フィールド WEB 監視

タフネット

シリーズ製品案内

はじめに
1.

共通仕様

1.1 計測端末
1.2 カメラ端末
1.3 ＷＥＢ監視
2.

ポータブル端末(調査・機材販売・データサービス)

2.1 マンホールステーション
2.2 管内危険水位警報器（MHS アラート）
2.3 マンホールステーションの通信適合判定
2.4 タフネット ポータブル
2.5 セサミ ポータブルカメラ
3.

定置端末(機材販売・設置工事・データサービス)

3.1 タフネット 定置型
3.2 タフネット 流量計＋
3.3 タフネット 通信＋
4.

SESAME シリーズ(機器販売・設置工事・維持管理)

4.1 クラウド型水位計
4.2 ため池管理システム
4.3 SESAME CAMERA
5.

ご要望にお応えしますシリーズ製品案内

タフネット

1 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社

はじめに(5) セット販売とトータルサポート

タフネットは、マンホール内の水位や流量をス

タフネットは、製品販売だけではなく、電気・マホや PC で簡単に見ることができないかという、土木工事、維持管理、クラウドデータ管理まで、計測技術者の思いから生まれた WEB 型遠隔監視シトータルサポートを選択することができます。
(6) まるで調査をするようにステムです。

マンホールステーション®は、端末とアンテナを㈱みどり工学研究所の開発協力を得て、アンテマンホール内に仮設する方法で、まるで調査のよ

ナと電源の問題を解決し、マンホール内だけではうに管路施設内情報を WEB 監視することができる

なく、ポータブルと定置型の垣根をなくして、様新技術です。

ざまな用途の計測値と画像情報を、スマホや PC

WEB 監視は、関係者がいつでも計測データを閲で簡単に見ることができるようになりました。

覧でき、不測データの共有までも含んだコンプラ(1) 1 分間隔の連続測定・通信イアンスと、定期現場点検を不要にする経済性など、従来調査の次元を超えたデータサービスを実タフネット専用に設計された、デュアル MCU 搭現しています。

載の計測・通信エンジン(コミュニケータ)により、(7) 様ざまな冠水予防の現場に洪水等の出水時解析に最低限度必要とされる、1道路、鉄道のトンネルやアンダーパス、冠水影分間隔の連続レベル計測・通信が可能になりまし

響が甚大な公共施設など、冠水防止が必要な現場た。液体のほか、粉体・粒体・塊体のレベル計測に、タフネットは水位周知システムやゲート・スにも対応します。

クリーン管理システムの構築を応援します。

(2) ポータブルと定置型の垣根がありません(8) タフネットを生んだ SESAME シリーズ

タフネット最大の特徴は、電源とハウジングをタフネットの生みの親である SESAME シリーズ

変えるだけで計測調査業務用のポータブル端末と、は、㈱みどり工学研究所の製品で、弊社は、販売遠隔監視装置用の定置端末両方に対応できること

代理、現場施工、維持管理を手掛けています。
タフネットとの違いは、計測・通信間隔が、国で、SIM 装着だけで直ちに WEB 監視を始めること交省プロジェクト仕様にも適合する 10 分間隔でができます

あることで、多様な計測用途に対応しています。

(3) カメラ監視が併用できます① 水 位 監 視 用 ：河川・農地・ため池もう一つの特徴は、カメラ監視(タイムラプス)② 気象災害監視用：風向・風速・降雨量・温度・を併用できることです。

相対湿度・気圧・日射量

カメラ監視は独立した別のサーバーで管理され③ 水質環境監視用：濁度・水温・水深・ｐH・ますが、タフネット WEB サーバー上でも見ることORP・溶存酸素・電気伝導度ができるため、例えば水位グラフを見ながら高水④ 農 地 監 視 用 ：日射量・土壌水分位時のグラフを指して、出水時の現場写真を同じ⑤ 環 境 監 視 用 ：地表面変動・樹木成長量

画面で確認することができます(4) 今ある計測環境もそのまま生かして国内外を問わず多くの納入実績があり、その技既存計測施設をそのまま生かして WEB 監視や、術がタフネットに生かされています。

複合 WEB 監視システムを構築することができます。
1

シリーズ製品案内

タフネット

2 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社

1. 共通仕様

1.2 カメラ端末(1) カメラ仕様

1.1 計測端末(1) コミュニケータ(計測・記録・通信制御)
品名
通信方式

アンテナ
電源

入力

品名

SESAME CAMERA(ポータブル変更可)設置

人孔内および地上設置兼用

タフネット コミュニケータ

通信方式

3G/4G（LTE）

CSM/GPRS(2G)、W-CDMA/LTE(3G･4G 規格)

アンテナ

専用外部アンテナ

SIM フリー対応(docomo・softbank ほか)

撮影間隔

5 分～4 時間間隔または日時指定

専用外部アンテナ

時間間隔は電源により制限される

バッテリー：DC12V 7.2AH

電源

ソーラーパネル：3～10W(外部別付け)＋ソーラー：10 分間隔、連続撮影可能

商用 AC100V,AC/DC コンバータ、UPS

5 分間隔の連続撮影は不可

4-20ｍA×1ch：水位計測用ほか

2 分間隔撮影モデルを現在開発中

0-2V×1ch：水質・ガス計測用ほか

記録媒体

0-3.3V×2：ケース内温度監視用

WEB サーバー

パルス×1：雨量計測用

警報

計測トランスミッタ

USB メモリ（バックアップ用）
カメラ専用サーバー使用
タフネット WEB チャートと重ね表示可能計測間隔：１分～１時間

WEB 監視ポータル、カレンダー、タイムライン

送信間隔：１分～24 時間

画素数

最大 200 万画素

メール発報：１～３段階設定

画面解像度

パルス出力：２点
記録媒体

バッテリー：10 分間隔、14 日間撮影可能

320*240/640*480/800*600/1280*720/1920*1080

メモリーカード（SD カード）標準装備

LED フラッシュ、赤外線照明

および内部メモリ（１MB）オプション

カメラ同時増設：3 台まで

水位計測用：圧力式 2 種・超音波式 2 種

警報水位で撮影間隔を制御する機能

流量計測用：超音波式 2 種

大容量赤外線ライト(せき・フリュームとの組み合わせ)

動体感知センサ

流量演算は水位データからの別作業

超高感度タイプ（深夜カラー撮影用）

雨量計測用：0.5mm 転倒桝式雨量発信器
消費電力

圧力センサ(STS 社 ECO 型)：0.0053V/日(実証試験)

超音波センサ(ABM 社ﾐﾆ型)：0.013V/日

2

シリーズ製品案内

タフネット

3 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社1.3 WEB 監視

水位チャートをクリックすると同時刻の画像を表示（カメラオプション)

ポータルモード(1) ソフトウェア仕様
品名(2) 警報設定

タフネットＷＥＢ

操作

現場端末側

WEB サーバー側

動作条件

インターネット環境および各種ブラウザ

警報対象

水位 4-20ｍA 入力

4-20ｍA 入力ほか計測項目

アクセス

契約に基づく専用 ID・パスワード発行

警報設定

PC から設定(要ソフト)

WEB 画面から直接入力

ポータル

測点地図、計測点設定・一覧表示、

メ ー ル：1～3 段階

メ ー ル ：1～3 段階

モード

タイムライン（計測データ時系列表示）、

パ ル ス：1～2 段階

時 間 間 隔：10 分以上

拡大表示計(計測地点名、水位、雨量、温度)

時間間隔：１分以上

商用電源時：1 分以上

計測データの設定警報

WEB 更新時、計測データの現場状況写真(カメラシステム併用時)

超過時に、WEB サーバー

設定警報超過時に、メール

分析

測点・計測項目・時系列単位・期間を選択して、へメール発報発報を指示

モード

チャートに表示する。複数測点の比較可能発報は計測時間間隔

発報は送信時間間隔なし

あり

日間・週間・月間チャート(水位・雨量・警報)

計測データの保存（CSV ファイル）
警報

警報開始

警報表示

登録全測点の発報警報と警報履歴を表示

現場端末側とWEB サーバ

モード

ー側の両方を設定すれﾒﾝﾃﾅﾝｽ

点検記録表 計測地点、作業日、件名、作業時

ば対応可能

モード

間、次回点検日、作業内容、添付資料

監視

常時監視用 MAP 表示

制御変更が可能モード

時刻、測点、水位、降雨量、温度、警報レベル

メール

最大 999 箇所

無制限

送信先

1 ユーザーにつき

WEB 画面から、ユーザーと登録

１メールアドレスメールアドレスを登録

警報水位

3

計測・通信間隔の不可

シリーズ製品案内

タフネット

4 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社(3) スマホ・PC 管理

2. ポータブル端末

PC のメイン監視画面とその他の各画面、スマホ操作画面、警報送受信時画面、各種設定画

2.1 マンホールステーション®

面と操作説明、計測データ収集操作(4) データサービス(1) まるで調査のように、既設マンホール内に・計測データの閲覧・転送・保存・出力監視端末を仮設する方式のWEB 監視システ

・警報メールの送受信(サーバー経由)

ムです・加工データの閲覧・転送・保存・出力(2) 管内の水位・流量・水質・ガス濃度などをスマホや PC に伝送します(3) マンホール蓋＋マンホール内アンテナを利用する特許通信技術で、大半の既存マンホールに対応することができます(4) マンホール以外の密閉施設にも対応し、液体・粉体・粒体・塊体を問わず、多様なレベル監視が可能です(5) 3 段階レベルの警報を発報し、管路施設内

図 1-2.タフネット WEB 分析画面

作業員の安全確保、用水路や溜池の危険水位管理、溢水危険個所の警報発報など、迅速性・簡易性・経済性が求められる様々な場面に、最適な警報システムを提供します(6) 土木・電気工事が不要で、SIM を装着するだけで直ちに通信を開始できます(7) 電波感度が悪く送信が困難なケースでは、事前にマンホール内に到達する通信感度を判定し、場所変更やソーラー電源の可否などを検討することができます
図 1-3.タフネット WEB CSV 出力(8) 基本的な監視頻度(1分毎計測＋1時間毎通信)では、標準バッテリーだけで 40 日以上連続計測が可能です(9) 調査・販売実績
・管更生工事に付随する管内水位監視・地下水位分布監視
・農業用水路の湧水監視
・流量監視(PB フリューム式)

4

シリーズ製品案内

タフネット

5 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社

2.2 管内危険水位警報器(M.H.S アラート)(1) マンホールステーションの警報発報機能だけに特化した省機能版です(2) 専用の圧力式水位トランスミッタ×1 入力を使用します(3) 3 点までの水位警報を、スマホや PC にメール発報します(4) 迅速性・簡易性・経済性が求められる、様々な場面に即応します(5) 調査・販売実績
・管更生工事中の管内危険水位監視用・地上出水予想箇所の警報水位管理用

コミュニケータ別カメラオプション

超音波式水位トランスミッタ

収納バッテリー専用アンテナ
硫化水素濃度トランスミッタ

ＥＣトランスミッタ

圧力式水位トランスミッタ

コミュニケータと端末群

図 2-2. 管内危険水位警報器(MHS アラート)

流量監視用(超音波トランスミッタ＋PB ﾌﾘｭｰﾑ)
図 2-1.マンホールステーション

5

シリーズ製品案内

タフネット

6 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社

2.3 マンホールステーション®の通信適合判定
モバイル通信網を使用するマンホールステーシ
ョンの通信適合地域は、当然ながら、地上の電波強度に依存します。
1年以上の実証試験と3年以上の納品実績から、絶縁されたマンホール蓋と、蓋に密着させた内部アンテナを使用する方法により(特許出願)、マンホールが位置する地上部分の電波強度が-75dBm
以上であれば、減衰を見越したマンホール内の電波強度が-90dBm 台前半でも、問題なく通信できることを確認しています。
もちろん最終的には、マンホール内に仮設した試験発信器を使用して通信適合を判定しています。

地上電波強度㏈m判定

モバイル通信の適合性

ｍＷ

-30

1/千

優良

現場で達成可能な最高感度-501/十万優良ネットワーク使用に最適-65

1/316 万良好

モバイル通信に最適-70

1/1000 万

良好

データ通信仕様の推奨下限-75

1/3162 万適合

マンホールステーションの適合限界

-80

1/1 億

不良

時々圏外

-100

1/100 億不可

圏外レベル※㏈ m：1ｍＷを 0 ㏈（デシベル）とする電波感度の対数表示 ㏈m=10log10（ｍＷ）

6

シリーズ製品案内

タフネット

7 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社

2.4 タフネット ポータブル

2.5 セサミ ポータブルカメラ(1) マンホールステーションを地上配備型し(1) SESAME-CAMERA をポータブルにしました

た、汎用遠隔監視システムです(2) マンホール内と地上配備の両方に使え、ソ(2) バッテリー又はバッテリー＋ソーラーパーラー電源を利用できれば、定置型と同様ネルで動作しますの画像 WEB 監視が可能です(3) 雨量監視に最適で、雨天時浸入水の定量業(3) 基本的な性能は 1.2 をご覧ください

務に多くの実績があります(4) オプションで、タフネットポータブルと組(4) 下水幹線の工事水位監視用として、水位トみ合わせた、定時 1 日 1 回撮影＋警報水位

ランスミッタを管きょ内に配置し、装置本時 5 分間隔などの、マルチインターバル撮

体は地上に配備してソーラー電源で連続影による、リスク管理が可能です

計測監視する方法が採用されています(5) 下水道管路施設、用水路・溜池等からの出(5) 用水路、河川、溜池や遊水地などの溢水調水時監視、降雨時や高潮時のゲート・ポン査などにも適合します

プ施設監視などに利用できます(6) 調査・販売実績(6) 調査・販売実績

・農業用水路の湧水監視用・雨天時浸入水調査に伴う調査用・流量監視(せき・フリューム式)用
・雨天時浸入水調査に伴う雨量調査用

図 2-3.タフネットポータブル(＋雨量トランスミッタ)
図 2-5.セサミポータブルカメラ

図 2-4. 降雨量表示(タフネット WEB)

7

シリーズ製品案内

タフネット

8 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社

3. 定置端末

3.2 タフネット 流量計＋
(1) JISFIT 開水路流量計(各種せき・フリュー

3.1 タフネット 定置型

ム式流量計や面速式流量計)をセットにし(1) マンホールステーションと同じエンジン部た WEB 監視システムです

分(コミュニケータ)を持つ定置型です。

(2) 開水路流量計以外にも、水位・水質・ガスソーラー電源型と AC 電源型があります

計測トランスミッタなどの、4-20mAや0-2V(2) ハウジング形式、材質、配置方法等は、計測出力に対応します

対象や用途に応じて選定されます(3) 機器販売のほか、電気・土木工事をパッケ(3) ソーラー電源型は、商用電源が不要で電気工ージにしたセット販売も承ります。詳細は、事もありませんが、連続計測・間欠通信にな機器事業部までご照会くださいります(4) 販売実績(4) AC 電源型は、用途に応じて AC/DC 変換器や・大型公共施設UPS(無停電電源装置)を使用し、1 分毎の連続・大型テーマパーク計測・通信が可能です・都道府県(5) UPS(無停電電源装置)マルチ対応型：1 台の・事業所

UPS で複数の計測発報装置に接続可能な小型タイプ。配線工事が簡単で、設置場所の制約を大幅に緩和しています(6) 販売実績
・事業排水監視用

図 3-2.タフネット＋面測式流量計
図 3-1.タフネット 定置型

8

シリーズ製品案内

タフネット

9 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社

3.3 タフネット 通信+(1) 既存の計測トランスミッタ(水位・流量・水膣・ガス濃度ほか)やレベルスイッチなどにコミュニケータを付加するだけで、WEB 監視システムを構築できます(2) 同様に、既存の遠隔監視システムから、専用パソコンや大掛かりなシステムが不要な、WEB 監視システムに再構築できます(3) 機器販売のほか、電気・土木工事をパッケージにしたセット販売も承ります。
詳細は機器事業部までご照会ください(4) 広域の農集遠隔監視システム、流域下水道監視システム、マンホールポンプ施設の集中監視など、旧来のシステム更新時にはぜひご検討ください(5) 販売実績
・事業排水監視用・マンホールポンプ施設用

図 3-3.タフネット+マンホールポンプ施設

9

シリーズ製品案内

タフネット

10 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社

4. SESAME シリーズ
4.1 クラウド型水位計(1) 10 分間隔計測・通信ベースの WEB 型水位・雨量監視システムです(2) 水位のほか各種アナログデータのロギングおよび伝送が可能です
4～20mA×1ch、0-2V×1ch、0～3.3V(温度)×2ch、パルス×1ch(3) 革新的河川技術プロジェクト(第二弾)／
国土交通省危機管理型水位計(寒冷地型)(圧力式)に適合しています(4) ソーラー＋バッテリー電源の定置型(5) 国内の他、インドネシア・タイ・ベトナム・ミャンマーなど、国際規模の納入実績があります(6) 気象災害監視用：ヴァイサラ㈱製ウェザー
トランスミッタ WXT530 専用
多項目水質監視用：㈱堀場製作所製マルチ水質チェッカーU53 専用(超音波式)(7) 販売実績(2020 年 11 月現在)
・国土交通省向け 96 台
・都道府県向け 43 台・農政局向け 14 台
・海外向け 184 台(電波式)
図 4-1.クラウド型水位計

10シリーズ製品案内

タフネット

11 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社

4.2 ため池管理システム

4.3 SESAME－CAMERA(1) ため池出水対策のために開発された、水(1) タイムラプス撮影仕様のWEB監視システム

位・雨量・画像 WEB 監視システムですです(2) 仕様の詳細は、1.1～1.3 をご覧ください(2) 基本仕様は、1.2 をご覧ください(3) 監視装置 1 台につき、カメラ 3 台までをオ(3) 国土交通省「簡易型河川監視カメラ」仕様

プションで設置することが可能ですに適合しています(4) 水位計測トランスミッタは、現場条件に応(4) 農作物の育成管理、灌漑用水路や溜池の出じて、超音波式、電波式、圧力式から選択

水管理などに、国内外を問わず多くの実績することができますがあります(5) 販売実績(2020 年 11 月現在)

(5) 販売実績(2020 年 11 月現在)

・市町村向け 5 台

・国土交通省向け 264 台・土地改良区向け 1 台

・都道府県向け 306 台

図 4-2.ため池監視システム
図 4-3.SESAME-CAMERA

11

シリーズ製品案内

タフネット

12 / 122021 年 3 月 23 日 11 稿 ペンタフ株式会社

管内水位ハザードマップの製作

5. ご要望にお応えします。

(3) コンサルタントや専門企業との協業による、不明水ビッグデータの AI 評価、出水

5.1 WEB 監視型の調査箇所のリスク管理解析など(1) ID 付与者は、いつでも計測原データを WEB(4) 監視データのクラウド一元管理上で閲覧することができ、権限範囲で自由

5.5 既存計測施設の WEB 監視にデータをダウンロードできます(2) WEB 上の常時監視により、定期的な現場点(1) コミュニケータを既存計測器(水位計・流検が不要で、不測の事態にも迅速に対応す量計・水質計等)に取り付けるだけで、WEBることができます

監視が実現し、多測点の一元管理や、スマ(3) 計測原データの 2 次加工、判定・評価業務

ホや PC への警報発報機能を利用することも承っていますがきます(4) 協業による、BIG データの統計処理や AI(2) 旧来の遠隔監視システムも、簡単にコンパ解析等もお手伝いします

クトな WEB 監視システムに変更でき、管理(5) 様ざまな監視ケースに真摯に対応します。

専用 PC が不要になります

調査設計時には、ぜひご相談ください

5.6 JISFIT 流量計 WEB 監視システム

5.2 スクリーニング調査(1) 取引又は証明用の開水路流量計 JISFIT シ(1) 同時多測点スクリーニング調査や、グルーリーズに適合したWEB監視システムを構築

プ単位の移動経年調査における、観測基点することができますにマンホールステーションのご利用をお5.7 データサービス

勧めします(2) 測点数×単価だけの期間契約形式のデー(1) 計測器の購入やリース・レンタルではなく、必要な現場計測情報だけを買うスタイル

タサービスにも対応しますです

5.3 定点観測データサービス(2) 警報サービスにより、合理的なリスク管理システムを構築することができます(1) 計測や撮影の定点観測を、期間契約だけで(3) 期間契約で、初期コストや冗漫になった維提供します

持管理コストを節約することができます以上(2) 複数測点のクラウド一元化管理にも対応
します

5.4 データ加工サービス(1) 雨天時浸入水の定量評価など不明水対策
関連データ加工(2) 水位スクリーニングデータの解析評価と12