013701 SEC-C05T 石英ガラス製光電気化学
セルキット (Au)
2. 組立方法

1. 構成内容[テフロンキャップ(D)表面図]

(A)
(C)

(B)

参照電極(別売)

Auメッシュ電極(C)(D)

テフロンキャップ(D)(1) あらかじめAuメッシュ電極(C)の柄をテフロンキャップ(D)の裏面から、所定の孔に差し込んでおきます。
(2) Auメッシュ電極(C)のメッシュ部分を0.5 mm光路長部分に入るように調整しながら、テフロンキャップ(D)を石英セル(E)に装着します。
Auメッシュ電極(C)は曲がらないようにご注意ください。
(3) 続いて、Ptカウンター電極(B)と必要に応じて、パージ用チューブ(A)をそれぞれ、所定の孔に装着します。
(4) 試料溶液を参照電極用の孔から注入します。各電極に気泡が残らないようにご注意ください。
(5) 参照電極を所定の孔に差し込みます。電極の液絡部分に気泡が残存しないようにご注意ください。
(6) 石英セル(E)をキュベットホルダーに装着し、電極に配線をし、必要に応じてパージ用チューブ(A)に配管してください。

3. 注意

(E)
パージ用チューブ(A)Ptカウンター電極(B)(A) パージ用チューブ (10 cm)(B) SEC-C/C05 光電気化学用Ptカウンター電極(C) SEC-C05光電気化学用Auメッシュ電極 (100 メッシュ)(D) SEC-C 光電気化学用テフロンキャップ(E) SEC-C05T 光電気化学用石英セル(光路長 0.5 mm)(1) メッシュ電極の接合部分は破損しやすいので、曲げ等には十分ご注意ください。

破損注意(2) Auメッシュ電極(C)とPtカウンター電極(B)が接触しないようご注意ください。

別売 012167 RE-1B 水系参照電極(Ag/AgCl)
013613 RE-1BP 水系参照電極(Ag/AgCl)
013691 RE-1CP 飽和KCl銀塩化銀参照電極
013693 RE-2BP カロメル型参照電極012171 RE-7 非水溶媒系参照電極(Ag/Ag+)商品の詳細は弊社ホームページをご確認ください。
https://www.bas.co.jp/1482.html

ビー・エー・エス株式会社
https://www.bas.co.jp

E-mail: sales@bas.co.jp

013701 SEC-C05T 石英ガラス製光電気化学
セルキット (Au)
2. 組立方法
1. 構成内容[テフロンキャップ(D)表面図]

(A)
(C)

(B)

参照電極(別売)
Auメッシュ電極(C)(D)

テフロンキャップ(D)(1) あらかじめAuメッシュ電極(C)の柄をテフロンキャップ(D)の裏面から、所定の孔に差し込んでおきます。
(2) Auメッシュ電極(C)のメッシュ部分を0.5 mm光路長部分に入るように調整しながら、テフロンキャップ(D)を石英セル(E)に装着します。
Auメッシュ電極(C)は曲がらないようにご注意ください。
(3) 続いて、Ptカウンター電極(B)と必要に応じて、パージ用チューブ(A)をそれぞれ、所定の孔に装着します。
(4) 試料溶液を参照電極用の孔から注入します。各電極に気泡が残らないようにご注意ください。
(5) 参照電極を所定の孔に差し込みます。電極の液絡部分に気泡が残存しないようにご注意ください。
(6) 石英セル(E)をキュベットホルダーに装着し、電極に配線をし、必要に応じてパージ用チューブ(A)に配管してください。

3. 注意

(E)
パージ用チューブ(A)Ptカウンター電極(B)(A) パージ用チューブ (10 cm)(B) SEC-C/C05 光電気化学用Ptカウンター電極(C) SEC-C05光電気化学用Auメッシュ電極 (100 メッシュ)(D) SEC-C 光電気化学用テフロンキャップ(E) SEC-C05T 光電気化学用石英セル(光路長 0.5 mm)(1) メッシュ電極の接合部分は破損しやすいので、曲げ等には十分ご注意ください。

破損注意(2) Auメッシュ電極(C)とPtカウンター電極(B)が接触しないようご注意ください。
別売 012167 RE-1B 水系参照電極(Ag/AgCl)
013613 RE-1BP 水系参照電極(Ag/AgCl)
013691 RE-1CP 飽和KCl銀塩化銀参照電極
013693 RE-2BP カロメル型参照電極
012171 RE-7 非水溶媒系参照電極(Ag/Ag+)商品の詳細は弊社ホームページをご確認ください。
https://www.bas.co.jp/1482.html

ビー・エー・エス株式会社
https://www.bas.co.jp

E-mail: sales@bas.co.jp

013701 SEC-C05T Thin Layer Quartz Glass
Spectroelectrochemicalcell kit (Au)
1 . Contents

(A)
(C)

diagram[ Schematicof Teflon cap (D) ]Reference electrode(Optional product)(B)

Au Gauze working
electrode (C)(D)

Teflon cap (D)(E)
Purge tube (A)2. Assembly(1) In advance, insert an Au Gauze working electrode(C) into thespecified hole of a Teflon cap(D) from the back side.
(2) Attach the Teflon cap(D) to a quartz glass cell(E) while adjusting
the gauze part of the Au Gauze working electrode(C) to 0.5mm optical path length. At this time, be careful not to bend theAu Gauze working electrode(C).
(3) Subsequently, attach the Pt counter electrode(B) and, ifnecessary, a purge tube(A) to the predetermined holes,respectively.
(4) Inject the sample solution through the hole for the referenceelectrode. Be careful not to leave bubbles on each electrode.
(5) Insert the reference electrode into the specified hole. Be careful
not to leave bubbles in the liquid junction of the electrode.
(6) Attach the quartz glass cell(E) to the cuvette holder, wire theelectrodes, and connect to the purge tube(A) as necessary.
3. Caution(1) The welded part of the gauze electrodeis easily damaged, so be careful not to bend.
(2) Be careful not to contact the Au Gauze workingelectrode(C) with the Pt counter electrode(B).

Be carefulof damage.

Pt counter electrode (B)Optional products;
012167 RE-1B Reference electrode (Ag/AgCl)
013613 RE-1BP Reference electrode (Ag/AgCl)
013691 RE-1CP Reference electrode (Ag/AgCl/Saturated KCl)
013693 RE-2BP Calomel Reference electrode012171 RE-7 Non Aqueous reference electrode (Ag/Ag+)(A) Purge tube (ETFE) 10 cm(B) SEC-C/C05 Pt counter electrode(C) SEC-C05 Au Gauze working electrode(D) SEC-C Teflon cap(E) SEC-C05T Thin Layer Quartz Glass cell

Please check our website for further information and product options.
https://www.als-japan.com/1353.html

BAS Inc.

https://www.als-japan.com

email: sales@als-japan.com

013701 SEC-C05T Thin Layer Quartz Glass
Spectroelectrochemicalcell kit (Au)
2. Assembly
1 . Contents

(A)
(C)

diagram[ Schematicof Teflon cap (D) ]Reference electrode(Optional product)(B)

Au Gauze working
electrode (C)(D)

Teflon cap (D)(E)
Purge tube (A)(1) In advance, insert an Au Gauze working electrode(C) into thespecified hole of a Teflon cap(D) from the back side.
(2) Attach the Teflon cap(D) to a quartz glass cell(E) while adjusting
the gauze part of the Au Gauze working electrode(C) to 0.5mm optical path length. At this time, be careful not to bend theAu Gauze working electrode(C).
(3) Subsequently, attach the Pt counter electrode(B) and, if
necessary, a purge tube(A) to the predetermined holes,respectively.
(4) Inject the sample solution through the hole for the referenceelectrode. Be careful not to leave bubbles on each electrode.
(5) Insert the reference electrode into the specified hole. Be careful
not to leave bubbles in the liquid junction of the electrode.
(6) Attach the quartz glass cell(E) to the cuvette holder, wire theelectrodes, and connect to the purge tube(A) as necessary.
3. Caution(1) The welded part of the gauze electrodeis easily damaged, so be careful not to bend.
(2) Be careful not to contact the Au Gauze working
electrode(C) with the Pt counter electrode(B).

Be carefulof damage.

Pt counter electrode (B)(A) Purge tube (ETFE) 10 cm(B) SEC-C/C05 Pt counter electrode(C) SEC-C05 Au Gauze working electrode(D) SEC-C Teflon cap(E) SEC-C05T Thin Layer Quartz Glass cell

Optional products;
012167 RE-1B Reference electrode (Ag/AgCl)
013613 RE-1BP Reference electrode (Ag/AgCl)
013691 RE-1CP Reference electrode (Ag/AgCl/Saturated KCl)
013693 RE-2BP Calomel Reference electrode012171 RE-7 Non Aqueous reference electrode (Ag/Ag+)
Please check our website for further information and product options.
https://www.als-japan.com/1353.html

BAS Inc.

https://www.als-japan.comPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

email: sales@als-japan.com