012799 ラジアルフローセル作用電極• キット内容(F)H) カウンター電極用ステンレスパイプ 1個I) フィッティングPEEK3個J) シリコンチューブ
2cmK) シリコンチューブ
28cmL) テフロンチューブ(インレット用)
30cmM) テフロンチューブ (アウトレット用) 80cm

A) ラジアルフローセルブロック 1個B) 土台
1個C) 土台用ネジ
2個D) アーム用ネジ
2個E) アーム2本F) 電極固定板(SUS)1個G) クランプ
1個
(B)
(A)

(G)

(I)

(H)

(E)

(C)

3. 電極面をガスケット側に向けた作用電極(別売)を、ラジアルフローセルブロックに取り付けます。更に電極固定板(F)を被せ、クランプ(G)で固定します。

4. ラジアルフローセルブロックに参照電極(別売)、フィッティング(I)、カウンター電極用ステンレスパイプ(H)を取り付けます。

(D)
(F)

(G)

(H)

参照電極

(I)

(L)

(K)
(J)

(J)

(M)

(M)

•セルの組立方法

(L)
(D)

(A)

(E)

(B)

ガスケット

1. 土台用ネジ(C)を用いて、ラジア
ルフローセルブロック(A)に土台(B)を底面から取り付けます。また、アーム用ネジ(D)を用いて、ラジアルフローセルブロック側面にアーム(E)を取り付けます。取り付けの際には+ドライバーを使用して下さい。

2. ラジアルフローセルブロック表面の突起部分にガスケット(別売)を、数字が記載されている側が上になるように取り付けます。

＊

シリコンチューブ28cm(K)は予備です。アウトレットチューブの延長などにもご使用可能です。

＊

ラジアルフローセルブロックにフィッティングや作用電極を取り付ける際は、ねじを締めすぎないようにご注意下さい。

＊

フィッティングにインレットチューブを接続する際は、先端を2mm程度出して下さい。

2mm

5. テ フ ロ ン チ ュ ー ブ 30cm(L) をフィッティングに接続し、ラジアルフローセルブロックに取り付けます。更に、カウンター用ステンレスパイプの先端にシリコンチューブ2cm(J)を取り付け、テフロンチューブ80cm(M)を接続して完成です。
---------------< 別売品 >--------------・作用電極
012124
ｶﾞﾗｽ状ｶｰﾎﾞﾝ電極(ｼﾝｸﾞﾙ3mm)
001016
ｶﾞﾗｽ状ｶｰﾎﾞﾝ電極(ｼﾝｸﾞﾙ6mm)
000999PFCE ｶｰﾎﾞﾝ電極(ｼﾝｸﾞﾙ3mm)
011155
金電極(ｼﾝｸﾞﾙ3mm)ﾗｼﾞｱﾙﾌﾛｰ用
009908白金電極(ｼﾝｸﾞﾙ3mm)
010251ｶｰﾎﾞﾝﾍﾟｰｽﾄ電極(ｼﾝｸﾞﾙ3mm)
・参照電極
013488
RE-3VT 参照電極ねじ込み式
013489RE-7VT 非水溶媒系参照電極ねじ込み式
・ガスケット001146
TG-2MR ﾃﾌﾛﾝｶﾞｽｹｯﾄ12μm(4枚)(ﾗｼﾞｱﾙﾌﾛｰ)
001147
TG-5MR ﾃﾌﾛﾝｶﾞｽｹｯﾄ25μm(4枚)(ﾗｼﾞｱﾙﾌﾛｰ)
001148TG-6MR ﾃﾌﾛﾝｶﾞｽｹｯﾄ50μm(4枚)(ﾗｼﾞｱﾙﾌﾛｰ)
012802
TG-8MR ﾃﾌﾛﾝｶﾞｽｹｯﾄ100μm(4枚)(ﾗｼﾞｱﾙﾌﾛｰ)

カラーのpdfデータや、最新の情報などはホームページからご覧いただけます。

ビー・エー・エス株式会社
https://www.bas.co.jp

E-mail: sales@bas.co.jp

012799 Radial flow cellWorkingelectrode• ContentsA) Radial flow cell blockB) Flow cell base blockC) Screw for base blockD) Screw for arm
E) Flow cell arm
F) Stainless plate for clampG) Clamp

(A)

1pc
1pc
2pcs
2pcs
2pcs
1pc
1pc
(B)

H) Stainless pipe 5cmI) Fitting PEEKJ) Silicone tubeK) Silicone tubeL) Teflon tube (for inlet)M) Teflon tube (for outlet)(F)

1pc3pcs
2cm
28cm
30cm
80cm

(G)

(I)

(H)

(E)

(C)

3. The electrode surface of a working
electrode(option) is put on the holeof the gasket,, and the stainlessplate for clamp(F) is put and fixed
as the left figure in the clamp(G).

4. A reference electrode(option), a
fitting PEEK(I), and the stainlesspipe 5cm(H) are attached as theleft.

(D)
(F)

(G)

(H)

Referenceelectrode

(I)

(L)

(K)
(J)

5. The Teflon tube(L) is connectedwith a fitting. Put the siliconetube(J) on the tip of the stainlesspipe and connect the Teflon tube
(M).

(J)

(M)

(M)

•Assembly

(L)
(D)

(A)

(E)

(B)

Gasket1. The radial flow cell block(A) isattached to the flow cell baseblock(B) with screws(C) from thebottom of the base, and flow cellarms(E) are connected to theelectrode block with screws(D).
Please use the Phillips headscrewdriver for the assembly.

2. A gasket(option) is put on theelectrode block as shown the
figure to the left.

-----------------< Option >----------------*

Silicone tube(K) is a spare part of (J). You
can also use it when you want to extend
the outlet line, and so.

*Don’t tighten the clamp and screws toomuch when you set electrodes, fittings,and arms.

*

Put out the inlet tube from the tip of thefitting about 2mm when you connect them.

2mm・Working Electrode012124 Glassy carbon electrode (Single 3mm)
001016 Glassy carbon electrode (Single 6mm)
000999 PFCE Carbon electrode (Single 3mm)
011155 Gold electrode (Single 3mm)
009908 Platinum electrode (Single 3mm)010251 Carbon paste electrode (Single 3mm)
・Reference Electrode013488 RE-3VT Reference electrode screw type(Ag/AgCl)
013489 RE-7VT Non Aqueous reference electrodescrew type (Ag/Ag+)・Gasket001146 TG-2MR Teflon Gasket(Radial Flow)/12um (4pcs)
001147 TG-5MR Teflon Gasket(Radial Flow)/25um (4pcs)
001148 TG-6MR Teflon Gasket(Radial Flow)/50um (4pcs)
012802 TG-8MR Teflon Gasket(Radial Flow)/100um(4pcs)

Please check color pdf data and the latest information with our website.

BAS Inc.
https://www.als-japan.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

email: sales@als-japan.com