バイオセンサ式迅速ＢＯＤ測定器

BOD

バイオセンサ式迅速 BOD 測定器 Quick BOD α5000 型
装 置 型 式

Quick BOD α 5000 型

測 定 方 式

バイオセンサ式（微生物電極法）

DO 電

ポーラログラフ型酸素電極

極測 定 対 象

α5000型

水中の溶解性 BOD 成分

測 定 範 囲 ※ 2 ～ 50 mg/L（トリコスポロン膜使用時）
試 料 温 度

10 ℃～ 50℃温調設定温度

測 定 時 間60 分 / 1 検体

試 料 粘 度Max. 1000 cp

校 正 方 法グルコース･ グルタミン酸溶液による１点校正

再現性 ※ ± 5 %(F.S.)、トリコスポロン膜使用、周囲温度一定

温調ユニット20 ～ 40 ℃（任意設定可能）電子冷却素子を用いた加温・冷却 PI 制御

外部入出力

プリンター出力用インターフェース（RS-232C）
オートサンプルチェンジャ用インターフェース（RS-232C）
データ転送用インターフェース（RS-232C）
BOD 値ホールド出力（ 0 ～ 5 V、分解能 12 ビット）
MONITOR 端子（-15V ～ +15V、5V/ 電極出力 1μ A）
RS-485 インターフェース（オプション）
液面センサ（緩衝液、洗浄液）インターフェース× 2 個（オプション）

定 格 電 源AC 100 V ～ 240V, 300 VA, 50/60 Hz

動作周囲条件

温度：5 ～ 35 ℃

外 径 寸 法260(W) × 320(D) × 435(H) mm ( ただし背面コネクタ高は含まず )質

約 15.6 kg ( 試薬、試薬容器等含まず )量

湿度：20 ～ 80 %RH（結露不可）※標準仕様であるウェットタイプの微生物膜を使用した場合に保証する数値です。

微生物電極による生物化学的酸素消費量 (BODs) 計測器

JIS K 3602-1990（平成 2 年 9 月 1 日制定）

微生物電極法（JIS K 3602）による BODs 値と 5 日間法（JIS K 0102）による BOD5 値とは別個の物でありますが、BODs 値の測定結果から BOD5 を推定することができ、また迅速な措置を伴う水質管理の目的のために短時間で水質をモニターできる方法として、微生物電極法が規格化されました。
＊トリコスポロン微生物膜仕様時のみ準拠（活性汚泥等の微生物を利用）■商品コードバイオセンサ式迅速 BOD 測定器
Quick BOD α 5000 型 < ウェット膜セット >本体、DO 電極、Quick BOD 用微生物膜（ウェットタイプ、1 枚）、リン酸緩衝液、BOD 標準液、プリンター、その他付属品

C00018701

バイオセンサ式迅速 BOD 測定器
Quick BOD α 5000 型 < 乾燥膜セット >本体、DO 電極、微生物膜（乾燥タイプ、5 枚）、リン酸緩衝液、BOD 標準液、プリンター、その他付属品

C00018702

バイオセンサ式迅速 BOD 測定器
Quick BOD α 5000 型 < 固定化キットセット >本体、DO 電極、微生物固定化キット（10 組分 、治具含む）、BOD シード（5 カプセル）、リン酸緩衝液、BOD 標準液、プリンター、その他付属品

C00018703●迅速な測定時間（60 分）■オプション※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

販売店

本社 〒112‐0001 東京都文京区白山5-1-3東京富山会館ビル ＴＥＬ．03（3812）9186（代）ＦＡＸ．03（3814）7538
大 阪 支 店 〒532‐0003 大阪市淀川区宮原4-6-18新大阪和幸ビル ＴＥＬ．06（6392）1978（代）URL https://aqua-ckc.jp/●微生物固定化キットによる
公 定 法との 高 い 相 関 性

P-B10199

150403TM

BOD α5000型

活性汚泥等の微生物を利用したバイオセンサ式 BOD 測定器〔 微生物電極法とJIS 法の比較 〕
例 1 化学工場排水

ウェットタイプの微生物膜セットが標準付属されていますが、オプションの微生物固定化キットを使用して活性汚泥や各種細菌を固定化した膜を使用することにより、公定法との高い相関性を得ることができます。
【微生物固定化膜の作成手順】

40

JIS法測定値（㎎/L）3530（オプション）による、公定法との高い相関性【微生物固定化キット】
両面粘着シート

γ＝0.8613χ－1.0039
R2＝0.9243

2520

シリンダ

ステージ

多孔性
メンブレン

スペーサー

1510

ステージ

50

多孔性
メンブレン

シリンダ

010

2030

多孔性メンブレン

多孔性メンブレン40

両面粘着シート

Quick BOD測定値（㎎/L）

例 2 電子部品工場廃液

ステージに多孔性メンブレンを置きます。両面粘着シートの片面の剥離シートをはがし、多孔性面メンブレンに貼り付けます。シリンダにより多孔性メンブレン押し付けてさらに接着させます。

80

JIS法測定値70

γ＝0.9897χ＋13.651
R2＝0.809

6050

スペーサー

スペーサー

貼り合わせたシート・メンブレンを一度ステージから取り出し、両面粘着シートのもう一方の剥離シート
をはがトを使用
両面し、中心にスぺーサを乗せ、スポイスペーサー
多孔性粘着シート １滴スペーサーに滴下メンブレン します。
して汚泥菌を両面

粘着シート
ステージに汚泥菌を添加した多孔性メンブレンを置きます。その上からもう一枚の多孔性メンブレンを乗せ、貼り付け、シリンダにより、押し付けてさらに接着させ固定化します。

完成した微生物固定化膜

4030（㎎/L）20

連続監視にも対応可能

10001020304050607080

Quick BOD測定値（㎎/L）

バイオセンサ式だから早い‼

高 精 度 電子冷 熱 方 式 温 調 機 能（ 2 0 〜 4 0 ℃） を新しく装 備したことにより、 安 定した自動 運 転をサポートします。 排 水管 理 の連 続モニタが 可 能で す。

メンテナンス負担の軽減

一般的には BOD（生物化学的酸素消費量）は測定に 5 日間を要しますが、本器はバイオセンサ式により 60 分以内で測定でき、公定法 JIS K0102 での 20℃・5 日間の培養は必要ありません。

メンテナンス項目

ポーラロ型酸素電極、抗菌チューブ、逆流防止弁の採用等により、安定した測定とともにメンテナンス頻度が軽減されています。

【内部構造】

カラータッチパネルでより操作しやすく！

酸素電極ケーブルレセクタ

従来製品と比べ、ディスプレイが大きくなりリアルタイムで測定状況を把握することが可能になりました。

エア排出口

また、測定した最後のデータを呼び出し、印刷、転送（RS-232C）も可能になりました。さらに、
α 5000 型ではカラータッチパネルを新たに搭載し、よりユーザーフレンドリーな測定操作を恒温槽実現しました。

エア吸引口（エアフィルタ装着部）

恒温槽ドアキャッチ

メンテナンス項目

周期

フローセル洗浄

1 ヶ月

サンプリング配管の交換

1 ヶ月

配管の洗浄または交換

1 ヶ月

配管の交換

４ヶ月

ポンプチューブの交換

1 ヶ月

酸素電極の内部液補充

1 ヶ月

エアーフィルタ交換

４ヶ月

酸素電極交換1年

廃液チューブガイド

有 機 物が 試 料 中にない場 合〔 測定原理 〕

は、微生物の酸素消費はほと酸素電極

酸素電極様々な検体に適した菌種を固定し、その膜に酸素電極をあてて膜中の酸素濃度の変化を記録することにより、微生物が消費する酸素量んど無く、酸素電極側に透過固定化微生物膜
透過酸素A

透過酸素B固定化微生物膜をとらえます。
微生物
酸素微生物
酸素

溶解性有機恒温槽インレットチューブガイド

してくる酸素量は多くなります

P1 サンプリングポンプ

が（左）、有機物が多いと酸素ポンプバブル室ドアキャッチ

消費が増え酸素電極側に透過左配管ガイド（予備）

してくる量は少なります（右）。
有機物を含まない場合（左）と含む場合（右）の比較 ▶︎

ドレインチューブガイド

この 酸 素 消 費 量を比 較してＢＯＤに換算します。

V1 標準液チューブバルブ
V2 洗浄液チューブバルブ

トレイ
P2 緩衝液ポンプ
緩衝液チューブガイド
標準液、洗浄液、サンプルの各チューブガイド
V3 試料液チューブバルブ※表中の時期は一般的なもので、使用される環境、サンプルの種類、測定頻度などによりこの時間より早くメンテナンスが必要になる場合もあります。