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

選択されているプログラムステップでショート機能オン時間の設定とクエリ。(Short-Time: の内容)
:PROGram:STIMe <NR1><NRf>
ショート機能オン時間を秒で設定(Off,0.1 ~ On-Time)s
0 設定はショートの機能オフ設定
OFF
ショート機能オフ設定:PROG:STIM 1
ショート機能オン時間を 1 秒に設定します。
:PROGram:STIMe?
Short-Time:<NR2>
ショート機能オン時間を返します。
“Short-Time:0.0”はショート機能オフです。
:PROG:STIM?
>Short-Time:0.0
ショート機能オンの時間を返します。
:PROGram:ONTime

86

Set

4-15-13. [:PROGram]:CHAin:STARt
説明

設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

プログラムチェーンの開始プログラム番号の設定とクエリ。(Startの内容)“Program Chain Set”のパラメータ[:PROGram]:CHAin:STARt <NR1><NR1>
開始プログラム番号:CHA:STAR 1
開始プログラムを 1 に設定します。
[:PROGram]:CHAin:STARt?
P<NR1>
開始プログラム番号を返します。
:CHA:STAR?
>P1
開始プログラム番号を返します。
Set
Query

4-15-14. [:PROGram]:CHAin
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例

クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

プログラムチェーンの全チェーンの設定とクエリ。(Contents of PXXの内容)[:PROGram]:CHAin (1),(2),(3),(4),･･･,(14),(15),(16)(N) {<NR1>
チェーンするプログラム番号|OFF}(注意：N が 3 の部分を 2 とすると、P03→P02となります。)
N:1,2,･･･,15,16“OFF”はチェーンオフの設定:CHA 4,OFF,OFF,5,6,OFF,OFF,OFF,OFF,OFF,OFF,
OFF,OFF,OFF,OFF,OFF
プログラムチェーンを、以下の様に設定します。
P01→P04→P05→P06→OFF[:PROGram]:CHAin?
全プログラムチェーンの設定値を返します。
P1->PXX; P2-> PXX; ･･･ ”Off”はチェーンの終了です。
P15->PXX; P16-> PXX:CHA?
>P1->P4;P2->Off;P3->Off;P4->P5;P5->P6;P6->Off;P7->Off;P8>Off;P9->Off;P10->Off;P11->Off;P12->Off;P13->Off;P14->Off;P15->Off;P16->Off
全プログラムチェーンの設定値を返します。

87

Set

4-15-15. [:PROGram]:CHAin:P2P
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
クエリパラメーター

応答パラメーター

クエリ例

Query

一つのプログラムチェーンの関連の設定とクエリ。
[:PROGram]:CHAin:P2P <NR1>,{<NR1>|OFF}<NR1>(1~16)、プログラムチェーン設定するプログラム番
号<NR1>|OFF(1~16)、プログラム番号にチェーンするプログラム
番号“OFF”はチェーンオフの設定:CHA:P2P 4,3
プログラム 4 はプログラム 3 にチェーン設定します。P4→P3[:PROGram]:CHAin:P2P?PX
PX
P1~P16
プログラムチェーンを確認したいプログラム番号。
PX→PX|OFFプログラムチェーン確認したいプログラム番号→
チェーンされるプログラム番号。OFF はチェーン
無。
:CHA:P2P? P4>P4->3
プログラム番号 4 はプログラム番号 3 にチェーンされています。
P4→P3

4-15-16. [:PROGram]:CHAin[:RECall]:DEFault
説明
設定構文
設定例

全プログラムチェーン設定をクリアに設定。
[:PROGram]:CHAin[:RECall]:DEFault:CHA:DEF
全プログラムのチェーン設定をクリアにします。

4-15-17. :PROGram:SAVE
説明
設定構文
設定例

Set

Set

プログラムの保存。
:PROG:SAVE:PROG:SAVE
プログラムを保存します。

88

4-16. ノーマルシーケンスコマンド
シーケンスの実行・停止は:INPUT コマンドを使用します。
詳細は、25 ページ(4-3-1. :INPut)を参照してください。
Set

4-16-1. :NSEQuence:STATe
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

ノーマルシーケンス機能実行状態の設定とクエリ。
:NSEQuence:STATe {OFF|ON|PAUSe|CONTinue|NEXT}OFF
ノーマルシーケンス機能をオフ設定
ON
ノーマルシーケンス機能をオン設定
PAUSe
ノーマルシーケンス機能実行の一時停止
CONTinue
ノーマルシーケンス機能実行の一時停止の解除
NEXT
ノーマルシーケンス機能実行の手動開始待ちの解
除:NSEQ:STAT ON
ノーマルシーケンス機能をオンに設定します。
:NSEQuence:STATe?
ノーマルシーケンス機能の実行状態を返します。
ON,
ノーマルシーケンス機能がオン
STOP | RUN | PAUSE
STOP：停止中、
RUN：実行中、
PAUSE:中断中
OFF
ノーマルシーケンス機能がオフ:NSEQ:STAT?
>ON,STOP
ノーマルシーケンス機能の実行状態を返します。
Set

4-16-2. :NSEQuence
説明

設定構文
設定パラメーター

Query

ノーマルシーケンス機能のパラメータの設定とクエリ。
“Timing Edit for Normal Sequence”のパラメータ注意）ステップデータがある場合には負荷モード及びレンジは変更できません。
:NSEQuence (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)(1) <NR1>
スタートシーケンス番号設定 (1~10)(2) <NR1>
シーケンス番号設定 (1~10)(3) “<ASCII string>”
12 文字までのメモ設定
ダブルコートで文字列を括ります。
(4) <ASCII string>
負荷モード設定 {CC | CR | CV | CP}(5) <ASCII string>
負荷レンジ設定 {IHVH | IMVH | ILVH |IHVL | IMVL | ILVL}

89

シーケンスのループ回数設定<NR1> ０は無限回, 1～9999 の数
INFinity 無限回数(7) <ASCII string>
Last Load 設定{ON | OFF}(8) <NRf>
Last Value 値設定(Last Load が ON で有効)(9) <ASCII string>
次のシーケンスのチェーン番号設定<NR1>
シーケンス番号OFF
チェーン無し:NSEQ 1,1,”ABC”,CC,ILVL,5,ON,1.5000,OFF“Timing Edit for Normal Sequence”パラメータを設定します。
:NSEQuence?
以下の順番で、「ノーマルシーケンスのタイミング編集」のパラメータを返えします。
(1) <ASCII string>
ノーマルシーケンス機能の ON/OFF を返します。{ON|OFF}(2) <ASCII string>
スタートシーケンス番号設定を返します。
(3) <ASCII string>
シーケンス番号設定を返します。
(4) <ASCII string>
メモの内容を返します。
(5) <ASCII string>
負荷モード設定を返します。{CC | CR |CV | CP}(6) <ASCII string>
負荷レンジ設定を返します。{IHVH | IMVH
| ILVH | IHVL | IMVL | ILVL}(7) <ASCII string>
ループの回数設定を返します。（Infinity
は無限回数）(8) <ASCII string>
Last Load 設定を返します。{ON|OFF}(9) <ASCII string>
Last Value 設定を返します。
(10)<ASCII string>
次のシーケンスのチェーン設定を返します。（Off はチェーン無し）:NSEQ?
>NSeq:ON; Start:1, Seq No:1, Memo:ABC, Mode:CC,
Range:ILVL, Loop:5, Last Load:ON, Last:1.5000, Chain:Off“Timing Edit for Normal Sequence”パラメータを返します。
(6) <ASCII string>

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

90

Set

4-16-3. :NSEQuence:STARt
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ノーマルシーケンスのスタートシーケンス番号の設定とクエリ。
(Start: の内容)
:NSEQuence:STARt <NR1><NR1>
スタートシーケンス番号の設定 (1~10):NSEQ:STAR 1
ノーマルシーケンスのスタートシーケンス番号を設定します。
:NSEQuence:STARt?
Start:<NR1>
ノーマルシーケンスのスタートシーケンス番号を返します。
:NSEQ:STAR?
>Start:1
ノーマルシーケンスのスタートシーケンス番号を返します。
Set

4-16-4. :NSEQuence:NUMBer
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ノーマルシーケンスのシーケンス番号の設定とクエリ。
(Seq.No: の内容)
:NSEQuence:NUMBer <NR1><NR1>
シーケンス番号の設定 (1~10):NSEQ:NUMB 1
ノーマルシーケンス番号を 1 に設定します。
:NSEQuence:NUMBer?
Seq No:<NR1>
選択されているシーケンス番号を返します。
:NSEQ:NUMB?
>Seq No:1
選択されているシーケンス番号を返します。

91

Set

4-16-5. :NSEQuence:MEMO
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

選択されているノーマルシーケンスのメモの設定とクエリ。
(Memo: の内容)
:NSEQuence:MEMO <ASCII string>“<ASCII string>” 12 文字までのメモを設定
ダブルコートで文字列を括ります。
:NSEQ:MEMO “ABCD”
ステップのメモを設定します。
:NSEQuence:MEMO?
Memo:<ASCII string>
ステップのメモを返します。
:NSEQ:MEMO?
>Memo:ABCD
ステップのメモを返します。
Set

4-16-6. :NSEQuence:MODE
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

選択されているノーマルシーケンスの負荷モードの設定とクエリ。
(Mode: の内容)
:NSEQuence:MODE {CC|CR|CV|CP}CC
定電流 モードに設定
CR
定抵抗 モードに設定
CV
定電圧 モードに設定
CP
定電力 モードに設定:NSEQ:MODE CC
ノーマルシーケンスの負荷モードを設定します。
:NSEQuence:MODE?
Mode:
ノーマルシーケンスの負荷モードを返しまCC | CR | CV | CPす。
:NSEQ:MODE?
>Mode:CC
ノーマルシーケンスの負荷モードを返します。

92

Set

4-16-7. :NSEQuence:RANGe
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

選択されているノーマルシーケンスの負荷レンジの設定とクエリ。
(Range: の内容)
:NSEQuence:RANGe {IHVH|IMVH|ILVH|IHVL|IMVL|ILVL}
IHVH
電流 High,
電圧 High レンジ設定
IMVH 電流 Middle, 電圧 High レンジ設定
ILVH
電流 Low,
電圧 High レンジ設定
IHVL
電流 High,
電圧 Low レンジ設定
IMVL
電流 Middle, 電圧 Low レンジ設定
ILVL
電流 Low,
電圧 Low レンジ設定:NSEQ:RANG IHVL
電流 High, 電圧 Low の負荷レンジを設定します。
:NSEQuence:RANGe?
Range:
設定されている負荷レンジを"返します。
IHVH | IMVH | ILVH |IHVL | IMVL | ILVL:NSEQ:RANG?
>Range:IHVL
設定されている負荷レンジを返します。
Set
Query

4-16-8. :NSEQuence:LOOP
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

ノーマルシーケンスのループ回数の設定とクエリ。
(Loop: の内容)
:NSEQuence:LOOP {<NR1>|INFinity}<NR1>
ループ回数設定 (1～9999)
INFinity
無限回数:NSEQ:LOOP 1
ノーマルシーケンスのループ回数を１に設定します。
:NSEQuence:LOOP?
Loop:
ノーマルシーケンスのループ回数を返します。
<NR1> | Infinity:NSEQ:LOOP?
>Loop:Infinity
ノーマルシーケンスのループ回数を返します。

93

Set

4-16-9. :NSEQuence:LLOAD
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

選択されているノーマルシーケンスの終了後の Last Load のオンまたはオフの設定とクエリ。(Last Load: の内容)
:NSEQuence:LLOAD {ON|OFF}ON
ステップ終了後のロードをオン
OFF
ステップ終了後のロードをオフ:NSEQ:LLOAD ON
ステップ終了後の Last Load 設定をします。
:NSEQuence:LLOAD?
Last Load:
ステップ終了後の Last Load を返します。
ON | OFF:NSEQ:LLOAD?
>Last Load:OFF
ステップ終了後の Last Load 設定を返します。
:NSEQuence:LAST
Set

4-16-10. :NSEQuence:LAST
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

選択されているノーマルシーケンスの終了後の Last Value の設定とクエリ。(Last: の内容)
:NSEQuence:LAST <NR2><NR2>
ステップ終了後の負荷設定値:NSEQ:LAST 1
ステップ終了後の Last Value 設定します。
:NSEQuence:LAST?
Last:<NR2>
ステップ終了後の Last Value を返します。
:NSEQ:LAST?
>Last:1.00
ステップ終了後の Last Value 設定を返します。
:NSEQuence:LLOAD

94

Set

4-16-11. :NSEQuence:CHAin
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

チェーンするシ－ケンス番号の設定とクエリ。(Chain: の内容)
:NSEQuence:CHAin {<NR1>|OFF}<NR1>
チェーンするノーマルシーケンス番号(1~10)
OFF
チェーン終了設定:NSEQ:CHA 1
チェーンにより繋がるシーケンス番号を S01 に設定する。
:NSEQuence:CHAin?
Chain:<NR1>|Off
チェーンするノーマルシーケンス番号を返します。
:NSEQ:CHA?
>Chain:1
チェーンにより繋がるシーケンス番号(S01)を返します。

95

Set

4-16-12. :NSEQuence:EDIT
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

ノーマルシーケンスのデータ編集の設定とクエリ。
“Data Edit for Normal Sequence” のメニュー:NSEQuence:EDIT (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11)(1) <NR1>
編集ステップ番号(2) <NR1>
ステップ総数(3) <NRf>
負荷モードの設定値(4) <NR1>
時設定(5) <NR1>
分設定(6) <NR1>
秒設定(7) <NR1>
ミリ秒設定(8) <ASCII string>
ロードオン/オフ設定 {ON | OFF}(9) <ASCII string>
ランプ動作設定 {ON | OFF}(10)<ASCII string>
TRIG OUT 設定 {ON | OFF}(11)<ASCII string>
一時停止設定 {ON | OFF}:NSEQ:EDIT 1,2,1,1,2,3,4,OFF,OFF,OFF,OFF
ノーマルシーケンスプログラムのステップデータを設定する。
:NSEQuence:EDIT?
以下の順番で、「ノーマルシーケンスのデータ編集」のパラメータを返えします。
(1) <ASCII string>
編集ステップ/ステップ総数を返します。
(2) <ASCII string>
負荷モードの設定値(3) <ASCII string>
設定時間を返します。
(4) <ASCII string>
ロードオン/オフ設定を返します。
(5) <ASCII string>
ランプ動作設定を返します。
(6) <ASCII string>
TRIG OUT 設定を返します。
(7) <ASCII string>
一時停止設定を返します。
:NSEQ:EDIT?
>Step:1/2, Value:1.000, Time:1H:2M:3S:4mS, LOAD:OFF,
TRIG OUT:OFF, RAMP:OFF, PAUSE:OFF
選択されているノーマルシーケンスのステップデータを返します。

96

Set

4-16-13. :NSEQuence:EDIT:POINt
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

現在のノーマルシーケンスのデータ編集ステップ番号の設定とクエ
リ。
:NSEQuence:EDIT:POINt {<NR1>}<NR1>
データ編集ステップ番号 1~1000:NSEQuence:EDIT:POINt 10
データ編集ステップ番号 10 を設定します。
:NSEQuence:EDIT:POINt?
<NR1>
ノーマルシーケンスのデータ編集ステップ番号を返します。
:NSEQuence:EDIT:POINt?
>10
データ編集ステップ番号を応答します。
:NSEQuence:EDIT:END?
Set

4-16-14. :NSEQuence:EDIT:END
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

現在のノーマルシーケンスの一番最後のデータ編集ステップ番号のクエリ:NSEQuence:EDIT:END?
<NR1>
1~1000:NSEQuence:EDIT:END?
> 20
一番最後のデータ編集ステップ番号を応答します。

4-16-15. :NSEQuence[:DELet]:ALL
説明
設定構文
設定例

Set

選択されているノーマルシーケンスの全ステップの削除。
:NSEQuence[:DELet]:ALL:NSEQ:ALL
選択されているノーマルシーケンスの全ステップの削除します。

97

4-16-16. :NSEQuence:SAVE
説明
設定構文
設定例

Set

ノーマルシーケンスの保存。
:NSEQuence:SAVE:NSEQ:SAVE
ノーマルシーケンスを保存します。
Set

4-16-17. :NSEQuence:COTime
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ノーマルシーケンスの時間表示を選択。
:NSEQuence:COTime {UP|DOWN}
UP
スタートからの経過時間を表示
DOWN
エンドまでの残り時間を表示:NSEQ:COT UP
時間表示に経過時間を設定します。
:NSEQuence:COTime?
:NSEQ:COT
ノーマルシーケンスの時間表示を応答します。
UP | DOWN:NSEQ:COT?
>UP
時間表示は経過時間です。

4-17. ファストシーケンスコマンド
シーケンスの実行・停止は:INPUT コマンドを使用します。
詳細は、25 ページ(4-3-1. :INPut)を参照してください。
Set

4-17-1. :FSEQuence:STATe
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

ファストシーケンス機能実行状態の設定とクエリ。
:FSEQuence:STATe {OFF|ON}
OFF
ファストシーケンス機能実行状態をオフ設定
ON
ファストシーケンス機能実行状態をオン設定:FSEQ:STAT ON
ファストシーケンス機能の実行状態をオンに設定します。
:FSEQuence:STATe?
ファストシーケンス機能の実行状態を返します。
ON,
実行状態がオン
STOP | RUN“STOP“：停止中、“RUN“：実行中OFF
実行状態がオフ:FSEQ:STAT?
>ON,STOP
実行状態がオンで、停止中。

98

Set

4-17-2. :FSEQuence
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

ファストシーケンスのパラメーター編集の設定とクエリ。
“Timing Edit Fast Sequence” のパラメーター:FSEQuence (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7)(1) “<ASCII string>”
12 文字までのメモ設定
ダブルコートで文字列を括ります。
(2) <ASCII string>
負荷モード設定 {CC | CR}(3) <ASCII string>
負荷レンジ設定 {IHVH | IMVH | ILVH |IHVL | IMVL | ILVL}(4) <ASCII string>
シーケンスのループ回数設定<NR1> 1～9999 の数
INFinity 無限回数(5) <NRf>
タイムベースを設定 （単位 [秒]）(6) <ASCII string>
終了後の Last Load 設定{ON | OFF}(7) <NRf>
終了後の Last Value 設定 (Last Load
ON で有効になります。)(8) <NR1>
ループ最後のステップ番号設定:FSEQ “ABC”,CC,IHVL,1,0.025,OFF,1.0,1“Timing Edit Fast Sequence”パラメータを設定します。
:FSEQuence?
以下の順番で、「ファストシーケンスのパラメーター編集」のパラメー
タを返します。
(1) <ASCII string>
ファスシーケンス機能のオン/オフ設定(2) <ASCII string>
メモの内容を返します。
(3) <ASCII string>
負荷モード設定を返します。{CC | CR}(4) <ASCII string>
負荷レンジ設定を返します。{IHVH | IMVH
| ILVH | IHVL | IMVL | ILVL}(5) <ASCII string>
シーケンスのループ回数設定を返します。
（Infinity は無限回数）(6) <ASCII string>
タイムベースを返します。（単位 [m 秒]）(7) <ASCII string>
終了後の Last Load を返します。
{ON|OFF}(8) <ASCII string>
終了後の Last Value を返します。
(9) <ASCII string>
ループ最後のステップ番号を返します。
:FSEQ?
>FSeq:OFF; Memo:ABC, Mode:CC, Range:IHVL, Loop:1, Time
Base:25.000, Last Load:OFF, Last:1.00, RPTSTEP:1“Timing Edit Fast Sequence”パラメータを返します。

99

Set

4-17-3. :FSEQuence:MEMO
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ファストシーケンスのメモの設定とクエリ。(Memo: の内容)
:FSEQuence:MEMO <ASCII string>“<ASCII string>” 12 文字までのメモを設定
ダブルコートで文字列を括ります。
:FSEQ:MEMO “ABC”
ファストシーケンスのメモを設定します。
:FSEQuence:MEMO?
Memo:<ASCII string>
ファストシーケンスのメモを返します。
:FSEQ:MEMO?
>Memo: ABCD
ファストシーケンスのメモを返します。
Set

4-17-4. :FSEQuence:MODE
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ファストシーケンスの負荷モードの設定とクエリ。(Mode: の内容)
:FSEQuence:MODE {CC|CR}CC
定電流モードに設定
CR
定抵抗モードに設定:FSEQ:MODE CC
ファストシーケンスの負荷モードを設定します。
:FSEQuence:MODE?
Mode:CC | CR
ファストシーケンスの負荷モードを返します。
:FSEQ:MODE?
>Mode:CC
ファストシーケンスの負荷モードを返します。

100

Set

4-17-5. :FSEQuence:RANGe
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ファストシーケンスの負荷レンジの設定とクエリ。(Range: の内容)
:FSEQuence:RANGe {IHVH|IMVH|ILVH|IHVL|IMVL|ILVL}
IHVH
電流 High,
電圧 High レンジ設定
IMVH
電流 Middle, 電圧 High レンジ設定
ILVH
電流 Low,
電圧 High レンジ設定
IHVL
電流 High,
電圧 Low レンジ設定
IMVL
電流 Middle, 電圧 Low レンジ設定
ILVL
電流 Low,
電圧 Low レンジ設定:FSEQ:RANG IHVL
電流 High, 電圧 Low の負荷レンジを設定します。
:FSEQuence:RANGe?
Range:
設定されている負荷レンジを返します。
IHVH | IMVH | ILVH |IHVL | IMVL | ILVL:FSEQ:RANG?
>Range:IHVH
設定されている負荷レンジを返します。
Set

4-17-6. :FSEQuence:LOOP
説明
設定構文
パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ファストシーケンスのループ回数の設定とクエリ。(Loop: の内容)
:FSEQuence:LOOP {<NR1>|INFinity}<NR1>
ループ回数設定 (1～9999)
INFinity
無限回数:FSEQ:LOOP 1
ファストシーケンスのループ回数を１に設定します。
:FSEQuence:LOOP?
Loop:<NR1> |ファストシーケンスのループ回数を返します。
Infinity:FSEQ:LOOP?
>Loop:Infinity
ファストシーケンスのループ回数を返します。

101

Set

4-17-7. :FSEQuence:TBASe
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ファストシーケンスのタイムベースの設定とクエリ。(Time Base: の内容):FSEQuence:TBASe <NRf><NRf>
タイムベースを設定 (単位は秒):FSEQ:TBAS 0.6
ファストシーケンスのタイムベースを 0.6 秒に設定します。
:FSEQuence:TBASe?
Time Base:<NR2>
ファストシーケンスのタイムベースを返します。
:FSEQ:TBAS?
>Time Base:0.60000
ファストシーケンスのタイムベースを返します。
Set

4-17-8. :FSEQuence:LLOAD
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

ファストシーケンスの終了後の Last Load 状態の設定とクエリ。
(Last Load: の内容)
:FSEQuence:LLOAD {ON|OFF}ON
ステップ終了後の Last Load をオン
OFF
ステップ終了後の Last Load をオフ:FSEQ:LLOAD ON
ステップ終了後の Last Load をオンにします。
:FSEQuence:LLOAD?
Last Load:
ステップ終了後の Last Load を返します。
ON | OFF:FSEQ:LLOAD?
>Last Load:OFF
ステップ終了後の負荷設定の Last Load 状態を返します。
:FSEQuence:LAST

102

Set

4-17-9. :FSEQuence:LAST
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

ファストシーケンスの終了後の Last Value の設定とクエリ。(Last:の内容):FSEQuence:LAST <NRf><NRf>
ステップ終了後の設定値(負荷条件 ON で有効になります。):FSEQ:LAST1
ステップ終了後の Last Value を設定します。
:FSEQuence:LAST?
Last:<NR2>
ステップ終了後の負荷値を返します。
:FSEQ:LAST?
>Last:0.070000
ステップ終了後の Last Value を返します。
:FSEQuence:LLOAD
Set

4-17-10. :FSEQuence:RPTStep
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

ファストシーケンスのループ最後のステップ番号の設定とクエリ。
(RPTSTEP: の内容)
:FSEQuence:RPTStep <NR1><NR1>
ループ最後のステップ番号設定:FSEQ:RPTS 1
ループ最後のステップ番号設定します。
:FSEQuence:RPTStep?
RPTSTEP:<NR1>
ループ最後のステップ番号を返します。
:FSEQ:RPTS?
>RPTSTEP:1
ループ最後のステップ番号を返します。

103

Set

4-17-11. :FSEQuence:EDIT
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

ファストシーケンスのデータの設定とクエリ。
“Data Edit for Fast Sequence” のパラメータ:FSEQuence:EDIT (1),(2),(3),(4)(1) <NR1>
データ編集ステップ(2) <NR1>
ステップ総数(3) <NRf>
負荷モードの値の設定(4) <ASCII string>
TRIG OUT 設定 {ON | OFF}:FSEQ:EDIT 2,6,1,ON
ファストシーケンスのデータを設定します。
:FSEQuence:EDIT?
以下の順番で、ファストシーケンスデータ設定のパラメータを返えします。
(1) <ASCII string>
編集ステップとステップ総数を返します。
(2) <ASCII string>
負荷モードの設定値を返します。
(3) <ASCII string>
TRIG OUT 設定を返します。{ON | OFF}:FSEQ:EDIT?
>Step:0001/0003; Value:0.00, TRIG OUT:OFF
ファストシーケンスのデータを返します。
Set

4-17-12. :FSEQuence:EDIT:POINt
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

関連コマンドQuery

現在のファーストシーケンスのデータ編集ステップ番号の設定とクエリ。
:FSEQuence:EDIT:POINt {<NR1>}<NR1>
データ編集ステップ番号 1~1000:FSEQuence:EDIT:POINt 10
データ編集ステップ番号 10 を設定します。
:FSEQuence:EDIT:POINt?
<NR1>
データ編集ステップ番号を返します。
:FSEQuence:EDIT:POINt?
>10
データ編集ステップ番号を応答します。
:FSEQuence:EDIT:END?

104

Set

4-17-13. :FSEQuence:EDIT:END
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

現在のファーストシーケンスの一番最後のデータ編集ステップ番号のクエリ:FSEQuence:EDIT:END?
<NR1>
1~1000:FSEQuence:EDIT:END?
> 20
一番最後のデータ編集ステップ番号を応答します。

4-17-14. :FSEQuence[:DELet]:ALL
説明
設定構文
設定例

Set

ファストシーケンスの全プログラム削除。
:FSEQuence[:DELet]:ALL:FSEQ:ALL
ファストシーケンスの全プログラム削除
Set

4-17-15. :FSEQuence[:EDIT]:FILL
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

ファストシーケンスの FILL 機能の設定とクエリ。
“Fill Edit for Fast Sequence”のパラメータ:FSEQuence[:EDIT]:FILL (1),(2),(3),(4)(1) <NRf>
動作の開始設定値(2) <NRf>
動作の終了設定値(3) <NR1>
開始ステップ番号の設定(4) <NR1>
終了ステップ番号の設定:FSEQ:FILL 0,5,1,6
ファストシーケンスに FILL 機能の条件を設定します。
:FSEQuence[:EDIT]:FILL?
以下の順で、ファストシーケンスの FILL 機能の設定を返します。
(1)<ASCII string>
開始負荷設定値を返します。
(2)<ASCII string>
終了負荷設定値を返します。
(3)<ASCII string>
開始ステップ番号を返します。
(4)<ASCII string>
終了ステップ番号を返します。
:FSEQ:FILL?
>Start Value:0.00, End Value:5.00, Start Step:1, End Step:6
ファストシーケンスの FILL 機能の設定値を返します。

105

4-17-16. :FSEQuence:SAVE
説明
設定構文
設定例

Set

ファストシーケンスのプログラム保存。
:FSEQuence:SAVE:FSEQ:SAVE
ファストシーケンスのプログラム保存します。

4-18. OCP テストコマンド
Set

4-18-1. :OCP:STATe
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

OCP テスト機能の設定と状態のクエリ。
:OCP:STATe {<Boolean>|OFF|ON}
OFF | 0
OCP テスト機能をオフします。
ON | 1
OCP テスト機能をオンします。
:OCP:STATe ON
OCP テスト機能をオンします。
:OCP:STATe?
OCP テスト動作を応答します。
ON,
OCP テスト機能オン
RUN | END|
“RUN”は実行中、INACTIVE“END”はテスト終了、“INACTIVE”は非動作中です。
OFF
OCP テスト機能はオフです。
:OCP:STATe?
OFF
OCP テスト機能はオフです。

106

Set

4-18-2. :OCP:EDIT[:CHANnel]
説明
設定構文
設定パラメーター

Query

OCP テストのデータの設定とクエリ。
“OCP Function” のパラメータ:OCP:EDIT[:CHANnel](1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)(1) <NR1>
テストパターン番号を指定(OCP.No:1~12)(2) “<ASCII string>”
メモ(3) <ASCII string>
電流レンジを指定(Range: )LOW | MIDDle | HIGH
(4) <NR2>
開始電流値[A]を指定(Start C: unit A)(5) <NR2>
終了電流値[A]を指定(End C: unit A)
電流ステップ値(増加分)[A]を指定(Step C:
unit A)
電流ステップ実行時間[s]を指定(Step
T:unit s)
開始遅延時間を指定(Delay:unit s)(6) <NR2>(7) <NR2>(8) <NR2>

トリガ電圧[V]を指定(Trig V:unit V)
テスト完了後の電流値を指定(last C:unit
A):OCP:EDIT 1, “memo”,LOW, 0.5, 5.0, 0.1, 0.25, 0, 5.0, 1.0:OCP:EDIT[:CHANnel]?
以下の順で、OCP テストの設定内容を応答します。
(1) No<NR1>
テストパターン番号(2) MEMO <String>メモ(3) Range:
電流レンジHigh | Middle | Low(4) Start C:<NR2>
開始電流値[A](5) End C:<NR2>
終了電流値[A](6) Step C:<NR2>
電流ステップ値(増加分)[A](7) Step T:<NR2>
電流ステップ実行時間[s](8) Delay: <NR2>
開始遅延時間(9) TrigV :<NR2>
トリガ電圧[V](10) Last C:<NR2>
テスト完了後の電流値:OCP:EDIT?
No:01, Memo:OPP_1, Range:High, Start C:0.36749, EndC:
0.36750, Step C:0.00001, Step T:5.00, Delay:0.00,Trig V:0.01,
Last C:0.00000(9) <NR2>(10) <NR2>

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

107

Set

4-18-3. :OCP[:CHANnel]:NUMBer
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP テスト番号の指定とクエリ。(OCP.No: の内容)
:OCP[:CHANnel]:NUMBer <NR1><NR1>
OCP テスト番号を指定します。
:OCP:NUMB 1
OCP テストを１にします。
:OCP[:CHANnel]:NUMBer?
<NR1>
OCP テスト番号を応答します。
:OCP:NUMB?
1
OCP テスト番号は 1 です。
Set
Query

4-18-4. :OCP:MEMO
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

選択中の OCP テスト機能メモ(ユーザー作成)の指定とクエリ。
:OCP:MEMO <string>“<string>”
OCP テストメモを設定します。
:OCP:MEMO “abc”
メモ内容を、“abc”とします:OCP:MEMO?
<string>
OCP テストメモを返します。
:OCP:MEMO?
abc
メモの内容は、“abc”です。

108

Set

4-18-5. :OCP[:CHANnel]:RANGe
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP テストの電流レンジの指定とクエリ。(Range: の内容)
:OCP[:CHANnel]:RANGe {LOW|MIDDle|HIGH}
LOW
電流レンジを LOW にします
MIDDle電流レンジを MID にします
HIGH
電流レンジを HIGH にします
:OCP:RANG LOW
OCP テストの電流レンジを LOW にします。
:OCP[:CHANnel]:RANGe?
LOW | MIDDle | HIGH
OCP テストの電流レンジを応答します。
:OCP:RANG?
Low
OCP テストの電流レンジは LOW です。
Set

4-18-6. :OCP[:CHANnel]:STARt
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP テストの開始電流の設定とクエリ。(Start C: の内容)
:OCP[:CHANnel]:STARt {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
開始電流[A]を指定します
MINimum
開始電流の最小値を設定します。
MAXimum
開始電流の最大値を設定します。
:OCP:STAR 2
開始電流を 2A に設定します。
:OCP[:CHANnel]:STARt?
<NR2>
OCP テストの開始電流を応答します。
:OCP:STAR?
0.1000開始電流は 0.1A です。

109

Set

4-18-7. :OCP[:CHANnel]:END
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP テストの終了電流の設定とクエリ。(End C: の内容)
:OCP[:CHANnel]:END {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
終了電流[A]を指定します
MINimum
終了電流の最小値を設定します。
MAXimum
終了電流の最大値を設定します。
:OCP:END 2
終了電流を 2A に設定します。
:OCP[:CHANnel]:END?
<NR2>
OCP テストの終了電流を応答します。
:OCP:END?
0.1000終了電流は 0.1A です。
Set

4-18-8. :OCP[:CHANnel]:STEP:CURRent
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP テストのステップ電流値の設定とクエリ。(Step C: の内容)
:OCP[:CHANnel]: STEP:CURRent{<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
増分電流[A]を指定します
MINimum
増分電流の最小値を設定します。
MAXimum
増分電流の最大値を設定します。
:OCP:STEP:CURR 0.1
増分電流を 0.1A に設定します。
:OCP[:CHANnel]: STEP:CURRent?
<NR2>
OCP テストの増分電流を応答します。
:OCP:STEP:CURR?
0.1000増分電流は 0.1A です。

110

Set

4-18-9. :OCP[:CHANnel]:STEP:TIME
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP テストの電流ステップ実行時間の設定とクエリ。(Step T: の内容):OCP[:CHANnel]:STEP:TIME {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
1 ステップの秒数を指定します
MINimum
1 ステップの秒数の最小値を設定します。
MAXimum
1 ステップの秒数の最大値を設定します。
:OCP:STEP:TIME 2
1 ステップの時間を 2 秒に設定します。
:OCP[:CHANnel]:STEP:TIME?
<NR2>
OCP テストの 1 ステップの時間を応答します。
:OCP:STEP:TIME?
0.10
1 ステップは 0.1 秒です。
Set

4-18-10. :OCP[:CHANnel]:DELay
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP テストのロードオンまたは電圧印加から電流が流れるまでの遅延時間の設定とクエリ。(Delay: の内容)
:OCP[:CHANnel]:DELay {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
遅延時間の秒数を指定します
MINimum
遅延時間の最小値を設定します。
MAXimum
遅延時間の最大値を設定します。
:OCP:DEL 2
遅延時間を 2 秒に設定します。
:OCP[:CHANnel]:DELay:TIME?
<NR2>
OCP テストの遅延時間を応答します。
:OCP:DEL?
0.10
遅延時間はは 0.1 秒です。

111

Set

4-18-11. :OCP[:CHANnel]:TRIGger
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP 判定となる電圧ドロップのしきい値(トリガ電圧)の設定とクエリ。(Trig V: の内容)
:OCP[:CHANnel]:TRIGger {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
OCP 判定のトリガ電圧を設定します。
MINimum
OCP 判定のトリガ電圧の最小値を設定します。
MAXimum
OCP 判定のトリガ電圧の最大値を設定します。
:OCP:TRIG 2
OCP 判定電圧を 2V に設定します。
:OCP[:CHANnel]:TRIGger?
<NR2>
OCP テストの OCP 判定電圧を応答します。
:OCP:TRIG?
2.0
OCP 判定電圧は 2V です。
Set

4-18-12. :OCP[:CHANnel]:LAST
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP テスト終了後の電流の設定とクエリ。(last C: の内容)
:OCP[:CHANnel]:LAST {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
終了後電流[A]を指定します
MINimum
終了後電流の最小値を設定します。
MAXimum
終了後電流の最大値を設定します。
:OCP:LAST 2
終了後電流を 2A に設定します。
:OCP[:CHANnel]:LAST?
<NR2>
OCP テストの終了後電流を応答します。
:OCP:LAST?
0.1000
終了後電流は 0.1A です。
Set

4-18-13. :OCP:CHANnel:STATus
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP テストの状態の応答。
:OCP:CHANnel:STATus?
0
テスト終了
1
テスト中
:OCP:CHAN:STAT?
0
OCP テスト終了

112

Set

4-18-14. :OCP:RESult
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP テストの結果の応答。
:OCP:RESult?
<NR2>,<NR2>
OCP 電流、OCP 電圧:OCP:RES?
3.6750,0.10
OCP 電流：3.675A、OCP 電圧：0.10V

4-18-15. :OCP:RUN
説明
設定構文
補足

Set

OCP テストの開始。
:OCP:RUN:INP ON と同じ動作となります。

4-19. OPP テストコマンド
Set

4-19-1. :OPP:STATe
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

OPP テスト機能の設定と状態のクエリ。
:OPP:STATe {<bool>|OFF|ONN}
OFF | 0
OPP テスト機能をオフします。
ON | 1
OPP テスト機能をオンします。
:OPP:STATe ON
OPP テスト機能をオンします。
:OPP:STATe?
OPP テスト動作を応答します。
ON,
OPP テスト機能オン
RUN | END|
“RUN”は実行中、INACTIVE“END”はテスト終了、“INACTIVE”は非動作中です。
OFF
OPP テスト機能はオフです。
:OPP:STATe?
OFF
OPP テスト機能はオフです。

113

Set

4-19-2. :OPP:EDIT[:CHANnel]
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

OPP テストのデータの設定とクエリ。
“OPP Function” のパラメータ:OPP:EDIT[:CHANnel](1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)(1) <NR1>
テストパターン番号を指定(OPP.No:1~12)(2) “<ASCII string>”
メモ(3) <ASCII string>
電流レンジを指定(Range: )LOW | MIDDle | HIGH
(4) <NR2>
開始電力値[W]を指定(Start W: unit W)(5) <NR2>
終了電力値[W]を指定(End W: unit W)(6) <NR2>
電力ステップ値(増加分)[W]を指定(Step
W: unit W)(7) <NR2>
電力ステップ実行時間[s]を指定(Step
T:unit s)(8) <NR2>
開始遅延時間を指定(Delay: unit s)(9) <NR2>
トリガ電圧[V]を指定(Trig V:unit V)(10) <NR2>
テスト完了後の電力値を指定(last W:unit
W):OPP:EDIT 1, “memo”,LOW, 0.5, 5.0, 0.1, 0.25, 0, 5.0, 1.0:OPP:EDIT[:CHANnel]?
以下の順で、OPP テストの設定内容を応答します。
(1) Temp:Seq_<NR1>
テストパターン番号(2)Memoメモ(3) Range:
電流レンジHigh | Middle | Low(4) Start W:<NR2>
開始電力値[W](5) End W:<NR2>
終了電力値[W](6) Step W:<NR2>
電力ステップ値(増加分)[W](7) Step T:<NR2>
電力ステップ実行時間[s](8) Delay: <NR2>
開始遅延時間(9) TrigV :<NR2>
トリガ電圧[V](10) Last W:<NR2>
テスト完了後の電力値[W]:OPP:EDIT?
No:01,Temp:Seq_1, Range: High, Start W:0.36749, End W:
0.36750, Step W:0.00001, Step T:5.00, Delay:0.00,Trig V:0.01,
Last W:0.00000

114

Set

4-19-3. :OPP[:CHANnel]:NUMBer
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OPP テスト番号の指定とクエリ。(OPP.No: の内容)
:OPP[:CHANnel]:NUMBer <NR1><NR1>
OPP テスト番号を指定します。
:OPP:NUMB 1
OCP テストを１にします。
:OPP[:CHANnel]:NUMBer?
<NR1>
OPP テスト番号を応答します。
:OPP:NUMB?
1
OPP テスト番号は 1 です。
Set
Query

4-19-4. :OPP:MEMO
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

選択中の OPP テスト機能メモ(ユーザー作成)の指定とクエリ。
:OPP:MEMO <string>“<string>”
OPP テストメモを設定します。
:OPP:MEMO “abc”
メモ内容を、“abc”とします。
:OCP:MEMO?
<string>
OPP テストメモを返します。
:OCP:MEMO?
abc
メモの内容は、“abc”です。

115

Set

4-19-5. :OPP[:CHANnel]:RANGe
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OCP テストの電流レンジの指定とクエリ。(Range: の内容)
:OPP[:CHANnel]:RANGe {LOW|MIDDle|HIGH}
LOW
電流レンジを LOW にします
MIDDle電流レンジを MID にします
HIGH
電流レンジを HIGH にします
:OPP:RANG LOW
OPP テストの電流レンジを LOW にします。
:OPP[:CHANnel]:RANGe?
LOW | MIDDle | HIGH
OPP テストの電流レンジを応答します。
:OPP:RANG?
Low
OCP テストの電流レンジは LOW です。
Set

4-19-6. :OPP[:CHANnel]:STARt
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OPP テストの開始電流の設定とクエリ。(Start W: の内容)
:OPP[:CHANnel]:STARt {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
開始電力[W]を指定します
MINimum
開始電力の最小値を設定します。
MAXimum
開始電力の最大値を設定します。
:OPP:STAR 2
開始電流を 2A に設定します。
:OPP[:CHANnel]:STARt?
<NR2>
OPP テストの開始電力を応答します。
:OPP:STAR?
0.1000開始電流は 0.1W です。

116

Set

4-19-7. :OPP[:CHANnel]:END
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OPP テストの終了電力の設定とクエリ。(End W: の内容)
:OPP[:CHANnel]:END {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
終了電力[W]を指定します。
MINimum
終了電力の最小値を設定します。
MAXimum
終了電力の最大値を設定します。
:OPP:END 2
終了電力を 2W に設定します。
:OPP[:CHANnel]:END?
<NR2>
OPP テストの終了電力を応答します。
:OPP:END?
0.1000
終了電力は 0.1 W です。
Set

4-19-8. :OPP[:CHANnel]:STEP:WATT
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OPP テストのステップ電力値の設定とクエリ。(Step W: の内容)
:OPP[:CHANnel]:STEP:WATT{<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
増分電力[W]を指定します。
MINimum
増分電力の最小値を設定します。
MAXimum
増分電力の最大値を設定します。
:OPP:STEP:WATT 0.1
増分電力を 0.1W に設定します。
:OPP[:CHANnel]:STEP:WATT?
<NR2>
OPP テストの増分電力を応答します。
:OPP:STEP:WATT?
0.1000増分電流は 0.1W です。

117

Set

4-19-9. :OPP[:CHANnel]:STEP:TIME
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OPP テストの電力ステップ実行時間の設定とクエリ。(Step T: の内容):OPP[:CHANnel]:STEP:TIME {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
1 ステップの秒数を指定します。
MINimum
1 ステップの秒数の最小値を設定します。
MAXimum
1 ステップの秒数の最大値を設定します。
:OPP:STEP:TIME 2
1 ステップの時間を 2 秒に設定します。
:OPP[:CHANnel]:STEP:TIME?
<NR2>
OPP テストの 1 ステップの時間を応答します。
:OPP:STEP:TIME?
0.10
1 ステップは 0.1 秒です。
Set

4-19-10. :OPP[:CHANnel]:DELay
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OPP テストのロードオンまたは電圧印加から電流が流れるまでの遅延時間の設定とクエリ。(Delay: の内容)
:OPP[:CHANnel]:DELay {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
遅延時間の秒数を指定します。
MINimum
遅延時間の最小値を設定します。
MAXimum
遅延時間の最大値を設定します。
:OPP:DEL 2
遅延時間を 2 秒に設定します。
:OPP[:CHANnel]:DELay?
<NR2>
OPP テストの遅延時間を応答します。
:OPP:DEL?
0.10
遅延時間はは 0.1 秒です。

118

Set

4-19-11. :OPP[:CHANnel]:TRIGger
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OPP 判定となる電圧ドロップのしきい値(トリガ電圧)の設定とクエリ。(Trig V: の内容)
:OPP[:CHANnel]:TRIGger {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
OPP 判定のトリガ電圧を設定します。
MINimum
OPP 判定のトリガ電圧の最小値を設定します。
MAXimum
OPP 判定のトリガ電圧の最大値を設定します。
:OPP:TRIG 2
OPP 判定電圧を 2V に設定します。
:OPP[:CHANnel]:TRIGger?
<NR2>
OPP テストの OPP 判定電圧を応答します。
:OPP:TRIG?
2.0
OPP 判定電圧は 2V です。
Set

4-19-12. :OPP[:CHANnel]:LAST
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OPP テスト終了後の電流の設定とクエリ。(last C: の内容)
:OPP[:CHANnel]:LAST {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
終了後電力[W]を指定します。
MINimum
終了後電力の最小値を設定します。
MAXimum
終了後電力の最大値を設定します。
:OPP:LAST 2
終了後電力を 2A に設定します。
:OPP[:CHANnel]:LAST?
<NR2>
OPP テストの終了後電力を応答します。
:OPP:LAST?
0.1000
終了後電力は 0.1A です。

119

Set

4-19-13. :OPP:CHANnel:STATus
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OPP テストの状態の応答。
:OPP:CHANnel:STATus?
0
テスト終了
1
テスト中
:OPP:CHAN:STAT?
0
OCP テスト終了
Set

4-19-14. :OPP:RESult
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

OPP テストの結果の応答。
:OPP:RESult?
<NR2>,<NR2>
OPP 電力、OPP 電圧:OCP:RES?
3.6750,0.10
OPP 電力：3.675W、OPP 電圧：0.10V

4-19-15. :OPP:RUN
説明
設定構文
補足

Set

OPP テストの開始。
:OPP:RUN:INP ON と同じ動作となります。

120

4-20. BATT テストコマンド
Set

4-20-1. :BATTery:STATe
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

BATT テスト機能の設定と状態のクエリ。
:BATTery:STATe {<Boolean>|OFF|ON}
OFF | 0
BATT テスト機能をオフします。
ON | 1
BATT テスト機能をオンします。
:BATT:STATe ON
BATT テスト機能をオンします。
:BATTery:STATe?
BATT テスト動作を応答します。
ON,
BATT テスト機能オン
RUN | END|
“RUN”は実行中、INACTIVE“END”はテスト終了“INACTIVE”は非動作中です。
OFF
BATT テスト機能はオフです。
:BATT:STATe?
OFF
OPP テスト機能はオフです。
Set
Query

4-20-2. :BATTery:EDIT
説明
設定構文
設定パラメーター

BATT テストのデータの設定とクエリ。
:BATTery:EDIT(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10)(1) <NR1>
テストパターン番号を指定(BATT.No:1~12)(2) “<ASCII string>”
メモ(3) <ASCII string>
動作モードを指定(Mode :).CC|CR|CP(4) <ASCII string>
電流と電圧レンジを指定(Range :)ILVL|IMVL|IHVL|ILVH|IMVH|IHVH(5) <NR2>
動作モードでの設定値を指定(Setting :).
(6) <NR2>
立上りスルーレイトを指定(Slew Rate : 単位 mA/us).
(7) <NR2>
立下りスルーレイトを指定(Slew Rate : 単位 mA/us).
(8) <NR2>
ストップ電圧を指定(Stop Volt: 単位 V).
(9) <NR2>
ストップ時間を指定(Stop Time: 単位 秒).
(10) <NR2>
ストップ AH を指定(Stop AH: 単位 Ah)

121データ測定の間隔時間を指定(Datalog timer: 単位 秒).
:BATT:EDIT 1, “memo”,CC, ILVL, 0.1, 8.4, 8.4, 5, 50, 1:BATTery:EDIT?
以下の順で、BATT テストの設定内容を応答します。
(1) No:<NR1>
テストパターン番号(2) Memo:<string>
BATT テストのメモ.
(3) Mode:CC|CR|CP
動作モード(4) Range:
電流と電圧レンジ
ILVL|IMVL|IHVL|
ILVH|IMVH|IHVH(5) Set:<NR2>
動作モードでの設定値(6) SRUP :<NR2>
立上りスルーレイト(7) SRDW:<NR2>
立下りスルーレイト(8) Stop/sV:<NR2>
ストップ電圧(9) Stop/sT:<NR2>
ストップ時間(10)sStop/sAH :<NR2>
ストップ AH(11)sDatalog:<NR2>
データ測定の間隔時間を指定:BATT:EDIT?
No:01,Memo:,Mode:CC,Range:ILVL,Set:0.0000,SRUP:250,SR
DW:250,Stop,V:1.500,StopT:0,StopAH:0.20,Datalog:1(11) <NR2>

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Set

4-20-3. :BATTery [:CHANnel]:NUMBer
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

BATT テスト番号の指定とクエリ。
:BATTery[:CHANnel]:NUMBer <NR1 ><NR1>BATT テスト番号を指定します。
:BATT:NUMB 1
BATT テストを１にします。
:BATTery[:CHANnel]:NUMBer?
<NR1>
BATT テスト番号を応答します。
:BATT:NUMB?
1
BATT テスト番号は 1 です。
Set

4-20-4. :BATTery:MEMO
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文

Query

選択中の BATT テスト機能メモ(ユーザー作成)の指定とクエリ。
:BATTery:MEMO <string>“<string>”
BATT テストメモを設定します。
:BATT:MEMO “abc”
メモ内容を、“abc”とします。
:BATTery:MEMO?

122

応答パラメーター
クエリ例<string>
BATT テストメモを返します。
:BATT:MEMO?
abc
メモの内容は、“abc”です。
Set

4-20-5. :BATTery:MODE
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

BATT テストの動作モードの指定とクエリ。
:BATTery:MODE {CC|CR|CP}CC
CC モードに設定します。
CR
CR モードに設定します。
CP
CP モードに設定します。
:BATT:MODE CC
BATT テストの動作モードを CC にします。
:BATTery:MODE?
CC | CR | CP
BATT テストの動作モードを応答します。
: BATT:MODE?
CC
BATT テストの動作モードは CC です。
Set

4-20-6. :BATTery:RANGe
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

BATT テストの電流と電圧レンジの指定とクエリ。
:BATTery:RANGe {ILVL|IMVL|IHVL|ILVH|IMVH|IHVH}
ILVL
電流レンジを L、電圧レンジを L にします。
IMVL
電流レンジを M、電圧レンジを L にします。
IHVL
電流レンジを H、電圧レンジを L にします。
ILVH
電流レンジを L、電圧レンジを H にします。
IMVH
電流レンジを M、電圧レンジを H にします。
IHVH
電流レンジを H、電圧レンジを H にします。
:BATT:RANG ILVL
BATT テストの電流レンジを L、電圧レンジを L にします。
:BATTery:RANGe?
ILVL|IMVL|IHVL|BATT テストの電流と電圧レンジを応答し
ILVH|IMVH|IHVH
ます。
:BATT:RANG?
ILVL
BATT テストの電流レンジは L、電圧レンジは L です。

123

Set

4-20-7. :BATTery:VALue
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

BATT テスト動作モードでの設定値の設定とクエリ。
:BATTery:VALue {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
動作モードでの設定値を設定します。
MINimum
動作モードでの設定値を最小値を設定します。
MAXimum
動作モードでの設定値を最大値を設定します。
:BATT:VAL 2
動作モードでの設定値を 2A に設定します。
:BATTery:VALue?
<NR2>
動作モードでの設定値を応答します。
:BATT:VAL?
2
動作モードでの設定値は、2A です。
Set
Query

4-20-8. :BATTery:RISE
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

BATT テストの立上りスルーレイトの設定とクエリ。
:BATTery:RISE {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
立上りスルーレイトを設定します。単位 mA/us
MINimum
立上りスルーレイトを最小値に設定します。
MAXimum
立上りスルーレイトを最大値に設定します。
:BATT:RISE 8.4
立上りスルーレイトを、8.4mA/us に設定します。
:BATTery:RISE?
<NR2>
立上りスルーレイトを応答します。
:BATT:RISE?
8.4
立上りスルーレイトは、8.4mA/us です。

124

Set

4-20-9. :BATTery:FALL
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

BATT テストの立下りスルーレイトの設定とクエリ。
:BATTery:FALL {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
立下りスルーレイトを設定します。単位 mA/us
MINimum
立下りスルーレイトを最小値に設定します。
MAXimum
立下りスルーレイトを最大値に設定します。
:BATT:FALL 8.4
立下りスルーレイトを、8.4mA/us に設定します。
:BATTery:FALL?
<NR2>
立下りスルーレイトを応答します。
:BATT:FALL?
8.4
立下りスルーレイトは、8.4mA/us です。
Set

4-20-10. :BATTery:STOP:VOLTage
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

BATT 判定となるストップ電圧値の設定とクエリ。
:BATTery:STOP:VOLTage {<NR2>|MINimum|MAXimum}<NR2>
ストップ電圧を指定します。単位 V
MINimum
ストップ電圧の最小値を設定します。
MAXimum
ストップ電圧の最大値を設定します。
:BATT:STOP:VOLT 5
ストップ電圧を、5V に設定します。
:BATTery:STOP:VOLTage?
<NR2>
ストップ電圧を、応答します。
:BATT:STOP:VOLT?
5
Returns the stop voltage as 5V. ストップ電圧は 5V です。

125

Set

4-20-11. :BATTery:STOP:TIME
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

BATT 判定となるストップ時間の設定とクエリ。
:BATTery:STOP:TIME {<NR1>|MINimum|MAXimum|OFF}<NR1>
ストップ時間を指定します。単位 秒(0～3599999)
MINimum
ストップ時間の最小値を設定します。
MAXimum
ストップ時間の最大値を設定します。
OFF“OFF”は、0 秒:BATT:STOP:TIME 2
ストップ時間を、2 秒に設定します。
:BATTery:STOP:TIME?
<NR1>
ストップ時間を、応答します。
:OPP:STOP:TIME?
2
ストップ時間は、2 秒です。
Set

4-20-12. :BATTery:STOP:AH
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

BATT 判定となるストップ Ah の設定とクエリ。
:BATTery:STOP:AH {<NR2>|MINimum|MAXimum|OFF}<NR2>
ストップ AH を指定します。単位 Ah(0～9999.99Ah)
MINimum
ストップ AH の最小値を設定します。
MAXimum
ストップ AH の最大値を設定します。
OFF“OFF”は、0 AH。
:BATT:STOP:AH 2
ストップ AH を、2Ah に設定します。
:BATTery:STOP:AH?
<NR2>
ストップ AH を、応答します。
:OPP:STOP:AH?
2
Returns the step AH as 2 Ah. ストップ AH は、2Ah です。

126

Set

4-20-13. :BATTery:DATalog:TIMer
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

BATT テストのデータ測定の間隔時間の設定とクエリ。
:BATTery:DATalog:TIMer {<NR1>|MINimum|MAXimum}<NR1>
データ測定の間隔時間を指定します。単位 秒(1～120)MINimum
データ測定の間隔時間の最小値を設定します。
MAXimum
データ測定の間隔時間の最大値を設定します。
:BATT:DAT:TIM 2
データ測定の間隔時間を、2 秒に設定します。
:BATTery:DATalog:TIMer?
<NR1>
データ測定の間隔時間を、応答します。
:OPP:DAT:TIM?
2
Returns the interval time as 2 seconds. データ測定の間隔時間
は、2 秒です。
Set

4-20-14. :BATTery:CHANnel:STATus
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

BATT テストの状態の応答。
:BATTery:CHANnel:STATus?
0
テスト終了
1
テスト中
:BATT:CHAN:STAT?
0
BATT テスト終了。
Set

4-20-15. :BATTery:RESult
Description 説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

BATT テストの結果の応答。
:BATTery:RESult?
<NR2>,<NR2>
Ah, Wh を応答します:BATT:RES?
3.6750,0.10
放電結果 3.675Ah、0.1Wh

4-20-16. :BATTery:RUN
説明
設定構文
補足

Set

BATT テストの開始。
:BATTery:RUN:INP ON と同じ動作となります。

1274-21. ユーティリティコマンド
Set

4-21-1. :UTILity:SYSTem
説明
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

モデル番号、シリアル番号、ファームウェアバージョンのクエリ:UTILity:SYSTem?
<ASCII string>
モデル名を返します。
<NR1>
シリアル番号を返します。
<ASCII string>
ファームウェアのバージョンを返します。
:UTIL:SYST?
>LSG-175H,12345678,V1.01.001
モデル番号、シリアル番号、ファームウェアバージョンを返します。
Set
Query

4-21-2. :UTILity:LOAD
説明

設定構文
設定パラメーター

設定例 1
設定例 2
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

電源投入時のオートロードオン動作と本器操作の設定とクエリ。
(Auto Load and Auto Load On の内容)
“Load Setting For Power On”のパラメータ:UTILity:LOAD {ON|OFF|LOAD|PROG|NSEQ|FSEQ}
ON
オートロードをオンに設定
OFF
オートロードをオフに設定
LOAD
手動操作に設定
PROG
プログラム機能に設定
NSEQ
ノーマルシーケンス機能に設定
FSEQ
ファストシーケンス機能に設定:UTIL:LOAD ON
電源投入時のオートロードをオンに設定します。
:UTIL:LOAD PROG
電源投入時、本器をプログラム機能に設定します。
:UTILity:LOAD?
Load:On | Off
電源投入時の本器操作を返しまLoad On:
す。
Load | Prog | NSeq | FSeq}:UTIL:LOAD?
>Load:Off, Load On:Prog
オートロード設定と操作機能を返します。

128

Set

4-21-3. :UTILity:LOAD:MODE
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Load Off (Mode)設定の設定とクエリ。
:UTILity:LOAD:MODE {<Boolean>|ON|OFF}
ON | 1
オン設定
OFF | 0
オフ設定
:UTIL:LOAD:MODE ON
Load Off (Mode)設定を ON にする:UTILity:LOAD:MODE?
On | Off
Load Off (Mode)設定を返す。
:UTIL:LOAD:MODE?
>Off
Load Off (Mode)設定は、オフです。
Set

4-21-4. :UTILity:LOAD:RANGe
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Load Off (Range)設定の設定とクエリ。
:UTILity:LOAD:RANGe {<Boolean>|ON|OFF}
ON | 1
オン設定
OFF | 0
オフ設定
:UTIL:LOAD:RANG ON
Load Off (Range)をオンにする。
:UTILity:LOAD:RANGe?
On | Off
Load Off (Range)設定を返す。
:UTIL:LOAD:RANG?
>Off
Load Off (Range)設定は、オフです。

129

Set

4-21-5. :UTILity:TIME
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター

クエリ例

Query

日付と時刻の設定とクエリ。
:UTILity:TIME (1),(2),(3),(4),(5)(1) <NR1>
月の設定(2) <NR1>
日の設定(3) <NR1>
年の設定(4) <NR1>
時の設定(5) <NR1>分の設定:UTIL:TIME 9,1,2013,10,11
日付と時刻を設定します、設定時に秒は 0 となります。
:UTILity:TIME?
以下の順で、“Date/Time”のパラメータ内容を応答します。
(1) <NR1>
月を応答(2) <NR1>
日を応答(3) <NR1>
年を応答(4) <NR1>
時を応答(5) <NR1>分を応答:UTIL:TIME?
>Month:9, Day:1, Year:2013, Hour:10, Minute:11
日付と時刻を返信します。
Set

4-21-6. :UTILity:KNOB
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

つまみの操作設定の設定とクエリ。
:UTILity:KNOB {UPDated|OLD}
UPDated
リアルタイムで更新設定
OLD
Enter 確定後に更新設定:UTIL:KNOB UPD
つまみの操作を設定します。
:UTILity:KNOB?
Updated | Old
つまみの操作設定を返します。
:UTIL:KNOB?
>Updated
つまみの操作設定を返します。

130

Set

4-21-7. :UTILity:SPEAker
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

キー入力とスクロール時のスピーカー音の設定とクエリ。
:UTILity:SPEAker {<Boolean>|ON|OFF}
ON | 1
キー入力とスクロール時のスピーカ音をオンに設定
OFF | 0
キー入力とスクロール時のスピーカ音をオフに設定:UTIL:SPEA ON
キー入力とスクロール時のスピーカ音を設定します。
:UTILity: SPEAker?
On | Off
キー入力とスクロール時のスピーカ音の設定を返します。
:UTIL:SPEA?
>On
キー入力とスクロール時のスピーカ音を返します。
Set
Query

4-21-8. :UTILity:ALARm
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

アラーム時のスピーカ音の設定とクエリ。
:UTILity:ALARm {<Boolean>|ON|OFF}
ON | 1
アラーム時にスピーカ音はオン
OFF | 0
アラーム時にスピーカ音はオフ:UTIL:ALAR ON
アラーム時のスピーカ音を設定します。
:UTILity:ALARm?
On | Off
アラーム時のスピーカ音の設定を返します。
:UTIL:ALAR?
>On
アラーム時のスピーカ音の設定を返します。

131

Set

4-21-9. :UTILity:UNReg
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

アンレギュレーション時のスピーカ音の設定とクエリ。
:UTILity:UNReg {<Boolean>|ON|OFF}
ON | 1
アンレギュレーション時のスピーカ音をオンに設定
OFF | 0
アンレギュレーション時のスピーカ音をオフに設定:UTIL:UNR ON
アンレギュレーション時のスピーカ音を設定します。
:UTILity:UNReg?
On | Off
アンレギュレーション時のスピーカ音の設定を返します。
:UTIL:UNR?
>On
アンレギュレーション時のスピーカ音を返します。
Set
Query

4-21-10. :UTILity:GNG
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Go-NoGo 判定時のスピーカ音の設定とクエリ。
:UTILity:GNG {<Boolean>|ON|OFF}
ON | 1
Go-NoGo 判定時のスピーカ音をオンに設定
OFF | 0Go-NoGo 判定時のスピーカ音をオフに設定:UTIL:GNG ON
Go-NoGo 判定時のスピーカ音を設定します。
:UTILity:GNG?
On | Off
Go-NoGo 判定時のスピーカ音の設定を返します。
:UTIL:GNG?
>On
Go-NoGo 判定時のスピーカ音を返します。

132

Set

4-21-11. :UTILity:CONTrast
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

LCD 表示のコントラストの設定とクエリ。
:UTILity:CONTrast <NR1><NR1>
コントラストの設定。3~13 (low ~ high):UTIL:CONT 8
コントラストを設定します。
:UTILity:CONTrast?
<NR1>
コントラストの設定値を返します。
:UTIL:CONT?
>8
コントラストの設定値は、8 です。
Set
Query

4-21-12. :UTILity:BRIghtness
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

LC 表示の輝度の設定とクエリ。
:UTILity:BRIghtness <NR1><NR1>輝度の設定。50~90 (low ~ high):UTIL:BRI 70
輝度を設定します。
:UTILity:BRIghtness?
<NR1>
輝度の設定値を返します。
:UTIL:BRI?
>70
輝度の設定値は、70 です。
Set

4-21-13. :UTILity:LANGuage
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

操作パネルの言語の設定とクエリ。
補足）本器の言語は英語のみです。
:UTILity:LANGuage ENGLish
ENGLish
英語に設定します。
:UTIL:LANG ENGL
言語を設定します。
:UTILity:LANGuage?
English言語を返します。
:UTIL:LANG?
>English
言語を返します。

133

4-21-14. :UTILity:REMote
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例

Set

リモート制御のオン/オフ設定。
:UTILity:REMote {<Boolean>|ON|OFF}
ON | 1
リモートにしますOFF | 0
ローカルにします。
:UTIL:REM ON
リモート状態に設定します。

4-21-15. :UTILity:REMote:MODE
説明

設定構文
設定パラメーター
設定例

Set

リモート制御を、高速とするか通常にするかを設定します。
リモート制御時間は、高速設定で 10ms、通常設定で 30~130ms となります。
高速設定では、本器 LCD 表示は何も表示されなくなります。
:UTILity:REMote:MODE {<Boolean>|NORMal|FAST}NORMAL | 0
通信制御を通常設定
FAST | 1
通信制御を高速設定:UTIL:REM:MODE FAST
通信制御を高速設定とします。

134

4-22. インターフェースコマンド
Set

4-22-1. :UTILity:INTerface
説明

設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

インターフェイスの設定とクエリ
注）コマンドは USB と RS-232C 制御時のみ有効です。
送信後に設定されますが、機能を有効にするには電源再投入が必要です。
:UTILity:INTerface {USB|RS232}
USB
USB に設定
RS232
RS-232C に設定:UTIL:INT RS232
RS-232C インターフェイスを設定します。
:UTILity:INTerface?
USB | RS232
インターフェイス設定を返します。
:UTIL:INT?
>RS232
インターフェイスは、RS232C です。
Set

4-22-2. :UTILity:BRATe
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

RS-232C のボーレートの設定とクエリ
注）コマンドは RS-232C インターフェイス設定のみ有効です。
:UTILity:BRATe {2400|4800|9600|19200|38400}<NR1>
ボーレートの設定:UTIL:BRAT 38400
ボーレートを設定します。
:UTILity:BRATe?
<NR1>
ボーレートを応答:UTIL:BRAT?
>38400
ボーレートは、38400 です。

135

Set

4-22-3. :UTILity:SBIT
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

RS-232C インターフェイスのストップビットの設定とクエリ
注）コマンドは RS-232C インターフェイス設定のみ有効です。
:UTILity:SBIT {1|2}<NR1>
ストップビットを設定します。
:UTIL:SBIT 1
ストップビットを 1 に設定します。
:UTILity:SBIT?
1|2
ストップビットを設定します。
:UTIL:SBIT?
>1
ストップビットは、1 です。
Set

4-22-4. :UTILity:PARity
説明
設定構文
設定パラメーター

設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

RS-232C インターフェイスのパリティビットの設定とクエリ
注）コマンドは RS-232C インターフェイス設定のみ有効です。
:UTILity:PARity {NONE |ODD|EVEN}
NONE
パリティ無し設定
ODD
奇数パリティ設定
EVEN
偶数パリティ設定:UTIL:PAR NONE
パリティ無しに設定します。
:UTILity:PARity?
None | Odd | Even
パリティの設定値を返します。
:UTIL:PAR?
>None
パリティの設定は、無しです。

136

4-23. ファイルコマンド
4-23-1. :MEMory:SAVE
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
同一機能コマンドSet

指定の内部メモリに保存:MEMory:SAVE < NR1>
<NR1>
内部メモリ番号の指定 (1～256):MEM:SAVE 20
内部メモリ 20 に現在の設定を保存します。
*SAV

4-23-2. :MEMory:RECall
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
同一機能コマンドSet

内部メモリからの読み出し設定:MEMory:RECall <NR1><NR1>
内部メモリ番号の指定 (1～256):MEM:REC 20
内部メモリ 20 の読み出して設定します。
*RCL

4-23-3. :PREset:SAVE
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例

Set

指定のプリセットメモリに保存:PREset:SAVE < NR1>
<NR1>
プリセットメモリ番号の指定 (0～9):PRE: SAVE 1
プリセットメモリ(P1)に保存します。

4-23-4. :PREset:RECall
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例

Set

プリセットメモリからの読み出し設定:PREset:RECall <NR1><NR1>
プリセットメモリ番号の指定 (0～9):PRE:REC 1
プリセットメモリ(P1)の読み出します。

137

4-23-5. :SETup:SAVE
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例

Set

指定のセットアップデータに保存:SETup:SAVE < NR1>
<NR1>
セットアップデータ番号の指定 (1～100):SET: SAVE 1
セットアップデータ(1)に保存します。

4-23-6. :SETup:RECall
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例

Set

セットアップデータからの読み出し設定:SETup:RECall <NR1><NR1>
セットアップデータ番号の指定 (1～100):SET:REC 1
セットアップデータ(1)からの読み出します。

4-23-7. :FACTory[:RECall]
説明

設定構文
設定例

Set

工場出荷時の初期設定
注）インターフェースは次の様に切り替わります。インターフェース
RS-232C, ボーレート 38400, ストップビット 1, パリティ 無し:FACTory[:RECall]:FACT
工場出荷時の初期値に設定します。

4-23-8. :USER[:DEFault]:SAVE
説明
設定構文
設定例

Set

ユーザーの初期設定に保存:USER[:DEFault]:SAVE:USER:SAVE
ユーザーの初期設定として、現在の設定値を保存します。

4-23-9. :USER[:DEFault]:RECall
説明
設定構文
設定例

Set

ユーザーの初期設定からの読み出し:USER[:DEFault]:RECall:USER:REC
ユーザーの初期設定を読み出します。

138

4-24. SCPI ステイタスコマンド
Set

4-24-1. :SYSTem:ERRor
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

エラークエリの問合せする。最後のエラーメッセージが戻ります。最大 32 のエラーがエラークエリに保存されます。
:SYSTem:ERRor?
<NR1>,<string>
エラークエリを返します。
:SYST:ERR?
>-113, "Undefined header"

4-24-2. :STATus:PRESet
説明

Set

Operation ステータスと Questionable ステータスと Csummary ス
テータスの初期値の設定です。
PTR (正遷移）フィルターはセットされ、NTR (負遷移）フィルターとイネーブル・レジスタはリセットされます。

初期値 レジスタ/フィルター

設定構文
設定例

設定値

0x0000Csummary ステータス イネーブル
0x7FFF
Csummary ステータス PTR (正遷移）0x0000Csummary ステータス NTR (負遷移）0x0000Operation ステータス イネーブル
0x7FFF
Operation ステータス PTR (正遷移）0x0000Operation ステータス NTR (負遷移）0x0000QUEStionable ステータス イネーブル
0x7FFFQUEStionable ステータス PTR (正遷移）0x0000QUEStionable ステータス NTR (負遷移）:STATus:PRESet:STAT:PRES
Operation ステータスと Questionable ステータスと Csummary ス
テータスの初期値に設定します。

139

4-25. Csummary ステータスコマンド
本編は、148 ページ(5-3.Csummary ステータス レジスタ グループ)を参照して下さい。
Set

4-25-1. :STATus:CSUMmary:CONDition
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Csummary ステータスのコンディションレジスタのクエリ。
:STATus:CSUMmary:CONDition?
<NR1>
Csummary ステータスのコンディションレジスタを返します。
:STAT:CSUM:COND?
>1
Csummary ステータスのコンディションレジスタを返します。
Set

4-25-2. :STATus:CSUMmary:ENABle
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Csummary のイベントイネーブル・レジスタの設定とクエリ。
:STATus:CSUMmary:ENABle <NR1><NR1>
Csummary のイベントイネーブル・レジスタの設定:STAT:CSUM:ENAB 1
Csummary のイベントイネーブル・レジスタを設定します。
:STATus:CSUMmary:ENABle?
<NR1>
Csummary のイベントイネーブル・レジスタの応答:STAT:CSUM:ENAB?
>1
Csummary のイベントイネーブル・レジスタを返します。
Set

4-25-3. :STATus:CSUMmary[:EVENt]
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Csummary のイベントレジスタのクエリ。
:STATus:CSUMmary[:EVENt]?
<NR1>
Csummary のイベントレジスタを返します。
:STAT:CSUM?
>1
Csummary のイベントレジスタを返します。

140

Query

Set

4-25-4. :STATus:CSUMmary:NTRansition
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例

クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Csummary ステータスが正から負に変わる検出ビットの設定とクエ
リ:STATus:CSUMmary:NTRansition <NR1><NR1>
Csummary ステータスが正から負に変わる検出ビットの設定:STAT:CSUM:NTR 1
Csummary ステータスが正から負に変わる検出ビットを設定します。
:STATus:CSUMmary:NTRansition?
<NR1>
Csummary ステータスが正から負に変わる検出ビットの応答:STAT:CSUM:NTR?
>1
Csummary ステータスが正から負に変わる検出ビットの設定を返します。
Set

4-25-5. :STATus:CSUMmary:PTRansition
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例

クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Csummary ステータスが負から正に変わる検出ビットの設定とクエ
リ:STATus:CSUMmary:PTRansition <NR1><NR1>
Csummary ステータスが負から正に変わる検出ビットの設定:STAT:CSUM:PTR 1
Csummary ステータスが負から正に変わる検出ビットを設定します。
:STATus:CSUMmary:PTRansition?
<NR1>
Csummary ステータスが負から正に変わる検出ビットの応答:STAT:CSUM:PTR?
>1
Csummary ステータスが負から正に変わる検出ビットの設定を返し
ます。

141

4-26. Operation ステータスコマンド
本編は、149 ページ(5-4.Operation ステータス レジスタ グループ”)を参照して下さい。
Set

4-26-1. :STATus:OPERation:CONDition
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Operation ステータスのコンディションレジスタのクエリ:STATus:OPERation:CONDition?
<NR1>
Operation ステータスのコンディションレジスタを返します。
: STAT:OPER:COND?
>1
Operation ステータスのコンディションレジスタを返します。
Set

4-26-2. :STATus:OPERation:ENABle
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Operation のイベントイネーブル・レジスタの設定とクエリ:STATus:OPERation:ENABle <NR1><NR1>
Operation のイベントイネーブル・レジスタの設定:STAT:OPER:ENAB 1
Operation のイベントイネーブル・レジスタを設定します。
:STATus:OPERation:ENABle?
<NR1>
Operation のイベントイネーブル・レジスタの応答:STAT:OPER:ENAB?
>1
Operation のイベントイネーブル・レジスタを返します。
Set

4-26-3. :STATus:OPERation[:EVENt]
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Operation のイベントレジスタのクエリ:STATus:OPERation[:EVENt]?
Operation のイベントレジスタを"<NR1>"で返します。
:STAT:OPER?
>1
Operation のイベントレジスタを返します。

142

Query

Set

4-26-4. :STATus:OPERation:NTRansition
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Operation ステータスが正から負に変わる検出ビットの設定とクエリ:STATus:OPERation:NTRansition <NR1><NR1>
Operation ステータスが正から負に変わる検出ビットの設定:STAT:OPER:NTR 1
Operation ステータスが正から負に変わる検出ビットを設定します。
:STATus:OPERation:NTRansition?
<NR1>
Operation ステータスが正から負に変わる検出ビットの応答:STAT:OPER:NTR?
>1
Operation ステータスが正から負に変わる検出ビットの設定を返します。
Set

4-26-5. :STATus:OPERation:PTRansition
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Operation ステータスが負から正に変わる検出ビットの設定とクエリ:STATus:OPERation:PTRansition <NR1><NR1>
Operation ステータスが負から正に変わる検出ビットの設定:STAT:OPER:PTR 1
Operation ステータスが負から正に変わる検出ビットを設定します。
:STATus:OPERation:PTRansition?
<NR1>
Operation ステータスが負から正に変わる検出ビットの応答:STAT:OPER:PTR?
>1
Operation ステータスが負から正に変わる検出ビットの設定を返し
ます。

143

4-27. Questionable ステータスコマンド
本編は、150 ページ(5-5.Questionable ステータス レジスタ グループ)を参照して下さい。
Set

4-27-1. :STATus:QUEStionable:CONDition
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Questionable ステータスのコンディションレジスタのクエリ:STATus:QUEStionable:CONDition?
<NR1>
Questionable ステータスのコンディションレジスタを""で返します。
:STAT:QUES:COND?
>1
Questionable ステータスのコンディションレジスタを返します。
Set

4-27-2. :STATus:QUEStionable:ENABle
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Questionable ステータスのイベントイネーブルの設定とクエリ:STATus:QUEStionable:ENABle <NR1><NR1>
Questionable のイベントイネーブル・レジスタの設定:STAT:QUES:ENAB 1
Questionable のイベントイネーブル・レジスタを設定します。
:STATus:QUEStionable:ENABle?
<NR1>
Questionable のイベントイネーブル・レジスタの応答:STAT:QUES:ENAB?
>1
Questionable のイベントイネーブル・レジスタを返します。
Set

4-27-3. :STATus:QUEStionable[:EVENt]
説明
クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Questionable のイベントレジスタのクエリ:STATus:QUEStionable [:EVENt]?
<NR1>
Questionable のイベントレジスタを返します。
:STAT:QUES?
>1
Questionable のイベントレジスタを返します。

144

Query

Set

4-27-4. :STATus:QUEStionable:NTRansition
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例

クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Questionable ステータスが正から負に変わる検出ビットの設定とク
エリ。
:STATus:QUEStionable:NTRansition <NR1><NR1>
Questionable ステータスが正から負に変わる検出
ビットの設定:STAT:QUES:NTR 1
Questionable ステータスが正から負に変わる検出ビットを設定します。
:STATus:QUEStionable:NTRansition?
<NR1>
Questionable ステータスが正から負に変わる検出
ビットの応答:STAT:QUES:NTR?
>1
Questionable ステータスが正から負に変わる検出ビットの設定を
返します。
Set

4-27-5. :STATus:QUEStionable:PTRansition
説明
設定構文
設定パラメーター
設定例

クエリ構文
応答パラメーター
クエリ例

Query

Questionable ステータスが負から正に変わる検出ビットの設定とクエリ:STATus:QUEStionable:PTRansition <NR1><NR1>
Questionable ステータスが負から正に変わる検出
ビットの設定:STAT:QUES:PTR 1
Questionable ステータスが負から正に変わる検出ビットを設定します。
:STATus:QUEStionable:PTRansition?
<NR1>
Questionable ステータスが負から正に変わる検出
ビットの応答:STAT:QUES:PTR?
>1
Questionable ステータスが負から正に変わる検出ビットの設定を
返します。

145

第5章 ステータス レジスタの概要
この章では、ステータス レジスタの構成および設定される条件に関する詳細説明です。
また、ステータス レジスタ理解することによって効果的なプログラムを作成することもできるようになります。

5-1. ステータス レジスタの紹介
概要

ステータス レジスタは、本器の状態を知るのに用いられます。ステータス
レジスタは、保護の状態、動作状態、セットのエラーの状態を保持します。
LSG シリーズは、複数のレジスタグループを持ています。
Csummary ステータス レジスタ グループ
Operation ステータス レジスタ グループ
Questionable ステータス レジスタ グループ
Standard イベント ステータス レジスタ グループ
ステータスバイト レジスタ グループ146

5-2. ステータス レジスタの構成
Csummary ステータス レジスタ
イベント

イネーブル

CC(Switched to mode)

0

0

0

0

CR(Switched to mode)

1

1

1

1

CV(Switched to mode)

2

2

2

2

CP(Switched to mode)

3

3

3

3

Not Used

4

4

4

4

Not Used

5

5

5

5

Not Used

6

6

6

6

Not Used

7

7

7

7

PRUN (Program is being executed)

8

8

8

Not Used

9

9

9

9

Outputバッファ

Not Used

10

10

10

10

:

Not Used

11

11

11

11

:

Not Used

12

12

12

12

:

Not Used

13

13

13

13

Not Used

14

14

14

14

Not Used

15

15

15

15

コンディション PTR/NTR

8

Errorキュー::

Questionable ステータス レジスタ
コンディション PTR/NTP

イベント

イネーブル

OV (Over-Voltage)

0

0

0

0

OC (Over-Current)

1

1

1

1

Not Used

2

2

2

2

OP (Over-Power)

3

3

3

3

OT (Over-Temperature)

4

4

4

4

Not Used

5

5

5

5

Not Used

6

6

6

6

Not Used

7

7

7

7

Not Used

8

8

8

8

UV (Under-Voltage)

9

9

9

9

EXT (External Problem)

10

10

10

10

RV (Reverse Voltage)

11

11

11

11

Power-Limit

12

12

12

12

Not Used

13

13

13

13

Not Used

14

14

14

14

Not Used

15

15

15

15

:

イベント

イネーブル

0

0

RQC (Request Control)

1

1

QUE (Query Error)

2

2

DDE (Device Dependent Error)

3

3

EXE (Execution Error)

4

4

CME (Command Error)

55

URQ (User Request)

6

6

PON (Power On)

7

7

Operation ステータス レジスタ
イベント

イネーブル

CAL (Calibration mode)

0

0

0

0

Not Used

1

1

1

1

Not Used

2

2

2

2

Not Used

3

3

3

3

Not Used

4

4

4

4

WTG (Waiting for Trigger)

5

5

5

5

Not Used

6

6

6

6

Not Used

7

7

7

7

Not Used8

8

8

コンディション PTR/NTP

8

Not Used

9

9

9

9

Not Used

10

10

10

10

Not Used

11

11

11

11

Not Used

12

12

12

12

Not Used

13

13

13

13

Not Used

14

14

14

14

Not Used

15

15

15

15

0

ERR

1

1

CSUM

2

2

QUES

3

3

MAV

4

ESB

5

MSS

6

OPER

7

4
5
RQS

サービス リクエスト
ジェネレータStandard イベント ステータスレジスタ
OPC (Operation Complete)

サービス
リクエスト
イネーブル
レジスタ

ステータス
バイト
レジスタ
0

147

6
7

5-3. Csummary ステータス レジスタ グループ概要

Csummary ステータス レジスタ グループは、負荷モードとプログラムおよびシーケンスの動作状態を確認できます。
Csummary ステータス レジスタ
コンディション

PTR/NTR

イベント

CC(Switched to mode)

0

0

0

CR(Switched to mode)

1

1

1

CV(Switched to mode)

2

2

2

CP(Switched to mode)

3

3

3

Not Used

4

4

4

Not Used5

5

5

Not Used

6

6

6

Not Used

7

7

7

PRUN (Program is being executed)

8

8

8

Not Used

99

9Not Used

10

10

10

Not Used

11

11

11

Not Used

12

12

12

Not Used

13

13

13

Not Used

14

14

14

Not Used

15

15

15

STATus:CSUMmary:CONDition?

イネーブル

&

0

&

1

&

2

&

3

&

4

&

5

&

6

&

7

&

8

&

9

&

10

&

11

&

12

&

13

&

14

&

STATus:CSUMmary:EVENt?

15

STATus:CSUMmary:ENABle <NRf>
STATus:CSUMmary:ENABle?

STATus:CSUMmary:NTRansition <NRf>
STATus:CSUMmary:NTRansition?
STATus:CSUMmary:PTRansition <NRf>
STATus:CSUMmary:PTRansition?
論理和

ステータスバイト レジスタ の CSUM へ

ビット
概要

ビット名
CC
CR
CV
CP
PRUN
コンディション
レジスタ
PTR/NTR
フィルター

説明
ビット
重み
0
1
定電流設定モードを示す
12
定抵抗設定モードを示す
24定電圧設定モードを示す
38定電力設定モードを示す
8256
シーケンス動作モードを示す
Csummary ステータスのコンディションレジスタは、負荷モードとプ
ログラムまたはシーケンス動作モードの現在の状態を読み出せます。
PTR/NTR（正/負 遷移）レジスタは、コンディションレジスタのビットが変化した時にイベントレジスタに設定するビットを指定します。
PTR フィルターは負から正に移行するイベントを検出する時に設定します。NTR フィルターは正から負に移行するイベントを検出する
時に設定します。
PTRansition 正遷移
0→1
1→0
NTRansition 負遷移

148

イベント
レジスタ

イベントレジスタは PTR/NTR フィルターで検出されたビットを保持します。また、イベント レジスタは内容が読み取られるかクリアーされるまで検出したビットを保持します。
イネーブルレジスタは、ステータスバイト レジスタの中の CSUM ビ
ットを設定するイベントレジスタのビットを指定します。
イネーブルレジスタが 0 の時には CSUM ビットは設定されません。

イネーブル
レジスタ

5-4. Operation ステータス レジスタ グループ概要

Operation ステータス レジスタ グループは、校正モードとトリガ待ちの動作状
態を確認できます。
Operation ステータス レジスタ
コンディション

PTR/NTR

イベント

CAL (Calibration Mode)

0

0

0

Not Used1

1

1

Not Used2

2

2

Not Used3

3

3

Not Used44

4

WTG (Waiting for Trigger)

5

5

5

Not Used

6

6

6

Not Used

7

7

7

Not Used8

8

8

Not Used

99

9Not Used

10

10

10

Not Used

11

11

11

Not Used

12

12

12

Not Used

13

13

13

Not Used

14

14

14

Not Used

15

15

15

STATus:OPERation:CONDition?

イネーブル

&

0

&

1

&

2

&

3

&

4

&

5

&

6

&

7

&

8

&

9

&

10

&

11

&

12

&

13

&

14

&

STATus:OPERation:EVENt?

15

STATus:OPERation:ENABle <NRf>
STATus:OPERation:ENABle?

STATus:OPERation:NTRansition <NRf>
STATus:OPERation:NTRansition?
STATus:OPERation:PTRansition <NRf>
STATus:OPERation:PTRansition?
論理和

ステータスバイト レジスタ の OPER へ

ビット
概要

ビット名 説明
ビット
重み
CAL
0
1
校正モードを示す
WTG
532
トリガ待ちを示す
コンディション
Operation ステータスのコンディションレジスタは、校正モードとトリガ
レジスタ待ちの現在の状態を読み出せます。
PTR/NTR
PTR/NTR（正/負 遷移）レジスタは、コンディションレジスタのビットがフィルター変化した時にイベントレジスタに設定するビットを指定します。PTR フ
ィルターは負から正に移行するイベントを検出する時に設定します。
NTR フィルターは正から負に移行するイベントを検出する時に設定します。
PTRansition 正遷移
0→1
1→0
NTRansition 負遷移

149

イベント
レジスタ

イベント レジスタは PTR/NTR フィルターで検出されたビットを保持します。また、イベント レジスタは内容が読み取られるかクリアーされるまで検出したビットを保持します。
イネーブルレジスタは、ステータスバイト レジスタの中の OPER ビットを設定するイベントレジスタのビットを指定します。イネーブルレジスタ
が 0 の時には OPER ビットは設定されません。

イネーブル
レジスタ

5-5. Questionable ステータス レジスタ グループ
概要

Questionable ステータス レジスタ グループは、保護機能の動作状態を確認できます。
Questionable ステータス レジスタ
PTR/NTR

イベント

OV (Over-Voltage)

コンディション0

0

0

OC (Over-Current)

1

1

1

Not Used22

2

OP (Over-Power)

3

3

3

OT (Over-Temperature)

4

4

4

Not Used5

5

5

Not Used

6

6

6

Not Used

7

7

7

Not Used88

8UV (Under-Voltage)

9

9

9

EXT (External Problem)

10

10

10

RV (Reverse Voltage)

11

11

11

Not Used

12

12

12

Not Used

13

13

13

Not Used

14

14

14

Not Used

15

15

15

イネーブル

&

0

&

1

&

2

&

3

&

4

&

5

&

6

&

7

&

8

&

9

&

10

&

11

&

12

&

13

&

14

&

STATus:QUEStionable:CONDition? STATus:QUEStionable:EVENt?

15

STATus:QUEStionable:ENABle <NRf>
STATus:QUEStionable:ENABle?

STATus:QUEStionable:NTRansition <NRf>
STATus:QUEStionable:NTRansition?
STATus:QUEStionable:PTRansition <NRf>
STATus:QUEStionable:PTRansition?
論理和

ステータスバイト レジスタ の QUES へ

ビット
概要

ビット名
OV
OC
OP
OT
UV
EXT
RV
コンディション
レジスタ

説明
ビット
重み
0
1
過電圧状態を示す
12
過電流状態を示す
38
過電力状態を示す
416
過熱状態を示す9512
低電圧状態を示す
101024
外部制御の不具合状態を示す
112048
逆接続状態を示す
Questionable ステータスのコンディションレジスタは、保護モードまたは制限モードの現在の状態を読み出せます。

150

PTR/NTR
フィルター

イベント
レジスタ
イネーブル
レジスタ

PTR/NTR（正/負 遷移）レジスタは、コンディションレジスタのビットが変化した時にイベントレジスタに設定するビットを指定します。
PTR フィルターは負から正に移行するイベントを検出する時に設定します。NTR フィルターは正から負に移行するイベントを検出する
時に設定します。
PTRansition 正遷移
0→1
1→0
NTRansition 負遷移
イベント レジスタは PTR/NTR フィルターで検出されたビットを保持します。また、イベント レジスタは内容が読み取られるかクリアーされるまで検出したビットを保持します。
イネーブルレジスタは、ステータスバイト レジスタの中の QUES ビットを設定するイベントレジスタのビットを指定します。
イネーブルレジスタが 0 の時には QUES ビットは設定されません。

151

5-6. Standard イベントステータス レジスタ グループ
概要

Standard イベントステータス レジスタ グループは、エラーが発生したかどうか示します。 イベントレジスタのビットは、エラー・イベントキューによって設定されます。
Standard イベント ステータス レジスタ
イベント
OPC

0

RQC

1

QUE

2

DDE

3

EXE

4

CME

5

URQ

6

PON

7

イネーブル

&

0

&

1

&

2

&

3

&

4

&

5

&

6

&

*ESR?

7
*ESE <NRf>
*ESE?

論理和

ステータスバイト レジスタ の ESB へ

ビット
概要

ビット名
OPC

RQC
QUE
DDE
EXE

CME

URQ
PON

説明
すべての選ばれた未完了の動作が終了したとき、OPC ビットは設定されます。 このビットは、*OPC コマンドに応じて設定されます。
リクエストコントロール
クエリエラー・ビットは、Output キューを読んだ時にデータがない場合に設定されます。
デバイス規格/依存エラー
実行エラービットは、コマンドの実行に失敗した時に設定されます。
違法なパラメータのコマンド
範囲外のパラメータ
無効なパラメータ
CME ビットは構文のエラーが発生した時に設定されます。また、<GET>コマンドがプログラム
メッセージの中で受け取った場合も CME ビットは設定されます。
ユーザリクエスト
パワーオンになった時に設定されます。

152

ビット
0

重み
1

1
2

2
4

3
4

8
16

5

32

6
7

64
128

イベントレジスタ

イネーブル
レジスタ

イベントレジスタは検出されたビットを保持します。また、イベント レジ
スタは内容が読み取られるかクリアーされるまで検出したビットを保持します。
イネーブルレジスタは、ステータスバイト レジスタの中の ESB ビットを設定するイベントレジスタのビットを指定します。
イネーブルレジスタが 0 の時には ESB ビットは設定されません。

5-7. ステータスバイト レジスタ グループ概要

ステータスバイト レジスタ グループは、すべてのステータス レジスタのイベントの状況を確認できます。 ステータスバイト レジスタは、”*STB？”クエリコマンド
で読むことができます。
Outputキュー:::
Error キュー:::Csummaryステータス
レジスタ から
Questionableステータス
レジスタ からStandardイベント ステータス
レジスタ からOperationステータス
レジスタ から

サービス
リクエスト
イネーブル
レジスタ

ステータス
バイト
レジスタ
0
ERR

1

CSUM

2

QUES

3

MAV

4

ESB

5

MSS

6

OPER

7

&

0

&

1

&

2

&

3

&

4

&

5

RQS

6

&

*STB?

7
*SRE <NRf>*SRE?

サービス リクエスト
ジェネレータ
論理和

153

ビット
概要

ビット名
ERR
CSUM
QUES
MAV
ESB
MSS
/RQS

OPER
ステータスバイト
レジスタ
サービスリクエスト
イネーブルレジスタ

説明
ビット
重み
1
2
Error キューにデータがある場合にビットセット
2
4
Csummary ステータスのサマリのビット設定
3
8
Questionable ステータスのサマリのビット設定
16
Output キューにデータがある場合にビット設定 4
532Standard イベント ステータス レジスタグルー
プの大まかなビットです。
64
MSS Bit は、ステータスバイト レジスタとサービ 6
スリクエストレジスタの大まかなビットです （ビット 1-5、7） MSS は 1 が設定されます。
7
128
Operation ステータスのサマリのビット設定
ステータスバイト レジスタは 4 つのステータレジスタの他に Error
キュー、Output キュー、サービス要求の状態を確認できます。
サービスリクエスト イネーブルレジスタは、ステータスバイト レジス
タの MSS/RQS ビットを設定する為のステータスバイト レジスタのビットを指定します。
また、MSS ビットは”*STB?”クエリコマンドで確認できるビットです。
RQS ビットは MSS ビットをサービスリクエストジェネレータで管理して GP-IB インターフェイスの RQS ビットに使用されます。RQS ビッ
トは読み出されるとクリアされます。

154

第6章 付録
6-1. エラーメッセージ
Error キューを読み取るときに次のエラーメッセージが発生します。
エラーコードと文字列
説明
コマンド·エラー
0
NoError
エラーなし-100 Command Error
コマンドエラーです。
-101 Invalid character
構文に対して無効な文字が含まれています。
-102 Syntax error
認識できないコマンドまたはデータが検出されました。
-103 Invalid separator
無効なセパレーターです。不正な文字を検出しました。
-104 Data type error
許可されたものとは異なるデータの型です。
-105 GET not allowed
許可されていないグループ実行トリガ（GET）が受信されました。
-108 parameter not allowed
許可されていないパラメータが受信されました。
-109 Missing parameter
必要な数よりも少ないパラメータが受信されました。
-110 Command header error
コマンド・ヘッダー・エラー-111 Header separator error
ヘッダの区切りではない文字が検出されました。
-112 Program mnemonic too
12 以上の文字が含まれています。
long-113 Undefined header
ヘッダーは、文法的に正しいですが、定義されていません。
-114 Header suffix out of
サフィックスの値が範囲外です。
range-115 Unexpected number of
受信されたパラメーターの数が違います。
parameters-120 Numeric data error
数値データが違います。
-121 Invalid character in
データに無効な文字が検出されました。
number-123 Exponent too large
指数の大きさが 32000 を超えていました。
-124 Too many digits
桁数が多すぎます。
-128 Numeric data not
許可されていない数値データです。
allowed-130 Suffix error
サフィックスのエラーです。（同様のエラー-131～-139）-131 Invalid suffix
サフィックスは、構文に従っていません。または無効なサフィックスです。
-134 Suffix too long
サフィックスは、12 以上の文字が含まれています。
-138 Suffix not allowed
サフィックスが許可されていません。
-140 Character data error
文字データのエラーです。
-141 Invalid character data
文字データに無効な文字が含まれています。
-144 Character data too long 文字データに、12 以上の文字が含まれています。
-148 Character data not
許可されていない文字データが検出されました。
allowed-150 String data error
文字列データのエラーです。

155

-151 Invalid string data
-158 String data not allowed-160 Block data error-161 Invalid block data
-168 Block data not allowed-170 Expression error-171 Invalid expression-178 Expression data notallowed-180 Macro error-181 Invalid outside macrodefinition-183 Invalid inside macrodefinition-184 Macro parameter error

実行エラー-200 Execution error-201 Invalid while in local-202 Settings lost due to rtl-203 Command protected-210 Trigger error-211 Trigger ignored-212 Arm ignored-213 Init ignored-214 Trigger deadlock-215 Arm deadlock-220 parameter error-221 Settings conflict-222 Data out of range-223 Too much data
-224 Illegal parameter value-225 Out of memory-226 Lists not same length-230 Data corrupt or stale-231 Data questionable

文字列データが無効です。
許可されていない文字列データが検出されました。
ブロック·データのエラーです。
ブロック·データが無効です。
許可されていないブロック·データが検出されました。
式データのエラーです。
式データは無効です。
許可されていない式データが検出されました。
マクロの定義、実行のエラーです。
マクロの外部の定義が無効です。
マクロの内部の定義が無効です。
マクロのパラメーターが正しくない数または型があります。

実行エラーです。
デバイスがローカル制御で、無効状態です。
レムから LOCS または RWLS から LWLS に変化したと
きのハードローカルコントロールに関連付けられた設定が失われました。
コマンドが無効になったため、パスワードで保護されたプログラムコマンドまたはクエリが実行できません。
トリガ・エラーです。
"GET、* TRG"またはトリガ信号が受信されましたが、タイミングの問題で無視されました。
Arm 信号が受信されましたが、無視されました。
別の測定が既に進行中であったので、測定開始要求が無視されました。
トリガのデッドロックが発生しました。
Aｒｍのデッドロックが発生しました。
パラメーターのエラーです。
デバイスの状態のために実行できません。
データが範囲外であったために実行できません。
ブロック、式、または文字列型のデータが大きすぎます。
無効なパラメーター値要求された操作を実行するにはメモリが不足しています。
長さの異なる個々のリストを持ってリスト構造を使用しました。
破損または古いデータです。
データが疑わしいことを示します。

156

-232 Invalid format-233 Invalid version-240 Hardware error-241 Hardware missing-250 Mass storage error-251 Missing mass storage-252 Missing media-253 Corrupt media-254 Media full
-255 Directory full-256 File name not found-257 File name error-258 Media protected-260 Expression error-261 Math error in expression-270 Macro error-271 Macro syntax error-272 Macro execution error-273 Illegal macro label-274 Macro parameter error-275 Macro definition too long-276 Macro recursion error-277 Macro redefinition notallowed-278 Macro header not found-280 Program error-281 Cannot create program-282 Illegal program name-283 Illegal variable name-284 Program currently
running

フォーマットが不適切であるため、実行できません。
バージョンが間違っているため、実行できません。
プログラムコマンドまたはクエリが、ハードウェアの問題のために実行できません。
プログラムコマンドまたはクエリが、ハードウェアが不足しているため実行できません。
マス·ストレージ·エラーが発生しました。
プログラムコマンドまたはクエリが、マス·ストレージが不足しているため実行できません。
プログラムコマンドまたはクエリが、メディア不足のために実行できません。
プログラムコマンドまたはクエリが、破損したメディアのために実行できません。
メディアが一杯になったため、プログラムコマンドまたはクエリが、実行できません。
メディアディレクトリが一杯であったため、プログラムコマ
ンドまたはクエリが、実行できません。
メディア上のファイル名が見つからなかったため、プログ
ラムコマンドまたはクエリが、実行できません。
メディア上のファイル名に誤りがあったため、プログラム
コマンドまたはクエリが、実行できません。
メディアが保護されているので、プログラムコマンドまたはクエリが、実行できません。
式プログラムのエラーが発生しました。
式プログラムが演算エラーによって実行できません。
マクロ関連の実行エラーが発生したました。
マクロの構文エラーが発生しました。
マクロにエラーが発生したために実行できません。
マクロ·ラベルが認識できません。
マクロが不適切なパラメータを使用しました。
文字列またはブロックの内容が長すぎたのでマクロは実行できません。
マクロは、それが再帰的であるため実行できません。
マクロはすでに定義されていたので実行できません。
ヘッダが先に定義されていなかったため、マクロが実行できません。
プログラムの実行エラーです。
プログラム作成が失敗しました。
失敗の理由にはメモリ不足も含まれる場合があります。
プログラムの名前は無効です。
プログラムに存在しない変数を参照しました。
プログラムの実行中です。
特定の操作は違反となる場合があります。

157

-285 Program syntax error-286 Program runtime error-290 Memory use error-291 Out of memory-292 Referenced name does
not exist-293 Referenced namealready exists-294 Incompatible type

デバイス固有のエラー-300 Device-specific error-310 System error-311 Memory error-312 PUD memory lost
-313 Calibration memory lost-314 Save/recall memory lost-315 Configuration memorylost-320 Storage fault-321 Out of memory-330 Self-test failed-340 Calibration failed-350 Queue overflow-360 Communication error-361 Parity error in program
message-362 Framing error inprogram message-363 Input buffer overrun-365 Time out error
クエリエラー-400 Queries error-410 Queries
INTERRUPTED-420 Queries
UNTERMINATED-430 Queries DEADLOCKED

プログラムの構文エラーです。
プログラムの実行時エラーです。
ユーザーの要求が直接または間接的にメモリに関連するエラーを起こしていることを示し、メモリが悪いことではありません。
メモリが不足しています。
参照された名前が存在しません。
参照された名前は既に存在しています。
メモリ項目の種類や構造が不十分で互換性のないことを示します。

デバイスに依存する一般的なエラーです。
システムエラーが発生しました。
メモリ内のエラーが発生しました。
"* PUD"コマンドによるユーザーデータが失われました。
"* CAL"コマンドによる校正データが失われました。
"* SAV"コマンドによるデータが失われました。
コンフィギュレーション·データが失われました。
データストレージを使用する際にファームウェアの障害が検出されました。
メモリが不足しています。
セルフテストに失敗しました。
キャリブレーションに失敗しました。
キューがオーバーフローしました。
通信エラーです。
パリティビットが修正されません。
ストップビットが検出されません。
入力バッファが不適切な、または存在しないデータを使用してオーバーフローしています。
タイムアウトエラーです。

クエリのエラーです。
クエリが中断されました。
クエリが閉じていません。
クエリがデッドロックしました。

158

-440 Queries
UNTERMINATED after
indefinite response

クエリが終了していません。

イベント·コマンドパワーオン-500 Power on

電源の遷移オンを検出しました。

ユーザ要求イベント-600 User request

ローカルコントロールのアクティブ化を検出しました。

コントロールのイベントを要求-700 Request control

操作完了イベント-800 Operation complete

コントローラ·イン·チャージのアクティブ化を検出しました。

操作を完了しました。

159

・

160

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13
https://www.texio.co.jp/

藤和不動産新横浜ビル 7F

アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F
TEL.045-620-2786