3GHz スペクトラムアナライザ

GSP-9300

プログラミングマニュアル
GW INSTEK PART NO. 82SP-930A0E01

ISO-9001 CERTIFIED
MANUFACTURER

This manual contains proprietary information, which is protected bycopyright. All rights are reserved. No part of this manual may be
photocopied, reproduced or translated to another language without
prior written consent of Good Will company.
The information in this manual was correct at the time of printing.
However, Good Will continues to improve products and reserves therights to change specification, equipment, and maintenanceprocedures at any time without notice.

Good Will Instrument Co., Ltd.

No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan.
目次

安全上の注意 .................................................................... 2
先ず初めに ........................................................................ 8
GSP-9300 の紹介 .................................... 9
アクセサリ .......................................... 11
外観 ..................................................... 13
リモートコントロール ......................................................... 25
インターフェースの設定 ..................... 26
コマンド構文 ....................................... 46
ステータスレジスタ ............................ 51
コマンド一覧 ....................................... 60
付録 ............................................................................... 226
ASCII 対 BCD(Binary Coded Decimal)表226

GSP-9300 プログラミングマニュア
ル

安全上の注意この章には、操作および保存で従わなければならな
い重要な安全手順に含んでいます。安全を確保し、可能な限り最高の状態で本器を維持するために、操作前に、以下を必ずお読みください。

安全記号
以下の安全記号が本マニュアルまたは GSP-9300 に記載されています。.

警告

警告： ただちに人体の負傷や生命の危険につながる恐れのある状況、用法が記載されています。

注意

注意： GSP-930 または他の機器へ損害をもたらす恐れのある個所、用法が記載されています。
危険：高電圧の恐れあり。
注意：マニュアルを参照してください。
保護導体端子フレームまたはシャーシ 端子

2

GSP-9300 の紹介
Do not dispose electronic equipment as unsorted
municipal waste. Please use a separate collection
facility or contact the supplier from which this
instrument was purchased.

全上の注意
一般注意事項

電源コードは、製品に付属したものを使用してください。ただし、入力電源電圧によっては付属の電源コードが使用できない場合があります。その場合は、適切な電源コードを使用してください。



感電の危険があるためケーブルの先端を信号源に接続したまま抜き差ししないでください。



入力端子には、製品を破損しないために最大入力が決められています。製品故障の原因となりますので定格・仕様欄または安全上の注意にある仕様を越えないようにしてください。周波数が高くなったり、
高圧パルスによっては入力できる最大電圧が低下
します。

注意

3

GSP-9300 プログラミングマニュアル
一般注意事項注意

重量のある物を GSP-930 の上に置かないでくださ
い。

激しい衝撃または荒い取り扱いは本器 の損傷につながります。



本器 に静電気を与えないでください。



端子に対応したコネクタのみを使用し、裸線は使用しないでください。

RF 入力への信号が+30dBm または DC 電圧最大
± 50V を越えていないようにしてください。入力回路が破損します。

TG 出力端子逆電力が+30dBm 越えないようにしてください。出力回路が破損します。

TG 出力端子に信号を入力しないでください。



通気口および冷却用ファンの通気口をふさがないでください。
製品の通気口をふさいだ状態で使用すると故障、火災の危険があります。



認定者以外は、本器を分解しないでください。

(Measurement categories) EN 61010-1：2010 specifies themeasurement categories and their requirements as follows. The
instrument falls under category II.
 Measurement category IV is for measurement performed at thesource of low-voltage installation.
 Measurement category III is for measurement performed in thebuilding installation.
 Measurement category II is for measurement performed on thecircuits directly connected to the low voltage installation.
Measurement category I is for measurements performed on circuits
not directly connected to Mains.

電源電圧
警告

4



電源電圧：AC 100V～240V、50/60Hz



感電を避けるために AC 電源コードのアースを接続
してください。

GSP-9300 の紹介
バッテリー



定格：10.8V、6 cell Li-ion バッテリー

バッテリーの取り付け、取り外しの前に電源をオフにして電源コードを取り外してください。



クリーニング前に電源コードを外してください。



中性洗剤と水の混合液に浸した柔らかい布地を使用します。 液体はスプレーしないでください。本器に液体が入らないようにしてください。



ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなど危険な材料を含む化学物質を使用しないでください。



屋内で直射日光が当たらない場所、ほこりがつかない環境、ほとんど汚染のない状態 。以下の注意事項を必ず守ってください。



可燃性ガス内で使用しないで下さい。



高温になる場所で使用しないでください。



湿度の高い場所での使用を避けてください。



腐食性ガス内に設置しないで下さい。



風通しの悪い場所に設置しないで下さい。



傾いた場所、振動のある場所に置かないで下さい。



温度：5℃～ 45℃



湿度：<90％注意
クリーニング

操作環境

5

GSP-9300 プログラミングマニュアル(汚染度) EN 61010-1：2010 は汚染度と要求事項を以下のように規定しています。 本器は汚染度 2 に該当します。
汚染とは「絶縁耐力または表面抵抗を減少させる個体、液体、またはガス (イオン化ガス) の異物の添加」を指します。
 汚染度 1： 汚染物質が無いか、または有っても乾燥しており、非伝導性の汚染物質のみが存在する場合。 汚染は影響しない状態。
 汚染度 2： 通常は非伝導性の汚染のみが存在する。 しかし、時々結露による一時的な伝導が発生する。
 汚染度 3： 伝導性汚染物質または結露により伝導性になり得る
非伝導性物質のみが存在する。 これらの状況で、機器は直射
日光や風圧から保護されるが、温度や湿度は管理されない

保存環境

Disposal



場所：屋内



温度： -20℃～ 70℃



湿度：<90%

Do not dispose this instrument as unsorted municipal
waste. Please use a separate collection facility or
contact the supplier from which this instrument waspurchased. Please make sure discarded electricalwaste is properly recycled to reduce environmental
impact.

イギリス向け電源コード6

GSP-9300 の紹介
本器をイギリスで使用する場合、電源コードが以下の安全指示を満たしていることを確認してください。

注意：

警告

このリード線/装置は資格のある人のみが配線することができます。
この装置は接地する必要があります

重要： このリード線の配線は以下のコードに従い色分けされています：
緑/黄色：
接地
青：
中性
茶色：
電流 (位相)主リード線の配線の色が使用しているプラグ/装置で指定されている色と異なる場合、以下の指示に従ってください。
緑と黄色の配線は、E の文字、接地記号がある、または緑/緑と黄色に色分けされた接地端子に接続する必要があります。
青い配線は N の文字がある、または青か黒に色分けされた端子に接続する必要があります。
茶色の配線は L または P の文字がある、または茶色か赤に色分けされた端子に接続する必要があります。
不確かな場合は、装置に梱包された説明書を参照するか、代理店にご相談ください。
この配線と装置は、適切な定格の認可済み HBC 電源ヒューズで保護する必要があります。 詳細は装置上の定格情報および説明書を参照してください。
参考として、0.75mm2 の配線は 3A または 5A ヒューズで保護する必要があります。 それより大きい配線は通常 13A タイプを必要とし、使用する配線方法により異なります。
ソケットは電流が流れるためのケーブル、プラグ、または接続部から露出した配線は非常に危険です。 ケーブルまたはプラグが危険とみなされる場合、主電源を切ってケーブル、ヒューズおよびヒューズ部品を取除きます。 危険な配線はすべてただちに廃棄し、上記の基準に従って取替える必要があります。

7

GSP-9300 プログラミングマニュアル

先ず初めに
この章では、GSP-9300 の概要、パッケージ内容、初めて使用する場合の説明、前面パネル、背面パネルと GUI を説明します。

GSP-9300 の紹介 .................................... 9
主な特徴 ......................................................................................... 9

アクセサリ .......................................... 118

GSP-9300 の紹介

GSP-9300 の紹介
GSP-9300 は、GSP-930 の機能をあらゆる面で大幅に向上させました。
GSP-9300 は、機能が豊富なスペクトラムアナライザです。
GSP-9300 は、スペクトルとトポグラフィクやスペクトログラフを同時に表示する分割画面表示を装備しています。
また、自動測定モードに 2FSK、1PdB、EMI と EMS 試験のために専用のEMC プリテスト機能など新しいテスト機能も多数装備しました。
さらに、GSP-9300 は、スイープ時間を高速化し、さらに RBW フィルタス
テップ分解能を向上させました。
.

主な特徴
性能

特長



周波数帯域：9kHz～3GHz



分解能：1HzRBW 確度（公称値）： ±5% <1MHz, ±8% =1MHz

VBW： 1Hz～1MHz (1-3-10 ステップ)



振幅測定範囲：DANL～30dBm (周波数に依存)

入力アッテネータ：0～50dB、1dB ステップ

位相ノイズ：< -88dBc/Hz@1GHz, 10kHz, 代表値

RBW：1Hz～1MHz、1-3-10 ステップで可変



3 種類の表示モード：スペクトラム、トポグラフィックとスペクトログラフ



画面分割表示

内蔵 EMI フィルタ：

自動起動（Auto Wake-up）

内蔵プリアンプゲートスイープマーカ周波数カウンタ

9GSP-9300 プログラミングマニュアル10

2 種類の操作モード：
スペクトラムとパワーメータモードEMI プリセット機能



SEM 測定

ACPR 測定

OCBW 測定2FSK 測定

位相ジッタ測定



高調波測定



P1dB 測定チャンネルパワー測定



復調解析



ピークテーブルやマーカ機能

シーケンス機能：予め設定した一連の動作を自動的に実行します。

オプションバッテリ操作

アクセサリインターフェース



8.4 カラーLCD (800600)



メニューアイコン

DVI-I ビデオ出力

RS-232（RTS/CTS ハードウェアフロー制御）



USB 2.0（USB TMC サポート）LAN TCP/IP（LXI サポート）

オプション： GPIB/IEEE488 インターフェース

オプション：パワーメータアダプタ PWS-06



IF 出力 @ 886MHz



イヤフォンジャック（モノラル）

REF (reference clock) input/output BNC 端子

Alarm/オープンコレクタ出力、BNC 端子

トリガ/ゲート入力 BNC 端子



R 入力端子、N 型



工場出荷時オプション：トラッキングジェネレータ出力

DC +7V/500mA 出力、SMB 端子

アクセサリ
標準アクセサリ Part number

オプション

内容

Region dependantUser manual

Region dependantPower cord

N/A

Certificate of calibration

N/A

Quick Start Manual

N/A

User Manual CD

型式

内容

GSP-9300VT

トラッキングジェネレータ付
き11GSP-9300 プログラミングマニュアル
Opt2.

バッテリ (11.1V/5200mAH
Li-ion バッテリ)

GSP-9300VG

GPIB インターフェース(IEEE 488 bus)

オプションアクセ 型式
サリ

内容GSC-009

ソフトキャリングケース

PWS-06

USB 平均パワーセンサ (upto 6200 MHz;
-32 to 20 dBm)

GRA-415

6U Rack mount kit

ソフトウェアPC ソフトウェア（Windows 用）
IVI ドライバ： LabView & LabWindows/CVI Programming
Android 用ソフトウェア：GSP-9300 Remote Control、（ Google Play からダウンロード可能)

12

外観

外観
GSP-9300 全面パネル
8インチ ファンクション メイン
TFT
キー
キー

G SP -9 30 0

コントロール ファイルキー
キー
電源キー

S pe c trum An a ly zer
9 kHz

マーカキー

C ON TR OL

3 GHz
F re q u e n cy

B W /A V G

S we ep

S pa nM ea su re

E MC
P re te st

S w e ep

F a s t/M od eN or m al

FILE

MARKER

AUXILIARY

F ile

M ar ke r

S eque nc e

F 1

A m p li tu de

T ra ceA u t o set

D is p lay

L im itS av eL in eO pt ion

M ar ke r

C o n tr ol

F 2

プリセット/ローカル

T rigg er

R e c allP ea k

補助キー

S ys te m

S ea rc h

F 3

Quick Save

7

8

9

4

5

6

Q u ick

1

2

3

B K SP

/

E nt er

スクロールノブP re se t

F 4
L OC A L

S av e

F 5

F 6

0

矢印キー

F 7

TG OUTPU T
D C ±5 0 V

5 00 m A MA X .

50
M AX .

R EV P W R + 3 0 d Bm

USB A,
Micro SD

トラッキングジェネレータ出力

数値キー

DC 7 VO UT P UTR F INPU T
D C ±5 0 V+ 3 0 d Bm

50
MAX.

MA X .

RF入力
端子
DC電源
オプション用LCD ディスプレイ 800600 カラーLCD ディスプリレイ。
画面に現在の機能メニュー、振幅とマーカ情報を表示。
ファンクションキ
ー

メインキー

~

F7

The F1 to F7 function keys directly
correspond to the soft keys on theright-hand side of display.
センター周波数、スタート周波数、ス
トップ周波数、センター周波数ステッ
プと周波数オフセット値を設定しします。
13

GSP-9300 プログラミングマニュアル
フルスパン、ゼロスパンとラストスパ
ンオプションとスパンを設定します。
振幅リファレンスレベル、減衰、プリアンプ設定、スケールおよび減衰とスケールのためのその他のオプションを設定します。
自動的に最大振幅とピーク信号を検索し、最適な水平および垂直スケー
ルで表示します。
コンロトールキー

分解能帯域幅（RBW）、ビデオ帯域幅（VBW）、平均タイプを設定し、EMI フ
ィルタのオン/オフを切り換えます。
スイープ時間とゲート時間を設定します。
スイープコントロールの Fast とNormal を切り替えます。
ACPR、OCBW、復調測定、 SEM、
TOI、2FSK、位相ジッタやその他の高度な測定オプションにアクセスします。
EMI 専用テストと設定メニュー。

トレースおよびトレース関連の機能を設定します。
Pass/Fail リミットラインを設定と実行
をします。

14

外観
ディスプレイキーは、ウィンドウモードと基本的な表示プロパティを設定します。
トリガモードを設定します。

ファイル

ファイルユーティリティーのオプション
トレース、情報などの保存と保存のためのオプションを設定します。
トレース、情報その他の呼出と呼出のためのオプションを設定します。

マーカ

マーカのオン/オフ切り替えとマーカ
設定

Marker

キーは、トレース上のマー
カ位置を設定します。

最大と最少ピークを検出します。マー
カファンクションと一緒に使用します。
補助

シーケンスの設定と編集

The Option Control キーは、トラッキ
ングジェネレータ、パワーメータやデモキットなどのオプション設定をします。
System キーは、システム情報、設定
およびその他関連機能を表示します。

15

GSP-9300 プログラミングマニュアル
Preset / Local キーPreset キーは、工場出荷時設定またはユーザー設定に本体の設定を変更します。
また、Preset キーはリモートモードを
ローカルモードに戻します。

Quick Save を押すと、情報、トレー
ス、画面表示、リミットライン、補正値
またはシーケンスを簡単に保存でき
ます。
電源キー

本器の電源をオン/オフします。On =黄色、off = 青

スクロールノブ

数値の編集、項目一覧の選択

矢印キー

値の増加/減少（ステップで）、一覧項
目の選択

RF 入力端子RF 入力ポート、RF 信号を入力

16

最大入力：+30dBm



入力インピーダンス：50Ω



最大 DC 電圧：±50V



N 型：メス

外観

DC 電源
500mA MAX.
DC 7V
OUTPUT

オプションアクセサリ用 SMB 端子電源

DC +7V

最大 500mA

数値キーパッド

TG 出力端子USB A, Micro SD

数値キーパッドは、数値やパラメータの入力に使用します。
矢印キーは、スクロールホイールと共に使用する場合もあります。

トラッキングジェネレータ（TG）出力：

N 型コネクタ：メス



入力インピーダンス：50Ω



出力電力：-50dBm ～ 0dBm



最大リバース電力：+30dBm

USB A ポート、Micro SD ポート：設定
やファイルの保存/呼出17

GSP-9300 プログラミングマニュアル

背面パネル
IF 出力

DVI-I

USB-B,

ポート

LAN ポート

冷却ファン
電源ソケット

RS-232ポートAC 100 240V
50 60Hz 82W MAX.

TRIG入力 IN
GATE入力ポート

アラーム出力オープンコレクタ

REF出力

REF 入力GPIBポート
モデルによる

バッテリカバー

RS-232C

RS-232C コントロール用
D-Sub 9 ピン端子

IF OUT

SMA 端子：IF 出力ポート

DVI-I

DVI ビデオ出力ポート
SVGA (800X600) @ 60Hz をサポート

冷却ファン

18

外観
電源ソケット

電源ソケット：AC100V～AC240V、50/60Hz.

バッテリー
パック

電圧：10.8V
電流容量：5200mAH

REF IN

BNC 端子、メス：
リファレンス入力

REF OUT

BNC 端子、目ㇽ ：リファレンス出力
10MHz、インピーダンス：50Ω

盗難防止
ロック
アラーム出力BNC 端子、メス：
オープンコレクタ

トリガ入力/
ゲート入力

BNC 端子、メス：3.3V CMOS
トリガ入力/ゲートスイープ入力

イヤホン

3.5mm ステレオヘッドホンジャック（モノ
ラル）

USB B

USB B デバイスポート
USB 1.1/2.0

19GSP-9300 プログラミングマニュアルLAN

RJ-45 10Base-T/100Base-Tx

表示アッテネータ
レベル

日付と時間

マーカ情報

LXIアイコンスケールとリファレンス
レベル

機能
メニュー
スイープ
設定
トレース/
検出設定

トレースと
波形
未割当設定
アイコン

スイープ
プログレス
バー
入力値
メッセージ

周波数/帯域幅設定

情報アイコン

スイープ
トリガ
プリアンプ

USB

スケール

垂直目盛のスケールを表示します。
詳細は、エラー! ブックマークが定義されていません。
ページを参照ください。

リファレンスレベル

リファレンスレベルを表示します。詳細は、エラー! ブッ
クマークが定義されていません。ページを参照ください。

アッテネータ

入力信号のスケール（アッテネータ）を表示します。詳細は、エラー! ブックマークが定義されていません。ページを参照ください。

20

外観
日付/時間

日付と時間を表示します。詳細は、エラー! ブックマー
クが定義されていません。ページを参照ください。

マーカ情報

マーカ情報を表示します。詳細は、エラー! ブックマー
クが定義されていません。.ページを参照ください。

LXI アイコン

LXI 接続の状態を表示します。
詳細は、27 ページを参照ください。

ファンクション
メニュー

F1 から F7 キーは、画面右のソフトメニューキーに関連します。

スイープモード

スイープモードキーで設定されたスイープモードをアイコン表示します。詳細は、エラー! ブックマークが定義されていません。ページを参照ください。

スイープ設定スイープアイコンは、スイープ状態を表示します。詳細は、エラー! ブックマー
クが定義されていません。ページを参照ください。

トレースと検出設
定

Trace icon that shows the trace type
and the detection mode used for eachtrace. See from page エラー! ブックマークが定義されていません。 for
details.

未設定

未割り当ての設定アイコン。

トリガ設定

トリガアイコンは、トリガ情報を表示します。詳細は、エラー! ブックマークが定義されていません。pw-時を参照します。

21

GSP-9300 プログラミングマニュアル
プリアンプ
設定

プリアンプアイコンは、プリアンプ情報を表示します。詳細は、エラー! ブック
マークが定義されていません。ページを参照ください。

USB 設定USB A ポートの状態を表示します。

情報アイコン

インターフェース情報、電源情報、アラーム情報などを表示します。情報アイコンの概要については、22 ページの情報アイコン一覧を参照ください。

周波数/帯域幅設 スタート、センター、ストップ周波数、RBW、VBW、
定SPAN とスイープ設定を表示します。
入力/メッセージ
エリア

このエリアは、システムメッセージ、エラーと入力値/パラメータに使用されます。

トレースと波形

メイン表示は入力信号、トレース（エラー! ブックマークが定義されていません。ページ）、リミットライン（エラー! ブックマークが定義されていません。ページ）とパーカ位置（エラー! ブックマークが定義されていません。ページ）を表示します。

スイープ
プログレス
バー

スイーププログレスバーは、遅いスイープ（2 秒より遅い）の進行状況を表示します

情報アイコンの概要

22

外観
3G アダプタ

3G アダプタが装着されオン状態を示
します。

デモキット

デモキットが装着されオン状態を示します。

PreAmp

プリアンプがオン状態を示します。

AC

AC 電源で動作中を示します。

AC 充電

AC 電源がバッテリー充電中を示します。

アラームオフアラームブザー出力が現在オフです。

アラームオンアラームブザー出力が現在オンです。

振幅オフセット

振幅シフトが有効であることを示します。このアイコンが振幅関連の機能が使用されているとき表示されます：
リファレンスレベルオフセット
振幅補正
Input Z = 75Ωと Input Z cal >0

バッテリー
表示

~

バッテリーの充電状態を示します。

Bandwidth
表示

RBW または VBW 設定が手動モードのとき表示させます。

平均

平均機能が有効な場合に表示されます。

23

GSP-9300 プログラミングマニュアル
外部ロック

システムがロックされ外部リファレンス
入力信号を参照していることを示しま
す。

外部トリガ

外部トリガ信号を使用しています。

演算

トレース演算が使用されています。

シーケンス
表示

シーケンス実行中を示します。

スイープ表示スイープ時間が手動設定であることを示します。

トラッキング（TG）

トラッキング·ジェネレータがオンになっていることを示します。

TG
ノーマライズ

トラッキングジェネレータは、ノーマライ
ズされていることを示します。

Wake-up clock

ウェイクアップクロックがオンになって
います。

USB

USB フラッシュドライブが、前面パネルに挿入され、認識されていることを示します。

Micro SD

マイクロ SD カードが前面パネルに挿入され、認識されていることを示しま
す。

24

外観

リモートコントロール
この章では、IEEE488.2 ベースのリモートコントロールの基本的な構成について説明します。
この章には、インターフェースの設定、リモートコント
ロールの概要だけでなく、制御構文とコマンドが含まれています。

インターフェースの設定 ..................... 26
コマンド構文 ....................................... 46
ステータスレジスタ ............................ 51
コマンド一覧 ....................................... 60

25

GSP-9300 プログラミングマニュアル

インターフェースの設定
USB リモートインターフェースの設定
USB 設定パネル操作

PC 側コネクタ

タイプ A, ホスト

GSP 側コネクタ

背面パネル タイプ B, スレーブ

スピード

1.1/2.0 (full speed/high speed)

USB クラス

USB TMC (USB T&M class)

1. USB ケーブルを背面パネルの USB
B ポートを接続します。
2.

>More[F7]>RmtInterface Config[F1]>USB
Mode を押し USB モードを Device へ切り替えます。

注意

USB モードを切り替えるのに少し時間がかかります。

GPIB インターフェースの設定
GP-IB を使用する場合は、オプションの GP-IB が装着されている必要があります。
GPIB の設定

1. 実行する前にスペクトラムアナライザの電源がオフであることを確認してください。
2. 本器背面の GP-IB コネクタとGPIB コントローラを GP-IB ケーブ
ルで接続します。.

26

インターフェースの設定
3. 本器の電源をオンします。.
4.

>More[F7]>RmtInterface Config[F1]>GPIB
Addr[F1]を押し GP-IB アドレスを設定します。
GPIB address

GPIB の構成

0~30

全部で最大 15 デバイスまで、ケーブル長は 20 メー
トルで各デバイス間は 2 メートルまで



各デバイスには、固有のアドレスを割り当ててください。

少なくとも 2/3 のデバイスの電源はオンにしてください。



ループ状態や並列で接続しないでください

LAN と LXI インターフェースの設定
GSP-9300 は、クラス C LXI に準拠した機器です。 LXI 仕様は、LAN ま
たは無線 LAN 経由でリモート制御や監視を設定することができます。
また、GSP-9300 は HiSlip をサポートしています。
HiSlip（高速 LAN 機器プロトコル）は 488.2 通信のための高度な LAN ベースの規格です。
LXI 仕様およびコンプライアンスのクラスの詳細については、
http://www.lxistandard.org@ LXI のウェブサイトを参照してください。

概要

LAN 設定LAN インターフェースは、ネットワークを経由して遠隔制御するために使用します。機器が自動的に既存のネットワークに接続することができるように
DHCP 接続をサポートしています。
また、ネットワーク設定は、手動で構成することも可能です。
IP アドレス

Default Gateway

サブセットマスク

DNS Server

27

GSP-9300 プログラミングマニュアル
DHCP on/off
接続

5. 背面パネルの LAN ポートにネット
ワーク側からのイーサネットケーブルを接続します。

設定

1.

>More[F7]>RmtInterface[F1]> LAN[F2]>LAN
Config[F1] を押し LAN 設定を選択します。:
IP Address[F1]

IP アドレスを設定します。

Subnet Mask[F2] サブネットマスクを設定します。
Default
Gateway[F3]デフォルトゲートウェイを設定します。.

DNS Server[F4] DNS サーバアドレスを設定します。
LAN Config[F5]

LAN の設定を DHCP または手動に切り替えます。

ヒント：IP アドレスを入力する場合は、ドット付き 10
進表記を使用します。例：172.16.20.8
2. Apply[F6] を押し LAN 設定を確定します。
表示アイコン28

LAN に接続され「識別」設定をオンし点滅
したとき LXI アイコンは、緑色に変わります。
35 ページを参照してください。

インターフェースの設定

パスワードの設定

LXI ウェブページ上のパスワードは、本体で設定することができます。パスワードは、システム情報に示されています。
パスワードの初期値： lxiWNpwd
3.

>More[F7]>RmtInterface
Config[F1]>LAN[F2]>LXIPassword[F3]を押しパス
ワードを設定します。

4. F1～F7 キーまたはキーパッドで以下のようにパスワードを入力します。

5. 制限事項：


空白文字なし

英数 1~9, A~Z、a~z 文字のみ

パスワード入力のメニューツリー
6. 入力しているパスワードは、画面の下部に表示さ
れます。

29

GSP-9300 プログラミングマニュアル

7.
Hi SLIP ポート

8.

を押しパスワードを確定します。
>More[F7]>RmtInterface
Config[F1]>LAN[F2] >HiSLIPPort を押し Hi Slip ポ
ート番号を確認します。

HiSlip port

LAN をリセット

4880

LAN を使用する前に、LAN 設定をリセットすることが必要な場合ことがある場合に使用します。
9.

>More[F7]>RmtInterface Config[F1]>LAN

Reset[F3] を押し LAN をリセットします。
10. GSP-9300 は自動的に再起動します。

注意

LAN をリセットすると、パスワードは初期設定値に戻ります。
初期パスワード： lxiWNpwd

WLAN インターフェースの設定
WLAN の設定は、3G USB モデム規格を使用して動作します。遠隔地の場合に、3G モデムを使用することで GSP-9300 の Web サーバにアクセスしたり、リモート制御コマンドにより GSP-9300 を制御することができます。

30

インターフェースの設定
概要

3G モデムを使用しサーバーとして GSP-9300 を使用するには、事前にネットワークプロバイダから固定 IP アドレスを取得する必要があります。
各プロバイダより異なる固定 IP アドレスが割り当てられます。

WLAN の設定

IP アドレス

デフォルトゲートウェイ

サブセットマスク

DNS サーバ

接続

3G USB モデムを前面パネルの USB A ポートへ挿入します。
3GUSB アダプタが接続されると 3G ステータスアイ
コンが表示されます。初めて 3G USB モデムが接続されるとアイコンは灰色でまだ有効ではないことを表しています。

設定

1. 前面パネルの USB A ポートに 3G USB モデムを挿入し 3G USB アイコン
す。
2.

が表示されるのを待ちま>More[F7]>RmtInterface[F1]>LAN[F2]>WLAN Config[F2]>Apply[F6] a を押し 3G
WLAN 設定が確立されるのを待ちます。

3. 接続が確立すると “Finish‼”が表示されます。ネット
ワーク設定がシステムメニューアイコンに表示されます。

31

GSP-9300 プログラミングマニュアル

表示アイコン接続が成立すると 3G USB アイコンが緑色で表示されます。

パスワードの設定

LXI ウェブページ上のパスワードは、本体で設定できます。パスワードは、システム情報に表示されます。
パスワードの初期値：lxiWNpwd
4.

>More[F7]>RmtInterface
Config[F1]>LAN[F2]>LXIPassword[F3] を押しパス
ワードを設定します。to set the password.

5. F1～F7 またはキーパッドで下記の様に入力します。

6. 制限事項：

32



空白なし



英数 1~9, A~Z, a~z 文字のみ

インターフェースの設定

パスワード入力のメニューツリー
7. 作成しているパスワードは画面下に表示されます。

8.
Hi SLIP ポート

9.

を押しパスワードを確定します。
>More[F7]>RmtInterface
Config[F1]>LAN[F2] >HiSLIPPort を押し Hi Slip ポートを確認します。
HiSlip ポート
4880

33

GSP-9300 プログラミングマニュアル
LAN をリセット

LAN を使用する前に、LAN 設定をリセットすることが必要な場合ことがある場合に使用します。
10.

>More[F7]>RmtInterface Config[F1]>LAN

Reset[F3] を押し LAN をリセットします。
11. 本器は、自動的に再起動（電源をオフ/オン）します。
LAN をリセットすると、パスワードは初期設定値に
戻ります。

注意

初期パスワード： lxiWNpwd

RS-232C の設定
概要

RS-232C インターフェースは PC からのコントロー
ルに使用します。

RS-232C の設定

ボーレート

ストップビット： 1 (固定)

パリティ：なし(固定)

データビット：8 (固定)接続

1. PC と本器の背面パネルにある
RS-232C ポートを RS-232C ケー
ブルで接続します。
2.

34>More[F7]>RmtInterface Config[F1]>RS232
BaudRate[F4] t を押しボーレートを設定します。
300
600
1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200インターフェースの設定

RS-232C リモートコントロール機能の確認
機能チェックRealterm のようなターミナルソフトウェアを使用します。
Windows の場合、PC のデバイスマネージャでCOM ポート番号を確認します。
Windows 8 では、コントロールパネル→システム→
ハードウェアのデバイスマネージャで確認します。
本器の RS232 リモートコントロール設定（34 ペー
ジ）した後、以下のクエリコマンドを実行します。
*idn?
このクエリには、製造者、モデル番号、シリアル番
号、およびファームウェアバージョンの順で応答します。


GWINSTEK,GSP9300,XXXXXXXX,T.X.X.X.X
製造者： GWINSTEK
モデル番号： GSP9300
シリアル番号： XXXXXXXX
ファームウェアバージョン： T.X.X.X

注意より詳細なコマンドにについては、コマンド一覧以降を参照してください。

LXI ブラウザインターフェースと機能チェック

35

GSP-9300 プログラミングマニュアル
機能チェック

本器の LAN（27 ページ）または WLAN（30 ページ）を設定し LAN 接続した後、PC の Web ブラウザを起動し本器の IP アドレスを入力してください。
http:// XXX.XXX.XXX.XXX
ウェブブラウザインターフェースが表示されます：

ウエルカム
ページ

注意

36

ウェルカムページには、すべての LXI と LAN/WLAN 構成の設定と、機器の識別を表示しています。計器識別は、このページから無効にすることができます。

識別の設定がオンになっている場合、本器の画面上で LXI のアイコンが点滅します。

インターフェースの設定
View & Modify
設定

View & Modify 設定はブラウザ上で本器の LAN 設定が可能です。

Modify Configuration ボタンを押しいずれかの設定
ファイルを変更します。
設定変更した後にはパスワードが必ず必要です。.
初期パスワード：lxiWNpwd[注意：パスワードは大文字と小文字が区別されます]

注意「出荷時の設定」オプションを選択すると、パスワー
ドがパスワードも初期値にリセットされます。
また、Web ブラウザ上でそうするようにメッセージプ
ロンプトが表示されたら、手動で本器をリセットする必要があります。

37

GSP-9300 プログラミングマニュアルSCPI コマンド

ブラウザの SCPI コマンドページでは、ブラウザー
から直接コマンドを入力することでフルリモートコン
トロール用ができます。リモートコマンドを使用する
前にパスワードを入力する必要があります。
初期設定パスワード：lxiWNpwd[パスワードは、大文字小文字が区別されます]

画面イメージを取
得する

注意

38

Get Image ページは、GSP-9300 の画面のスクリー
ンショットをブラウザからリモートでキャプチャすることが可能です。

詳細については以下のプログラミングマニュアルを参照してください。

インターフェースの設定

GPIB 機能チェック
説明

GPIB の機能をテストするには、ナショナルインスツ
ルメンツ社製の Measurement and Automation
Explorer を使用することができます。
このプログラムは、ナショナルインスツルメンツ社のウェブサイトにある VISA ランタイムエンジンのページを検索、または「ダウンロード」で提供されています。

要件

OS：Windows 7, 8

機能チェック

1. NI Measurement and Automation Explorer (MAX)
プログラムを起動します。
2. スタート>全プログラム>National
Instruments>Measurement & Automation

3.
4. 構成パネルへアクセスします。
5. マイシステム>デバイスとインターフェース>GPIBX>
6. Scan for Instruments を押します。.

39

GSP-9300 プログラミングマニュアル

7.
8. システム>デバイスとインターフェース > “GPIBX”>”Instrument X” ノードとして表示されているデバイス(GSP-9300 の GPIB アドレス) を選択します。
9. 画面下の VISA プロパティ タブをクリックします。
10. Visa テストパネルをクリックして開きます。

11.

12. 構成をクリックします。

40

インターフェースの設定
13. GPIB 設定 タブをクリックし GPIB 設定が正しいか確認します。
78

14.
15. I/O 設定 タブをクリックします。
16. Enable Termination Character チェックボックスにチェックが入っているか確認します。ターミネータキャ
ラクタが\n (Value: xA)であることを確認します。
17. 変更した場合は、Apply Changes を押します、

9

10

11

18.
19. Input/Output を押します。
20. Click on the Basic/IO タブをクリックします。.
21. Select or Enter Command で*IDN? を入力します。

41

GSP-9300 プログラミングマニュアル
22. Query.をクリックします。
23. *IDN? query には、製造者、モデル名、シリアル番号、ファームウェア番号がダイアログボックスに表示されます。.
GWINSTEK,GSP9300,ENXXXXXX,TX.X.X.X

24.

USB 機能チェック
概要

USB の機能をチェックするために、ナショナルイン
スツルメント社（以下、NI 社）の Measurement andAutomation Explorer を使用することができます。
このプログラムは NI 社のウェブサイトの VISA
Run-time Engine ページまたはダウンロードにあります。
もちろん、GSP-9300 用の IVI ドライバをダウンロー
ドしインストールしておく必要があります。

必要条件
機能チェック42

OS：Windows XP, 7, 8
1. リモートインターフェースを USB に設定します。
26 ページを参照ください。

インターフェースの設定
2. From the Windows Device Manager sure the IVI ド
ドライバが USB 接続を認識します。接続が成功す
ると Test and Measurement デバイス（IVI）が認識をします。
3. 接続が認識されない場合、IVI ドライバを再インスト
ールし USB インターフェースを再設定してください。
Windows 7 でデバイスマネージャへアクセスするにはスタート>コントロールパネル>ハードウェアとサウン
ド>デバイスマネージャ

4. NI Measurement and Automation Explorer (MAX)を起動します。
5. スタート>全プログラム>National
Instruments>Measurement & Automation

43

GSP-9300 プログラミングマニュアル

6. GSP-9300 device that now appears in the システ

ム>デバイスとインターフェース >GSP9300“USBX…” ノードとして GSP-9300 が表示されそれを選択します。
7. 下部にある VISA プロパティ タブをクリックします。
8. Visa テストパネルをクリックして開きます。

44

インターフェースの設定
9. I/O 設定 タブをクリックします。
10. Enable Termination Character チェックボックスがチェックされててターミナル文字が\n (Value: xA)であることを確認してください。.
11. Apply Changes をクリックします。

7

8

9

12. Input/Output をクリックします。
13. Basic/IO タブをクリックします。
14. Select or Enter Command ドロップダウンボックス
へ*idn?を入力します。
15. Query.をクリックします。
16. *IDN? クエリコマンドは、ダイアログボックスへ製造者、モデル番号、シリアル番号、ファームウェアバ
ージョンを返します。
GWINSTEK,GSP9300,ENXXXXXX,TX.X.X.X

45

GSP-9300 プログラミングマニュアル

17.

コマンド構文
準拠規格

コマンド構文IEEE488.2

完全互換

SCPI, 1999

完全互換

SCPI（Standard Commands for Programmable
Instruments）コマンドは、ノードに編成されたツリー状の構造に従います。コマンドツリーの各レベル
は、ノードです。 SCPI コマンドの各キーワードは、
コマンドツリー内の各ノードを表します。 SCPI コマ
ンドの各キーワード（ノード）は、コロン（:)で区切られています。
例えば、次の図は、SCPI サブ構造とコマンドの例を示します。

46

コマンド構文

コマンドの種類

機器コマンドやクエリは、種類があります。コマンド
は、ユニット（機器）に命令またはデータを送信し、クエリは、ユニットからのデータや状態情報を受信します。
コマンドの種類
Simple

パラメータを指定またはなしの単
一コマンド

例

*RST

Query

クエリは、疑問符（？）に続く単純
または複合コマンドです。パラメータ（データ）が返されます。

例

CALCulate:CSO:STATe?

組み合わせ同じコマンドライン上に 2 つ以上のコマンドを組み合わせます。
組み合わせコマンドは、セミコロ
ン（;）またはセミコロンとコロン（;:)のいずれかで分離します。
セミコロンは、二つの関連するコ
マンドを結合するために使用されます。注意点として最後のコマ
ンドは、最初のコマンドの最後のノードで開始しなければいけません。

例calc:ctb:stat on;result?

47

GSP-9300 プログラミングマニュアル
コマンド形式コマンドとクエリには、長文と短文の 2 つの異なる形式があります。コマンドの構文は、大文字で短文形式のコマンドを記述し残り（長文）を小文字で書いています。
コマンドは、短文または長文フォームで正しく記述されていれば、大文字または小文字で記述することができます。
不完全なコマンドが認識されません。
以下は、正しく記述されたコマンド例です。
長文
CALCulate:ACPR:STATe?
形式
calculate:acpr:state?
CALCULATE:ACPR:STATE?
短文
CALC:ACPR:STAT?
形式
calc:acpr:stat?

大括弧

大括弧に含まれているコマンドは、内容がオプションであることを示しています。以下に示すように、コ
マンドの機能は、大括弧ありなしで同じです。
“:OUTPut[:STATe]?” と “:OUTPut?” はどちらも同じです。

コマンド形式

共通入力

48

1.

コマンドヘッダ2.

スペース（空白文字）

3.

パラメータ 1
タイプ

説明

4.

パラメータ 2

例

コマンド構文<Boolean>

Boolean logic

0, 1

<NR1>

整数

0, 1, 2, 3

<NR2>

decimal numbers 0.1, 3.14, 8.5

<NR3>

浮動小数点

<NRf>

NR1, 2, 3 いづれ 1, 1.5, 4.5e-1
か<freq>

入力<NRf> + unit

4.5e-1, 8.25e+1

2.5 mhz

単位 = kHz, MHz, GHz.
注意：単位は省略することができます。（初期値は Hz です）
戻り値：
<NR3>

2.5e+5

注意： 単位 = Hz.
<limit num>

<NR1><point><NR1><offset>入力：<NRf> + 単位

30 db

注意：単位は省略することができます。（初期値は dB です）
戻り値：
<NR3>

3.0e+1

注意： 単位 = dB.
<rel_ampl>

入力：<NRf> + 単位

20 db

注意：単位は省略することができます。（初期値は dB です）
戻り値：
<NR3>

2.0e+1

注意： 単位 = dB.

49

GSP-9300 プログラミングマニュアル<ampl>

入力：
NR3 +単位の種類

30 mv

Note: 単位は省略することができます。（初期値は現在の Y 軸単位で
す）
戻り値：
<NR3>

3.0e-2

注意：単位 = 現在の Y 軸単位<trace name> <NR1>
trace1<time>

入力：<NR3> + 単位

2.3e-6 ms

単位 = ms, ns, ps, ks
注意：単位は省略することができます。（初期値は秒です）
戻り値：
<NR3>

3.0e-2

注意： 単位 = s（秒）<ip address> <String>
メッセージ
ターミネータ50

LF

172.16.20.20

Line feed code (0x0A)

ステータスレジスタ

ステータスレジスタ
ステータスレジスタの概要
説明

ステータスレジスタは、スペクトラムアナライザの状態を決定するために使用されます。
ステータスレジスタは、PASS/FAIL リミット、トリガ
状態のステータスやその他の動作状態を保持します。
ステータスレジスタには、いくつかのグループがあります：

Questionable Status RegistersStandard Event Status Registers



Operation Status Registers

Status Byte RegisterService Request Enable Register

Error/Event Queue

Output Buffer

51

GSP-9300 プログラミングマニュアル52

ステータスレジスタ
ステータスレジス
タの構成

個々のステータスレジスタ（ステータスバイトレジス
ターを除く）は、レジスタ構造体でできています：


Condition レジスタ

Positive transition レジスタ



Negative transition レジスタ

Event レジスタ

Event Enable レジスタ

Condition
レジスタ

コンディションレジスタは、GSP-9300 の状態をレポートします。コンディションレジスタは読み出しのみ可能です。

PTR レジスタ

正（ポジティブ）トランジションレジスタは、負から正へのトランジションが発生したイベントをフィルタするために使用されます。

NTR レジスタ

負（ネガティブ）トランジションレジスタは、正から負へのトランジションが発生したイベントをフィルタするために使用されます。

イベントレジスタ

PTR/ NTP レジスタは、イベントレジスタの対応するビットを設定トするトラン十ションコンディションのタイプを決定します。イベントレジスタは読み出しのみ可能です。イベントレジスタを読み出すと、それをクリアします。

イベントイネーブ
ルレジスタ

イベントイネーブルレジスタは、対応するイベントレジスタ内のどのイベントが、上位レジスタの要約ビットを設定するかを決定します。

53

GSP-9300 プログラミングマニュアル

ステータスバイトレジスタ (STB)
概要

ステータスバイトレジスタは、全てのステータスレジ
スタのステータスイベントを統合します。
ステータスバイトレジスタは、* CLS コマンドでクリアすることができます。
サービスリクエスト、出力キュー内のデータまたは
エラーキュー内のエラーがある場合は、ステータス
バイトレジスタ内の任意のビットがサマリレジスタと設定され表示します。ステータスバイトレジスタを読み出すと、レジスタは 0 にリセットされます。
サービスリクエストイネーブルレジスタは、ステータ
スバイトレジスタ内のどのビットがサービスリクエス
トを生成することができるかを制御します。

ビットサマリ

Bit
2

3

54

Weight 説明
4Error/Event Queue Summary bit: エラー·キュー内のメッセージがある場合、このビットがセットされています。
8
Questionable Status Summary Bit:
Questionable Status Register の要約ビットです。

ステータスレジスタ
4

16

5

32

6

64

7

128

MAV: 出力キューにメッセージがある場
合、このビットがセットされます。
ESB: Standard Event Register の要約ビットです。
MSS/RQS: MSS ビットは、Service
Request Enable Register の要約ビットです。 MSS ビットが 1 にセットされたとき
RQS ビットが 1 にセットされます。
Operation Status Summary Bit:
Operation Status Register の要約ビットです。

Standard Event Status レジスタ (ESR)
概要

ビットサマリ

何らかのエラーが発生したか、Fail リミットがトリップした場合に Standard Event Status Register グループが示します。このレジスタを読み出すと、レジスタがクリアされます。
Bit
2

3

4

5

6
7

Weight 説明
4
Query Error: クエリエラーが発生した場
合に、このビットが 1 に設定されています。
8
Device-Specific Error: デバイス依存のエラーが発生した場合、このビットが 1に設定されています。
16
Execution Error: 実行エラーが発生した
場合、このビットが 1 に設定されています。
32
Command Error: コマンドエラーが発生した場合、このビットが 1 に設定されています。
64
User Request: パネルのキーが押されると、このビットが 1 に設定されています。
128
Power On: 機器がオフからオンにされると、このビットが 1 に設定されています。

55

GSP-9300 プログラミングマニュアル

Operation Status レジスタ概要
Bit Summary

Operation Status Register グループは、本器の動作状態を示します。
Bit
3
4
5

Weight 説明
8
Sweeping: スイープが進行中であることを示します。
16
Measuring: 機器は、現在の測定実行中です。
32
Waiting for Trigger: 本器が「トリガ待ち」
状態にあります。

Questionable Status レジスタ
概要

ビット要約

いずれかのリミットがトリップした場合にQuestionable Status Register グループが示しま
す。
Bit
5

8

9
10

11

56

Weight 説明
32
Frequency Status Summary Bit:
Frequency Status Register のサマリビッ
トです。
256
Uncal: このビットは、スイープが速すぎるため、信号レベルが発生したときに設定されます。
512
Limit fail: リミットラインに違反したとき、このビットは 1 に設定されます。
1024
ACP Limit Status Summary Bit: ACP
Limit Status Register の要約ビットです。
2048
SEM Limit Status Summary Bit: SEM
Limit Status Register の要約ビットです。

ステータスレジスタ
12

4096

13

8192

14

16384

15

32768

TOI Limit Status Summary Bit: TOI
Limit Status Register の要約ビットです。
Pmet Limit Fail: パワーメータのリミットに違反したとき、このビットが 1 にセットされます。
2FSK Fail: 2FSK の Fail 条件が満たされ場合、このビットが 1 に設定されます。
Demod Fail: Demod Fail Register の要
約ビットです。

Questionable Status Frequency Register
概要
ビット要約

Questionable Status Frequency Register は、スパンまたは BW の設定が無効な場合を示します。
Bit
5

Weight 説明
32
無効なスパンまたは BW：周波数カウン
ト中に無効なスパンまたは帯域幅（設定）があると、このビットが 1 に設定されています。

Questionable Status ACP Limit レジスタ
概要

ビット要約

任意の隣接チャネルのリミットが作動した場合
Questionable Status ACP Limit Register グループが示します。
Bit
0

1

Weight 説明
1
Main Channel High Fail: メインの CH
HLimit に違反したときに、このビットが 1に設定されています。
2
Main Channel Low Fail: メインの CH
LLimit に違反したときに、このビットが 1に設定されています。

57

GSP-9300 プログラミングマニュアル
2

4

3

8

4

16

5

32

6

64

7

128

Adj1 High Fail: ADJCH1 HLimit に違反したときに、このビットが 1 に設定されています。
Adj1 Low Fail: ADJCH1 LLimit に違反したときに、このビットが 1 に設定されています。
Adj2 High Fail: ADJCH2 HLimit に違反したときに、このビットが 1 に設定されています。
Adj2 Low Fail: ADJCH2 LLimit に違反したときに、このビットが 1 に設定されています。
Adj3 High Fail: ADJCH3 HLimit に違反したときに、このビットが 1 に設定されています。
Adj3 Low Fail: ADJCH3 LLimit に違反したときに、このビットが 1 に設定されています。

Questionable Status SEM Limit レジスタ
概要

58

SEM オフセットリミットがトリップした場合にQuestionable Status SEM Limit Register グループが示します。

ステータスレジスタ
Bit Summary

Bit
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Weight 説明
1
Offset 1 Upper Fail: SEM オフセット 1 の上限リミット違反の場合に、このビットは1 に設定されています。
2
Offset 1 Lower Fail: SEM オフセット 1 の下限リミット違反の場合に、このビットは1 に設定されています。
4
Offset 2 Upper Fail: SEM オフセット 2 の上限リミット違反の場合に、このビットは1 に設定されています。
8
Offset 2 Lower Fail: SEM オフセット 2 の下限リミット違反の場合に、このビットは1 に設定されています。
16
Offset 3 Upper Fail: SEM オフセット 3 の上限リミット違反の場合に、このビットは1 に設定されています。
32
Offset 3 Lower Fail: SEM オフセット 3 の下限リミット違反の場合に、このビットは1 に設定されています。
64
Offset 4 Upper Fail: SEM オフセット 4 の上限リミット違反の場合に、このビットは1 に設定されています。
128
Offset 4 Lower Fail: SEM オフセット 4 の下限リミット違反の場合に、このビットは1 に設定されています。
256
Offset 5 Upper Fail: SEM オフセット 5 の上限リミット違反の場合に、このビットは1 に設定されています。
512
Offset 5 Lower Fail: SEM オフセット 5 の下限リミット違反の場合に、このビットは1 に設定されています。

59

GSP-9300 プログラミングマニュアル

Questionable Status TOI Limit Register
概要

Bit Summary

３次上限または下限リミットがトリップされたとき
Questionable Status TOI Limit Register グループが示します。
Bit
0
1

Weight 説明
1
3rd Upper Fail: ３次上限リミットがトリップされたとき１に設定されます。
2
3rd Lower Fail: ３次下限リミットがトリップされたとき１に設定されます。

Questionable Status Demod Fail レジスタ概要

Bit Summary

AM または FM 解析の PASS/FAIL がトリップしたと
きに Questionable Status Demod Fail Register グ
ループが示します。
Bit
0

1

Weight 説明1
AM Fail: AM 変調度、キャリアオフセット
またはキャリア電力がリミットによりトリップされたとき、このビットは 1 に設定されています。
2
FM Fail: FM 周波数偏差、キャリアオフ
セットまたはキャリア電力がリミットによりトリップされたとき、このビットは 1 に設定されています。

コマンド一覧SCPI コマンド

60*CLS ..............................................................................................72*IDN? .............................................................................................72*ESE ...............................................................................................73*ESR? ............................................................................................73*OPC .............................................................................................73

コマンド一覧*RST.............................................................................................. 74*SRE .............................................................................................. 74*STB? ........................................................................................... 74*TST?............................................................................................ 75*WAI............................................................................................... 75

CALCulate
コマンド:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:HLIMit:FAIL? ............ 78:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:LLIMit:FAIL? ............. 78:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:LOWer?....................... 79:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:UPPer? ....................... 79:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:STATe ........................ 79:CALCulate:ACPR:CHANnel:HLIMit:FAIL? ..................... 80:CALCulate:ACPR:CHANnel:LLIMit:FAIL? ...................... 80:CALCulate:ACPR:CHPower? .............................................. 81:CALCulate:ACPR:STATe ..................................................... 81:CALCulate:BFSK:STATe ...................................................... 81:CALCulate:BFSK:RESTart................................................... 82:CALCulate:BFSK:RESult? .................................................... 82:CALCulate:CNR:RESult? ...................................................... 82:CALCulate:CNR:STATe ........................................................ 83:CALCulate:CSO:RESult? ...................................................... 83:CALCulate:CSO:STATe ........................................................ 83:CALCulate:CTB:RESult? ...................................................... 84:CALCulate:CTB:STATe ........................................................ 84:CALCulate:CTB:RESTart ..................................................... 85:CALCulate:DELTamarker<n>:PAIR:SPAN ..................... 85:CALCulate:DELTamarker<n>:PAIR:CENTer ................. 85:CALCulate:DELTamarker<n>:X.......................................... 85:CALCulate:DELTamarker<n>:Y? ....................................... 86:CALCulate:DEMod:AM:RESult:CURRent? ..................... 86:CALCulate:DEMod:AM:RESult:MINimum?...................... 86:CALCulate:DEMod:AM:RESult:MAXimum? .................... 87:CALCulate:DEMod:AM:STATe ........................................... 87:CALCulate:DEMod:EARPhone:STATe ............................ 88:CALCulate:DEMod:FM:RESult:CURRent?...................... 88:CALCulate:DEMod:FM:RESult:MINimum? ...................... 89

61

GSP-9300 プログラミングマニュアル:CALCulate:DEMod:FM:RESult:MAXimum? .....................89:CALCulate:DEMod:FM:STATe ............................................89:CALCulate:DEMod:RESet .....................................................90:CALCulate:HARMonic:DISTortion? ...................................90:CALCulate:HARMonic:RESult? ...........................................90:CALCulate:HARMonic:STATe .............................................91:CALCulate:JITTer:STATe ....................................................91:CALCulate:JITTer:CARRier:POWer? ...............................92:CALCulate:JITTer:PHASe? ..................................................92:CALCulate:JITTer:TIME? ......................................................92:CALCulate:LIMit<n>:CLEar ..................................................93:CALCulate:LIMit<n>:DATA...................................................93:CALCulate:LIMit:FAIL? ..........................................................93:CALCulate:LIMit:LOW ............................................................94:CALCulate:LIMit:HIGH ...........................................................94:CALCulate:LIMit<n>:MARKer ..............................................94:CALCulate:LIMit:MODE .........................................................95:CALCulate:LIMit:STATe ........................................................95:CALCulate:LIMit<n>:TRACe ................................................95:CALCulate:LIMit:TYPE...........................................................96:CALCulate:MARKer:AOFF....................................................96:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:RESolution .................96:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:RESolution:AUTO ...97:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:STATe .........................97:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:X? ..................................98:CALCulate:MARKer<n>:NOISe:STATe ............................98:CALCulate:MARKer<n>:NOISe:Y? .....................................99:CALCulate:MARKer<n>:PEAK ............................................99:CALCulate:MARKer:PEAK:CTRack:STATe ...................99:CALCulate:MARKer:PEAK:DATA? ................................. 100:CALCulate:MARKer:PEAK:EXCursion .......................... 100:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:TYPE ....................... 101:CALCulate:MARKer:PEAK:TABLe:STATe .................. 101:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold.......................... 102:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold:STATe .......... 102:CALCulate:MARKer<n>:SET............................................. 102:CALCulate:MARKer<n>:STATe ....................................... 103

62

コマンド一覧:CALCulate:MARKer:TABLe:STATe ............................... 103:CALCulate:MARKer<n>:TRACe ....................................... 104:CALCulate:MARKer<n>:TRACe:AUTO ......................... 104:CALCulate:MARKer<n>:TYPE .......................................... 105:CALCulate:MARKer<n>:X................................................... 105:CALCulate:MARKer<n>:Y? ................................................ 105:CALCulate:MATH:PDIF ....................................................... 106:CALCulate:MATH:LDIF ....................................................... 106:CALCulate:MATH:LOFF ..................................................... 107:CALCulate:NDB:STATe ...................................................... 107:CALCulate:NDB:BANDwidth|BWIDth? .......................... 107:CALCulate:NORMalize:STATe ......................................... 108:CALCulate:OCBW:STATe .................................................. 108:CALCulate:OCBW:BANDwidth|BWIDth? ...................... 109:CALCulate:OCBW:CHPower? ........................................... 109:CALCulate:OCBW:POWer? ................................................ 109:CALCulate:OCBW:PSD? ..................................................... 109:CALCulate:P1DB:STATe.................................................... 110:CALCulate:P1DB:GAIN:AVERage? ................................. 110:CALCulate:P1DB:GAIN:RESult? ...................................... 110:CALCulate:P1DB:RESult? .................................................. 111:CALCulate:PMETer:POWer? ............................................. 111:CALCulate:PMETer:LIMit:STATe .................................... 111:CALCulate:PMETer:LIMit:FAIL? ...................................... 112:CALCulate:SEM:STATe ...................................................... 112:CALCulate:SEM:OFFSet<n>:RESult? ............................ 113:CALCulate:TOI:DIFFerential? ........................................... 113:CALCulate:TOI:FREQuency:DIFFerential? .................. 114:CALCulate:TOI:LIMit:STATe............................................. 114:CALCulate:TOI:RESult? ...................................................... 114:CALCulate:TOI:STATe ........................................................ 115

CONFigure コマン :CONFigure:MODE ................................................................. 115
ド
DISPlay コマンド :DISPlay:BRIGhtness............................................................. 117

63

GSP-9300 プログラミングマニュアル
コマンド

64

:DISPlay:ENABle ..................................................................... 117:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:AUTO....................................................................................................... 118:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision .................................................................................. 118:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:RPOSition ................................................................................ 119:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:RVALue....................................................................................................... 119:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y [:SCALe]:AUTO....................................................................................................... 119:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision .................................................................................. 120:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RPOSition ................................................................................ 120:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RVALue....................................................................................................... 121:DISPlay[:WINDow]:NORMal ............................................... 121:DISPlay[:WINDow]:SPECtrogram .................................... 121:DISPlay[:WINDow]:SPLit:NORMal:ALTernate ............ 121:DISPlay[:WINDow]:SPLit:NORMal:ACTive .................. 122:DISPlay[:WINDow]:SPLit:SPECtrogram ....................... 122:DISPlay[:WINDow]:SPLit:TOPO ...................................... 122:DISPlay[:WINDow]:TOPO ................................................... 123:DISPlay[:WINDow]:TOPO:MARK:PERCent? ............... 123:DISPlay[:WINDow]:TOPO:DELT:PERCent? ................ 123:DISPlay[:WINDow]:TRACe<n>:MODE ........................... 123:DISPlay[:WINDow]:TRACe<n>:MODE:MAXHOLD? .. 124:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y:DLINe ............................... 124:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y:DLINe:STATe ................ 125:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:AUTO............. 125:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:NRLevel ........ 125:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:NRPosition... 126:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe] :PDIVision .... 126:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:POSition ....... 127:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel .......... 127:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet

コマンド一覧....................................................................................................... 127:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing ....... 128:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:STATe ........... 128:DISPlay:SPECtrogram:DELTA:INVerse:TIME? .......... 129

INITiate コマンド :INITiate:CONTinuous ........................................................... 129:INITiate[:IMMediate] ............................................................. 130

INPut コマンド

:INPut:ATTenuation ............................................................... 130:INPut:ATTenuation:AUTO.................................................. 131:INPut:IMPedance ................................................................... 131:INPut:OFFSet ......................................................................... 131

MMEMory
コマンド:MMEMory:CATalog? ............................................................. 132:MMEMory:CDIRectory ......................................................... 133:MMEMory:COPY .................................................................... 133:MMEMory:DELete.................................................................. 134:MMEMory:DESTination ....................................................... 134:MMEMory:LOAD:CORRection .......................................... 134:MMEMory:LOAD:LIMit ......................................................... 135:MMEMory:LOAD:PMETer ................................................... 135:MMEMory:LOAD:SEQuence .............................................. 135:MMEMory:LOAD:STATe ..................................................... 136:MMEMory:LOAD:TRACe..................................................... 136:MMEMory:MOVE .................................................................... 136:MMEMory:REName ............................................................... 137:MMEMory:STORe:CORRection ....................................... 137:MMEMory:STORe:LIMit ....................................................... 137:MMEMory:STORe:PMETer ................................................ 138:MMEMory:STORe:SCReen ................................................ 138:MMEMory:STORe:SEQuence ........................................... 138:MMEMory:STORe:STATe................................................... 138:MMEMory:STORe:TRACe .................................................. 139

65

GSP-9300 プログラミングマニュアル
OUTPut コマンド :OUTPut[:STATe] .................................................................. 139

SENse コマンド

66[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:BANDwidth|BWIDth . 143[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:HLIMit ............................ 143[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:LLIMit ............................ 144[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:OFFSet ......................... 144[:SENSe]:ACPR:BANDwidth|BWIDth .............................. 144[:SENSe]:ACPR:HLIMit ........................................................ 145[:SENSe]:ACPR:LLIMit ......................................................... 145[:SENSe]:ACPR:HELP:STATe ........................................... 146[:SENSe]:ACPR:SPACe ....................................................... 146[:SENSe]:ASET:AMPLitude ................................................ 146[:SENSe]:ASET:AMPLitude:AUTO .................................. 147[:SENSe]:ASET:RUN ............................................................. 147[:SENSe]:ASET:SPAN .......................................................... 147[:SENSe]:ASET:SPAN:AUTO............................................. 148[:SENSe]:AVERage:COUNt ................................................ 148[:SENSe]:AVERage:STATe ................................................. 149[:SENSe]:AVERage:TYPE ................................................... 149[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]................. 149[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO ... 150[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth:VIDeo .............................. 150[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth:VIDeo:AUTO ................ 151[:SENSe]:CHANnel:SPACe:DOWN .................................. 151[:SENSe]:CHANnel:SPACe:UP.......................................... 151[:SENSe]:CNR:CHANnel:SPACe ...................................... 151[:SENSe]:CNR:DELTamarker:MODE ............................... 152[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DATA ........................ 152[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:STATe ...................... 153[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DELete ..................... 153[:SENSe]:CSO:CHANnel:SPACe ...................................... 153[:SENSe]:CTB:CHANnel:SPACe....................................... 154[:SENSe]:DEMod:EARPhone:TYPE ................................. 154[:SENSe]:DEMod:EARPhone:VOLume ........................... 154[:SENSe]:DEMod:EARPhone:GAIN .................................. 155

コマンド一覧[:SENSe]:DEMod:FILTer:LPASs ....................................... 155[:SENSe]:DEMod:IFBW ......................................................... 156[:SENSe]:DEMod:SQUelch:LEVel ..................................... 157[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]........................................ 157[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]:AUTO .......................... 158[:SENSe]:EMIFilter:STATe .................................................. 158[:SENSe]:EMIFilter:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]....................................................................................................... 159[:SENSe]:FREQuency:CENTer .......................................... 159[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP ............................. 159[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO ................ 160[:SENSe]:FREQuency:OFFSet .......................................... 160[:SENSe]:FREQuency:SPAN .............................................. 160[:SENSe]:FREQuency:SPAN:FULL .................................. 161[:SENSe]:FREQuency:SPAN:PREVious ......................... 161[:SENSe]:FREQuency:STARt............................................. 161[:SENSe]:FREQuency:STOP .............................................. 162[:SENSe]:HARMonic:FUNDamental:FREQuency ........ 162[:SENSe]:HARMonic:NUMBer ............................................ 162[:SENSe]:LIMit<n>:DELete.................................................. 163[:SENSe]:JITTer:OFFSet:STARt ...................................... 163[:SENSe]:JITTer:OFFSet:STOP ....................................... 163[:SENSe]:NDB:BANDwidth|BWIDth ................................. 163[:SENSe]:OCBW:BANDwidth|BWIDth ............................. 164[:SENSe]:OCBW:PERCent .................................................. 164[:SENSe]:OCBW:SPACe ...................................................... 164[:SENSe]:P1DB:AVERage:COUNt .................................... 165[:SENSe]:P1DB:GAIN:OFFSet ........................................... 165[:SENSe]:PMETer:FREQuency .......................................... 165[:SENSe]:PMETer:HLIMit..................................................... 166[:SENSe]:PMETer:HOLD:STATe ...................................... 166[:SENSe]:PMETer:LLIMit ..................................................... 167[:SENSe]:PMETer:PSENsor:MODE.................................. 167[:SENSe]:PMETer:RECording:TIME ................................. 167[:SENSe]:PMETer:RECording:TIME:STEP .................... 168[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN ............................................... 168[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth:INTegration.. 168

67

GSP-9300 プログラミングマニュアル[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth[:RESolution] 169[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO .............................................................. 169[:SENSe]:SEMask:CARRier:AUTO................................... 170[:SENSe]:SEMask:CARRier:CPSD ................................... 170[:SENSe]:SEMask:CARRier:POWer ................................. 171[:SENSe]:SEMask:FREQuency:SPAN............................. 171[:SENSe]:SEMask:GWLan:MODulation ........................... 171[:SENSe]:SEMask:HELP:STATe ....................................... 172[:SENSe]:SEMask:NWLan:CHANnel:
BANDwidth|BWIDth ............................................................... 172[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
BANDwidth|BWIDth[:RESolution]? .................................. 173[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
FREQuency:STARt?.............................................................. 174[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
FREQuency:STOP? ............................................................... 175[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:STARt:ABSolute? .................................................................. 175[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
STOP:ABSolute? .................................................................... 175[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:BANDwidth|
BWIDth[:RESolution]............................................................. 176[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:BANDwidth|BWIDth[:RE
Solution]:AUTO ....................................................................... 176[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:FREQuency:STARt ... 177[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:FREQuency:STOP .... 177[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STARt:ABSolute........ 178[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STARt:RELative ........ 178[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STATe ........................... 178[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:ABSolute ......... 179[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:ABSolute:COUPle....................................................................................................... 179[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:RELative .......... 180[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:RELative:COUPle....................................................................................................... 180[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:TEST .............................. 181

68

コマンド一覧[:SENSe]:SEMask:SELect ................................................... 181[:SENSe]:SEMask:TYPE....................................................... 181[:SENSe]:SEMask:W3GPP:DUPLex:TYPE .................... 182[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:ADDition:LIMit .......... 182[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:ADDition:MOPower. 183[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:MOPower .................... 183[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:TRANsmit:MODE ..... 184[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:CHIP:RATE ................ 184[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:MOPower.................... 185[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:TRANsmit:MODE..... 185[:SENSe]:SEMask:WIMax:CHANnel:BANDwidth|BWIDth....................................................................................................... 186[:SENSe]:SEQuence<n>:DELete ...................................... 186[:SENSe]:SWEep:EGATe:DELay ....................................... 186[:SENSe]:SWEep:EGATe:LENGth..................................... 187[:SENSe]:SWEep:EGATe:STATe ...................................... 187[:SENSe]:SWEep:MODE ....................................................... 187[:SENSe]:SWEep:TIME.......................................................... 188[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO ............................................ 188[:SENSe]:TOI:REFerence .................................................... 189[:SENSe]:TOI:LIMit................................................................. 189

SOURce コマンド :SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] . 190:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet ...................................................................................... 190:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STEP .......................................................................................... 190:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STEP:AUTO .............................................................................. 191:SOURce:POWer:MODE ....................................................... 192:SOURce:POWer:SWEep ...................................................... 192

SYSTem コマンド :SYSTem:ALARm:STATe .................................................... 193
コマンド:SYSTem:CLOCk<n>:DATE ................................................ 193:SYSTem:CLOCk<n>:MODE ............................................... 194

69

GSP-9300 プログラミングマニュアル:SYSTem:CLOCk<n>:STATe ............................................. 194:SYSTem:CLOCk<n>:TIME ................................................. 195:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess....... 195:SYSTem:COMMunicate:LANReset ................................ 195:SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:BAUD..... 196:SYSTem:COMMunicate:USB:MODE .............................. 196:SYSTem:DATE ....................................................................... 196:SYSTem:ERRor:CLEar ........................................................ 197:SYSTem:ERRor[:NEXT]?.................................................... 197:SYSTem:KLOCk .................................................................... 197:SYSTem:PRESet ................................................................... 197:SYSTem:PRESet:TYPE ...................................................... 198:SYSTem:PRESet:USER:SAVE ......................................... 198:SYSTem:REBoot ................................................................... 198:SYSTem:SHUTdown ............................................................ 198:SYSTem:TIME ........................................................................ 198:SYSTem:UPDate ................................................................... 199:SYSTem:VERSion:HARDware? ........................................ 199:SYSTem:VERSion:SOFTware? ........................................ 200

STATus コマンド :STATus:OPERation:CONDition? ..................................... 201:STATus:OPERation:ENABle ............................................. 201:STATus:OPERation[:EVENt]? .......................................... 202:STATus:OPERation:NTRansition .................................... 202:STATus:OPERation:PTRansition .................................... 203:STATus:QUEStionable:CONDition? ............................... 203:STATus:QUEStionable:ENABle ....................................... 204:STATus:QUEStionable[:EVENt]? .................................... 204:STATus:QUEStionable:NTRansition .............................. 205:STATus:QUEStionable:PTRansition .............................. 205:STATus:QUEStionable:FREQuency:CONDition? ...... 206:STATus:QUEStionable:FREQuency:ENABle .............. 206:STATus:QUEStionable:FREQuency[:EVENt]? ........... 207:STATus:QUEStionable:FREQuency:NTRansition ..... 207:STATus:QUEStionable:FREQuency:PTRansition ..... 207:STATus:QUEStionable:ACPLimit:CONDition?........... 208

70

コマンド一覧:STATus:QUEStionable:ACPLimit:ENABle ................... 208:STATus:QUEStionable:ACPLimit[:EVENt]? ................ 209:STATus:QUEStionable:ACPLimit:NTRansition .......... 209:STATus:QUEStionable:ACPLimit:PTRansition .......... 210:STATus:QUEStionable:SEMLimit :CONDition? ......... 211:STATus:QUEStionable:SEMLimit:ENABle? ................. 211:STATus:QUEStionable:SEMLimit[:EVENt]? ................ 212:STATus:QUEStionable:SEMLimit :NTRansition ........ 213:STATus:QUEStionable:SEMLimit:PTRansition .......... 213:STATus:QUEStionable:TOILimit:CONDition?............. 214:STATus:QUEStionable:TOILimit:ENABle ..................... 214:STATus:QUEStionable:TOILimit[:EVENt]?.................. 215:STATus:QUEStionable:TOILimit:NTRansition............ 215:STATus:QUEStionable:TOILimit:PTRansition ............ 216:STATus:PRESet .................................................................... 216

TRACe コマンド

:TRACe[:DATA]? .................................................................... 216:PIXel? TRACe<n> ................................................................. 217

TRIGger コマンド :TRIGger[:SEQuence]:DELay ............................................. 220:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:DELay.............................. 220:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:LEVel ............................... 221:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:MODE .............................. 221:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:SLOPe ............................ 221:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:SOURce ......................... 222:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:TIME:STARt.................. 222:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:TIME:STOP ................... 222:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal:SLOPe ........................ 223:TRIGger[:SEQuence]:MODE ............................................. 223:TRIGger[:SEQuence]:PMETer:SOURce ....................... 223:TRIGger[:SEQuence]:SOURce ......................................... 224:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:FREQuency ..................... 224:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel ................................. 224:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe .............................. 225

71

GSP-9300 プログラミングマニュアル
UNIT コマンド:UNIT:PMETer:POWer........................................................... 225:UNIT:POWer ............................................................................ 226

SCPI コマンド*CLS .............................................................................................. 72*IDN? ............................................................................................. 72*ESE ............................................................................................... 73*ESR? ............................................................................................ 73*OPC ............................................................................................. 73*RST .............................................................................................. 74*SRE .............................................................................................. 74*STB? ............................................................................................ 74*TST? ............................................................................................ 75*WAI ............................................................................................... 75

*CLS
説明

Set

* CLS コマンドは、スタンダードイベントステータス、オペラーションステータスと QUEStionable ステータスレ
ジスタをクリアします。上記の各レジスタの対応する絵
ネーブルレジスタは、クリアされません。
<NL>改行コードは、直ちに* CLS コマンドを実行しエラーキューと、ステータスバイトレジスタの MAV ビットもクリアします。

構文

*IDN?
説明

72

*CLS
Query

機器の製造者、モデル番号、シリアル番号、ファーム
ウェアバージョンを問い合わせ（クエリ）ます。

コマンド一覧
クエリ構文
戻り値

*IDN?
<文字>

機器 ID を以下の形式の文字列で返します：:
GWINSTEK,GSP-9300,XXXXXXXX,T.X.X.X.X
製造者： GWINSTEK
モデル番号： GSP-9300
シリアル番号： XXXXXXXX
ファームウェアバージョン：T.X.X.X.X

Set

*ESE

Query

説明

スタンダードイベントレジスタを設定または問い合わせます。

構文*ESE <NR1>

クエリ構文
パラメータ

*ESE?
<NR1>

0～255

戻り値

<NR1>

スタンダードイベントステータス絵ネーブルレ
ジスタのビット要約を返します。

*ESR?

Query

説明

スタン d-℃イベントステータスレジスタを問い合わせします。クエリを実行するとイベントステータスレジスタがクリアされます。

クエリ構文

*ESR?

戻り値

<NR1>

スタンダードイベントステータスレジスタのビット要約を返し、レジスタをクリアします。
Set

*OPC

Query

73

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

現在のすべてのコマンドが処理されたとき、* OPC コ
マンドは、スタンダードイベントステータスレジスタのOPC ビット（ビット 0）をセットします。
すべての未処理のコマンドが完了したときに、*OPC？
クエリは 1 を返します。

構文

*OPC

クエリ構文

*OPC?

戻り値

1

すべての未処理のコマンドが完了したとき 1を返します。

*RST

Set

説明

*RST は、工場出荷時状態にリセットします。

構文

*RST
Set

*SRE

Query

説明

サービスリクエストイネーブルレジスタを設定または問い合わせます。サービスリクエストイネーブルレジスタ
は、ステータスバイトレジスタのどのレジスタがサービ
スリクエストを生成することができるかを決定します。

構文*SRE <NR1>

クエリ構文

*SRE?

パラメータ

<NR1>

0～255

戻り値

<NR1>

サービスリクエストイネーブルレジスタのビット要約を返します。

*STB?

74

Query

コマンド一覧
説明

MSS(Master summary Status)とステータスバイトレジ
スタのビット和を問い合わせます。

クエリ構文

*STB?
<NR1>

戻り値

MSS ビット(bit 6)とステータスバイトレジスタのビット和を返します。

*TST?

Query

説明

セルフテストの結果を返します。GSP-9300 は、セルフテスト実行をサポートしていないためこのクエリには必ず"0"を返します。

クエリ構文

*TST?

戻り値

0

*WAI

“0”を返します。
Set

説明

すべての未処理コマンドが完了するまで他のコマンドやクエリの実行を防ぐことができます。

構文

*WAI

CALCulate コマンド
:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:HLIMit:FAIL? ............ 78:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:LLIMit:FAIL? ............. 78:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:LOWer?....................... 79:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:UPPer? ....................... 79:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:STATe ........................ 79:CALCulate:ACPR:CHANnel:HLIMit:FAIL? ..................... 80:CALCulate:ACPR:CHANnel:LLIMit:FAIL? ...................... 80:CALCulate:ACPR:CHPower? .............................................. 81:CALCulate:ACPR:STATe ..................................................... 81:CALCulate:BFSK:STATe ...................................................... 81:CALCulate:BFSK:RESTart................................................... 82:CALCulate:BFSK:RESult? .................................................... 82
75

GSP-9300 プログラミングマニュアル:CALCulate:CNR:RESult? ....................................................... 82:CALCulate:CNR:STATe ......................................................... 83:CALCulate:CSO:RESult?....................................................... 83:CALCulate:CSO:STATe ........................................................ 83:CALCulate:CTB:RESult? ....................................................... 84:CALCulate:CTB:STATe ......................................................... 84:CALCulate:CTB:RESTart ...................................................... 85:CALCulate:DELTamarker<n>:PAIR:SPAN...................... 85:CALCulate:DELTamarker<n>:PAIR:CENTer.................. 85:CALCulate:DELTamarker<n>:X .......................................... 85:CALCulate:DELTamarker<n>:Y? ........................................ 86:CALCulate:DEMod:AM:RESult:CURRent? ...................... 86:CALCulate:DEMod:AM:RESult:MINimum? ...................... 86:CALCulate:DEMod:AM:RESult:MAXimum?..................... 87:CALCulate:DEMod:AM:STATe ............................................ 87:CALCulate:DEMod:EARPhone:STATe ............................. 88:CALCulate:DEMod:FM:RESult:CURRent? ...................... 88:CALCulate:DEMod:FM:RESult:MINimum? ....................... 89:CALCulate:DEMod:FM:RESult:MAXimum? ..................... 89:CALCulate:DEMod:FM:STATe ............................................ 89:CALCulate:DEMod:RESet ..................................................... 90:CALCulate:HARMonic:DISTortion? ................................... 90:CALCulate:HARMonic:RESult? ........................................... 90:CALCulate:HARMonic:STATe ............................................. 91:CALCulate:JITTer:STATe .................................................... 91:CALCulate:JITTer:CARRier:POWer? ............................... 92:CALCulate:JITTer:PHASe? .................................................. 92:CALCulate:JITTer:TIME? ...................................................... 92:CALCulate:LIMit<n>:CLEar .................................................. 93:CALCulate:LIMit<n>:DATA................................................... 93:CALCulate:LIMit:FAIL? .......................................................... 93:CALCulate:LIMit:LOW ............................................................ 94:CALCulate:LIMit:HIGH ........................................................... 94:CALCulate:LIMit<n>:MARKer .............................................. 94:CALCulate:LIMit:MODE ......................................................... 95:CALCulate:LIMit:STATe ........................................................ 95:CALCulate:LIMit<n>:TRACe ................................................ 95

76

コマンド一覧:CALCulate:LIMit:TYPE .......................................................... 96:CALCulate:MARKer:AOFF ................................................... 96:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:RESolution ................ 96:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:RESolution:AUTO .. 97:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:STATe ........................ 97:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:X? ................................. 98:CALCulate:MARKer<n>:NOISe:STATe ........................... 98:CALCulate:MARKer<n>:NOISe:Y? .................................... 99:CALCulate:MARKer<n>:PEAK............................................ 99:CALCulate:MARKer:PEAK:CTRack:STATe .................. 99:CALCulate:MARKer:PEAK:DATA? ................................. 100:CALCulate:MARKer:PEAK:EXCursion........................... 100:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:TYPE ....................... 101:CALCulate:MARKer:PEAK:TABLe:STATe .................. 101:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold .......................... 102:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold:STATe .......... 102:CALCulate:MARKer<n>:SET ............................................. 102:CALCulate:MARKer<n>:STATe ....................................... 103:CALCulate:MARKer:TABLe:STATe ............................... 103:CALCulate:MARKer<n>:TRACe ....................................... 104:CALCulate:MARKer<n>:TRACe:AUTO ......................... 104:CALCulate:MARKer<n>:TYPE .......................................... 105:CALCulate:MARKer<n>:X .................................................. 105:CALCulate:MARKer<n>:Y? ................................................ 105:CALCulate:MATH:PDIF ....................................................... 106:CALCulate:MATH:LDIF ....................................................... 106:CALCulate:MATH:LOFF ..................................................... 107:CALCulate:NDB:STATe ...................................................... 107:CALCulate:NDB:BANDwidth|BWIDth? .......................... 107:CALCulate:NORMalize:STATe ......................................... 108:CALCulate:OCBW:STATe .................................................. 108:CALCulate:OCBW:BANDwidth|BWIDth? ...................... 109:CALCulate:OCBW:CHPower? ........................................... 109:CALCulate:OCBW:POWer? ................................................ 109:CALCulate:OCBW:PSD? ..................................................... 109:CALCulate:P1DB:STATe.................................................... 110:CALCulate:P1DB:GAIN:AVERage? ................................. 110

77

GSP-9300 プログラミングマニュアル:CALCulate:P1DB:GAIN:RESult?...................................... 110:CALCulate:P1DB:RESult? ................................................. 111:CALCulate:PMETer:POWer? ............................................ 111:CALCulate:PMETer:LIMit:STATe ................................... 111:CALCulate:PMETer:LIMit:FAIL? ...................................... 112:CALCulate:SEM:STATe ...................................................... 112:CALCulate:SEM:OFFSet<n>:RESult?............................ 113:CALCulate:TOI:DIFFerential? ........................................... 113:CALCulate:TOI:FREQuency:DIFFerential?.................. 114:CALCulate:TOI:LIMit:STATe ............................................ 114:CALCulate:TOI:RESult?...................................................... 114:CALCulate:TOI:STATe........................................................ 115:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:HLIMit:
FAIL?

Query

説明

選択した隣接チャンネルの ACPR 上限リミットのPass/Fail 判定を返します。

クエリ構文:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:HLIMit:FAIL?

パラメータ

<n>

<NR1>adjacent channel 1~3

戻り値

0
1

<boolean>Pass<boolean>Fail

クエリ例:CALC:ACPR:ACH1:HLIM:FAIL?
>0:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:LLIMit:
FAIL?

Query

説明

選択した ACPR の下限リミットの Pass/Fail 判定を返し
ます。

クエリ構文

:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:LLIMit:FAIL?

78

コマンド一覧
パラメータ<n><NR1>隣接チャネル 1～3

戻り値

0
1

<boolean>Pass<boolean>Fail

クエリ例:CALC:ACPR:ACH1:LLIM:FAIL?
>0:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:LOWer?

Query

説明

選択した下側の隣接チャネルに対して計算をした
ACPR（隣接チャネル電力比を dB で）を返します。

クエリ構文:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:LOWer?

パラメータ

<n>

<NR1>隣接チャネル 1～3

戻り値

<NR3>

電力比（dB）

クエリ値:CALC:ACPR:ACH1:LOW?
>1.801e+01:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:UPPer?

Query

説明

選択した上側の隣接チャネルに対して計算をした
ACPR（隣接チャネル電力比を dB で）を返します。

クエリ構文:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:UPPer?

パラメータ

<n>

<NR1>隣接チャネル 1～3

戻り値

<NR3>

電力比（dB）

クエリ例:CALC:ACPR:ACH1:UPP?
>1.921e+01
Set:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:STATe

Query

説明

選択した隣接チャンネルの状態を設定または問い合
わせます。

構文

:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:STATe {OFF|ON|0|1}
79

GSP-9300 プログラミングマニュアル
クエリ構文:CALCulate:ACPR:ACHannel<n>:STATe?

パラメータ

<n>
0
1
OFF
ON

<NR1>隣接チャンネル 1～3
選択チャンネルを無効にします。
選択チャンネルを有効にします。
選択チャンネルを無効にします。
選択チャンネルを有効にします。

戻り値

0
1

選択チャンネルは無効です。
選択チャンネルは有効です。

クエリ例:CALC:ACPR:ACH1:STAT?
>1:CALCulate:ACPR:CHANnel:HLIMit:FAIL?

Query

説明

メインチャンネルに対する ACPR 上限 Pass/Fail 判定を返します。PASS は、メインチャネル内のすべてのト
レースポイントが上限リミット以下であることを示してい
ます。

クエリ構文

:CALCulate:ACPR:CHANnel:HLIMit:FAIL?

戻り値

0
1

クエリ値

:CALC:ACPR:CHAN:HLIM:FAIL?
>0<boolean>Pass<boolean>Fail:CALCulate:ACPR:CHANnel:LLIMit:FAIL?

Query

説明

メインチャンネルに対する ACPR 下限 Pass/Fail 判定を返します。PASS は、メインチャネル内のすべてのト
レースポイントが下限リミットと同じか上であることを示しています。

クエリ構文:CALCulate:ACPR:CHANnel:LLIMit:FAIL?

戻り値

0
1

80

<boolean>Pass<boolean>Failコマンド一覧
クエリ例:CALC:ACPR:CHAN:LLIM:FAIL?
>0:CALCulate:ACPR:CHPower?

Query

説明

現在選択している単位で ACPR メインチャンネル電力を返します。

クエリ構文:CALCulate:ACPR:CHPower?

戻り値

<NR3>

クエリ例

:CALC:ACPR:CHP?
>-1.028e+02

Power

Set

:CALCulate:ACPR:STATe

Query

説明

ACPR 測定機能の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:ACPR:STATe {OFF|ON|0|1}

クエリ構文:CALCulate:ACPR:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

ACPR を無効にします。
ACPR を有効にします。
ACPR を無効にします。
ACPR を 有効にします。

戻り値

0
1

ACPR は無効です。
ACPR は有効です。

クエリ例:CALC:ACPR:STAT?
>1
Set:CALCulate:BFSK:STATe[U1]
説明

Query

BFSK 測定機能を設定または問い合わせます。

81

GSP-9300 プログラミングマニュアル
構文:CALCulate:BFSK:STATe {OFF|ON}

クエリ構文
パラメータ

:CALCulate:BFSK:STATe?
OFF
BFSK は無効にします。
ON
BFSK を有効にします。

戻り値

0
1

クエリ例

:CALC:BFSK:STAT?
>1

BFSK は無効です。
BFSK は有効です。

:CALCulate:BFSK:RESTart

Set

説明

BFSK 測定を再スタートします。

構文:CALC:BFSK:REST:CALCulate:BFSK:RESult?

Query

説明

BFSK 測定の結果を問い合わせます。

クエリ構文:CALCulate:BFSK:RESult?

戻り値<freq deviation>,<carrier offset><freq deviation> NRｆ形式で周波数偏移を返します。
<carrier offset>

クエリ例

NRｆ形式でキャリアオフセットを返します。

:CALC:BFSK:RES?
>4.416666667e+04,4.416666667e+04:CALCulate:CNR:RESult?
説明

CNR 測定結果を dB で返します。

クエリ構文:CALCulate:CNR:RESult?

82

Query

コマンド一覧
戻り値<NR3>

dB で CNR 測定結果を返します。

クエリ例:CALC:CNR:RES?
>-4.959e+01
Set:CALCulate:CNR:STATe

Query

説明

CNR 測定機能の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:CNR:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:CNR:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

CNR をオフにします。
CNR をオンにします。
CNR をオフにします。
CNR をオンにします。

戻り値

0
1

CNR はオフです。
CNR はオンです。

クエリ例:CALC:CNR:STAT?
>1:CALCulate:CSO:RESult?

Query

説明

CSO 測定結果を dB で返します。

クエリ構文:CALCulate:CSO:RESult?

戻り値

<NR3>

クエリ例

:CALC:CSO:RES?
>4.04e+00

CSO 測定結果［dB］

Set:CALCulate:CSO:STATe

Query

説明

CSO 測定機能の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:CSO:STATe {ON|OFF|1|0}83

GSP-9300 プログラミングマニュアル
クエリ構文:CALCulate:CSO:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

CSO をオフにします。
CSO をオンにします。
CSO をオフにします。
CSO をオンにします。

戻り値

0
1

CSO はオフです。
CSO はオンです。

クエリ例:CALC:CSO:STAT?
>1:CALCulate:CTB:RESult?

Query

説明

CTB 測定結果を dB で返します。

クエリ構文:CALCulate:CTB:RESult?

戻り値

<NR3>

クエリ例

:CALC:CTB:RES?
>-4.237e+01

CTB 測定結果［dB］

Set:CALCulate:CTB:STATe

Query

説明

CTB 測定機能の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:CTB:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:CTB:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

CTB をオフにします。
CTB をオンにします。
CTB をオフにします。
CTB をオフにします。

戻り値

0
1

CTB はオフです。
CTB はオンです。

クエリ例:CALC:CTB:STAT?
>084

コマンド一覧:CALCulate:CTB:RESTart

Set

説明

CTB 測定を再スタートします。

構文:CALCulate:CTB:RESTart:CALCulate:DELTamarker<n>:PAIR:SPAN

Set

説明

選択したマーカとデルタマーカ間の間隔を設定します。

構文:CALCulate:DELTamarker<n>:PAIR:SPAN <freq>

パラメータ

<n>
<freq>

例:CALC:DELT1:PAIR:SPAN 1e+9

マーカ番号.
<NRf> 主は数間隔.

:CALCulate:DELTamarker<n>:PAIR:CENTer

Set

説明

選択したマーカ間の現在の間隔を取得し、選択したセンター周波数にその中心周波数を再配置します。

構文:CALCulate:DELTamarker<n>:PAIR:CENTer <freq>

パラメータ

<n>
<freq>

例:CALC:DELT1:PAIR:CENT 1e+9

マーカ番号
<NRf> センター周波数

Set:CALCulate:DELTamarker<n>:X

Query

説明

選択したデルタマーカ位置を設定または返します。

構文:CALCulate:DELTamarker<n>:X <freq>

クエリ構文:CALCulate:DELTamarker<n>:X?

85

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ

<n>

マーカ番号

戻り値

<freq><NR3> 周波数［単位：Hz］

クエリ例:CALC:DELT1:X?
>1e+9:CALCulate:DELTamarker<n>:Y?

Query

説明

選択したデルタマーカの Y 軸値を返します。

クエリ構文:CALCulate:DELTamarker<n>:Y?

パラメータ

<n>

マーカ番号

戻り値

<rel_ampl><NR3> ［単位：dB］

クエリ例:CALC:DELT1:Y?
>-1.032e+1:CALCulate:DEMod:AM:RESult:CURRent?

Query

説明

AM 復調の現在の測定結果を CSV（コンマ区切り文字列）形式で返します。

クエリ構文:CALCulate:DEMod:AM:RESult:CURRent?

戻り値<depth,rate,power,offset,sinad>
depth
変調度［単位：％］
rate
変調レート［Hz］
power
キャリア電力［現在の Y 軸単位］
offsetキャリア周波数オフセット［Hz］
sinad
信号対（雑音 + 歪み）比［dB］

クエリ例:CALC:DEM:AM:RES:CURR?
>9.840e+1,1.02e+2,-1.12e+1,3.21e+1,1.61e+1:CALCulate:DEMod:AM:RESult:MINimum?

86

Query

コマンド一覧説明AM 復調の記録された最小測定結果を CSV(カンマ区
切り文字列)形式で返します。

クエリ構文:CALCulate:DEMod:AM:RESult:MINimum?

戻り値 r<depth,rate,power,offset,sinad>
depth
変調度［単位：％］
rate
変調レート［Hz］
power
キャリア電力［現在の Y 軸単位］
offsetキャリアオフセット周波数［Hz］
sinad
信号対（雑音 + 歪み）比［dB］

クエリ例:CALC:DEM:AM:RES:MIN?
>9.840e+1,1.02e+2,-1.12e+1,3.21e+1,1.61e+1:CALCulate:DEMod:AM:RESult:MAXimum?

Query

説明

AM 復調の記録された最大測定結果を CSV(カンマ区
切り文字列)形式で返します。

クエリ構文:CALCulate:DEMod:AM:RESult:MAXimum?

戻り値<depth,rate,power,offset,sinad>
depth
変調度［単位：％］
rate
変調レート［Hz］
power
キャリア電力［現在の Y 軸単位］
offsetキャリアオフセット周波数［Hz］
sinad
信号対（雑音 + 歪み）比［dB］

クエリ例:CALC:DEM:AM:RES:MAX?
>9.840e+1,1.02e+2,-1.12e+1,3.21e+1,1.61e+1
Set:CALCulate:DEMod:AM:STATe

Query

説明

AM 解析機能の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:DEMod:AM:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:DEMod:AM:STATe?

87

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ

0
1
OFF
ON

AM 解析をオフにします。
AM 解析をオンにします。
AM 解析をオフにします。
AM 解析をオンにします。

戻り値

0
1

AM 解析はオフです。
AM 解析はオンです。

例:CALC:DEM:AM:STAT 1
Set:CALCulate:DEMod:EARPhone:STATe

Query

説明

イヤホン端子の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:DEMod:EARPhone:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:DEMod:EARPhone:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

イヤホン出力をオフにします。
イヤホン出力をオンにします。
イヤホン出力をオフにします。
イヤホン出力をオンにします。

戻り値

0
1

イヤホン出力はオフです。
イヤホン出力はオンです。

例:CALC:DEM:EARP:STAT 1:CALCulate:DEMod:FM:RESult:CURRent?

Query

説明

FM 復調の現在の測定結果を CSV(カンマ区切り文字列)形式で返します。

クエリ構文:CALCulate:DEMod:FM:RESult:CURRent?

戻り値<deviation,rate,power,offset,sinad>
deviation
周波数偏移［単位：Hz］
rate
変調レート［単位：Hz］
power
キャリア電力［現在の Y 軸単位］
offsetキャリア周波数オフセット［単位：Hz］
sinad
信号対（雑音 + 歪み）比［dB］

88

コマンド一覧
クエリ例:CALC:DEM:FM:RES:CURR?
>9.840e+1,1.02e+2,-1.12e+1,3.21e+1,1.61e+1:CALCulate:DEMod:FM:RESult:MINimum?

Query

説明

FM 復調の記録された最少測定結果を CSV(カンマ区
切り文字列)形式で返します。

クエリ構文:CALCulate:DEMod:FM:RESult:MINimum?

戻り値<deviation,rate,power,offset,sinad>
deviation
周波数偏移［単位：Hz］
rate
変調レート［単位：Hz］
power
キャリア電力［現在の Y 軸単位］
offsetキャリア周波数オフセット［単位：Hz］
sinad
信号対（雑音 + 歪み）比［dB］

Query Example:CALC:DEM:FM:RES:MIN?
>9.840e+1,1.02e+2,-1.12e+1,3.21e+1,1.61e+1:CALCulate:DEMod:FM:RESult:MAXimum?

Query

説明

FM 復調の記録された最大測定結果を CSV(カンマ区
切り文字列)形式で返します。

クエリ構文:CALCulate:DEMod:FM:RESult:MAXimum?

戻り値<deviation,rate,power,offset,sinad>
deviation
周波数偏移［単位：Hz］
rate
変調レート［単位：Hz］
power
キャリア電力［現在の Y 軸単位］
offsetキャリア周波数オフセット［単位：Hz］
sinad
信号対（雑音 + 歪み）比［dB］

クエリ例:CALC:DEM:FM:RES:MAX?
>9.840e+1,1.02e+2,-1.12e+1,3.21e+1,1.61e+1
Set:CALCulate:DEMod:FM:STATe

Query

89

GSP-9300 プログラミングマニュアル説明

FM 解析機能の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:DEMod:FM:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:DEMod:FM:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

FM 解析をオフにします。
FM 解析をオンにします。
FM 解析をオフにします。
FM 解析をオンにします。

戻り値

0
1

FM 解析はオフです。
FM 解析はオンです。

例:CALC:DEM:FM:STAT 1:CALCulate:DEMod:RESet

Set

説明

このコマンドは、現在の復調・解析機能の最大/最少
レコードをリセットします。

構文:CALCulate:DEMod:RESet:CALCulate:HARMonic:DISTortion?

Query

説明

高調波ひずみを基本波のパーセンテージとして dBc
で返します。

クエリ構文

CALCulate:HARMonic:DISTortion?

戻り値<%>、<dBc><%>
THD as %. <NR1> フォーマット<dBc>
THD as dBc. <NRf> フォーマット

クエリ例

CALC:HARM:DIST?
>32.34,-9.81e+00:CALCulate:HARMonic:RESult?

90

Query

コマンド一覧説明

各高調波を dBm で返します。

クエリ構文:CALCulate:HARMonic:RESult?
<fundamental>,<harmonic#2>,….<harmonic#n><fundamental> dBm 単位で基本波周波数の振幅を返します。
<harmonic#n> dBm 単位で n 番目の高調波振幅を
返します。

クエリ例

:CALC:HARM:RES?
>-7.572e+01,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00
Set:CALCulate:HARMonic:STATe

Query

説明

高調波測定機能の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:HARMonic:STATe {ON|OFF}

クエリ構文:CALCulate:HARMonic:STATe?

パラメータ

OFF
ON

高調波測定をオフにします。
高調波測定をオンにします。

戻り値

0
1

高調波測定はオフです。
高調波測定はオンです。

例:CALC:HARM:STAT ON
Set:CALCulate:JITTer:STATe

Query

説明

ジッタ解析機能の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:JITTer:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:JITTer:STATe?

91

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ

0
1
OFF
ON

ジッタ解析をオフします。
ジッタ解析をオンします。
ジッタ解析をオフします。
ジッタ解析をオンします。

戻り値

0
1

ジッタ解析はオフです。
ジッタ解析はオンです。

例:CALCulate:JITTer:STATe 1:CALCulate:JITTer:CARRier:POWer?

Query

説明

現在の Y 軸単位でキャリア電力を返します。

クエリ構文:CALCulate:JITTer:CARRier:POWer?

戻り値

<NR3>

クエリ例

:CALC:JITT:CARR:POW?
>-5.237e+01

現在の Y 軸単位

:CALCulate:JITTer:PHASe?

Query

説明

ラジアン単位でキャリア位相ジッタを返します。

クエリ構文:CALCulate:JITTer:PHASe?

戻り値

<NR3>

クエリ例

:CALC:JITT:PHAS?
>1.5307e+01

Rad:CALCulate:JITTer:TIME?

Query

説明

キャリアジッタ時間を秒単位で返します。

クエリ構文:CALCulate:JITTer:TIME?

戻り値 r

<NR3>

クエリ例

:CALC:JITT:TIME?
>.5.31e-08

92

単位：秒

コマンド一覧:CALCulate:LIMit<n>:CLEar

Set

説明

選択したリミットラインの上限リミット、下限リミットと
Pass/Fail 状態をクリアします。

構文:CALCulate:LIMit<n>:CLEar

パラメータ

<n>

例

:CALC:LIM1:CLE

選択しするリミットライン

Set:CALCulate:LIMit<n>:DATA
説明

Query

選択したリミットラインの各ポイントの周波数と振幅リミットを設定または問い合わせます。
データは、CSV 形式で保存されます。
<CSV データ>データのためのデータポイント（合計 20個のデータ）の 10 組の合計があります。
There are total of 10 pairs of data points (20 data
entries in total) for the <csv data> data.

構文:CALCulate:LIMit<n>:DATA <csv data>

クエリ構文:CALCulate:LIMit<n>:DATA?

パラメータ/
戻り値<csv data> pt#1 freq, pt#1 limit, …….pt#10 freq,
pt#10 limit.
<n>例

選択したリミットライン:CALCulate:LIMit3:DATA?
>1e+6,-10,2e+6,-30,3e+6,-40,4e+6……………

:CALCulate:LIMit:FAIL?
説明

Pass/Fail 判定を問い合わせます。

クエリ構文:CALCulate:LIMit:FAIL?

Query

93

GSP-9300 プログラミングマニュアル
戻り値

0
1

クエリ例

:CALC:LIM:FAIL?
>1

Pass
Fail

:CALCulate:LIMit:LOW

Set

説明

下限リミットにどのリミットラインを使用するかを選択します。

構文:CALCulate:LIMit:LOW <limit num>

パラメータ

<limit num> <NR1> 1～5

例:CALC:LIM:LOW 2:CALCulate:LIMit:HIGH

Set

説明

上限リミットにどのリミットラインを使用するかを選択します。

構文:CALCulate:LIMit:HIGH <limit num>

パラメータ

<limit num> <NR1> 1～5

例:CALC:LIM:HIGH 2:CALCulate:LIMit<n>:MARKer

Set

説明

リミットライン上のポイントに現在のマーカ位置を設定します。ポイントの垂直方向の位置は、マーカの垂直位置+ユーザー定義のオフセットです。

構文:CALCulate:LIMit<n>:MARKer <point>,<offset>

パラメータ<point><offset><n>例:CALC:LIM1:MARK 5, 20

94<NR1> ポイント 1～10
<NR3> dB
選択したリミットライン

コマンド一覧
Set:CALCulate:LIMit:MODE

Query

説明

リミットラインテストの Pass/Fail モードを設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:LIMit:MODE {SING|CONT}

クエリ構文:CALCulate:LIMit:MODE?

パラメータ

SING
CONT

Pass/Fail 結果の後、トリガを停止します。
Pass/Fai 結果の後もトリガを継続します。

戻り値

SINGLE
Pass/Fai 結果の後、トリガを停止します。
CONTINUE Pass/Fai 結果の後もトリガを継続します。

例:CALC:LIM:MODE CONT
Set

:CALCulate:LIMit:STATe

Query

説明

リミットライン Pass/Fail テストのオン/オフを設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:LIMit:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:LIMit:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

Pass/Fail テストをオフします。
Pass/Fail テストをオンします。
Pass/Fail テストをオフします。
Pass/Fail テストをオンします。

戻り値

0
1

Pass/Fail テストはオフです。
Pass/Fail テストはオンです。

例:CALC:LIM:STAT 1:CALCulate:LIMit<n>:TRACe

Set

95

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

ユーザー定義オフセットで現在選択されているトレース
からリミットラインを作成します。

構文:CALCulate:LIMit<n>:TRACe <offset>

パラメータ

<n>
<offset>例:CALC:LIM2:TRAC 10<NR1>リミットライン 1～5<NR3>単位［dB］

Set:CALCulate:LIMit:TYPE

Query

説明

リミットラインテストの Pass/Fail 条件を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:LIMit:TYPE {ALL|MAX|MIN}

クエリ構文:CALCulate:LIMit:TYPE?

パラメータ/
戻り値

ALL
MAX
MIN

例

:CALC:LIM:TYPE ALL

All-in.
Max-InMin-In:CALCulate:MARKer:AOFF
説明

マーカをオフにします。

構文:CALCulate:MARKer:AOFF

例:CALC:MARK:AOFF

Set

Set

:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:RESolution

Query

説明

選択したマーカの周波数カウンタ分解能を Hz で設定
または問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:RESolution <freq>

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:RESolution?

96

コマンド一覧
パラメータ<n><freq><NR1>マーカ番号 1～6*.
周波数分解能［単位 Hz**］

戻り値<freq>

周波数分解能［Hz］

注意* 一度にマーカカウンタ機能として使用できるマーカは
1 つだけです。
選択したマーカカウンタは、その前に選択したマーカカ
ウンタは無効になります。
** 1000, 100, 10, 1 Hz のみ有効です。

例:CALC:MARK1:FCO:RES?
>1.0e+3:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:
RESolution:AUTO

Set
Query

説明

自動周波数カウンタ分解能のオン/オフを設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:RESolution:AUTO{ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:RESolution:AUTO?

パラメータ

<n>
0
1
OFF
ON

<NR1>マーカ番号 1～6
Auto をオフにします。
Auto をオンにします。
Auto をオフにします。
Auto をオンにします。

戻り値

0
1

Auto はオフです。
Auto はオンです。

例:CALC:MARK1:FCO:RES:AUTO?
Set:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:STATe

Query

97

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

周波数カウンタ機能の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:STATe?

パラメータ

<n>
0
1
OFF
ON

<NR1>マーカ番号 1～6
周波数カウンタをオフします。
周波数カウンタをオンします。
周波数カウンタをオフします。
周波数カウンタをオンします。

戻り値

0
1

周波数カウンタはオフです。
周波数カウンタはオンです。

例:CALC:MARKer1:FCO:STAT 1:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:X?

Query

説明

選択したマーカの周波数カウントを Hz で返します。

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:FCOunt:X?

パラメータ

<n>

<NR1> マーカ番号 1～6.

戻り値

<freq><NR3> 周波数［Hz］

例:CALC:MARK1:FCO:X?
>2.0083e+8
Set:CALCulate:MARKer<n>:NOISe:STATe

Query

説明

ノイズマーカ機能の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer<n>:NOISe:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:NOISe:STATe?

パラメータ

<n>
0
1

98

<NR1>マーカ番号 1～6.
ノイズマーカ機能をオフします。
ノイズマーカ機能をオンします。

コマンド一覧
OFFON

ノイズマーカ機能をオフします。
ノイズマーカ機能をオンします。

戻り値

0
1

ノイズマーカ機能はオフです。
ノイズマーカ機能はオンです。

例:CALC:MARK2:NOIS:STAT ON:CALCulate:MARKer<n>:NOISe:Y?

Query

説明

マーカ位置から 1Hz 帯域幅で正規化されたノイズレベ
ルを返します。

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:NOISe:Y?

パラメータ

<n>

<NR1> マーカ番号 1～.

戻り値

<NR3>

正規化されたノイズレベル［単位：Y 軸の単位」

例:CALC:MARK1:NOIS:Y?
>1.166e+2:CALCulate:MARKer<n>:PEAK

Set

説明

選択したマーカを指定したピークへ移動します。

構文:CALCulate:MARKer<n>:PEAK {MAXimum|
MINimum|NEXT|RIGHt|LEFT}

パラメータ

<n>
MAXimum
MIMimum
NEXT
RIGHt
LEFT

例

:CALC:MARK1:PEAK NEXT

<NR1> マーカ番号 1～6
最大ピーク値
最小ピーク値
次ピーク
右側の次ピーク
左側の次ピーク

Set:CALCulate:MARKer:PEAK:CTRack:STATe

Query

99

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

ピークトラック機能の状態を設定または問い合わせます。ピークトラック機能は、現在選択しているマーカにのみ適用されます。

構文:CALCulate:MARKer:PEAK:CTRack:STATe{ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:MARKer:PEAK:CTRack:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

ピークトラックをオフにします。
ピークトラックをオンにします。
ピークトラックをオフにします。
ピークトラックをオンにします。

戻り値

0
1

ピークトラックはオフです。
ピークトラックはオンです。

例:CALC:MARK:PEAK:CTR:STAT ON:CALCulate:MARKer:PEAK:DATA?
説明

Query

CSV 形式で全てのトップ 10 のピークデータ値を返します（ピークテーブルの内容を返します）。
<CSV データ>データは、トップ 10 ピークからのデータの 10 ペアが含まれています。
各ペアは、ピーク周波数およびピーク振幅を含みます。 <CSV データ>データは、データポイント 10 ペア（合計で 20 個のデータ項目）の合計があります。

クエリ構文:CALCulate:MARKer:PEAK:DATA?

戻り値<csv data> pk#1 freq, pk#1 amp,….. pk#10 freq,
pk#10 amp.

例

:CALC:MARK:PEAK:DATA?
>1.250e+08,-5.052e+01,1.065000000e+09,…
Set:CALCulate:MARKer:PEAK:EXCursion
説明

100

Query

ピーク偏位値を設定または問い合わせます。

コマンド一覧
構文:CALCulate:MARKer:PEAK:EXCursion <rel ampl>

クエリ構文:CALCulate:MARKer:PEAK:EXCursion?

パラメータ<rel ampl>

ピーク偏移［単位：dB］(しきい値からのオフセット)

戻り値

<NR3>

ピーク偏移［単位：dB］

例:CALC:MARK:PEAK:EXC 6 db
Set

:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:TYPE

Query

説明

ピークテーブルのピーク並べ替えタイプを設定または、問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:TYPE{FREQuency|AMPLitude}

クエリ構文:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:TYPE?

パラメータ/
戻り値

FREQuency 周波数で並び替え
AMPLitude 振幅で並べ替え

例:CALC:MARK:PEAK:SORT:TYPE FREQ
Set

:CALCulate:MARKer:PEAK:TABLe:STATe

Query

説明

ピークテーブルの状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer:PEAK:TABLe:STATe{ON|OFF|1|0}

クエリ:CALCulate:MARKer:PEAK:TABLe:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

ピークテーブルをオフします。
ピークテーブルをオンします。
ピークテーブルをオフします。
ピークテーブルをオンします。

戻り値

0
1

ピークテーブルはオフです。
ピークテーブルはオンです。

101

GSP-9300 プログラミングマニュアル
例:CALC:MARK:PEAK:TABL:STAT ON
Set:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold

Query

説明

ピークのしきい値を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold < ampl>

クエリ構文
パラメータ

:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold?
< ampl>ピークしきい値のレベル

戻り値

<NR3>

例

:CALC:MARK:PEAK:THR -3 dBm

ピークしきい値。
注意：戻り値の単位は現在の Y 軸単位に依存します。

:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold:
STATe

Set
Query

説明

ピークしきい値の状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold:STATe{ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

ピークしきい値をオフにします。
ピークしきい値をオンにします。
ピークしきい値をオフにします。
ピークしきい値をオンにします。

戻り値

0
1

ピークしきい値はオフです。
ピークしきい値はオンです。

例:CALC:MARK:PEAK:THR:STAT ON:CALCulate:MARKer<n>:SET

102

Set

コマンド一覧説明

5 個のプリセット位置のいずれかに選択したマーカを設定します。

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:SET {CENTer|STARt|STOP|STEP|RLEVel}

パラメータ

<n>
CENTer
STARt
STOP
STEP
RLEVel例:CALC:MARK1:SET CENT

<NR1> マーカ番号 1～6
センター周波数を設定します。S
スタート周波数に設定します。
ストップ周波数に設定します。
CF STEP 周波数に設定します。
リファレンスレベルに設定します。

Set:CALCulate:MARKer<n>:STATe

Query

説明

選択したマーカの状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer<n>:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:STATe?

パラメータ

<n>
0
1
OFF
ON

<NR1> マーカ番号 1～6
選択したマーカをオフします。
選択したマーカをオンします。
選択したマーカをオフします。
選択したマーカをオンします。

戻り値

0
1

選択したマーカはオフです。
選択したマーカはオンです。

例:CALC:MARK1:STAT ON
Set:CALCulate:MARKer:TABLe:STATe

Query

説明

マーカテーブルの状態を設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer:TABLe:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:MARKer:TABLe:STATe103

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ

0
1
OFF
ON

テーブルをオフします。
テーブルをオンします。
テーブルをオフします。
テーブルをオンします。

戻り値

0
1

テーブルはオフです。
テーブルはオフです。

例:CALC:MARK:TABL:STAT ON
Set:CALCulate:MARKer<n>:TRACe

Query

説明

選択したマーカをトレースに割り当てます。選択したマーカがどのトレースに割り当てられているか問い合わ
せます。

構文

:CALCulate:MARKer<n>:TRACe <trace name>

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:TRACe?

パラメータ/
戻り値<n><tracename>

例:CALC:MARK2:TRAC 1<NR1> マーカ番号 1～6
トレース番号： (1, 2, 3, 4)

Set:CALCulate:MARKer<n>:TRACe:AUTO

Query

説明

マーカトレース機能の状態を設定または問い合わせま
す。選択したマーカをトレース（オン）へ自動的に割り当てるかまたは手動でトレース（オフ）へ割り当てます。

構文:CALCulate:MARKer<n>:TRACe:AUTO {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:TRACe:AUTO?

パラメータ

<n>
0
1
OFF

104

<NR1> マーカ番号 1～6
オート機能をオフにします。
オート機能をオンにします。
オート機能をオフにします。

コマンド一覧ON

オート機能をオンにします。

戻り値

0
1

オート機能はオフです。
オート機能をオンです。

例:CALC:MARK2:TRAC:AUTO OFF
Set:CALCulate:MARKer<n>:TYPE

Query

説明

マーカタイプを設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer<n>:TYPE {NORMal|DELTa}

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:TYPE?

パラメータ/
戻り値<n><NR1> マーカ番号 1～6<NORMal> ノーマルマーカ<DELTa>デルタマーカ例:CALC:MARK1:TYPE NORM
Set

:CALCulate:MARKer<n>:X

Query

説明

マーカ位置を Hz 単位で設定または問い合わせます。

構文:CALCulate:MARKer<n>:X <freq>

クエリ構文:CALCulate:MARKer<n>:X?

パラメータ/
戻り値<n><freq>

例:CALC:MARK4:X 2.0e+6<NR1> マーカ番号 1～6
単位：Hz:CALCulate:MARKer<n>:Y?

Query

説明

現在の単位でマーカの垂直ポジションを問い合わせま
す。

クエリ構文

:CALCulate:MARKer<n>:Y?

105

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ

<n>

<NR1> マーカ番号 1～6

戻り値

<NR3>

電力または電圧例:CALC:MARK1:Y?
>-5.43e+1:CALCulate:MATH:PDIF

Set

説明

2 つのトレースの電力差を計算します。(T1 –First レースの演算子- と T2 -Second トレースの演算子-).

構文:CALCulate:MATH:PDIF <Destination Trace,T1,T2>

パラメータ< Destination Trace>*
< T1>
< T2>

注意

* T1 トレースまたは T2 トレースを destination トレースと同じに設定することは出来ません。

例:CALC:MATH:PDIF TRAC1,TRAC2,TRAC3

TRACe1, TRACe2,
TRACe3 or TRACe4:CALCulate:MATH:LDIF

Set

説明

二つのトレース(T1 ：最初のトレース演算子と T2（次のトレース演算子）間の対数差を計算し、指定されたリファレンスレベルを指定先のトレースへ割り当てます。

構文:CALCulate:MATH:LDIF<Destination Trace,T1,T2, Ref>

パラメータ

< Destination Trace>*
< T1>
< T2>
<Ref>

TRACe1, TRACe2,
TRACe3 または TRACe4<NR1>リファレンスレベル

注意* 指定先のトレースは T1 または T2 トレースと同じにはできません。

Example:CALC:MATH:LDIF TRAC1,TRAC2,TRAC3,20

106

コマンド一覧:CALCulate:MATH:LOFF

Set

説明

T1（ソースのトレース）へオフセットを加算し指定先のトレースへ結果を表示します。

構文:CALCulate:MATH:LOFF <Destination
Trace,T1,offset>

パラメータ< Destination Trace >*< T1> -source trace<offset>

注意*指定先のトレースは、ソースのトレースと同じにはで
きません。

例

:CALC:MATH:LOFF TRAC1,TRAC2,6

TRACe1, TRACe2,
TRACe3 または TRACe4<NRf>Offset in dB

Set:CALCulate:NDB:STATe

Query

説明

NdB 機能の状態を設定または問い合わせます。S

構文:CALCulate:NDB:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:NDB:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

NdB BW をオフにします。
NdB BW をオンにします。
NdB BW をオフにします。
NdB BW をオンにします。

戻り値

0
1

NdB BW はオフです。.
NdB BW はオンです。

例:CALC:NDB:STAT ON:CALCulate:NDB:BANDwidth|BWIDth?
説明

NdB 帯域幅測定の結果を返します。

Query Syntax:CALCulate:NDB:BANDwidth|BWIDth?

Query

107

GSP-9300 プログラミングマニュアル
戻り値

<NR3>

例

:CALC:NDB:BAND?
>5.5e+04

NdB bandwidth。単位：Hz.

Set:CALCulate:NORMalize:STATe

Query

説明

トラッキングジェネレータのノーマライズをオン/オフまたは状態を問い合わせます。

構文:CALCulate:NORMalize:STATe{ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:NORMalize:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

ノーマライズをオフします。
ノーマライズをオンします。
ノーマライズをオフします。
ノーマライズをオンします。

戻り値

0
1

ノーマライズはオフです。
ノーマライズはオです。

例:CALC:NORM:STAT ON
Set:CALCulate:OCBW:STATe

Query

説明

OCBW 測定をオン/オフするか、または状態を問い合
わせます。

構文

:CALCulate:OCBW:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:OCBW:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

OCBW をオフします。
OCBW をオンします
OCBW をオフします
OCBW をオンします

戻り値

0
1

OCBW はオフです
OCBW はオンです

例:CALC:OCBW:STAT ON

108

コマンド一覧:CALCulate:OCBW:BANDwidth|BWIDth?

Query

説明

OCBW 測定の帯域幅を問い合わせます。

クエリ構文:CALCulate:OCBW:BANDwidth|BWIDth?

戻り値

<NR3>

例

:CALC:OCBW:BAND?
>4.1e+03

OCBW 倍域幅。単位：Hz.

:CALCulate:OCBW:CHPower?

Query

説明

OCBW のチャンネルパワー測定値を返します。

クエリ構文:CALCulate:OCBW:CHPower?

戻り値

<NR3>

例

:CALC:OCBW:CHP?
>9.13e+01

OCBW チャンネルパワー。
単位；現在の Y 軸の単位

:CALCulate:OCBW:POWer?

Query

説明

OCBW トータルパワー測定値を返します。

クエリ構文:CALCulate:OCBW:POWer?

戻り値

<NR3>

例

:CALC:OCBW:POW?
>1.33e+01

OCBW トータルパワー。
単位；現在の Y 軸の単位

:CALCulate:OCBW:PSD?

Query

説明

OCBW パワースペクトラム密度を返します。

クエリ構文:CALCulate:OCBW:PSD?

109

GSP-9300 プログラミングマニュアル
戻り値

<NR3>

例

:CALC:OCBW:PSD?
>-9.933e+01

PSD 単位：dBm/Hz.

Set:CALCulate:P1DB:STATe

Query

説明

P1DB 機能をオン/オフまたは状態を問い合わせます。

構文:CALCulate:P1DB:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:P1DB:STATe?

パラメータ

OFF | 0ON | 1

リミットをオフします。
リミットをオンします。

戻り値

0
1

リミットはオフです。
リミットはオンです。

例:CALC:P1DB:STAT?
>0:CALCulate:P1DB:GAIN:AVERage?

Query

説明

P1dB 平均ゲインを返します。

クエリ構文:CALCulate:P1DB:GAIN:AVERage?

戻り値

<NR3>

平均ゲインを返します。単位：dB.

N/A

P1dB の値が見つからないか該当がない
場合 N/A を返します。

例:CALC:P1DB:GAIN:AVER?
>1.416e+01:CALCulate:P1DB:GAIN:RESult?

Query

説明

TG 入力レベルが-30dBm から 0dBm で各 1dBm 増加に対するゲイン（dB）を返します。

クエリ構文:CALCulate:P1DB:GAIN:RESult?

110

コマンド一覧
戻り値<NR3>,<NR3>……<NR3> (データ数：31 個)
<NR3>

例

-30dBm から開始して 0dB までのゲイン。単位：dB:CALC:P1DB:GAIN:RES?
>0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.0
0e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,
0.00e+00,0.00e+00,0.00e+00,1.382e+01,1.406e+01,1.40
1e+01,1.404e+01,1.423e+01,1.419e+01,1.434e+01,1.441
e+01,1.449e+01,1.460e+01,1.426e+01\n:CALCulate:P1DB:RESult?

Query

説明

X-Y 座標として P1dB 出力結果を返します。

クエリ構文:CALCulate:P1DB:RESult?

戻り値<x>,<y>例<x>X 軸座標。単位：dBm<y>Y 軸座標。単位：dBm.

:CALC:P1DB:RES?
>-9.25e+00,4.12e+00:CALCulate:PMETer:POWer?

Query

説明

パワーメータモードのパワー測定を返します。

クエリ構文:CALCulate:PMETer:POWer?

戻り値

<NR3>

例

:CALC:PMET:POW?
>-0.83e+01

電力。現在の Y 軸単位

Set:CALCulate:PMETer:LIMit:STATe

Query

111

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

パワーメータモードで PASS/FAIL リミットのオン/オフを切り替えまたは状態を問い合わせます。

構文:CALCulate:PMETer:LIMit:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:PMETer:LIMit:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

リミットをオフします。
リミットをオンします。
リミットをオフします。
リミットをオンします。

戻り値

0
1

リミットはオフです。
リミットはオンです。

例:CALC:PMET:LIM:STAT?
>1:CALCulate:PMETer:LIMit:FAIL?

Query

説明

PASS/FAIL 判定を問い合わせます。

クエリ構文:CALCulate:PMETer:LIMit:FAIL?

戻り値

0
1

例

:CALC:PMET:LIM:FAIL?
>1

Pass またはリミットがオンされていない
Fail

Set

:CALCulate:SEM:STATe

Query

説明

SEM 測定のオン/オフを切り替えまたは状態を問い合
わせます。

構文

:CALCulate:SEM:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:SEM:STATe?

パラメータ

0
1
OFF

112

SEM をオフします。
SEM をオンします。
SEM をオフします。

コマンド一覧
ON

SEM をオンします。

戻り値

0
1

SEM はオフです。
SEM はオンです。

例:CALC:SEM:STAT ON:CALCulate:SEM:OFFSet<n>:RESult?

Query

説明

スタート、ストップ周波数と同時に選択したオフセットの
PASS/FAIL リミットと判定を返します。

クエリ構文:CALCulate:SEM:OFFSet<n>:RESult?

パラメータ

<n>

戻り値

<start freq> 選択したチャンネルのスタート周波数<low dBm> Lower dBm 測定<low p/f> Lower pass/fail リミット判定
0 = pass, 1 = fail.
<stop freq> 選択したチャンネルのストップ周波数<upp dBm> Upper dBm 測定<upp p/f> Upper pass/fail リミット判定
0 = pass, 1 = fail.

例:CALC:SEM:OFFS1:RES?
>9e+7, -7.9e+1,0,1.7e+7,-6.9e+1,0

オフセット番号 1～5.

:CALCulate:TOI:DIFFerential?
説明3 次相互変調歪みを返します。

クエリ構文:CALCulate:TOI:DIFFerential?

戻り値<base lower><NR3> dBc
<base upper><NR3> dBc
<3rd order lower> <NR3> dBc<3rd order upper> <NR3> dBc

例:CALC:TOI:DIFF?
>0.0e+0,-1.67e-1,-1.09e+1,-6.61e+0

Query

113

GSP-9300 プログラミングマニュアル:CALCulate:TOI:FREQuency:DIFFerential?

Query

説明

ベースの下部周波数とベースの上部周波数のデルタ値を返します。

クエリ構文:CALCulate:TOI:FREQuency:STEPsize?

戻り値

<NR3>

例

:CALC:TOI:FREQ:DIFF?
>6.65e+5Δf： HzSet:CALCulate:TOI:LIMit:STATe

Query

説明

TOI pass/fail リミットのオン/オフを切り替えまたは状態を問い合わせます。

構文:CALCulate:TOI:LIMit:STATe {ON|OFF|1|0}

クエリ構文:CALCulate:TOI:LIMit:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

pass/fail リミットをオフします。
pass/fail リミットをオンします。
pass/fail リミットをオフします。
T pass/fail リミットをオンします。

戻り値

0
1

pass/fail リミットはオフです。
pass/fail リミットはオンです。

例:CALC:TOI:LIM:STAT ON:CALCulate:TOI:RESult?

Query

説明

3 次相互変調歪みと PASS/FAIL 判定結果を返しま
す。

クエリ構文

:CALCulate:TOI:RESult?

114

コマンド一覧
戻り値<3rd lower><lower p/f>
<3rd upper><upper p/f>

例

3rd order lower intercept
3rd order lower pass/fail 判定.
0=pass, 1=fail3rd order upper intercept
3rd order lower pass/fail 判定
0=pass, 1=fail:CALC:TOI:RES?
>-5.5e+1,0, -6.61e+1,0Set:CALCulate:TOI:STATe

Query

説明

Turns TOI measurement on/off or queries its state.

Syntax:CALCulate:TOI:STATe {ON|OFF|1|0}

Query Syntax:CALCulate:TOI:STATe?

Parameter

0
1
OFF
ON

Return parameter 0
1
ExampleTurns TOI measurement off.
Turns TOI measurement on.
Turns TOI measurement off.
Turns TOI measurement on.
TOI measurement is off.
TOI measurement is on.

:CALC:TOI:STAT ON

CONFigure コマンド
:CONFigure:MODE ................................................................. 115
Set:CONFigure:MODE

Query

説明

本器の動作モードをスペクトラムまたはパワーメータに設定または問い合わせます。

構文:CONFigure:MODE {SA|PMETer}

クエリ構文:CONFigure:MODE?
115

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ/
戻り値<SA><PMETer>

例:CONF:MODE SA

スペクトラムモード
パワーメータモード

ディスプレイコマンド:DISPlay:BRIGhtness ............................................................ 117:DISPlay:ENABle ..................................................................... 117:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:AUTO118:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision .................................................................................. 118:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:RPOSition ................................................................................ 119:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:RVALue1:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y [:SCALe]:AUTO119:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision .................................................................................. 120:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RPOSition ................................................................................ 120:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RVALue1:DISPlay[:WINDow]:NORMal ............................................... 121:DISPlay[:WINDow]:SPECtrogram.................................... 121:DISPlay[:WINDow]:SPLit:NORMal:ALTernate ............ 121:DISPlay[:WINDow]:SPLit:NORMal:ACTive .................. 122:DISPlay[:WINDow]:SPLit:SPECtrogram ....................... 122:DISPlay[:WINDow]:SPLit:TOPO ...................................... 122:DISPlay[:WINDow]:TOPO................................................... 123:DISPlay[:WINDow]:TOPO:MARK:PERCent? ............... 123:DISPlay[:WINDow]:TOPO:DELT:PERCent? ................ 123:DISPlay[:WINDow]:TRACe<n>:MODE ........................... 123:DISPlay[:WINDow]:TRACe<n>:MODE:MAXHOLD? .. 124:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y:DLINe ............................... 124:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y:DLINe:STATe ................ 125:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:AUTO............. 125:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:NRLevel ........ 125:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:NRPosition .. 126

116

コマンド一覧:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe] :PDIVision .... 126:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:POSition ....... 127:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel .......... 127:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet12:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing ....... 128:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:STATe ........... 128:DISPlay:SPECtrogram:DELTA:INVerse:TIME? .......... 129
Set:DISPlay:BRIGhtness

Query

説明

LCD の輝度レベルを設定または問い合わせます。

構文:DISPlay:BRIGhtness {HIGH|MIDDle|LOW}

クエリ構文:DISPlay:BRIGhtness?

パラメータ/
戻り値<HIGH><MIDDle><LOW>

例:DISP:BRIG HIGH

高い輝度のレベル
中間の輝度レベル
低い輝度レベルSet:DISPlay:ENABle

Query

説明

LCD バックライトをオン/オフを設定または問い合わせます。

構文:DISPlay:ENABle {OFF|ON|0|1}

クエリ構文:DISPlay:ENABle?

パラメータ

0
1
OFF
ON

LCD バックライトをオフします。
LCD バックライトをオンします。
LCD バックライトをオフします。
LCD バックライトをオンします。

戻り値

0
1

LCD バックライトをオフします。
LCD バックライトをオンします。

例:DISP:ENAB?
>1117

GSP-9300 プログラミングマニュアル:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:AUTO

Set
Query

説明

AM/FM 復調のオートスケールのオン/オフを設定または問い合わせします。
オンに設定した場合、オートすけーーるきのうは連続して実行されます。

構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:AUTO{OFF|ON|0|1}

クエリ構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:AUTO?

パラメータ

0
1
OFF
ON

オートスケールをオフします。
オートスケールをオンします。
オートスケールをオフします。
オートスケールをオンします。

戻り値

0
1

オートスケールはオフです。
オートスケールはオンです。

例:DISP:DEM:TRAC:X:AUTO ON:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision

Set
Query

説明

時間軸スケール/div を設定または問い合わせます。

構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:
PDIVision <time>

クエリ構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:
PDIVision?

パラメータ
戻り値

<time><NR3>

例:DISP:DEM:TRAC:X:PDIV 2 ms

118

<NRf>
単位：秒

コマンド一覧:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:RPOSition

Set
Query

説明

AM/FM 復調（X 軸グリッド：目盛）のためのリファレン
ス位置を設定または問い合わせます。

構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:
RPOSition <integer>

クエリ構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:
RPOSition?

パラメータ/
戻り値<integer>

例:DISP:DEM:TRAC:X:RPOS 2<NR1>1～10:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:RVALue

Set
Query

説明

Sets or queries the Reference value time.

構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:
RVALue <time>

クエリ構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:
RVALue?

パラメータ
戻り値<time><NR3>

例:DISP:DEM:TRAC:X:RVAL 2 ms

<NRf>
Seconds:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:AUTO
説明

Set

AM/FM 復調の垂直表示のスケールをオートに設定し
ます。

119

GSP-9300 プログラミングマニュアル
構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:AUTO

例:DISP:DEM:TRAC:Y:AUTO:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision

Set
Query

説明

1 目盛あたりの Y 軸スケールを設定または問い合わ
せます。

構文

:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
PDIVision <NRf>

クエリ構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
PDIVision?

パラメータ
戻り値

<NRf>
<NR3>

例

:DISP:DEM:TRAC:Y:PDIV 2.3e+1

AM 単位： %, FM 単位：HzAM 単位： %, FM 単位： Hz:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RPOSition

Set
Query

説明

AM/FM 復調機能でトレースのリファレンス位置を設定
または問い合わせます。(Y 軸グリッド)構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
RPOSition <integer>

クエリ構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
RPOSition?

パラメータ/
戻り値<integer>

例:DISP:DEM:TRAC:Y:RPOS 2

120<NR1>1～10

コマンド一覧:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RVALue

Set
Query

説明

リファレンスレベル値を設定または問い合わせます。
(AM: %, FM: Hz).

構文

:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
RVALue <NRf>

クエリ構文:DISPlay:DEMod[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
RVALue?

パラメータ

<NRf>

AM Unit: %, FM Unit: Hz

戻り値

<NR3>

AM Unit: %, FM Unit: Hz

例:DISP:DEM:TRAC:Y:RVAL 2 %:DISPlay[:WINDow]:NORMal

Set

Description

Sets the display window to the normal trace mode.

構文:DISPlay[:WINDow]:NORMal

例:DISP:NORM:DISPlay[:WINDow]:SPECtrogram

Set

説明

画面をスペクトログラムモードに設定します。.

構文:DISPlay[:WINDow]:SPECtrogram

例:DISP:SPEC:DISPlay[:WINDow]:SPLit:NORMal:
ALTernate

Set

121

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

スプリットウィンドウモードで交互スイープ機能をオンにします。両ウィンドウは、ノーマルトレースにします。
(スぺく虎グラムとトポグラフィックモードもあります)

構文:DISPlay[:WINDow]:SPLit:NORMal:ALTernate

例:DISP:SPL:NORM:ALT:DISPlay[:WINDow]:SPLit:NORMal:ACTive

Set

Description

どのウィンドウ（上部または下部）を、ノーマルトレース
モードを表示させすか設定します。選択したウィンドウが、アクティブなウィンドウになります。
まだ、実行されていない場合、このコマンドは、画面分割モードになります。

構文:DISPlay[:WINDow]:SPLit:NORMal:ACTive{UPPer|LOWer}

例:DISP:SPL:NORM:ACT UPP:DISPlay[:WINDow]:SPLit:SPECtrogram

Set

説明

スプリットモードをスペクトログラム+スペクトラムに設
定します。

構文

:DISPlay[:WINDow]:SPLit:SPECtrogram

例:DISP:SPL:SPEC:DISPlay[:WINDow]:SPLit:TOPO

Set

説明

スプリットモードをトポグラフィック+スペクトラムに設定
します。

構文

:DISPlay[:WINDow]:SPLit:TOPO

例:DISP:SPL:TOPO

122

コマンド一覧:DISPlay[:WINDow]:TOPO

Set

説明

画面表示をトポグラフィックに設定します。

構文:DISPlay[:WINDow]:TOPO

例:DISP:TOPO:DISPlay[:WINDow]:TOPO:MARK:PERCent?

Query

説明

トポグラフィック表示でリファレンスマーカ位置と交差す
るトレースのパーセンテージを返します。

クエリ構文:DISPlay[:WINDow]:TOPO:MARK:PERCent?

戻り値

<NR3>

例

:DISP:TOPO:MARK:PERC?
>0.000e+00:DISPlay[:WINDow]:TOPO:DELT:PERCent?

Query

説明

トポグラフィック表示でデルタマーカ位置で交差するト
レースをパーセンテージで返します。

クエリ構文:DISPlay[:WINDow]:TOPO:DELT:PERCent?

戻り値

<NR3>

例

:DISP:TOPO:DELT:PERC?
>6.667e+01:DISPlay[:WINDow]:TRACe<n>:MODE

Set

説明

選択したトレースの操作モードを設定します。

構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe<n>:MODE{WRITe|VIEW|BLANk|MAXHold|MINHold}

123

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ

<n>
WRITe
VIEW
BLANK
MAXHold
MINHold

例:DISP:TRAC4:MODE VIEW

<NR1> トレース番号 1～4
Clear and Write
最新のトレースをホールドします。
トレースをクリアします。
各スイープの最大または最少ポイントでホールドします。

:DISPlay[:WINDow]:TRACe<n>:MODE:MAXH
OLD?

Query

説明

トレースの Maxhold しきい値レベルを返します。検出器を Maxhold に設定した場合、このしきい値以下のト
レースの任意の部分はホールドされることはありませ
ん。

クエリ構文

:DISPlay[:WINDow]:TRACE<n>:MODE:MAXHOLD?

戻り値

<n>

<NR1> トレース番号

<NR3>
例

:DISP:TRAC2:MODE:MAXHOLD?
>-2.000e+01
Set:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y:DLINe

Query

説明

ディスプレイレインの振幅レベルを設定または問い合
わせます。

構文

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y:DLINe <ampl>

クエリ構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y:DLINe?

パラメータ<ampl>

戻り値<NR3>

Example:DISP:TRAC:Y:DLIN -5.0e+01

124<NRf> 現在の Y 軸設定（電力または電圧）

コマンド一覧
Set:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y:DLINe:STATe

Query

説明

ディスプレイラインのオン/オフを設定または問い合わ
せます。

構文

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y:DLINe:STATe{OFF|ON|0|1}

クエリ構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y:DLINe:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

ディスプレイラインをオフします。
ディスプレイラインをオンします。
ディスプレイラインをオフします。
ディスプレイラインをオンします。

戻り値

0
1

ディスプレイラインはオフです。
ディスプレイラインはオンです。

例:DISP:TRAC:Y:DLIN:STAT ON:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]
:AUTO

Set

説明

前面パネルの Amplitude>Autoscale[F4]操作と同じです。

構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:AUTO {ONCE}

パラメータ<ONCE>

例:DISP:TRAC:Y:AUTO ONCE

必修パラメータ。

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
NRLevel

Set
Query

説明

TG オプションのノーマライズリファレンスレベルを設定
または問い合わせます。

構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:NRLevel <ampl>

125

GSP-9300 プログラミングマニュアル
クエリ構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:NRLevel?

パラメータ<ampl>

戻り値

<NR3>

例

:DISP:TRAC:Y:NRLevel 5 dBm<NRf> 現在の Y 軸単位：電力または電圧:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
NRPosition

Set
Query

説明

ノーマライズしたリファレンスレベルの位置を設定または問い合わせます。0～10 の Y 軸のグリッド目盛は、
画面下部～画面上部グリッドに対応しています。

構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:NRPosition<integer>

クエリ構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:NRPosition?

パラメータ/
戻り値<integer>

例:DISP:TRAC:Y:NRP 5<NR1> 0～10

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision

Set
Query

説明

振幅スケールがログスケールのとき Y 軸のスケール/dvi を設定または問い合わせます。

構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision{1|2|5|
10}

クエリ構文

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision?

パラメータ/
戻り値

1
2
5
10

126

1 dB
2 dB
5 dB
10 dB

コマンド一覧例:DISP:TRAC:Y:PDIV 10:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
POSition

Set
Query

説明

画面スケール表示の位置を設定または問い合わせます。

構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:POSition{LEFT|CENTer|RIGHt}

クエリ構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:POSition?

パラメータ/
戻り値

LEFT
CENTer
RIGHt

例:DISP:TRAC:Y:POS LEFT

スケールを画面左側に表示します。
スケールを画面中央に表示します。
スケールを画面右側に表示します。

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
RLEVel

Set
Query

説明

Y 軸のリファレンスレベルを設定または問い合わせます。単位は、スケールタイプ（ログ/リニア）に依存します。

構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <ampl>

クエリ構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel?

パラメータ
戻り値

<ampl><NR3>

例:DISP:TRAC:Y:RLEV 1 mV

<NRf>

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
RLEVel:OFFSet

Set
Query

127

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

Y 軸のリファレンスレベルオフセットを設定または問い合わせます。

構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet<rel_ampl>

クエリ構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet
?

パラメータ
戻り値

<ampl><NR3>

例:DISP:TRAC:Y:RLEV:OFFS 5.0e+1 dB<NRf> dB

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing

Set
Query

説明

Y 軸スケールのタイプを設定または問い合わせます：
ログ（対数： logarithmic）またはリニア（直線：linear）

構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing{LINear|LOGarithmic}

クエリ構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing?

パラメータ/
戻り値

LINear
LOGarithmic

例:DISP:TRAC:Y:SPAC LOG

リニアスケール
ログスケール:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:
STATe

Set
Query

説明

画面のスケール表示オン/オフを設定または問い合わ
せます。

構文

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:STATe{OFF|ON|0|1}

クエリ構文:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:STATe?

128

コマンド一覧
パラメータ

0
1
OFF
ON

スケールをオフします。
スケールをオンします。
スケールをオフします。
スケールをオンします。

戻り値

0
1

スケールはオフです。
スケールはオンです。.

例:DISP:TRAC:Y:STAT ON:DISPlay:SPECtrogram:DELTA:INVerse:TIM
E?

Query

説明

スペクトログラム表示でリファレンスマーカとデルタマーカ間の周波数差（デルタ）を問い合わせます。

クエリ構文:DISPlay:SPECtrogram:DELTA:INVerse:TIME?

戻り値

<NR3>

例

:DISP:SPEC:DELTA:INV:TIME?
>1.233e+06

周波数差（デルタ値）を［kHz］で返します。

INITiate コマンド
:INITiate:CONTinuous ........................................................... 129:INITiate[:IMMediate] ............................................................. 130
Set:INITiate:CONTinuous

Query

説明

スイープモードを連続（continuous）またはシングル（single）に設定または問い合わせます。

構文:INITiate:CONTinuous {OFF|ON|0|1}

クエリ構文:INITiate:CONTinuous?

129

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ

0
1
OFF
ON

シングル（single）
連続（continuos）
シングル（single）
連続（continuos）

戻り値

0
1

シングル（single）
連続（continuos）

例:INIT:CONT ON:INITiate[:IMMediate]

Set

説明

即時にシングルスイープ（単掃引）を実行し、その後のスイープを停止します。

構文:INITiate[:IMMediate]

例

:INIT

INPut コマンド
:INPut:ATTenuation ............................................................... 130:INPut:ATTenuation:AUTO ................................................. 131:INPut:IMPedance ................................................................... 131:INPut:OFFSet ......................................................................... 131
Set:INPut:ATTenuation

Query

説明

入力アッテネーションを設定または問い合わせます。

構文:INPut:ATTenuation <integer>

クエリ構文:INPut:ATTenuation?

パラメータ/
戻り値<integer>例:INP:ATT 10 ［dB］

130

<NR1> 0 から 50

コマンド一覧
Set:INPut:ATTenuation:AUTO

Query

説明

自動入力アッテネータのオン/オフを設定または問い合わせます。

構文:INPut:ATTenuation:AUTO {OFF|ON|0|1}

クエリ構文:INPut:ATTenuation:AUTO?

パラメータ

0
1
OFF
ON

自動入力アッテネータをオフにします。
自動入力アッテネータをオンにします。
自動入力アッテネータをオフにします。
自動入力アッテネータをオンにします。

戻り値

0
1

自動入力アッテネータはオフです。
自動入力アッテネータはオンです。

例:INP:ATT:AUTO ON
Set:INPut:IMPedance

Query

説明

Ω単位で入力インピーダンスを設定または問い合わせます。

構文:INPut:IMPedance {50|75}

クエリ構文:INPut:IMPedance?

パラメータ/
戻り値

50
75

例

:INP:IMP 75<NR1> Ω
<NR1> Ω

Set

:INPut:OFFSet

Query

説明

入力オフセット（Input Z Calibration）を設定または問い合わせます。

構文:INPut:OFFSet <rel_ampl>

クエリ構文:INPut:OFFSet?

131

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ/
戻り値<rel_ampl>

例:INP:OFFS 10 dB<NR3> dB

MMEMory コマンド
:MMEMory:CATalog? ............................................................. 132:MMEMory:CDIRectory......................................................... 133:MMEMory:COPY .................................................................... 133:MMEMory:DELete ................................................................. 134:MMEMory:DESTination ....................................................... 134:MMEMory:LOAD:CORRection.......................................... 134:MMEMory:LOAD:LIMit ......................................................... 135:MMEMory:LOAD:PMETer................................................... 135:MMEMory:LOAD:SEQuence.............................................. 135:MMEMory:LOAD:STATe ..................................................... 136:MMEMory:LOAD:TRACe .................................................... 136:MMEMory:MOVE ................................................................... 136:MMEMory:REName ............................................................... 137:MMEMory:STORe:CORRection ....................................... 137:MMEMory:STORe:LIMit ...................................................... 137:MMEMory:STORe:PMETer ................................................ 138:MMEMory:STORe:SCReen ................................................ 138:MMEMory:STORe:SEQuence ........................................... 138:MMEMory:STORe:STATe .................................................. 138:MMEMory:STORe:TRACe .................................................. 139:MMEMory:CATalog?

Query

説明

ローカルメモリへ保存されている全てのファイルのリス
トを返します。

クエリ構文:MMEMory:CATalog?

例:MMEM:CAT?
>LocalState1.sta, QuickJpg.jpg,QuickJpg1.jpg,………

132

コマンド一覧:MMEMory:CDIRectory説明

Set

メモリ関連コマンドのソースディレクトリを設定します。
複数のパーティションを持つ USB フラッシュメモリ/ SD
カードを使用すると、システムが自動的に番号順にこれらのパーティションに名前を付けるためパーティショ
ン番号を指定する必要があります。
USB ポートの数を拡張するために USB ハブを使用すると、同じ状況が適用されます。ハブを使用する場合、接続されている全てのデバイスの全てのパーティショ
ンは、最初のポートから最後のポートに番号順に番号が付けられています。
パーティション番号を指定しない場合、システムは、パーティション＃1 をデフォルト設定します。
例 :MMEM:CDI USB0 = :MMEM:CDI USB)

構文

:MMEMory:CDIRectory {LOCAL|USB[<n>]|SD[<n>]}

パラメータ

LOCAL
USB<n>
SD<n>

<NR1>
<NR1>

例1

:MMEM:CDIR USB

例2:MMEM:CDIR USB3

:MMEMory:COPY

Set

説明

現在のディレクトリから指定されたディレクトリに指定したファイルをコピーします。コピーしたファイル名を変更することができます。

構文:MMEMory:COPY <src_file_name>,<dest_file_name>

パラメータ<src_file_name><dest_file_name>Example:MMEM:COPY QuickJpg1.jpg,QuickJpg2.jpg

133

GSP-9300 プログラミングマニュアル:MMEMory:DELete

Set

説明

現在のディレクトリから指定されたファイルを削除します。

構文:MMEMory:DELete <src_file_name>

パラメータ<src_file_name>

例:MMEM:DEL QuickJpg1.jpg:MMEMory:DESTination
説明

Set

メモリ関連のコマンドで相手先（出力先）ディレクトリを設定します。
内部に複数のパーティションがある USB フラッシュメ
モリや SD カードを使用すると、システムが自動的に番号順にこれらのパーティションに名前を付けるため
パーティション番号を指定する必要があります。
USB ポートの数を拡張するために USB ハブを使用すると、同じ状況が適用されます。
ハブを使用する場合、接続されている全てのデバイスの全てのパーティションは、最初のポートから最後のポートに番号順に番号が付けられています。
パーティション番号を指定しない場合、システムは、パーティション＃1 をデフォルト設定します。
例：:MMEM:DEST USB0 = :MMEM:DEST USB)

構文

:MMEMory:DESTination {LOCAL|USB[<n>]|SD[<n>]}

パラメータ

LOCAL
USB<n>
SD<n>

例

<NR1>
<NR1>

:MMEM:DEST SD:MMEMory:LOAD:CORRection
134

Set

コマンド一覧
説明

補正データファイルを内部メモリへロードします。

構文:MMEMory:LOAD:CORRection <corr num>,<src_file_name>

パラメータ<corr num><src_file_name>

例:MMEM:LOAD:CORR 2,test.cor<NR1> 補正データセット 1～5
XXX.cor:MMEMory:LOAD:LIMit

Set

説明

リミットラインのデータファイルを内部メモリへロードします。

構文:MMEMory:LOAD:LIMit <lim num>,<src_file_name>

パラメータ<lim num><src_file_name>

例:MMEM:LOAD:LIM 2,test.lim<NR1>リミットライン 1～5
XXX.lim:MMEMory:LOAD:PMETer

Set

説明

パワーメータのデータファイルを内部メモリへロードします。

構文:MMEMory:LOAD:PMETer <src_file_name>

パラメータ<src_file_name>

例:MMEM:LOAD:PMET test.pmet:MMEMory:LOAD:SEQuence

XXX.pmet

Set

説明

シーケンスデータをファイルから内部メモリへ保存します。

構文:MMEMory:LOAD:SEQuence <seq num>,<src_file_name>135

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ<seq num><src_file_name>

例:MMEM:LOAD:SEQ 2,test.seq<NR1>sequence number 1～5
XXX.seq:MMEMory:LOAD:STATe

Set

説明

本器の設定状態をファイルから内部メモリへロードしま
す。Loads the instrument state from a file to theinternal memory.

構文:MMEMory:LOAD:STATe <src_file_name>

パラメータ<src_file_name>

例:MMEM:LOAD:STAT test.stat

XXX.stat:MMEMory:LOAD:TRACe

Set

説明

ファイルから内部メモリへトレースデータをロードします。

構文:MMEMory:LOAD:TRACe <trace name>,<src_file_name>

パラメータ<trace name><src_file_name>

例:MMEM:LOAD:TRAC 2,test.tra:MMEMory:MOVE<NR1> 1～4
XXX.traSet

説明

現在のファイルディレクトリの指定したファイルを送り
先ディレクトリへ移動します。移動後、ファイル名を変更することができます。

構文:MMEMory:MOVE <src_file_name>,<dest_file_name>

パラメータ<src_file_name><dest_file_name>136

コマンド一覧例:MMEM:MOVE QuickJpg1.jpg,QuickJpg2.jpg:MMEMory:REName

Set

説明

指定したファイル名の名前を変更します。

構文:MMEMory:REName <old_file_name>,<new_file_name>

パラメータ<old_file_name><new_file_name>

例:MMEM:REN QuickJpg1.jpg,QuickJpg2.jpg:MMEMory:STORe:CORRection

Set

説明

補正データ（Correction data）を内部メモリからファイル
へ保存します。

Syntax:MMEMory:STOR:CORRection<corr num>,<new_dest_file_name>Parameter<corr num>
<new_dest_file_name>Example:MMEM:STOR:CORR 2,test.cor<NR1> correction set 1~5
XXX.cor:MMEMory:STORe:LIMit

Set

説明

リミットラインのデータを内部メモリからファイルへ保存
します。

構文

:MMEMory:STOR:LIMit<lim num>,<new_dest_file_name>

パラメータ<lim num><new_dest_file_name>

例:MMEM:STOR:LIM 2,test.lim<NR1> リミットライン 1～5
XXX.lim137

GSP-9300 プログラミングマニュアル:MMEMory:STORe:PMETer

Set

説明

パワーメータのデータを内部メモリからファイルへ保存
します。

構文

:MMEMory:STORe:PMETer <new_dest_file_name>

パラメータ<new_dest_file_name>

例:MMEM:STOR:PMET test.pmet

XXX.pmet:MMEMory:STORe:SCReen

Set

説明

現在のファイルディレクトリへスクリーンショットを保存
します。

構文

:MMEMory:STORe:SCReen <new_dest_file_name>

パラメータ<new_dest_file_name>

例:MMEM:STOR:SCR test.jpg

XXX.jpg:MMEMory:STORe:SEQuence

Set

説明

シーケンスデータを内部メモリからファイルへ保存します。

構文:MMEMory:STORe:SEQuence <seq num>,<new_dest_file_name>

パラメータ<seq num><new_dest_file_name>Example:MMEM:STOR:SEQ 2,test.seq:MMEMory:STORe:STATe
説明

138

<NR1>
シーケンス番号： 1～5
XXX.seq

Set

機器設定を内部メモリからファイルへ保存します。.

コマンド一覧
構文:MMEMory:STORe:STATe <new_dest_file_name>

パラメータ<new_dest_file_name>

例:MMEM:STORe:STAT test.stat

XXX.stat:MMEMory:STORe:TRACe

Set

説明

内部メモリからファイルへトレースデータを保存します。

構文:MMEMory:STORe:TRACe <trace name>,<new_dest_file_name>

パラメータ<trace name><new_dest_file_name>

例:MMEM:STORe:TRAC 2,test.tra<NR1> 1～4
XXX.tra

OUTPut コマンド
:OUTPut[:STATe]................................................................... 139
Set:OUTPut[:STATe]

Query

説明

トラッキングジェネレータの出力をオン/オフに設定または状態を問い合わせます。

構文:OUTPut[:STATe] {OFF|ON|0|1}

クエリ構文:OUTPut[:STATe]?

パラメータ

0
1
OFF
ON

TG 出力をオフにします。
TG 出力をオンにします。
TG 出力をオフにします。
TG 出力をオンにします。

戻り値

0
1

TG 出力はオフです。
TG 出力はオンです。

例:OUTP ON139

GSP-9300 プログラミングマニュアル

SENSe コマンド[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:BANDwidth|BWIDth . 143[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:HLIMit ............................ 143[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:LLIMit ............................ 144[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:OFFSet ......................... 144[:SENSe]:ACPR:BANDwidth|BWIDth .............................. 144[:SENSe]:ACPR:HLIMit ........................................................ 145[:SENSe]:ACPR:LLIMit ......................................................... 145[:SENSe]:ACPR:HELP:STATe ........................................... 146[:SENSe]:ACPR:SPACe ....................................................... 146[:SENSe]:ASET:AMPLitude ................................................ 146[:SENSe]:ASET:AMPLitude:AUTO .................................. 147[:SENSe]:ASET:RUN ............................................................. 147[:SENSe]:ASET:SPAN .......................................................... 147[:SENSe]:ASET:SPAN:AUTO............................................. 148[:SENSe]:AVERage:COUNt ................................................ 148[:SENSe]:AVERage:STATe ................................................. 149[:SENSe]:AVERage:TYPE ................................................... 149[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]................. 149[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO ... 150[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth:VIDeo .............................. 150[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth:VIDeo:AUTO ................ 151[:SENSe]:CHANnel:SPACe:DOWN .................................. 151[:SENSe]:CHANnel:SPACe:UP.......................................... 151[:SENSe]:CNR:CHANnel:SPACe ...................................... 151[:SENSe]:CNR:DELTamarker:MODE ............................... 152[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DATA ........................ 152[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:STATe ...................... 153[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DELete ..................... 153[:SENSe]:CSO:CHANnel:SPACe ...................................... 153[:SENSe]:CTB:CHANnel:SPACe ...................................... 154[:SENSe]:DEMod:EARPhone:TYPE ................................. 154[:SENSe]:DEMod:EARPhone:VOLume ........................... 154[:SENSe]:DEMod:EARPhone:GAIN .................................. 155[:SENSe]:DEMod:FILTer:LPASs ....................................... 155[:SENSe]:DEMod:IFBW ......................................................... 156

140

コマンド一覧[:SENSe]:DEMod:SQUelch:LEVel ..................................... 157[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]........................................ 157[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]:AUTO .......................... 158[:SENSe]:EMIFilter:STATe .................................................. 158[:SENSe]:EMIFilter:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]159[:SENSe]:FREQuency:CENTer .......................................... 159[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP ............................. 159[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO ................ 160[:SENSe]:FREQuency:OFFSet .......................................... 160[:SENSe]:FREQuency:SPAN .............................................. 160[:SENSe]:FREQuency:SPAN:FULL .................................. 161[:SENSe]:FREQuency:SPAN:PREVious ......................... 161[:SENSe]:FREQuency:STARt ............................................ 161[:SENSe]:FREQuency:STOP .............................................. 162[:SENSe]:HARMonic:FUNDamental:FREQuency ........ 162[:SENSe]:HARMonic:NUMBer ............................................ 162[:SENSe]:LIMit<n>:DELete.................................................. 163[:SENSe]:JITTer:OFFSet:STARt ...................................... 163[:SENSe]:JITTer:OFFSet:STOP ....................................... 163[:SENSe]:NDB:BANDwidth|BWIDth ................................. 163[:SENSe]:OCBW:BANDwidth|BWIDth ............................. 164[:SENSe]:OCBW:PERCent .................................................. 164[:SENSe]:OCBW:SPACe ...................................................... 164[:SENSe]:P1DB:AVERage:COUNt .................................... 165[:SENSe]:P1DB:GAIN:OFFSet ........................................... 165[:SENSe]:PMETer:FREQuency .......................................... 165[:SENSe]:PMETer:HLIMit..................................................... 166[:SENSe]:PMETer:HOLD:STATe ...................................... 166[:SENSe]:PMETer:LLIMit ..................................................... 167[:SENSe]:PMETer:PSENsor:MODE ................................. 167[:SENSe]:PMETer:RECording:TIME ................................. 167[:SENSe]:PMETer:RECording:TIME:STEP .................... 168[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN ............................................... 168[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth:INTegration.. 168[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth[:RESolution] 169[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO............................................................... 169

141

GSP-9300 プログラミングマニュアル[:SENSe]:SEMask:CARRier:AUTO................................... 170[:SENSe]:SEMask:CARRier:CPSD ................................... 170[:SENSe]:SEMask:CARRier:POWer ................................. 171[:SENSe]:SEMask:FREQuency:SPAN............................. 171[:SENSe]:SEMask:GWLan:MODulation ........................... 171[:SENSe]:SEMask:HELP:STATe ....................................... 172[:SENSe]:SEMask:NWLan:CHANnel:
BANDwidth|BWIDth ............................................................... 172[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
BANDwidth|BWIDth[:RESolution]? .................................. 173[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
FREQuency:STARt?.............................................................. 174[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
FREQuency:STOP? ............................................................... 175[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:STARt:ABSolute? .................................................................. 175[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
STOP:ABSolute? .................................................................... 175[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:BANDwidth|
BWIDth[:RESolution]............................................................. 176[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:BANDwidth|BWIDth[:RE
Solution]:AUTO ....................................................................... 176[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:FREQuency:STARt ... 177[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:FREQuency:STOP .... 177[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STARt:ABSolute........ 178[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STARt:RELative ........ 178[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STATe ........................... 178[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:ABSolute ......... 179[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:ABSolute:COUPle1[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:RELative .......... 180[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:RELative:COUPle1[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:TEST .............................. 181[:SENSe]:SEMask:SELect ................................................... 181[:SENSe]:SEMask:TYPE ...................................................... 181[:SENSe]:SEMask:W3GPP:DUPLex:TYPE .................... 182[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:ADDition:LIMit .......... 182[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:ADDition:MOPower 183

142

コマンド一覧[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:MOPower.................... 183[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:TRANsmit:MODE ..... 184[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:CHIP:RATE ................ 184[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:MOPower.................... 185[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:TRANsmit:MODE..... 185[:SENSe]:SEMask:WIMax:CHANnel:BANDwidth|BWIDth1[:SENSe]:SEQuence<n>:DELete ...................................... 186[:SENSe]:SWEep:EGATe:DELay ....................................... 186[:SENSe]:SWEep:EGATe:LENGth..................................... 187[:SENSe]:SWEep:EGATe:STATe ...................................... 187[:SENSe]:SWEep:MODE ....................................................... 187[:SENSe]:SWEep:TIME.......................................................... 188[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO ............................................ 188[:SENSe]:TOI:REFerence .................................................... 189[:SENSe]:TOI:LIMit................................................................. 189[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:BANDwidth|B
WIDth

Set
Query

説明

選択した隣接チャネルに対する隣接チャネル帯域幅を設定または問い合わせます。 ACPR 測定で使用します。

構文[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:BANDwidth|BWIDth<freq>

クエリ構文[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:BANDwidth|BWIDth?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例:ACPR:ACH1:BAND 2.0e+6
Set[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:HLIMit
説明

Query

選択した隣接チャンネルの上限リミットを設定または問い合わせます。ACPR 測定で使用します。

143

GSP-9300 プログラミングマニュアル
構文[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:HLIMit <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:HLIMit?

パラメータ<ampl>

戻り値

<NR3>

例

:ACPR:ACH1:HLIM -3.0e+1<NRf> 電力または電圧

Set[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:LLIMit

Query

説明

選択した隣接チャンネルの下限リミットを設定します。
ACPR 測定で使用します。

説明[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:LLIMit <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:LLIMit?

パラメータ<ampl>

戻り値

<NR3>

例

:ACPR:ACH1:LLIM -5.0e+1<NRf3> 電力または電圧

Set[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:OFFSet

Query

説明

選択した隣接チャンネルの隣接チャンネルオフセットを設定または問い合わせます。ACPR 測定で使用します。

構文[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:OFFSet <freq>

クエリ構文[:SENSe]:ACPR:ACHannel<n>:OFFSet?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

:ACPR:ACH1:OFFSet 2.0e+6
Set[:SENSe]:ACPR:BANDwidth|BWIDth

144

Query

コマンド一覧説明

ACPR 測定の、メインチャンネル帯域幅を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:ACPR:BANDwidth|BWIDth <freq>

クエリ構文[:SENSe]:ACPR:BANDwidth|BWIDth?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

:ACPR: BAND 2.0e+6
Set[:SENSe]:ACPR:HLIMit

Query

説明

ACPR 測定のメインチャンネルに対する上限リミットを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:ACPR:HLIMit <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:ACPR:HLIMit?

パラメータ<ampl>

戻り値

<NR3>

例

:ACPR: HLIM -3.0e+1<NRf> 電力または電圧

Set[:SENSe]:ACPR:LLIMit

Query

説明

ACPR 測定のメインチャンネルに対する下限リミットを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:ACPR:LLIMit <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:ACPR:LLIMit?

パラメータ<ampl>

戻り値

<NR3>

例

:ACPR:ACH1:LLIM -5.0e+1<NRf> 電力または電圧

145

GSP-9300 プログラミングマニュアル[:SENSe]:ACPR:HELP:STATe

Set

説明

オンスクリーンヘルプのオン/オフを設定します。

構文[:SENSe]:ACPR:HELP:STATe {OFF|ON|0|1}

パラメータ

0
1
OFF
ON

例

:ACPR:HELP:STAT ON

ヘルプ表示をオフします。
ヘルプ表示をオンします。
ヘルプ表示をオフします。
ヘルプ表示をオンします。

Set[:SENSe]:ACPR:SPACe

Query

説明

メインチャンネル間のチャンネルスペースを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:ACPR:SPACe <freq>

クエリ構文[:SENSe]:ACPR:SPACe?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例:ACPR: SPAC 2.0e+6
Set[:SENSe]:ASET:AMPLitude

Query

説明

Autoset の振幅フロアーレベルを設定または問い合わ
せます。

構文

[:SENSe]:ASET:AMPLitude <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:ASET:AMPLitude?

パラメータ<ampl>

戻り値

<NR3>

例

:ASET:AMPL 8.0e+1

146<NRf> 電力または電圧コマンド一覧
Set[:SENSe]:ASET:AMPLitude:AUTO

Query

説明

Autoset の振幅フロアーレベルをオートまたは手動に設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:ASET:AMPLitude:AUTO {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:ASET:AMPLitude:AUTO?

パラメータ

0
1
OFF
ON

戻り値

0
1

例

Autoset の振幅フロアーレベルを手動に設定します。
Autoset の振幅フロアーレベルをオートに設定します。
Autoset の振幅フロアーレベルを手動に設定します。
Autoset の振幅フロアーレベルをオートに設定します。
Autoset の振幅フロアーレベルは手動です。
Autoset の振幅フロアーレベルはオートです。

:ASET:AMPL:AUTO 1[:SENSe]:ASET:RUN
説明

Autoset 機能を実行します。

構文[:SENSe]:ASET:RUN

例:ASET:RUN

Set

Set

[:SENSe]:ASET:SPAN

Query

説明

Autoset のスパンを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:ASET:SPAN <freq>

クエリ構文[:SENSe]:ASET:SPAN?

147

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例

ASET:SPAN 2.0e+6
Set[:SENSe]:ASET:SPAN:AUTO

Query

説明

Autoset のスパン設定をオートまたは手動に設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:ASET:SPAN:AUTO {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:ASET:SPAN:AUTO?

パラメータ

0
1
OFF
ON

Autoset のスパンを手動（Off）に設定します。
Autoset のスパンをオート（On）に設定します。
Autoset のスパンを手動（Off）に設定します。
Autoset のスパンをオート（On）に設定し
ます。

戻り値

0
1

例

:ASET:SPAN:AUTO

Autoset のスパンは手動（off）です。
Autoset のスパンはオード（on）です。

Set[:SENSe]:AVERage:COUNt

Query

説明

平均機能を使用するトレース番号を設定または問い合
わせます。

構文

[:SENSe]:AVERage:COUNt <integer>

クエリ構文[:SENSe]:AVERage:COUNt?

パラメータ/
戻り値<integer>

例:AVER:COUN 20

148

<NR1>

コマンド一覧
Set[:SENSe]:AVERage:STATe

Query

説明

トレースの平均機能をオン/オフを切り替えまたは状態を問い合わせます。

構文[:SENSe]:AVERage:STATe {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:AVERage:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

平均機能をオフします。
平均機能をオンします。
平均機能をオフします。
平均機能をオンします。

戻り値

0
1

平均機能はオフです。
平均機能はオンです。

例:AVER:STAT ON[:SENSe]:AVERage:TYPE

Set

説明

平均機能で使用する平均計算の方法を設定します。

構文[:SENSe]:AVERage:TYPE{VOLTage|LOGarithmic|POWer}

クエリ構文[:SENSe]:AVERage:TYPE?

パラメータ/
戻り値

VOLTage
LOGarithmic
POWer

例

:AVER:TYPE VOLT

平均を電圧に設定します。
平均を対数に設定します。
平均を電力に設定します。

Set[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]

Query

説明

分解能帯域幅（RBW）を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth[:RESolution] <freq>

クエリ構文[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]?

149

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

:BAND 1.0e+6[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO

Set
Query

説明

RBW をオート（ON）または手動（OFF）に設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]: BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO{OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]: BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO?

パラメータ

0
1
OFF
ON

RBW を手動（off）にします。
RBW をオート（on）にします。
RBW を手動（off）にします。
RBW をオート（on）にします。

戻り値

0
1

RBW は手動（off）です。
RBW はオート（on）です。

例:BAND:AUTO ON
Set[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth:VIDeo

Query

説明

ビデオ帯域幅（VBW）を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth:VIDeo <freq>

クエリ構文[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth:VIDeo?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

BAND:VID 1.0e+6150

コマンド一覧
Set[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth:VIDeo:AUTO

Query

説明

VBW をオート（ON）または手動（OFF）に設定します。

構文[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth:VIDeo:AUTO{OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:BANDwidth|BWIDth:VIDeo:AUTO?

パラメータ

0
1
OFF
ON

VBW を手動（OFF）にします。
VBW をオート（ON）にします。
VBW を手動（OFF）にします。
VBW をオート（ON）にします。

戻り値

0
1

VBW は手動（OFF）です。
VBW はオート（ON）です。

例:BAND:VID:AUTO OFF[:SENSe]:CHANnel:SPACe:DOWN

Set

説明

チャンネルスペース設定を持っている測定を使用しているとき前のメインチャンネルへ移動します。

構文[:SENSe]:CHANnel:SPACe:DOWN

例:CHAN:SPAC:DOWN[:SENSe]:CHANnel:SPACe:UP

Set

説明

チャンネルスペース設定を持っている測定を使用しているとき次のメインチャンネルへ移動します。

構文[:SENSe]:CHANnel:SPACe:UP

例:CHAN:SPAC:UP
Set[:SENSe]:CNR:CHANnel:SPACe

Query

151

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

CNR 測定のチャンネルスペース帯域を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:CNR:CHANnel:SPACe <freq>

クエリ構文[:SENSe]:CNR:CHANnel:SPACe?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

:CNR:CHAN:SPAC 6.0e+6[:SENSe]:CNR:DELTamarker:MODE

Set

説明

CNR ノイズマーク機能を Min（オート）またはΔMarker（手動）に設定します。

構文[:SENSe]:CNR:DELTamarker:MODE {AUTO|MANual }

パラメータ

AUTO
ΔMarker例:CNR:DELT:MODE AUTO

ノイズマークを Min に設定します。S
ノイズマークをΔマーカに設定します。

Set[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DATA
説明

Query

コマンドは、選択した補正セットのための、特定の周波数のオフセットを設定します。
問い合わせは、選択した補正セットのデータ内容を<CSV データ>で返します。データは、次のように配置されています。
pt#1 freq, pt#1 offset, pt#2 freq, pt#2 offset,...

構文[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DATA <freq>,<offset>

クエリ構文[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DATA?

152

コマンド一覧
パラメータ<freq><offset><n><NRf> Hz
<NRf> dB
<NR1>補正セット番号

戻り値<CSV data> pt#1 freq, pt#1 offset,….. pt#n freq, pt#n
offset例

CORR:CSET1:DATA 2e+6,30
Set[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:STATe

Query

説明

選択した補正セットのオン/オフを設定するか問い合わ
せます。

構文

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:STATe {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON
<n>

選択した補正セットをオフします。
選択した補正セットをオンします。
選択した補正セットをオフします。
選択した補正セットをオンします。
<NR1>補正セット番号

戻り値

0
1

選択した補正セットはオフです。
選択した補正セットはオンです。

例:CORR:CSET1:STAT ON[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DELete

Set

説明

選択した補正セットを削除します。

構文[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DELete

パラメータ

<n>

例

:CORR:CSET1:DEL 2<NR1>補正セット番号

Set[:SENSe]:CSO:CHANnel:SPACe

Query

153

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

CSO 測定に対するチャンネルスペース帯域幅を設定
または問い合わせます。

構文[:SENSe]:CSO:CHANnel:SPACe <freq>

クエリ構文[:SENSe]:CSO:CHANnel:SPACe?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

:CSO:CHAN:SPAC 6.0e+6
Set[:SENSe]:CTB:CHANnel:SPACe

Query

説明

CRB 測定に対するチャンネルスペース帯域幅を設定
または問い合わせます。

構文[:SENSe]:CTB:CHANnel:SPACe <freq>

クエリ構文[:SENSe]:CTB:CHANnel:SPACe?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

:CTB:CHAN:SPAC 6.0e+6
Set[:SENSe]:DEMod:EARPhone:TYPE

Query

説明

復調機能のイヤフォン出力に関する変調の種類を設
定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:DEMod:EARPhone:TYPE {AM|FM}

クエリ構文[:SENSe]:DEMod:EARPhone:TYPE?

パラメータ

AM
FM

例

:DEM:EARP:TYPE AM

AM 復調
FM 復調

Set

[:SENSe]:DEMod:EARPhone:VOLume

154

Query

コマンド一覧説明

復調機能の音量ボリュームを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:DEMod:EARPhone:VOLume <integer>

クエリ構文[:SENSe]:DEMod:EARPhone:VOLume?

パラメータ/
戻り値<integer>例:DEM:EARP:VOL 7<NR1> 0～15

Set[:SENSe]:DEMod:EARPhone:GAIN

Query

説明

復調機能のゲインを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:DEMod:EARPhone:GAIN <rel_ampl>

クエリ構文[:SENSe]:DEMod:EARPhone:GAIN?

パラメータ/
戻り値<rel_ampl>

例:DEM:EARP:GAIN 6<NR1> 0～18、6dB ステップ

Set[:SENSe]:DEMod:FILTer:LPASs

Query

説明

AM/FM 解析機能に関するローパスフィルタを設定するか問い合わせます。

構文[:SENSe]:DEMod:FILTer:LPASs {LEVel<n>|Bypass}

クエリ構文[:SENSe]:DEMod:FILTer:LPASs?

パラメータ/
戻り値

Bypass<n>

ローパスフィルタをバイパスに設定します。
<NR1>1～5

フィルタ 1 から 5 を下表に示します。GSP-9300 は、自動的に信号周波数を検出します。
AM/FM 信号周波数 (Hz)155

GSP-9300 プログラミングマニュアル
LPF(Hｚ)の選択可能な帯域幅<n>=1<n>=2 <n>=3 <n>=4 <n>=5≧78,125 156,250 78,125 52,083 39,063 31,250

例≧39,063 78,125

39,063 26,042 19,531 15,625≧19,531 39,063

19,531 13,021 9,766

7,813≧7,813

15,625

7,813

5,208

3,906

3,125

≧3,906

7,813

3,906

2,604

1,953

1,563

≧1,953

3,906

1,953

1,302

977

781

≧781

1,563

781

521

391

313

≧391

781

391

260

195

156

≧195

391

195

130

98

78

≧78

156

78

52

39

31

≧39

78

39

26

20

16

≧20

39

20

13

10

8

≧8

16

8

5

4

3

:DEM:FILT:LPAS B
Set[:SENSe]:DEMod:IFBW

156

Query

コマンド一覧
説明

AM/FM 解析機能に対する IF 帯域幅を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:DEMod:IFBW <freq>

クエリ構文[:SENSe]:DEMod:IFBW?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

DEM:IFBW 3.0e+5
Set[:SENSe]:DEMod:SQUelch:LEVel

Query

説明

キャリアのスケルチレベルを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:DEMod:SQUelch:LEVel <dBm level>

クエリ構文[:SENSe]:DEMod:SQUelch:LEVel?

パラメータ<dBm level>

<NRf>

戻り値

<NR3>

スケルチレベル［単位：dBm］

例

DEM:SQU:LEV 1.30e+2
Set[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]

Query

説明

手動モードの時、トレース検出を設定または問い合わ
せます。

構文

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]{AVERage|SAMPle|POSitive|NEGative|NORMal}

クエリ構文[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]?

パラメータ/
戻り値

AVERage
SAMPlePOSitive
NEGative
NORMal検出モードを平均に設定します。
検出モードをサンプルに設定します。
検出モードを Peak+に設定します。
検出モードを Peak-に設定します。
検出モードを Normal に設定します。

157

GSP-9300 プログラミングマニュアル
例:DET NORM
Set[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]:AUTO

Query

説明

トレース検出モードをオート（ON）または手動（OFF）に設定または状態を問い合わせます。

構文[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]:AUTO {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]:AUTO?

パラメータ

0
1
OFF
ON

検出モードを手動（OFF）に設定します。
検出モードをオート（ON）に設定します。
検出モードを手動（OFF）に設定します。
検出モードをオート（ON）に設定します。

戻り値

0
1

検出モードは手動（OFF）です。
検出モードはオート（ON）です。

例:DET:AUTO ON
Set[:SENSe]:EMIFilter:STATe

Query

説明

EMI フィルタのオン/オフを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:EMIFilter:STATe {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:EMIFilter:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

EMI フィルタをオフします。
EMI フィルタをオンします。
EMI フィルタをオフします。
EMI フィルタをオンします。

戻り値

0
1

EMI フィルタはオフです。
EMI フィルタはオンです。

例:EMIF:STAT 0

158

コマンド一覧[:SENSe]:EMIFilter:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]

Set

説明

EMI フィルタの帯域幅を設定します。
注意：正確な帯域幅に設定する必要があります。

構文[:SENSe]:EMIFilter:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]<freq>

パラメータ<freq>

例:EMIF:BAND 2.0e+2<NRf>(Only 200Hz、9kHz、120kHz、1MHz のみが有効な設定です)

Set[:SENSe]:FREQuency:CENTer

Query

説明

センター周波数を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:FREQuency:CENTer <freq>

クエリ構文[:SENSe]:FREQuency:CENTer?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

FREQ:CENT 1.0e+9
Set[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP

Query

説明

CF ステップ周波数を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP <freq>

クエリ[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

FREQ:CENT:STEP 1.0e+3159

GSP-9300 プログラミングマニュアル
Set[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO

Query

説明

CF ステップ周波数の設定をオート（ON）または手動（OFF）に設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO{OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?

パラメータ

0
1
OFF
ON

CF ステップを手動（OFF）に切り替えます。
CF ステップをオート（ON）に切り替えます。
CF ステップを手動（OFF）に切り替えます。
CF ステップをオート（ON）に切り替えま
す。

戻り値

0
1

例

:FREQ:CENT:STEP:AUTO OFF

CF ステップは手動（OFF）です。
CF ステップはオート（ON）です。

Set[:SENSe]:FREQuency:OFFSet

Query

説明

周波数オフセットを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:FREQuency:OFFSet <freq>

クエリ構文[:SENSe]:FREQuency:OFFSet?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例:FREQ:OFFS: 1.0e+6
Set[:SENSe]:FREQuency:SPAN

160

Query

コマンド一覧説明

スパンを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:FREQuency:SPAN <freq>

クエリ構文[:SENSe]:FREQuency:SPAN?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例

FREQ:SPAN: 2.0e+9[:SENSe]:FREQuency:SPAN:FULL
説明

スパンをフルスパンに設定します。

構文[:SENSe]:FREQuency:SPAN:FULL

例:FREQ:SPAN:FULL[:SENSe]:FREQuency:SPAN:PREVious

Set

Set

説明

スパン設を直前の設定に戻します。

構文[:SENSe]:FREQuency:SPAN:PREVious例:FREQ:SPAN:PREV
Set[:SENSe]:FREQuency:STARt

Query

説明

スタート周波数を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:FREQuency:STARt <freq>

クエリ構文[:SENSe]:FREQuency:STARt?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例

FREQ:STAR: 0161

GSP-9300 プログラミングマニュアル
Set[:SENSe]:FREQuency:STOP

Query

説明

ストップ周波数を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:FREQuency:STOP <freq>

クエリ構文[:SENSe]:FREQuency:STOP?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例

FREQ:STOP: 1.0e+6[:SENSe]:HARMonic:FUNDamental:FREQuency

Set
Query

説明

高調波周波数を設定または問い合わせます。

構文:SENSe:HARMonic:FUNDamental:FREQuency <freq>

クエリ構文:SENSe:HARMonic:FUNDamental:FREQuency?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例:SENS:HARM:FUND:FREQ 1.0e+6
Set[:SENSe]:HARMonic:NUMBer

Query

説明

高調波の次数を設定または問い合わせます。

構文:SENSe:HARMonic:NUMBer <NR1>

クエリ構文:SENSe:HARMonic:NUMBer?

パラメータ

<NR1>

高調波の次数戻り値<NR1>

高調波の次数を返します。

例:SENS:HARM:NUMB 3

162

コマンド一覧[:SENSe]:LIMit<n>:DELete

Set

説明

選択したリミットラインを削除します。

構文[:SENSe]:LIMit<n>:DELete

パラメータ

<n>

例

:LIM3:DEL<NR1> リミットライン番号

Set[:SENSe]:JITTer:OFFSet:STARt

Query

説明

位相ジッタ測定のスタートオフセットを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:JITTer:OFFSet:STARt <freq>

クエリ構文[:SENSe]:JITTer:OFFSet:STARt?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

JITT:OFFS:STAR 1.0e+7
Set[:SENSe]:JITTer:OFFSet:STOP

Query

説明

位相ジッタ測定のストップオフセットを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:JITTer:OFFSet:STOP <freq>

クエリ構文[:SENSe]:JITTer:OFFSet:STOP?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例

JITT:OFFS:STOP 1.5e+7
Set[:SENSe]:NDB:BANDwidth|BWIDth

Query

163

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

NdB 帯域幅測定に関する NdB 振幅を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:NDB:BANDwidth|BWIDth <rel_amp>

クエリ構文[:SENSe]:NDB:BANDwidth|BWIDth?

パラメータ<rel_amp>

<NRf>

戻り値

<NR3>

dB

例

:NDB:BAND 3 dB
Set[:SENSe]:OCBW:BANDwidth|BWIDth

Query

説明

OCBW 測定の OCBW 帯域幅を設定または問い合わ
せます。

構文

[:SENSe]:OCBW:BANDwidth|BWIDth <freq>

クエリ構文[:SENSe]:OCBW:BANDwidth|BWIDth?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例:OCBW:BAND 4.5e+6
Set[:SENSe]:OCBW:PERCent

Query

説明

OCBW のパーセンテージ（OCBW%）を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:OCBW:PERCent <integer>

クエリ構文[:SENSe]:OCBW:PERCent?

パラメータ/
戻り値<integer>

例:OCBW:PERC 90<NR1>0～100

Set[:SENSe]:OCBW:SPACe

164

Query

コマンド一覧
説明

OCBW 測定の OCBW チャンネルスペースを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:OCBW:SPACe <freq>

クエリ構文[:SENSe]:OCBW:SPACe?

パラメータ<freq>

戻り値

<NR3>

例

:OCBW:SPAC 6e+7

<NRf>

Set

[:SENSe]:P1DB:AVERage:COUNt

Query

説明

P1dB 機能での平均機能に使用されているサンプル数を設定または問い合わせます。

構文:SENSe:P1DB:AVERage:COUNt <NR1>

クエリ構文:SENSe:P1DB:AVERage:COUNt?

パラメータ

<NR1>

平均数

戻り値

<NR1>

平均数を返します。

例:P1DB:AVER:COUN 10
Set[:SENSe]:P1DB:GAIN:OFFSet

Query

説明

ゲインオフセットを dB で設定または問い合わせます。

構文:SENSe:P1DB:GAIN:OFFSet <rel_ampl>

クエリ構文:SENSe:P1DB:GAIN:OFFSet?

パラメータ<rel_ampl>

<NRf>

戻り値

<NR3>

ゲインオフセットを返します。［単位：dB］

例:P1DB:AVER:COUN 10.00e+00
Set[:SENSe]:PMETer:FREQuency

Query

165

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

パワーメータ測定の周波数を設定または返します。

構文[:SENSe]:PMETer:FREQuency <freq>

クエリ構文[:SENSe]:PMETer:FREQuency?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例:PMET:FREQ 2e+7
Set[:SENSe]:PMETer:HLIMit

Query

説明

Pass/Fail テストのパワーメータの上限リミットを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:PMETer:HLIMit <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:PMETer:HLIMit?

パラメータ<ampl><NRf> 電力単位、初期値 = dBm

戻り値

<NR3>

単位 = 現在設定されている単位

例:PMET:HLIM 10
Set[:SENSe]:PMETer:HOLD:STATe

Query

説明

パワーメータモードの Max/Min ホールド機能のオン/オフを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:PMETer:HOLD:STATe {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:PMETer:HOLD:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

Max/Min ホールド機能をオフします。
Max/Min ホールド機能をオンします。
Max/Min ホールド機能をオフします。
Max/Min ホールド機能をオンします。

戻り値

0
1

Max/Min ホールド機能はオフです。
Max/Min ホールド機能はオンです。

例:PEMT:HOLD:STAT 0

166

コマンド一覧
Set[:SENSe]:PMETer:LLIMit

Query

説明

パワーメータ機能の Pass/Fail に関するパワーメータ
下限リミットを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:PMETer:LLIMit <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:PMETer:LLIMit?

パラメータ<ampl><NRf> 電力単位、初期値 = dBm

戻り値

<NR3>

単位 = 現在設定されている単位

例:PMET:LLIM 0
Set[:SENSe]:PMETer:PSENsor:MODE

Query

説明

電力メータのセンサモードを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:PMETer:PSENsor:MODE{LOWNoise|FASTer}

クエリ構文[:SENSe]:PMETer:PSENsor:MODE?

パラメータ/
戻り値

LOWNoise
FASTer例

パワーメータモードをローノイズに設定します。
パワーメータモードを Fast に設定します。

:PMET:PSEN:MODE
Set[:SENSe]:PMETer:RECording:TIME

Query

説明

パワーメータのレコーディングモードを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:PMETer:RECording:TIME<hour>,<minute>,<second>

クエリ構文[:SENSe]:PMETer:RECording:TIME?

167

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ/
戻り値<hour><minute><second>例:PMET:REC:TIME 1,10,30<NR1>レコーディング時間：時間<NR1>レコーディング時間：分<NR1>レコーディング時間：秒

Set[:SENSe]:PMETer:RECording:TIME:STEP

Query

説明

パワーメータのレコーディング間隔を秒で設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:PMETer:RECording:TIME:STEP <time>

クエリ構文[:SENSe]:PMETer:RECording:TIME:STEP?

パラメータ<time>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：秒］例:PMET:REC:TIME:STEP 10s
Set[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN

Query

説明

プリアンプをオート/バイパスに設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN {AUTO|BYPASS}

クエリ構文[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN?

パラメータ/
戻り値

AUTO
BYPASS

例:POW:GAIN AUTO

プリアンプをオートモードに設定します。
プリアンプをバイパスモードに設定します。

[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth:
INTegration

168

Set
Query

コマンド一覧
説明

SEM 測定のチャンネル統合帯域幅を設定または問い合わせます。（ユーザー定義のみ）

構文[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth:INTegration<freq>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth:INTegration?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例:SEM:BAND:INT 3.84e+6[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]

Set
Query

説明

SEM 測定の RBW を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]<freq>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

:SEM:BAND 2.2e+4[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO

Set
Query

説明

SEM 測定の RBW 設定をオート（ON）/手動（OFF）に設
定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:
AUTO {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:
AUTO?

169

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ

0
1
OFF
ON

RBW を手動（OFF）に設定します。
RBW をオート（ON）に設定します。
T RBW を手動（OFF）に設定します。
RBW をオート（ON）に設定します。

戻り値

0
1

RBW は手動（OFF）です。
RBW はオート（ON）です。

例:SEM:BAND: AUTO OFF
Set[:SENSe]:SEMask:CARRier:AUTO

Query

説明

SEM 測定の PSDRef または TotalPwrRef モードをオート（ON）/手動（OFF）に設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:CARRier:AUTO {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:CARRier:AUTO?

パラメータ

0
1
OFF
ON

戻り値

0
1

例

PSDRef/TotalPwrRef を手動（OFF）に設定します。
PSDRef/TotalPwrRef をオート（ON）に設定します。
PSDRef/TotalPwrRef を手動（OFF）に設定します。
PSDRef/TotalPwrRef をオート（ON）に設定します。
PSDRef/TotalPwrRef は手動（OFF）です。
PSDRef/TotalPwrRef はオート（ON）です。

:SEM:CARR:AUTO OFF
Set[:SENSe]:SEMask:CARRier:CPSD

170

Query

コマンド一覧
説明

SEM 測定の PSDRef の値を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:CARRier:CPSD <NR3>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:CARRier:CPSD?

パラメータ/
戻り値

<NR3>

例

:SEM:CARR:CPSD 20

PSD ref 単位 = dBm/Hz

Set[:SENSe]:SEMask:CARRier:POWer

Query

説明

SEM 測定の全 PwrRef 振幅値を設定または問い合わ
せます。

構文

[:SENSe]:SEMask:CARRier: POWer <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:CARRier: POWer?

パラメータ<ampl>

<NRf>

戻り値

<NR3>

dBm

例

:SEM:CARR:POW 2 dbm
Set[:SENSe]:SEMask:FREQuency:SPAN

Query

説明

SEM 測定のチャンネルスパンを設定または問い合わせます。（ユーザー定義のみ）

構文[:SENSe]:SEMask:FREQuency:SPAN<freq>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:FREQuency:SPAN?

パラメータ<freq>

<NR3>

戻り値

<NR3>

［単位：Hz］

例:SEM:FREQ:SPAN 2.2e+7
Set[:SENSe]:SEMask:GWLan:MODulation

Query

171

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

802.11g SEM 測定の変調形式を設定または問い合わ
せます。

構文

[:SENSe]:SEMask:GWLan:MODulation {GRoup<n>}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:GWLan:MODulation?

パラメータ/
戻り値

<n>=1
<n>=2

例

:SEM:GWL:MOD GR1

ERP-DSSS/ERP-PBCC/ERP-CCK
ERP-OFDM/DSSS-OFDM

Set[:SENSe]:SEMask:HELP:STATe

Query

説明

オンスクリーンヘルプ表示のオン/オフを切り替えまたは問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:HELP:STATe {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:HELP:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

ヘルプ表示をオフにします。
ヘルプ表示をオンにします。
ヘルプ表示をオフにします。
ヘルプ表示をオンにします。

戻り値

0
1

ヘルプ表示はオフです。
ヘルプ表示はオンです。

例:SEM:HELP:STATE 1[:SENSe]:SEMask:NWLan:CHANnel:
BANDwidth|BWIDth

Set
Query

説明

802.11n SEM 測定のチャンネル帯域幅を設定または問い合わせます。
設定値は、20MHz または 40MHz のみです。

構文[:SENSe]:SEMask:NWLan:CHANnel:
BANDwidth|BWIDth <freq>

172コマンド一覧
パラメータ<freq><NRf> (20 MHz or 40MHz)

戻り値

<NR3>

例

:SEM:NWL:CHAN:BAND 20 MHZ[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
BANDwidth|BWIDth[:RESolution]?

Query

説明

3GPP SEM テストの追加要件に対する選択したオフセ
ットの RBE を問い合わせます。

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
BANDwidth|BWIDth[:RESolution]?

3GPP-FDD BS
追加要件

バンドⅡ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅹ、Ⅻ、ⅩⅢ、ⅩⅣおよびⅩⅩⅤでの動作については、（下記参照）の追加要件は、上記の最小要件に加えて適用されます。
For 3GPP-FDD UE
A means <1>
B means <2>(UM P138)
バンド:

単位: MHz

Additional[3]RBWII, IV, X

2.5 ≤A<3.5-15dBm30kHz

3.5≤B< Δfmax-13dBmBands: V

1MHz[3]

Unit: MHz

Additional

2.5 ≤A<3.5-15dBm30kHz

3.5≤B< Δfmax-13dBm100kHzUnit: MHz

Additional[3]RBW-13dBm30kHz-13dBm100kHzBands:XII, XIII, XIV 2.5 ≤A<3.5
3.5≤B< Δfmax

RBW

173

GSP-9300 プログラミングマニュアル
3GPP-FDD UE
追加要件

3GPP-FDD UE に対する追加要件.
3GPP-FDD BS：
A means <1>
B means <2>(UM P137)
Bands
II, IV, X

Band V

単位： MHz

Additional[3]RBW

2.5 ≤A<3.5-15dBm30kHz

3.5≤B<12.5-15dBm1MHz

Unit: MHz

Additional

2.5 ≤A<3.5-15dBm3.5≤B<12.5-13dBmUnit: MHz

Bands
XII, XIII, XIV 2.5 ≤A<3.5
3.5≤B<12.5
パラメータ/
戻り値

<n>
<NR3>

例

:SEM:OFFS1:ADD:BAND?
> 3.000000000e+04

[3]

RBW

30kHz
100kHz

Additional

[3]

RBW

-13dBm30kHz-13dBm100kHz

オフセット 1 ～ 5
RBW in Hz[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
FREQuency:STARt?

Query

説明

選択した 3GPP SEM テストの追加要件に対する選択
したオフセットのスタート周波数（センターに対する）を問い合わせます。

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
FREQuency:STARt?

パラメータ/
戻り値

<n>
<NR3>

174

オフセット 1 から 5
スタート周波数[単位：Hz]

コマンド一覧例:SEM:OFFS1:ADD:FREQ:STAR?
>2.5e+6[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
FREQuency:STOP?

Query

説明

選択した 3GPP SEM テストの追加要件に対する選択
したオフセットのストップ周波数（センターに対する）を問い合わせます。

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
FREQuency:STOP?

パラメータ/
戻り値 r

<n>
<NR3>

例

:SEM:OFFS1:ADD:FREQ:STOP?
>3.5e+6

オフセット 1 から 5
ストップ周波数[単位：Hz][:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:STARt:ABSolute?

Query

説明

選択した 3GPP SEM テストの追加要件に対する選択
したオフセットの絶対マスクの”Start”振幅（dBm）を返
します。

クエリ構文

[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:STARt:
ABSolute?

パラメータ/
戻り値

<n>
<NR3>

例

:SEM:OFFS1:ADD:STAR:ABS?
>-1.5e+1

オフセット 1 から 5
スタート周波数での振幅[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:
STOP:ABSolute?

Query

175

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

選択した 3GPP SEM テストの追加要件に対する選択
したオフセットの絶対マスクの”Stop”振幅（dBm）を返
します。

クエリ構文

[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:ADDition:STOP:
ABSolute?

パラメータ/
戻り値

<n>
<NR3>

例

:SEM:OFFS1:ADD:STOP:ABS?
>-1.5e+1

オフセット 1 から 5
ストップ周波数での振幅[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:BANDwidth|
BWIDth[:RESolution]

Set
Query

説明

選択したオフセットの分解能帯域幅を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:BANDwidth|BWIDth[:RESolution] <freq>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]?

パラメータ/
戻り値<freq><n>例

SEM:OFFS1:BAND 3.0e+3<NR3> 単位：Hz<NR1>オフセット 1 から 5[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:BANDwidth|B
WIDth[:RESolution]:AUTO

Set
Query

説明

選択したチャンネルの分解能帯域幅を手動または自動モードに設定またはその状態を問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:BANDwidth|BWIDth[:RESolution]:AUTO?

176

コマンド一覧
パラメータ

0
1
OFF
ON

RBW を手動に設定します。
RBW をオートに設定します。S
RBW を手動に設定します。
RBW をオートに設定します。

戻り値

0
1

RBW は手動です。
RBW はオートです。

[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:FREQuency:
STARt

Set
Query

説明

選択したオフセットのスタート周波数を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:FREQuency:STARt<freq>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:FREQuency:STARt?

パラメータ/
戻り値<freq><n>例

SEM:OFFS1:FREQ:STAR 2.5e+3<NR3> 単位：Hz<NR1>オフセット 1 から 5[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:FREQuency:
STOP

Set
Query

説明

選択したオフセットのストップ周波数を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:FREQuency:STOP<freq>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:FREQuency:STOP?

パラメータ/
戻り値<freq><n>例

SEM:OFFS1:FREQ:STOP 2.5e+3<NR3> 単位：Hz<NR1>オフセット 1 から 5

177

GSP-9300 プログラミングマニュアル[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STARt:
ABSolute

Set
Query

説明

選択したオフセットの絶対マスクのスタート周波数の振幅を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STARt:ABSolute <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STARt:ABSolute?

パラメータ/
戻り値<ampl><n>例

SEM:OFFS1:STAR:ABS 1.5e+1<NR3> 単位：dBm<NR1>オフセット 1 から 5[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STARt:
RELative

Set
Query

説明

選択したオフセットの相対マスクのスタート周波数の振幅を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STARt:RELative <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STARt:RELative?

パラメータ/
戻り値<ampl><n>例

SEM:OFFS1:STAR:REL 2.5e+1<NR3> 単位：dBc<NR1> オフセット 1 から 5

Set[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STATe

Query

説明

選択したオフセットのオン/オフを設定または問い合わ
せます。

構文

[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STATe {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STATe?

パラメータ

0
1

178

選択したオフセットをオフに設定します。
選択したオフセットをオンに設定します。

コマンド一覧OFFON

選択したオフセットをオフに設定します。
選択したオフセットをオンに設定します。

戻り値

0
1

選択したオフセットはオフです。
選択したオフセットはオンです。

例

SEM:OFFS1:STAT 1[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:ABSolute

Set
Query

説明

Sets or queries the amplitude of the stop frequencyof the Absolute Mask for the selected offset.

構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:ABSolute <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:ABSolute?

パラメータ/
戻り値 r<ampl><n>例

SEM:OFFS1:STOP:ABS 1.5e+1<NR3> 単位：dBm<NR1>オフセット 1 から 5[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:
ABSolute:COUPle

Set
Query

説明

選択したオフセットに対して絶対ストップ振幅を絶対ス
タート振幅へカップリングするか、または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:ABSolute:COUPle{OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:ABSolute:
COUPle?

パラメータ

0
1
OFF
ON

カップリングをオフします。
カップリングをオンします。
カップリングをオフします。
カップリングをオンします。

179

GSP-9300 プログラミングマニュアル
戻り値

0
1

例

SEM:OFFS1:STOP:ABS:COUP 0

カップリングはオフです。
カップリングはオンです。

[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:
RELative

Set
Query

説明

選択したオフセットに対する相対マスクのストップ周波数の振幅を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:RELative <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:RELative?

パラメータ」/
戻り値<ampl><n>

ExampleSEM:OFFS1:STOP:REL 1.5e+1<NR3> 単位：dBc<NR1>オフセット 1 から 5[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:
RELative:COUPle

Set
Query

説明

選択したオフセットのための相対スタート振幅に対する
相対ストップ振幅を結合します。

構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:RELative:COUPle{OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:STOP:RELative:
COUPle?

パラメータ

0
1
OFF
ON

カップリングをオフします。
カップリングをオンします。
カップリングをオフします。
カップリングをオンします。

戻り値

0
1

カップリングはオフです。
カップリングはオンです。

180

コマンド一覧
Set[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:TEST

Query

説明

Fail Mask（複数可能）に使用するマスクを設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:TEST{ABS|REL|AND|OR}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:OFFSet<n>:TEST?

パラメータ/
戻り値

ABS
REL
AND
OR

例

:SEM:OFFS:1:TEST ABS

Absolute マスク
Relative マスク
Absolute と Relative マスク
Absolute または Relative マスク

Set[:SENSe]:SEMask:SELect

Query

説明

スペクトラムエミッションマスク（SEM）の種類を選択または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:SELect{MANual|W3GPP|BWLan|GWLan|NWLan|WIMax}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:SELect?

パラメータ/
戻り値

MANual
W3GPP
BWLan
GWLan
NWLan
WIMax

例

:SEM:SEL MAN

User-defined SEM
3GPP SEM
802.11b SEM
802.11g SEM
802.11n SEM
802.16 SEM

Set[:SENSe]:SEMask:TYPE

Query

181

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

電力オフセットを計算するための基準として使用される方法を選択または問い合わせます。
トータル電力リファレンスまたはパワースペクトル密度
を参照。

構文

[:SENSe]:SEMask:TYPE {PSDRef|TPRef}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:TYPE?

パラメータ/
戻り値

PSDRef
TPRef

例:SEM:TYPE PSDR

基準電力スペクトル密度（ＰＳＤ）
トータル電力リファレンス

Set[:SENSe]:SEMask:W3GPP:DUPLex:TYPE

Query

説明

3GPP 試験に対して使用されるデュプレックスのタイプを選択または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:DUPLex:TYPE {FDD|TDD}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:DUPLex:TYPE?

パラメータ/
戻り値

FDD
TDD

例

:SEM:W3GPP:DUPL:TYPE FDD

周波数分割複信
時分割複信[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:ADDition:
LIMit

Set
Query

説明

3GPP FDD 追加要件に使用ｓる操作帯域を選択または問い合わせます。3GPP 操作帯域の一覧はユーザ
ーマニュアルを参照ください。

構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:ADDition:LIMit {NONE |BAND<n>}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:ADDition:LIMit?

182

コマンド一覧
パラメータ/
戻り値

NONE
BAND<n>例:SEM:W3GPP:FDD:ADD:LIM BAND4When n = band 番号[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:ADDition:
MOPower

Set
Query

説明

選択したオフセットに対する 3GPP 追加要件のための最大出力電力を選択または問い合わせます。選択可能な最大電力出力レベルの一覧は、ユーザーマニュ
アルを参照ください。

構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:ADDition:MOPower{NONE | LEVel<n>}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:ADDition:MOPower?

パラメータ/
戻り値

NONE
LEVEL<n>例:SEM:W3GPP:FDD:ADD:MOP LEV1

n=1 から 6≤P≤20
n=2 から P<6Set[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:MOPower

Query

説明

選択したオフセットの最大出力電力を選択または問い合わせます。選択可能な最大電力出力レベルの一覧
はユーザーマニュアルを参照ください。

構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:MOPower{LEVel<n>}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:MOPower?

183

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ/
戻り値

NONE
LEVEL<n>例:SEM:W3GPP:FDD:MOP LEV1

n=1 for 43<=P
n=2 for 39<=P<43
n=3 for 31<=P<39
n=4 for P<31[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:TRANsmit:M
ODE

Set
Query

説明

FDD 3GPP 試験の送信モードを選択または問い合わせます。Base station,または User Equipment.

構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:TRANsmit:MODE{BS|UE}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:FDD:TRANsmit:MODE?

パラメータ/
戻り値

BS
UE

例

:SEM:W3GPP:FDD:TRAN:MODE UE

Base station
User Equipment

Set[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:CHIP:RATE

Query

説明

TDD 3GPP 試験のチップを選択または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:CHIP:RATE{3.84e+6|1.28e+6|7.68e+6}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:CHIP:RATE?

パラメータ/
戻り値

3.84e+6
1.28e+6
7.68e+6

例:SEM:W3GPP:TDD:CHIP:RATE 3.84e+6

184<freq><freq><freq>

コマンド一覧
Set[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:MOPower

Query

説明

TDD 3GPP 試験の最大出力電力を選択または問い合わせます。電力レベルは、ユーザーマニュアルを参照
ください。

構文

[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:MOPower{LEVel<n>}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:MOPower?
For 3GPP TDD BS 3.84 and
LEVEL<n>7.68Mcps :n=1 for 43<=P
n=2 for 39<=P<43
n=3 for 31<=P<39
n=4 for P<31
for 3GPP TDD BS 1.28Mcps:
n=1 for 34<=P
n=2 for 26<=P<34
n=3 for 26<31

パラメータ/
戻り値

例:SEM:W3GPP:TDD:MOP LEV1[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:TRANsmit:M
ODE

Set
Query

Description

TDD 3GPP 試験の送信モードを選択または問い合わせます。Base station または User Equipment.

構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:TRANsmit:MODE{BS|UE}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:W3GPP:TDD:TRANsmit:MODE?

パラメータ/
戻り値

BS
UE

例

:SEM:W3GPP:TDD:TRAN:MODE UE

Base station
User Equipment

185

GSP-9300 プログラミングマニュアル[:SENSe]:SEMask:WIMax:CHANnel:
BANDwidth|BWIDth

Set
Query

説明

802.16 チャンネル帯域幅（10M または 20M チャネライ
ゼーショ）を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SEMask:WIMax:CHANnel:BANDwidth|BWIDth{1e+7|2e+7}

クエリ構文[:SENSe]:SEMask:WIMax:CHANnel:BANDwidth|
BWIDth?

パラメータ/
戻り値

1e+7
2e+7

例

:SEM:WIM:CHAN:BAND 1e+7

<freq><freq>[:SENSe]:SEQuence<n>:DELete
説明

選択したシーケンスを削除します。

構文[:SENSe]:SEQuence<n>:DELete

パラメータ

<n>

例

:SEQ1:DEL

Set<NR1> シーケンス番号 1 ～ 5.

Set[:SENSe]:SWEep:EGATe:DELay

Query

説明

ゲート遅延時間を設定または状態を問い合わせます。

構文[:SENSe]:SWEep:EGATe:DELlay <time>

クエリ構文[:SENSe]:SWEep:EGATe:DELlay?

パラメータ/
戻り値<time>

例

SWE:EGAT:DEL 10 ms

186

ゲート遅延時間。単位：秒

コマンド一覧
Set[:SENSe]:SWEep:EGATe:LENGth

Query

説明

ゲート長時間を設定または問い合わせます。

構文[:SENSe]:SWEep:EGATe:LENGth <time>

クエリ構文[:SENSe]:SWEep:EGATe:LENGth?

パラメータ/
戻り値<time>

例

SWE:EGAT:LENG 10 ms

ゲート長時間。単位：秒

Set[:SENSe]:SWEep:EGATe:STATe

Query

説明

ゲートスイープモードをオン/オフを設定または状態を問い合わせます。

構文[:SENSe]:SWEep:EGATe:STATe {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:SWEep:EGATe:STATe?

パラメータ

0
1
OFF
ON

ゲートスイープモードをオフします。
ゲートスイープモードをオンします。
ゲートスイープモードをオフします。
ゲートスイープモードをオンします。

戻り値

0
1

ゲートスイープモードはオフです。
ゲートスイープモードはオンです。

例:SWE:EGAT:STAT 1
Set[:SENSe[U2]]:SWEep:MODE

Query

説明

スイープモードを設定または問い合わせます。

構文:SENSe:SWEep:MODE {FAST|NORMal}

クエリ構文:SENSe:SWEep:MODE?

パラメータ

FAST
NORMAL

Fast モードに設定します。
ノーマルモードに設定します。
187

GSP-9300 プログラミングマニュアル
戻り値

FAST
NORMAL例:SENS:SWE:MODE FAST

Fast モードに設定されています。
ノーマルモードに設定されています。

Set[:SENSe]:SWEep:TIME

Query

説明

スイープ時間を設定または問い合わせます。S

構文[:SENSe]:SWEep:TIME <time>

クエリ構文[:SENSe]:SWEep:TIME?

パラメータ/
戻り値<time>

例

SWE:TIME 60 ms

スイープ時間。単位：秒

Set[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO

Query

説明

スイープ時間設定をオート（ON）/手動（OFF）に設定または状態を問い合わせます。

構文[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO {OFF|ON|0|1}

クエリ構文[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO?

パラメータ

0
1
OFF
ON

スイープ時間を手動（OFF）に設定します。
スイープ時間をオート（ON）に設定します。
スイープ時間を手動（OFF）に設定します。
スイープ時間をオート（ON）に設定しま
す。

戻り値

0
1

例

:SWE:TIME:AUTO 0

188

スイープ時間は、手動です。
スイープ時間は、オートです。

コマンド一覧
Set[:SENSe]:TOI:REFerence

Query

説明

TOI リファレンスを上限または下限基準に設定または状態を問い合わせます。

構文[:SENSe]:TOI:REFerence {UPPer|LOWer}

クエリ構文[:SENSe]:TOI:REFerence?

パラメータ/
戻り値

UPPer
LOWer

例

:TOI:REF UPP

Upper base.
Lower base.

Set[:SENSe]:TOI:LIMit

Query

説明

TOI PASS/FAIL リミット振幅を設定または問い合わ
せます。

構文

[:SENSe]:TOI:LIMit <ampl>

クエリ構文[:SENSe]:TOI:LIMit?

パラメータ<ampl>

戻り値

<NR3>

例

TOI:LIM 30<NRf>Power or voltage

SOURce コマンド
:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] . 190:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet ...................................................................................... 190:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STEP .......................................................................................... 190:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STEP:AUTO .............................................................................. 191:SOURce:POWer:MODE ....................................................... 192:SOURce:POWer:SWEep ...................................................... 192

189

GSP-9300 プログラミングマニュアル:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

Set
Query

説明

トラッキングジェネレータの電力レベルを設定または問い合わせます。

構文:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]<ampl>

クエリ構文:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?

パラメータ<ampl>

戻り値

<NR3>

例

:SOUR:POW 30 dbm<NRf>Power or voltage:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet

Set
Query

説明

トラッキングジェネレータのオフセットレベルを設定または問い合わせます。

構文:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet <rel_ampl>

クエリ構文:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet?

パラメータ<rel_ampl>

<NRf>

戻り値

<NR3>

dB

例

:SOUR:POW:OFFS 10 db:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STEP

190

Set
Query

コマンド一覧
説明

トラッキングジェネレータのステップレベルを設定または問い合わせます。

構文:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:
STEP <rel_ampl>

クエリ構文:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:
STEP?

パラメータ

<rel_ampl>

<NRf>

戻り値

<NR3>

dB

例

:SOUR:POW:STEP .5 db:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STEP:AUTO

Set
Query

説明

トラッキングジェネレータのステップレベル設定をオート（ON）/手動（OFF）に設定または問い合わせます。

構文:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STEP:AUTO {OFF|ON|0|1}

クエリ構文:SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STEP:AUTO?

パラメータ

0
1
OFF
ON

TG ステップレベルを手動（OFF）に設定します。
TG ステップレベルをオート（ON）に設定します。
TG ステップレベルを手動（OFF）に設定します。
TG ステップレベルをオート（ON）に設定し
ます。

戻り値

0
1

例

:SOUR:POW:STEP:AUTO 1

TG ステップレベルはオート（ON）です。
TG ステップレベルは手動（OFF）です。

191

GSP-9300 プログラミングマニュアル
Set:SOURce:POWer:MODE

Query

説明

パワースイープモードに設定または問い合わせます。

構文:SOURce:POWer:MODE {FIXed|SWEep}

クエリ構文:SOURce:POWer:MODE?

パラメータ/
戻り値

FIXed
SWEep

例

:SOUR:POW:MODE FIX

パワースイープをオフ
パワースイープをオン

Set:SOURce:POWer:SWEep

Query

説明

パワースイープのオフセットレベルを設定または状態を問い合わせます。

構文:SOURce:POWer:SWEep <rel_ampl>

クエリ構文:SOURce:POWer:SWEep?

パラメータ<rel_ampl><NRf> (-5 ～ +5 dB)

戻り値

<NR3>

単位：dB

例

:SOUR:POW:SWE 5 db

SYSTem コマンド
:SYSTem:ALARm:STATe .................................................... 193:SYSTem:CLOCk<n>:DATE ................................................ 193:SYSTem:CLOCk<n>:MODE ............................................... 194:SYSTem:CLOCk<n>:STATe ............................................. 194:SYSTem:CLOCk<n>:TIME ................................................. 195:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess....... 195:SYSTem:COMMunicate:LANReset ................................ 195:SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:BAUD..... 196:SYSTem:COMMunicate:USB:MODE .............................. 196:SYSTem:DATE ....................................................................... 196

192

コマンド一覧:SYSTem:ERRor:CLEar ........................................................ 197:SYSTem:ERRor[:NEXT]? .................................................... 197:SYSTem:KLOCk..................................................................... 197:SYSTem:PRESet ................................................................... 197:SYSTem:PRESet:TYPE....................................................... 198:SYSTem:PRESet:USER:SAVE ......................................... 198:SYSTem:REBoot.................................................................... 198:SYSTem:SHUTdown............................................................. 198:SYSTem:TIME ......................................................................... 198:SYSTem:UPDate ................................................................... 199:SYSTem:VERSion:HARDware? ........................................ 199:SYSTem:VERSion:SOFTware? ........................................ 200
Set:SYSTem:ALARm:STATe

Query

Description

Sets the system alarm output on/off.

Syntax:SYSTem:ALARm:STATe {OFF|ON|0|1}

Query Syntax:SYSTem:ALARm:STATe?

Parameter

0
1
OFF
ON

Return parameter 0
1
ExampleTurn the alarm off.
Turn the alarm on.
Turn the alarm off.
Turn the alarm off.
The alarm is off.
The alarm is on.

:SYST:ALAR:STAT 1Set:SYSTem:CLOCk<n>:DATE

Query

説明

選択した wake-up clock の曜日を設定または問い合
わせます。

構文

:SYSTem:CLOCk<n>:DATE[MONday|TUESday|WEDnesday|THURsday|FRIday|
SATurday|SUNday]

193

GSP-9300 プログラミングマニュアル
クエリ構文:SYSTem:CLOCk<n>:DATE?

パラメータ/
戻り値<n>
MONdayTUESday
WEDnesday
THURsday
FRIdaySATurday
SUNday例:SYST:CLOC1:DATE MON

Wake-up clock 番号 1 ～7
月曜に設定
火曜に設定
水曜に設定
木曜に設定
金曜に設定
土曜に設定
Set to Sunday

Set:SYSTem:CLOCk<n>:MODE

Query

説明

選択した wake-up clock のアラームモードを設定または問い合わせます。

構文:SYSTem:CLOCk<n>:MODE {REPeat|SINGle}

クエリ構文:SYSTem:CLOCk<n>:MODE?

パラメータ/
戻り値<n>

Wake-up clock 番号 1～7

REPeatwake-up clock をリピートに設定します。
wake-up clock をシングルに設定します。

SINGle例:SYST:CLOC1:MODE REP
Set:SYSTem:CLOCk<n>:STATe

Query

説明

選択した wake-up clock のオン/オフを設定または問い合わせます。

構文:SYSTem:CLOCk<n>:STATe {OFF|ON|0|1}

クエリ構文:SYSTem:CLOCk<n>:STATe?

194

コマンド一覧
パラメータ<n>

Wake-up clock 番号 1 ～7

0
1
OFF
ON

wake-up clock をオフします。
wake-up clock をオンします。
wake-up clock をオフします。
wake-up clock をオンします。

戻り値

0
1

wake-up clock はオフです。
wake-up clock はオンです。

例:SYST:CLOC1:STATE 1
Set:SYSTem:CLOCk<n>:TIME

Query

説明

選択した wake-up clock のアラーム時間を設定または問い合わせます。

構文:SYSTem:CLOCk<n>:TIME <hour>,<minute>

クエリ構文:SYSTem:CLOCk<n>:TIME?

パラメータ/
戻り値<hour><minute><n>例:SYST:CLOC1:TIME 20,50<NR1>アラームの時間を設定します。
<NR1>アラームの分を設定します。
Wake-up clock 番号 1 ～7

:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess

Set

説明

GPIB アドレスを設定します。

構文:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess<integer>

パラメータ<integer>

例:SYST:COMM:GPIB:ADDR 10

0 ～ 30:SYSTem:COMMunicate:LANReset

Set

195

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

LAN 構成をリセットし再起動します

構文:SYSTem:COMMunicate:LANReset

例:SYST:COMM:LANR:SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]
:BAUD

Set

説明

RS232 ボーレートを設定します。

構文:SYSTem: COMMunicate:SERial[:RECeive]:BAUD<integer>

パラメータ<integer>

例:SYST:COMM:SER:BAUD 9600

300|600|1200|2400|4800|9600|19200|
38400|57600|115200:SYSTem:COMMunicate:USB:MODE

Set

説明

USB のモードを設定します。

構文:SYSTem:COMMunicate:USB:MODE {HOST|DEVice}

パラメータ/
戻り値

HOST
DEVice例:SYST:COMM:USB:MODE DEV

USB ホストモード
USB デバイスモード

Set:SYSTem:DATE

Query

説明

システムの日付を設定または問い合わせます。

構文:SYSTem:DATE <year>,<month>,<day>

クエリ構文:SYSTem:DATE?

196

コマンド一覧
パラメータ/
戻り値<year><month>
<day>

<NR1>
<NR1>
<NR1>

例

:SYST:DATE 2011,03,27:SYSTem:ERRor:CLEar

Set

説明

エラーキューからエラーメッセージをクリアします。

構文:SYSTem:ERRor:CLEar:SYSTem:ERRor[:NEXT]?

Query

説明

エラーキューから次のメッセージを返します。エラーキ
ューからエラーを読みだすとキューからエラーをクリア
します。

構文

:SYST:ERR?

:SYSTem:KLOCk

Set

説明

前面パネルのキーをロック/ロック解除します。

構文:SYSTem:KLOCk {ON|OFF}

パラメータ

ON
OFF

例

:SYST:KLOCK OFF:SYSTem:PRESet

前面パネルのキーをロックします。
前面パネルのキーをロック解除しま
す。

Set

説明

GSP-9300 のプリセットを実行します。

構文:SYST:PRES

197

GSP-9300 プログラミングマニュアル
Set:SYSTem:PRESet:TYPE

Query

説明

プリセットのタイプを user-defined または factory に設定、または状態を問い合わせます。

構文:SYSTem:PRESet:TYPE {USER|FACTory}

クエリ構文:SYSTem:PRESet:TYPE?

パラメータ/
戻り値

USER
FACTory

例:SYST:PRES:TYPE USER

ユーザー定義プリセット
工場出荷時設定:SYSTem:PRESet:USER:SAVE

Set

説明

現在のパネル設定等をユーザー定義として保存・設定
します。

構文

:SYST:PRES:USER:SAVE:SYSTem:REBoot

Set

説明

GSP-9300 を再スタート/再起動します。

構文:SYSTem:REBoot:SYSTem:SHUTdown
説明

GSP-9300 をシャットダウンします。

構文:SYST:SHUT

Set

Set

:SYSTem:TIME

Query

説明

システムの時間を設定します。

構文:SYSTem:TIME <hour>,<minute>,<second>198

コマンド一覧
クエリ構文:SYSTem:TIME?

パラメータ/
戻り値<hour><minute><second>例:SYST:TIME 19,26,30

<NR1>
<NR1>
<NR1>

:SYSTem:UPDate
説明Set

外部 USB フラッシュメモリに保存された新しいファーム
ウェアでシステムを更新します。
ファームウェアは、必ずフォルダ名「gsp931」に保存しておく必要があります。
警告

更新用のファイルが USB フラッシュメモリに無い場
合、このコマンドを実行しないでください。
USB メモリ内に更新ファイルが無い場合、適切な更新ファイルが保存された USB メモリが前面波目ㇽ のUSB ドライブに挿入されるまで、連続ループし復旧ができなくなります。
そのような状態になった場合、弊社サービスへご連絡
ください。

構文

:SYST:UPD:SYSTem:VERSion:HARDware?

Query

説明

システムのファームウェアバージョンを問い合わせま
す。

クエリ構文

:SYSTem:VERSion:HARDware?

戻り値<string>

例:SYST:VERS:HARD?
>T.1.0.0.0

T.X.X.X.X

199

GSP-9300 プログラミングマニュアル:SYSTem:VERSion:SOFTware?

Query

説明

ソフトウェアバージョンを問い合わせます。

クエリ構文:SYSTem:VERSion:SOFTware?

戻り値<string>

例:SYST:VERS:SOFT?
> T1.00_2014.05.28_22\nT1.00_2014.05.28_22
Where:
T1.00 = ファームウェアバージョン2014 = 年
05 = 月28 = 日22 = 内部リファレンス(ユーザー用ではありません)STATus コマンド
:STATus:OPERation:CONDition? ..................................... 201:STATus:OPERation:ENABle ............................................. 201:STATus:OPERation[:EVENt]? .......................................... 202:STATus:OPERation:NTRansition .................................... 202:STATus:OPERation:PTRansition .................................... 203:STATus:QUEStionable:CONDition? ............................... 203:STATus:QUEStionable:ENABle ....................................... 204:STATus:QUEStionable[:EVENt]? .................................... 204:STATus:QUEStionable:NTRansition .............................. 205:STATus:QUEStionable:PTRansition .............................. 205:STATus:QUEStionable:FREQuency:CONDition? ...... 206:STATus:QUEStionable:FREQuency:ENABle .............. 206:STATus:QUEStionable:FREQuency[:EVENt]?........... 207:STATus:QUEStionable:FREQuency:NTRansition ..... 207:STATus:QUEStionable:FREQuency:PTRansition ..... 207:STATus:QUEStionable:ACPLimit:CONDition? .......... 208:STATus:QUEStionable:ACPLimit:ENABle ................... 208

200

コマンド一覧:STATus:QUEStionable:ACPLimit[:EVENt]?................ 209:STATus:QUEStionable:ACPLimit:NTRansition .......... 209:STATus:QUEStionable:ACPLimit:PTRansition .......... 210:STATus:QUEStionable:SEMLimit :CONDition? ......... 211:STATus:QUEStionable:SEMLimit:ENABle? ................. 211:STATus:QUEStionable:SEMLimit[:EVENt]?................ 212:STATus:QUEStionable:SEMLimit :NTRansition ........ 213:STATus:QUEStionable:SEMLimit:PTRansition .......... 213:STATus:QUEStionable:TOILimit:CONDition?............. 214:STATus:QUEStionable:TOILimit:ENABle ..................... 214:STATus:QUEStionable:TOILimit[:EVENt]?.................. 215:STATus:QUEStionable:TOILimit:NTRansition............ 215:STATus:QUEStionable:TOILimit:PTRansition ............ 216:STATus:PRESet .................................................................... 216:STATus:OPERation:CONDition?

Query

説明

Operation Status Condition レジスタのビットウェイトを
問い合わせます。

クエリ構文:STATus:OPERation:CONDition?

戻り値

Bit
0~2
3
4
5
6~15

例

:STAT:OPER:COND?
>8

Bit Weight
N/A
8
16
32
N/A

Description
Not used
Sweeping
Measuring
Wait for Trigger
Not used

Set:STATus:OPERation:ENABle

Query

説明

Operation Status Event Enable レジスタを設定または問い合わせます。

Syntax:STATus:OPERation:ENABle <integer>
201

GSP-9300 プログラミングマニュアル
クエリ構文:STATus:OPERation:ENABle?

戻り値

Bit
0~2
3
4
5
6~15

例

:STAT:OPER:ENAB 32

Bit Weight
N/A
8
16
32
N/A

内容
未使用
Sweeping
Measuring
Wait for Trigger
未使用:STATus:OPERation[:EVENt]?

Query

説明

Operation Status Event レジスタのビットウェイトを問
い合わせます。このレジスタを読みだすとイベントレジ
スタはクリアされます。

クエリ構文:STATus:OPERation[:EVENt]?

戻り値 r

Bit
0~2
3
4
5
6~15

例

:STAT:OPER?
>8

Bit Weight
N/A
8
16
32
N/A

内容
未使用
Sweeping
Measuring
Wait for Trigger
未使用

Set

:STATus:OPERation:NTRansition

Query

説明

Operation Status レジスタの NTR フィルタのビットウェ
イトを設定または問い合わせます。

構文:STATus:OPERation:NTRansition <integer>

クエリ構文:STATus:OPERation:NTRansition?

202

コマンド一覧
戻り値

Bit
0~2
3
4
5
6~15

Bit Weight
N/A
8
16
32
N/A

例

:STAT:OPER:NTR 32

内容
未使用
Sweeping
Measuring
Wait for Trigger
未使用

Set

:STATus:OPERation:PTRansition

Query

説明

Operation Status レジスタの PTR フィルタのビットウェ
イトを設定または問い合わせます。

構文:STATus:OPERation:PTRansition <integer>

クエリ構文:STATus:OPERation:PTRansition?

戻り値

Bit
0~2
3
4
5
6~15

例

:STAT:OPER:PTR 32

Bit Weight
N/A
8
16
32
N/A

内容
未使用
Sweeping
Measuring
Wait for Trigger
未使用:STATus:QUEStionable:CONDition?

Query

説明

Questionable Status Condition レジスタのビットウェイ
トを問い合わせます。

クエリ構文:STATus:QUEStionable:CONDition?

203

GSP-9300 プログラミングマニュアル
戻り値

Bit
5
8
9
10
11
12
13

例

:STAT:QUES:COND?
>16

Bit Weight
32
256
512
1024
2048
4096
8192

内容
Frequency
Uncal
Limit Fail
ACPLimit
SEM Limit
TOI Limit
Pmet Limit Fail

Set

:STATus:QUEStionable:ENABle

Query

説明

Questionable Status Event Enable レジスタを設定または内容を問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:ENABle <integer>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:ENABle?

戻り値

Bit
5
8
9
10
11
12
13

例

:STAT:QUES:ENAB 4096

Bit Weight
32
256
512
1024
2048
4096
8192

内容
Frequency
Uncal
Limit Fail
ACPLimit
SEM Limit
TOI Limit
Pmet Limit Fail

:STATus:QUEStionable[:EVENt]?

Query

説明

Questionable Status Event レジスタのビットウェイトを
問い合わせます。このレジスタを読み出すとイベントレジスタをクリアします。

Query Syntax:STATus:QUEStionable[:EVENt]?

204

コマンド一覧
戻り値

Bit
5
8
9
10
11
12
13

Bit Weight
32
256
512
1024
2048
4096
8192

例

:STAT:QUES?
>16

内容Frequency
Uncal
Limit Fail
ACPLimit
SEM Limit
TOI Limit
Pmet Limit Fail

Set

:STATus:QUEStionable:NTRansition

Query

説明

Questionable Status レジスタの NTR フィルタのびぅと
ウェイトを設定または問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:NTRansition <integer>

クエリ構文:STATus: QUEStionable:NTRansition?

戻り値

Bit
5
8
9
10
11
12
13

例

:STAT:QUES:NTR 32

Bit Weight
32
256
512
1024
2048
4096
8192

内容
Frequency
Uncal
Limit Fail
ACPLimit
SEM Limit
TOI Limit
Pmet Limit Fail

Set

:STATus:QUEStionable:PTRansition

Query

説明

Questionable Status レジスタの PTR フィルタのビット
ウェイトを設定または問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:PTRansition <integer>

クエリ構文:STATus: QUEStionable:PTRansition?

205

GSP-9300 プログラミングマニュアル
戻り値

Bit
5
8
9
10
11
12
13

例

:STAT:QUES:PTR 32

Bit Weight
32
256
512
1024
2048
4096
8192

内容
Frequency
Uncal
Limit Fail
ACPLimit
SEM Limit
TOI Limit
Pmet Limit Fail

:STATus:QUEStionable:FREQuency:
CONDition?

Query

説明

Questionable Status Frequency Condition レジスタのビットウェイトを問い合わせます。

クエリ構文:STATus:QUEStionable:FREQuency:CONDition?

戻り値

Bit
5

例

:STAT:QUES:FREQ:COND?
>32

Bit Weight32

内容
無効な Span/BW

Set:STATus:QUEStionable:FREQuency:ENABle

Query

説明

Questionable Status Frequency Event Enable レジスタを設定または状態を問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:FREQuency:ENABle <integer>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:FREQuency:ENABle?

戻り値

Bit
5

例

:STAT:QUES:FREQ:ENAB 32

206

Bit Weight32

内容
無効な Span/BW

コマンド一覧:STATus:QUEStionable:FREQuency[:EVENt]?

Query

説明

Questionable Status Frequency Event レジスタのビットウェイトを問い合わせます。このレジスタを読みだすとイベントレジスタは k リアされます。

クエリ構文:STATus:QUEStionable:FREQuency[:EVENt]?

戻り値

Bit
5

例

:STAT:QUES:FREQ?
>32

Bit Weight
32:STATus:QUEStionable:FREQuency:
NTRansition

内容
無効な Span/BW

Set
Query

説明

Questionable Status Frequency レジスタの NTR フィル
タのビットウェイトを設定または問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:FREQuency:NTRansition<integer>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:FREQuency:NTRansition?

戻り値

Bit
5

例

:STAT:QUES:FREQ:NTR 32

Bit Weight
32:STATus:QUEStionable:FREQuency:
PTRansition

内容
無効な Span/BW

Set
Query

説明

Questionable Status Frequency レジスタの PTR フィル
タのビットウェイトを設定または問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:FREQuency:PTRansition<integer>
207

GSP-9300 プログラミングマニュアル
クエリ構文:STATus:QUEStionable:FREQuency:PTRansition?

戻り値

Bit
5

例

:STAT:QUES:FREQ:PTR 32

Bit Weight32

内容
無効な Span/BW:STATus:QUEStionable:ACPLimit:
CONDition?

Query

説明

Questionable Status ACP Limit Condition レジスタのビットウェイトを問い合わせます。

クエリ構文:STATus:QUEStionable:ACPLimit:CONDition?

戻り値

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7

例

:STAT:QUES:ACPL:COND?
>1

Bit Weight
1
2
4
8
16
32
64
128

内容
Main channel high fail
Main channel low failAdj1 high failAdj1 low failAdj2 high failAdj2 low failAdj3 high failAdj3 low fail

Set

:STATus:QUEStionable:ACPLimit:ENABle

Query

説明

Questionable Status ACP Limit Event Enable レジスタを設定または問い合わせます。.

構文:STATus:QUEStionable:ACPLimit:ENABle <integer>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:ACPLimit:ENABle?

208

コマンド一覧
戻り値

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7

Bit Weight
1
2
4
8
16
32
64
128

内容
Main channel high fail
Main channel low failAdj1 high failAdj1 low failAdj2 high failAdj2 low failAdj3 high failAdj3 low fail

例

:STAT:QUES:ACPL:ENAB 3:STATus:QUEStionable:ACPLimit[:EVENt]?

Query

説明

Questionable Status ACP Limit Event レジスタのビット
ウェイトを問い合わせます。このレジスタを読みだすとイベントレジスタをクリアします。

クエリ構文:STATus:QUEStionable:ACPLimit[:EVENt]?

戻り値

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7

例

:STAT:QUES:ACPL?
>3

Bit Weight
1
2
4
8
16
32
64
128

:STATus:QUEStionable:ACPLimit:
NTRansition
説明

内容
Main channel high fail
Main channel low failAdj1 high failAdj1 low failAdj2 high failAdj2 low failAdj3 high failAdj3 low fail

Set
Query

Questionable Status ACP Limit レジスタの NTR フィル
タのビットウェイトを設定または問い合わせます。

209

GSP-9300 プログラミングマニュアル
構文:STATus:QUEStionable:ACPLimit:NTRansition<integer>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:ACPLimit:NTRansition?

戻り値

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7

例

:STAT:QUES:ACPL:NTR 3

Bit Weight
1
2
4
8
16
32
64
128

:STATus:QUEStionable:ACPLimit:
PTRansition

Description
Main channel high fail
Main channel low failAdj1 high failAdj1 low failAdj2 high failAdj2 low failAdj3 high failAdj3 low fail

Set
Query

説明

Questionable Status ACP Limit レジスタの PTR フィル
タのビットウェイトを設定または問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:ACPLimit:PTRansition<integer>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:ACPLimit:PTRansition?

戻り値

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7

例

:STAT:QUES:ACPL:PTR 3

210

Bit Weight
1
2
4
8
16
32
64
128

内容
Main channel high fail
Main channel low failAdj1 high failAdj1 low failAdj2 high failAdj2 low failAdj3 high failAdj3 low fail

コマンド一覧:STATus:QUEStionable:SEMLimit:CONDition?

Query

説明

Questionable Status SEM Limit Condition レジスタのビットウェイトを問い合わせます。

クエリ構文:STATus:QUEStionable:SEMLimit:CONDition?

戻り値

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

例

:STAT:QUES:SEML:COND?
>3

Bit Weight
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512

内容
Offset 1, Upper fail
Offset 1, Lower fail
Offset 2, Upper fail
Offset 2, Lower fail
Offset 3, Upper fail
Offset 3, Lower fail
Offset 4, Upper fail
Offset 4, Lower fail
Offset 5, Upper fail
Offset 5, Lower fail

Set

:STATus:QUEStionable:SEMLimit:ENABle?

Query

説明

Questionable Status SEM Limit Enable レジスタを設定
または問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:SEMLimit:ENABle <integer>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:SEMLimit:ENABle?

211

GSP-9300 プログラミングマニュアル
戻り値

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

例

:STAT:QUES:SEML:ENAB 3

Bit Weight
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512

内容
Offset 1, Upper fail
Offset 1, Lower fail
Offset 2, Upper fail
Offset 2, Lower fail
Offset 3, Upper fail
Offset 3, Lower fail
Offset 4, Upper fail
Offset 4, Lower fail
Offset 5, Upper fail
Offset 5, Lower fail

:STATus:QUEStionable:SEMLimit[:EVENt]?

Query

説明

Questionable Status SEM Limit Event レジスタのビット
ウェイトを問い合わせます。このレジストを読みだすとイベントレジスタはクリアされます。

クエリ構文:STATus:QUEStionable:SEMLimit[:EVENt]?

戻り値

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

例

:STAT:QUES:SEML?
>3212

Bit Weight
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512

Description
Offset 1, Upper fail
Offset 1, Lower fail
Offset 2, Upper fail
Offset 2, Lower fail
Offset 3, Upper fail
Offset 3, Lower fail
Offset 4, Upper fail
Offset 4, Lower fail
Offset 5, Upper fail
Offset 5, Lower fail

コマンド一覧:STATus:QUEStionable:SEMLimit:NTRansition

Set
Query

説明

Questionable Status SEM Limit レジスタの NTR フィル
タのビットウエイトを設定または問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:SEMLimit:NTRansition<integer>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:SEMLimit:NTRansition?

戻り値

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Example:STAT:QUES:SEML:NTR 3

Bit Weight
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512

:STATus:QUEStionable:SEMLimit:
PTRansition

内容
Offset 1, Upper fail
Offset 1, Lower fail
Offset 2, Upper fail
Offset 2, Lower fail
Offset 3, Upper fail
Offset 3, Lower fail
Offset 4, Upper fail
Offset 4, Lower fail
Offset 5, Upper fail
Offset 5, Lower fail

Set
Query

説明

Questionable Status SEM Limit レジスタの PTR フィル
タのビットウエイトを設定または問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:SEMLimit:PTRansition<integer>

Query Syntax:STATus:QUEStionable:SEMLimit:PTRansition?

213

GSP-9300 プログラミングマニュアル
戻り値

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

例

:STAT:QUES:SEML:PTR 3

Bit Weight
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512

内容
Offset 1, Upper fail
Offset 1, Lower fail
Offset 2, Upper fail
Offset 2, Lower fail
Offset 3, Upper fail
Offset 3, Lower fail
Offset 4, Upper fail
Offset 4, Lower fail
Offset 5, Upper fail
Offset 5, Lower fail

:STATus:QUEStionable:TOILimit:
CONDition?

Query

説明

Questionable Status TOI Limit Condition レジスタのビ
ットの重みを問い合わせます。

クエリ構文:STATus:QUEStionable[U3]:TOILimit:CONDition?

戻り値

Bit
0
1

例

:STAT:QUES:TOIL:COND?
>1

Bit Weight
1
2

内容
3rd lower fail3rd upper fail

Set

:STATus:QUEStionable:TOILimit:ENABle

Query

説明

Questionable Status TOI Limit Event Enable レジスタを設定または問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:TOILimit:ENABle <integer>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:TOILimit:ENABle?

214

コマンド一覧
戻り値

Bit
0
1

Bit Weight
1
2

例:STAT:QUES:TOIL:ENAB 1

内容
3rd lower fail3rd upper fail

:STATus:QUEStionable:TOILimit[:EVENt]?

Query

説明

Questionable Status TOI Limit Event レジスタのビットの重みを問い合わせます。このレジスタを読むとイベ
ントレジスタはクリアされます。

クエリ構文:STATus:QUEStionable:TOILimit[:EVENt]?

戻り値

Bit
0
1

例

:STAT:QUES:TOIL?
>1

Bit Weight
1
2:STATus:QUEStionable:TOILimit:
NTRansition

内容
3rd lower fail3rd upper fail

Set
Query

説明

Questionable Status TOI Limit レジスタの NTR フィル
タビットの重みを設定または問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:TOILimit:NTRansition<integer>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:TOILimit:NTRansition?

戻り値

Bit
0
1

例

:STAT:QUES:TOIL:NTR 1

Bit Weight
1
2

内容
3rd lower fail3rd upper fail215

GSP-9300 プログラミングマニュアル:STATus:QUEStionable:TOILimit:
PTRansition

Set
Query

説明

Questionable Status TOI Limit レジスタのビットの重みを設定または問い合わせます。

構文:STATus:QUEStionable:TOILimit:PTRansition<integer>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:TOILimit:PTRansition?

戻り値

Bit
0
1

例

:STAT:QUES:TOIL:PTR 1

Bit Weight
1
2

説明
3rd lower fail3rd upper fail

:STATus:PRESet
説明

Preset 設定をロードします。

構文:STATus:PRESet

Set

TRACe コマンド
:TRACe[:DATA]? .................................................................... 216:PIXel? TRACe<n> ................................................................. 217:TRACe[:DATA]?

Query

説明

CSV 形式で選択したトレースに対するトレースデータを返します。データのポイント数は 601 です。

クエリ構文:TRACe[:DATA]? TRACe<n>216

コマンド一覧
パラメータ<n><NR1> 1～4

戻り値

<csv data>

トレースデータ（CSV 形式）：
point#1, point#2…..point#n

例:TRAC? TRAC1>-5.234e+01,-4.593e+01,-5.533e+01,-4.604e+01,>5.353e+01,-4.557e+01,-5.280e+0>1,-4.785e+01,-5.459e+01,-4.578e+01,………………

:PIXel? TRACe<n>

Query

217

GSP-9300 プログラミングマニュアル
説明

選択したトレースのトレース Pixel データ（実際の Pixel
値×100）を 1 ピクセルあたり 2 文字（上位バイトと下位バイト）で表した 2 進化 10 進数（BCD）形式で返します。
各トレースは、601 ピクセルです。クエリに対して 1203
文字（601 文字×2+EOF 文字）を返します。
実際のピクセル値を決定するには、単純に BCD 値を100 で割り算します。BCD 値を ASCII に変換する表
は、付属 226 ページにあります。
取得したピクセルデータは、各ｎ番目の Y 軸のピクセ
ルデータです。ピクセルデータは、画面イメージデータ（全部で 450×600 ピクセル）から得られます。
イメージデータ

Pixel 値 = 58 ~ 508

58

例 pixel #1,
pixel 値=162

画面イメージのPixel data

508
Pixel 番号： 1 ~ 601

Pixel #1

Pixel #601

クエリ構文

:PIXel? TRACe<n>

パラメータ

<n>

<NR1> トレース番号 1～4

戻り値<pixel data>

ピクセルデータ。 2 進化 10 進形式のASCII コードとして返されます：
pixel1#HbyteLbyte
pixel2#HbyteLbyte
pixel3#HbyteLbyte........
というように EOF 文字まで218

コマンド一覧例:PIXEL? TRACE1>?H\x16\xA8\x16\xA8I\fI\xD4\x1Ex\x1E\xDCF\xB4F\xB4%\x80%\xE4C\xF8E$)\x04)hB\xCCC0.\x18\xB4D\xC0E\xEC2d2dD\xC0E\xEC5\xE85\……EOF
例：最初のピクセルデータは“?H”で返され、次が“\x”、3 番目が“16”とゆうようになります。この例の最初のピ
クセルデータは、上位バイトが“?”で下位バイトが“H”です。このデータをピクセルデータに変換するには、次の手順で実行します。

TRIGger コマンド
:TRIGger[:SEQuence]:DELay ............................................. 220:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:DELay.............................. 220:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:LEVel ............................... 221:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:MODE .............................. 221:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:SLOPe ............................ 221

219

GSP-9300 プログラミングマニュアル:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:SOURce ......................... 222:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:TIME:STARt ................. 222:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:TIME:STOP................... 222:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal:SLOPe ........................ 223:TRIGger[:SEQuence]:MODE ............................................. 223:TRIGger[:SEQuence]:PMETer:SOURce ....................... 223:TRIGger[:SEQuence]:SOURce......................................... 224:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:FREQuency .................... 224:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel................................. 224:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe .............................. 225
Set:TRIGger[:SEQuence]:DELay

Query

説明

トリガ遅延時間を秒単位で設定または問い合わせます。

構文:TRIGger[:SEQuence]:DELay <time>

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:DELay?

パラメータ/
戻り値<time>

例:TRIG:DEL 1.0e-2

遅延時間［単位：秒］

Set:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:DELay

Query

説明

AM/FM 復調の AF トリガ遅延時間を秒で設定または問い合わせます。

構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:DELay <time>

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:DELay?

パラメータ/
戻り値<time>

例:TRIG:DEM:DEL 1.0 ms

220

遅延時間［単位：秒］

コマンド一覧
Set:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:LEVel

Query

説明

AM/FM 復調のトリガレベルを設定または問い合わせます。

構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:LEVel <NRf>

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:LEVel?

パラメータ

<NRf>

戻り値

<NR3>

例

:TRIG:DEM:LEV 10

AM 単位 =％
FM 単位 = Hz

Set

:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:MODE

Query

説明

AM/FM 復調の AF トリガに対するトリガモードを設定
します。

構文

:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:MODE{NORMal|SINGle|CONTinuous}

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:MODE?

パラメータ/
戻り値

NORMalSINGleCONTinuous

例:TRIG:DEM:MODE CONT

ノーマルトリガモード
シングルトリガ
連続トリガ

Set:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:SLOPe

Query

説明

トリガスロープを設定または問い合わせます。

構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:SLOPe{POSitive|NEGative}

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:SLOPe?

221

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ/
戻り値

POSitive
NEGative

例:TRIG:DEM:SLOP POS

正のスロープ負のスロープ:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:SOURce

Set

説明

AM/FM 復調のトリガソースを設定します。

構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:SOURce{IMMediate|VIDeo}

パラメータ

IMMediate
VIDeo

例:TRIG:DEM:SOUR IMM

Free run トリガ
ビデオ信号レベルでトリガをオンします。

Set:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:TIME:STARt

Query

説明

AM/FM 復調機能での AF トリガのトリガスタート時間を設定または問い合わせます。

構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:TIME:STARt <NRf>

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:TIME:STARt?

パラメータ/
戻り値

<NRf>

例

:TRIG:DEM:TIME:STAR 2.000e-2

時間［単位：秒］

Set:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:TIME:STOP

Query

説明

AM/FM 復調機能での AF トリガのトリガストップ時間を設定または問い合わせます。

構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:TIME:STOP <NRf>

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:DEMod:TIME:STOP?

222

コマンド一覧
パラメータ/
戻り値<NRf>

時間［単位：秒］

例:TRIG:DEM:TIME:STOP 4.000e-2
Set:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal:SLOPe

Query

説明

外部トリガのスロープを設定します。

構文:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal:SLOPe{POSitive|NEGative}

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal:SLOPe?

パラメータ/
戻り値

POSitive
NEGative

例:TRIG:EXT:SLOP POS

正のスロープ負のスロープSet:TRIGger[:SEQuence]:MODE

Query

説明

トリガモードを設定します。

構文:TRIGger[:SEQuence]:MODE{NORMal|SINGle|CONTinuous}

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:MODE?

パラメータ/
戻り値

NORMalSINGleCONTinuous

例:TRIG: MODE CONT

ノーマルトリガモード
シングルトリガ
連続トリガ

Set:TRIGger[:SEQuence]:PMETer:SOURce

Query

説明

トリガソースを immediate または外部に設定します。

構文:TRIGger[:SEQuence]:PMETer:SOURce{IMMediate|EXTernal}

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:PMETer:SOURce?
223

GSP-9300 プログラミングマニュアル
パラメータ/
戻り値

IMMediate
EXTernal

例:TRIG:PMET:SOUR IMM

Free run トリガ
外部トリガ

Set

:TRIGger[:SEQuence]:SOURce

Query

説明

トリガソースを immediate, external または video に設定または問い合わせます。

構文:TRIGger[:SEQuence]:SOURce{IMMediate|EXTernal|VIDeo}

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?

パラメータ/
戻り値

IMMediate
EXTernal
VIDeo

例:TRIG:SOUR IMM

フリーラン トリガ
外部トリガ
ビデオトリガSet:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:FREQuency

Query

説明

ビデオトリガの周波数を設定または問い合わせます。

構文:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:FREQuency <freq>

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:FREQuency?

パラメータ<freq>

<NRf>

戻り値

<NR3>

Hz

例

:TRIG:VID:FREQ?
>2.5e+6
Set:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel

Query

説明

ビデオトリガのレベルを設定または問い合わせます。

構文:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel <ampl>

224

コマンド一覧
クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel?

パラメータ<ampl>

戻り値

<NR3>

例

:TRIG:VID:LEV 10<NRf> 電力または電圧

Set:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe

Query

説明

ビデオトリガのスロープを設定または問い合わせます。

構文:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe{POSitive|NEGative}

クエリ構文:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe?

パラメータ/
戻り値

POSitive
NEGative

Example:TRIG:VID:SLOP POS

正のスロープ負のスロープUNIT コマンド:UNIT:PMETer:POWer ........................................................... 225:UNIT:POWer ............................................................................ 226
Set:UNIT:PMETer:POWer

Query

説明

パワーメータモードでの振幅単位を設定または問い合
わせます。

構文

:UNIT:PMETer:POWer {DBM|MW}

クエリ構文:UNIT:PMETer:POWer?

パラメータ
/戻り値

DBM
MW

例

:UNIT:PMET:POW DBM

デシベル
ミリワット

225

GSP-9300 プログラミングマニュアル
Set:UNIT:POWer

Query

説明

スペクトラムモード時の振幅単位を設定または問い合
わせます。

構文

:UNIT:POWer {DBM|DBMV|DBUV|W|V}

クエリ構文:UNIT:POWer?

パラメータ/
戻り値

DBM
DBMV
DBUV

デシベル［dBm］
ミリボルトに対するデシベル［dBmV］
マイクロボルトに対するデシベル［dBμV］
ワット［W］
ボルト［V］W
V
例:UNIT:POW DBM

付録
ASCII 対 BCD(Binary Coded Decimal)表
概要表示されている各画素の値を返すとき、:PIXel クエ
リコマンドは、BCD(二進化十進数)表記を使用しています。詳細については、217 ページを参照してく
ださい。

DecimalBinaryASCII

DecimalBinaryASCII

000000000

NUL

64

01000000@

1

00000001

SOH

65

01000001

A

200000010

STX

66

01000010

B

226

ASCII 対 BCD(Binary Coded Decimal)表300000011

ETX

67

01000011

C

400000100EOT

6801000100D

500000101

ENQ

69

01000101E

600000110ACK

7001000110F

700000111

BEL

71

01000111G

800001000

BS

72

01001000H

900001001

HT

73

01001001

I

1000001010

LF

74

01001010

J

1100001011

VT

75

01001011

K

1200001100

FF

76

01001100L

1300001101

CR

77

01001101M

1400001110SO

78

01001110N

1500001111

SI

79

01001111

O

1600010000

DLE

8001010000

P

1700010001

DC1

81

01010001

Q

1800010010

DC2

82

01010010

R

19

00010011

DC3

83

01010011

S

20

00010100DC4

8401010100T

2100010101NAK

8501010101U

2200010110SYN

8601010110V

2300010111

ETB

8701010111

W

2400011000CAN

8801011000X

2500011001

EM

89

01011001

Y

26

00011010

SUB

90

01011010

Z

2700011011

ESC

91

01011011[

28

00011100

FS

92

01011100\

227

GSP-9300 プログラミングマニュアル
29

00011101

GS

93

01011101]

30

00011110

RS

94

01011110^3100011111

US

95

01011111_

32

00100000

Space

96

01100000`

33

00100001!

97

01100001a

34

00100010"

98

01100010

b

35

00100011#

99

01100011

c

36

00100100$

100

01100100d

3700100101%

101

01100101e

38

00100110&10201100110f

3900100111'

103

01100111g

4000101000(

104

01101000h4100101001)

105

01101001i

42

00101010*

106

01101010

j4300101011+

107

01101011

k4400101100,

108

01101100l

4500101101-

109

01101101m

46

00101110.

11001101110n

4700101111/

111

01101111o48

00110000

0112

01110000p

49

00110001

1

113

01110001q

50

00110010

2

114

01110010

r

51

00110011

3

115

01110011

s

52

00110100

4

116

01110100t

5300110101

5

117

01110101u54001101106

11801110110v

228

ASCII 対 BCD(Binary Coded Decimal)表55

00110111

7

11901110111w

56

00111000

8

120

01111000x

57

00111001

9

121

01111001

y58

00111010:

122

01111010

z

59

00111011;

123

01111011{

60

00111100<

124

01111100|

61

00111101=

125

01111101}62

00111110>126

01111110~

63

00111111?

127

01111111

DEL

229