Technische Informationen

Material-Verwechslungsprüfung (PMI-Test)
WIKA Datenblatt IN 00.39

Die Material-Verwechslungsprüfungen – oder auch PMI-Test(Positiv Material Identifikation) genannt – sind für die
Rückverfolgbarkeit von Bauteilen von hoher Bedeutung.
Diese zerstörungsfreie Untersuchung dient zum Nachweis
der im Werkstoff vorhandenen Legierungsbestandteile zurBestätigung der im 3.1-Zeugnis enthaltenen Schmelzanalyse
des Werkstoffes. Dies ist wichtig, da Materialverwechslungenzu erheblichen Schäden führen können und deswegen insicherheitsrelevanten Anwendungen unbedingt vermieden
werden müssen. Es sind zwei verschiedene Testverfahren
bei Schutzrohren gebräuchlich:■■ Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)

Die Röntgenfluoreszenzanalyse regt durch Röntgenstrahlung
die Atome des Schutzrohrwerkstoffes zur Eigenstrahlung an,ohne die Metalloberfläche zu beschädigen.
Die Wellenlänge und Intensität der emittierten Strahlung ist
wiederum ein Maß für die enthaltenen Legierungselemente
und ihre Konzentration.
Identifizierbare Elemente:
Stähle: Nb/Cb, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Ti, W
Cu-Werkstoffe: Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn, Zr

PMI-Test: Röntgenfluoreszenzanalyse desSchutzrohrschaftes

WIKA Datenblatt IN 00.39 ∙ 12/2018

Seite 1 von 2

■■ Optische-Emissions-Spektrometrie (OES)

Bei der Spektralanalyse wird zwischen Schutzrohroberfläche
und einer Wolfram-Elektrode im Testgerät ein Lichtbogen
gezündet, dessen Spektrum Aufschluss auf die Legierungselemente einschließlich Kohlenstoff – qualitativ wie
quantitativ – zulässt.
Für die OES charakteristisch ist hierbei die auf dem
Werkstück verbleibende Brandmarke von ca. 5 mm [0,020"]
Durchmesser.
Identifizierbare Elemente:Stähle: Al, C, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Nb/Cb, Ni, P, S, Si, Ti, W
Cu-Werkstoffe: Al, Be, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Si, Sn,Zn, Zr
PMI-Test: Spektralanalyse an einem Flanschschutzrohr
Typ TW10
Die verschiedenen Schutzrohrtypen bedingen durch ihren unterschiedlichen Aufbau und den daraus resultierenden
Prüfmöglichkeiten eine unterschiedliche Anzahl von Prüfpunkten 1).
SchutzrohrtypTW10, TW55-7

TW15, TW20, TW25, TW30, TW31,TW50, TW55-6
TW35, TW45

TW40

TW70-K
TW70-L, TW70-M

Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)

3 Prüfpunkte■■ Schutzrohr■■ Flansch■■ Schweißnahtoberseite
1 Prüfpunkt■■ Schutzrohr

3 Prüfpunkte■■ Schutzrohr■■ Anschlussstück (Gewinde)■■ Bodenstück

3 Prüfpunkte■■ Schutzrohr■■ Flansch■■ Bodenstück

2 Prüfpunkte■■ Schutzrohr■■ Bodenstück

3 Prüfpunkte■■ Schutzrohr■■ Flansch / Anschlussstück (Gewinde)■■ Bodenstück

Spektralanalyse (OES)
2 Prüfpunkte■■ Schutzrohr■■ Flansch

1 Prüfpunkt■■ Schutzrohr

2 Prüfpunkte■■ Schutzrohr■■ Anschlussstück (Gewinde)

2 Prüfpunkte■■ Schutzrohr■■ Flansch

1 Prüfpunkt■■ Schutzrohr

2 Prüfpunkte■■ Schutzrohr■■ Anschlussstück (Gewinde)

1) Zusätzliche Prüfungen auf Anfrage

12/2018 DE© 12/2018 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

WIKA Datenblatt IN 00.39 ∙ 12/2018

Seite 2 von 2

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/GermanyTel.
+49 9372 132-0
Fax+49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de