リニヤゲージ

No.99MBC102B
SeriesNo.542

LGF-110L-B/125L-B/150L-B/0510L-B/0525L-B/0550L-B/525L-B/550L-B

はじめに

2. ゲージの取り付け方法

本器の性能を十分に発揮させ、長期にわたり良好な状態でご使用いただくために、ご使用の前にはこのユー
ザーズマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。本書はお読みになった後も大切に保管してください。また、本器の仕様及び本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

本器の装置、冶具への取付けは、φ8 またはφ15 ステム部をクランプして行います。
取付け部の構造は、スリ割り入りホルダー又は割りブッシュを推奨致します。（実例1 の推奨締付けトルク
0.4～0.5N･m）
15
M4×0.7 通し
16

15

6

・実例 1.

7.5

6

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。
z 先端の鋭利な測定子をご使用の場合には怪我をする恐れがありますので、交換作業時や使用時には取扱いに十分ご注意ください。
z 測定子を押し込んだ後に自由開放させると押し込み量によっては、測定子が非常に早いスピ注意
ードで突出する場合があります。指や手等を挟まれないように十分ご注意ください。

単位：mm

1

7.5

安全に関するご注意

4.5 キリ、7.5 座グリ深さ 4.4

断面+0.020

ご使用上の注意※1 φ8 +0.005※2 φ15 +0.024

以下の行為、状況は本器の故障誤動作の原因となりますのでお気を付けください。

分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の破棄をする際の注意
商品または包装に記された左記のシンボルマークは、EU 諸国でこの商品を破棄する時に一
般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためもののです。WEEE（廃電気電子機器）を土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルにご協力ください。処理方法に関するより詳しい内容は、お近くのお買い上げになった小売店や代理店にお問い合わせください。

海外移転に関するご注意
本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。製品や技術を海外移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

1. 各部の名称と寸法①ステム②ゴムキャップ③スピンドル④測定子➄出力ケーブル⑥出力コネクタ

②

φ10

①

10

※1 +0.020+0.005+0.024
φ17+0.006※2①

M4×0.7 通し+0.020+0.005+0.024※2 φ15+0.006断面② 割りブッシュ※1 φ8

0※2 φ17 -0.018

0※1 φ10 -0.015（タップに対し 90°）
切り欠き位置※1：10mm ストロークタイプ用

7.5

15

・実例 2.

重要15※2：25/50mm ストロークタイプ用

1z 落下などの急激なショック等の過度の力を加えないでください。
z 分解、改造しないでください。
z 直射日光のあたる場所、極端に熱い所、寒い所での使用、保管は避けてください。
z 精度良くご使用していただくため、温度変化の激しい環境でのご使用はお避けください。
z 電気ペン等の高電圧機器を使用した場合、電子部品が破壊される場合があります。また電気的ノイズの大きい場所での使用は避けてください。
z スピンドルに対し垂直な方向の荷重や、ねじれがかかるような使用は避けてください。
z 作動不良の原因となりますので、ステム部を必要以上に締めすぎないよう注意してください。
z ケーブルに無理な力をかけないよう、また無理な曲げを与えないよう注意してください。
z 安定した測定を行うには、通電後 10 分程度お待ちください。
z ストローク両端を原点として使用しないでください。
z 他の機器類などと組み合わせてご使用になる場合、環境や使用条件などにより性能が十分に発揮できない
場合がありますので、ご検討の上ご使用ください。
z 仕様に示された条件以外で使用された場合、機能および性能の保証ができませんのでご注意ください。
z 本製品が万一故障した場合の損害防止処置（安全対策）を十分に行ってください。
z ワーク（測定物）の材質、測定力、測定子がワークに接触する時の衝撃、等により測定子がワークを傷つける可能性があります。測定によるワークへの傷や精度等の問題がないことを事前に確認してからご使用
ください。

15

20

+0.006重要θ

z 止めネジで直接ステムを押し付ける方法は絶対避けてください。
（内蔵ベアリング破損の原因となります）
z ステム部を強く締めすぎると、作動に支障をきたす恐れがありますのでご注意くさださい。
z ステム以外での固定方法は絶対にお止めください。
z ゲージは測定面に対して垂直になるように取り付けてください。
傾けて取り付けますと測定結果に誤差を生じます。
z ケーブルを通してゲージに力が加わらないようにご注意ください。

誤差=Ｌ０-Ｌ１

3. 防塵性・防水性についての注意事項
重要z 出力コネクタプラグやプリアンプ部（カウンタ側）は保護構造になっておりません。直接水や油のかからない場所に設置してください。
z 延長ケーブルをご使用の際には、プリアンプ部および接続コネクタ部に露出がないように完全なシールを施してください。
z ケーブルの被覆が破れると、毛細管現象により液体がゲージ内部へ侵入し故障の原因となりますので、すみやかに修理にお出しください。
z 切粉などによりゴムキャップが破損しないように、十分注意の上ご使用ください。万一ゴムキャップが破損した場合は、防塵防水性が損なわれますのですみやかに交換または修理にお出しください。
z ゴムキャップや各シール部分に使用しているゴム等の材質は、多様化するクーラント、薬品などに対して万能ではありません。これらが著しく劣化する場合には、最寄りの弊社営業所までご相談ください。
z 水や油が頻繁にかかる環境で使用される場合には、破損前の予防的な交換を推奨致します。
z 本器は各部にシールが施されているため、分解できない構造となっております。そのため、分解されますと所定の性能を発揮できませんので絶対に分解しないでください。

4. ゲージとカウンタの接続
出力コネクタをリニヤゲージカウンタの入力コネクタに接続します。詳細はリニヤゲージカウンタのユーザ
ーズマニュアルを参照してください。

LGF-0510L-B
LGF-110L-B

重要
z 他の機器類の動力線とゲージのケーブルを近付けて使用しますと、誤動作の原因となりますので動力線から離して配線してください。
z 当社以外のカウンタ等と接続する場合は、ゲージへの電源投入後
0.2sec 以上おいてカウンタをリセットしてください。

5. ゲージの出力信号

１1）出力コネクタ：RM12BPE-6PH（ヒロセ）
2）ピン配列
ピン NO
1
2

信号名
+5V ※3
φA

ピン NO
3
4

信号名
φB
φA

ピン NO
5
6

信号名
GND
φB

２

６

３

５
４

※3：ゲージヘッドへの供給電源
電源電圧：5V（4.8V～5.2V）、
リップル電圧：200mVp-p 以下、
消費電流：120mA3）入出力信号レベル
φA、φA、φB、φB、（TTL ラインドライバ AM26LS31 相当）

LGF-0550L-B
LGF-150L-B
LGF-550L-B

4）出力信号チャート
本ゲージは出力信号に次の 3 つの出力パターンを持っています。受信回路を設計する場合にはエラー検出をするようにしてください。
（A）リアルタイムパルス出力 （スピンドル押込み時に A 相進相）

φA
φB
LGF-0525L-B
LGF-125L-B
LGF-525L-B

Tr（最小）⇒0.5μm、1μm、5μm（分解能）①出力条件：スピンドル移動速度≦250mm/s ※4②出力パルスの最小エッジ間隔：Tr （次表参照）③出力遅れ時間 ※5：最大 1μs

（B）バーストパルス出力 （スピンドル押込み時に A 相進相）
応答速度がリアルタイムパルス出力の限界に達するとリニヤゲージは信号出力の形態をバーストパ
ルスに切替えます。通常のリアルタイムパルス出力の出力最小エッジ間隔より小さくしたもので、内部クロックから強制的に作り出した 2 相方形波信号です。バーストパルスは実際の動きに必ずしも忠実に出力されず、信号の遅れは大きくなりますが出力が継続される限り計数値は有効です。

7. 仕様
コード NO
符号542-161542-162542-163

LGF-110L-B

LGF-125L-B

LGF-150L-B

分解能

1μm

精度（20℃）

φA
φB

最小エッジ間隔500ns

符号542-171542-172542-173

LGF-0510L-B

LGF-0525L-B

LGF-0550L-B

分解能①出力条件：250mm/s ※4 ＜スピンドル移動速度≦ゲージの応答速度 ※6②出力パルスの最小エッジ間隔：Tb （次表参照）③出力遅れ時間 ※5：●1 方向送り時=最大 5μs ●逆方向折返し時=最大 10μs

0.5μm

精度（20℃）（C）エラー出力
振動・衝撃等により極端な波形の乱れが起こった場合やバーストパルス出力限界を超えて更に高速な動きをすると、パルス発生回路は応答限界を超える場合があります。この時、出力信号をバーストパル
ス出力からエラーパルス出力に切替え、2 相方形波信号の A 相と B 相を同期させますので、エラー検出に使用して下さい。

φA

最小エッジ間隔

250ns

コード NO

-542-612542-613

符号-

LGF-525L-B

LGF-550L-B

分解能-

精度（20℃）-

出力信号周期-

測定力

各条件での最小エッジ間隔/パルス幅
分解能
Tr（ﾘｱﾙﾀｲﾑ時）
Tb（ﾊﾞｰｽﾄ時）
5μm
1μs
1μs
1μm
1μs
0.5μs
0.5μm
1μs
0.25μsTe（ｴﾗｰ時）
0.25μs
0.25μs
0.25μs※4：この値に対して、実際のリアルタイムパルス出力の限界は低下します。これは実際の検出信号にはス
ピンドルの動きに含まれる加速度や、信号自体のわずかなノイズなどの誤差成分によるためで、理想条件（一定速度・理想信号）以下の速度でバーストパルスが発生する場合があります。
※5：出力遅れ時間：スピンドルの位置に計数パルスが追いつくまでの時間※6：ゲージの応答速度：ユーザーズマニュアルの仕様項を参照ください。

重要z エラー時の出力は、計数データとして使えませんので、受信回路側でエラー状態を検出して下さい。
z 5Mcps（方形波で 1.25MHz）以上の計数が可能な IC で設計することを推奨します。

5）入力コネクタ及び推奨入力回路コネクタ：RM12BRD-6S（ヒロセ）
ＬＧＦ出力回路

推奨入力回路

φA，φB
33pF

φA，φB

51Ω

L=任意測定長（mm）
20μm-

1000ns25mm

50mm

測定子下向き1.2N 以下

4.6N 以下

5.7N 以下

測定子横向き1.1N 以下

4.3N 以下

5.3N 以下

測定子上向き1.0N 以下

4.0N 以下

φ8

4.9N 以下
φ15

共通仕様●量子化誤差：±1 カウント ●位置検出方式：光電式透過型リニアエンコーダ●応答速度：1.5m/s ※7●出力方式：90°位相差差動方形波（RS-422A 適合）出力信号周期、最小エッジ間隔は上表参照●測定子：φ3 超硬球（取付ねじ：M2.5×0.45）●軸受け方式：ストロークボールベアリング●防塵防水性能：IP66 相当 ●出力ケーブル長：2 m （本体より直出し）●使用温度（湿度）：0～40℃（20～80％RH、非結露）●保存温度（湿度）：-10～60℃（20～80％RH、非結露）●付属品：No.538610 測定子交換用キースパナ（10mm タイプ）
No.210187 測定子交換用キースパナ（25/50mm タイプ）
※7：50mm ストロークタイプの場合、測定子を押し込んだ後に自由開放させると、押し込み量によってはオーバースピードエラーを発生する場合がありますので注意してください。

8. 特別付属品●リニヤゲージ用延長ケーブル（5m）：No.902434●リニヤゲージ用延長ケーブル（10m）：No.902433●リニヤゲージ用延長ケーブル（20m）：No.902432●ゴムキャップ(10mm タイプ用)：No.238772●ゴムキャップ(25mm タイプ用)：No.962504●ゴムキャップ(50mm タイプ用)：No.962505
スラストステムと締め付けナットを使用すると、ゲージ取り付け冶具はφ9.5 穴またはφ18 穴加工だけとなり、しかも確実で簡単な取り付けが可能です。下記参照●スラストステム(10mm タイプ用)：No.02ADB681 スラストステムセット（10mm タイプ用)●締め付けナット(10mm タイプ用)：No.02ADB682 No.02ADB680●専用スパナ(10mm タイプ用)：No.02ADB683●スラストステム(25/50mm タイプ用)：No.02ADN371●締め付けナット(25/50mm タイプ用)：No.02ADB692●専用スパナ(25/50mm タイプ用)：No.02ADB693

26LS32 相当品+5V

5μm（7.5+L/50）μm

10mm

ステム径
①出力条件：下記条件にてゲージはエラー状態となり、上図の特殊パターンで出力します。
●ゲージの応答速度 ※6 ＜スピンドル移動速度●ノイズ、振動等の外乱時②出力パルスの最小パルス幅：Te （次表参照）

L=任意測定長（mm）
2μm

測定範囲

Te（最小）（1.5+L/50）μm

出力信号周期最小エッジ間隔

φB

L=任意測定長（mm）
4μm

コード NO
Tb（最小）⇒0.5μm、1μm、5μm（分解能）（1.5+L/50）μm

出力信号周期

スラストステムセット（25/50mm タイプ用)
No.02ADN370

+5V

＝使用例＝
LGF-0510L-B
LGF-110L-B
GND

GND

6）ケーブル延長距離：延長ケーブル（別売）を使用して最大 20m まで可能です。

6. 保守
1）測定子の交換
付属品のキースパナをスピンドルのスパナ掛けにかけ、測定子をペンチ等ではさんで取り外し/取り付けてください。

LGF-0525L-B
LGF-125L-B
LGF-525L-B
LGF-0550L-B
LGF-150L-B
LGF-550L-B

重要
z スピンドルを通してセンサ内部に力が加わると、センサの破損や作動不良の原因となる恐れがあります。
必ずキースパナを使用してスピンドルを固定してください。

スパナ掛け部

取付け部材の厚さ L は、6～10.5 まで取り付け可能2）ゴムキャップの交換
キースパナ（測定子交換用）
破損前の予防的な交換を推奨致します。
（ゴムキャップは特別付属品として用意されています。
）（1）古いゴムキャップを取り外し、ステム及びスピンドルの溝部（A 部）のゴミや油汚れをシンナー等で(Ａ)(Ａ )きれいに取り除いてください。
ステム

LGF-0510L-B
LGF-110L-B

取付け部材の厚さ L は、10～13 まで取り付け可能

ステム

LGF-0525L-B
LGF-125L-B
LGF-0550L-B
LGF-150L-B

スピンドル

(Ａ)

スピンドル

スパナ掛け
部

スパナ掛け部

ゴムキャップ(Ａ)

ゴムキャップ測定子

重要z スラストステムを取付ける場合は、必ず専用スパナ（02ADB683/02ADB693）でステムを固定してから取付けてください。本体とステムの間に無理な力が加わるとゲージ破損の原因となる恐れがあります。
z ゲージ本体の M9.5×0.5/M14×0.5 ネジ部はスラストステム取付け用です。スラストステム取付け以外の目的には、使用しないでください。

測定子（2）ゴムキャップの内径の大きい方がステム側になるように、測定子との間に挿入します。
（3）溝部（A 部）に少量のシリコン系接着剤を塗布し、ゴムキャップを封止します。

重要z この際スピンドル摺動部に接着剤が付着すると、作動不良の原因になりますので充分注意してください。

Mitutoyo Corporation
Kawasaki､Japan

Linear Gage

No. 99MBC102B
Series No. 542

LGF-110L-B/125L-B/150L-B/0510L-B/0525L-B/0550L-B/525L-B/550L-B

Foreword

2. Mounting the Gage

To obtain the highest performance and the longest service life from your Linear Gage, carefully read thismanual thoroughly prior to setup and operation. After reading this manual keep it near the Linear Gage forquick reference. The specifications of this gage and the description in this manual are subject to change
without prior notification.

To mount the gage on another instrument or a fixture, clamp the Φ8 stem or Φ15 stem.
It is recommended to use a slotted holder or a split bushing for the mount structure.
M4 x 0.7 thru

7.5

6・Example1

15

To ensure operator safety, use the instrument in conformance with the directions and specifications given inthis User’s Manual.
z If a contact point with a sharp tip is used, exercise sufficient care in handling during
replacement or use of it so as not to get hurt.
z If a contact point is released freely after it has been pressed in, the contact point may burst
forth at a very high speed depending on the amount of spindle travel. Sufficiently exercise
NOTE
care so that your fingers or hand may not be pinched.

Unit: mm1

6

Safety Precautions

15

16

7.5

4.5 drill, 7.5 countersink, 4.4deep+0.020+0.005*２ Φ15 +0.024+0.006

Cross section*１ Φ8・Example2

Carefully avoid the following attempts and conditions to protect the instrument from failure and malfunction.

(2)

Φ10
Φ17

(1)

*2

12

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European
Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treatedas household waste. To reduce the environmental impact of WEEE (Waste Electrical andElectronic Equipment) and minimize the volume of WEEE entering landfills, please reuse
and recycle.
For further information, please contact your local dealer or distributors.

Export Control Compliance
The goods, technologies or software described herein may be subject to National or International, orJapanese Export Controls. To export directly or indirectly such matter without due approval from theappropriate authorities may therefore be a breach of export control regulations and the law.

1. Name and Dimension of Each Part
(Hirose)(1) Stem(2) Rubber boot(3) Spindle(4) Contact point(5) Output cable(6) Output connector(Thread height)

7.5+0.005+0.024+0.006

M4×0.7thru

IMPORTANT
Notch position(90°with respect to tap)

+0.020+0.005+0.024*2 Φ15+0.006

*1 Φ8

0

0

*1： For 10mm Stroke type*2 Φ17 -0.018

Cross section*1 Φ10 -0.015(2)Split bushing
15*2： For 25/50mm Stroke type1

z Do not apply sudden shocks including a drop or excessive force to the linear gage.
z Do not disassemble or modify the gage.
z Do not use and store the gage at sites where it is exposed to direct sunlight or at extremely hot or cold sites.
z To use the gage highly accurately, avoid sites where the temperature will change abruptly.
z Absolutely do not apply an electric engraver to the gage. The high voltage may damage electronic parts.
Also, do not use the gage at sites where it is subject to large electric noises.
z Do not exert load on the spindle in the perpendicular direction and do not twist the spindle.
z Do not clamp the stem too tightly, since the spindle will not move smoothly.
z Do not apply excessive tension to the cable or do not bend it forcibly.
z To perform stable measurement, allow at least 10 minutes after turning on the power.
z Do not set up the origin point at either end of the stroke.
z If the gage is used in combination with other instruments, the maximum performance could not be obtained
depending on environmental and operating conditions. Take those conditions into consideration prior to use.
z The functions and performance will not be guaranteed, if the gage is used in other conditions than those specified.
z Tale sufficient damage-preventive processing (safety measures), should this gage have been at fault.
z A contact point could hurt a workpiece depending on the workpiece material, measuring force, impact
when the contact point comes in contact with the workpiece, etc. Check that there is no problem of hurts
on a workpiece during measurement or accuracy variation depending on the measuring force, etc., inadvance of use.

(1)

15

Precautions for Use

15

20*１ +0.020

IMPORTANTz Absolutely avoid pressing the stem directly with set screws.
(The built-in bearing may be damaged.)z Notice that excessively tightening the stem can cause trouble in the spindle operation.
z Never fix a linear gage at other than the stem.
z Mount the gages so that the spindle is directed perpendicular to
the measured surface. If the gage is mounted at an angle to the measured surface,
an error may be generated in measurement results.
z Exercise care so as not to exert a force on the gage through the cable.

θ

Error = L0 - L1

3. Precautions in Protecting the Gage from Dust and Water
IMPORTANTz The output connector plug and preamplifier (counter side) is not protective structured. Install the gage at aplace where it is not splashed directly with water or oil.
z If an extension cable is used, completely cover the preamplifier and connector area with a seal so as not to
be exposed to environments.
z If the cable covering is broken, liquid will penetrate into the gage inside due to capillary phenomenon. This
will cause damage to the gage. Immediately repair the cable.
z Be greatly careful not to damage the rubber boot due to chips, etc. If the rubber boot is damaged,
dust-proof function will be deteriorated. Immediately replace or repair the rubber boot.
z The materials including rubber which are used for the rubber boot and other sealing parts are not universal
against diversified coolants and chemicals. If those parts deteriorate unusually, consult the nearest
Mitutoyo Service Center.
z If linear gages are used in adverse environments where they are subject to frequent splashes of water andoil, it is recommended to take preventive measures such as replacing them before being damaged.
z Each part of the gage is sealed up, and therefore must not be disassembled. If any part is disassembled,
the rated performance will not be obtained. Do not absolutely disassemble the gage.

4. Connecting the Gage to a Counter
LGF-0510L-B
LGF-110L-B

Connect the output connector of the gage to the input connector on a linear gage counter. For detailed
information, refer to the user’s manual of the linear gage counter.

Cable length = 2m

IMPORTANT(Thrust stem mounting screw)

10.6 or more(stroke)z If the gage cable is close to the power line for other instruments, the gage may malfunction. Connect thegage cable as apart from the power line as possible.
z If the gage is connected with other counter than Mitutoyo made, allow at least 0.2 second after the gage isturned on, then reset the counter.

5. Gage Output Signals(Hirose)(Thread height)(Hirose)(Thread height)

Pin No.
1
2

Cable length = 2m
Cable length = 2m

LGF-0525L-B
LGF-125L-B
LGF-525L-B

LGF-0550L-B
LGF-150L-B
LGF-550L-B

Signal name
+5V *3
ΦA

Pin No.
34Signal nameΦB
ΦAPin No.
56Signal name
GND
ΦB

2

6

3

5

4
*3: Power supply to the gage head
Power voltage; 5V (4.8N to 5.2V),
Ripple voltage: 200mVp-p or lessCurrent consumption: 120mA max.
3) Input/output signal levelΦA, ΦA, ΦB, ΦB, ΦZ (TTL line driver AM26LS31 or equivalent)4) Output signal chart
This series of gages are provided with the following three patterns for their output signals. Therefore,
always design the reception circuitry so that it includes an error detecting process making use of thesepatterns:(A) Real-time pulse output (Phase-A wave advances when the spindle is retracted.)

ΦA
Thrust stem
mounting screw

ΦB
Tr (minimum) ⇒ 0.5μm, 1μm, 5μm (resolution)

51.5 or more(stroke)

26 or more(stroke)Thrust stem
mounting screw

11) Output connector: RM12BPE-6PH (Hirose)2) Pin assignment(1) Output condition: Spindle moving speed ≤ 250mm/s *4(2) Minimum edge-to-edge interval of output pulses: Tr (See the following table.)5(3) Output delay time * : Max. 1μs

(B) Burst pulse output (Phase-A wave advances when the spindle is retracted.)
When the response speed reaches the speed limit of real-time pulse output, the linear gage will switch
its signal output form to that consisting of burst pulses. At this time, these burst pulses will be such
2-phase square wave signals that are forcibly created from the internal clock so the minimumedge-to-edge interval in their output is smaller than the normal real-time pulse output. The burst pulses
will not always be outputted so as to exactly reflect the actual motion and the delay in signals also
becomes larger, but the counting values will be still valid as long as this output form continues.

ΦＡΦB

7. Specifications
Order NO.

542-161542-162542-163

Model No.

LGF - 110L - B

LGF – 125L - B

LGF – 150L - B

Resolution

1μm(1.5 + L/50) μm

Accuracy (at 20 ℃)

L = Measured length in mm

Output signal pitch

4μm

Minimum edge interval

500ns

Order NO.

542-171542-172542-173

Model No.

LGF – 0510 L - B

LGF – 0525L - B

LGF – 0550L - B

Resolution

Tb (minimum) ⇒ 0.5μm, 1μm, 5μm (resolution)

0.5μm(1.5 + L/50) μm

Accuracy (at 20 ℃)(1) Output condition: 250 mm/s *4 < Spindle moving speed ≤ Gage response speed *6(2) Minimum edge-to-edge interval of output pulses: Tb (See the following table.)(3) Output delay time *5: ●When feeding the spindle forward = Max. 5 μs
●When returning the spindle backward = Max. 10 μs(C) Error output
The pulse generation circuit may sometimes overstep its response limit, if the output wave is subject toextreme disturbance due to vibration or impact in the gage unit, or if the spindle moves faster beyond
the output limit of burst pulses. However, at this time, as the linear gage will automatically switch its
output signal form from burst pulses to error pulses and also synchronize Phase A and Phase B of the2-phase square wave signals, the user can make use of this facility for error detection.

Output signal pitch

2μm

Minimum edge interval

250ns

Order NO.

-542-612542-613Model No.

-LGF – 0525L - B

LGF – 0550L - B

Resolution-

Accuracy (at 20℃)-

Output signal pitch-

Minimum edge interval

Meas.
force

ΦA

5μm
(7.5 + L/50)μm

L = Measured length in mm
20μm-

Measuring range

ΦB

L = Measured length in mm

1000ns

10mm

25mm

50mm

Contact point downwards

1.2 N or less

4.6 N or less

5.7 N or lessContact point horizontal

1.1 N or less

4.3 N or less

5.3 N or lessContact point upwards

1.0 N or less

4.0 N or less

4.9 N or less

Φ8

Stem Diameter

Φ15

Te (minimum)(1) Output condition: The gage will be identified as error under the following conditions andproduce its output in one of the above described special patterns.
● Gage response speed *6 < Spindle moving speed● At a disturbance such as noise interference, vibration, etc.
(2) Minimum edge-to-edge interval of output pulses: Te (See the following table.)
Minimum edge-to-edge interval / pulse width under each condition
Resolution
Tr (for real-time pulse)
Tb (for burst pulse)
5μm
1μs
1μs
1μm
1μs
0.5μs
0.5μm
1μs
0.25μsTe (for error pulse)
0.25μs
0.25μs
0.25μs*4: The actual limit of real-time pulse output will be depreciated to this value. This is because actual detection
signals unavoidably contain acceleration components in association with the spindle motion as well as
error components from a minute noise included in the signal itself. As a result, some burst pulses at a
speed below the ideal conditions (i.e. ideal signal form at constant speed) may be generated.
*5: Output delay time: Time until the counting pulse catches up the spindle position*6: Gage respond speed: Refer to the section of specifications of the Users Manual.

IMPORTANTz Since any output during error can not be used as the attribute data, it is necessary to detect the error
condition at the reception circuitry side.
z It is recommended to design user circuitry based on an IC chip that is capable of counting at 5 Mcps
(equivalent to a square wave of 1.25 MHz) or greater.
5) Input connector and recommended input circuit connector: RM12BRD-6S (HIROSE ELECTRIC)LGF output circuit

Recommended input circuit

ΦA, ΦB

33pF

ΦA, ΦB51Ω

26LS32 or equivalentSpecifications common to all series●Quantizing error: ±1 count ●Positional sensor: Photoelectric transmission linear encoder●Response speed: 1.5m/s *7●Output method: 90°phase differential square wave (compatible with RS-422A)
Refer to the above table for Output Signal pitch and Minimum edge interval●Contact point: Φ3 carbide ball(Thread: M2.5x0.45) ●Bearing type: Stroke ball bearing●Protection level: IP66
●Output cable length: 2m(directly wired from the gage)●Operating temperature (humidity) :0 to 40 ℃ (20 to 80%RH, with no condensation)●Storage temperature (humidity) : -10 to 60 ℃ (20 to 80%RH, with no condensation)●Accessory: No. 538610 Key spanner for contact point replacement (10mm type)
No. 210187 Key spanner for contact point replacement (25/50mm type)*7: In the case of 50mm stroke type, an over speed error may occur depending on the spindle retraction
amount, if the contact point is released freely after it is retracted.

8. Optional Accessories●Extension cable(5m) : No. 902434●Extension cable(10m) : No. 902433●Extension cable(20m) : No. 902432●Rubber boot (for 10mm type) : No. 238772●Rubber boot (for 25mm type) : No. 962504●Rubber boot (for 50mm type) : No. 962505
If the thrust stem and tightening nut are used, the gage mount fixture needs only Φ9.5 or Φ18 hole to be
drilled, and also the gage can be mounted firmly and easily. (see below.)Thrust stem set (for 10mm type)●Thrust stem (for 10mm type):No. 02ADB682
No.02ADB680●Tightening nut (for 10mm type):No. 02ADB682●Dedicated spanner (for 10mm type) : No. 02ADB683●Thrust stem (for 25/50mm type):No. 02ADN371●Tightening nut (for 25/50mm type):No. 02ADB692●Dedicated spanner (for 25/50mm type) :No. 02ADB693＝Example of use＝Thrust stem set (for 25/50mm type)No.02ADN370
Dedicated spanner

Thrust stem

( Optional accessories )( Optional accessories )
+5V

+5V

GND

GND

LGF-0510L-B
LGF-110L-B

Thrust stem / Mounting nut

Mounting nut6) Cable extendible length: The cable can be extended up to 20m using the extension cable (optional).
( Optional accessories )6. MaintenanceLGF-0525L-B
LGF-125L-B
LGF-525L-B
LGF-0550L-B
LGF-150L-B
LGF-550L-B

1) Replacing the contact point
Fit the supplied key spanner in the keyway of the spindle, then detach or
attach the contact point by pinching it with a wrench, etc.

IMPORTANT

Thrust stem
( Optional accessories )Dedicated spanner( Optional accessories )Key spanner(1) Remove the old rubber boot, then eliminate the dust and dirt in the grooves (part A) of the stem and spindle.
(A)
(A)
Stem

For 25mm stroke = (84.1)

Key Way

2) Replacing the rubber boot(for replacing contact points)
Preventive replacement before being damaged is recommendable.
(The rubber boot is available as an optional accessory.)

Mounting nut
Thrust stem / Mounting nut
Dimension between
hexagonal opposing sides

Fixture width L: within 10 to 13mm

LGF-0510L-B
LGF-110L-B

IMPORTANT
SpindleLGF-0525L-B
LGF-125L-B
LGF-0550L-B
LGF-150L-B

Fixture width L: within 6 to 10.5mm

For 50mm stroke = (124.9)

If torque is applied to the sensor inside through the spindle,
damage or malfunction in the sensor may result. Be sure to
fix the spindle using the key spanner.

Dimension between
hexagonal opposing sides

Stem

Key Way

Contact point
(A)

(A)

SpindleRubber boot

Key Way

Rubber bootContact point(2) Insert a rubber boot between the stem and contact point, directing the greater inside diameter end to the stem.
(3) Apply a small amount of silicone adhesive to the grooves (part A), and seal both ends of the rubber boot.

IMPORTANT
If the adhesive is applied to the spindle, the spindle will not slide properly. Great care must be exercised.

z Before mounting the trust stem, be sure to secure the stem using the dedicated spanner (No.02ADB683/
No.02ADB693). Excessive force applied between the gage body and stem may cause damage to thegage.
z M9 x 0.5/M14 x 0.5 screw are sued only for mounting the trust stem. Do not use them for other purposes.

Mitutoyo Corporation
Kawasaki､Japan