デジタルストレージオシロスコープ
DCS-1000B シリーズカタログ

Digital Storage Oscilloscope

50MHz/ 70MHz/ 100MHz デジタルストレージオシロスコープ

DCS-1000B Series※︓シリアルバストリガ・デコード機能は 2020 年 10 月より標準搭載

DCS-1000B シリーズ

4CH モデル2CH モデル4CH モデル

税抜価格（円）

型名CH数

お問い合わせください︒※2

DCS-1054B

69,800

DCS-1074B

78,000※24ch※2

DCS-1104B 114,000
DCS-1052B
DCS-1072B

72,000

DCS-1102B

立上り時間

DC～50MHz＜約7ns

DC～70MHz＜約5ns

DC～100MHz ＜約3.5ns

54,800※2

周波数帯域(-3dB)

2ch※284,000

DC～50MHz＜約7ns

DC～70MHz＜約5ns

Accessories

サンプリングレート

最高1GS/s
使用CH数による
2CH:500MS/s
3CH以上:250MS/sSoftware

DC～100MHz ＜約3.5ns※1︓垂直スケールが 1mV/div に設定されている場合、自動的に 20MHz 帯域制限が設定されます。
※2︓2020 年 4 月価格改定

オプション名型式

DS1B-SGM

セグメント機能︓

DS1B-SRH

サーチトリガ機能

標準価格（税抜）￥10,000

お問い合わせください。

￥10,000

Panel
LCD:
7 インチ
WVGA

オプション時Hardcopy:
画面印刷または サーチ機能 /メモリへ保存
FFT マーカ

USB ホスト :USB メモリにデータ保存

プローブ補正用CAL 信号

MATH: 四則演算、 波形拡大
FFT、FFTスクロール、拡張演算機能
サーチプレイOPTION:
未使用

オプション時 :シリアルバス CAN、LIN、
UART、I2C、SPI 設定

リモートコントロール
用 USB ポート

CAL:
垂直軸校正用
信号を出力

4CH モデルのみ
LAN: リモートコントロール
リモートディスク用

Go/NoGo:
判定結果をパルスで出力盗難防止スロット :ケンジントン盗難防止スロット準拠

ワールドワイド
AC100V-240V
50 ～ 60Hz

Interface
4CH モデル

リモートディスク機能（LAN 経由 :4CH モデル）
機能

ソケット接続

内容LAN 経由でコントロールが可能です。
ネットワーク上の共有フォルダを保存先リモートディスクとして利用できます。

ネットワーク
DCS-1000B

NAS（Network Attached Storage）を保存先にできます。

リモートディスク機能※保存可能な波形データ形式には、LSF 形式と CSV 形式があります。
LSF は独自フォーマットのため PC 等では読めません。

Features●50,000 波形 / 秒の高速波形更新と波形表示テクノロジー

10M

50,000波形 / 秒

波形メモリ

高速波形更新

メモリ長

ノーマル

ズーム

FFT

1k
10k
100k
1M
10M

○
○
○
○
○

×
○
○
○
○

○
○
○
○
×

FFT
（ズームウィンドウ）
×
○
○
××

●PUSH TO ZERO ツマミ

50,000 回 / 秒の高速更新と VPO
により各波形ポイントを振幅、時間と信号頻度の 3 次元でわかりやすく表示
します。発生頻度に応じた輝度階調表
示でジッタやグリッチなどを視覚的に捕らえることができます。

●シリアルバストリガとデコード機能

I2C / SPI シリアルバスのトリガとデコード機能を追加
UARTすることでアナログ波形と同時にシリアルバ
CAN/LIN
シリアルバス スを解析できます。

I2C/SPI/UART/CAN/LIN

垂直 / 水平ポジションとトリガレベルのツマミは、押すとゼロ位置へ戻る機能を採用しました。
波形を拡大したときなどレンジを変更した時に、素早くゼロ位置へ戻すこ

シリアルバスを選択とができ便利です。

●Go-NoGo 判定機能

●豊富なトリガタイプ

トリガ

最大 / 最小リミット範囲設定に対してリ

トリガタイプは、10 種類あり様々な現象にトリガをかけることができます。

トリガタイプGo-NoGoAB

AB

C

23D

エッジトリガソース（CH1 ～ CH4*、EXT*）
遅延トリガのソース（CH1 ～ CH4*、EXT*）

CD

イベント遅延カウント ( 例︓3 カウント )最初のトリガポイント

AB

エッジトリガソース（CH1 ～ CH4*、EXT*）
遅延トリガのソース（CH1 ～ CH4*、EXT*）

時間遅延の例CCD

D

B

Timeout の例
CA
B

A
B
C

トリガレベル（しきい値）
Timer 設定

高速 FFT

保存先

Remote Disk、外部 USB メモリまたは内蔵ディスク※間隔

波形データ 2 秒 ~ 2 分、画面イメージ 5 秒 ~2 分

時間

5 分 ~ 1000 時間 (5 分ステップ︔<10 時間、1 時間ステップ︔≧10 時間）※データサイズが大きい波形データは、内蔵ディスクには保存できません。
※日付と時間機能がないためタイムスタンプ機能はありません。

●デジタルフィルタ機能
この機能は、入力波形に影響なしに高周波または低周波ノイズの除去ができます。フィルタは個別 CH またはトデジタルフィルタ

ラッキング機能で全 CH を同じに設定できます。

フィルタの種類●最大 1M 波形メモリで 500K ポイントの FFT データ

FFTFree Application

波形データまたは画面イメージのログをトリガ毎に最大 1000 時間まで保存できます。

トリガポイント

FFT（高速フーリエ変換）機能は、選択CH のスペクトラムを最大 500K ポイントの FFT 波形を表示します。高速更新と波形検索機能の組み合わせ正確に周波数ドメインを観察できます。

最小リミット●データログ機能

遅延時間 ( 範囲︓4ns ～ 10s)
最初のトリガポイント※CH3、CH4 は 4CH モデル。EXT トリガは 2CH モデル。

許容差

レシオ:
NG回数 / テスト回数

フリーアプリケーション

データログ

A

最大リミット

パルス波で出力できます。

ALT、イベント遅延 (1 ～ 65535 イベント )、時間遅延 (4ns ～ 10s)
オプション︓シリアルバス︓I2C、SPI、UART、CAN、LIN

イベント遅延の例

ミット内 / 外で判定します。波形が範囲内/ 外になる毎に停止または連続判定を設定できます。判定結果を背面の BNC 端子にエッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fail、タイムアウト、

1

デコードデータ（16 進 /2 進を選択可能）

フィルタなしローパスフィルタ

範囲

ハイパス

1Hz ~ 500MHz

ローパス

1Hz ~ 500MHz

ハイパス
フィルタ

デジタルフィルタアイコン

Option Application

オプションアプリケーション●セグメントメモリ機能 :DS1B-SGM ￥10,000（税抜）

垂直軸スケール

リニア RMS、dBV RMS を選択可能

FFT ウィンドウ

方形、ハミング、ハニング、ブラックマン

マーカ機能

最大 10 個のピークマーカまたはレベルマーカ

垂直スケール

振幅または垂直位置

水平スケール

Hz/Div とセンター周波数※

最大 24,000 現象

セグメントメモリ

セグメントメモリ機能は、10M ポイントの波形メモリを１から最大 29,000のセグメント（メモリ長に依存）に分割しトリガイベント毎に波形を取り込み必要なイベントのみを効率よく観測ができます。また、自動測定と組み合わせると各セグメントの測定値の一覧や測定値の統計表示が可能です。

セグメントメモリ

セグメント1234

最大 29,000 セグメント5n※︓FFT 使用時の波形メモリ長は、FFT 表示設定により制限されます。
FFT の最大 / 最少周波数スケールは、信号の水平スケールに依存します。

●自動測定機能

Auto Measure

自動測定の種類は、電圧（または電流）、時間、遅延の 3 種類、38 項目あり
最大 8 個を画面下部に同時に表示できます。
統計機能は、最大 1000 データの平均、最大、最少、偏差を表示可能。

ゲートモード自動測定の測定範囲を「全メモリ」「画面※」「カーソル間」の 3 種類で指定できます。
全レコード（ゲートオフ）

全波形メモリ 画面
Vp-p
Vp-p

カーソル間
Vp-p

※：水平スケールが <1µs/div の場合は、全メモリと画面は同じです。

波形メモリ長1000 ポイント
10K ポイント
100K ポイント
1M ポイント
10M ポイント

表示中のセグメント番号

総セグメント数

進行表示

停止アイコン

最初のセグメントからの時間●サーチ機能と FFT ピークマーカ :DS1B-SRH ￥10,000（税抜）

ピークサーチ

カーソル間
画面※

セグメント数1 ~ 29,000
1 ~ 2,900
1 ~ 290
1 ~ 20
1~2

トリガと別にイベント条件を指定して取り込んだ波形上に条件と一致したマーカを設定できます。FFT 演算時に、最大 10 個のピークマー
カ検索としても使用できます。

検索条件 エッジ、パルス、ラント、
Rise/Fall Time、FFT、Peak、Bus

サーチイベントマーカ

Specifications
垂直軸（共通仕様）
分解能
感度
入力結合
入力インピーダンス
DC ゲイン確度
極性
最大入力電圧カーソルと測定

8 ビット
1mV/div ～ 10V/div
AC、DC、GND
1M Ω // 約 16pF
± 3％フルスケール︔2mV/div ～ 10V/div± 4％フルスケール ︔1mV/div
ノーマル、反転
300V rms、CAT I

カーソル
カーソル測定自動測定
電圧 / 電流1mV/div︓± 1.25V
オフセットポジション
2mV/div ～ 100mV/div︓± 2.5V
範囲
200mV/div ～ 10V/div︓± 125V
帯域制限
演算

波形の演算機能FFT 演算拡張演算
トリガ
ソーストリガモード
トリガタイプホールドオフ範囲
結合
感度
外部トリガ範囲感度
入力インピーダンス
水平軸

時間20MHz BW＋、－、×、÷、FFT、FFTrms、ユーザー定義演算
ソース CH︓CH1 ～ CH4 ※ 1、Ref1 ～ Ref4 ※ 1
選択 CH のスペクトラム振幅を表示
垂直スケール︓リニア RMS または dBVrms に設定可能。
水平スケール︓変更可能
垂直 / 水平ポジション︓設定可能
FFT ウインドウ︓方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択
FFT 波形メモリ長︓最大 1M ポイント（波形メモリ︓10M ポイント時）
積分、微分、log、Ln、Exp、Sqrt、Abs、Rad、Deg、Sin、Cos、Tan、Asin、Acos、Atan
※1

※1

※2

CH1、CH2、CH3 、CH4 、Line、EXT
オート (100ms/div 以下でロールモードをサポート )ノーマル、シングル
エッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fail、タイムアウト、ALT、イベント遅延 (1 ～ 65535 イベント )、時間遅延 (4ns ～ 10s)、
シリアルバス I2C、SPI、UART、CAN、LIN
4ns ～ 10s
AC、DC、LF rej、HF rej、ノイズ rej.
1div
± 15V
DC ～ 100MHz︔ 約 100mV
1M Ω± 3％ // ～ 16pF

5ns/div ～ 100s/div (1-2-5 ステップ )ロールモード︓100ms/div ～ 100s/div
プリトリガ
最大 10 div
ポストトリガ最大 2,000,000 div
確度
1ms 以上の任意の間隔で± 50ppm
4CH モデル︓最高 1GS/s（1CH 使用時）、
最高 500MS/s（2CH 使用時）
リアルタイム最高 250MS/s（3CH または全 CH 使用時）
サンプルレート
2CH モデル︓最高 1GS/s（1CH 使用時）
最高 500MS/s（全 CH 使用時）
最高 10M ポイント /CH
メモリ長
メモリ長選択可能︓1K、10K、100K、1M、10M ポイント※ 3
アクイジションモード ノーマル、平均、ピーク、シングル
ピーク検出
2ns ( 代表値 )平均2 ～ 256 回、選択可能
X-Y モード
X- 軸入力チャンネル 1︔チャンネル 3 ※ 1
Y- 軸入力チャンネル 2︔チャンネル 4 ※ 1
位相差± 3°（100kHz にて）
水平時間レンジ※1：4CH モデル※2：2CH モデル※3：FFT 使用時は、最大 1M ポイント
※4：画面に表示可能なマークは 1000 以下※5：タイムスタンプ機能はありません。

遅延時間
周波数カウンタコントロールパネル機能
Autosetパネル設定の保存
波形の保存機能セグメントメモリ機能（オプション）
波形サーチ機能 +FFT ピークサーチ（オプション）FFT スケール表示
デジタルフィルタ機能（フリーアプリケーション）
データログ機能※ 5（フリーアプリケーション）
Go-NoGo 判定機能
ディスプレイ
TFT 液晶
画面分解能
補間機能
波形表示
波形更新レート
目盛インターフェース

2022.04.11 JDCS1000B2204K(TTCWEB) Printed in Japan.

全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。（Autoset 取り消し可能）
20 セット24 セット最大 29,000 波形をトリガ毎に取得。（メモリ長︓1K ポイント時）
統計演算︓セグメント機能時の自動測定値の統計が可能
サーチ条件で波形に最大 10,000 マークを設定・検索。※ 4
最大ピークを 10 まで表示可能。しきい値の設定可能
ピークのイベント（周波数、振幅）を一覧表示可能。一覧を CSV
で USB へ保存できます。
dBV スケール選択時に画面左にスケールを表示
ローパス / ハイパスフィルタを設定可能
CH ごと、CH 連動も可能。範囲︓1Hz ～ 500MHz
波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間まで USB メモリまたはリモートディスク（LAN 経由︓4CH モデル）で記録します。
時間間隔︓2 秒～ 2 分（波形データ）、5 秒～ 2 分（画面イメージ）
トータル時間︓5 分～ 100 時間
上限 / 下限リミット、許容値（0.4％～ 40％、0.4％ステップ）
7 インチ WVGA カラー TFT LCD ディスプレイ
WVGA︓800（水平）× 480（垂直）Sin(x)/xドット、ベクトル、可変パーシスタンス︓16ms ～ 4s、無限パーシスタンス、オフ
最大 50,000 波形 / 秒
8 x 10 div

USB 2.0 ハイスピード ホストポート× 1︓保存 / 呼出USB 2.0 ハイスピード デバイスポート× 1︓PC コントロールまたは印刷※2
Ethernet ポート
RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX 機能サポート（4CH モデル）
リモートディスク機能
Go-NoGo 判定出力端子 BNC メス、最大 5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防盗難防止ロック止スロットに接続可能
言語
マルチ言語メニュー
日本語、英語その他使用可能
その他
内蔵ディスク32MB
電源電圧 / 消費電力
AC 100V ～ 240V、50 ～ 60Hz、消費電力 30W
0℃～ 50℃。
操作環境
相対湿度≦ 80％ at 40℃以下、相対湿度≦ 45％ at 41℃～ 50℃
寸法
380(W) × 208(H) × 127.3(D) mm
質量約 2.8kg
USB ポート

付属品‫ە‬ᐃ᱁ࠊព໶ࡣᨵၿࡢࡓࡵண࿌࡞ࡃኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ‫࡟ࢢࣟࢱ࢝ࡢࡇە‬ᥖ㍕ࡋࡓ〇ရ෗┿ࡣ᧜ᙳୖ࠾ࡼࡧ༳ๅୖࡢ᮲௳࡟ࡼࡾࠊᐇ㝿ࡢⰍ࡜␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ‫ە‬ㅖ஦᝟࡟ࡼࡾ౯᱁ኚ᭦ࡲࡓࡣ⏕⏘୰Ṇ࡜࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ‫ە‬ᘢ♫〇ရࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡣࠊ༑ศ࡞▱㆑ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ୍⯡ᐙᗞ࣭ᾘ㈝⪅ྥࡅࡢ〇ရ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

詳しくは振幅、時間、ゲート機能あり（自動測定時）
単位︓秒 (s)、Hz（1/s)、位相（°）、レシオ（％）
カーソル間の電圧差 ∆V（電流差 ∆A）、カーソル間の時間差（∆T）
FFT 時︓周波数と振幅（dB または V)
36 項目︓画面下部に最大 8 項目まで同時表示可能
ゲーティング機能︓取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能
p-p 値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、
サイクル平均、RMS、サイクル RMS、エリア、サイクルエリア、ROV シュート、FOV シュート、RPRE シュート、FPRE シュート
周波数、周期、立上り時間、立下り時間、＋幅、－幅、デューティー比、＋パルス、－パルス、＋エッジ、－エッジ
FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
6 桁、2Hz ～定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定

ユーザーマニュアル CD、電源コード、プローブ（CH 数分）