LCR メータ LCR-800 シリーズ
RS-232C CODE
プログラミング マニュアル
GW INSTEK PART NO: 82LCR800G0M01

Ver 2.0 2005/9/28
ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

1

本マニュアルについて
本書は、LCR メータ LCR-800 シリーズの RS-232C コマンドについて説明しています。
操作方法等についてはユーザーマニュアルを参照してください。

本書の内容に関しましては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたらご購入元または弊社までご連絡ください。

このマニュアルは著作権によって保護された知的財産情報を含んでいます。 当社はすべての権利を保持します。 当社の文書による事前承諾なしに、このマニュアルを複写、転載、翻訳することはできません。
このマニュアルに記載された情報は印刷時点のものです。製品の仕様、機器、および保守手順は、いつでも予告なしで変更することがありますので予めご了承ください。

Good Will Instrument Co., Ltd.

2

目次

コマンド一覧................................................................................................................................................................................ 4
コマンド例： .................................................................................................................................................................................. 7初期設定 ....................................................................................................................................................................................10
テスト結果の取得方法..........................................................................................................................................................113

コマンドリファレンス●メッセージターミネータについて（メッセージ終了の最終データ）<NL^END>または<NL^END>：新ラインまたは ASCII ラインフィード文字（Hex 0A）<CR^M>：ASCII キャリッジリターン文字（Hex 0D）

コマンド一覧
コマンド一覧：コマンド構文、クエリ構文、クエリ応答について説明します。

1234

機能

コマンド構文

クエリ構文

クエリ応答

スピード

MAIN:SPEE:SLOW<^END^M>

MAIN:SPEE?<^END^M>

MAIN:SPEE:SLOW< ^END>

ディスプレイモード

等価回路

MAIN:SPEE:MEDI<^END^M>

MAIN:SPEE:MEDI< ^END>

MAIN:SPEE:FAST<^END^M>

MAIN:SPEE:FAST< ^END>

MAIN:DISP:VALU<^END^M>

MAIN:DISP?< ^END^M>

MAIN:DISP:DELP< ^END>

MAIN:DISP:DELT<^END^M>MAIN:DISP:DELT< ^END>
MAIN:MODE?< ^END^M>

6

周波数電圧

MAIN:MODE:CD< ^END>

MAIN:MODE::CR<^END^M>

MAIN:MODE:CR<^END>

MAIN:MODE:LQ<^END^M>

MAIN:MODE:LQ< ^END>

MAIN:MODE:LR<^END^M>

MAIN:MODE:LR< ^END>

MAIN:MODE:ZQ<^END^M>

MAIN:MODE:ZQ< ^END>

MAIN:CIRC:SERI<^END^M>

MAIN:CIRC?< ^END^M>

MAIN:FREQ <value><^END^M>

AUTO/MANU

Zè モード用

MAIN:CIRC:SERI< ^END>
MAIN:CIRC:PARA< ^END>
MAIN:FREQ <value><^END>

周波数範囲：0.01200 –例：

例：100.000

MAIN:FREQ 0.01200<^END^M>MAIN:FREQ 0.01200<^END>

MAIN:VOLT <value><^END^M>

MAIN:FREQ?< ^END^M>

MAIN:VOLT?< ^END^M>

例：MAIN:VOLT 0.005<^END^M>
7

MAIN:MODE:RQ< ^END>

MAIN:MODE:CD<^END^M>

MAIN:CIRC:PARA<^END^M>
5

MAIN:DISP:VALU< ^END>

MAIN:DISP:DELP<^END^M>

MAIN:MODE:RQ<^END^M>

備考

MAIN:TRIG:AUTO<^END^M>

コマンド構文8

スタート

MAIN:STAR<^END^M>

9

レンジホールド MAIN:R.H.:OFF.< ^END^M>（R.H）

MAIN:R.H.:ON..< ^END^M>

10 定電圧（C.V）

MAIN:C.V.:OFF.< ^END^M>
MAIN:C.V.:ON..< ^END^M>

電圧範囲：

例： MAIN:VOLT 0.005<^END> 0.005 – 1.275
MAIN:TRIG?< ^END^M>

MAIN:TRIG:MANU<^END^M>
機能

MAIN:VOLT :<value><^END>

MAIN:TRIG:AUTO<^END>
MAIN:TRIG:MANU<^END>

クエリ構文

クエリ応答

MAIN:R.H.?< ^END^M>

MAIN:R.H.:OFF.< ^END>

備考

MAIN:R.H.:ON..< ^END>
MAIN:C.V.?< ^END^M>

MAIN:C.V.:OFF.< ^END>
MAIN:C.V.:ON..< ^END>

4

11 バイアス

MAIN:BIAS?< ^END^M>（BIAS）

MAIN:INTB:ON..< ^END>
MAIN:INTB:OFF.< ^END>
MAIN:EXTB:ON.. <^END>
MAIN:EXTB:OFF.< ^END>12 内部バイアス

MAIN:INTB:OFF.< ^END^M>（INT.B）

MAIN:INTB:ON..< ^END^M>

13 外部バイアス

MAIN:EXTB:OFF.< ^END^M>（EXT.B）

MAIN:EXTB:ON..< ^END^M>

14 PPM.

MAIN:INTB?< ^END^M>

MAIN:INTB:ON..< ^END>
MAIN:EXTB?< ^END^M>

MAIN:PPM.:OFF.< ^END^M>

MAIN:PPM.?< ^END^M>

MAIN:PPM.:OFF.< ^END>
MAIN:PPM.:ON..< ^END>

15 オープンテスト OFFS:OPEN< ^END^M>（OPEN）
OFFS:SHOR< ^END^M>（SHORT）
17 NOM.VAL

MAIN:EXTB:OFF.< ^END>
MAIN:EXTB:ON..< ^END>

MAIN:PPM.:ON..< ^END^M>

16 ショートテスト

MAIN:INTB:OFF.< ^END>

OPEN:OK<^END>

オープンテスト OK

OPEN:FAIL<^END>

オープンテスト NG

SHOR:OK<^END>

ショートテスト OK

SHOR:FAIL<^END>

ショートテスト NG

SORT:NOMV<value>< ^END^M> SORT:NOMV?<^END^M>

SORT:NOMV <value><^END>

例：

例：SORT:NOMVSORT:NOMV +0.12345<0.12345<^END>^END^M>

SORT:NOMV –0.12345<^END>

SORT:NOMV –0.12345<^END^M >18 設定呼出（RECALL）

MEMO:RECA<^END^M>
例

19 設定保存（STORE）<value> MEMO:NUMB?<^END^M>：MEMO:RECA

MEMO:NUMB <value><^END><value>：1-–

例：MEMO:NUMB:100<^END>

100

100.

MEMO:RECA:EMPT<^END 範囲：1—100<^END^M>>(- ：空白文字)

MEMO:STOR <value><

MEMO:STOR <value><^END><value>：1.00 – 100^END^M>

例：MEMO:STOR 100<^END>. 戻り値：1-– 100

例：MEMO:STOR 100.<^END^M>.
SETP:AVER <value><^END^M>

SETP:AVER?< ^END^M>

STEP:AVER <value><^END>

20 AVERAGE

数値：1.00 ～255
例：SETP:AVER 255.< ^END^M>

例：STEP:AVER 255.< ^END>

21 校正の呼出STEP:RECA< ^END^M>

RECA:OK<^END>

ボーレート

COMU:<value>< ^END^M>

COMU:<value><^END>

ボーレート：<value>

例：COMU:9600< ^END^M>

COMU:9600<^END>

9600
19.2

22
38.4
57.6
1152

5

モデル番号

COMU:MONO?< ^END^M> COMU:MONO:816.< ^END>

23

COMU:MONO:819.< ^END>
COMU:MONO:821.< ^END>
機能

コマンド構文24 オンライン（ONLINE）
25 測定ホールド

クエリ構文

クエリ応答

COMU?< ^END^M>

COMU:ON..< ^END>

備考

COMU:OFF.< ^END>
COMU:HOLD< ^END^M>（MEASURE
HOLD）
26 MEASURE

COMU:RECO< ^END^M>

RECOVER
27 レベル表示

LEVE:MAIN< ^END^M>

LEVE:MAIN< ^END>

メイン表示

LEVE:MENU< ^END^M>

LEVE:MENU< ^END>

メニュー表示LEVE:PARA< ^END^M>

LEVE:PARA< ^END>

パラメータ設定

LEVE:SORT< ^END^M>

LEVE:SORT< ^END>

SORT 表示

LEVE:OFFS< ^END^M>

LEVE:OFFS< ^END>

オフセット表示

28 第 1 ディスプレ

MAIN:PRIM <value><^END>

測定結果

イの数値

例：MAIN:PRIM 32.705<^END>

29 第 2 ディスプレ

MAIN:SECO <value>

テスト結果

イと単位

<unit1><^END><unit1>第 1 ディスプレイ

R/Q,C/D,L/Q

例：の数値

MAIN:SECO .0045nF<^END>
30 第 2 表示と単

MAIN:SECO

位 C/R

31 初期化完了<Unit1>第 1 ディスプレイ

<value><unit1><unit2><^END> の数値

COMU:OVER<^END^M >例：<unit2>第 2 ディスプレイ

MAIN:SECO .0045nFk<^END>の数値と単位

COMU:OVER<^END>

画面に”RS232 ONLINE”を表示

32 OFF LINECOMU:OFF.<^END^M >COMU:OFF.<^END>

オフライン

6

コマンド例：
オンライン 手順 1 (電源オンのみ)
内容

コマンド

ASCI コード（Hex コード）PC からの送信コ
マンド

COMU?< ^END^M>または<^J^M>

43 4F 4D 55 3F 0A 0D

LCR メータの応答 COMU:ON..<^END>

43 4F 4D 55 3A 4F 4E 2E 2E 0A

オンライン 手順 2 (電源オンのみ, LCR メータの表示“RS232 ONLINE”)
内容

コマンド

ASCI コード（Hex コード）PC からの送信コ
マンド

COMU:OVER< ^END^M>または

43 4F 4D 55 3A 4F 56 45 52 0A 0D<^J^M>

LCR メータの応答 COMU:OVER<^END43 4F 4D 55 3A 4F 56 45 52 0A

テストスピードの設定
内容

コマンド例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンド

MAIN:SPEE:FAST< ^END^M>または

4D 41 49 4E 3A 55 50 45 45 3A 46 41 53
54 0A 0D<^J^M>LCR メータの応答

MAIN:SPEE:FAST<^END>

4D 41 49 4E 3A 53 50 45 45 3A 46 41 5354 0A

テスト周波数の設定
内容

コマンド例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンド

MAIN:FREQ 1.00000< ^END^M>または<^J^M>

4D 41 49 4E 3A 46 52 45 51 20 31 2E 30 30
30 30 30 0A 0D

LCR メータの応答

MAIN:FREQ 1.00000<^END>

4D 41 49 4E 3A 46 52 45 51 20 31 2E 30 3030 30 30 0A

内容コマンド例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンドSORT:NOMV +32.0000< ^END^M>または<^J^M>

53 4F 52 54 3A 4E 4F 4D 56 20 2B 33 32 2E
30 30 30 30 0A 0D

LCR メータの応答

SORT:NOMV 32.0000<^END>

53 4F 52 54 3A 4E 4F 4D 56 20 20 33 32 2E
30 30 30 300A

内容コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンドSORT:NOMV -32.0000< ^END^M>または<^J^M>

53 4F 52 54 3A 4E 4F 4D 56 20 2D 33 32 2E
30 30 30 30 0A 0D

LCR メータのSORT:NOMV -32.0000<^END>

53 4F 52 54 3A 4E 4F 4D 56 20 2D 33 32 2E

Nomval の設定 1

Nomval の設定 27

応答30 30 30 300A

テスト電圧の設定
内容

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンド

MAIN:VOLT 1.000< ^END^M>または

4D 41 49 4E 3A 56 4F 4C 54 20 31 2E 30 30
30 0A 0D<^J^M>LCR メータの応答

MAIN:VOLT 1.000<^END>

4D 41 49 4E 3A 56 4F 4C 54 20 31 2E 30 3030 0A

平均（Average）の設定
内容

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンド

STEP:AVER 1.00< ^END^M>または

53 54 45 50 3A 41 56 45 52 20 31 2E 30 30
0A 0D<^J^M>LCR メータの応答

STEP:AVER 1.00<^END>

53 54 45 50 3A 41 56 45 52 20 31 2E 30 300A

内容

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンド

MEMO:STOR 1.00< ^END^M> or<^J^M>

4D 45 4D 4F 3A 53 54 4F 52 20 31 2E 30 30
0A 0D

MEMO:STOR 1 <^END>

4D 45 4D 4F 3A 53 54 4F 52 20 31 20 20 0A

設定メモリへ保存

LCR メータの応答

設定メモリの読出し
内容

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンド

MEMO:RECA 1.00< ^END^M> or<^J^M>

4D 45 4D 4F 3A 52 45 43 41 20 31 2E 30 30
0A 0D

MEMO:NUMB 1 <^END>

4D 45 4D 4F 3A 4E 55 4D 42 20 31 20 20 0A

LCR メータの応答

テスト結果＝第 1 ディスプレイ表示
内容

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

MAIN:PRIM 32.705<^END>

4D 41 49 4E 3A 50 52 49 4D 20 20 33 32 2E
37 30 35 0A

送信コマンドLCR メータの応答8テスト結果＝第 2 表示と単位
1. R/Q,C/D,L/Q (ディスプレイ表示 =”VALUE” / “DELTA”)
内容

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

MAIN:SECO .0045nF<^END>

4D 41 49 4E 3A 53 45 43 4F 20 20 2E 30
30 34 35 6E 46 0A

送信コマンドLCR メータの応答

2. C/R (Display =”VALUE” / “DELTA”)
内容

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンドLCR メータの MAIN:SECO .0232nFk<^END>
応答

4D 41 49 4E 3A 53 45 43 4F 20 202E 30
32 33 32 6E 46 6B 0A

3. R/Q,C/D,L/Q,C/R(Display =”DELTA %”)内容

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

MAIN:SECO .0045 %<^END>

4D 41 49 4E 3A 53 45 43 4F 20 20 2E 30
30 34 35 20 25 0A

送信コマンドLCR メータの
応答
オフライン
内容

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンドCOMU:OFF.< ^END^M> or <^J^M>

43 4F 4D 55 3A 4F 46 46 2E 0A 0D

LCR メータの応答

COMU:OFF.<^END>

43 4F 4D 55 3A 4F 46 46 2E 0A

マニュアルモードに設定
内容

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンド

MAIN:TRIG:MANU< ^END^M> or <^J^M>

4D 41 49 4E 3A 54 52 49 47 3A 4D 41 4E
55 0A 0DLCR メータの応答

MAIN:TRIG:MANU<^END>

4D 41 49 4E 3A 54 52 49 47 3A 4D 41 4E
55 0A

ボーレートの設定
例：115200 ボーに変更
内容
コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンドCOMU:1152.< ^END^M> or <^J^M>

43 4F 4D 55 3A 31 31 35 32 0A 0D

LCR メータの応答

COMU:1152<^END>

43 4F 4D 55 3A 31 31 35 32 0A

9オープンテスト
手順 1：
内容

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンド

LEVE:OFFS.< ^END^M> or <^J^M>

4C 45 56 45 3A 4F 46 46 53 0A 0D

LCR メータの応答

LEVE:OFFS<^END>

4C 45 56 45 3A 4F 46 46 53 0A (Hex format)

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンドOFFS:OPEN< ^END^M> or <^J^M>

4F 46 46 53 3A 4F 50 45 4E 0A 0D

LCR メータの応答

オープンテストが OK の時：
OPEN:OK<^END>
オープンテストが NG の時
OPEN:FAIL<^END>

4F 50 45 4E 3A 4F 4B 0A
4F 50 45 4E 3A 46 41 49 4C 0A

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンド

LEVE:OFFS.< ^END^M> or <^J^M>

4C 45 56 45 3A 4F 46 46 53 0A 0D

LCR メータの応答

LEVE:OFFS<^END>

4C 45 56 45 3A 4F 46 46 53 0A

コマンド例/応答例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンドOFFS:SHOR< ^END^M> or <^J^M>

4F 46 46 53 3A 53 48 4F 52 0A 0D

LCR メータの応答

ショートテストが OK の時
SHOR:OK<^END>
ショートテストが NG の時
SHOR:FAIL<^END>

手順 2：
内容

ショートテスト
手順 1：
内容

手順 2：
内容

53 48 4F 52 3A 4F 4B 0A
53 48 4F 52 3A 46 41 49 4C 0A

初期設定
手順
1. LCR メータの電源をオンにします。
2. “MANU”モードを選択してください。”MANU”モードに変更する方法については、ユーザーマニュアルを参照してください。
3. PC からコマンド“COMU?^END^M (または^J^M)”を送信します。
4. LCR メータの応答を待ちます。
LCR メータの応答が COMU:ON..^END(または^J^M)の場合は、ステップ 5 へ。
LCR メータの応答が COMU:OFF.^END(または^J^M)の場合は、以下をチェックしてください。
10

[I]

LCR のボーレートは、初期値が 38400 ボーです。PC のボーレートを同じに設定してください。
[ II ]LCR メータの RS-232C 設定項目の設定を確認してください。ユーザーマニュアルを参照[ III ]

ケーブルを確認してください。ユーザーマニュアルを参照

5. PC からコマンド“COMU:OVER^END^M(or ^J^M)”を送信します。
6. LCR メータの応答を待ちます。応答は、“COMU:OVER^END”です。LCR メータの表示が“RS232 ONLINE”となります。
7. 初期設定が完了しました。

テスト結果の取得方法測定結果を取得するには、2 つの方法があります。
1. トリガモードを“AUTO”モードを設定します。
“AUTO”モードが選択されていると、LCR メータは、測定を実行すると自動的にテスト結果を送信します。
PC からはコマンドを送信する必要はありません。
2. トリガモードを“MANU”モードに設定します。
“MANU”モードが選択されていると、LCR メータは自動では測定をしませんので PC へ自動的にテスト結果を送信しません。
測定を実行するには、PC からコマンド”MAIN:STAR^END^M(or ^J^M)“を送信する必要があります。
注意：テスト周波数が 1kHz で測定スピードが SLOW の場合、PC は少なくとも 800ms は待つ必要があります。
次に LCR メータは、テスト結果の 2 項目を順番に応答します。
注意：テスト結果のフォーマットはテスト結果の次項を参照してください。

11�テスト結果（測定値）のフォーマット
例：LCR メータが測定状態の場合、テスト結果の 2 項目を自動的に順次送信します。
次を参照してください。
例：C=1nF、D= .0045 (C/D モードで表示値が VALUE のとき)
1. 第 1 項目の測定結果(測定単位を含んでいません)
内容
応答例
ASCI コード（Hex コード）LCR メータの応答

MAIN:PRIM 1.0000^END
第 1 ディスプレイの数値
は、1.0000 です。

2. 第 2 項目を単位
内容
応答例

4D 41 49 4E 3A 50 52 49 4D 20 20 31 2E 30 30 30 30 0A
正記号
ASCI コード（Hex コード）LCR メータの MAIN:SECO .0045nF^END
4D 41 49 4E 3A 53 45 43 4F 20 20 2E 30 30 34 35 6E
応答
第 2 ディスプレイの値
46 0A
は、.0045 で第 1 ディスプレイ
第 1 ディスプレ
正記号の単位は nF です。
イの単位
例：R=1kohm,Q= .0005 (R/Q モードで表示値が VALUE のとき)
1. 第 1 項目のテスト結果(測定単位は含まれていません)
内容
応答例
ASCI コード（Hex コード）LCR メータの応答

MAIN:PRIM 1.0000^END
第 1 ディスプレイの数値
は、1.0000 です。

4D 41 49 4E 3A 50 52 49 4D 20 20 31 2E 30 30 30 30 0A
正記号

2. 第 2 項目と単位
内容
応答例

ASCI コード（Hex コード）LCR メータの応答

4D 41 49 4E 3A 53 45 43 4F 20 20 2E 30 30 30 35 6B
20 0A

MAIN:SECO .0005 ^END
第 2 ディスプレイの値
は、.0045 で第 1 ディスプ
レイの単位は nF です。

正記号単位12例：R=1kohm、Q= .0005 (R/Q モードで表示モードが VALUE)
1. テスト結果の第 1 項目(測定単位を含んでいません)
内容
応答例
ASCI コード（Hex コード）LCR メータの応答

MAIN:PRIM 1.0000^END
第 1 ディスプレイの数値
は、1.0000 です。

2. 第 2 項目と単位
内容
応答例
LCR メータの応答

4D 41 49 4E 3A 50 52 49 4D 20 20 31 2E 30 30 30 30 0A
正記号
ASCI コード（Hex コード）

MAIN:SECO .0005k ^END 4D 41 49 4E 3A 53 45 43 4F 20 20 2E 30 30 30 35 6B
第 2 ディスプレイの値
20 0A
は、.0005 で第 1 ディスプレ
第 1 ディスプレ
正記号
イの単位は knF です。
イの単位

例：R=-1kohm,Q= -.0005 (R/Q モードと表示が VALUE のとき)
1. 測定結果の第 1 項目(単位を含んでいません)
内容
応答
ASCI コード（Hex コード）LCR メータの応答

MAIN:PRIM-1.0000^END

4D 41 49 4E 3A 50 52 49 4D 20 2D 31 2E 30 30 30 30 0A
負極性

第 2 項目と単位
2. 第 2 項目の数値と第 1 ディスプレイの単位
内容
応答
ASCI コード（Hex コード）
4D 41 49 4E 3A 53 45 43 4F 20 2D 2E 30 30 30 35 6B 200A
負極性

第 1 ディスプレイの単位

C/R モードは第 2 項目に単位が付きます。
例：C=1nF、R=.0045k ohm (C/R モードで表示が VALUE のとき)
1. 第 1 項目の測定結果(単位は含みません)
内容

応答

ASCI コード（Hex コード）LCR メータの応答

MAIN:PRIM-1.0000^END

4D 41 49 4E 3A 50 52 49 4D 20 2D 31 2E 30 30 30 30 0A
負極性

132. 第 2 項目の数値と第 1 ディスプレイの単位
内容

応答

LCR メータの応答

MAIN:SECO .0045nFk^END

ASCI コード（Hex コード）
第 2 ディス
プレイの単位
4D 41 49 4E 3A 53 45 43 4F 20 20 2E 30 30 34 35 6E
46 20 0A
正極性

第 1 ディスプレ
イの単位

例：C=1nF、R= .0045 ohm (C/R モードで表示値が VALUE のとき)
1. 測定結果の第 1 項目(単位は含みません).
内容

応答

ASCI コード（Hex コード）LCR メータの応答

MAIN:PRIM 1.0000^END

4D 41 49 4E 3A 50 52 49 4D 20 20 31 2E 30 30 30 30 0A
正極性

2. 第 2 項目の数値と単位内容応答

LCR メータの応答

MAIN:SECO .0045nF ^END

ASCI コード（Hex コード）
第 2 ディスプレイの単位
4D 41 49 4E 3A 53 45 43 4F 20 20 2E 30 30 34 35 6E
46 20 0A
正極性

第 1 ディスプレイの単位

例：被測定物のインピーダンスが LCR メータの測定範囲より小さい場合、LCR メータはメッセージを次のように送信します。
内容
応答
LCR メータの応答

PRIM:OV01 ^END

ASCI コード（Hex コード）50 52 49 4D 3A 4F 56 30 31 20 0A

14�コマンドの連続
2 つ以上のコマンドを連続して送信したい場合、コマンド間にコードを送信する必要があります。
以下を参照ください：<NL^END>または<^J>：New Line または ASCII コードの Line Feed 文字(Hex 0A)
最後のコマンドには、2 文字を追加する必要があります。
以下を参照してください。
<NL^END>または<^J>：New Line または ASCII コードの Line Feed 文字(Hex 0A)。<CR^M>：ASCII コー
ドのキャリッジリターン文字(Hex 0D)
例：設定周波数、電圧とテストスピードを PC からコマンドを送信する。
内容コマンド例
ASCI コード（Hex コード）
送信コマンド

MAIN:FREQ 1.00000< ^END>(または<^J>) MAIN:VOLT 1.000< ^END>(または<^J>) MAIN:SPEE:FAST<^END^M>(または<^J^M>)

4D 41 49 4E 3A 46 52 45 51 20 31 2E 30 30
30 30 300A 4D 41 49 4E 3A 56 4F 4C 54 2031 2E 30 30 30 0A 4D 41 49 4E 3A 55
50 45 45 3A 46 41 53 54 0A 0D

オフライン（Off Line）
機能：LCR メータを PC からオフラインにする。
PC からコマンド”COMU:OFF.^END^M( or ^J^M )“を LCR メータに送信する必要があります。
LCR は、PC へ応答” COMU:OFF.^END“を PC へ返し、ディスプレイ表示を元に戻します。
コマンド文字：内容

コマンド例

ASCI コード（Hex コード）

送信コマンドCOMU:OFF.< ^END^M> or <^J^M>

43 4F 4D 55 3A 4F 46 46 2E 0A 0D

LCR メータの応答

COMU:OFF.<^END>
応答後、ディスプレイが元に戻ります。

43 4F 4D 55 3A 4F 46 46 2E 0A

15