14500 ・ ホルムアルデヒド（クロモトロープ酸法）
測定範囲：

0.10～8.00mg/l HCHO
結果は mmol/l 単位でも表示できます。

1. 試料の pH が pH 0～13 2. 緑のミクロスプーンで 1であるかチェックします。
回分の試薬 HCHO-1K を反応セルに加えて、ねじぶたで閉じます。

3. セルをよく振とうして、固体物を溶かします。

4. ピペットで 2.0 ml の試料を加え、ねじぶたでセルを閉じて攪拌します。
注意、セルは高温になります。

5. 反応時間：5 分間

6. 各セルをセルコンパートメントにセットし、測定します。セルのマークを光度計のマークに合わせます。

品質保証：
測定システムを点検（試薬、測定装置、およびハンドリング）するため、ホルムアルデヒドの 37%溶液を用意しなければなりません（「標準液」のセクションを参照）。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

１. 測定原理

７. ご注意

硫酸酸性溶液中でホルムアルデヒドは、クロモトロープ酸と反応して紫色の色素を形成し、これを光学的に測定します。



２. アプリケーション


サンプル：

試薬ビンは、ご使用後直ちに蓋をしてください。
幼児の手の届かないところおよび食品から離れたところに保管してください。
肌や目に試薬が触れた場合には、直ちに流水で試薬を良く洗い流した後、医療機関に指示を仰いでください。
未使用の試薬あるいは測定後の溶液の廃棄につきましては、各都道府県･地域の条例に従って行ってください。

殺菌剤、防腐剤、プロセス用水（例：合成樹脂工業など）
前処理が必要となるサンプル：
化粧品、布製品、ボール紙、（樹脂）合板など

３. 妨害物質の影響
ホルムアルデヒド 0 mg/L および 5 mg/L HCHO をそれぞれ含んだ標準試料に対する妨害物質の影響を確認しました。妨害物質が、表中の濃度以下であれば測定に影響はしません。

妨害物質濃度（mg/L または%）
Al1000
Ca2+1000
Cd2+
100
CN100
CO 3 2100
Cr3+1000
Cr 2 O 7 2- 1000
Cu2+
1000
F1003+1）

Fe3+Hg2+Mg2+Mn2+
NH 4 +Ni2+
NO 2 NO 3 Pb2+

101000
1000
1000
1000
1000
11010

PO 4 3100
S210
SCN100
SiO 3 2- 100
SO 3 2100
Zn2+
1000

EDTA
1000
ヒドラジン
100
界面活性剤 1) 100
酸化剤 2)
10
酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ 1%
NaCl
5%
NaNO 3<0.1%
Na 2 SO 410%

非イオン性 および 陽イオン性、陰イオン性界面活性剤を使用
過酸化水素を使用

2）４. 試薬の保存条件
パッケージに記載された注意書きをよくお読みください。
キットに含まれる試薬類は密閉状態で、以下の条件で保存された場合、容器に記載された有効期限まで安定してご使用頂けます。
保管温度： +15～+25 °C

５. 使用する試薬・器具
試薬（測定回数 25 回）

品番 M1145000001

内訳） 試薬 HCHO-1K
品番 M1147240001

反応用丸セル（25 本）

６. 精度管理
測定結果は測定器、操作法の精度管理がなされていることを前提にして、正式に認められるものです。
光度測定系（試薬、測定器、操作法）および作業条件の確認には、希釈して調製した 5.00 mg/L ホルムアルデヒド標準液をご利用ください（巻末の「標準液の調製方法」を参照）。
また、サンプル由来の影響（サンプル中のマトリックスの影響）は、濃度既知の標準液を添加し測定を行うことで判定出来ます（回収率による判定）。

データ
製品の品質管理は、ISO 8466-1 および DIN 38402 A51 に準拠して、下記のようにコントロールされています。
標準偏差（mg/L HCHO）
CV（変動係数）（%）
信頼区間（mg/L HCHO）
ロット数
感度（0.010 A に相当する mg/L HCHO）
測定精度（mg/L HCHO）

ba75728exx± 0.061± 1.5± 0.14160.032
最大 ± 0.26

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

14678 ・ ホルムアルデヒド（クロモトロープ酸法）
測定範囲：

0.10～8.00mg/l HCHO

10mm セル

0.05～4.00 mg/l HCHO

20mm セル

0.02～1.50 mg/l HCHO

50mm セル

結果は mmol/l 単位でも表示できます。

1. 試料の pH が pH 0～13 2. ピペットで 4.5ml の試薬であるかチェックします。
HCHO-1 をスクリューキャップ付丸セル（品番M1147240001）に取ります。

6. 反応時間：5 分間

3. 緑のミクロスプーンで 1
4. セルをよく振とうして、固回分の試薬 HCHO-2 を加 体物を溶かします。
えて、ねじぶたでセルを閉じます。

7. 溶液を、対応する各セル 8. AutoSelector で測定法に移します。
を選択します。

注：

9. 各セルをセルコンパートメントにセットし、測定します。

品質保証：

この準備にはねじぶた付きの空のセル（CAT 番号 250621）の使用を推奨します。これらのセルはねじぶたで密封できるため、危険なしに試料を攪拌できます。

ba75728exx

5. ピペットで 3.0 ml の試料を加え、ねじぶたでセルを閉じて攪拌します。
注意、セルは高温になります。

測定システムを点検（試薬、測定装置、およびハンドリング）するため、ホルムアルデヒドの 37%溶液を用意しなければなりません（「標準液」のセクションを参照）。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

データ

１. 測定原理
硫酸酸性溶液中で、ホルムアルデヒドはクロモトロープ酸と反応して紫色の色素を形成し、これを光学的に測定します。

２. アプリケーション
サンプル：
殺菌剤、防腐剤、プロセス用水（例：合成樹脂工業など）
前処理が必要となるサンプル：
化粧品、布製品、ボール紙、（樹脂）合板、室内大気など製品の品質管理は、ISO 8466-1 および DIN 38402 A51 に準拠して、下記のようにコントロールされています。（10 mm セルの場合）。
標準偏差（mg/L HCHO）
CV（変動係数）（%）
信頼区間（mg/L HCHO）
ロット数
感度（0.010 A に相当する mg/L HCHO）
測定精度（mg/L HCHO）場合）

７. ご注意３. 妨害物質の影響
ホルムアルデヒド 0 mg/L および 5 mg/L HCHO をそれぞれ含んだ標準試料に対する妨害物質の影響を確認しました。妨害物質が、表中の濃度以下であれば測定に影響はしません。



妨害物質濃度（mg/L または %）

Al
1000
Ca2+
1000
Cd2+
100
CN100
CO 3 2100
Cr3+
1000
Cr 2 O 7 2- 1000
Cu2+
1000
F1003+1）
2）

Fe
Hg2+Mg2+Mn2+
NH 4 +Ni2+
NO 2 NO 3 Pb2+3+

10
1000
1000
1000
1000
1000
11010PO 4100S210
SCN100
SiO 3 2- 100
SO 3 2100
Zn2+1000
3-EDTA1000
ヒドラジン100
界面活性剤 1) 100
酸化剤 2)
10
酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ 1%
NaCl5%NaNO 3<0.1%
Na 2 SO 410%



試薬ビンは、ご使用後直ちに蓋をしてください。
幼児の手の届かないところおよび食品から離れたところに保管してください。
肌や目に試薬が触れた場合には、直ちに流水で試薬を良く洗い流した後、医療機関に指示を仰いでください。
未使用の試薬あるいは測定後の溶液の廃棄につきましては、各都道府県･地域の条例に従って行ってください。

非イオン性 および 陽イオン性、陰イオン性界面活性剤を使用
過酸化水素を使用

４. 試薬の保存条件
パッケージに記載された注意書きをよくお読みください。
キットに含まれる試薬類は密閉状態で、以下の条件で保存された場合、容器に記載された有効期限まで安定してご使用頂けます。
保管温度： +15～+25 °C５. 使用する試薬・器具
試薬（測定回数 100 回）

品番 M1146780001

内訳） 試薬 HCHO-1
試薬 HCHO-2
角セル 10mm（２個入り、ガラス製）

品番 M1149460001

角セル 20mm（２個入り、ガラス製）

品番 M1149470001

角セル 50mm（２個入り、ガラス製）
反応用丸セル（25 本）

品番 M1149440001
品番 M1147240001

６. 精度管理
測定結果は測定器、操作法の精度管理がなされていることを前提にして、正式に認められるものです。
光度測定系（試薬、測定器、操作法）および作業条件の確認には、希釈して調製した 4.50 mg/L ホルムアルデヒド標準液をご利用ください（巻末の「標準液の調製方法」を参照）。
また、サンプル由来の影響（サンプル中のマトリックスの影響）は、濃度既知の標準液を添加し測定を行うことで判定出来ます（回収率による判定）。

ba75728exx± 0.060± 1.6± 0.15
90.01 （測定ﾚﾝｼﾞ 0.02～1.50 mg/L の場合）
0.04 （測定ﾚﾝｼﾞ 0.10～8.00 mg/L の場合）
最大 ± 0.06 （測定ﾚﾝｼﾞ 0.02～1.50 mg/L の場合）
最大 ± 0.30 （測定ﾚﾝｼﾞ 0.10～8.00 mg/L のphotoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000