薄型直流安定化電源
PU シリーズカタログ

DC Power supply

薄型直流安定化電源

PU Series

750W モデル

1500W / 2400W モデル

3300W / 5000W モデル\265,000\265,000\265,000\196,000\191,000\180,000\180,000\191,000\212,000\222,000\222,000\222,000

6V/100A
8V/90A
12.5V/60A
20V/38A
30V/25A
40V/19A
60V/12.5A
80V/9.5A
100V/7.5A
150V/5A
300V/2.5A
600V/1.3A

寸法 ： 214.0mm(W) × 43.6mm(H) × 437.5mm(D)
質量 ： 4.5kg 以下

3300W モデル
価格

型名\582,000\582,000\582,000\582,000\582,000\582,000\582,000\582,000\582,000\582,000\582,000\582,000

型名

2400W モデル
価格

\312,000\312,000\312,000\297,000\297,000\297,000\297,000\297,000\297,000\297,000\297,000\297,000

6V/200A
8V/180A
12.5V/120A
20V/76A
30V/50A
40V/38A
60V/25A
80V/19A
100V/15A
150V/10A
300V/5A
600V/2.6A

PU8-300- □□※PU10-240- □□※PU16-150- □□※PU20-120- □□※PU30-80- □□※PU40-60- □□※PU60-40- □□※PU80-30- □□※PU100-24- □□※PU150-16- □□※PU300-8- □□※PU600-4- □□\445,000\445,000\445,000\445,000\445,000\445,000\445,000\477,000\477,000\477,000\477,000\477,000

出力

8V/400A
10V/330A
15V/220A
20V/165A
30V/110A
40V/85A
60V/55A
80V/42A
100V/33A
150V/22A
300V/11A
600V/5.5A

5000W モデル
価格

型名※

PU8-600- □□PU10-500- □□※PU16-310- □□※PU20-250- □□※PU30-170- □□※PU40-125- □□※PU60-85- □□※PU80-65- □□※PU100-50- □□※PU150-34- □□※PU300-17- □□※PU600-8.5- □□※\773,000\773,000\773,000\773,000\773,000\773,000\773,000\815,000\815,000\815,000\815,000\815,000

出力

8V/600A
10V/500A
16V/310A
20V/250A
30V/170A
40V/125A
60V/85A
80V/65A
100V/50A
150V/34A
300V/17A
600V/8.5A

寸法 ： 423.0mm(W) × 88.0mm(H) × 442.5mm(D)
質量 ： 16kg 以下※入力電圧 Ｔ ２ ： 三相 200V、 Ｔ ４ ： 三相 400V

出力

8V/300A
10V/240A
16V/150A
20V/120A
30V/80A
40V/60A
60V/40A
80V/30A
100V/24A
150V/16A
300V/8A
600V/4A

寸法 ： 423.0mm(W) × 43.6mm(H) × 441.0mm(D)
質量 ： 10kg 以下※入力電圧 Ｓ ２ ： 単相 200V、 Ｔ ２ ： 三相 200V

寸法 ： 422.8mm(W) × 43.6mm(H) × 432.8mm(D)
質量 ： 8.5kg 以下

寸法 ： 423.0mm(W) × 88.0mm(H) × 442.5mm(D)
質量 ： 13kg 以下※入力電圧 Ｓ ２ ： 単相 200V、 Ｔ ２ ： 三相 200V、Ｔ ４ ： 三相 400V

2

PU6-200
PU8-180
PU12.5-120
PU20-76
PU30-50
PU40-38
PU60-25
PU80-19
PU100-15
PU150-10
PU300-5
PU600-2.6

価格はお問い合わせください︒

PU8-400- □□PU10-330- □□※PU15-220- □□※PU20-165- □□※PU30-110- □□※PU40-85- □□※PU60-55- □□※PU80-42- □□※PU100-33- □□※PU150-22- □□※PU300-11- □□※PU600-5.5- □□※価格はお問い合わせください︒※

出力1500W モデル
価格

型名

価格はお問い合わせください︒

PU6-100
PU8-90PU12.5-60
PU20-38
PU30-25
PU40-19
PU60-12.5
PU80-9.5
PU100-7.5
PU150-5
PU300-2.5
PU600-1.3

出力

価格はお問い合わせください︒

750W モデル
価格

価格はお問い合わせください︒

型名価格はお問い合わせください︒

3

機種名
出力仕様
定格出力電圧 ※ 1定格出力電流 ※ 2定格出力電力
入力特性
入力電圧 / 周波数 ※ 3
最大入力電流(Typ 値、 定格出力電力時 )力率 (Typ 値 )効率 ( 定格出力電力時 ) ※ 4
突入電流 (Typ 値 )750W モデル
PU6-100
1500W モデル PU6-200

750W モデル
1500W モデル
750W モデル
1500W モデル

6
100
200
600
1200

PU8-90 PU12.5-60 PU20-38
PU8-180 PU12.5-120 PU20-76
8
90
180
720
1440

12.5
60
120
750
1500

20
38
76
760
1520

PU30-25
PU30-50
30
25
50
750
1500

85VAC ～ 265VAC 連続入力 / 単相 47Hz ～ 63Hz
750W モデル 10.5 (AC100V) / 5 (AC200V)
1500W モデル 21 (AC100V) / 11 (AC200V)
0.99(100VAC/200VAC, 定格出力電力時 )76 / 78
77 / 8081 / 84
82 / 85
82 / 85
750W モデル 25A 以下
1500W モデル 50A 以下

PU40-19 PU60-12.5 PU80-9.5 PU100-7.5 PU150-5 PU300-2.5 PU600-1.3
PU40-38 PU60-25 PU80-19 PU100-15 PU150-10 PU300-5 PU600-2.6
40
19
38
760
1520

60
12.5
25
750
1500

80
9.5
19
760
1520

100
7.5
15
750
1500

150
5
10
750
1500

300
2.5
5
750
1500

600
1.3
2.6
780
1560

単位
V
A
W

A
83 / 87

83 / 87

83 / 87

83 / 87

83 / 87

83 / 87

83 / 87%

定電圧特性
最大入力変動 ※ 5定格出力電圧の 0.01% + 2mV
最大負荷変動 ※ 6定格出力電圧の 0.01% + 2mV
60
60
60
60
60
60
60
80
80
100
150
300
mV
リップルノイズ (p-p 20MHz) 30 分ウォームアップ後
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
25
60
mV
リップルノイズ (5Hz ～ 1MHz: rms ) 30 分ウォームアップ後
100ppm/℃ （定格出力電圧時、 30 分ウォームアップ後）
ppm/℃
出力変動対周囲温度
通電ドリフト定格出力電圧の 0.05% （入力電圧 ・ 出力電力 ・ 周囲温度一定で 30 分ウォームアップ後、 8 時間以上の間隔をおいた場合）
1
1
1
1
1.5
2
3
4
5
5
5
5
V
リモートセンシング最大補正電圧
90
90
90
90
90
120
120
150
120
120
120
250
ms
コントロール応答時間立上り ※ 9
10
50
50
50
80
80
80
150
150
150
150
250
全負荷時 ※ 10ms
コントロール応答時間立下り
500
600
700
900
1000
1100
1200
1400
1700
2400
3000
4800
無負荷時 ※ 11
1ms 以下 ( 出力電圧 100V まで )、2ms 以下 ( 出力電圧 100V を超えるモデル ) ( 注意 ) 出力電圧が定格電圧の 0.5% 以内に復帰する時間をいいます。
ms
過渡応答時間 （負荷急変時）( 負荷電流の変動値は、 定格の 10% から 90%、 出力電圧は、 定格の 10% から 100%)
20ms 以上 （100VAC 全負荷時）
出力保持時間定電流特性
最大入力変動 ※ 5定格出力電流の 0.01% + 2mA
最大負荷変動 ※ 7定格出力電流の 0.02% + 5mA
750W モデル
200
180
120
76
63
48
38
29
23
18
13
8
mA
リップルノイズ (5Hz ～ 1MHz: rms) ※ 8
1500W モデル
400
360
240
152
125
95
75
57
45
35
25
12
100ppm/℃ （30 分ウォームアップ後）
ppm/℃
出力変動対周囲温度
通電ドリフト定格出力電圧の 0.05% （入力電圧 ・ 出力電力 ・ 周囲温度一定で 30 分ウォームアップ後、 8 時間以上の間隔をおいた場合）
アナログコントロール ・ モニタリング
出力電圧可変用 電圧コントロール
定格電圧の 0% ～ 100% （コントロール電圧選択可能 :0V ～ 5V/0V ～ 10V) 、 精度とリニアリティは定格電圧の ±0.5%
出力電流可変用 電圧コントロール
定格電流の 0% ～ 100% （コントロール電圧選択可能 :0V ～ 5V/0V ～ 10V) 、 精度とリニアリティは定格電流の ±1%
出力電圧可変用 抵抗コントロール
定格電圧の 0% ～ 100% （コントロール抵抗選択可能 :0kΩ ～ 5kΩ/0kΩ ～ 10kΩ) 、 精度とリニアリティは定格電圧の ±1%
出力電流可変用 抵抗コントロール
定格電流の 0% ～ 100% （コントロール抵抗選択可能 :0kΩ ～ 5kΩ/0kΩ ～ 10kΩ) 、 精度とリニアリティは定格電流の ±1.5%
ON/OFF コントロール （リアパネル）
外部電圧印加 : 0V ～ 0.6V/2V ～ 15V、 または接点スイッチ。 正／負論理選択可能。
モニタ （出力電圧、 出力電流）
モニタ電圧選択可能 :0V ～ 5V または 0V ～ 10V、 精度は 1%
電源正常動作信号正常 (4V ～ 5V）、 異常 (0V)、 直列出力インピーダンス 500Ω
4 台まで可能。 電流バランス機能を搭載したマスタースレーブ方式
並列運転
2 台まで可能 ( 保護用のダイオードが必要）。 合計電圧は、モデル別に上限があります。 6V ～ 60V のモデルは合計電圧 60V まで 80V ～ 600V のモデルは合計電圧 600 Ｖまでとなります。
直列運転
定電圧／定電流動作 (CV/CC) 判別信号
定電圧動作 (CV) 時 : TTL high (4V ～ 5V ／ソース電流 : 10mA)、 定電流動作 (CC) 時 : TTL low (0V ～ 0.6V ／シンク電流 : 10mA）
ON ／ OFF コントロール ( 接点スイッチ専用 )開放時 : 出力 OFF、 短絡時 : 出力 ON ( 最大端子間電圧 : 6V)
ローカル／リモートアナログコントロール
外部電圧印加または開放／短絡で切替え可能、 ローカル :4V ～ 5V または開放、 リモート :0V ～ 0.6V または短絡
ローカル／リモートアナログステータス信号
オープンコレクタ出力、 ローカル :TTL high ( 外部電源最大 30V)、 リモート :TTL low (0V ～ 0.6V、 最大シンク電流は 5mA)
コントロールおよびリードバック (RS-232/RS-485, およびオプションの GP-IB インタフェース )(23℃± 5℃の時 )出力電圧コントロール精度
出力電圧の 0.1% + 定格出力電圧の 0.05%
出力電流コントロール精度
出力電流の 0.1% + 定格出力電流の 0.15%
コントロール分解能 （出力電圧、 出力電流）
フルスケール （定格出力） の 0.012%
出力電圧リードバック精度
出力電圧の 0.1% + 定格出力電圧の 0.15%
出力電流リードバック精度
出力電流の 0.1% + 定格出力電流の 0.35%
リードバック分解能 （出力電圧、 出力電流）
フルスケール （定格出力） の 0.012%
保護機能フォルドバック保護 ： 定電圧から定電流へ動作モード自動切替え時に出力を遮断。 任意設定可能。 / 過電圧保護 （OVP） / 出力電圧下限制限 (UVL) / 過熱保護
保護機能
フロントパネル
電圧／電流表示
出力電圧 : 4 桁、 精度 : 定格出力電圧の 0.5%±1 カウント 、 出力電流 : 4 桁、 精度 : 定格出力電流の 0.5%±1 カウント
環境条件
0℃ ～ 50℃、 30% ～ 90% RH ( 結露なきこと )動作周囲温湿度
保存周囲温湿度－ 20℃ ～ 70℃、 10% ～ 95% RH ( 結露なきこと )動作時 : 標高 3000m まで。非動作時 : 標高 12000m まで。標高 2000m 以上では動作時のディレーティングが必要 ( 最大出力電流／最大動作周囲温度 )。
高度
出力電流を定格の 2%/100m で低減、 あるいは最大周囲温度を 1℃ /100m で低減。
機構
冷却方式
内蔵ファンによる強制空冷
750W モデル ： 4.5kg 以下、 1500W モデル ： 8.5kg 以下
質量750W モデル ： 214.0mm × 43.6mm( 付属の足をつけた場合 57.0mm) × 437.5mm、
寸法 (WxHxD)
1500W モデル ： 422.8mm × 43.6mm( 付属の足をつけた場合 57.0mm) × 432.8mm ( 外観図参照 )750W モデル
MIL-810E-514.5 試験条件 1-3.3.1 （固定必要）
耐振動
1500W モデル
MIL-810E-514.4, 試験条件 1-3.3.1 （固定必要）
耐振動
196.1m/s2 (20G) 以下、 正弦半波、 11ms、 非梱包 ・ 非動作時
耐衝撃
安全規格／ EMC
IEC60950-1
Vout<60V の場合 : 出力電圧は安全電圧、 GP-IB ／絶縁アナログは安全電圧 .
適合規格 : 安全規格
60 ≦ Vout ≦ 400V の場合 : 出力電圧は危険電圧、 GP-IB ／絶縁アナログは安全電圧 .
400<Vout ≦ 600V の場合 : 出力電圧は危険電圧、 GP-IB ／絶縁アナログは安全電圧対象外
EMC
EN55024
Vout ≦ 40V のモデルは入力 － 出力 ( 安全電圧 ) 間 ： 4242 VDC （1 分間）、 入力 － フレームグランド間 ： 2828 VDC( (1 分間）
40<Vout ≦ 150V モデルは入力 － 出力間 ： 3425 VDC （1 分間）、 出力 － フレームグランド間 ： 1414 VDC （1 分間）、
耐電圧 (20mA)
入力 － 安全電圧間 ： 4242VDC （1 分間）、 出力 － 安全電圧間 ： 2307 VDC （1 分間）、 入力 － フレームグランド間 ： 2828 VDC （1 分間）
150<Vout ≦ 600V モデルは入力 － 出力間 ： 3490 VDC （1 分間）、 出力 － フレームグランド間 ： 2738 VDC （1 分間）、
入力 － 安全電圧間 ： 4242VDC （1 分間）、 出力 － 安全電圧間 ： 4242 VDC （1 分間）、 入力 － フレームグランド間 ： 2828 VDC （1 分間）
100MΩ 以上 （25℃、 70%RH)
絶縁抵抗
EN55022B、 FCC part15-B、 VCCI-B 準拠
雑音端子電圧
EN55022A、 FCC part15-A、 VCCI-A 準拠
雑音電界強度※ 1 最小設定電圧は定格電圧の 0.2% です。
※ 7 出力電圧可変時 (0 ～ 定格電圧間 )、 入力電圧一定時※ 2 最小設定電流は定格電流の 0.4% です。
※ 8 6V モデルは出力電圧が 2V ～ 6V( 定格電流時 ) の値です。 それ以外のモデルは出力電圧が定格の 10% ～ 100%( 定格電流時 )の値です。
※ 3 安全規格 （UL, IEC 等） 申請時の定格入力電圧範囲は 100VAC ～ 240VAC(50Hz/60Hz) です。
※ 9 OUTPUT ON したときに、 出力電圧が定格出力電圧の 10% から 90% に立上るまでの時間。 定抵抗負荷時。
※ 4 入力電圧 100VAC/200VAC、 定格出力電力時の代表値です。
※ 10 OUTPUT OFF したときに、 出力電圧が定格出力電圧の 90% から 10% に立下がるまでの時間。 定抵抗負荷時。
※ 5 85VAC ～ 132VAC または 170VAC ～ 265VAC 定電流時
※ 11 OUTPUT OFF したときに、 出力電圧が定格出力電圧の 90% から 10% に立下がるまでの時間。
※ 6 無負荷から全負荷時、 入力電圧一定。 リモートセンシング時

4

機種名
出力仕様
定格出力電圧 ※ 1定格出力電流 ※ 2定格出力電力
入力特性
入力電圧 / 周波数 ※ 3
最大入力電流(Typ 値、 定格出力電力時 )力率 (Typ 値 )3300W モデル

PU8-400
8
400
3200

PU10-330 PU15-220 PU20-165 PU30-110
10
330
3300

16
220
3300

20
165
3300

30
110
3300

PU40-85

PU60-55

PU80-42

40
85
3400

60
55
3300

80
42
3360

100
33
3300

150
22
3300

300
11
3300

600
5.5
3300

V
A
W

23.5
14
7

23
13.7
6.8

23
13.7
6.8

23
13.8
6.9

23
13.9
7

A

170V ～ 265V AC / 47 Hz ～ 63Hz ( 単相 200V モデル , 3 相 200V モデル )342V ～ 460V AC / 47 Hz ～ 63Hz (3 相 400V モデル )
24
24
24
24
23
24
23
単相 200V モデル
3 相 200V モデル
14.5
14.5
14.5
14.5
14
14.5
13.6
3 相 400V モデル
7.2
7.2
7.2
7.2
7
7.2
6.8
単相 200V モデル 0.99 （AC200V 入力時、 定格出力電力時）
3 相 200V モデル 0.95 （AC200V 入力時、 定格出力電力時）
3 相 400V モデル 0.95 （AC380V 入力時、 定格出力電力時）
82
83
83
83
86
86
88
50A 以下 ( 単相 200V モデル , 3 相 200V モデル )、 20A 以下 (3 相 400V モデル )PU100-33 PU150-22 PU300-11 PU600-5.5

単位

88
88
87
87
87
%
効率 ( 定格出力電力時 ) ※ 4
突入電流 (Typ 値 ) ※ 5
定電圧特性
最大入力変動 ※ 6定格出力電圧の 0.01% + 2mV
最大負荷変動 ※ 7定格出力電圧の 0.015% + 5mV
60
60
60
60
60
60
60
80
100
100
300
500
mV
リップルノイズ (p-p 20MHz) ※ 8(30 分ウォームアップ後 )
8
8
8
8
8
8
8
25
25
25
100
120
mV
リップルノイズ (5Hz ～ 1MHz:rms ) ※ 8(30 分ウォームアップ後 )100ppm/℃ （定格出力電圧時、 30 分ウォームアップ後）
ppm/℃
出力変動対周囲温度
通電ドリフト定格出力電圧の 0.05% （入力電圧 ・ 出力電力 ・ 周囲温度一定で 30 分ウォームアップ後、 8 時間以上の間隔をおいた場合）
初期ドリフト定格出力電圧の 0.05% + 2mV 入力電圧 ・ 出力電力 ・ 周囲温度一定で通電開始後の 30 分間
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
V
リモートセンシング最大補正電圧
80
80
80
80
80
80
150
150
150
150
150
250
ms
コントロール応答時間 ※ 9 立上り
20
100
100
100
160
160
160
300
300
300
300
500
ms
全負荷時 ※ 9コントロール応答時間
立下り
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1500
2000
3500
4000
ms
無負荷時 ※ 10
1ms 以下 （8V ～ 100V モデル）、 2ms 以下 （150V ～ 600V モデル） ※ 出力電圧が定格電圧の 0.5% 以内に復帰する時間をいいます。
過渡応答時間 （負荷急変時）（負荷電流の変動値は定格の 10% ～ 90%、 出力電圧は定格の 10% ～ 100%)
10ms 以下 ( 単相 200V モデル , 3 相 200V モデル )、 6ms 以下 (3 相 400V モデル )
出力保持時間定電流特性
最大入力変動 ※ 6定格出力電流の 0.01% + 2mA
最大負荷変動 ※ 11定格出力電流の 0.1% ( 負荷条件を変更後 30 分間）、 定格出力電流の 0.02% + 5mA ( 負荷条件を変更後 30 分以降）
1300
1200
880
660
300
200
100
80
70
60
20
10
mA
リップルノイズ (5Hz ～ 1MHz:rms) ※ 12200ppm/℃ （定格出力電流時、 30 分ウォームアップ後）
ppm/℃
出力変動対周囲温度
通電ドリフト定格出力電流の 0.05% （入力電圧 ・ 出力電力 ・ 周囲温度一定で 30 分ウォームアップ後、 8 時間以上の間隔をおいた場合）
初期ドリフト定格出力電流の 0.5%（8V ～ 20V モデル）、定格出力電流の 0.25%（30V ～ 600V モデル） （入力電圧・出力電力・周囲温度一定で通電開始後の 30 分間）
アナログコントロール ・ モニタリング
出力電圧可変用
電圧コントロール
定格電圧の 0% ～ 100% （コントロール電圧選択可能 :0V ～ 5V / 0V ～ 10V) ) 、 精度とリニアリティは定格電圧の ±0.5%
出力電流可変用 ※ 13 電圧コントロール
定格電流の 0% ～ 100% （コントロール電圧選択可能 :0V ～ 5V / 0V ～ 10V) ) 、 精度とリニアリティは定格電流の ±1%
出力電圧可変用
抵抗コントロール
定格電圧の 0% ～ 100% （コントロール抵抗選択可能 :0kΩ ～ 5kΩ / 0kΩ ～ 10kΩ) ) 、 精度とリニアリティは定格電圧の ±1%
出力電流可変用 ※ 13 抵抗コントロール
定格電流の 0% ～ 100% （コントロール抵抗選択可能 :0kΩ ～ 5kΩ / 0kΩ ～ 10kΩ) ) 、 精度とリニアリティは定格電流の ±1.5%
ON/OFF コントロール （リアパネル）
外部電圧印加 : 0V ～ 0.6V / 2V ～ 15V、 または接点スイッチ。 正／負論理選択可能。
モニタ （出力電圧、 出力電流）
モニタ電圧選択可能 :0V ～ 5V または 0V ～ 10V、 精度は 1%
電源正常動作信号正常 (4V ～ 5V）、 異常 (0V)、 直列出力インピーダンス 500Ω
4 台まで可能。 電流バランス機能を搭載したマスタースレーブ方式 （電源間結線は 2 線式）
並列運転
2 台まで可能 ( 保護用のダイオードが必要）。合計電圧は、モデル別に上限があります。8V ～ 60V のモデルは、合計電圧 60V まで。 80V ～ 600V のモデルは。合計電圧 600 Ｖまでとなります。
直列運転
定電圧／定電流動作 (CV/CC) 判別信号
オープンコレクタ出力、 定電圧動作 (CV) 時 :TTL high( 外部電源最大 30V)、 定電流動作 (CC) 時 : TTL low (0V ～ 0.6V ／シンク電流 : 10mA）
ON ／ OFF コントロール ( 接点スイッチ専用 )開放時 : 出力 OFF、 短絡時 : 出力 ON ( 最大端子間電圧 : 6V)
ローカル／リモートアナログコントロール
外部電圧印加または開放／短絡で切替え可能、 ローカル :4V ～ 5V または開放、 リモート :0V ～ 0.6V または短絡
ローカル／リモートアナログステータス信号
オープンコレクタ出力、 ローカル :TTL high ( 外部電源最大 30V)、 リモート :TTL low (0V ～ 0.6V、 最大シンク電流は 10mA)
コントロールおよびリードバック (RS-232/RS-485, およびオプションの GP-IB インタフェース )(23℃± 5℃の時 )出力電圧コントロール精度
出力電圧の 0.05%+ 定格出力電圧の 0.05%
出力電流コントロール精度
出力電流の 0.1%+ 定格出力電流の 0.2%
コントロール分解能 ( 出力電圧、 出力電流）
フルスケール （定格出力） の 0.012%
出力電圧リードバック精度
出力電圧の 0.1%+ 定格出力電圧の 0.1%
出力電流リードバック精度
出力電流の 0.1%+ 定格出力電流の 0.3%
リードバック分解能 ( 出力電圧、 出力電流）
フルスケール （定格出力） の 0.012%
保護機能フォルドバック保護 ： 定電圧から定電流へ動作モード自動切替え時に出力を遮断。 任意設定可能。 / 過電圧保護 （OVP） / 出力電圧下限制限 (UVL) / 過熱保護
保護機能
フロントパネル
電圧／電流表示
出力電圧 : 4 桁、 精度 : 定格出力電圧の 0.5%±1 カウント 、 出力電流 : 4 桁、 精度 : 定格出力電流の 0.5%±1 カウント
環境条件
0℃ ～ 50℃、 20% ～ 90% RH ( 結露なきこと )動作周囲温湿度
保存周囲温湿度－ 20℃ ～ 85℃、 10% ～ 95% RH ( 結露なきこと )動作時 : 標高 3000m まで。非動作時 : 標高 12000m まで。標高 2000m 以上では動作時のディレーティングが必要 ( 最大出力電流／最大動作周囲温度 )。
高度
出力電流を定格の 2%/100m で低減、 あるいは最大周囲温度を 1℃ /100m で低減。
機構
冷却方式
内蔵ファンによる強制空冷
13kg 以下
質量
W:423、 H:88、 D:442.5 ( 外観図参照 )mm
寸法 (WxHxD)
MIL-810F-514.5 （固定必要）
耐振動
196.1m/s2 (20G) 以下、 正弦半波、 11ms、 非梱包 ・ 非動作時
耐衝撃
安全規格／ EMC
IEC60950-1
Vout ≦ 40V の場合 : 出力電圧は安全電圧、 GP-IB ／絶縁アナログは安全電圧適合規格 : 安全規格
60 ≦ Vout ≦ 400V の場合 : 出力電圧は危険電圧、 GP-IB ／絶縁アナログは安全電圧400<Vout ≦ 600V の場合 : 出力電圧は危険電圧、 GP-IB ／絶縁アナログは安全電圧対象外
EMC
EN55024、 CE マーキング ( 低電圧指令 )Vout ≦ 40V のモデルは、 入力 － 出力 ( 安全電圧 ) 間 : 4242 VDC （1 分間）、 入力 － フレームグランド間 : 2828 VDC (1 分間）
40<Vout ≦ 100V モデルは、 入力 － 出力間 ： 2600 VDC （1 分間）、 出力 － フレームグランド間 : 1200 VDC （1 分間）、
耐電圧 (20mA)
入力 － 安全電圧間 : 4242 VDC(1 分間）、 出力 － 安全電圧間 : 1900 VDC （1 分間）、 入力 － フレームグランド間 : 2828 VDC （1 分間）
100<Vout ≦ 600V モデルは、 入力 － 出力間 : 4000 VDC （1 分間）、 出力 － フレームグランド間 : 2670 VDC （1 分間）、
入力 － 安全電圧間 : 4242 VDC (1 分間）、 出力 － 安全電圧間 : 3550 VDC （1 分間）、 入力 － フレームグランド間 :2828 VDC （1 分間）
100MΩ 以上 （25℃、 70%RH)
絶縁抵抗
EN55022A、 FCC part15-A、 VCCI-A 準拠
雑音端子電圧 / 雑音電界強度※ 1 最小設定電圧は定格電圧の 0.2% です。
※ 8 リップルノイズの測定方法は下記の通りです。
※ 2 最小設定電流は定格電流の 0.4% です。
・ 出力電圧 8V ～ 300V モデルは JEITA 規格、 RC-9131A に準じます。 （ 1:1 プローブを使用 )※ 3 安全規格 （UL, IEC 等） 申請時の定格入力電圧範囲は下記の通りです。
・ 出力電圧 600V モデルは 10:1 プローブを使用(a) 単相および 3 相 200V 入力モデル :AC190V から 240V(50Hz/60Hz)※ 9 立上り、 立下り時、 それぞれ定格出力電圧の 10% ～ 90% 間の応答時間を示します。 定格負荷、 定抵抗負荷時の値です。
(b) 3 相 400V 入力モデル :AC380V から 415V(50Hz/60Hz)※ 10 立下り時、 定格出力電圧の 90%→10% 間の応答時間を示します。
※ 4 単相および 3 相 200V 入力モデルは入力電圧 AC200V 時、 3 相 400V 入力モデルは入力電圧 AC380V 時の代表値です。
※ 11 定電流モードにおいて出力電圧の下限から定格まで変更したときの値。 入力電圧一定時。
※ 5 内蔵ノイズフィルタ部への入力サージ電流 (0.2ms 以下） は除きます。
※ 12 電流リップルノイズ測定時の出力電圧は次の通りです。 出力電流の設定は定格電流です。
※ 6 単相および 3 相 200V 入力モデルは AC170V ～ 265V の負荷一定時、 3 相 400V 入力モデルは AC342V ～ 2460V の負荷一定時 ・ 8V から 15V モデル :2V から定格電圧※ 7 無負荷から全負荷時、 入力電圧一定。 リモートセンシング時
・ 出力電圧 20V から 600V モデル : 定格出力電圧の 10% から 100%
※ 13 定電流コントロールの場合、 電流の設定精度とモニタリング精度には、 初期ドリフトと負荷変動による温度ドリフトは含みません。

5

機種名
出力仕様
定格出力電圧 ※ 1定格出力電流 ※ 2定格出力電力2400W モデル
5000W モデル

PU8-300
PU8-600

2400W モデル
5000W モデル
2400W モデル
5000W モデル

8
300
600
2400
4800

PU10-240 PU16-150 PU20-120 PU30-80 PU40-60
PU10-500 PU16-310 PU20-250 PU30-170 PU40-125
10
240
500
2400
5000

16
150
310
2400
4960

20
120
250
2400
5000

30
80
170
2400
5100

40
60
125
2400
5000

PU60-40
PU60-85

PU80-30
PU80-65

60
40
85
2400
5100

80
30
65
2400
5200

PU100-24 PU150-16 PU300-8 PU600-4
PU100-50 PU150-34 PU300-17 PU600-8.5
100
24
50
2400
5000

150
16
34
2400
5100

300
8
17
2400
5100

600
4
8.5
2400
5100

単位
V
A
W

入力特性
入力電圧 / 周波数 ※ 3
最大入力電流(Typ 値、 定格出力電力時 )力率 (Typ 値 )効率 ( 定格出力電力時 ) ※ 4
突入電流 (Typ 値 ) ※５

2400W モデル

170 ～ 265VAC / 47 Hz ～ 63Hz ( 単相 200V (S2) モデル , 3 相 200V(T2) モデル )5000W モデル
2400W/S2 モデル
2400W/T2 モデル
5000W モデル
2400W モデル
5000W モデル
2400W モデル
5000W モデル
2400W モデル
5000W モデル

3 相 200V(T2) モデル ： 170V ～ 265V AC / 47 Hz ～ 63Hz、 3 相 400V （Ｔ４） モデル ： 342V ～ 460V AC / 47 Hz ～ 63Hz
17.3
17.3
16.8
16.7
16.7
16.6
16.6
16.6
16.6
16.3
16.3
10.5
10.5
10.2
10.1
10
10
9.9
9.9
9.9
9.8
9.8
3 相 200V(T2) モデル ： 22、 3 相 400V （T4） モデル ： 11
単相 200V (S2) モデル ： 0.99 （230VAC 入力時、 定格出力電力時）、 3 相 200V (T2) モデル ： 0.94 （200VAC 入力時、 定格出力電力時）
3 相 200V(T2) モデル ： 0.94 （AC200V 入力時、 定格出力電力時）、 3 相 400V （T4） ： 0.94 （AC380V 入力時、 定格出力電力時）
84
84
86
87
87
88
88
88
88
88
88
83
84
84
86
86
88
88
88
88
88
88
50A 以下3 相 200V(T2) モデル ： 50A 以下、 3 相 400V （Ｔ４） モデル ： 20A 以下

定電圧特性
最大入力変動 ※ 6
最大負荷変動 ※ 7
2400W モデル
リップルノイズ (p-p 20MHz) ※ 8
30 分ウォームアップ後
5000W モデル
リップルノイズ (5Hz ～ 1MHz:rms ） ※ 8 2400W モデル
30 分ウォームアップ後
5000W モデル
出力変動対周囲温度
通電ドリフト
リモートセンシング最大補正電圧
2400W モデル
コントロール応答時間
立上り※ 95000W モデル
2400W モデル
コントロール応答時間
立下り全負荷時 ※ 95000W モデル
2400W モデル
立下りコントロール応答時間
立下り無負荷時 ※ 10
5000W モデル
過渡応答時間 （負荷急変時）
出力保持時間定電流特性
最大入力変動 ※ 6
最大負荷変動 ※ 11

16.3
9.8

88
88

2400W モデル ： 定格出力電圧の 0.01% + 2mV、 5000W モデル ： 定格出力電圧の 0.01%定格出力電圧の 0.015% + 5mV
60
60
60
60
60
60
60
80
80
100
200
300
75
75
75
75
75
75
75
100
100
120
300
500
8
8
8
8
8
8
8
10
10
25
50
75
10
10
10
10
10
10
10
15
15
25
60
120
100ppm/℃ （定格出力電圧時、 30 分ウォームアップ後）定格出力電圧の 0.05% （入力電圧 ・ 出力電力 ・ 周囲温度一定で 30 分ウォームアップ後、 8 時間以上の間隔をおいた場合）
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
20
30
40
40
60
80
100
30
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50
100
10
10
20
20
20
20
30
50
50
80
100
100
15
50
50
50
80
80
80
100
100
100
100
200
500
500
500
500
600
700
1100
1200
1500
2500
3000
3000
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1500
2000
2500
3000
1ms 以下 ( 出力電圧 100V まで )、2ms 以下 ( 出力電圧 100V を超えるモデル ) ( 注意 ) 出力電圧が定格電圧の 0.5% 以内に復帰する時間をいいます。
( 負荷電流の変動値は、 定格の 10% から 90%、 出力電圧は、 定格の 10% から 100%)
2400W モデル ： 10ms 以下、 5000W モデル ： 5ms 以下

A

%

mV
mV
ppm/℃
V
ms
ms
ms
ms

2400W モデル ： 定格出力電流の 0.01% + 2mA、 5000W モデル ： 定格出力電流の 0.05%
2400W モデル ： 定格出力電流の 0.07% + 5mA、 5000W モデル ： 定格出力電流の 0.2% ( 負荷条件を変更後 30 分間）、 定格出力電流の 0.02% + 5mA ( 負荷条件を変更後 30 分以降）
2400W モデル
1200
900
600
480
220
120
70
50
40
30
15
7
mA
リップルノイズ (5Hz ～ 1MHz:rms) ※ 12
5000W モデル
1950
1800
1400
1000
460
300
150
120
100
90
30
15
ppm/℃
100ppm/℃ （30 分ウォームアップ後）
出力変動対周囲温度
通電ドリフト定格出力電圧の 0.05% （入力電圧 ・ 出力電力 ・ 周囲温度一定で 30 分ウォームアップ後、 8 時間以上の間隔をおいた場合）
5000W モデル
定格出力電流の 0.5%（8V ～ 16V モデル）、定格出力電流の 0.25%（20V ～ 600V モデル） （入力電圧・出力電力・周囲温度一定で通電開始後の 30 分間）
初期ドリフト
アナログコントロール ・ モニタリング
出力電圧可変用
電圧コントロール
定格電圧の 0% ～ 100% （コントロール電圧選択可能 :0V ～ 5V / 0V ～ 10V) ) 、 精度とリニアリティは定格電圧の ±0.5%
出力電流可変用 ※ 13 電圧コントロール
定格電流の 0% ～ 100% （コントロール電圧選択可能 :0V ～ 5V / 0V ～ 10V) ) 、 精度とリニアリティは定格電流の ±1%
出力電圧可変用
抵抗コントロール
定格電圧の 0% ～ 100% （コントロール抵抗選択可能 :0kΩ ～ 5kΩ / 0kΩ ～ 10kΩ) ) 、 精度とリニアリティは定格電圧の ±1%
出力電流可変用 ※ 13 抵抗コントロール
定格電流の 0% ～ 100% （コントロール抵抗選択可能 :0kΩ ～ 5kΩ / 0kΩ ～ 10kΩ) ) 、 精度とリニアリティは定格電流の ±1.5%
ON/OFF コントロール （リアパネル）
外部電圧印加 : 0V ～ 0.6V / 2V ～ 15V、 または接点スイッチ。 正／負論理選択可能。
モニタ （出力電圧、 出力電流）
モニタ電圧選択可能 :0V ～ 5V または 0V ～ 10V、 精度は 1%
電源正常動作信号正常 (4V ～ 5V）、 異常 (0V)、 直列出力インピーダンス 500Ω
4 台まで可能。 電流バランス機能を搭載したマスタースレーブ方式 （電源間結線は 2 線式）
並列運転
2 台まで可能 ( 保護用のダイオードが必要）。合計電圧は、モデル別に上限があります。8V ～ 60V のモデルは、合計電圧 60V まで。 80V ～ 600V のモデルは。合計電圧 600 Ｖまでとなります。
直列運転
2400W モデル
定電圧動作 (CV) 時 :TTL high(4V ～ 5V/ ソース電流 : 6V)、 定電流動作 (CC) 時 : TTL low (0V ～ 0.6V ／シンク電流 : 10mA）
定電圧／定電流動作 (CV/CC) 判別信号
5000W モデル
オープンコレクタ出力、 定電圧動作 (CV) 時 :TTL high( 外部電源最大 30V)、 定電流動作 (CC) 時 : TTL low (0V ～ 0.6V ／シンク電流 : 10mA）
ON ／ OFF コントロール ( 接点スイッチ専用 )開放時 : 出力 OFF、 短絡時 : 出力 ON ( 最大端子間電圧 : 6V)
ローカル／リモートアナログコントロール
外部電圧印加または開放／短絡で切替え可能、 ローカル :4V ～ 5V または開放、 リモート :0V ～ 0.6V または短絡
オープンコレクタ出力、 ローカル :TTL high ( 外部電源最大 30V)、 リモート :TTL low (0V ～ 0.6V）、 最大シンク電流は 2400W モデルが 5mA、 5000W モデルが 10mA
ローカル／リモートアナログステータス信号
コントロールおよびリードバック (RS-232/RS-485, およびオプションの GP-IB インタフェース )(23℃± 5℃の時 )2400W モデル ： 出力電圧の 0.05% + 定格出力電圧の 0.05%、 5000W モデル ： 定格出力電圧の 0.1%
出力電圧コントロール精度
2400W モデル ： 出力電流の 0.1% + 定格出力電流の 0.2%、 5000W モデル ： 出力電流の 0.1%+ 定格出力電流の 0.3%
出力電流コントロール精度
コントロール分解能 （出力電圧、 出力電流）
フルスケール （定格出力） の 0.012%
2400W モデル ： 出力電圧の 0.1% + 定格出力電圧の 0.1%、 5000W モデル ： 定格出力電圧の 0.15%
出力電圧リードバック精度
2400W モデル ： 出力電流の 0.1% + 定格出力電流の 0.3%、 5000W モデル ： 定格出力電流の 0.4%
出力電流リードバック精度
リードバック分解能 （出力電圧、 出力電流）
フルスケール （定格出力） の 0.012%
AUX 出力2400W モデル
15V 出力
出力電圧 15V±5%、 最大電流 0.2A、 出力リップルノイズ 50mVpp、 グランドは出力のマイナス端子と共通
2400W モデル
5V 出力
出力電圧 5V±5%、 最大電流 0.2A、 出力リップルノイズ 50mVpp、 グランドは IF_COM( インタフェース ・ コモン） と共通
保護機能
フォルドバック保護 ： 定電圧から定電流へ動作モード自動切替え時に出力を遮断。 任意設定可能。 / 過電圧保護 （OVP） / 出力電圧下限制限 (UVL) / 過熱保護
保護機能
フロントパネル
電圧／電流表示
出力電圧 : 4 桁、 精度 : 定格出力電圧の 0.5%±1 カウント、 出力電流 : 4 桁、 精度 : 定格出力電流の 0.5%±1 カウント
環境条件
0℃ ～ 50℃、 20% ～ 90% RH ( 結露なきこと )動作周囲温湿度
保存周囲温湿度－ 20℃ ～ 70℃、 10% ～ 95% RH ( 結露なきこと )動作時 : 標高 3000m まで。非動作時 : 標高 12000m まで。標高 2000m 以上では動作時のディレーティングが必要 ( 最大出力電流／最大動作周囲温度 )。
高度
出力電流を定格の 2%/100m で低減、 あるいは最大周囲温度を 1℃ /100m で低減。
機構
冷却方式
内蔵ファンによる強制空冷
2400W モデル ： 10kg 以下、 5000W モデル ： 16kg 以下
質量
2400W モデル ： 422.8mm×43.6mm( 付属の足をつけた場合 57.0mm)× 441mm、 5000W モデル ： 423mm×88mm×442.5mm ( 外観図参照 )寸法 (WxHxD)
2400W モデル ： MIL-810E-514.5 （固定必要） 、 5000W モデル ： MIL-810F-514.5 （固定必要）
耐振動
196.1m/s2 (20G) 以下、 正弦半波、 11ms、 非梱包 ・ 非動作時
耐衝撃
安全規格／ EMC
IEC60950-1
Vout ≦ 40V の場合 : 出力電圧は安全電圧、 GP-IB ／絶縁アナログは安全電圧 .
適合規格 : 安全規格
60 ≦ Vout ≦ 400V の場合 : 出力電圧は危険電圧、 GP-IB ／絶縁アナログは安全電圧 .
400<Vout ≦ 600V の場合 : 出力電圧は危険電圧、 GP-IB ／絶縁アナログは安全電圧対象外
EMC
EN55022, EN55024
Vout ≦ 40V のモデルは、 入力 － 出力 ( 安全電圧 ) 間 ： 4242 VDC （1 分間）、 入力 － フレームグランド間 ： 2828 VDC( (1 分間）
40<Vout ≦ 100V モデルは、 入力 － 出力間 ： 2600 VDC （1 分間）、 出力 － フレームグランド間 ： 1200 VDC （1 分間）、
耐電圧 (20mA)
入力 － 安全電圧間 ： 4242 VDC （1 分間）、 出力 － 安全電圧間 ： 1900 VDC （1 分間）、 入力 － フレームグランド間 ： 2828 VDC （1 分間）
100<Vout ≦ 600V モデルは、 入力 － 出力間 ： 4000 VDC （1 分間）、 出力 － フレームグランド間 ： 2670VDC （1 分間）、
入力 － 安全電圧間 ： 4242 VDC （1 分間）、 出力 － 安全電圧間 ： 3550 VDC （1 分間）、 入力 － フレームグランド間 ： 2828 VDC （1 分間）
100MΩ 以上 （25℃、 70%RH)
絶縁抵抗
EN55022A、 FCC part15-A、 VCCI-A 準拠
雑音端子電圧 / 雑音電界強度※ 8 5000W モデルのリップルノイズの測定方法は下記の通りです。・ 出力電圧 8V ～ 300V モデルは JEITA 規格、 RC-9131A に準じます。
※ 1 最小設定電圧は定格電圧の 0.2% です。
（ 1:1 プローブを使用 ) ・ 出力電圧 600V モデルは 10:1 プローブを使用※ 2 最小設定電流は定格電流の 0.4% です。
※ 9 立上り、 立下り時、 それぞれ定格出力電圧の 10% ～ 90% 間の応答時間を示します。 定格負荷、 定抵抗負荷時の値です。
※ 3 安全規格 （UL, IEC 等） 申請時の定格入力電圧範囲は下記の通りです。 (a) 単相 200V(S2) ・ 3 相 200V(T2) 入力モデル:AC190V ～ 240V(50Hz/60Hz) (b) 3 相 400V(T4) 入力モデル :AC380V ～ 415V(50Hz/60Hz)※ 10 立下り時、 定格出力電圧の 90%→10% 間の応答時間を示します。
※ 4 S2 および T2 入力モデルは入力電圧 AC200V 時、 3 相 400V 入力モデルは入力電圧 AC380V 時の代表値です。
※ 11 定電流モードにおいて出力電圧の下限から定格まで変更したときの値。 入力電圧一定時。
※ 5 内蔵ノイズフィルタ部への入力サージ電流 (0.2ms 以下） は除きます。
※ 12 電流リップルノイズ測定時の出力電圧は次の通りです。 出力電流の設定は定格電流です。・ 8V から 16V モデル :2V から定格電圧 ・ 出※ 6 単相および 3 相 200V 入力モデルは AC170V ～ 265V の負荷一定時
力電圧 20V から 600V モデル : 定格出力電圧の 10% から 100%
※ 7 無負荷から全負荷時、 入力電圧一定。 リモートセンシング時※ 13 定電流コントロールの場合、 電流の設定精度とモニタリング精度には、 初期ドリフトと負荷変動による温度ドリフトは含みません。

6

1500Wモデル：432.8±1.0
2400Wモデル：440.8±1.0モデル

3300W モデル

寸法 / 出力電圧

8V-100V

8V-10V

5000W モデル
16V-100V

Ｌ

547.5mm567.5mm

547.5mm7‫ە‬ᐃ᱁ࠊព໶ࡣᨵၿࡢࡓࡵண࿌࡞ࡃኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
‫࡟ࢢࣟࢱ࢝ࡢࡇە‬ᥖ㍕ࡋࡓ〇ရ෗┿ࡣ᧜ᙳୖ࠾ࡼࡧ༳ๅୖࡢ᮲௳࡟ࡼࡾࠊᐇ㝿ࡢⰍ࡜␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
‫ە‬ㅖ஦᝟࡟ࡼࡾ౯᱁ኚ᭦ࡲࡓࡣ⏕⏘୰Ṇ࡜࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
‫ە‬ᘢ♫〇ရࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡣࠊ༑ศ࡞▱㆑ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ୍⯡ᐙᗞ࣭ᾘ㈝⪅ྥࡅࡢ〇ရ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

詳しくは2024.07.02 JPU2407K (TTCWEB) Printed in Japan.