013

光学製品ガイド No.

高性能ビームエキスパンダ
High Performance Beam Expander

非球面レンズと高精度マウントを採用
Aspheric lens and high-precision mounts

・ビーム品質の劣化を抑制

Suppress beam quality degradation

・構成レンズ削減によるロス低減、
熱レンズ効果抑制
Reduce losses and suppress thermal lens effectby minimizing number of configuration lenses

・短焦点レンズによりコンパクト化
Achieve compact size with short focus lens

・光軸ずれ抑制

Suppress beam axis deviation

ガリレオ式 Galilean designs

発散角調整機構付
With beam divergence adjustment mechanism

固定倍率タイプ・ズームタイプをラインアップ
Fixed magnification and variable magnification (zoom) available

電動タイプ
レンズ構成は凹レンズと凸レンズを組み合わせたガリレオ式を採用
Galilean designs, combining a convex lens with a concave lens, is adopted for the lens configuration.

・集光点を持たないため、高出力レーザに対応
・This configuration doesn't have a focal point can be used with high-power lasers
・全長を短くすることが可能
・The total length can be shortened.

対応波長 Compatible Wavelengths
遠赤外(10.6μm)〜深紫外(266nm)
Far-Infrared (10.6µm) to Deep-Ultraviolet (266nm)

Motorized

オプション Option

固定倍率 Hタイプ 発散角調整機構：ヘリコイド式

固定倍率 Cタイプ 発散角調整機構：スライド式

長さLength

長さLength

Beam divergence adjustment mechanism: Helicoid type

Fixed magnification H Type

Fixed magnification C Type

倍率および発散角調整機構：ヘリコイド式

出射開口径
Clear Output Aperture

M22×0.75

入射開口径
Clear Input Aperture

外径Diameter

出射開口径
Clear Output Aperture

入射開口径
Clear Input Aperture

ズームタイプビームエキスパンダのタイプ（固定倍率H、C、ズーム）、波長、倍率、入射開口径、出射開口径をご指定ください。

Magnification and beam divergence adjustment mechanism: Helicoid type

Variable magnification (zoom)

外径Diameter

55

M38×0.75

Beam divergence adjustment mechanism: Sliding typeSpecify the beam expander type(fixed magnification H, C, zoom), wavelength, magnification,clear input aperture and clear output aperture.

長さLength

型番例BXH A1 X2 - 25 - 45

BXH:固定倍率 Hタイプ

外径Diameter

出射開口径
Clear Output Aperture

入射開口径
Clear Input ApertureCat. No.

Fixed magnification H Type

BXC:固定倍率 Cタイプ
Fixed magnification C Type

ZX:ズームタイプ

Variable magnification (zoom)

オプション：あおり調整機構付ホルダー組み付けOption: Holder assembly with tilt adjustment mechanism

波長

倍率

Wavelength

Magnification（2.0）
Z:10600nm
A1:1050〜1080nm
A2:532nm
A3:355nm
A4:266nm

入射開口径 出射開口径
Clear Input Aperture Clear Output Aperture（ø25mm）（ø45mm）■ 仕様 Lineup
固定倍率 Hタイプ（高性能タイプ）
Fixed magnification H Type(High Performance Type)型番

波長(nm)

Cat. No.

BXHA4 X2-25-45
BXHA3 X2-25-45
BXHA3 X3-25-45
BXHA3 X4-25-45
BXHA2 X2-25-45
BXHA2 X3-25-45
BXHA2 X4-25-45
BXHA2 X5-25-45
BXHA1 X2-25-45
BXHA1 X3-25-45
BXHA1 X4-25-45
BXHA1 X5-25-45
BXHA1 X6-25-45
BXHZ X2-25-45
BXHZ X3-25-45
BXHZ X4-25-45

倍率

Wavelength

Magnification

266

2.0
2.0
3.0
4.0
2.0
3.0
4.0
5.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2.0
3.0
4.0355532

1050〜1080

10600

入射開口径 ø(mm)Clear Input Aperture25

出射開口径 ø(mm)

外径ø(mm) ×長さ(mm)4570 × 130
70 × 13070 × 185
70 × 225
70 × 130
70 × 185
70 × 225
70 × 235
70 × 130
70 × 185
70 × 225
70 × 235
70 × 250
70 × 100
70 × 11070 × 130

Clear Output Aperture

DiameterLength※波長10600nmタイプは、波長9300〜9400nmへの変更も承っております。 The 10600 nm wavelength type can be changed to a 9300 nm to 9400 nm wavelength.

固定倍率 Cタイプ（コンパクトタイプ）
Fixed magnification H Type(Compact Type)

CO2レーザ用For CO 2 laser

型番

波長(nm)

Cat. No.

BXCZ X2-11-21
BXCZ X2.5-11-21
BXCZ X3-11-21BXCZ X3.5-11-21
BXCZ X4-11-34
BXCZ X5-11-47

ズームタイプ

型番

Variable magnification (zoom)

入射開口径 ø (mm)Magnification

10600

2.0
2.5
3.0
3.54.05.011

倍率

波長(nm)

Cat. No.

ZXA3 X3-5-17-27
ZXA2 X3-5-17-27
ZXA1 X3-5-17-27
ZXZ X2-5-24-35

倍率

Wavelength

Wavelength

出射開口径 ø (mm)Clear Output Aperture

外径ø(mm) ×長さ(mm)Diameter

Length3447

42 × 64
42 × 9642 × 86
42 × 92
50 × 106
60 × 120

入射開口径 ø (mm)

出射開口径 ø (mm)

外径ø(mm) ×長さ(mm)3〜5172770 × 251

2〜5243570 × 170

21

Magnification

355
532
1050〜1080
10600

Clear Input Aperture

Clear Input Aperture

Clear Output Aperture

DiameterLength※記載の仕様以外にも各種取り扱っておりますので、具体的にご相談ください。

Specifications other than those listed above are also possible. Contact Sumitomo Electric Industries for details.
● ZnSeダストを吸い込まないこと。 Please do not inhale ZnSe dust.
● 酸、アルカリに浸さないこと。Do not dip in acid or alkali.

● 火中に廃棄しないこと。Do not dispose by incineration.

● レンズは酸やアルカリとは区別して保管してください。 Please store away from acid and alkali.

● ZnSeを用いた光学部品には毒物に指定されているZnSeが含まれますので、廃棄の際は都道府県指定の産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

警告

Disposal should be in compliance with all applicable laws and regulations.

ハードメタル事業部〒664-0016 兵 庫 県伊 丹市昆 陽 北1-1-1

Global Marketing Department

1-1-1, Koyakita, Itami, Hyogo 664-0016, Japan

Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Hardmetal DivisionTOKYO

TEL(072)772-4531
FAX(072)772-4595

TEL+81-(72)-772-4535 FAX+81-(72)-771-0088

NAGOYAOSAKA(052)589-3873※
東京営業グループ ☎(03)6406-2635 名古屋営業グループ ☎☎ (0566)74-7091[安城] 大阪営業グループ ☎ (06)6221-3600※東京市販グループ ☎(03)6406-2636 名古屋市販グループ ☎ (052)589-3873大阪市販グループ ☎ (06)6221-3700

東京 ☎(03)6406-2814 中部 ☎(052)589-3840※ 大阪 ☎(06)6221-3900>> 切削工具の最新情報を発信中 <<フリーダイヤル

いい工具110番

0120-159110※営業所移転につき、2016年6月より所在地・電話番号・FAXが変更になりました。

技術相談サービス 9:00〜12:00、13：00〜17：00 (土・日・祝日を除く)

この印刷物は再生紙を使用しています。

（2017.3）Ⅰ SN