No.99MAB044J2

ユーザーズマニュアル

jaカンタマイク
MDE-MX/PX
安全に関するご注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

警告

死亡や重度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
• 電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
• 万一、電池のアルカリ性溶液が漏れて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、もし目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

注意

軽度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

目次

2． 電池のセット

1． 各部の名称 ............................................................................................................. 1 ページ
2． 電池のセット .......................................................................................................... 1 ページ
3． 使用上のご注意 ..................................................................................................... 2 ページ
4． ORIGIN（基点）設定 ................................................................................................ 2 ページ
5． 測定方法 ................................................................................................................ 2 ページ
6． 各キーの機能 ......................................................................................................... 2 ページ
7． ファンクションロック機能（誤操作の防止）............................................................. 2 ページ
8． エラーと対策 .......................................................................................................... 2 ページ
9． 仕様 ........................................................................................................................ 3 ページ
10． 出力機能（出力付きタイプのみの機能）................................................................. 3 ページ
11． オプション .............................................................................................................. 3 ページ
12． 引き取り修理について（有償）................................................................................ 3 ページ

1． 各部の名称①②③④⑤⑥⑦• 電池は充電式ではないので充電しないでください。＋−を正しく入れてください。液漏れや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。
• 本商品の測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

注記

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 分解、改造をしないでください。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
• クーラントなどの飛沫が直接かかる場所で使用される場合は、電池蓋をしっかり閉めてください。出力付きタイプでは、出力ケーブルおよびカバー取り付け時には、取付けねじをしっかり締めて、すき間のないようにしてください。また、使用後は清掃し、防錆処理を行ってください。錆は故障の原因になります。
• 水没する場所では、クーラントなどの侵入を防ぎきれませんので、使用しないでください。
また、噴流が直接かかる場所でも、使用状態によっては、クーラントなどの侵入を防ぎきれない場合がありますのでご注意ください。
• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
• 使用前後にはゴミ、切り粉などを取り除いてください。
• お手入れの際は、柔らかい布を希釈した中性洗剤に浸してご使用ください。有機溶剤（シンナーなど）を使用すると変形や故障の原因となります。
• シンブル 1 回転でスピンドルが 2 mm 移動します。スピンドルの送りが速いため、測定時や基点合わせ時には勢いをつけて測定面を接触させないでください。
• スピンドルは抜けない構造になっているため、測定範囲を超えて無理に後退させないでください。
• スピンドルの汚れは作動不良の原因となります。スピンドルが汚れた際は、アルコールを少量含ませた布などできれいに汚れを拭き取り、ミクロール（パーツ No. 207000）を少量塗布してください。
• ミクロールがお手元になく、やむなく市販品をご使用される場合、ISO VG10 程度の粘度の低い防錆油を推奨します。
• 電気ペンで番号などを記入しないでください。
• 本商品を 3 か月以上ご使用にならない場合には、本商品から電池を取り外して保管してください。電池の液漏れで本商品を破損するおそれがあります。

0-25mm⑧⑨⑩0.001mm

注記

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

電池蓋は必ずねじ山に合わせて、シールがはみ出さないように取り付けてください。電池蓋やシールがうまく取り付けられていないと、正常に表示しない場合や故障の原因となります。

Tips• 電池は必ずSR44（ボタン型酸化銀電池 パーツNo.938882）をご使用ください。
• 計数表示になるまでの間、ラチェットを回さないでください。電装部の初期設定に失敗し、正常にカウントしない場合があります。万が一、ラチェットを動かしてしまった場合は、再度、電池をセットし直してください。
• 付属の電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満たさない場合があります。
• 電池などの消耗による故障または損傷は、保証の対象外となります。
• 電池の廃棄にあたっては、条例規制などに従ってください。
お買い上げ時、本商品には電池がセットされていません。以下により電池をセットしてください。
1 電池蓋の溝に硬貨などを当て、左に回して電池蓋を取り外す
2 電池（SR44）のプラス側を上にしてセットする
3 電池蓋を乗せ、時計回りに回して取り付ける
4 ［ORIGIN］キーを押す》 計数表示となり、カウントを開始する
引き続き、ORIGIN（基点）設定をする（「4． ORIGIN（基点）設定」を参照）。

123SR44⑪0-25mm① アンビル② スピンドル③ クランプ（スピンドルの動きをロックする）④ 表示部（LCD）⑤ スリーブ⑥ シンブル部ラチェット（定圧装置内蔵）

0.001mm⑦ スピーダ部ラチェット（定圧装置内蔵）⑧ カバー（出力付きタイプのみ）⑨ データ出力コネクター（出力付きタイプのみ）⑩ 電池蓋（裏面）⑪ 防水マーク

シール

4 ORIGIN

Tips• 電池 を セットし 直 すとORIGIN（基点）位置 が 消去 さ れ ま す。 基点 を 再設定してくだ さ い（「4． ORIGIN（基点）設定」を参照）。
• エラー表示やカウントしないなどの異常な表示が出た場合は、一度電池を取り外し、再度セットし直してください。

■表示部（LCD）⑲⑱⑰⑳⑯⑮

キー操作のアイコンについて=<1s=>2s⑭⑫［HOLD］キー⑬［ZERO/ABS］キー⑭［ORIGIN］キー⑮ 符号表示⑯ ファンクションロック表示

1⑬⑫⑰ ホールド表示⑱ 電源電圧警告表示⑲ INC表示⑳ プリセット表示㉑ 単位表示株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-12021 年12月1日 発行
Printed in Japan3． 使用上のご注意

Tips• 本商品は、使用しない状態が 20 分以上続くと自動的に表示が消えます。再び表示させるには、ラチェットを回すか、［ZERO/ABS］キーを押してください。
測定範囲
ORIGIN（基点）値• 測定中に誤って［ORIGIN］キーを押してしまった場合は、
0 - 25 mm
0.000 mm［ZERO/ABS］キーを押すと元の状態に戻ります。それ25 - 50 mm
25.000 mm
でも復帰しない場合は、もう一度「4. ORIGIN（基点）設
50 - 75 mm
50.000 mm定」を行ってください。
75 - 100 mm
75.000 mm• 測定範囲とORIGIN（基点）値の関係は、右表のとおりです。

■測定力• シンブル部ラチェットまたはスピーダ部ラチェットを使用し、必ず一定の測定力で測定します。
• 測定力は、測定面を測定ワークに軽く接触させ、いったん静止してから、シンブル部ラチェットまたはスピーダ部ラチェットを約3回転〜5回転指で回す程度が適切です。
• シンブル 1回転でスピンドルが 2 mm移動します。スピンド
ルの送りが速いため、測定時や基点合わせ時には勢いをつけずに、ゆっくりと、測定面に接触させてください。

約 3回転〜5 回転させる。

■測定の注意• 磁力を持った測定ワークを測定するときは注意してください。本商品は磁気を帯びると、測定結果に影響を及ぼす場合があります。

■使用後の注意• 使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。
水溶性切削油等が付着する場所で使用した場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
• 保管する場合は、測定面は 0.2〜2 mm 程度開き、クランプは解除してください。
• 本商品を３か月以上ご使用にならない場合には、ミクロール（パーツ No. 207000）でスピンドルを防錆処理して電池を取り外して保管してください。
• ミクロールがお手元になく、やむなく市販品をご使用される場合、ISO VG10 程度の粘度の低い防錆油を推奨します。

■標準付属のマイクロメータ基準棒以外を使用する場合

いったん、標準付属のマイクロメータ基準棒でORIGIN（基点）を設定した後に行ってください。
［HOLD］キーを押してホールドする
1 ラチェットを回して設定したい数値を表示し、2 ［ORIGIN］キーを押す》 「P」が点滅表示
3 基準とする物を挟み、定圧装置で所定の測定力をかける（「3． 使用上のご注意」の「■測定力」参照）［ORIGIN］キーを押す
4 再度、》 「P」が消灯し、設定が完了する

クランプ解除1HOLD■ ORIGIN（基点）設定
1 アンビル、スピンドルの両測定面、ゲージを使用する場合はゲージをきれいに拭き、ごみやほ》 「H」が表示され、表示値をホールドする
もう一度押すとホールドを解除する
2》 「H」が点灯した後、「42HOLD

HOLD25-50mm

2 測定範囲が0〜25 mmの場合：両測定面を軽く接触させ、いったん静止してから、所定の測定力をかける（「3． 使用上のご注意」の「■測定力」参照）
測定範囲が0〜25 mm以外の場合：
ゲージを両測定面の間に挟み、スピンドルをゲージに軽く接触させ、いったん静止してから、所定の測定力をかける（「3． 使用上のご注意」の「■測定力」参照）
定期検査（校正）されたゲージ（ゲージブロック、マイクロメータ基準棒など）をご使用ください。

3 ［ORIGIN］キーを押す》 「P」が点滅表示、ORIGIN（基点）値* が表示されることを確認する（*下記「Tips」参照）
4 再度［ORIGIN］キーを押す》 「P」が消灯し、ORIGIN（基点）値が設定される」が点灯する（「H」は消灯する）

2 ファンクションロックを解除するには、同様の操作を行う
10.001mm

2HOLD

Tips

ZERO/ABS+

HOLD

ZERO/ABS+

規定のORIGIN（基点）値に戻す場合は、電池をセットし直してください。

キー操作のアイコンについてこりを取り除く

=

<1s

=

8． エラーと対策

>2s

エラー表示

原因と対策

電源電圧低下5． 測定方法

電池の電圧が低下しています。すぐに電池を交換してください。

• 測定前には必ず基点合わせを行ってください。
• 勢いをつけずに、ゆっくりとスピンドル測定面を測定ワークに接触させてください。
勢いをつけると測定ワークが変形し、測定結果に影響を及ぼす場合があります。

計数エラー

基点合わせと同じ姿勢、条件でゆっくりと両測定面を軽く測定ワークに接触させ、所定の測定力をかけ、表示値を読み取る（「3． 使用上のご注意」の「■測定力」参照）

オーバースピードやノイズなどによる計数エラーが発生しています。一度電池を取り外し、再度セットし直してください。

計数エラー• 測定範囲が0〜25 mmの場合3ORIGIN

4電装部の初期設定に失敗した場合やセンサ信号の異常などによる計数エラーが発生しています。一度電池を取り外し、再度セットし直してください。

ORIGIN

20.001mm

1■［HOLD］キー
1 ［HOLD］キーを押す

ORIGIN

基点合わせと測定は、同じ姿勢、条件で下記の手順で行ってください。

0-25mmZERO/ABS［ZERO/ABS］キーを長押し（2秒以上）する
1 最初に［HOLD］キーを押しながら、

34． ORIGIN（基点）設定

12ZERO/ABS

この商品には、不用意に基点位置を変更しないように ORIGIN（基点）機能とZERO/ABS 機能を無効にするファンクションロック機能があります。
ファンクションロックを設定すると、表示部に「 」が点灯し、［ORIGIN］キー、［ZERO/ABS］キーは無効となり、ホールド操作のみ有効となります。

ORIGIN

0.001mm1》 「INC」が 表示され、 表示 が ゼロセットされる
2 ［ZERO/ABS］キーを長押し（2秒以上）する》 「INC」表示が消え、基点（アンビル測定面）からの長さを表示する

7． ファンクションロック機能（誤操作の防止）

225-50mm

6． 各キーの機能■［ZERO/ABS］キー
1 ［ZERO/ABS］キーを短く押す• 測定範囲が0〜25 mm以外の場合（例は25-50 mm）

13ORIGIN

4ORIGIN

225-50mm

20.001mm株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-12021 年12月1日 発行
Printed in Japan■出力データフォーマット

9． 仕様
最大測定長25、50 mm
75、100 mm

MSD

±2 μm

測定力 *2：7 N〜12 N
最小読取値：0.001 mm
表示部：LCD表示（6桁およびマイナス符号）
電源：ボタン型酸化銀電池（SR44 No.938882）1個
電池寿命：約2.4 年
温度範囲：5 °C〜40 °C（使用温度）、–10 °C〜60 °C（保存温度）
標準付属品：スパナ（No.301336）、基準棒（測定範囲が25 mmを超える商品に標準付属）
保護等級：IP65（詳細はIEC60529）
を参照してください
耐じん形（等級6）：じんあいの侵入があってはならない噴流（water jet）に対して保護する（等級5）：あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
CEマーキング／ ：EMC指令／電磁両立性規制：EN 61326-1
UKCA マーキング
Immunity test requirement：Clause 6.2 Table 2
Emission limit：Class B
RoHS 指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制：EN IEC 63000
C）*1：全測定面接触による指示値の最大許容誤差 J MPE（20 °*2：スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力（2）（1111）（3）+:0（0000）–:8（0001）

LSD（4）（1）出力順（2）すべて「F」
3（1100） （3）符号4（0010）（4）測定値5（1010）（5）小数点（6）（6）単位mm:0（0000）
in:1（1000）■タイミングチャート
0 ms ≦ T1 ≦ 200 ms
0.11 ms ≦ T2 ≦ 0.14 ms (Typ:0.122 ms)
0.11 ms ≦ T3 ≦ 0.14 ms (Typ:0.122 ms)
0.22 ms ≦ T4 ≦ 0.27 ms (Typ:0.244 ms)
T5 ≦ 80 ms*1：DATAsw はデータ出力キーが押されている間は、LOWになります。
*2： DATAsw が LOWレベルになりREQ が入力されるまでの時間 T5 は、データ処理装置の性能で決まります。

11． オプション

10． 出力機能（出力付きタイプのみの機能）■表示値の外部出力

本商品（出力付きタイプのみ）と外部機器を接続ケーブル（オプション）で接続すると、表示値を外部出力できます。

■接続ケーブルの取り付け方

注記

（5）

（1）

最大許容誤差 J MPE*1±1 μm

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

• ねじの取付け・取外しは、必ず接続ケーブル（オプション）に付属の 0 サイズプラスドライバー（No.05CZA619）を使用し、5〜8 cN・m 程度のトルクで締め付けてください。強いトルクで締め付けると、故障の原因となります。
• 接続ケーブルを取り付ける際は、コネクターパッキンがはみ出さないようにしてください。コネ
クターパッキンが正しく取り付けられていないと、防水機能が低下し、故障の原因となります。

Tips• 接続ケーブル ：No.05CZA662（1 m）• 接続ケーブル ：No.05CZA663（2 m）
上記以外のオプションは、弊社総合カタログをご覧ください。

12． 引き取り修理について（有償）
以下のような不具合が発生した場合は、引き取り修理（有償）が必要です。お求めの販売店、または弊社営業の窓口へご連絡ください。
• スピンドルの作動が悪い
スピンドルにキズが入ると、スピンドル後退時にキズの部分が干渉し、作動が悪くなります。
スピンドルに錆が発生している場合も作動が悪くなります。
• 実測値が安定しない
衝撃により測定面にバリや傷がつくと、測定再現性に影響を与える可能性があります。
• カウント数値の異常・作動が悪い
本商品のシンブルを後退させ過ぎると内部のセンサが破損し、カウントの異常や作動が悪くなる原因になります。

ノイズの強い場所でのご使用は、誤作動（チラツキやエラー）が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
（M1.7×0.35×2.5, No.09GAA376）
1 接続ケーブルに付属のプラスドライバーでカバー取付けねじを取り外す

2 カバーを取り外す
3 所定の位置にコネクターパッキン（No.04AAC126）が正しく取り付けられていることを確認する（コネクターパッキンは取り外さないでください）

4 接続ケーブルのプラグを取り付ける
5 プラグを指で押さえ、プラグとマイクロメータ本体のコネクターとにすき間ができないようにして、接続ケーブル取付けねじで締め付ける

1 2

3

4 5コネクターパッキン

3株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-12021 年12月1日 発行
Printed in Japan