Informação técnica

Montagem elétrica de sensores de pressão e pressostatos
eletrônicos
WIKA folha de dados IN 00.50

DescriçãoA WIKA oferece instrumentos de medição com uma ampla
variedade de saídas elétricas para atender aos mais diversos requisitos de aplicações customizados.
Basicamente, as conexões elétricas são divididas em duas
categorias: conexão elétrica usando conectores e conexão
elétrica usando cabos com fios condutores. Duas variantes
são possíveis para esta última - cabo conectado diretamente ao sensor de pressão ou cabo conectado ao sensor depressão usando um conector.
Além disso, para as conexões elétricas dos sensores depressão, uma distinção básica é feita entre as duas características das conexões de 2 fios e 3 fios. Os pressostatosestão disponíveis em versões com um ou dois contatos.
No caso de sensores de pressão com um sinal de saída
digital, também é possível duplicar a saída do sinal e separara saída do sinal e a alimentação de tensão.
Dependendo das características e do projeto detalhado da
categoria de conexão elétrica, há diferentes atribuições dos
fios condutores ou dos contatos do respectivo conector.
Este documento descreve os passos e requisitos básicospara a instalação elétrica. As informações individuais doproduto podem ser encontradas nas respectivas instruçõesde operação.

WIKA folha de dados IN 00.50 ∙ 07/2023

Requisitos para o ponto de montagem
O ponto de montagem deve cumprir as seguintes condições:■ Umidade do ar ≤ 80% u. r. (sem condensação).
■ Protegido contra influências climáticas.
■ Espaço suficiente para uma instalação elétrica segura.
■ As temperaturas ambiente permissíveis permanecem
dentro das especificações de limites do instrumento
de medição. Considere restrições possíveis na faixa detemperatura ambiente causadas pelos conectores deacoplamento utilizados.

Página 1 de 4

Montagem da conexão elétrica
Preparação:■ Utilize apenas acessórios originais.

■ Para conectar o instrumento, o conector de acoplamento ou a saída do cabo deve ser montado(a) com antecedência.
■ Use somente cabos com características adequadas para as condições particulares de operação.

■ Selecione um diâmetro de cabo que seja compatível com o prensa cabo do conector.
→ Para acessórios, veja a folha de dados dos respectivos sensores de pressão ou pressostatos eletrônicos.

Montagem elétrica:Contra-conector
Estabeleça a conexão com o conector de acoplamento, veja "Montagem de um conector angular DIN 175301-803"
na página 3.
1. Certifique-se de que o prensa cabo do conector montado está apertado.
2. Verifique as vedações existentes quanto a danos.
3. Estabelece conexão como conector. Aperte qualquer prensa cabo e verifique o assento correto da vedação, se houver,para garantir a proteção contra ingresso.
Somente a combinação correta de conector e conector de acoplamento garantirá o grau de proteção IP desejado.
Saída cabo
1. Selecione a opção de montagem.
2. Os cabos com tubos de ventilação devem ser ventilados para a atmosfera.
3. Se especificado, com versões de cabo, inclua o alívio de tensão.
4. Para saída de cabo, certifique-se que nenhuma umidade deve entrar no final do cabo.
Montagem de um conector angular DIN 175301-803
1. Solte o parafuso (1).

(D)

2. Solte o prensa cabo (2).

3. Tire o conector angular (5) + (6) do instrumento.
4.

CUIDADO!
Montagem inadequadaA vedação da corpo angular será danificada.
▶ Não tente remover o bloco terminal (6) usando o orifício do parafuso (1) oua prensa cabo (2).

Através o orifício de montagem (D), levante o bloco terminal (6) fora do conector angular (5).
5. Deslize o cabo através do prensa cabo (2), o anel (3), vedação do prensa cabo (4) e conector
angular (5).
6. Conecte os terminais de cabo aos blocos terminais (6) conforme o diagrama de conexão.

(2)
(3)

(4)
(1)
(5)

7. Pressione o conector angular (5) ao bloco terminal (6).

8. Certifique-se de que a vedação não esteja danificada e que a prensa de cabo e a vedação
estejam encaixados corretamente para garantir o grau de proteção.

(6)

10. Coloque a vedação plana (7) sobre os pinos de conexão do instrumento.

(8)

9. Aperte a prensa cabo (2) ao redor do cabo.

(7)

11. Conecte o conector angular (5) + (6) com o instrumento.
12. Aperte o parafuso (1).

WIKA folha de dados IN 00.50 ∙ 07/2023

Página 2 de 4Tipos de conexão: Exemplo de conector M12 e DIN-A
Soquete angular, DIN 175301-803 A
Conexão por 3 fios

Conexão por 2 fios

U+

U+

S+

1
3

1
322U-

U-Conector circular, M 12x1, 4 polos
Conexão por 2 fios

Conexão por 3 fios

U+

U+

2

1

2

1

3

4

3

4

U-

Legenda
U+
U-

S+S+
U-

Terminal de alimentação positivo
Terminal de alimentação negativo
Saída analógica
Tensão de saída
Carga→ A atribuição dos pinos deve ser retirada da respectiva etiqueta do produto.

WIKA folha de dados IN 00.50 ∙ 07/2023

Página 3 de 4

07/2023 PT based on 07/2023 EN© 03/2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos reservados.
Especificações e dimensões apresentadas neste folheto representam a condição de engenharia no período da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.

WIKA folha de dados IN 00.50 ∙ 07/2023Página 4 de 4WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ursula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/Brasil
Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.br