013487 EQCMT フローセルキット
(A)

(C)

(B)

(F)

(E)

(D)

キット内容

(H)

(I)

(G)

(J)

(A)EQCMフローセル(PMP樹脂)
1個(B)EQCMセル(PMP樹脂)
1個(C)セルホルダー (PMP樹脂)
1個(D)テフロンチューブ
1m(E)フィッティング(PEEK)
2本(F)ステンレスパイプカウンター電極(EQCMフローセル用)
1個(G)EQCM用Ptカウンター電極
1個(H)キャップ(PMP樹脂)
1個(I) シリコンOリング
2個(J)飾段付ローレットネジ
2本• 使用方法
セルホルダー(C)の半円の凹み側に水晶振動子の端子が向くようにして下さい。
• EQCMフローセルモード
outlet
inlet

EQCMフローセル(A)が上になるようにセルホルダー(C)に乗せ、中央にねじ込み式参照電極(別売)をセットします。水晶振動子のサンプル溶液と接する金属部と繋がる端子をオシレーターのWorkingと接続します。ステンレ
スパイプカウンター電極(F)と適当な長さにカットしたテフロンチューブ(D)をフィッティング(E)に通します。ステンレスパイプ(F)やテフロンチューブ(D)は、フィッティング(E)先端から数ミリ出し、ステンレスパイプ(F)が流路のOutletとなるようセルの向きを確認し、フィッティング(E)を固定します。

• セルの組立方法
Oリング

切れ込み

1. セルホルダー(C)の小さい凹みとEQCMフローセル(A)側面の切れ込みが同じ向きになるように置き、EQCMフローセル(A)とEQCMセル(B)の中心部の穴にシリコンOリング(I)をそれぞれセットします。

先端から出す

Oリング
金属部

切れ込み

outlet2. 水晶振動子 (別売)の金属部がEQCMフローセル(A)側Oリング(I)の中心にくるようにセットし、切れ込み同士が重なるようにEQCMセル(B)を被せます。水晶振動子のサンプル溶液と接する金属部と繋がる端子を確認して下さい。

inlet

注意1.流速に注意して下さい。速すぎると水晶振動子が破損する恐れがあります。
2.気泡が原因でノイズが発生することがあります。参照電極セット前にセル内を測定溶液で満たすことで、気泡の発生を抑止できます。
参照電極：
013488 RE-3VT 参照電極ねじ込み式
013489 RE-7VT 非水溶媒系参照電極ねじ込み式• EQCMセルモード
EQCMセル (B)にEQCM用 Ptカウンター電極(G)、参照電極(別売)を取り付けたキャップ(H)をセットします。参照電極が水晶振動子に触れないように注意して下さい。
水晶振動子のサンプル溶液と接する金属部と繋がる端子をオシレーターのWorkingと接続します。

水晶振動子：
013610水晶振動子Au (5個)013447 水晶振動子Pt (3個)

3. 飾段付ローレットネジ(J)でセルを固定します。ネジを締めすぎると水晶振動子が割れますので注意して下さい。

参照電極：
012167 RE-1B 水系参照電極(Ag/AgCl)
012171 RE-7 非水溶媒系参照電極(Ag/Ag+)

カラーのpdfデータや、最新の情報などはホームページからご覧いただけます。

ビー・エー・エス株式会社
https://www.bas.co.jp

E-mail: sales@bas.co.jp

013487 EQCMT Flow cell kit• Applications

Contents:

(A)

(B)

(C)

(F)

(E)

(D)

(H)

(I)

(G)

(J)

(A) EQCM flow cell (PMP)(B) EQCM cell (PMP)(C) Cell holder (PMP)(D) Teflon tube(E) Fitting (PEEK)(F) Stainless pipe counter electrodefor flow EQCM
(G) Pt counter electrode for EQCM
(H) PMP cap(I) Silicon O-ring(J) Fixing screw(PMP :poly methylpentene resin.)

1pc
1pc
1pc
1m
2pcs

Set the terminal pin of the Quartz crystal to the semicircular portion of
the holder (C).
outlet• EQCM flow cell mode:

inlet

Set a reference electrode (optional) toEQCM flow cell (A). Insert the stainless pipe(F) and Teflon tube (D) into the fittings (E),till the both tips are exposed a little fromfitting(E). Set the Teflon tube (D) to inlet of
the EQCM flow cell(A), and set the stainlesspipe (F) to the outlet. Connect terminal pinthat contact the metal part that touch thesample solution of the Quartz crystal to theoscillator working lead.

1pc
1pc
1pc
2pcs
2pcs

• AssemblyO-ringtiny hollows 1. Put the EQCM flow cell (A) into the cellholder (C) by facing the side of two tinyhollows (in half cylinder shape) of A to theside of small dent (in shallow step shape)of C. Set the silicon O-rings (I) into thecenter hole of EQCM flow cell (A) andEQCM cell (B) respectively.

expose tip

Reference electrode (optional):013488 RE-3VT Reference electrode screw
type (Ag/AgCl)
013489 RE-7VT Non Aqueous referenceelectrode screw type (Ag/Ag+)

O-ringoutletmetal parttiny hollows

inlet

2. Put the Metal part of the quartz crystal
oscillator (optional) to the center of the Oring (I) on the EQCM flow cell (A). Put on
the EQCM cell (B) carefully with making its
tiny hollows face same direction. Checkthe terminal pin connecting with the metal
part that touch the sample solution.

• EQCM cell mode:
Set Pt counter electrode (G) and areference electrode (option) to PMP cap (H),and insert the cap to EQCM cell (B). Be
careful the electrodes not to touch theQuartz crystal. Connect terminal pin that
contact the metal part that touch the sample
solution of the Quartz crystal to theoscillator working lead.

Quartz crystal (option) :013610 Quartz crystal Au (5 pcs)
013447 Quartz crystal Pt (3 pcs)

3. Fix two cells (A&B) with two fixing screws(J). Gradually tight two screws in turnwith nice balance.
Warning: The excessive screwing may
possibly cause the Quartz crystal broken.

CAUTION
1.Beware of the flow rate. Excessive flow rate
may cause the crystal oscillator to be broken.
2.Any air bubbles in cell will induce a noise inexperiment. In order to suppress the bubbles
generation, it is better way to fill the cell (A) withanalyte solution beforehand.

Reference electrode (option) :012167 RE-1B (for aqueous)
012170 RE-7 (for non aqueous)Please check color pdf data and the latest information with our website.

BAS Inc.
https://www.als-japan.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

email: sales@als-japan.com