スペクトラムアナライザ
GSP-9300

ユーザーマニュアル
GW INSTEK PART NO. 82SP-930A0E01

ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

保証
スペクトラムアナライザ GSP-9300
この度は GW Instrument 社の計測器をお買い上げいただきありがとうございます。今後とも当社の製品を末永くご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
GSP-9300/VT/VGT/VG は、正常な使用状態で発生する故障について、お買上げの日より 2 年間に発生した電気的故障については無償で修理を致します。
ただし、キーパッド、エンコーダなどの機構部品は除きます。また、液晶は 1 年間、ケーブル類など付属品は除きます。
また、保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
1．火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
2．不当な修理、調整、改造がなされた場合。
3．取扱いが不適当なために生ずる故障、損傷。
4．故障が本製品以外の原因による場合。
5．お買上げ明細書類のご提示がない場合。
お買上げ時の明細書（納品書、領収書など）は保証書の代わりとなりま
すので、大切に保管してください。
また、校正作業につきましては有償にて受け賜ります。
この保証は日本国内で使用される場合にのみ有効です。
This warranty is valid only Japan.

本マニュアルについてご使用に際しては、必ず本マニュアルを最後までお読みいただき、正しくご使用ください。また、いつでも見られるよう保存してください。
本書の内容に関しましては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたらご購入元または弊社までご連絡ください。

このマニュアルは著作権によって保護された知的財産情報を含んでいます。 当社はすべての権利を保持します。 当社の文書による事
前の承諾なしに、このマニュアルを複写、転載、他の言語に翻訳することはできません。
このマニュアルに記載された情報は印刷時点のものです。 部品の仕様、機器、および保守手順は、いつでも予告なしで変更することがありますので予めご了承ください。
Microsoft、Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。
その他の会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社
および各団体の商標または登録商標です。
2015 年 2 月 19 日
Good Will Instrument Co., Ltd.
No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan.

安全記号

目次
安全上の注意 ......................................................................... 3
先ず初めに ........................................................................... 10
GSP-9300 について ................................................................ 11
アクセサリ .................................................................................. 15
GSP-9300 外観........................................................................ 17
先ず初めに ............................................................................... 31

基本操作 ............................................................................... 45
周波数設定 ............................................................................... 49
Span 設定.................................................................................. 53
振幅設定 ................................................................................... 56
Autoset ..................................................................................... 73
Bandwidth/Average 設定 ....................................................... 76
スイープ ..................................................................................... 83
トレース ...................................................................................... 91
トリガ ....................................................................................... 100
マーカ ...................................................................................... 105
ディスプレイ ............................................................................ 121
システム設定 ......................................................................... 130
プリセット ................................................................................ 135

高度な操作 ......................................................................... 138
測定......................................................................................... 140
EMC プリコンプライアンス試験............................................ 226
リミットライン試験 .................................................................. 247
シーケンス .............................................................................. 256
トラッキングジェネレータ ...................................................... 263
パワーメータ .......................................................................... 269
1

GSP-9300 ユーザーマニュアル
ファイル操作 ....................................................................... 276
ファイル機能の概要 .............................................................. 276

リモートコントロール .......................................................... 297
インターフェースの構成 ........................................................ 298

FAQ ..................................................................................... 314
付録 ..................................................................................... 315
時計用電池の交換 ................................................................ 315
略語の用語集 ........................................................................ 316
GSP-9300 の初期設定 ........................................................ 318
メニューツリー ........................................................................ 321
GSP-9300 仕様 .................................................................... 360
GSP-9300 寸法 .................................................................... 369
Declaration of Conformity .................................................. 370

索引 ..................................................................................... 371
お問い合わせ ..................................................................... 375

2

安全記号

安全上の注意この章は、本器の操作および保存時に気をつけなければならない重要な安全上の注意を含んでいます。 操作を開始する前に以下の注意をよく読んで安全を確保し、最良の環境に機器を保管してください。
安全記号
以下の安全記号が本マニュアルまたは GSP-9300 に記載されています。

警告

注意

警告： ただちに人体の負傷や生命の危険につながる恐れのある状況、用法が記載されています。
注意： GSP-9300 または他の機器へ損害をもたらす恐れのある個所、用法が記載されています。
危険：高電圧の恐れあり
注意：マニュアルを参照してください
保護導体端子3

GSP-9300 ユーザーマニュアル
フレームまたはシャーシ 端子
廃棄電気/電子機器(WEEE)指令の要件に適合します。EU 圏では本機を家庭ゴミとして廃棄できません。WEEE 指令に従って廃棄してください。EU 圏以外では、市域に定められたルールに従って廃棄してください。
安全上の注意一般注意事項
注意4

電源コードは、製品に付属したものを使用
してください。ただし、入力電源電圧によっては付属の電源コードが使用できない場
合があります。その場合は、適切な電源コードを使用してください。



感電の危険があるためケーブルの先端を信号源に接続したまま抜き差ししないでください。



入力端子には、製品を破損しないために最大入力が決められています。製品故障の原因となりますので定格・仕様欄または安全上の注意にある仕様を越えないようにしてください。周波数が高くなったり、高圧パルスによっては入力できる最大電圧が低下します。

安全上の注意
一般注意事項  重量のある物を GSP-9300 の上に置かな
いでください。
注意 激しい衝撃または荒い取り扱いは本器 の損傷につながります。


本器 に静電気を与えないでください。



端子に対応したコネクタのみを使用し、裸線は使用しないでください。

RF 入力への信号が+30dBm または DC 電
圧最大± 50V を越えていないようにしてください。入力回路が破損します。

TG 出力端子逆電力が+30dBm 越えないよ
うにしてください。出力回路が破損します。

TG 出力端子に信号を入力しないでください。



通気口および冷却用ファンの通気口をふさがないでください。
製品の通気口をふさいだ状態で使用すると故障、火災の危険があります。



認定者以外は、本器を分解しないでください。

(測定カテゴリ) EN 61010-1:2010/EN61010-2-030は測定カテゴリと要求事項を以下のように規定しています。 本機は、カテゴリ Ⅱに該当します。
 測定カテゴリⅣは、建造物への引込み電路、引込み口から電力量メータおよび一次過電流保護装置（分電盤）までの電路を規定します 測定カテゴリⅢは、直接分電盤から電気を取り込む
機器（固定設備）の一次側および分電盤からコンセントまでの電路を規定します。

5

GSP-9300 ユーザーマニュアル
測定カテゴリⅡは、コンセントに接続する電源コード付機器（可搬形工具・家庭用電気製品など）の一次側電路を規定します。
 測定カテゴリⅠは、コンセントからトランスなどを経由した機器内の二次側の電気回路を規定します。
ただし測定カテゴリ１は廃止され、Ⅱ/Ⅲ/Ⅳに属さない測定カテゴリ 0 に変更されます。


電源電圧
警告
バッテリー
注意

クリーニング6

電源電圧：AC 100V～240V、50/60Hz



感電を避けるために AC 電源コードのアースを接続してください。



定格：10.8V、6 cell Li-ion バッテリー

バッテリーの取り付け、取り外しの前に電源をオフにして電源コードを取り外してください。



本バッテリーは UN38.3 認証済みです。



クリーニング前に電源コードを外してください。



中性洗剤と水の混合液に浸した柔らかい布地を使用します。 液体はスプレーしないでください。本器に液体が入らないようにしてください。



ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなど危険な材料を含む化学物質を使用しないでください。

安全上の注意
操作環境

屋内で直射日光が当たらない場所、ほこりがつかない環境、ほとんど汚染のない状態 。以下の注意事項を必ず守ってください。



可燃性ガス内で使用しないで下さい。



高温になる場所で使用しないでください。



湿度の高い場所での使用を避けてください。



腐食性ガス内に設置しないで下さい。



風通しの悪い場所に設置しないで下さい。



傾いた場所、振動のある場所に置かないで下さい。



温度：5℃～ 45℃



湿度：<90％(汚染度) EN 61010-1：2010 は汚染度と要求事項を
以下のように規定しています。 本器は汚染度 2 に該当します。
汚染とは「絶縁耐力または表面抵抗を減少させる個
体、液体、またはガス (イオン化ガス) の異物の添加」
を指します。
 汚染度 1： 汚染物質が無いか、または有っても乾燥しており、非伝導性の汚染物質のみが存在する場合。 汚染は影響しない状態。
 汚染度 2： 通常は非伝導性の汚染のみが存在する。 しかし、時々結露による一時的な伝導が発生する。
 汚染度 3： 伝導性汚染物質または結露により伝導性になり得る非伝導性物質のみが存在する。 これらの状況で、機器は直射日光や風圧から保護されるが、温度や湿度は管理されない

7

GSP-9300 ユーザーマニュアル
保存環境

Disposal

8



場所：屋内



温度： -20℃～ 70℃



湿度：<90%廃棄電気/電子機器(WEEE)指令の要件に適合します。EU 圏では本機を家庭ゴミとして廃棄できません。WEEE 指令に従って廃棄してください。EU 圏以外では、市域に定められたルールに従って廃棄してください。

安全上の注意

イギリス向け電源コード
本器をイギリスで使用する場合、電源コードが以下の安全指示を満たしていることを確認してください。
注意：

警告

このリード線/装置は資格のある人のみが配線することができます。
この装置は接地する必要があります

重要： このリード線の配線は以下のコードに従い色分けされています：
緑/黄色：
接地
青：
中性
茶色：
電流 (位相)主リード線の配線の色が使用しているプラグ/装置で指定されている色と異なる場合、以下の指示に従ってください。
緑と黄色の配線は、E の文字、接地記号がある、または緑/緑と黄色に色分けされた接地端子に接続する必要があります。
青い配線は N の文字がある、または青か黒に色分けされた端子に接続する必要があります。
茶色の配線は L または P の文字がある、または茶色か赤に色分けされた端子に接続する必要があります。
不確かな場合は、装置に梱包された説明書を参照するか、代理店にご相談ください。
この配線と装置は、適切な定格の認可済み HBC 電源ヒューズで保護する必要があります。 詳細は装置上の定格情報および説明書を参照してください。
参考として、0.75mm2 の配線は 3A または 5A ヒューズで保護する必要があります。 それより大きい配線は通常 13A タイプを必要とし、使用する配線方法により異なります。
ソケットは電流が流れるためのケーブル、プラグ、または接続部から露出した配線は非常に危険です。 ケーブルまたはプラグが危険とみなされる場合、主電源を切ってケーブル、ヒューズおよびヒューズ部品を取除きます。 危険な配線はすべてただちに廃棄し、上記の基準に従って取替える必要があります。
9

GSP-9300 ユーザーマニュアル

先ず初めに
この章では、GSP-9300 の概要、パッケージ
内容、初めて使用する場合の説明、前面パネル、背面パネルと GUI を説明します。

GSP-9300 について ............................................................... 11
主な特徴 .............................................................................................. 12
アクセサリ ................................................................................. 1510先ず初めにGSP-9300 について
GSP-9300 は、当社 GSP-930 から機能をあらゆる面で大幅に向上させた、機能が豊富なスペクトラムアナライザです。
GSP-9300 は、スペクトルとトポグラフィクやスペクトログラフ
を同時に表示する分割画面表示を装備しています。
また、自動測定モードに 2FSK、1PdB、EMI と EMS 試験のために専用の EMC プリテスト機能など新しいテスト機能も多数装備しました。さらに、スイープ時間を高速化し、RBW フィ
ルタステップ分解能が向上しています。
モデル一覧
機能

型式

基本モデル：

GSP-9300

G 付きモデル：

GSP-9300VT

TG+GPIB 付きモデル：

GSP-9300VGTGPIB 付きモデル：

GSP-9300VG

11

GSP-9300 ユーザーマニュアル

主な特徴
機能

特長

12



周波数帯域：9kHz～3GHz

周波数分解能：1Hz

RBW 確度（公称値）：±5％ <1MHz,±8％ =1MHz

ビデオ帯域幅：
1Hz～1MHz (1-3-10 ステップ)



振幅測定範囲：DANL～30dBm (周波数に依存)

入力アッテネータ：0～50dB、1dB ステップ

位相ノイズ：< -88dBc/Hz@1GHz, 10kHz,
代表値



RBW：1Hz～1-3-10 ステップで可変



3 種類の表示モード：スペクトラム、
トポグラフィク、スペクトログラフ



画面分割表示（上/下）



内蔵 EMI フィルタ



自動起動モード：指定した曜日/時間で自動的に起動。



内蔵プリアンプゲートスイープ機能

マーカ周波数カウンタ
2 種類の動作モード：スペクトラムと先ず初めにパワーメータモードEMI プリテスト用設定

SEM 測定

ACPR 測定

OCBW 測定2FSK 測定

Phase jitter 測定



高調波測定



P1dB 測定チャンネルパワー測定



復調解析



豊富なマーカ機シーケンス機能：設定したシーケンスを自動実行

バッテリー動作（オプション）

13

GSP-9300 ユーザーマニュアル
インターフェー  8.4 インチカラーLCD (800600)ス
 メニューアイコンを画面に表示

14



DVI-I ビデオ出力

RS-232C(RTS/CTS ハードウェアフロー制
御対応)

USB 2.0（USB TMC をサポート）LAN TCP/IP（LXI をサポート）

GPIB（対応モデル）： IEEE488



オプション：パワーメータアダプタ

IF 出力 @ 886MHz



ヘッドフォン出力REF (reference clock) 入力/出力 BNC 端子



アラーム出力：オープンコレクタ出力 BNC端子

トリガ/ゲート入力 BNC 端子



RF N 型入力端子



トラッキングジェネレータ（オプション）DC +7V/500mA 出力 SMB 端子

先ず初めに

アクセサリ
付属品

部品番号

説明

地域による

電源コード

アダプタ

DVI-VGA 変換器
ユーザーマニュアル CD：
ユーザーマニュアル、
プログラミングマニュアル、SpectrumShot クイックスタ
ートガイド、
SpectrumShot ソフトウェ
ア、
IVI ドライバ

クイックスタートガイド
Certificate of calibration
オプション

オプション番号説明

OPT02-B-SP9300 バッテリー(10.8V/5200mAH Li-ion)
オプション
アクセサリ

パーツ番号

説明

ADB-002

DC block BNC 50Ω
10MHz～2.2GHz

ADB-006

DC BLOCK N 型 50Ω
10MHz-6GHz

ADB-008

DC BLOCK SMA 50Ω
0.1MHz-8GHz

GSC-009

ソフトキャリーバッグ
15

GSP-9300 ユーザーマニュアル
PWS-06

USB 平均パワーメータ (最大 6200MHz;-32～20dBm)

GRA-415

6U ラックマウントキット

ソフトウェアPC ソフトウェア（Windows システム用）(SpectrumShot クイックスタートガイド、SpectrumShot ソフトウェア)
IVI ドライバ：LabVIEW & LabWindows/CVI プロ
グラミングをサポート
Android システム(“GSP-9300 Remote
Control”, Google play から使用可能)
注意：
LabView & LabWindows/CVI は、ナショナルインスツルメンツ株式会社、Windows は米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Android および Google Play は、Google Inc.の商標または登録商標です。
その他の会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社および各団体の商標
または登録商標です。

16

先ず初めにGSP-9300 外観
前面パネル
8イ ン チ ファンクション メイン
TFT
キー
キー

G SP -9 30 0

コントロール ファイルキー
キー
電源キー

S pe ct rum Ana ly zer
9 kHz

マーカキー

C O N TR OL

3 G HzF re qu en cy

B W /A V G

S we ep

S pa nM ea su re

E MC
P re te st

S w e ep

F as t/M od eN or m al

FILE

MARKER

AUXILIARY

F il eM ar ke r

S eq ue nc e

F 1

A m p li tu de

T ra ceA ut oset

D is pl ay

L im itS av eL in eO pt ion

M ar ke r

C on tr ol

F 2

プリセット/ローカル

T rigg er

R ec allP ea k

補助キー

S ys te m

S ea rc h

F 3

Quick Save

7

8

9

4

5

6

Q ui ck

1

2

3

B K SP

/

E nt er

スクロールノブP re se t

F 4
LOC ALS av e

F 5

F 6

0

矢印キー

F 7

T G OUTPU T

D C ±5 0 V

50Ω
M AX .

R EV PWR + 3 0 d B m

USB A,
Micro SD

トラッキングジェネレータ出力

数値キー

5 00 m A MA X .

DC 7 VO U T PU T

R F IN PU T

D C ±5 0 V+ 3 0 d Bm

50Ω

M AX .
MA X .

RF入力
端子
DC電源
オプション用LCD ディスプ 800600 カラーLCD ディスプリレイ。
画面に現在の機能メニュー、振幅とマーカ情
レイ
報を表示。
ファンクション
キー

F1

～

F7

F1 から F7 ファンクションキー
は、直接画面右側のソフトキーに対応しています。

17

GSP-9300 ユーザーマニュアル
メインキー

Frequency

Span

Amplitude

Autosetコンロトールキー

BW/Avg

Sweep

Sweep
Mode

18

センター周波数、スタート周波数、ストップ周波数、センター
周波数ステップと周波数オフセ
ット値を設定します。
フルスパン、ゼロスパンとラス
トスパンオプションとスパンを設定します。
振幅リファレンスレベル、減衰、プリアンプ設定、スケール
および減衰とスケールのためのその他のオプションを設定します。
自動的に最大振幅とピーク信号を検索し、最適な水平および垂直スケールで表示します。
分解能帯域幅（RBW）、ビデオ
帯域幅（VBW）、平均タイプを設定し、EMI フィルタのオン/オ
フを切り換えます。
スイープ時間とゲート時間を設定します。
スイープコントロールの Fast とNormal を切り替えます。

先ず初めにMeasure

EMC
Pretest

Trace

Limit
Line

Display

Trigger

ファイル

File

Save

Recall

ACPR、OCBW、復調測定、
SEM、TOI、2FSK、位相ジッタ
やその他の高度な測定オプシ
ョンにアクセスします。
EMI 専用テストと設定メニュー。
トレースおよびトレース関連の機能を設定します。
Pass/Fail リミットラインを設定と実行をします。
ディスプレイキーは、ウィンドウ
モードと基本的な表示プロパテ
ィを設定します。
トリガモードを設定します。
ファイルユーティリティーのオプション
トレース、情報などの保存と保存のためのオプションを設定します。
トレース、情報その他の呼出と呼出のためのオプションを設
定します。

19

GSP-9300 ユーザーマニュアル
マーカ

MarkerMarkerPeak
Search補助Sequence

OptionControl

SystemPreset / Local
キー

20

Preset
LOCAL

マーカのオン/オフ切り替えとマーカ設定

Marker

キーは、トレース上のマーカ位置を設定します。
最大と最少ピークを検出します。マーカファンクションと一緒に使用します。
シーケンスの設定と編集
The Option Control キーは、トラッキングジェネレータ、パワーメータやデモキットなどのオ
プション設定をします。
System キーは、システム情報、設定およびその他関連機能を表示します。

Preset キーは、工場出荷時設
定またはユーザー設定に本体の設定を変更します。
また、Preset キーはリモートモ
ードをローカルモードに戻します。

先ず初めに
Quick
Save

Quick Save を押すと、情報、ト
レース、画面表示、リミットライ
ン、補正値またはシーケンスを簡単に保存できます。

電源キー

本器の電源をオン/オフします。On = 黄色、off = 青色

スクロールノブ

数値の編集、項目一覧の選択

矢印キー

値の増加/減少（ステップで）、一覧項目の選択

RF 入力端子RF 入力ポート、RF 信号を入力
RF INPUT 50W
DC ±50VMAX.
+30dBm MAX.

DC 電源
500mA MAX.
DC 7V
OUTPUT

最大入力：+30dBm



入力インピーダンス：50Ω



最大 DC 電圧：±50V



N 型：メスオプションアクセサリ用 SMB
端子電源

DC +7V

最大 500mA

21

GSP-9300 ユーザーマニュアル
数値キーパッ
ド

7

8

9

4

5

6

1

2

3

BK SP

/

Enter

0

トラッキングジェネレータ（TG）
出力：

TG 出力端子TG OUTPUT 50 W
DC ±50VMAX.
REV PWR +30dBm

USB A, MicroSD

22

数値キーパッド
は、数値やパラメータの入力に使用します。矢印キーは、スクロール
ホイールと共に使用する場合もあります。

N 型コネクタ：メス



入力インピーダンス：50Ω



出力電力：-50dBm～0dBm



最大リバース電力：+30dBm

USB A ポート、Micro SD ポート：設定やファイルの保存/呼出先ず初めに

背面パネル
IF 出力

DVI-I

USB-B,

ポート

LAN ポート

冷却ファン
電源ソケット

RS-232ポートAC 100 240V
50 60Hz 82W MAX.

TRIG入力 IN
GATE入力ポート

アラーム出力オープンコレクタ

REF出力

REF 入力GPIBポート
モデルによる

バッテリカバー

RS-232C

RS-232C コントロール用
D-Sub 9 ピン端子：メス

IF OUT

SMA 端子：IF 出力ポート

DVI-I

DVI ビデオ出力ポート
SVGA (800X600) @ 60Hz をサ
ポート

冷却ファン

23

GSP-9300 ユーザーマニュアル
電源ソケット

電源ソケット：AC100V～AC240V、50/60Hz.

バッテリー
パック

電圧：10.8V
電流容量：5200mAh

REF IN

BNC 端子、メス：
リファレンス入力

REF OUT

BNC 端子、目ㇽ ：リファレンス出力
10MHz、インピーダンス：50Ω

盗難防止
ロック
アラーム出力BNC 端子、メス：
オープンコレクタ

トリガ入力/
ゲート入力

BNC 端子、メス：3.3V CMOS
トリガ入力/ゲートスイープ入力

イヤフォン

3.5mm ステレオヘッドホン
ジャック（モノラル）

USB B

USB B デバイスポート
USB 1.1/2.0

24先ず初めにLAN

RJ-45 10Base-T/100Base-Tx

表示
ア ッ テ ネータ
レ ベル

日付と 時間マーカ 情報LXIア イ コ ン

スケールとリ フ ァ レンス
レ ベル

機能
メ ニュ ー
スイ ープ
設定
ト レ ース/
検出設定

ト レ ースと波形
未割当設定
アイ コ ンスイ ープ
プ ロ グレ ス
バー
入力値
メ ッ セージ

周波数/帯域幅設定

情報ア イ コ ン

スイ ープ
ト リガ
プ リ- ア ン プ

USB

スケール

垂直目盛のスケールを表示します。
詳細は、57 ページを参照ください。

リファレンスレベル

リファレンスレベルを表示します。
詳細は、56 ページを参照ください。

アッテネータ

入力信号のスケール（アッテネータ）を表示します。詳細は、57 ページを参照ください。

日付/時間

日付と時間を表示します。
詳細は、131 ページを参照ください。
25

GSP-9300 ユーザーマニュアル
マーカ情報

マーカ情報を表示します。
詳細は、105.ページを参照ください。

LXI アイコン

LXI 接続の状態を表示します。
詳細は、300 ページを参照ください。

ファンクション F1 から F7 キーは、画面右のソフトメニュー
メニュー
キーに関連します。
スイープモード

スイープモードキーで設定されたスイープモードをアイコン表示します。詳細は、89 ページを参照ください。

スイープ設定スイープアイコンは、スイープ状
態を表示します。 詳細は、82
ページを参照ください。

トレースと検出設定

トレースアイコンは、トレースの種類と各トレースの検出モードを表示します。
詳細については、91 ページを参照してください。

未設定

未割り当ての設定アイコン。

トリガ設定

トリガアイコンは、トリガ情報を表示します。詳細は、100 ペー
ジを参照してください。

26

先ず初めにプリアンプ
設定

プリアンプアイコンは、プリアンプ情報を表示します。詳細は、
71 ページを参照してください。

USB 設定USB A ポートの状態を表示します。

情報アイコン

インターフェース情報、電源情報、アラーム情報などを表示します。情報アイコンの概要については、28 ページの情報アイコン一覧を参照してください。

周波数/帯域
幅設定

スタート、センター、ストップ周波数、RBW、VBW、SPAN とスイープ設定を表示します。

入力/メッセー このエリアは、システムメッセージ、エラーとジエリア
入力値/パラメータに使用されます。
トレースと波形 メイン表示は入力信号、トレース（91 ページ）、リミットライン（247 ページ）とマーカ位置（105 ページ）を表示します。
スイープ
プログレス
バー

スイーププログレスバーは、遅いスイープ（2秒より遅い）の進行状況を表示します27

GSP-9300 ユーザーマニュアル
情報アイコンの概要
3G アダプタ

3G アダプタが装着されオン状態を示します。

デモキット

デモキットが装着されオン状態を示します。

PreAmp

プリアンプがオン状態を示します。

AC

AC 電源で動作中を示します。

AC 充電

AC 電源がバッテリー充電中を示します。

アラームオフアラームブザー出力が現在オフです。

アラームオンアラームブザー出力が現在オンです。

振幅オフセット

振幅シフトが有効であることを示します。このアイコンが振幅関連の機能が使用されているとき表示されます：リファレンスレベルオフセット
振幅補正
Input Z = 75Ωと Input Z cal >0

バッテリー
表示
28

～

バッテリーの充電状態を示します。

先ず初めにBandwidth
表示

RBW または VBW 設定が手動モードのとき表示させます。

平均

平均機能が有効な場合に表示
されます。

外部ロック

システムがロックされ外部リファ
レンス入力信号を参照している
ことを示します。

外部トリガ

外部トリガ信号を使用しています。

演算

トレース演算が使用されていま
す。

シーケンス
表示

シーケンス実行中を示します。

スイープ表示スイープ時間が手動設定であることを示します。

トラッキング（TG）

トラッキング·ジェネレータがオンになっていることを示します。

TG
ノーマライズ

トラッキングジェネレータは、ノーマライズされていることを示します。

Wake-up clock

ウェイクアップクロックがオンになっています。

29

GSP-9300 ユーザーマニュアルUSB

USB フラッシュドライブが、前面パネルに挿入され、認識されていることを示します。

Micro SD

マイクロ SD カードが前面パネルに挿入され、認識されていることを示します。

30

先ず初めに先ず初めに
GSP-9300 を初めて使用する場合の手順として、先ず（必要な場合は、バッテリパックを挿入して）スタンド（足）を傾斜させ、内部クロックの設定、必要な場合はウェイクアップクロッ
ク、ファームウェアを更新し、デフォルト設定にしてください。
本章後半の表記セクションでは、ユーザーマニュアル全体で使用される基本的な操作の規則を紹介します。
チルトスタンドを使用する
概要

GSP-9300 には、2 つのプリセット方向に機器を設置できるように調節可能な 2 つのゴム脚があります。

直立ポジション

機器を直立に立てるには、本体底へ
ゴム足を押し込んでください。

31

GSP-9300 ユーザーマニュアル
傾斜ポジション

本器を斜めで使用する場合、本体底のゴム足を持って後方（背面）へ回転するように回してください。

バッテリーパック（オプション）の挿入
概要

手順

GSP-9300 は、オプションでバッテリーパックが使用できます。バッテリーパックを使用される場合には、電源を AC 電源ソケッ
トに接続する前にバッテリーパックを挿入
してください。
1. 電源がオフで AC 電源コードが外してあることを確認してください。
2. 背面下部のバッテリーカバーを外してください。
3. 図のように本体のコネクタと接続しバッテリーを挿入します。
4. バッテリーカバーを戻します。

アイコン表示32

GSP-9300 がバッテリー電源で動作
中バッテリーアイコンが表示されます。

先ず初めに挿入図

電源をオンにする
1. AC 電源コードを背面の電源ソケットに挿
入します。

手順

2. 電源ボタンは、青色に点灯し GSP-9300
がスタンバイモードであることを示します。

3. 電源ボタンを数秒押し GSP-9300 の電源をオンします。
4. 電源ボタンがオレンジ色に変わり、起動を開始します。

注意

GSP-9300 が完全に起動するには 1 分程
度かかります。
33

GSP-9300 ユーザーマニュアル
電源をオフする
GSP-9300 の電源オフ処理には、通常の終了と強制終了の 2 種類があります。

概要

通常の電源オフでは、システム情報と最後に実行中の処理を保存します。次回、本器を起動したとき最後に保存された状態で起動します。
強制的にパワーダウンした場合、最小の情報保存を実行します。
通常の電源オ
フ

注意
強制終了

34

電源ボタンを押します。システムは自動的に次の順序でパワーダウン手順を処理します。
システム情報を保存します。



未処理のプロセスを順次閉じていきます。

LCD バックライトをオフします。



システムはスタンバイモードになります。（電源ボタン LED がオレンジから青に変わります。）

処理に約 10 秒かかります。
システムがオフになるまで 4 秒ほど電源ボタンを押します。電源ボタン LED が青色に変わります。

先ず初めに強制電源オフをした場合、次回起動時にシステムチェックに長い時間がかかります。

注意

日付、時間とウェイクアップクロックの設定
概要

GSP-9300 は、ウェイクアップクロック機能を使用して自動的に電源オン時間を設定することができます。この機能は、機器を使用前に自動で起動しウオームアップ時
間を短縮するのに役立ちます。

システム日付設定手順

例：システム日付を 2014 年 10 月 1 日に設定します。
1.

>Date/Time[F4]>Set Date[F1]>Year[F1].の順で押します。
System

2. 2014>Enter[F1]. の順で押します。
3. Month[F2]>7>Enter[F1] の順で押します。
4. Day[F3]>1>Enter[F1] の順で押します。
5. Return[F7] で確定します。
注意

システム日付は画面上部に表示されます。

35

GSP-9300 ユーザーマニュアル
例：システム時間を AM9：00 に設定します。

システム時間1.

>Date/Time[F4]>Set
Time[F2]>Hour[F1]. の順で押します。
System

2. 9>Enter[F1]. を押します。
3. Minute[F2]>0>Enter[F1]. の順で押します。
4. Second[F3]>0>Enter[F1]. の順で押します。
5. Return[F7]. で確定します。
注意

36

システム時間は画面上部に表示されます。

先ず初めにシステム
ウェイクアップ
クロック

例：GSP-9300 のウェイクアップクロックを
AM9：00 に設定します。
1.

>Date/Time[F4]>Wake-Up
Clock[F3]>Select Clock[F1]. の順で押しSystemます。
2. Clock 1[F1]～Clock 7[F7] でクロック

1～7 を選択します。
3. State[F2] を押しウェイクアップクロックをオン/オフします。
4. Hour[F3]>9>Enter[F1]. を押します。
5. Minute[F4]>0>Enter[F1]. を押します。
6. [F5] を押し Rept. (Repeat) または Single.
を選択します。
7. Select Date[F6] を押し、日を選択します。
8. Return[F7] でウェイクアップクロック設定
を保存します。
注意

システム時間は時計用電池（CR2032）で保持されています。
もし、システム時間とウェイクアップクロッ
クが保持されなくなったら時計用電池を交換してください。
詳細は、315.ページを参照ください。

37

GSP-9300 ユーザーマニュアル
ファームウェアの更新
概要

GSP-9300 のファームウェアは、お客様で更新することが可能です。
最新のファームウェアについては、弊社ウェブサイトまたは弊社にお問い合わせくだ
さい。

システム
バージョン

ファームウェアを更新する前に、ファーム
ウェアのバージョンを確認してください。
1.

>System Information[F1]. の順で押します。
System

2. 画面のシステム情報一覧にファーム
ウェアのバージョンが表示されます。

Firmware: T. 2. 0.1.2

3. システム情報の画面から戻るには、他のメイン/コントロール/ファイル/マーカ/補助キー等を押してください。

38

先ず初めに
4. ファームウェアをアップグレードするには、USB フラッシュドライブまたはマイクロ SD
カードに新しいファームウェアを保存し、前面パネルの適切なポートにドライブ/カードを挿入します。
ファームウェアファイルは、「gsp931」という名前のディレクトリに保存する必要があります。
5.

>More 1/2[F7]>Upgrade[F2]. の順で押します。
System

6. スペクトラムアナライザは、自動的に USB
フラッシュドライブ上のファームウェアを見つけて、ファームウェアの更新を開始します。更新が終了すると、画面下部に“Upgrade is finished”が表示され続いて“Rebooting”が表示されます。
Rebooting

7. “Rebooting”が表示されたあとシステムは自動的に再起動します。
注意

アップグレードの実行には数分かかります。

39

GSP-9300 ユーザーマニュアル
初期設定に戻す
初期設定またはユーザー定義プリセット
へ全面パネルの Preset キーで簡単に戻せます。Default は、工場出荷時の設定に
戻ります。

概要

プリセット設定の構成方法については、
135 ページを参照ください。
手順

1.

Presetで押します。

2. スペクトラムアナライザは、プリセット設定の状態になります。

40

先ず初めに表記
以下表記はマニュアル全体で使用されます。 GSP-9300 のメニューシステムとフロントパネルのキーを操作する方法の基本的な知識については、以下の表記をお読みください。
ソフトメニュー
キー

画面右側にある F1 から F7 ファンクション
キーは、その左側のソフトメニューキーに直接対応します。
F1 ~ F7 function keys
Soft-menu keys
G S P -9 3 0 0

CONTROL

Spectrum Analyzer
9 kHz 3 GHz

Sweep
Mode

Fast/
NormalFrequency

BW/AVG

Sweep

MARKER

AUXILIARY

Span

Measure

EMC
PretestFile

MarkerSequence

Amplitude

Trace

Limit
Line

Save

MarkerOptionControl

Autoset

Display

Trigger

RecallPeak
SearchSystem

FILE

F1

F2

F3

7

8

9

4

5

6

Quick
Save

1

2

3

BK SP

/

Enter

F4

Preset
LOCAL

F5

F6

0
F7

TG OUTPUT 50

W

DC ±50VMAX.
REV PWR +30dBm

500mA MAX.
DC 7V
OUTPUT

RF INPUT 50

W

DC ±50VMAX.
+30dBm MAX.

パラメータ値の入力

このタイプのメニューキーを選択すると、
数字キーパッドで新しい値を入力、またはスクロールノブで値の増減ができるように
なります。

41

GSP-9300 ユーザーマニュアル
状態の切り換え

このメニューキーを押すと状態を切り替えることができます。
状態の切り替えとパラメータ
入力
このメニューキーを押すと、機能をオートと手動（Manual）の切り替えることができるよ
うになります。手動では、パラメータ値を手動で編集できます。テンキーを使用して新しい値を入力するか、スクロールノブで現在の値を増減することができます。
サブメニュー

このメニューキーを押すとサブメニューに入ります。
パラメータを選択するためのサブメニュー
このメニューキーを押すとパラメータを選択するためのサブメニューに入ります。

42

先ず初めに機能を有効にする

このタイプのメニューキーを押すと、その機能が有効になります。メニューキーは、機能が有効であることを示すために強調表示されます。
パラメータの入力

Numerical keypad

7

8

9

Scroll wheel

Preset
LOCAL

4

5

6

Quick
Save

1

2

3

BK SP

/

Enter

0

Directional arrow keys
Backspace, Enter keys

パラメータ値は、テンキーパッド、スクロー
ルホイールと時々矢印キーを使用して入力することができます。

43

GSP-9300 ユーザーマニュアル
テンキーを使用するパラメータを入力するように求められたら、テンキー（0～9）、小数点キー（．）と符号キー（+/-）で値を入力します。
値が入力するとソフトメニューキーで単位を選択することができます。
パラメータ値は、画面下部に示され編集できるようになります。値には、非整数値のための小数点または IP アドレスためのドット区切り表記を入力することができます。
Span: 10
Edited parameter

バックスペース
一文字戻り

最後に入力した文字または数字を削除す
るには、バックスペースキーを使用してください。

スクロールノブを使用する

現在の値を変更するには、スクロールノブを使用します。時計回りは値が増加し、反時計回りは値が減少します。

方向矢印

個別のパラメータを選択するか、スクロー
ルノブよりも粗い分解能で値を変更する場
合に方向矢印を使用します。
左矢印は値が減少し、右矢印は値が増加
します。

44

基本操作

基本操作
周波数設定 ............................................................................... 49
センター周波数 .................................................................................. 49
スタートとストップ周波数 ................................................................ 50
センター周波数ステップ ................................................................. 51
周波数オフセット ............................................................................... 52
Span 設定.................................................................................. 53
Span ....................................................................................................... 53
Full Span............................................................................................... 54
Zero Span ............................................................................................ 54
Last Span ............................................................................................. 55
振幅設定 ................................................................................... 56
リファレンスレベル ............................................................................ 56
アッテネータ ........................................................................................ 57
Scale/Div ............................................................................................. 57
オートスケール................................................................................... 58
スケールの種類 ................................................................................ 59
スケール表示 ..................................................................................... 59
垂直スケールの単位 ....................................................................... 60
リファレンスレベルのオフセット.................................................... 61
振幅の補正 ......................................................................................... 62

補正セットを作成する ................................................................63
A 振幅補正のオン/オフ ...........................................................66
補正セットを削除する ................................................................66
補正セットをメモリへ保存する ...............................................67
メモリから補正セットの呼出 ...................................................69
入力インピーダンス.......................................................................... 70
入力インピーダンス補正 ................................................................ 71
45

GSP-9300 ユーザーマニュアル
内蔵プリアンプを使用する ............................................................ 71
Autoset ..................................................................................... 73
Autoset を使用する ......................................................................... 73
Autoset の垂直サーチ範囲を制限する ................................... 74
Autoset の水平サーチ範囲を制限する ................................... 74
Bandwidth/Average 設定 ...................................................... 76
分解能帯域幅の設定 (RBW) ....................................................... 76
Video Bandwidth (VBW)の設定................................................... 78
VBW/RBW レシオ ............................................................................. 79
Average Trace トレース平均 ........................................................ 80
平均の種類 ......................................................................................... 81
EMI フィルタ ........................................................................................ 82
スイープ .................................................................................... 83
スイープ時間 ...................................................................................... 83
シングルスイープ .............................................................................. 84
連続スイープ ...................................................................................... 85
ゲートスイープの概要 ..................................................................... 85
ゲートスイープモードを使用する ................................................ 87
スイープコントロール / スイープモード .................................... 89
トレース ..................................................................................... 91
トレースの選択 .................................................................................. 91
トレース演算 ....................................................................................... 94
トレース検出モード........................................................................... 96
トリガ ....................................................................................... 100
トリガの種類を選択 ....................................................................... 100

フリーラン（Free Run）モード ................................................ 100
ビデオトリガを有効にする .................................................... 101
外部トリガを有効にする ........................................................ 102
トリガモードを選択する ................................................................. 103
トリガ遅延時間を設定する .......................................................... 104
マーカ ...................................................................................... 105
マーカを有効にする ....................................................................... 106

ノーマルマーカを有効にする............................................... 106
46

基本操作
マーカを手動で移動する ...................................................... 107
デルタマーカを有効にする。 ............................................... 109
デルタマーカを手動で移動する ......................................... 110
マーカ機能.........................................................................................111

ノイズマーカ ................................................................................ 111
周波数カウンタ .......................................................................... 112
トレースへマーカを移動する.......................................................113
一覧表でマーカを表示します。 ..................................................114
ピークサーチ.....................................................................................115

マーカをピークへ移動します ............................................... 115
マーカを移動しピークを画面中央にします ................... 116
ピークの検索.............................................................................. 116
ピーク構成................................................................................... 118
ピークテーブル.................................................................................119
ディスプレイ ............................................................................ 121
LCD 画面の輝度を調整する ......................................................121
LCD 画面のバックライトをオフにする .....................................121
ディスプレイラインを設定する (リファレンスレベルライン)122
ビデオ出力端子を使用する ........................................................122
ディスプレイモードを設定します ................................................123
スペクトログラムとトポグラフィックのマーカ ..........................126
スペクトラム表示の分割...............................................................128
システム設定 ......................................................................... 130
システム情報 ....................................................................................130
エラーメッセージ ..............................................................................130
システム言語を設定します .........................................................131
Set 日付と時間を設定します .....................................................131
D 画面に日付と時間を表示する ...............................................132
Wake-Up Clock を設定する ........................................................132
A アラーム出力 ................................................................................133
プリセット ................................................................................ 135
プリセットキーを使う.......................................................................135
ユーザー定義プリセットを保存する .........................................135
47

GSP-9300 ユーザーマニュアル
プリセットタイプの選択.................................................................. 136
電源オン時のプリセット設定 ...................................................... 136

48

基本操作

周波数設定
センター周波数
センター周波数機能は、センター周波数を設定し、センター周波数を画面中央に表
示します。

概要

操作

1.

>Center[F1] を押し、周波数と単位入力します。
Frequency

範囲
分解能：
初期値：
画面表示

0kHz～3GHz
1Hz
1.5GHzCenter frequency

Set Center Frequency

49GSP-9300 ユーザーマニュアル
スタートとストップ周波数
概要

スタート/ストップ周波数機能は、スパンのスタートとストップ周波数を設定します。ス
タート周波数は画面の左、ストップ周波数
は画面の右に表示されます。

操作

1. スタート周波数を設定するには>Start Freq[F2] を押し周波数と単位を入力します。
Frequency

2. ストップ周波数を設定するには>Stop Freq[F3] を押し周波数と単位を入力します。
Frequency

範囲：
0kHz～3GHz
分解能：
1Hz
スタートの初期値： 0Hz
ストップの初期値： 3GHz
画面表示

Start Frequency

Start Frequency
50

Stop Frequency

Stop Frequency

基本操作
スパン設定を変更するとスタート・ストップ
周波数が変わります。
ストップ周波数は、スタート周波数よりも高く設定する必要があります。（スパン≠0）、それ以外の場合はスパンを自動的に100Hz に設定されます。

注意

センター周波数ステップ
矢印キーまたはスクロールノブを使用した
場合、CF ステップ機能は、センター周波数のステップサイズを設定します。

概要

スクロールノブまたは矢印キーでセンター
周波数を変更するために使用する場合、それぞれ回した（押した）とき、CF ステップ
機能で指定したステップサイズ分だけセンター周波数を移動します。
自動モードでは、センター周波数のステッ
プサイズは、スパンの 10％（1 目盛）に等しいサイズです。
操作1.

> CF Step[F4] を押し、CF ステップをオートまたは手動に設定します。
Frequency

2. 手動（Man）を選択した場合、センター周波数ステップサイズの周波数と単位を設定します。

51

GSP-9300 ユーザーマニュアル
手動範囲：
Auto 範囲：

0Hz～3GHz
スパン周波数の 1/10

画面
CF Step size

周波数オフセット
FREQ オフセット機能を使用すると、センター、スタート/ストップ周波数と同様に、マーカ周波数にオフセットを追加しをすることができます。オフセット値は、画面上のトレース表示に影響しません。

説明

操作

1.

>Freq Offset[F5] を押しオフセット値を設定します。
Frequency

センター、スタート、ストップとマーカ周波数がそれに応じて更新されます。
オフセット範囲：

0Hz～100MHz

表示
Frequency
Offset52

基本操作

Span 設定
Span
Span 機能は、スイープの周波数範囲を設定します。スイープはセンター周波数を中心に設定されます。

概要

Span を設定すると、スタートとストップ周波数の両方が設定されます。
操作

1.

> Span[F1] を押し Span 周波数範囲と単位設定にします。
Span

範囲：
分解能：
Span 初期値：
表示

0kHz～3GHz
1Hz
3GHz

Span

Set Span

53

GSP-9300 ユーザーマニュアル
Full Span
フルスパン機能は、スパンを全周波数レンジに設定します。

概要

この機能は、スタート周波数を 0Hz、ストップ周波数を 3GHz にそれぞれ設定します。
操作

1.

Span

> Full Span[F2].を押します。

Zero Span
ゼロスパンは、スイープの周波数レンジを
0Hz に設定しスタートとストップ周波数をセンター周波数に固定します。
ゼロスパン機能は、センター周波数における入力信号の時間ドメイン特性を測定します。水平軸は、時間ドメインを表示します。

概要

操作

1.

Span

> Zero Span[F3].を押します。

スパン範囲が変更されます。

54

基本操作
表示

Time domain

0Hz Span

例：振幅変調TOI、SEM、CNR、CTB、CSO、ACPR、
OCBW、位相、ジッタ、ハーモニクス、
NDB、P1dB および他の測定機能などのような測定機能は、ゼロスパン設定では使用できません。

注意

Last Span
ラストスパン機能は、前のスパン設定に戻
します。

操作

操作

1.

Span

> Last Span[F4].を押します。

55

GSP-9300 ユーザーマニュアル

振幅設定
垂直表示スケールは、リファレンスレベル振幅、アッテネー
タ、スケールと外部ゲイン/ロスで定義されます。
リファレンスレベル
概要

リファレンスレベルは、電圧または電力で目盛上端の振幅の絶対レベルを定義します。

操作

1. Press> Ref Level[F1] を押しリファレ
ンスレベルの振幅値と単位を入力します。
Amplitude

範囲：
単位：
分解能：
表示

56

-120dBm～30dBm
dBm, -dBm, W, V, dBV
1dBm

Ref Level reading

Reference Level基本操作
アッテネータ
入力信号レベルの減衰は、自動（オート）または手動(Man)で設定することができます。
アッテネータが Man に設定されている場
合、手動で入力アッテネータを 1dB ステッ
プで変更することがでます。

概要

操作

1.

> Attenuation[F2] を押し、Auto または Man を選択します。
Amplitude

2. Man（手動）に設定した場合、アッテネータのレベルと単位を入力します。
範囲：
単位：
分解能：
画面表示

0dBm～50dBm
dBm
1dB

Attenuation level

Scale/Div
概要

スケールがログに設定されている場合、垂直軸の目盛は対数単位に設定されます。

57

GSP-9300 ユーザーマニュアル
1.

操作> Scale/Div[F3] を押すことで垂直目盛の単位を選択します。
Amplitude

単位の範囲：
画面表示

10、5、2、1

Scale

Scale/Div 機能は、スケールがログ（対数）に設定されている場合のみ選択可能です。

注意

オートスケール
オートスケール機能は、スペクトラムの画
面表示が最適になるように自動的にスケール/div、リファレンスレベルと減衰率（アッテネータ）（オート設定の場合）を設定し
ます。

操作

1.

操作

注意

58

> Auto Scale[F4] を押しオート
スケールをオンにします。
Amplitude

この機能は、リニア及びログ目盛の両方に設定可能です。

基本操作

スケールの種類
垂直スケールの単位をリニアまたはログに設定します。初期値は、リニアスケール
が電圧、ログスケールが dBm に設定され
ています。

概要

1.

操作

> More[F7] > Scale Type[F2] を押し、垂直スケールをログまたはリニアに設定します。
Amplitude

単位スケールを変更（例えば、dBm を電圧）したとき、表示された垂直スケールの種類は、設定されたログまたはログ設定のままになります。

注意

スケール表示スケール機能は、垂直スケールのオン/オ
フを切り換えます。各目盛の値は、リファレ
ンスレベルの設定で使用されるのと同じ単位で表示します。

概要

操作

1.

> Scale[F5] を押しスケールのオン/
オフを切り換えます。
Amplitude

2. Scale Pos.[F6] を押しスケールがオンの時の表示位置を切り換えます。
59

GSP-9300 ユーザーマニュアル
スケール表示位置 Left、Center、Right
表示画面

Scale
Left

初期設定では垂直スケールの表示位置は画面左側です。
垂直スケールの単位
リニアまたはログスケールの垂直スケー
ル単位を変更します。

説明

操作

1.

> More[F7]>Y Axis[F1] を押し希望する単位を選択します。
Amplitude

2. 設定に従って画面の単位が変更されます。
dBm、dBmV、dBuV、単位：
Watts、Volts

60

基本操作

リファレンスレベルのオフセット
リファレンスレベルオフセット機能は、外部
ネットワークまたはデバイスからの損失やゲイン（利得）を補正するためにリファレン
スレベルにオフセット値を設定します。

概要

オフセット値は、入力アッテネーションや画面上のトレースに影響しません。
この設定は、リファレンスレベルのリードア
ウト、スケールのリードアウトおよびマーカ
ーのリードアウトが変更します。
操作

1.

> More[F7]>RefLvlOffset[F4] を押し
オフセットレベルと単位を設定します。
Amplitude

2. オフセットレベルを削除するにはリファレン
スレベルを 0dB に設定します。
範囲：
アイコン表示

0dB ～ 50dB
AMP アイコンが画面下部に表示さ
れます。

61

GSP-9300 ユーザーマニュアル
例：

Ref: 0dBm

リファレンスレベルのオフセット設定前(offset：0dB)
Ref: 10dBm

Reference level
offset: 10dB

リファレンスレベルのオフセット設定後(offset：10dB)
振幅の補正
説明

振幅補正は、指定した周波数で振幅を変えることでスペクトルアナライザの周波数応答を調整します。
この機能は、スペクトラムアナライザの特定の周波数での外部ネットワークまたはデ
バイスの損失またはゲインを補正することができます。

範囲：補正セット：
振幅：

62

30 ポイント×5 セット-40dB ～ +40dB

基本操作
振幅分解能：
周波数：
周波数分解能：0.1dB
9kHz ～ 3GHz
1Hz

画面表示 ay

例：上図は、特定の周波数における損失
または利得を補正する振幅補正方法を示します。
補正セットを作成する
GSP-9300 は、補正ポイントを 5 セットまで
作成および編集することができます。
補正ポイントと関連する値は、簡単に操作できるように一覧表になっています。

概要

操作

1.

> More[F7]>Correction[F3]> SelectCorrection[F1] と押し編集/作成する補正
Amplitude

セットを選択します。
補正セット：

1～5

63

GSP-9300 ユーザーマニュアル
2. Edit[F3].を押します。
GSP-9300 は、2 画面に分割できます。
画面上部に波形を表示し、画面下部に、補正ポイントの概要を表示します。
Spectrum display

Frequency of
selected point

Correction points

3.

Point Num[F1] を押し編集するポイント番号を選択します。ポイント数は、番号順でのみ作成できます。
例えば、Num2 ポイントは、Num1 ポイントを作成した後でしか選択することができません。同様に、Num3 ポイントは、Num2 ポ
イントを作成された後でのみ選択できま
す。
ポイント数

1～20

4. Frequency[F2] を押し、選択した補正ポイ
ントの周波数を設定します。

64

基本操作
5. Offset [F3]を押し選択したポイントの振幅
を選択します。単位は、垂直軸スケールに使用しているものと同じです。
ポイントの周波数が画面下部の補正テー
ブルに表示されます。
Correction Table

6. その他の補正ポイントもステップ 3 から 5を繰り返して設定します。
7. 選択したポイントを削除するには Delete
Point[F6].を押します。
8. Return[F7]>Save Correction[F5] を押し補
正セットを保存します。t注意

補正ポイントは、自動的に周波数により並べ替えられますのでご注意してください（低→高）。
補正セットをオンする前に必ず保存してください。
補正テーブルに表示された周波数の値
は、画面表示用として値を切り捨て捨てて表示しています。
各ポイントの実際の周波数は、周波数ソフトキーで確認することができます。
65

GSP-9300 ユーザーマニュアル
A 振幅補正のオン/オフ
5 個の補正セットのいずれかを 1 つをオンすることができます。

概要

補正を有効に 1.
> More[F7]>Correction[F3]>Correction Set[F1] を押し、補正セットを選する
択します。
Amplitude

補正セット番号：

1～5

2. Correction[F2] を押し補正オンを切り換えます。
補正を無効に 1.
> More[F7]>Correction[F3]>Correction[F2] を押し補正をオフしもとにする戻します。
Amplitude

補正セットを削除する
操作

1.

> More[F7]>Correction[F3]>Correction Set[F1] を押し削除する補正セ
Amplitude

ットを選択します。
補正セット：

1～5

2. Delete Correction[F6].を押します。
選択した補正セットが削除されます。

66

基本操作
補正セットをメモリへ保存する
操作1.

> Save To[F1] を押し保存場所を選択します。
レジスタ、ローカル、
保存場所：
USB、SDSave

2. Type[F2]> Correction[F5]を押します。
3. Data Source[F3] を押し補正を選択します。
補正セット：

補正 1～5

4. ファイル名を付ける場合
Name[F5].を押します。
以下に示すように、F1～F7
キーを使って選択したファイルに名前を付けたり、数値を入力するのにテンキーを使用し
ます。

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

/

67

GSP-9300 ユーザーマニュアル
制限事項：

スペースなし 使用可能な文字：英数（1～9、A～Z、a～z）
のみ


A
B
C

a

D

b

FGHIJ

E

c

KLMNO

Lowercase

d

PQRST

Return

e

ABCDE

Name>

UVWXY
Z

ReturnReturn5. 作成すると、ファイル名は画面下部に表示されます。

FilenameEnter

68を押しファイル名を確定します。

基本操作
ファイル名がユーザー定義されていない
場合、ファイル名は自動的に以下の形式で作成されます：注意

ファイル名：
データの種類 ソースファイル番号拡張子
例： Correction1_0.cor
ファイル番号のパラメータは、同じファイル
タイプが作成されるたびに増加します。
6. Save Now[F7].を押します。
7. 補正セットは、選択した場所に保存されます。
保存/呼出の詳細については、288 ページを参照してください。
メモリから補正セットの呼出操作

1.

> Recall[F1] を押し、呼出場所を選択します：
Register, Local, USB,
保存場所：
SD
Recall69

GSP-9300 ユーザーマニュアル
2. Type[F2]> Correction[F5].を押す。
3. スクロールノブを使用してファイルディレク
トリから以前に保存した補正セットを選択
してください。
4. Destination[F3] を押し補正セットを選択します。
補正セット：

Correction 1～5

5. Recall Now[F4].を押します。
6. 指定した補正セットが選択した場所から呼び出されます。保存/呼出の詳細について
は、288 ページを参照してください。
入力インピーダンス
入力インピーダンスを 75Ωまたは 50Ωに設定します。

説明

操作

1.

> More[F7]> More[F7] > Input Z[F1]を押し、入力インピーダンスを切り替えます。
Amplitude

範囲：

70

75Ω、50Ω基本操作
入力インピーダンス補正
入力インピーダンスを 50Ωから 75Ωに変換するために外付けのインピーダンス変換アダプタ（オプションアクセサリ：ADP101）を使用した場合、いくらかの外部損失が発生します。入力 Z Cal 機能は、オフセ
ット値で、これらの損失を補償することがで
きます。

概要

入力インピーダンスを 75Ωに設定したときにのみ入力 Z Cal 機能は有効です。

注意
操作

1.

> More[F7]>More[F7]>Input Z
Cal[F2] を押しインピーダンスオフセットを設定します。
Amplitude

範囲：
分解能：
アイコン表示

0dB ～ +10dB
1dB

入力 Z Cal≠0dB と入力 Z=75Ωのとき、AMP アイコンが画面下部に表示されます。

内蔵プリアンプを使用する
概要

内蔵プリアンプは、周波数範囲全体にわ
たって、EMI テスト信号のような微弱な入力信号を扱いやすいレベルまでブーストします。内蔵プリアンプは、20 デシベル（公称値）のゲインがあります。
71GSP-9300 ユーザーマニュアル

オート設定では、リファレンスレベルが30dB 未満ではプリアンプは自動的にオンされ、リファレンスレベルが-30dBm よりも大きい場合には、プリアンプがオフになります。バイパス設定は、プリアンプをオフに
します。
1.

操作

> More[F7]>Preamp[F5] を押しプリ
アンプの状態を切り換えます。
Amplitude

範囲：
アイコン表示Auto, Bypass
プリアンプがオンの時、プリアンプ
アイコンをオンします。

例：

Pr-amp icon

注意72

プリアンプをオンにすると、アッテネータ
は、0dB（減衰=0dB）で一定となります。

基本操作

AutosetAutoset 機能は、2 段階でピーク信号（フルスパンと 0Hz～
100MHz 限定スパン）を検索し、最大振幅を持つ信号ピークを選択し、次にそれを画面に表示します。
Autoset を使用する
操作
Autoset 範囲

1.

Autoset振幅：
Span：> Autoset[F1].を押します。
-80dBm ～ +20dBm
0Hz ～ 3GHz

例：オートセッ
ト前の、設定された状態

Autoset 後73GSP-9300 ユーザーマニュアル
Autoset を実行すると RBW、VBW とスイー
プ設定がリセットされます。

注意Autoset の垂直サーチ範囲を制限する
設定より低い信号をオートセット検索で無視するように、振幅フロアを設定することができます。

説明1.

操作> Amp.Floor[F2] を押し Auto（自動）と Man(手動)を切り換えます。
Autoset

2. Autoset サーチ範囲の振幅と単位を入力
します。
範囲：
注意

−60 ～ +20dBm

振幅単位の設定は、58 ページを参照くだ
さい。

Autoset の水平サーチ範囲を制限する
概要

74

Autoset を実行した結果、より良好な表示
を周波数スパンで制限することができます。初期設定では、Autoset 後の Span は3MHz に設定されています。

基本操作
操作

1.

> Span[F3] を押し Auto と Man を切り換えます。
Autoset

2. Autoset サーチのための Span 周波数を入力します。
手動範囲：

100Hz ～ 3GHz

75

GSP-9300 ユーザーマニュアル

Bandwidth/Average 設定
BW/AVG キーは、分解能帯域幅（RBW）、ビデオ帯域幅（VBW）と平均機能を設定します。
分解能、スイープ時間と平均は 、トレードオフの関係にあるため設定に注意する必要があります。
分解能帯域幅の設定 (RBW)概要

RBW (分解能帯域幅：Resolution
Bandwidth)は、近接する信号ピークを分離するために使用される IF（中間周波数：
intermediate frequency)フィルタの幅を定義します。
RBW が狭いほど、近い周波数で信号を分離する能力が大きくなります。
しかし、それはまた、特定の周波数スパン
では掃引時間が長くなります。 （表示の更新が頻繁にはされません）

SPAN-RBW
Auto 関連

RBW を Auto に設定すると、RBW は周波数スパンによって決まります。
設定状態を、以下の表に示します。

SPAN-RBW
Auto モードでの関連

76

Span (Hz)Span (Hz)≦RBW (Hz) ≦RBW (Hz)
200

1

650k

3000

650

3

2M

10000

2k

10

6.5M

30000

基本操作

1.

操作

6.5k

30

20M

100000

20k

100

65M

300000

200k

1000

200M

1000000> RBW[F1] を押し、RBW を Auto ま
たは Man に設定します。
BW/Avg2. Man モードでは、分解能帯域幅と単位を設
定します。

注意

アイコン表示注意

Mode：
周波数範囲(3dB)：

Auto、Man
1Hz～1MHz
(1-3-10 ステップ)

周波数範囲(6dB)：

200Hz、9kHz、120kHz、1MHz

設定が Auto モードの場合、スクロールノ
ブまたは矢印キーで RBW を手動モードに設定できます。
RBW が Man モードのとき、BW アイ
コンが画面下部に表示されます。
RBW 設定がアスタリスク（*）の場合、-6dBフィルタを使用していることを示します。

77

GSP-9300 ユーザーマニュアル
Video Bandwidth (VBW)の設定
VBW（ビデオ帯域幅）は、検波後の帯域幅を決めます。（画面上のトレースの滑らかさを決めます。）
RBW との組み合わせ、VBW は周辺ノイズや隣接ピークから目的の信号を選択する機能を定義しています。

概要

操作

1.

> VBW[F2] を押し VBW を Auto または Man に設定します。
BW/Avg2. Man モードでは、ビデオ帯域周波数と単位を設定します。
モード：
Auto、Man
周波数範囲(3dB)： 1Hz～1MHz (1-3-10
ステップ)
アイコン表示78

VBW が Man モードのとき、BW アイ
コンが画面下に表示されます。

基本操作
VBW/RBW レシオ
VBW/ RBW 機能は、ビデオ帯域幅（VBW）、分解能帯域幅（RBW）との比率を表示するために使用します。

概要

VBW/ RBW 比は、VBW 設定したり RBWを設定したりすることによって変更され、それぞれの設定については 76 ページと 78
を参照してください。
VBW/RBW を 1.
を押します。
見る
2. VBW/RBW[F3] キーにレシオが表示されます。
BW/Avg

画面表示

ヒント

VBW/ RBW
Ratio

ノイズフロアレベルによってマスクされた信号は、ノイズを平滑化するために、比率を1 未満で使用する必要があります。
強い周波数成分の信号では、比率を 1 以上で使用する必要があります。

79GSP-9300 ユーザーマニュアル
Average Trace トレース平均
平均機能は、表示する前にユーザー設定の回数の平均をします。
この機能は、ノイズレベルを平滑化します
が、表示の更新速度が遅くなるという欠点があります。

概要

操作

1.

> Average[F4] を押し平均のオン/オ
フを切り替えます。
BW/Avg2. 平均の回数を設定します。
範囲：
初期値：
アイコン表示平均機能がオンになると AVG アイ
コンが画面下に表示されます。

例：

Average：オフ

80

4 ～ 200
20

基本操作
Number of traces thathave been averaged

Average：オン (20)
平均の種類
説明

本器には、3 種類の平均機能があります。
LOG 平均：ログスケールでトレースポイン
トを平均します。
電圧平均 Volt Average：リニア電圧スケー
ルでトレースポイントの電圧を平均します。
電力平均：電力ログスケールでトレースポ
イントを平均します。

操作

1.

> Average Type[F5] を押し平均の種類を選択します。
BW/Avg81

GSP-9300 ユーザーマニュアル
範囲：
初期値：

LOG Power,
Volt Average, Power
Average
LOG Power

EMI フィルタ
内蔵の EMI フィルタは、標準的な構成と比較して感度の高いレベルが必要とされるよ
うな EMI 平均検出など、特定の測定状況のために使用します。
EMI フィルタをオンにすると、RBW が-6dBタイプに設定され画面にアスタリスク（*）が示されます。

説明

いずれかの測定機能がオンされると（詳細は 138 ページを参照）、EMI フィルタは自動的に無効になります。
逆に EMI フィルタがオンにした場合、任意の測定機能をオフにします。
1.

操作

注意

82

> EMI Filter[F6] を押し EMI フィルタのオン/オフを切り替えます。
BW/AvgEMI フィルタの仕様については、360 ページを参照してください。

基本操作

スイープ
本器には、スイープ実行モード（連続、シングル）とスイープ
モード（fast、slow）掃引時間の設定などスイープオプションを持っています。
また、ゲートスイープモードをサポートしています。
スイープ時間スイープ時間は、現在の周波数スパンでスイープするのにかかる時間のことです。
注意：を定義し、ただし、掃引時間と RBW/VBW はトレードオフの関係です。
より速いスイープ時間では、より頻繁に表示を更新しますが、RBW と VBW が広くなり近接する周波数の信号を分離する能力が減少します。

説明

操作

1.

> Sweep Time[F1] を押しスイープ時
間設定の Auto と Man を切り換えます。
Sweep

2. Man モードの場合、スイープ時間を設定します。
Auto、Manモード：
1.14ms～1000s
範囲：(span=100Hz、RBW=3kHz)
46.6μs～1000s
分解能：(span=0Hz, RBW= 1MHz)
アイコン表示スイープを手動モードにすると SWT
アイコンが表示されます。
83

GSP-9300 ユーザーマニュアル
シングルスイープ
シングルスイープ機能は、一回だけスイー
プを実行するために使用します。
シングルスイープを押すとは、一度だけス
イープを実行し停止します。

説明

1.

操作

> Sweep Single[F2] を押しシングル
スイープモードにします。
Sweep

2. Sweep Single[F2] をもう一度押しシングル
スイープを実行します。


アイコン表示注意

シングルスイープが実行されたときに、まだ"停止した"トレース上の周波数、スパ
ン、振幅と他の機能を実行することができます。
スイープをシングルモードにするとスイープシングルのアイコンが表示されます。
再度シングルスイープキーを押すにはシン
グルスイープが終了するのを待つ必要があります。
スイープ中に設定が変更された場合、直ちにシングルスイープをやり直します。

84

基本操作
連続スイープ
本器には、2 種類のスイープ実行モードがあります：シングルと連続。
連続モードは、スイープを連続して実行し更新します。

説明1.

操作> Sweep Cont[F3] を押し連続
スイープモードに設定します。
Sweep

スイープが連続モードのときに連続スイープアイコンが画面の右側に表示されています。

アイコン表示注意

現在のモードをシングルスイープモードに変更されるか、またはシステムがトリガ条
件待ちに変更されない限り、継続的にスイープします。

ゲートスイープの概要
説明

ゲートスイープモードは、トリガ信号によって掃引開始を可能にします。
このモードは、RF バースト送信信号や伝送バースト間のスプリアスノイズレベル測定など、オン/オフパルスのような特徴的な信号に有効です。

概要

1. トリガ信号は、入力信号の周期に同期している必要があります（以下の RF バーストのように）。
85

GSP-9300 ユーザーマニュアル
2. ゲートの開始時間は、トリガ信号+遅延時間の正または負のエッジから決めます。
3. ゲートの終了時間は、ゲート長で決まります。
4. ゲートスイープは、送信の両端に設定してはいけません。
periodRF Burst

Trigger
Gate
Delay

Length例：上図は、入力トリガ、入力信号と入力
信号関連したゲートスイープの位置関係を示しています。
注意86

RBW のセトリング時間を考慮してください。あまりにも短い遅延時間を設定すると、RBW フィルタが解決するのに十分な時
間がないことがあります。

基本操作

ゲートスイープモードを使用する
1. トリガ信号(3.3v CMOS)を背面パネルのGATE IN 端子へ接続します。

接続

Trigger

RBW 設定は、ゲートスイープモード機能を使用可能にするために 10kHz 以上である
必要があります。

注意

操作

1.

> GateDelay[F5] を押しゲート遅延
時間を設定します。

2.

> Gated Length[F6] を押しゲート時間長を設定します。

3.

> Gated Sweep[F4] を押しモードをオンにします。

Sweep

Sweep

Sweep

ゲート遅延：
ゲート長：
アイコン表示0s ～ 1000s
58us ～ 1000s

ゲートスイープガオンニナルトスイ
ープゲートアイコンが表示されます。

87

GSP-9300 ユーザーマニュアル
下図の例は、ゲートスイープモードがオフのときの FSK 変調信号スペクトラムです。

例：

次の例では、同じ信号で希望する信号周波数の場合のみスイープするようにゲートスイープをした場合を示します。

Gated sweep icon

注意88

ゲートスイープをオンする前に、最初にゲート遅延とゲート長を設定しなければいけ
ません。

基本操作

スイープコントロール / スイープモード
スイープコントロール機能とスイープモード
キーは、スイープモードをノーマルから高速に切り替えます。

説明

Sweep
Mode

高速設定は、信号処理を高速化し全体的なスイープ時間の画面更新レートを増加させます。このモードは、Span が 1MHz より大きい場合に、特に有効です

Normal,に設定すると信号処理と更新レー
トはノーマル状態になります。
操作1.

> Sweep Control [F7] を押しスイー
プモードを Norm. または Fast. に切り替えます。
またはを押しスイープモードを Norm. また
Sweep

Sweep
Mode

は Fast. に切り替えます。
アイコン表示スイープ時間スイープが Norm. または Fast. モードに設定されていると画面右側にス
イープアイコンが表示されます。
センター周波数= 1.5GHz スイープモード
Span(Hz) RBW (Hz)Norm. Fast
AUTO
3G
1M
348ms 175ms
89GSP-9300 ユーザーマニュアル
2G
1G
500M
200M
100M
50M
20M
10M
5M
2M
1M
500k
200k
100k
50k
20k
10k
5k
2k
1k
500
200
100

90

1M
1M
1M
1M
1M
300k
100k
100k
30k
10k
10k
3k
1k
1k
300
100
100
30
10
10
3
1
1

323ms 116ms
116ms 58.4ms
58ms 29.2ms
23.2ms 11.6ms
11.6ms 10ms
18.8ms 727us35.9ms 593us17.9ms 307us
42.2ms 655us
127ms 1.96ms
63.8ms 1.31ms
6.88ms 6.88ms
22.9ms 22.9ms
9.83ms 9.83ms
76.4ms 76.4ms
219ms 219ms
109ms 109ms
710ms 710ms
1.98s 1.98s
1.32s 1.32s
2.65s 2.65s
5.3s
5.3s
2.65s 2.65s

基本操作

トレース
GSP-9300 は、最大 4 つの異なるトレースを同時に画面へ表示でき、それぞれ別のパラメータを設定することができます。各トレースは、異なる色で表示され、各スイープで更新されます。
トレースの選択説明

各トレース（1、2、3、4）は、異なる色で表示されます。有効になると、各トレース色と機能のアイコンが画面の左側に表示されます。トレースが選択されると、設定/トレー
スメニューからパラメータが編集することができます。
トレース
カラー：

トレースの
種類

1：黄
2：ピンク
3：青
4：オレンジ

使用するトレースの種類は、トレースデー
タが表示される前に操作され格納される方法を決定します。アナライザは、使用されるトレースの種類に応じて、各トレースが更新します。
Clear andWrite

各スイープで画面を更新します。

91

GSP-9300 ユーザーマニュアル

92

最大/最少
ホールド

選択したトレースの最大または最小ポイントを維持します。新たな最大または最少が見つかるとトレースポイン
トは、各スイープで更新されます。また、最大ホールド設
定には、しきい値の設定があります。この設定では、しきい値を超えた値にみが保持されるようになります。

View

ビューは、選択したトレースを保持し、選択したトレース
データの更新を停止します。View[F5] を押すと、Blank[F6] キーをで消去（クリア）したトレースデータが表示されます。

Blank

選択したトレースを表示から消し（クリア）、トレースデー
タを保存します。トレース
は、View[F5].を押して復元することができます。

基本操作
アイコン表示例

View

Trace 1

Hold Max

Trace 2

View

Trace 3

Blank

Trace 4

操作

1.

> Trace[F1] を押しトレース番号を選
択します。
Trace

トレース：

1、2、3、4

2. トレースの種類を選択します：

Clear & Write[F2]Max Hold[F3]Min Hold[F4]View[F5]
Blank[F6]3. Max Hold[F3] を選択した場合、しきい値を設定します。
注意

トレース 2、3、4 の初期値は Blank です。

93

GSP-9300 ユーザーマニュアル
トレース演算説明

2 つのトレース（TR1、TR2）からトレース演算を実行し、現在選択されているトレースに結果を保存します。また、トレースシフト
を実行できます。

演算機能

Power Diff

TR2 の振幅データから TR1の振幅データを減算します。 TR1 データ、TR2 デー
タはワットに変換され、結果は dBm に再変換されます。

Log Diff

TR2 振幅データから TR1 振幅データを減算してから、対数リファレンスを加算します。TR1、TR2 両方のデータ
は dBm です。減算の結果ト
レースは dB です。
結果が対数リファレンスに追加されたとき、得られたデータは dBm です。

LOG
Offset

TR1 のトレースへのリファレ
ンスを追加します。

操作

1.

Trace

> More[F1]>Trace Math[F1].を押します。
2. TR1[F1] を押し、トレースソースを選択しま
す：
94

基本操作
TR1：

Trace 1、2、3、4*

3. TR2[F2] を押し第 2 トレースソースを選択
します：
TR2：
注意

Trace 1, 2, 3, 4**現在選択しているトレースを TR1 またはTR2 として選択することはできません。
現在のトレースは> Select
Trace>[F1].を押して選択されています。
Trace

4. トレース演算機能を選択します：PowerDiff[F3]LogDiff[F4]LogOffset[F5]5. LogDiff をした場合、リファレンスレベルと単位を設定します。
LogDiff ref 範囲：
LogDiff ref 単位：-120dBm～30dBm
dBm、W

6. LogOffset を選択した場合、オフセットレベ
ルと単位を設定します。
LogOffset 範囲：-50dB～+50dB

7. トレース演算を解除するには OFF[F6].を
押します。

95

GSP-9300 ユーザーマニュアル
トレース演算をオンすると Math ア
イコンが表示されます。

アイコン表示トレース検出モード
説明

スペクトラムアナライザは、毎回トレース上の各ポイントのデータをサンプルし、サン
プル数は、通常サンプルバケットと呼ばれる各ポイントとして取得される。各ポイントの実際の値は、各バケット内のサンプルから検出器によって決定されます。
各選択したトレース(1、2、3、4)は、異なる検出モードを使用できます。

検出モード

96

Auto

全てのサンプルの値に基づ
き、自動的に適切なモードを選択します。

Normal

信号レベルが、常に増加または減少しているとき、正のピークが検出されます。それ以外の場合、検出モード
は、正のピークと負のピーク
間で切り替わります。過度のノイズを回避しながら、バースト現象を検出するのに
有効です。

基本操作
Peak+

各バケットから各ポイントに対する最大ピーク値を選択することで正のピーク信号を検出します。このモード
は、正弦波信号に有効で
す。

Peak-

各バケットから各ポイントに対して最小ピーク値を選択することで、負のピーク信号を検出します。このモード
は、振幅測定には推奨しま
せん。

Sampleバケットサンプルからランダ
ムに値を選択します。
ノイズ信号に有効です。

Average

サンプルバケット内の全サ
ンプルの平均値を計算します。

97

GSP-9300 ユーザーマニュアル
自動検出器の選択方法

以下は、自動モードでの検出器の選択を示すフローチャート図です。
検出器(Auto mode)

トポグラフィク
表示はありますか ?

はい

Peak+

いいえ
位相ジッタ測定がオンですか ?

はいSampleいいえ
平均 （トレース）が ON ですか？

はいいいえ

Max Hold のトレースがありますか ?

平均タイプは
POWER ですか？
いいえ

はいSampleAverage

はい

Peak+

いいえ
Min Hold のトレースがありますか ?

はい

Peak-

いいえ

Normal

操作

1.

Trace

> More[F7]>Detection[F2].を押します。
2. 選択したトレースのトレース検出モードを選択します：

98基本操作

Auto[F1]
Normal[F2]Peak+[F3]Peak-[F4]Sample[F5]Average[F6]3. 画面はトレースメニューへ戻ります。
アイコン表示NormalAverage
icon

Peak+ icon

Peak - icon

Sample icon

99GSP-9300 ユーザーマニュアル

トリガ
トリガ機能は、スペクトラムアナライザが周波数、振幅、および遅延などのキャプチャした波形を、トリガする際の信号条件を設定します。デフォルトの内部信号の代わりに、特別な条件に必要とされる外部トリガ信号を使用することができます。
Free Run モード → 100 ページ

Video トリガを有効にする → 101 ページ



外部トリガを有効にする → 102 ページ



トリガモードを選択する → 103 ページ



トリガ遅延時間を設定する → 104 ページ

トリガの種類を選択
フリーラン（Free Run）モード
フリーランモードでは、全ての信号がキャプチャされトリガ条件は使用されません。

説明

フリーラン
モード

100

1.

> Free Run[F1] を押しフリーラン
モードにします。
Trigger

基本操作
ビデオトリガを有効にする
説明

ビデオ信号用にビデオトリガレベルを設定します。
ビデオ信号の電圧レベルがビデオトリガレ
ベルを超えた*とき、トリガ信号が発生します。
*ポジティブビデオエッジ

パラメータ

ビデオ
エッジ：

ビデオトリガの極性を決定します。
Positive：信号電圧が、トリガ周波数でビデオレベルを超えた信号。
Negative：信号電圧がトリガ
周波数でビデオレベルより
も低い。

操作

1.

ビデオ
レベル：

トリガ電圧レベルトリガ
周波数：

トリガを開始する周波数を設定する

Trigger>Trigger Condition[F2]>Video[F1] を押します。
2. Video Edge[F1] を押しエッジを選択します。
101

GSP-9300 ユーザーマニュアル
範囲：

Positive, Negative

3. Video Level[F2] を押しビデオ電圧トリガレ
ベルを設定します。
(-120dBm～+30dBm)
トリガレベル：+Ref Level Offset
4. Trigger Freq[F3] を押し、スペクトラムアナ
ライザが、トリガ条件をチェックする周波数を選択します。
0～3GHz周波数：＋周波数オフセット
ビデオトリガが有効になるとビデオ
レベルトリガが表示されます。

アイコン表示ビデオトリガを無効にするためにはトリガをフリーランに設定します。

注意

外部トリガを有効にする
外部トリガは、背面パネルの TRIG IN ポー
トに外部トリガ信号が入力されたとき使用できます。外部トリガ信号は、正または負のエッジを選択できます。

説明トリガ：3.3V、CMOS
操作

1.

Trigger>Trigger Condition[F2]>Ext.Edge[F2]を押しトリガのエッジ形式を選択します。
102

基本操作

Pos：
Neg：

Positive edge
Negative edge

2. 外部トリガ信号を背面パネルの TRIG IN
端子に接続します。

Trigger

3. Action Now[F5] を押し外部トリガを有効にします。
4. システムは、スイープ待機状態となりトリ
ガ条件が一致するのを待ちます。T
EXT トリガアイコンは、外部トリガが有効のとき表示されます。

アイコン表示注意

スパンまたは振幅設定のような、いずれかのパラメータ設定が変更された場合、トリガはフリーランモードに戻ります。

トリガモードを選択する
説明

モード

フリーランモードでは、全ての信号が取得されトリガ条件は使用されません。
トリガ条件に一致したすべてのNormal： 信号を取得します。
トリガ条件に一致した最初のSingle：信号のみを取得します。
103

GSP-9300 ユーザーマニュアル
トリガ条件に一致した最初のContinuou 信号を取得し、その後はフリーs：
ランモードになります。
> Trigger Mode[F3] を押しトリガ
モードを切り替えます。
Nor.：
NormalSgl.：
SingleCont.：
Continuous

操作1.

アイコン表示2. Action Now[F5] を押し手動でトリガを開始
します。
Normal：Single：Continuous

Trigger

トリガ遅延時間を設定する
本器がトリガしてから信号を取得し始めるまでの間の遅延時間を設定します。

説明

遅延時間範囲：1ns ～ 1ks
操作

1.

Trigger>Trigger Delay[F4] を押しトリガ遅延

時間を設定します。
遅延範囲：

104

0～1000s基本操作

マーカ
マーカは、波形ポイントの周波数と振幅を表示しています。
GSP-9300 は、6 個のマーカまたはマーカテーブル内に最大10 個のピークマーカ同時にマーカペアを有効にすることができます。
マーカテーブルは、一つの画面内に複数のマーカを表示し編集するのに役立ちます。
デルタマーカは、リファレンスマーカに対する周波数および振幅差を表示しています。
GSP-9300 は、自動的にピーク信号、センター周波数、
スタート/ストップ周波数を含むさまざまな場所にマーカを移動することができます。信号ピークに関するその他のマーカ
操作は、ピークサーチ機能で利用できます。


マーカを有効にする → 106 ページから

マーカを手動で移動する → 107 ページから



プリセット位置へマーカを移動する → 108 ページからデルタマーカを有効にする → 109 ページから


デルタマーカを手動で移動する → 110 ページから

マーカ機能 → 111 ページから



トレースへマーカを移動する → 113 ページから



一覧表でマーカを表示します。 → 114 ページから

ピークサーチ → 115 ページから

ピーク構成 → 118 ページから

ピークテーブル → 119 ページから

105

GSP-9300 ユーザーマニュアル
マーカを有効にする
基本的にノーマルマーカとデルタマーカの二種類のマーカがあります。ノーマルマーカは、トレース上のポイントの周波数/時間または振幅を測定するために使用します。デルタマーカは、リファレンスポイントとトレース上の選択したポイントとの差を測定するために使用されます。
ノーマルマーカを有効にする
操作

1.

> Select Marker[F1] を押しマーカ番号を選択します。
Markerマーカ：

1～6

2. [F2] を押し選択したマーカをオンにします。
3. Normal[F3] を押し、選択したマーカをノーマルタイプに設定します。t4. 画面のトレース上にマーカが表示され（初期値は画面中央）画面上部にマーカ測定
値が表示されます。

106

基本操作
Maker ID, Frequency, AmplitudeMarker

マーカを手動で移動する
操作

1.

> Select Marker[F1] を押し、マーカ
番号を選択します。
Marker

2. 左右矢印キーを使用すると 1目盛（1div）分マーカを移動できます。
3. スクロールノブを使用するとマーカを少しずつ移動できます。
4. または、F1～F7 キーと組み合
わせてテンキーで直接マーカ
位置の周波数を入力することができます。

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

/

107

GSP-9300 ユーザーマニュアル
プリセット位置へマーカを移動する
説明

キーで選択したマーカをプリセット位置へ移動できます。

機能Mkr>Center：
Mkr>Start：
Mkr>Stop：
Mkr>CF
Step：
Mkr>Ref Lvl：

Marker

センター周波数へ移動
スタート周波数へ移動
ストップ周波数へ移動
ステップ周波数で移動
リファレンスレベル振幅へ
移動

When theキーを使用するとスパンやその他の設定が自動的に変わります。
Marker

注意
操作

1.

2.

> Select Marker[F1] を押し、マーカ
番号を選択します。
MarkerMarker

を押し、マーカ位置を選択します：

Mkr>Center[F1]Mkr>Start [F2]Mkr>Stop[F3]Mkr>CF Step[F4]Mkr>Ref Lvl[F5]

108

基本操作
デルタマーカを有効にする。
デルタマーカーは、リファレンスマーカとデルタマーカ間の周波数差/時間差及び振幅を測定するマーカペアです。

説明

デルタマーカーを有効にすると、リファレン
スマーカとデルタマーカは、選択したマーカーの位置に表示されるか、選択したマーカがまだ有効でない場合、画面中央に表示されます。
マーカ測定値は、ノーマルマーカでは、画面上部に表示されます。
デルタマーカ

操作

1.

Ref：

リファレンスマーカ、
表示は 1 .

Delta：

デルタマーカ、表示は Δ1 .

> Select Marker[F1] を押しマーカを選択します。
Marker

2. [F2] を押し選択したマーカをオンします。
3. Delta[F4]>Delta[F1] を押し、選択したマーカをデルタマーカタイプに設定します。

109

GSP-9300 ユーザーマニュアル
デルタマーカを手動で移動する
デルタマーカ 1.
> Delta[F4]> MoveRef[F2] を押しリフ
またはリファレァレンスマーカへ移動します。
ンスマーカを
2.
> Delta[F4]> MoveDelta[F3] を押し、移動する
デルタメーカを移動します。
MarkerMarker

3. ノーマルマーカと同じ方法で選択したマーカを移動します。107 ページを参照ください。
リファレンスマ 1. Move Pair Span[F4] または Move Pairーカとデルタマ Center[F5] を押し両方のマーカを同時にーカを両方移移動します。
動する
Move Pair Span： 両方のマーカの周波数スパンを設定します。スパンは、正/負どちらも可能です：
1

Δ1

+spanΔ1

-span1Move Pair Center： 両マーカ間のスパンを維持したまま同時に両方のマーカを移動します。
2. ノーマルマーカと同様の方法で両方のマーカを移動します。107 ページを参照く
ださい。
110

基本操作
マーカ機能
ノイズマーカ
ノイズマーカ機能は、マーカ位置から参照
した 1Hz 帯域幅の平均ノイズレベルを計
算します。

説明

操作

1.

> Select Marker[F1] を押しマーカ番号を選択します。
Marker

2. [F2] を押し選択したマーカをオンします。
3. Normal[F3] を押し、マーカを希望位置へ移動します。
4. Function[F5]>Marker Noise を押し、ノイズ
マーカをオンします。
画面上部に dBm/Hz でノイズレベル測定
値を表示します。
Marker ID, Frequency, dBm/ Hz

Marker111

GSP-9300 ユーザーマニュアル
周波数カウンタ
周波数カウンタ機能は、正確な周波数測定を行うために使用できます。

説明

操作

1.

> Select Marker[F1] を押し、マーカ
番号を選択します。
Marker

2. [F2] を押し、選択したマーカをオンします。
3. Normal[F3] を押し、希望する位置へマーカを移動します。
4. Function[F5]>Frequency Counter[F1] を押し、カウンタ機能をオンします。
5. Resolution[F2] を押し、周波数カウンタの分解能を設定します：

112

Auto：

最適な分解能を自動的に選択します。

Man：

手動で分解能を設定します。

手動設定範囲：1Hz、10Hz、100Hz、
1kHz

基本操作
6. 画面上部に選択した分解能で周波数測定値を表示します。
Frequency
Markerトレースへマーカを移動する
マーカトレース機能は、現在アクティブなトレースへ選択したマーカを移動します。

説明

操作

1.

> Select Marker[F1] を押し、マーカ
番号を選択します。

2.

[F2] を押し、選択したマーカをオンしま

Markerす。
3. More[F7]>Marker Trace[F1] を押し、現在選択されたマーカを移動するトレースを選択します。

Auto[F1]
Trace1[F2]Trace2[F3]Trace3[F4]Trace4[F5]オートトレース 1
トレース 2
トレース 3
トレース 4

4. 以下の例は、マーカ 1 をトレース 1 へマー
カ 2 をトレース 2 へ設定します。
113

GSP-9300 ユーザーマニュアル
Marker 1, Trace 1

I Marker 2, Trace 2
一覧表でマーカを表示します。
全てのアクティブなマーカとその測定値を表示するマーカテーブル機能があります。

説明

操作

1.

> More[F7]>Marker Table[F2] を押し、マーカテーブルをオンします。
Marker

2. 画面が上下に 2 分割されます。下側にマーカ ID(ノーマル、リファレンスまたはデルタ)、トレース、X 軸位置（周波数/時間）とマーカの振幅値を表示します。

114

基本操作

Marker Table

ピークサーチ
マーカをピークへ移動します
説明Peak
Searchキーでトレースのピークを検索しま

す。
操作

1.

2.

> Select Marker[F1] を押し、マーカ
番号を選択します。
MarkerPeak
Search>Peak Search[F1]. を押します。マーカは、最も大きな信号ピークへ移動します。
3. 各スイープのピークを連続的にサーチす
るには、>More [F7]>Peak Track[F1]と set Peak Track を押し、機能をオンにします。
Peak
Search115

GSP-9300 ユーザーマニュアル
マーカを移動しピークを画面中央にします
センター機能は、マーカを最も大きな信号
ピークへ移動しピークをセンター周波数（画面中央）へ移動します。この機能は、Next Peak, Next Peak Right, Next Peak
Left と Min Search ピーク機能を一緒に使用できます。ピークサーチの詳細は、116
ページを参照ください。

説明

1.

操作

2.
注意

> Select Marker[F1] を押し、マーカ
番号を選択します。
MarkerPeak
Search>Mkr>Center[F2].を押します。

スパンは、変更されません。

ピークの検索説明

キーは、異なるピークの検索に使用します。

ピークサーチNext Peak：

画面上の次に最も大きなピークを検索します。

Next PeakRight：

マーカの右にある次のピークを検索します。

Next Peak
Left：

マーカの左にある次のピークを検索します。

116

Peak
Search基本操作
Min Search：

操作

1.

2.

最も小さなピークを検索します。

> Select Marker[F1] を押し、マーカ
番号を選択します。
MarkerPeak
Searchを押し、検索したいピークの種類を選択します。

例：
Next Peak例：
Next Peak
Right

117

GSP-9300 ユーザーマニュアル
例：
Next Peak
Left

ピーク構成
説明

118

2 種類のピーク検索構成があります：
Peak Excursion と Peak Threshold.
Peak
Excursion：

ピーク偏差は、検出されたピークのピークしきい値を超えた最小値を設定し
ます。

Peak
Threshold：

ピークしきい値は、ピークを検索するためのしきい値レベルを設定します。
ピークしきい値＋ピーク偏差を超えた値がピークとして検出されます。

基本操作

1

Peak Threshold

操作

1.

Peak
SearchPeakdetection area
Peak Excursion>More [F7].を押します。

2. Peak Excursion[F2] を押し、偏差レベルを設定します。
3. Peak Threshold[F3] を押し、ピークしきい
値を設定します。
Peak Excursion：

0～100dB

Peak Threshold：-120dB～+30dB

ピークテーブル
ピークテーブル機能は、ピーク構成に合致した全てのピーク（最大 10 個）を表示します。各ピークの振幅と周波数が一覧表示
されます。

説明

操作

1.

Peak
Search>More[F7]>Peak Table[F5].を押しま

す。

119

GSP-9300 ユーザーマニュアル
2. Peak Sort[F2] を押し、並べ替えの種類を設定します：
Freq：

周波数の昇順で並べ替え

Amp：
振幅の昇順で並べ替
え.
3. Peak Table[F1] を押し、ピークテーブルをオンします。
4. 画面が上下に分割されます。下の画面にはピーク ID、X 軸位置と振幅の一覧が表示されます
Peak markers

Peak Table

注意

120

ピークテーブル機能のマーカは全て“P”と表示され他のマーカと区別するため紫色表示されます。

で基本操作

ディスプレイ
Display キーは、表示モード（スペクトラム、スペクトラムグラ
フィック、トポグラフィック）と分割画面モードを設定するだけ
でなく、基本的な表示設定を構成します。
LCD 画面の輝度を調整する
LCD 画面の輝度を 3 レベルに調整できま
す。

説明

操作

1.

> LCD Brightness[F2] を押し画面の輝度を切り換えます：
Display

Hi：
Mid：
Lo：

高輝度
中間輝度
低輝度

LCD 画面のバックライトをオフにする
電力消費を少なくしたり、LCD 表示が不要
で LCD の寿命を延ばすために、LCD 表示をオフすることができます。

説明

操作

1.

> LCD Backlight[F3] を押し LCD バ
ックライトをオフします。
Display

2. LCD バックライトをオフしたとき、任意のファンクションキーを押すことでバックライト
がオンします。
121

GSP-9300 ユーザーマニュアル
ディスプレイラインを設定する (リファレンスレベルライン)
ディスプレイライン機能は、画面上にトレースと重ねてリファレンスレベル線を表示し
ます。

説明

操作

1.

> Display Line[F4] を押し、ディスプ
レイラインをオンします。
Display

2. ディスプレイラインのレベルと単位を設定します。
例：
Display line

ディスプレイラインを-50dBm に設定
ビデオ出力端子を使用する
説明

本器は、外部モニタへ画面表示を出力するための専用 DVI 端子を装備しています。ビデオ出力は、常にオンです。
出力解像度

122

800 x 600 (固定)

基本操作
操作

1. 背面パネルの DVI 端子へ外部モニタを接続します。

ディスプレイモードを設定します
本器は、観測するために 3 種類のディス
プレイモードがあります：
スペクトラム、スペクトログラフ、トポグラフ
ィク。
画面分割機能を使用することでスペクトラ
ムとスペクトログラム、スペクトルとトポグラフィクを観測することが可能です。

説明

操作

1.

Spectrum

デフォルト表示モード

Spectrogram

時間ドメインで周波数または電力を観測するのに使用

Topographic

トレースとイベント頻度を観察するのに便利です。

>Window Setup[F1] を押しディスプレ
イモードを選択します：
Display123

GSP-9300 ユーザーマニュアル

Spectrum[F1]：Spectrogram[F3]：Topographic[F4]：Spectrogram+Spectrum[F5]：Topographic+Spectrum[F6]：注意スペクトラム＋スペクトログラム、スペクト
ル＋トポグラフィクモードでは同じトレースが使用されます。

例：
スペクトログラム

スペクトログラム表示は、周波数ドメインと時間ドメインの両方における信号を表示します。 X 軸は周波数、Y 軸は時間を表示
し、各ポイントの色は、特定の周波数と時間における振幅を表示します（赤色＝高い、濃い青色＝低い）。
新しいトレースは、画面下部に表示され、古いトレースは、削除されるまで画面上部に向かって押し上げられます。
124

基本操作
トポグラフィク

トポグラフィック表示は、イベントの頻度を表示しています。トポグラフィック表示は、より強い信号によって観測しずらい微小な信号か、断続的な事象を簡単に観測するのに便利です。色でイベントの頻度を表します。青色は、頻度が少ない事象を表し、赤色は、頻度の高い現象を表します。
スペクトログラム+スペクトラム

信号のスペクトラムとスペクトログラム両方を表示します。

125

GSP-9300 ユーザーマニュアル
トポグラフィッ
ク+スペクトラム

トポグラフィックとスペクトラムを表示します。
スペクトログラムとトポグラフィックのマーカ
説明

操作

スペクトログラムとトポグラフィック表示は、
マーカとデルタマーカで指定したポイントの周波数と振幅を表示できます。この機能
は、周波数ドメインと時間ドメイン両方のデルタ測定に特に有効です。
2. トポグラフィック表示（単一または分割表示）のとき、Topographic Marker を押し
マーカを表示させます。
3. スペクトログラフ（単一または分割表示）のとき、Spctrogram Marker を押しマーカをオンします。

126

基本操作
4. リファレンスマーカを移動するために
Ref.[F2]>X Axis[F1] を押し X 軸位置を設定します。
5. Y Axis[F2] を押し、Y 軸位置（振幅）を設定します。


周波数と振幅が他のメニューキーに表示されます：

Frequency[F3]マーカ周波数

Amplitude[F4]マーカ振幅

Time[F4]

スイープ開始に対する時間

6. デルタマーカを設定するには、Return[F7]>Delta[F3]>X Axis[F1] を押し、デルタマー
カの X 軸位置（周波数）を設定します。
7. Y Axis[F2] を押しデルタマーカの Y 軸位置（振幅）を設定します。


周波数と振幅のデルタ値が残りのファンク
ションキーに表示されます：
ΔFrequency[F3]デルタマーカの周波数

ΔAmplitude[F4]デルタマーカの振幅

127

GSP-9300 ユーザーマニュアル
ΔTime[F4]

時間差

1/ΔTime[F5]

周波数差

例：

Reference Marker

Delta marker

Ref. marker and Delta marker
positions/ measurements

スペクトログラムの表示例
スペクトラム表示の分割
説明

128

分割スペクトラム表示は、分割画面表示を使用し同時に画面上に 2 つの異なるスイープレンジのスペクトラムを観測できます。
画面上部と画面下部表示には、別々にス
イープレンジ、振幅、スパン、その他の設定することができます。しかし、分割画面（上部または下部）は、交互に各スイープを実行します。

基本操作
1.

操作

>Window Setup[F1]>Split
Spectrum[F2]>Active Win[F1] を押し上部
画面をアクティブにします。
Display

2. Active Win.[F1] を押し画面上部と下部間のスイープを切り換えます。
3.

Alternate Sweep[F2] を押し、画面上部と下部の各スイープの終了で交互に実行します。

注意

交互スイープモードでは、設定操作はできません。
分割スペクトルビューを解除したとき、スペクトラム表示は、アクティブなウィンドウから設定を使用します。非アクティブな画面
設定は、次に分割表示を使用するときまで
スペクトルビューを保持されます。

例：

129

GSP-9300 ユーザーマニュアル

システム設定システム情報説明

システム情報が以下の様に表示されます：
シリアル番号バージョン：
SoftwareFirmwareFile sys
RF
TG
DSP
Wordlist
Core

操作

1.

オプション
Calibration Date：
LOI
RF
TG
DNS ホスト名
MAC アドレス
LXI パスワード>System Information[F1]を押し、シス
テム情報を表示させます。
System

エラーメッセージ
説明

130

エラーメッセージをメッセージ番号、説明、時間をエラーキューに表示されます。本器
操作時、システムエラーキューの全てのエラーをログします。エラーメッセージ一覧については、プログラミングマニュアルを参照ください。

基本操作
操作

1.

>Error message[F2] を押し、エラーメ
ッセージテーブルを表示させます。
System

2. Prev Page[F2] and Next Page[F3] を押し、エラーリストのページを操作します。
3. Clear Error Queue[F6] を押し、リストから
エラーメッセージを削除します。
システム言語を設定します
本器は、いくつかのシステム言語をサポー
トしています。システム言語を選択するとソ
フトキーは選択した言語に設定されます。

説明

操作

1.

>Language[F3] を押しシステム言語
を選択します。
System

Set 日付と時間を設定します
操作

1.

System>Date/Time[F4].を押します。

2. Set Date[F1] を押し日付を設定します：

Year[F1]

年を設定しますMonth[F2]

月を設定しますDay[F3]日と設定します131

GSP-9300 ユーザーマニュアル
3. Set Time[F2] を押し、システム時間を設定します：

Hour[F1]

時間を設定します(24hr).

Minute[F2]分を設定しますSecond[F3]秒を設定します4. システム時間と日付は画面上部に表示されます。
Time, Date

D 画面に日付と時間を表示する
画面上の日付と時間表示をオン/オフしま
す。

説明

操作

1.

>Date/Time[F4]>Clock[F4] を押し、時計表示のオン/オフを切り替えます。
SystemWake-Up Clock を設定する
説明

132

本器は、説定した時間で自動的に起動するウェイクアップ時計の機能をサポートし
ています。

基本操作
1.

操作

>Date/Time[F4]>Wake-Up Clock[F3]を押し、以下のパラメータを設定します。
SystemSelect Clock[F1]wake-up clock (1～7)
を選択する。

State[F2]

選択したクロックのオン/オフを切り替える

Hour[F3]

起動時計の時間を設定する

Minute [F4]

起動時計の分を設定する

Repeat Single[F5] wake-up clock を繰り返すか、一回のみかを設定する
注意

1 つのウェイクアップクロックに設定できる
曜日（日付）は、一日です。複数曜日は設定できません。

A アラーム出力
説明

背面パネルの ALARM 出力端子から
Pass/FaiL 結果を出力できます。

133

GSP-9300 ユーザーマニュアル
出力：オープンコレクタ+VR
ア ラ ーム出力

BNC

操作

134

1.

Vo

>Alarm Output[F6] a を押し、ALARM
OUT 端子出力のオン/オフを切り替えます。
System

基本操作

プリセット
プリセット機能は、工場出荷時のパネル初期設定またはユーザー定義のプリセット構成設定（パネル設定）のいずれかを呼び出すことが可能です。


プリセットキー →135 ページから



ユーザー定義プリセットを保存する→135 ページから



プリセットタイプの選択→ 136 ページから

電源オン時のプリセット設定 →136 ページからプリセットキーを使う
説明The
キーは工場出荷時の状態またはユーザー定義プリセット状態を呼び出すことが可能です。
プリセットキーで呼び出すプリセットの種類については 135 ページを参照ください。

工場出荷時プリセット

工場出荷時の初期設定状態については
318 ページを参照ください。

操作

PresetPresetを押し、プリセット状態にします。

ユーザー定義プリセットを保存する
説明

ユーザー定義プリセットはユーザー定義プ
リセットとして現在のパネル設定情報を保存することで作成できます。
135

GSP-9300 ユーザーマニュアル>Pwr On/Preset[F5]>Save User
Preset[F3] を押し User Preset 設定として現在の状態を保存する。

操作

Systemプリセットタイプの選択
Each time the
キーを押すたびにプリセットに設定されたパネル構成を呼び出します。プリセットの内容は、工場出荷時
またはユーザー定義のいずれかを選択可
能です。

説明

操作

Preset1.

>Pwr On/Preset[F5]>Preset Type[2]を押し、プリセットタイプを選択します：
SystemUser Preset[F1]Factory Preset[F2]電源オン時のプリセット設定
本器の電源をオンしたとき、プリセットに設定した内容（初期設定またはユーザー定義設定）または電源オフの設定のいずれかで起動することが可能です。

説明

操作

1.

>Pwr On/Preset[F5]>Power On[F1]を押し電源オン時の呼出設定を選択しま
す：
SystemPower On：136

Last、Preset

基本操作

注意

プリセットの状態についての詳細は、318
ページのプリセットタイプ設定を参照ください。
最後のプリセット状態は、電源オフ時に正常に終了しないとき呼び出しができません。詳細については 34 ページを参照くだ
さい。

137

GSP-9300 ユーザーマニュアル

高度な操作
測定 ......................................................................................... 140
チャンネル解析の概要 ................................................................. 140

ACPR ............................................................................................. 142
OCBW ............................................................................................ 145
AM/FM 解析 ..................................................................................... 147

AM 解析 ........................................................................................ 147
AM Pass/Fail テスト ................................................................ 152
FM 解析 ........................................................................................ 153
FM Pass/Fail テスト ................................................................. 158
AM/FM 復調............................................................................... 159
ASK 測定 ........................................................................................... 161

ASK Pass/Fail テスト .............................................................. 165
FSK 測定 ........................................................................................... 167

FSK PASS/FAIL テスト.......................................................... 171
2FSK 測定 ......................................................................................... 173

2FSK Pass/Fail テスト ............................................................ 175
位相ジッタ測定 ................................................................................ 177
Spectrum Emission Mask（SEM）の概要 ................................ 179
Spectrum Emission Mask テスト................................................ 195
3 次相互変調歪み(TOI) ............................................................... 203
CNR/CSO/CTB 測定 ................................................................... 206
CN 比（Carrier to Noise Ratio：CNR) ....................................... 206

複合 2 次歪（Composite Second Order：CSO） ........... 209
複合 3 次歪（Composite Triple Beat：CTB） ................. 211
高調波測定 ....................................................................................... 213
N dB 帯域 .......................................................................................... 215
138

高度な操作
P1dB 測定(トラッキングジェネレータ付きモデル) ...............217
P1dB ノーマライズ ..........................................................................222
EMC プリコンプライアンス試験............................................ 226
EMI テスト ...........................................................................................227
Near Field 試験 ～ EMI M プローブ .........................................234
ニアフィールド試験 ～ EMI E プローブ...................................238
電圧プローブ ....................................................................................241
EMS 試験 ...........................................................................................244
リミットライン試験 .................................................................. 247
リミットを作成する (ポイントごと Point by Point) .................247
リミットラインを作成する（トレースデータから） ....................249
リミットラインを作成する (マーカデータから) ........................250

リミットラインを削除する ........................................................ 252
Pass/Fail テスト ........................................................................ 253
シーケンス .............................................................................. 256

シーケンスの編集 .................................................................... 256
シーケンスを実行する ........................................................... 261

139

GSP-9300 ユーザーマニュアル

測定
この章では、自動測定モードの使用方法について説明します。本器は、以下の測定機能をサポートしています：


ACPR →142 ページから



OCBW →145 ページから



AM Analysis→147 ページから

FM Analysis →153 ページから



AM/FM 復調 →159 ページから



2FSK 測定 →161 ページから

位相ジッタ →175 ページから

SEM 測定 →179 ページから



TOI 測定 → 203 ページから



CNR/CSO/CTB 測定 →206 ページから

Harmonic 測定 →213 ページから



N dB 測定 →215 ページから



P1dB 測定 →217 ページからチャンネル解析の概要
説明

140チャンネル解析測定には、ACPR(Alternate-Channel Power Ratio)と OCBW
(occupied bandwidth)測定を含んでいます。

高度な操作パラメータ

チャンネル帯域幅 ターゲットチャンネルが占有する周波数帯域幅：0Hz～3GHz(0Hz を除く)
チャンネルスペース

各メインチャンネル間
の周波数差
範囲：
0Hz～3GHz

隣接チャンネル帯 隣接チャンネルが占域幅 1 と 2有する周波数帯域幅
範囲：
0Hz～3GHz(0Hz を除く)
隣接チャンネルオ 隣接チャンネルとメイ
ンチャンネル間の周
フセット 1～3
波数差
範囲：1
0Hz～3GHz(0Hz を除く)
OCBW%

消費電力量に対する占有帯域幅比.
範囲：0% ～100%,
分解能 0.1%

141

GSP-9300 ユーザーマニュアル
ACPR
説明

隣接チャネル電力は、メインチャンネルから隣接チャネルへの漏洩電力量を意味します。この測定は、隣接チャネルにおける電力に対するメインチャネル電力の比です。

例
ADJ ADJ ADJ Main ADJ ADJ ADJ
CH3 CH2 CH1 CHBW CH1 CH2 CH3Offset 1
Offset 2
Offset 3
Channel spacing

To next main
channel

操作：1.
> Channel Analysis[F1]>ACPR[F2]メインチャンネを押し ACPR 測定をオンします。
ルの設定
 その他の測定モードは自動的に無効にな
Measureります。
2. 画面が 2 画面に分割されます。画面上部
は、メインチャンネル、隣接するチャネルとそれに対応するリミットを表示します。画
面下部には、リアルタイムで ACPR 測定の結果を表示します。

142高度な操作
Main CHADJCH1ADJCH2ADJCH3Channel power
results3.

> Channel Analysis[F1]>ACPR
Setup[F1]> を押し、以下の項目を設定しMeasureます：Main CHBW[F1]メインチャンネルの帯域を設定します。

Main CH H
Limit[F2]メインチャンネルの下限リミットを設定します。

Main CH Limit[F3] メインチャンネルの上
限リミットを設定します。

CH SPC[F4]チャンネル間隔を指
定します。
143

GSP-9300 ユーザーマニュアル
操作：
1. ADJCH Setup[F5] を押し、隣接チャンネル
隣接チャンネを設定します。
ルの設定をすSelect AdjCh[F1] 隣接チャンネル番号
るを選択します：1, 2, 3

[F2]

選択したチャンネルのオン/オフを切り替えます。

ADJCHBW[F3]

選択したチャンネルの帯域幅を選択します。

ADJCH Offset[F4] 隣接チャンネルオフセ
ットを設定します。

ADJCH HLimit[F5] 隣接チャンネルの上限を設定します。

ADJCH LLimit[F5] 隣接チャンネルの下限を設定します。
2. 必要であればその他の隣接チャンネルへ
上記手順を繰り返します。
チャンネルを 1.
> Channel Analysis[F1] を押し、その上下へ移動す他のチャンネルへ移動します。
る
Channel Move
上のメインチャンネル
Up[F5]へ.
Measure144

高度な操作

Channel Move
Down[F6]
注意下のメインチャンネル
へ.

チャンネルスペース（CH SPC）パラメータは、次のメインチャンネルの位置を決定します。

定義ヘルプを 1.
> Channel Analysis[F1]>ACPR
Setup[F1]>Def. Help を押し Definitions
削除
Help オン/オフを切り替えます。
Measure

OCBW
説明

占有帯域幅測定は、チャネルの電力対占有チャネルの電力をのパーセンテージで測定するために使用します。

例
OCBW

CH BW

操作：
1.
> Channel Analysis[F1]>OCBW[F4]メインチャンネを押し、OCBW をオンします。
ルの設定
 その他の測定モードは自動的に無効にな
Measureります。
2. 画面が上下に分割表示になります。画面
145

GSP-9300 ユーザーマニュアル
上部は、チャンネル帯域を表示します。画
面下部はリアルタイムで OCBW 測定結果を表示します。
CH BW

Channel power and total
power results

3. OCBW Setup[F3] を押し OCBW 設定に入ります：チャンネルを
上下に移動
146

1.

CHBW[F1]

チャンネル帯域幅を設定します。

CH SPC[F2]メインチャンネル間のスペースを設定します。

OCBW%[F3]OCBW に対する
CHBW の％を設定します。

Measureます：> Channel Analysis[F1] を押し選択し高度な操作注意

Channel Move
Up[F5]

次のメインチャンネル

Channel Move
Down[F6]

前のメインチャンネル

チャンネルスペース（CH SPC）パラメータは、次のメインチャンネル位置を決定します。

AM/FM 解析AM 解析
説明

振幅変調がオンになると、入力信号はセン
ター周波数を中心とし、スパンは自動的にゼロ·スパンに設定されている。

測定項目

AM Depth：
Mod. Rate：
Carrier Pwr：
Carrier Freq
Offset：
SINAD：

操作：
構成

現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max

1. センター周波数をキャリア周波数に設定する。 (49 ページ)
2. Press

Measure> Demod[F2]>AM

Analysis[F1]>AM Analysis[F1] を押し AM
147

GSP-9300 ユーザーマニュアル
解析をオンします。


その他の測定モードは、自動的に無効になります。

3. 画面が 2 分割されます。画面上部は、時間ドメインで AM 波形を表示します。画面
下部は、AM 測定値を表示します。
AM waveform

AM modulation
measurements

4. Setup[F2]>IF Bandwidth[F1] を押し、中間周波数帯域幅を設定します。


キャリアに含まれるスペクトラムに対応する
ために十分な帯域幅を設定してください

5. LPF[F2] を押し、ローパスフィルタを設定
またはバイパスに設定することができます。
AM 信号周波数 (Hz)LPF（Hz）の選択可能な帯域幅
148高度な操作≧ 78,125 156,25 78,125 52,083 39,063 31,250
0≧ 39,063 78,125 39,063 26,042 19,531 15,625≧ 19,531 39,063 19,531 13,021 9,766 7,813≧ 7,813 15,625 7,813 5,208 3,906 3,125≧ 3,906 7,813 3,906 2,604 1,953 1,563≧ 1,953 3,906 1,953 1,302 977
781≧ 781 1,563 781 521
391
313≧ 391 781 391 260
195
156≧ 195 391 195 130
98
78
≧ 78
156 78
52
39
31
≧ 39
78
39
26
20
16
≧ 20
39
20
13
10
8
≧8
16
8
5
4
3
6.

Time Axis [F3] を押し水平軸パラメータを設定します：

Ref. Value[F1]Ref. Pos[F2]

Scale/Div[F3]Auto Scale[F4]時間軸のスタート時間を設定します。
グリッド目盛の X 番目
へ波形をシフトします。
オートスケールがオフの時に、時間目盛の値を設定します。
オートスケールをオン/オフします。

7. Depth Axis[F4] を押し、変調度（垂直）パラメータを設定します：149

GSP-9300 ユーザーマニュアル

Ref.Value[F1]Ref.Pos[F2]

Scale/Div[F3]Auto Scale[F4]垂直スケール/div に対する割合としてリファレンス位置をオフセットします。
垂直目盛上の波形のリファレンス位置を設定します。(1：10).
オートスケールがオフのとき、垂直目盛の数
値をパーセンテージで設定します。
オートスケールをオン/オフします。

8. Squelch[F6] を押し、キャリアスケルチレ
ベルを設定します。
スケルチ設定は、一定レベルの不要なノイズを抑制します。
操作：
トリガ構成

9. AF Trigger[F5]>Trigger Setup[F1] を押し、トリガ構成を設定します：

Edge Slope[F1]Trigger Mode[F2]150

トリガを立ち上がり/立
下りエッジに設定します。
トリガモードを設定します：
Nor.：ノーマルトリガ
Sgl.：シングルトリガ
Cont.：連続トリガ

高度な操作

Trigger Level[F3]Trigger Delay[F4]トリガレベルを周波数に設定します(表示レベルは、少しの間のこります。)
トリガ遅延時間を設定
します：
0 ～ 1ks

10. Return[F6] を押し、AF トリガメニューへ戻り、残りのトリガオプションを設定します：

FreeRun[F2]Start Time[F3]Stop Time[F4]Action Now[F6]注意

トリガは無効です。初期設定はこの設定です。
画面上部の AM 波形の X 軸の開始時間を設定します。
画面上部の AM 波形の X 軸の停止時間を設定します。
フリーランモードをオフしユーザー定義のト
リガ設定を使用します。

より高いかより低い値が見つかるまで
MAX と MIN 測定が保持される。 MAX とMIN の測定値をリセットするには、> Demod[F2]>AM Analysis[F1]>
Min/Max Reset[F3]. を押します。
Measure151

GSP-9300 ユーザーマニュアル
AM Pass/Fail テスト
説明

リミット編集機能は、AM 変調度、キャリア
オフセットとキャリアパワーの PASS リミッ
トを設定します。

測定範囲

AM Depth：

Carr. Offset：
Carrier Power：
操作：
構成

1.

1Hz～400kHz
1Hz～400kHz-120dBm～30dBm> Demod[F2]>AM Analysis[F1]>Limit Edit[F5] を押し、リミットを設定します。
MeasureAM Depth[F1]Carr. Offset[F2]Carr. Power[F3]もし、測定した変調度がこの設定を超えたらFAIL と判定します。
もし、測定したキャリア
オフセットがこの設定を超えたら FAIL と判定します。
もし、測定したキャリア
電力がこの設定を超えたら FAIL と判定します。

2. Pass/Fail and turn Pass/Fail on を押します。

152

高度な操作
3. 画面下部の AM 測定エリアは、現在の AM
変調度、キャリアオフセットおよびキャリア
電力用パス/フェイルインジケータを含み
ます。
Pass：

Fail：

例

Pass/ Failjudgments

FM 解析
説明

周波数変調がオンになると、入力信号のキャリア周波数を中心とし、スパンは自動的にゼロスパンに設定されます。

測定項目

周波数偏移：
Mod. Rate：
Carrier Pwr：
Carrier Freq
Offset：
SINAD：

現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
153

GSP-9300 ユーザーマニュアル
操作：構成

1. センター周波数をキャリア周波数に設定します。(49 ページ).
2.

> Demod[F2]>FM Analysis[F2]>FM
Analysis[F1] を押し FM 解析をオンします。



その他の測定モードは、自動的に無効になります。

Measure3. 画面が 2 画面に分割されます。画面上部
は、時間ドメインで FM 波形を表示します。画面下部は、FM 測定値を表示しまFM waveformす。

FM modulation
measurements

4. Setup[F2]>IF Bandwidth[F1] を押し中間
周波数帯域幅を設定します。
(10kHz、30kHz、100kHz、300kHz、1MHz)
154

キャリアに含まれるスペクトラムに対応する
ために十分な帯域幅を設定してください。

高度な操作
5. LPF[F2] を押し、ローパスフィルタ周波数を設定するか、あるいはバイパスに設定
します：
FM 信号周波数 (Hz)LPF (Hz)の選択可能な帯域幅≧ 78,125 156,25 78,125 52,083 39,063 31,250
0≧ 39,063 78,125 39,063 26,042 19,531 15,625≧ 19,531 39,063 19,531 13,021 9,766 7,813≧ 7,813 15,625 7,813 5,208 3,906 3,125≧ 3,906 7,813 3,906 2,604 1,953 1,563≧ 1,953 3,906 1,953 1,302 977
781≧ 781 1,563 781 521
391
313≧ 391 781 391 260
195
156≧ 195 391 195 130
98
78
≧ 78
156 78
52
39
31
≧ 39
78
39
26
20
16
≧ 20
39
20
13
10
8
≧8
16
8
5
4
3
6. Time Axis[F3] を押し水平軸パラメータを設定します：

Ref. Value[F1]Ref. Pos[F2]時間軸の開始時間を設定します。
X 目盛分だけ波形を移動します。

155

GSP-9300 ユーザーマニュアル

Scale/Div[F3]Auto Scale[F4]オートスケールがオフの時の目盛スケールを設定します。
オートスケールをオン/オフします。

7. Deviation Axis[F4] を押し、変調度（垂直軸）パラメータを設定します：

Ref.Value[F1]Ref.Pos[F2]

Scale/Div[F3]Auto Scale[F4]

操作：
トリガ構成

156

リファレンス位置をオフセットします。（周波数）
水平グリッド目盛の波形のリファレンス位置を設定します。 (1：10).
水平目盛のスケールを設定します。
オートスケールをオン/オフします。

8. AF Trigger[F5]>Trigger Setup[F1] を押し
トリガ条件を設定します：
トリガを立ち上がり、まEdge Slope[F1]
たは立下りエッジに設定します。
Trigger Mode[F2] トリガモードを設定します：
Norm.：ノーマルトリガ
Sgl.：シングルトリガ
Cont.：連続トリガ

高度な操作

Trigger Level[F3]Trigger Delay[F4]トリガレベルを周波数で設定します。（表示レベルが少しの間残ります。)
トリガ遅延時間を設定
します：
0 ～ 1ks

9. Return[F6] を押し、AF トリガメニューへ戻り、残りのトリガオプションを設定します：

FreeRun[F1]Start Time[F3]Stop Time[F4]Action Now[F6]注意

トリガを無効にします。初期設定はこれです。
画面上部の FM 波形
X 軸のスタート時間を設定します。
画面上部の FM 波形
X 軸のストップ時間を設定します。
フリーランモードをオフにしユーザー定義のトリガ設定を使用します。

MAX と MIN 測定は、検出したより高いま
たはより低い値を保持します。
MAX/MIN 測定をリセットするには>MeasureDemod[F2]>FM Analysis[F1]>Min/Max
Reset[F3]. を押します。

157

GSP-9300 ユーザーマニュアル
FM Pass/Fail テスト
説明

リミット編集機能は、FM 変調、キャリアオ
フセットとキャリア電力の PASS リミットを設定します。

測定範囲

AM Deviation：
Carr. Offset：
Carrier Power：

操作：
構成

1.

1Hz ～ 400kHz
1Hz ～ 400kHz-120dBm ～ 30dBm> Demod[F2]>FM Analysis[F2]>Limit
Edit[F5] a を押しリミットを設定します。
MeasureFM Deviation[F1]Carr. Offset[F2]Carr. Power[F3]測定した変調度がこのリミットを超えた場
合、FAIL と判定します。
測定したキャリアオフ
セットがこのリミットを超えた場合、FAIL と判定します。
測定したキャリア電力
がこのリミットを超えた
場合、FAIL と判定します。

2. Pass/Fail[F6] を押し Pass/Fail をオンします。

158

高度な操作
3. 画面下部の FM 測定エリアは、現在の FM
変調度、キャリアオフセット、キャリア
パワーの Pass/Fail 判定を含んでいます。
Pass：

Fail：

例

Pass/ Failjudgments

AM/FM 復調
説明GSP-9300 には、AM や FM 放送を受信するのに便利な AM / FM 復調機能があり、イヤフォン出力のソケットを使用して復調したベースバンド信号を聞くことができます。

159

GSP-9300 ユーザーマニュアル
操作：
設定

1. センター周波数を希望する FM/AM キャリ
ア周波数に設定します。
詳細は、49 ページを参照ください。
2. スパンをゼロスパンに設定します。
詳細は 54 ページを参照ください。
3. プリアンプをオートに設定してください。
詳細は、71 ページを参照してください。
4. RF 入力へアンテナを接続します。
ヘッドフォンまたはスピーカをイヤフォン出力ポートへ接続し
ます。

接続

操作

1.

> Demod[F2]>Sound[F3]>Ear Phone
Out[F1] を押し、イヤフォン出力をオンします。
Measure2. Volume[F2] を押し出力ボリュームを設定
します：
Volume：0～15、初期値： 7

3. Digital Gain Control[F3] を押し、ゲインを変更します：
Gain：

0～18dB、
6dB ステップ

4. Demod Type[F4] を押し、AM または FM
160

高度な操作
復調を選択します。
ASK 測定説明

ASK 機能は、ASK 信号を解析するために使用します。
ASK 機能は、復調波形または信号のエンコードされたシンボルを表示することがで
きます。

測定項目

AM Depth:
Mod. Rate:
Carrier Pwr:
Carrier Freq
Offset:
SINAD:

操作：
構成

現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max

5. センター周波数をキャリア周波数に設定します。(49 ページ).
6.

> Demod[F2]>ASK Analysis[F4]>を
押し ASK 解析をオンします。



その他の測定モードは、自動的に無効になります。

Measure7. 画面が 2 分割されます。画面上部には波形表示（時間ドメイン）またはシンボル表示として ASK 波形を表示します。画面下部は、ASK 測定値です。

161

GSP-9300 ユーザーマニュアル
Wave view

Symbol view

ASK measurements

8. Symbol Rate[F2] を押しシンボルレートを設定します。


画面表示

シンボルレートは、時間単位のシンボル数を決定します。

9. 画面上部の表示をシンボル表示または波形表示に切り替えるにはView[F4]>Symbol[F1] またはView[F4]>Wave[F2] を押します。
10. 画面表示を Wave（波形表示）に設定した
場合、Time Axis [F5]で水平軸パラメータを設定します：時間軸の開始時間をRef. Value[F1]設定します。

162

高度な操作

Ref. Pos[F2]
Scale/Div[F3]Auto Scale[F4]波形位置を目盛数 Xだけ移動します。
オートスケールがオフのときグリッド目盛のスケールを設定します。
オートスケールのオン/オフを切り替えます。

11. Depth Axis[F6] を押し、変調度（垂直軸）パラメータを設定します。
垂直軸 scale/div 設定
Ref.Value[F1]のパーセンテージでリ
ファレンス位置をオフ
セットします。
垂直目盛（1：10）上のRef.Pos[F2]波形のリファレンス位置を設定します。
オートスケールがオフ
Scale/Div[F3]の時、垂直目盛のス
ケールを設定します。
オートスケールのオン
Auto Scale[F4]/オフを切り替えます。

163

GSP-9300 ユーザーマニュアル
操作：
トリガ条件の設定

12. More[F7]>AF Trigger [F1] を押し、トリガ条件を設定します：Free Run[F1]Edge Slope[F2]Trigger Mode[F3]Trigger Level[F4]Trigger Delay[F5]Action Now[F6]トリガを無効にします。初期設定はこの状態です。
トリガを立ち上がりまたは立下りエッジに設定します。
トリガモードを設定します：
Norm.：ノーマルトリガ
Sgl.：シングルトリガ
Cont.：連続トリガ
変調度のパーセンテージでトリガレベルを設定します。(表示されたレベルは、少しの間残ります。)
トリガ遅延時間を設定
します：
0～1ks
フリーランモードをオフしユーザーの定義ト
リガ設定を使用します。

13. Return[F7] を押し、前のメニューへ戻りス
イープのオプションを設定します。

164

高度な操作

Sweep[F5]Sweep Single[F6]

スイープをシングルまたは連続に設定します。
シングルに設定すると、Sweep Single[F6]ソフトキーを押す必要があります。
Sweep[F5] がシングルに設定されているとき、シングルスイープを開始します。

ASK Pass/Fail テスト
説明

リミット機能は、AM 変調度、キャリアオフ
セットおよびキャリアパワーの PASS リミッ
ト値を設定します。

測定範囲

AM Depth:

Carr. Offset:
Carrier Power:
操作:
構成

1.

1Hz ～ 400kHz
1Hz ～ 400kHz-120dBm ～ 30dBm> Demod[F2]>ASK Analysis[F4]>More[F7]>Limit[F45] を押し、リミットを設定します。
MeasureAM Depth[F2]測定した変調度がリミットを超えた場合 FAILと判定します。

165

GSP-9300 ユーザーマニュアル

Carr. Offset[F3]Carr. Power[F4]測定したキャリアオフ
セット値がリミットを超えた場合 FAIL と判定します。
測定したキャリア電力
がリミットを超えた場
合 FAIL と判定します。

2. Limit を押し、リミットのオン/オフを切り替えます。
3. 画面下の ASK 測定エリアは、現在の AM
変調度、キャリアオフセット、キャリア電力の PASS/FAIL 表示を含んでいます。
Pass:

Fail:

例

Pass/ Failjudgments

166高度な操作FSK 測定説明

FSK 機能は、FSK 信号を解析するのに使用できます。復調波形または信号内のエンコードされたシンボルのいずれかを画面上部に表示できます。

測定項目

Freq Deviation:
Mod. Rate:
Carrier Pwr:
Carrier Freq
Offset:
SINAD:

操作：
構成

現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max
現在値、Min、Max

1. センター周波数をキャリア周波数に設定します。（49 ページ）2.

> Demod[F2]>FSK[F5]>FSK
Analysis[F1] を押し、FSK 解析をオンにします。



その他の測定モードは、自動的に無効になります。

Measure3. 画面が 2 分割されます。画面上部には、復調した FSK 波形が波形表示（時間ドメインの波形）またはシンボル表示で表示されます。画面下部には、FSK の仕様測定と PASS/FAIL 結果が表示されます。

167

GSP-9300 ユーザーマニュアル
Wave view

Symbol view

FSK demodulation
measurements

4. Symbol Rate[F2] を押しシンボルレートを設定します。


画面表示

シンボルレートは、単位時間内のシンボル数を決定します。

5. 画面上部をシンボル表示または波形表示に切り替えるには、View[F4]>Symbol[F1]または View[F4]>Wave[F2] を押します。
6. Wave,に設定した場合、Time Axis [F5] で
水平軸パラメータを設定します：Ref. Value[F1]Ref. Pos[F2]168

時間軸のスタート時間を設定します。
波形をグリッド目盛 X
移動します。

高度な操作

Scale/Div[F3]Auto Scale[F4]オートスケールをオフにしたときのグリッド
目盛のスケールを設定します。
オートスケールのオン/オフを切り替えます。

7. Deviation Axis[F6] を押し、目盛（垂直）パラメータを設定します。

Ref.Value[F1]Ref.Pos[F2]

Scale/Div[F3]Auto Scale[F4]リファレンス位置をオフセットします（単位は周波数）.
垂直グリッド目盛の波形のリファレンス位置を設定します。（1：10）
オートスケールがオフの場合の垂直グリッド
目盛スケールを設定します。
オートスケールのオン/オフを切り替えます。

169

GSP-9300 ユーザーマニュアル
操作：
トリガ構成

8. More[F7]>AF Trigger [F1] を押し、トリガ条件を設定します。

Free Run[F1]トリガを無効にします。初期設定です。

Edge Slope[F2]

トリガを立ち上がりまたは立下りエッジに設定します。
トリガモードの設定：
Norm.：ノーマルトリガ
Sgl.：シングルトリガ
Cont.：連続トリガ
トリガレベルを周波数で設定します。（表示されたレベルは、少しの時間だけ残ります）
トリガ遅延時間を設定
します：
0 ～ 1ks
フリーランモードをオフにしユーザー定義のトリガ設定を使用します。

Trigger Mode[F3]Trigger Level[F4]Trigger Delay[F5]Action Now[F6]9. Return[F7] を押し、前のメニューへ戻りス
イープのオプションを設定します170高度な操作

Sweep[F5]Sweep Single[F6]

スイープをシングルまたは連続に設定します。
シングルに設定すると、Sweep Single[F6]ソフトキーを押す必要があります。
Sweep[F5] に設定されている場合、シング
ルスイープを実行します。

FSK PASS/FAIL テスト
説明

リミット編集機能は、FSK 周波数偏差、
キャリアオフセットおよびキャリアパワーのPASS リミットを設定します。

測定レンジ

Freq. Deviation:

Carr. Offset:
Carrier Power:
操作：
構成

1.

1Hz ～400kHz
1Hz～ 400kHz-120dBm～ 30dBm> Demod[F2]>FSK
Analysis[F5]>More[F7]> Limit[F4] を押しリ
Measureミットを設定します。

Freq. Deviation[F2] 測定した偏移がリミッ
トを超えていた場合、FAIL と判定します。

171

GSP-9300 ユーザーマニュアル

Carr. Offset[F3]Carr. Power[F4]測定したキャリアオフ
セットがリミットを超えていた場合、FAIL と判定します。
測定したキャリア電力
がリミットを超えていた
場合、FAIL と判定します。

2. Limit[F1] を押しリミットをオンします。
3. 画面下部の FSK 測定エリアには、現在の周波数偏差、キャリアオフセットおよびキャリア電力のパス/フェイル表示が含まれ
ます。
Pass:

Fail:

例

Pass/ Fail indicators

172高度な操作
2FSK 測定説明

2FSK 変調は、変調のバイナリ FSK（周波数偏移変調）形式です。 2FSK は、一般的に一つの周波数がデータ "1"を表し、もう一方の周波数がデータ”0”を表す二つの異なる周波数で構成されている FSK 変調
された信号をデータ送信するために使用されます。
2FSK 測定は 2 トレースで作成され、一つのトレースは、2FSK スペクトル（トレース1、黄色）を表示し、もう一方のトレーストレース 2、パープル）は、FSK キャリアとホップ周波数をピークマーカーと MAX HOLD
で表示します。

測定項目

例

Peak 1, Peak 2：
Frequency
Deviation：
Carrier Offset：
Carrier Freq
Offset：Peak Threshold：Max Hold：

周波数、振幅Hertz(Hz)
周波数
周波数
dBm
dBm

Peak threshold limit
Max Hold limit
Max Hold trace
2FSK trace

Freq. 1

Freq. 2173

GSP-9300 ユーザーマニュアル操作

1. 2FSK キャリアとホップ周波数をカバーする
ように周波数スパンを設定します。
49 ページを参照してください。
2.

> 2FSK[F3]>2FSK[F1] を押し、2FSKをオンします。



その他の測定モードは、自動的に無効になります。

Measure3. ディスプレイは、2 画面に分割されます。
画面上部には、第 1 および第 2 の FSK
周波数（キャリアとホップ周波数）のピーク
マーカート付きのレースを表示します。画
面下部には、リアルタイムで 2FSK の測定
結果を表示します。
Peak 1, Peak 2

2FSK measurement

4. ピークしきい値ラインを設定するには、
Peak Threshold：を押します。
しきい値 T 範囲：
174-120dBm～30.0dBm

高度な操作
5. MAX ホールドリミットを設定するには、
Max Hold を押します：
Max ホールド範囲： -130dBm～30.0dBm
ピークしきい値と Max ホールドの詳細な情報については、91 ページのトレースを参照
ください。

注意

2FSK Pass/Fail テスト
説明

リミット編集機能は、周波数偏差、キャリア
オフセットおよび各ピークの振幅のハイ/
ローリミットの PASS リミットを設定します。

測定範囲

Freq. Deviation:
Carr. Offset:
High Limit:
Low Limit:

操作：
構成

1.

1Hz ～ 400kHz
1Hz ～ 400kHz-120dBm ～ 30dBm-120dBm ～ 30dBm> 2FSK[F3]>Limit Edit[F5] を押し、リミットを設定します。
MeasureFreq. Deviation[F1] 測定した偏移がこのリ

Carr. Offset[F2]

ミットを超えたら、FAILと判定します。
測定したキャリアオフ
セットがこのリミットを超えたら、FAIL と判定
します。

175

GSP-9300 ユーザーマニュアル

High Limit[F3]Low Limit[F4]測定したピークのいず
れかの振幅がハイリミットを超えたら、FAILと判定します。
測定したピークのいず
れかの振幅がローリミットより小さい場合、
FAIL と判定します。

2. Pass/Fail[F6] を押し PASS/FAIL をオンします。
3. 画面下部の 2FSK エリアは、周波数偏移、キャリアオフセット、上限と下限の現在のパス/フェイル表示を含みます。
Pass:

Fail:

例

Pass/ Failjudgments

176

高度な操作
位相ジッタ測定
位相ジッタは、位相変動量を参照して時間ドメインにおける信号の安定性を評価するために用いることができます。
センター周波数に対Start Offset：
するスタート周波数。

説明

パラメータ

測定項目

Stop Offset：

センター周波数に対するストップ周波数。

Carrier Power：
Jitter in phase：
Jitter in time：

dBm
rad
ns

例

Start Offset
Stop Offset

操作：1.
> Phase Jitter[F4]>Phase
メインチャンネ
Jitter[F1] を押し、位相ジッタ測定をオンしルの設定ます。
Measureその他の測定モードは、自動的に無効になります。

2. ディスプレイは、2 画面に分割されます。
画面上部は、スタートとストップオフセット付きトレースを表示しています。画面下部
177GSP-9300 ユーザーマニュアルには、位相ジッタの測定値を表示します。
Start
offsetStopoffsetPhase jitter measurements

3. Start Offset[F2] を押し、スタートオフセットを設定します：Offset：(0Hz～½ span freq)

4. Stop Offset[F3] を押し、ストップオフセットを設定します：Offset：注意

178(0Hz ～ ½ span freq)

位相ジッタ測定は、RBW と VBW に強く関連付けられています。

高度な操作Spectrum Emission Mask（SEM）の概要
説明

SEM 測定は、チャネル内電力と比較した
チャネル外漏えいを測定するために使用します。通常、SEM 測定はキャリア周波数と異なるオフセットの数で指定されたパワーバンドに対して計算されます。
SEM 測定は、しばしば異なる無線規格の数に対して実行されます。
3GPP の場合は、GSP-9300 は、FDD（周波数分割複信）と TDD（時分割複信）モードの両方のための BS（基地局）と UE（ユーザ機器）試験規格をサポートしています。
また、GSP-9300 は IEEE802.11b、
802.11g、802.11n と 802.16 のための SEM
テストだけでなく、ユーザ定義のエミッショ
ンマスクテストをサポートしています。

例
Relative mask
Absolute mask

Chan
span

Channel integrated BW
Offset 1
Offset 2
Offset 3

パラメータ

ChanIntegBW： 積分チャンネル幅179

GSP-9300 ユーザーマニュアル.ChanIntegBW は、チャンネル内電力を測定するのに使用します。（Channel
Integration Bandwidth）
Chan Span：
チャンネルパワーを測定するとき、メインチャンネ
ルのスパンを定義するのに使用します。
RBW：
チャンネル内電力を測定するとき、メインチャンネ
ルの分解能帯域幅を設定します。
Total Pwr Ref： 電力オフセットを計算するためのリファレンスとして使用されるキャリアのトー
タル電力。
PSD Ref：
電力オフセットを計算するためのリファレンスとして使用されるキャリアの平均パワースペクトル密度。
Select Offset： 設定に使用されるオフセットペア（1～5）を選択します。
Start Freq：
選択されたオフセット番号のスタートオフセット周波数を設定します。
Stop Freq：
選択されたオフセット番号のストップオフセット周波数を設定します。
RBW：
選択されたオフセット番号180高度な操作

Abs Start：

Abs Stop：

Rel Start：

Rel Stop：の分解能帯域幅を設定します。
選択されたオフセット番号のスタート FREQ での絶対レベルのリミットを設定します。
選択されたオフセット番号のストップ FREQ での絶対レベルのリミットを設定します。Abs ストップレベ
ルのリミットは、カップルまたは Man に設定することができます。Man は、Abs
ストップを、ユーザ定義にすることができます。一
方、カップルは、ABS スタ
ートレベルリミットまででAbs ストップをロックします。
選択されたオフセット番号のスタート FREQ での相対的なレベルリミットを設定します。
選択されたオフセット番号のストップ FREQ での相対的なレベルリミットを設定します。 Rel ストップ
は、カップルや Man に設定することができます。
Man は、Rel ストップをユーザ定義にすることがで
181

GSP-9300 ユーザーマニュアル

Fail Mask：

Main Channel
Bandwidth：
Total Power：
PSD (PowerSpectralDensity)：
Offset 1～5：

測定項目

きます。一方、カップル
は、Rel スタートレベルのリミットに Rel ストップをロックします。
レベルの制限に対して、測定のための FAIL 条件
を設定します：Absolute, Relative、
Absolute & Relative、
Absolute or Relative.

単位：Hz
単位：dBm

単位：dBm/Hz
Lower dBm, Upper dBm

3GPP Operating Bands*
Operating UL Frequencies
UE transmit, Node B
Bandreceive

182

DL Frequencies
UE receive,Node B
transmit

I

1920～1980MHz 2110～2170MHz

II

1850～1910MHz 1930～1990 MHz

II

1710～1785MHz 1805～1880MHz

IV

1710～1755MHz 2110～2155MHz

V

824～849MHz

869～894MHz

VI

830～840MHz

875～885MHz

高度な操作
VII

2500～2570MHz 2620～2690MHz

VIII

880～915MHz

925～960MHz

IX

1749.9～1784.9MHz

1844.9～1879.9MHz

X

1710～1770MHz 2110～2170MHz

XI

1427.9～1452.9MHz

1475.9～1500.9MHz

XII

698～716MHz

728～746MHz

XIII

777～787MHz

746～756MHz

XIV

788～796MHz

758～768MHz

XV

Reserved

Reserved

XVI

Reserved

Reserved

XVII

Reserved

Reserved

XVIII

Reserved

Reserved

XIX

830～845MHz

875～890MHzXX

832～862MHz

791～821MHz

XXI

1447.9～1462.9MHz

1495.9～1510.9MHz

XXV

1850～1915MHz 1930～1995MHz*for FDD, ETSI から参照：
3GPP TS 25.101 version 10.2.0 Release 10
3GPP TS 25.104 version 10.2.0 Release 10

183

GSP-9300 ユーザーマニュアル
3GPP-FDDBS

FDD 構成の場合、異なるリミットを選択した
トータルチャンネルパワーP に基づいて選択することでできます。
Δfmax の初期値は、12.5MHz です。
Δfmax は、ユーザー定義可能です。
チャネルスパンは、5MHz に設定されています。
注意：A, B, C, D, E は、それぞれオフセット
1 から 5 を表します。
P≧43

単位：MHzAbs[1]

2.5 ≦A<2.7-14dBm 30kHz

2.7≦B<3.5-14 ～ 30kHz-26dBmRBW

3.5≦C<Δfmax -13dBm 1MHz
39≦P<43

単位：MHzAbs[1]

2.5 ≦A<2.7-15dBm 30kHz

2.7≦B<3.5-14 ～ 30kHz-26dBm3.5≦C<7.5-13dBm 1MHz

RBW

7.5≦D<Δfmax P-56dB 1MHz
31≦P<39

184

単位：MHzAbs[1]

2.5≦A<2.7

P-53dB 30kHz

RBW

高度な操作
2.7≦B<3.5

P-53dB 30kHz～
P-56dB

3.5≦C<7.5

P-52dB 1MHz

7.5≦D<Δfmax P-56dB 1MHzP<31

Unit：MHzAbs[1]

2.5≦A<2.7-22dBm 30kHz

2.7≦B<3.5-22 ～ 30kHz-34dBm3.5≦C<7.5-21dBM 1MHz

RBW

7.5≦D<Δfmax -25dBm 1MHz
P <31 の場合は、2 つの追加電力リミット（以下に示す）は、ホーム基地局アプリケーション用で Additional Max Out. Pwr オプションを介して選択することができます：：(Δfmax の初期値は、14.5MHz です。
Δfmax は、ユーザー定義が可能です。
6≦P≤20P<6

単位：MHzAbs[1]

RBW

12.5≦E<
Δfmax

P- 56dB

1MHz

単位：MHzAbs[1]

RBW

12.5≦E<
Δfmax-50dBm1MHz

185

GSP-9300 ユーザーマニュアル
3GPP-FDD
II、IV は、V、X、XII、XIII、XIV および XXV バ
BS 追加要件 ンドの操作の場合、追加要件（下記参照）は、
上記の最小要件に加えて適用されます。
バンド：
II, IV, X

バンド：V

単位：MHz

Additional[3]2.5≦A<3.5 -15dBm

30kHz

3.5≤B<
Δfmax-13dBm1MHz

単位：MHz

Additional[3]RBW

2.5≦A<3.5 -15dBm

30kHz

3.5≦B<
Δfmax-13dBm100kHz

単位：MHz

Additional[3]

RBW

バンド：
2.5 ≤A<3.5 -13dBm
XII, XIII, XIV
3.5≦B<-13dBmΔfmax
3GPP-FDD
UE

30kHz
100kHz

チャネルスパンは、5MHz に設定されている。
注意：A, B, C, D, E は、それぞれオフセット 1から 5 を表します。
単位：MHz

186

RBW

Rel

Abs[1]

RBW

2.5≦A<3.5 -35～
-50dBc-71.1dBm 30kHz

3.5≦B<7.5 -35～
-39dBc-55.8dBm 1MHz

7.5≦C<8.5 -39～
-49dBc-55.8dBm 1MHz

高度な操作
8.5≦D<12.5 -49～
-49dBc3GPP-FDD
UE 追加要件-55.8dBm 1MHz

3GPP-FDD UE のための追加要件.
バンド
II, IV, X

バンド V

単位：MHz

Additional[3]2.5≦A<3.5 -15dBm

30kHz

3.5≦B<12.5 -15dBm

1MHz

単位：MHz

Additional[3]RBW

2.5≦A<3.5 -15dBm

30kHz

3.5≦B<12.5 -13dBm

100kHz

単位：MHz

Additional

[3]

バンド
2.5≦A<3.5 -13dBm
XII, XIII, XIV
3.5≤B<12.5 -13dBm
3GPP-TDD
BS
3.84Mcps*

RBW

RBW

30kHz
100kHzTDD 構成の場合、別のリミットがトータルチャ
ンネル電力に基づいて選択することができます。
チャンネルスパン：
3.84Mcps：5MHz.
注意：A, B, C, D, E は、それぞれオフセット
1 から 5 を表します。
P≥43

単位：MHzAbs[1]

RBW

2.5≦A<2.7 -14dBm

30kHz

2.7≦B<3.5 -14～
-26dBm30kHz

3.5≤C<121MHz-13dBm187

GSP-9300 ユーザーマニュアル
39≤P<43

31≤P<39

P≤31

単位：MHzAbs[1]

2.5≦A<2.7 -14dBm

30kHz

2.7≦B<3.5 -14～
-26dBm30kHz

3.5≦C<7.5 -13dBm

1MHz

7.5≦D<12 P-56dB

1MHz

単位：MHzAbs[1]

188

RBW

2.5≦A<2.7 P-53dBm

30kHz

2.7≦B<3.5 P-53～
P-65dBm

30kHz

3.5≦C<7.5 P-52dBm

1MHz

7.5≦C<12 P-56dBm

1MHz

単位：MHzAbs[1]

RBW

2.5≦A<2.7 -22dBm

30kHz

2.7≦B<3.5 -22～
-34dBm30kHz

3.5≦C<7.5 -21dBm

1MHz

7.5≦D<12 -25dBm

1MHz* ETSI から参照：
3GPP TS 25.102 version 10.2.0 Release 10
3GPP TS 25.105 version 10.3.0 Release 10
3GPP-TDD
BS
1.28Mcps

RBW

チャンネルスパン：
1.28Mcps：1.6MHz.

高度な操作P≥34

26≤P<34

P<26

3GPP-TDD
BS
7.68 Mcps

単位：MHzAbs[1]

RBW

0.8≦A<1-20dBm30kHz

1≦B<1.8-20～-28dBm30kHz

1.8≦C<3.5 -13dBm

1MHz

[1]

単位：MHzAbs

0.8≦A<1

P-54dB30kHz

1≦B<1.8

P-54～
P-62dB

30kHz

1.8≦C<3.5 P-47dB

1MHz

[1]

RBW

単位：MHzAbs

RBW

0.8≦A<1-28dBm30kHz

1≦B<1.8-28～-36dBm30kHz

1.8≦C<3.5 -21dBm

1MHz

チャンネルスパン：
7.68Mcps：10MHz.

P≥43

39≦P<43

単位：MHzAbs[1]

RBW

5≦A<5.2-17dBm30kHz

5.2≦B<6-17～-29dBm30kHz

6≦C<24.5 -16dBm

1MHz

単位：MHzAbs[1]

RBW

5≦A<5.2-17dBm30kHz
189

GSP-9300 ユーザーマニュアル

31≦P<39

P<31

3GPP-TDD
UE

5.2≦B<6-17～-29dBm30kHz

6≦C<15-16dBm1MHz

15≦D≤24.5 P-59dB

1MHz

単位：MHzAbs[1]

RBW

5≦A<5.2

P-56dB

30kHz

5.2≦B<6

P-56～
P-68dB

30kHz

6≦C<15

P-55dB

1MHz

15≦D≦
24.5

P-59dB

1MHz

単位：MHzAbs[1]

RBW

5≦A<5.2-25dBm30kHz

5.2≦B<6-25～-37dBm30kHz

6≦C<15-24dBm1MHz

15≦D≤24.5 -28dBm

1MHz

チャンネルスパン：
3.84Mcps：5MHz.
1.28Mcps：1.6MHz.
7.68Mcps：10MHz.
注意：A, B, C, D, E は、それぞれオフセット
1 から 5 を表します。
3.84Mcps

190

単位：MHzRel[2]

RBW

高度な操作

1.28Mcps

7.68Mcps

2.5≦A<3.5 -35～50dBc

30kHz

3.5≦B<7.5 -35～
-39dBc1MHz

7.5≦C<8.5 -39～49dBc

1MHz

8.5≦D<12.5 -49dBc

1MHz

単位：MHzRel[2]

RBW

0.8≦A<1.8 -35～49dBc

30kHz

1.8≦B<2.4 -49～
-59.2dBc

30kHz

2.4≦C<4-44dBc

1MHz

単位：MHzRel[2]

RBW

5≦A<5.75 -38～46dBc

30kHz

5.75≦B<7 -46～
-53dBc30kHz

7≦C<15-38～-42dBc1MHz

15≦D<17-42～52dBc

1MHz

17≦E<25-53dBc1MHz

191

GSP-9300 ユーザーマニュアル
802.11b*チャンネルスパン：22MHz
注意：「A」は、「B」は、オフセット 1、オフセット
2 を示します。
ここで、「F」のデフォルト値は、24MHz です。
これは、ユーザー定義が可能です。
単位：MHzRel[2]

RBW

11≦A<22-30dBc100kHz22≦B<f-50dBc*リファレンス：IEEE Std 802.11b-1999

100kHz802.11g

チャンネルスパン：
ERP-OFDM/DSSS-OFDM ：18MHz
ERP-DSSS/ERP-PBCC/ERP-CCK：22MHz
注意：A, B, C, D は、それぞれオフセット 1 から 4 を表します。
“f”の初期値は、40MHz (ERP-OFDM/
DSSS-OFDM)または 25MHz (ERP-DSSS/
ERP-PBCC/ ERP-CCK)です。
この値は、ユーザー定義可能です。
ERPOFDM/DSSSOFDM

192

単位：MHzRel[2]

RBW

9≦A<11-0～-20dBc100kHz11≦B<20-20～-28dBc100kHz20≦C<30-28～-40dBc100kHz高度な操作30≦D<f-40dBc100kHz

単位：MHzRel[2]RBW

ERP11≦A<22 -30dBc
DSSS/
22≦B<f-50dBcERPPBCC/
ERP-CCK*リファレンス：IEEE Std 802.11a-1999
802.11n100kHz
100kHzチャンネルスパン：
CH BW 20MHz：18MHz
CH BW 40MHz：38MHz
注意：A, B, C, D は、それぞれオフセット 1 から 4 を表します。
“f”の初期値は、40MHz(CHBW 20MHz)または 70MHz(CHBW 40MHz)です。
この値は、ユーザー定義可能です。
CH BW
20MHz

CH BW

単位：MHzRel[2]

RBW

9≦A<11-0～-20dBc100kHz11≦B<20-20～-28dBc100kHz20≦C<30-28～-45dBc100kHz30≦D<f-45dBc100kHz

単位：MHzRel[2]

RBW

19≦A<21

0～-20dBc 100kHz

193

GSP-9300 ユーザーマニュアル
40MHz

21≦B<40-20～-28dBc100kHz40≦C<60-28～-45dBc100kHz60≦D<f*リファレンス：IEEE Std 802.1n-2009-45dBc100kHz802.16*

チャンネルスパン：
CH BW 20MHz：19MHz
CH BW 10MHz：9.5MHz
注意：A, B, C, D は、それぞれオフセット 1 から 4 を表します。
“f”の初期値は、16.75MHz(CHBW 20MHz)または 31.5MHz(CHBW 10MHz)です。
この値は、ユーザー定義可能です。
CH BW
20MHz

CH BW
10MHz

194

単位：MHzRel[2]

RBW

9.5≦A<10.9 0～-25dBc 100kHz
10.9≦
B<19.5-25～-32dBc100kHz19.5≦
C<29.5-32～-50dBc100kHz29.5≦D<f-50dBc100kHz

単位：MHzRel[2]

RBW

4.75≦
A<5.450～-25dBc 100kHz

5.45≦
B<9.75-25～-32dBc100kHz高度な操作9.75≦
C<14.75-32～-50dBc100kHz14.75≦D<f -50dBc*リファレンス：IEEE Std 802.16-2009

100kHz[1]

注意Abs：絶対リミット
Rel：相対リミット(メインチャンネルのコン
プライアンスに応じた、トータル電力または
電力スペクトル密度)[3]Additional：追加絶対リミット
Pass Fail 基準：
Case 1：ABS と Rel 両方が使用される
場合には、最高値（abs または Rel）
は、Pass / Fail 判定として使用されます。リミットの下のトレースポイントは、
PASS を示しています。
Case2：追加のリミットが使用される場
合、ケース 1 より高い値は、追加リミットと比較されます。最低の値がPASS/FAIL 判定として使用されます。
[2]

Spectrum Emission Mask テスト
説明

スペクトラムエミッションマスクテストのために、GSP-9300 には、3GPP、IEEE-802.11と 802.16 のプリテスト定義のパラメータを定義してあります。
また、GSP-9300 はユーザー定義の SEM
テストを実行することができます。

195

GSP-9300 ユーザーマニュアル
操作：

1.

> SEM[F5]>SEM[F2] を押し、SEM をオンにします。



その他の測定モードは、自動的に無効になります。

Measure2. ディスプレイが 2 画面に分割されます。
画面上部には、絶対または相対マスクとトレースを表示します。画面下部には、SEM の測定結果を表示します。
Absolute
limit line

SEM measurements

ユーザー定義 1. Setup[F1]>User Define[F6] を押し、SEM
パラメータ
測定のユーザー定義を設定します。

2. Meas Type[F1] を押し、TotalPwrRef[F1]または PSDRef[F2]を選択します。

3. Ref. Channel[F2] を押し、以下を設定しま
196

高度な操作す：

ChanIntegBW[F1]積分帯域幅を設定します。
チャンネルスパンを設
Chan Span[F2]定します。
分解能帯域幅を設定
RBW[F3]します。
TotalPwrRef[F4]/ トータル電力/PSD リ
ファレンスレベルを設
PSDRef[F4]定します。
4. Return[F7] を押し、前のメニューへ戻ります。

5. Offset/Limit[F3] を押し、オフセットパラメ
ータを設定します：

SelectOffset[F1][F2]StartFreq[F3]

StopFreq[F4]どのオフセット値を編集するか選択します。
選択したオフセットのオン/オフを切り替えます。
選択したオフセットのスタート周波数を設定します。
選択したオフセットのストップ周波数を設定
します。

197

GSP-9300 ユーザーマニュアル

RBW[F5]

選択したオフセットのRBW を設定します。

6. More 1/2[F6] を押し、絶対と相対レベル
リミットと条件を設定します：

Abs Start[F2]

Abs Stop[F3]Rel Start[F4]198

選択したオフセットの絶対スタートレベルリ
ミットを設定します。
選択したオフセットの絶対ストップレベルリ
ミットを設定します。
Man：ユーザ定義 Abs
ストップレベルを可能にします。
Couple：Abs ストップレ
ベルを Abs スタートレベルへ設定します。
選択されたオフセットのための相対スタート
レベルリミットを設定します。

高度な操作

Rel Stop[F5]選択されたオフセットのための相対ストップ
レベルリミットを設定します。
Man：ユーザ定義 Rel
ストップレベルを可能にします。
Couple：Rel ストップレ
ベルを Rel スタートレベルへ設定します。

7. Fail Mask[F6] を押し、Fail マスク条件を設定します：
Fail 条件を絶対レベ
Absolute[F1]
ルリミットに設定します。
Fail 条件を相対レベ
Relative[F2]ルリミットに設定します。
Abs AND Rel[F3] 絶対と相対レベルリミ
ットの両方として Fail
条件を設定します。
Fail 条件を絶対また
Abs OR Rel[F4]は相対レベルリミットのどちらかに設定します。
8. Select Offset[F1] を押し、その他のオフセットに上記のステップを繰り返します。
Offset：1～5199

GSP-9300 ユーザーマニュアル
プリセットテストのパラメー
タ：3GPP

3GPP SEM テストパラメータの詳細については、179 ページの SEM の概要を参照してください。
1. Setup[F1]>3GPP[F1] を押し 3GPP 測定を選択します。
2. Ref. Channel[F2] を押し、以下の様に設定します：

RBW[F3]分解能帯域幅を設定します。

3. 他のすべてのリファレンスチャネル設定
は、事前に定義されています。
4. Return[F7] を押し、前のメニューへ戻ります。
5. Offset/Limit[F3]>Duplexing Mode[F1] を押し、FDD または TDD 複信を選択しま
す：
6. FDD の場合には、FDD Setup[F2] を押し、FDD パラメータを設定し、TDD の場合には、TDD Setup[F3]：を押します。

Transmission[F1]200BS(基地局)と UE(端末)テストを切り替えます。

高度な操作

Chip Rate[F2]

Max Out
Pwr[F2/F3]

Add.limits[F4]TDD 複信のためのチャネル内電力を測定するために使用される
RRC フィルタ帯域幅を選択します：
3.84MHz、1.28MHz,
7.68MHzBS テストのための最大出力電力を設定します：
P>=43
39<=P<=43
31<=P<=39P<31
FDD 複信のためにオ
ペレーティング·バンド
を選択します：None
Band II
Band IV
Band V
Band X
Band X11
Band XIIIBand XIV

201

GSP-9300 ユーザーマニュアル

MinOffset/
Limit Value[F5]プリセットテス
トパラメータ：
802.XX

スタート/ストップ周波数、RBW、Abs スター
ト/ストップと rel スター
ト/ストップなどを含む
オフセットの各パラメータを表示できます。

802.11 と 802.16 の SEM テストパラメータの詳細については、179 ページの SEM の概要をご覧ください。
1. Setup[F1]>を押し、802.XX テストを選択します：

802.11b[F2]802.11g[F3]802.11n[F4]802.16[F5]2.

Ref. Channel[F2] を押し、チャネル統合
帯域幅、チャネルスパン、RBW および
PSD ref のための事前定義の設定を表示します。

3. Offset/Limit[F3] を押し、スタートとストッ
プ周波数、RBW、Rel スタートとストップを含めオフセットの各パラメータ値を表示し
ます。

202

高度な操作

3 次相互変調歪み(TOI)説明

三次相互変調歪み（Third orderintermodulation distortion）測定は、非線形システムで周波数が接近している二つの信号によって発生する TOI の積を計算するために使用されます。上と下の 3 次イ
ンターセプトポイント（IP3）両方を計算します。マーカーは、TOI の積およびそれらのそれぞれのベース信号の周波数に配置されます。
リミットは、限界試験のための上部および下部 TOI 積上に設定することができます。

パラメータ

Reference
Lower

リファレンスレベルを最も低いベース信号に設定します。
Reference
リファレンスレベルを最も高いベース信号に設定し
Upper
ます。
PASS/FAIL テストのリミッ
Limit
トを dBm で設定します。
Pass/Fail Test Pass/Fail テストの有効/
無効を設定します。
203

GSP-9300 ユーザーマニュアル
測定項目

Base Upper
Base Lower
3rd Order
Lower
3rd Order
Upper
Δf

周波数、dBm、dBc
周波数、dBm、dBc
周波数、dBm、dBc、limit、Intercept point
周波数、dBm、dBc、limit、Intercept point
周波数
Δf

例
Limit

3rd Order Upper
Base Lower
Base Upper
3rd Order Lower

操作：

1.

> TOI[F6]>TOI[F1] を押し、TOI をオンにします。



その他の測定モードは、自動的に無効になります。

Measure2. 画面は、2 画面に分割されます。画面上部は、上部および下部ベース周波数と上下の 3 次相互変調積をマーカ付きトレースで表示します。
画面下部は、TOI 測定と PASS/FAIL テス
ト結果を表示します。

204高度な操作
3rd Orderlower
markerLower andupper base

3rd Order
upper
marker

TOI measurement and results

3. Reference[F2] を押し、上部または下部のベース周波数にリファレンスを設定します。
アイコンが選択した上部または下部
リファレンスの隣に表示されます。

4. Limit[F3] を押し、上下 3 次相互変調積振幅のためのリミットを設定します。

5. Pass/Fail Test[F4] を押し、PASS/FAIL
テストのオン/オフを切り替えます。
Pass またはFail アイコンは、上記設定されたリミットに応じて表示されます。

205

GSP-9300 ユーザーマニュアル
CNR/CSO/CTB 測定
CN 比（Carrier to Noise Ratio：CNR)
説明

パラメータ

CN 比（搬送波対雑音比）は、送信中に存在するキャリア信号とノイズレベル間の振幅の差を計算します。 CNR の測定値は、
アナログおよびデジタル CATV の両方で使用さます。
2 つのオプションを使用しNoise Marking デルタマーカ(Δ1)の位置を設定します。：
MIN：
デルタマーカは、キャリア
周波数とキャリア周波数+4MHz の間の最少値を検索します。
ΔMarker：
ユーザー定義のデルタ
マーカ位置

206

高度な操作
測定項目

Visual Carrier
CNR
Δf

例

1

CNR dB
Channelspacing1.

Visual carrier marker

Δ1
Δf

操作：

周波数、振幅
振幅差ビジュアルキャリアとノイズマーカ間の周波数差。

NoisemarkerColor subcarrier,aural carrier

To next main channel>More[F7]>CNR/CSO/CTB[F1]>
Setup[F1]> CNR[F1] を押し、CNR 測定を選択します。
Measure2. Noise Marking[F1] を押し Min とデルタマーカ間のノイズマーカタイプを切り替えます。
3. MIｎを選択した場合、I Return[F7] を押し、前のメニューへ戻ります。
4. デルタマーカを選択した場合、>Delta[F4]>Delta[F1] を押しデルタマーカ位置を設定します。
Marker

マーカ移動の詳細については、107 ページ
を参照ください。
Measure> CNR/CSO/CTB[F7] を押し、前の207

GSP-9300 ユーザーマニュアル
メニューへ戻ります。
5. CNR[F2] を押し、CNR をオンにします。nd

その他の測定モードは、自動的に無効になります。
 CNR がオンにされる前に、音声とカラーサ
ブキャリアが無効になっていることを確認してください。


6. 画面が、2 画面に分割されます。画面上部は、ビジュアルキャリアマーカとノイズマーカ付きでトレースが表示されます。画面下部には、CNR 測定値を表示します。
Visual carrier
markerNoisemarker

CNR measurements

7. CNR CH SP[F2] を押し、チャンネルスペー
スを設定します。

208

高度な操作範囲：

0～3GHz8. Channel Move Down[F4] または Channel
Move Up [F5] を押し、次または前のチャンネルへ移動します。

CNR 測定を行うとき、音声とカラーサブキ
ャリアが無効になっていることを確認してく
ださい。

注意

複合 2 次歪（Composite Second Order：CSO）
説明

複合二次歪測定は、キャリア信号と複合
二次歪ビート間の振幅の差を計算します。

パラメータ

CSO CH SP：チャンネルスペース

測定項目

Visual Carrier：周波数、振幅
Channel Space：周波数
CSO：振幅差

例

1

CSO
dB

2
Δf

Channelspacing

操作：

1.

MeasureVisual carrier marker
CSO Beat marker
Color subcarrier,aural carrier
To next main channel> More[F7]>CNR/CSO/CTB[F1]>209GSP-9300 ユーザーマニュアル

Setup[F1]> CSO[F2] を押し、CSO を選択します。
2. CSO[F2] を押し、CSO をオンします。


その他の測定モードは、自動的に無効になります

3. 画面は、2 画面に分割されます。画面上部は、ビジュアルキャリアマーカと CSO
ビートマーカ付きトレースを表示します。
画面下部には、CSO 測定を表示します。
Visual carrier
marker

CSO beatmarker

CSO measurements

4. CSO CH SPC[F3] を押し、チャンネル
スペースを設定します。

範囲：

0～3GHz5. Channel Move Down[F4] または Channel
210

高度な操作

Move Up [F5] を押し、次または前のチャンネルへ移動します。

複合 3 次歪（Composite Triple Beat：CTB）
説明

複合 3 次歪測定はビジュアルキャリアと複合 3 次歪振幅との振幅差を計算します。

測定項目

Visual Carrier：周波数、振幅
CTB：ビジュアルキャリアと複合 3 次歪振幅との振幅差Triple Beat：振幅

例

1

CTB
dB
Channelspacing

操作：

1.

2

Visual carrier marker
CTB Beat marker

To next main channel> More[F7]>CNR/CSO/CTB[F1]>
Setup[F1]> CTB[F3]>Return[F7] を押し、CTB 測定を選択し前のメニューへ戻ります。
Measure2. CTB[F2] を押し、CTB をオンにします。


その他の測定モードは、自動的に無効になります。

3. 画面は、2 画面に分割されます。画面上
211

GSP-9300 ユーザーマニュアル部は、ビジュアルキャリアマーカ付きトレースを表示します。画面下部は、CTB 測定を表示します。
ビジュアルキャリアにマーカ( 1 )を設定し振幅をレコードします。
Visual carrier
marker

CTB beatmarker

CTB measurements

4. 入力からビジュアルキャリア信号をオフし前面パネルのキーを押します。
Enter

5. CTB の振幅をマークするために第 2トレースが表示されます。


第 2 トレースにマーカ( 2 )を設定し差( 1 - 2 ).
を測定します。

6. CTB CH SP[F2] を押しチャンネルスペー
スを設定します。

212

高度な操作範囲：

0～3GHz7. Channel Move Down[F4] または Channel
Move Up [F5] を押し、次または前のチャンネルへ移動します。

注意

再度、CTB 測定を実行するには、

Setup[F1]>CTB[F3]> Restart[F1].を押しま
す。

高調波測定
説明

高調波測定機能は、基本周波数の振幅と第 10 次高調波までの高調波を簡単に測定できます。
また、この機能は基本波(dBc)に対する相対的な振幅と全高調波歪み（THD）を測定することができます。

213

GSP-9300 ユーザーマニュアル
測定項目

振幅

各高調波の振幅 (dBm).

dBc

基本波に対する相対的な各高調波の振幅THD

各高調波の振幅を二乗したものの和の平方根を基本周波数の振幅で割ったものです。

Fundamental frequency

例dBc
1st, 2nd, 3rd, 4th, …......10th
Harmonic

操作

1.

> More[F7]>Harmonic[F2]>Harmonic[F1] を押し、高調波測定をオンしMeasureます。


その他の測定は、自動的に無効になります。

2. 画面、2 画面に分割されます。画面上部には、基本測定（1）および高調波周波数（2～10）の各高調波を棒グラフで表示します。画面下部は、振幅、dBc と THD 値を表示します。
214

高度な操作
Fundamental frequency
Nth order harmonics

Harmonic measurement

3. Fundamental Freq[F2] を押し、基本周波数を設定します。
4. Number of Order を押し、測定する高調波の数を設定します。


高調波周波数の設定数は、THD 測定に影響を与えます。

N dB 帯域説明

N dB 帯域幅測定は、ピークの頂点から、指定された振幅（N dB）をカバーする周波数帯域幅を測定するために使用します。

215

GSP-9300 ユーザーマニュアル
例
N dB

N dB
BW

操作

1.

> More[F7]>NdB Bandwidth[F3]>NdB BW[F1] を押し、N dB BW をオンにします。



その他の測定モードは、自動的に無効になります。

Measure2. 画面は、2 画面に分割されます。画面上部には、NdB と NdB BW のマーカとトレー
スを表示します。画面下部には、リアルタ
イムで N dB の測定結果を表示します。
NdB BW

N dB BW Measurement

3. NdB[F2] を押し、N dB 振幅を設定します：216

高度な操作
Amplitude：
注意

0.1dB ～ 80.0dB

N dB 帯域幅の測定は、強く RBW と VBWに関連付けられています。

P1dB 測定(トラッキングジェネレータ付きモデル)
説明

P1dB compression point は、アクティブな
DUT の利得が入力に対する理想的な線形利得（または小信号利得）より 1 デシベ
ル小さいポイントのことです。
se
on
p
res
al
e
Id

DUT
response

1dB
al
ign
s
all insm ga

P1dB

Output power (dBm)

例

Input power (dBm)217

GSP-9300 ユーザーマニュアル
P1dB
Connection の設定

RF 入力に DUT を接続します。
トラッキングジェネレータの出力を DUT の入力に接続します。必要に応じて前面パネルにある DC 出力を DUT の電力供給として使用できます。
GSP
TG
OUTPUTDC OUT

RF IN

DUT

操作

1.

> More[F7]>P1dB[F4]>P1dB[F1] を押し、P1dB をオンにします。
Measureその他の測定は、自動的に無効になります。
 トラッキングジェネレータをオンにする必要はありません。


2. 画面が、2 画面に分割されます。
セットアップが完了した後（ステップ 3 を参照）、画面上部に赤色で理想的な応答と実際のトレース（黄色）を表示します。
P1dB 測定は、緑色で表示されます。
画面下部には、リアルタイムで P1dB の測定結果を表示します。

218高度な操作
1dB

P1dB measurements

測定結果は、-30dBm から 0dBm まで 1dBステップで増加し全部で 31 ポイントを表示します。
各列で、左側に入力電力を表示し、右側はゲインを表示しています。
白色で表示されたゲインは、実効利得です。同時に紫色で表示されたゲインは無効ゲインです。また、平均利得、P1dB ポイ
ント（Pout と、1dB）での出力電力と P1dB
ポイントでの入力電力の結果をリストします。
3. P1dB Setup[F2] を押し、P1dB 設定を設定します。
4. Center Freq[F2] を押し、センター周波数を設定します：Frequency：

0 ～ 3GHz

219

GSP-9300 ユーザーマニュアル
5. Press Gain Offset[F3] を押し、理想的な線形応答のオフセットゲインを設定しま
す。
Gain：

-99.00dB ～ 99.00 dB

6. 実際の周波数応答を滑らかに、より正確の P1dB compression point を測定するた
めに、 Average[F4] を押し、平均回数を設定します。
Start が-50dB 付近に設定されている場
合に特に便利です。
平均回数：

1 ～ 200

7. Start[F5] を押し、P1dB 測定の“starting”
出力電力を設定します。
Start：-50dB ～ -5dB

8. Reset[F6] を押し、P1dB 測定を再スタート
します。
警告

220

等価利得が 30dBm を超えた場合、波形表
示エリアは、入力が特定レベルを超えたことを示すために赤色で縁取られます。

高度な操作

注意

前面パネルの DC 出力端子の最大電力
は、DC 7V/500mA です。

221

GSP-9300 ユーザーマニュアル
P1dB ノーマライズ
ノーマライズ機能は、不正確な測定の原因となる長いケーブルの損失などを補償するために使用されます。

説明

この機能は、DUT が直接、TG または RF
入力のいずれかに接続されているかに依存しています。 DUT（入力または出力）との関係で長いケーブルの位置は、P1dB
出力測定に影響を与えます。
ケーブルが DUT の入力に接続されている
場合、信号が DUT に入力される前にケーブルのライン損失により TG の出力が減少します。ノーマライズ（正規化）されていな
い場合、この設定（接続=前方）は、P1dB
ポイントの位置に影響を与えます。
同様に、ケーブルが DUT の出力に接続されている場合、DUT の利得は、ケーブルのライン損失により RF 入力で減衰します。この構成（接続=後方）では、P1dB ポ
イントは影響を受けません。
注意

222

TG 出力または RG 入力に直接 DUT を接続できない場合、ケーブル損失の影響を低減することができる最短のケーブルを使用するようにしてください。ノーマライズ機
能を使用する場合、短いケーブルのライン
損失を測定することはができません。

高度な操作
接続 = 前方
l
ea
Id

l
ea
Id

1dB
Normalized
P1dB

Output power (dBm)

1dB

P1dB withoutnormalization

例1

DUT response withline loss before
DUT input

Input power (dBm)

接続 = 後方

例2

l
ea
Id

注意

Normalized
DUT response

l
ea
Id

1dB

DUT response with line
loss after DUT output
P1dB

Output power (dBm)

1dB

操作

Normalized
DUT response

Input power (dBm)

この機能は、P1dB がオンの時しか使用できません。
1. TG および RF 入力に接続するその他のケーブルとの間に DUT に接続するケーブルを接続します。

223

GSP-9300 ユーザーマニュアルTG
OUTPUT

2.

GSP

RF IN

> More[F7]>P1dB[F4]>Normalize[F3] を押します。
Measure3. Execute Norm[F3] を押します。ケーブル
損失をノーマライズします。ケーブル損失
が、Execute Norm アイコンに表示されます。

4. 次に DUT を TG または RF 入力のいずれかに直接接続します。（図 A、B）
DUT の場所は、ケーブル損失がノーマライズされた DUT の前後いずれかを決めます。
DUT が接続されている場所に応じて、TGまたは RF 入力のいずれかへ DUT からの RF ケーブルを接続します。

224

高度な操作
接続 = 前方TG
OUTPUT

DUT

図A

GSP

接続 = 後方
RF IN

Cable to becompensatedTG
OUTPUT

GSP

Cable to becompensated

RF IN

DUT

図B

5. Location[F2] で上図のように、DUT の接続場所に従って PREV または POST を設定します。
6. Norm.[F3] を押しオンします。
7. ケーブル損失は、これで DUT が配置されている場所に基づいて正規化されます。

225

GSP-9300 ユーザーマニュアル

EMC プリコンプライアンス試験
GSP-9300 の EMC プリテスト機能は、実行、デバッグ、または放射または伝導エミッションだけでなく、イミュニティ試験のトラブルを評価するための総合的な機能です。
EMC プリテスト機能は、主に 5 つの機能に分かれています：
EMI テスト、EMI-M プローブ、EMI-E プローブ、電圧プローブ
および EMS 試験
EMI テスト機能は、放射または伝導エミッション試験を行うために使用します。これらのテストは、テスト対象の EN 規格とFCC 規格の複数の設定をサポートしています。
EMI-M プローブ機能を使用すると、異なる EN 規格およびFCC 規格の 3 メートルと 10 メートルで放射エミッションをシ
ミュレートすることができます。
EMI-E プローブ機能は、GW Instek 製 EMI-E プローブを使用した電界エミッションのデバッグソースに使用できます。
また、この機能は EN または FCC は放射エミッション規格に対するテストを可能にします。
電圧プローブ機能を使用すると、LISN デバイスを使用する
ようなコストのかかる伝導放射テストを実行しなくても、電力ラインから伝導エミッションを評価することができます。また、
DUT 上の伝導性エミッションのデバッグソースに使用することができます。

226

高度な操作EMS 試験機能は、ユーザー定義の特性を持つ TG（トラッキングジェネレータ）出力からソース信号を出力することにより、DUT における放射イミュニティ（感受性）の弱点をデバッグできます。
放射エミッションのための EMI テスト → 227 ページから

近傍界テスト：EMI M プローブ → 234 ページから

近傍界テスト：EMI E プローブ → 238 ページから



雑音端子電圧評価：電圧プローブ → 241 ページから



Susceptibility デバッグ (EMS Test) → 244 ページから

EMI テスト
EMI テスト機能は、放射または伝導性エミッション試験用の EMI 予備試験の手順を大幅に簡略化することができです。
試験周波数、試験する規格と補正係数を決定するだけです。

概要

また、ピークテーブル機能を使用すること
で、結果を対数表示することができます。
注意

以下の手順は、放射や伝導エミッション試
験を実施する方法に精通しており、さまざ
まな放射の規格に精通していることを前提としています。

227

GSP-9300 ユーザーマニュアル
EMI テストの概要

一般的に、EMI テストは 4 つの異なるテス
トに分かれています：
放射エミッション、伝導性エミッション、放射性イミュニティ、伝導性イミュニティテスト。
EMI テスト機能は、主に放射エミッションに関連し、少しだけ伝導エミッションも関連します。

放射エミッション試験

以下は、放射テストの基本的な概要です。
異なる規格がり、それぞれに特定のテスト
構成と方法があります。
ほとんどの放射試験は、検査エリアのサイズとしての電波暗室またはオープンエリア
で試験装置の位置は、各規格により異なります。
可能な設定の例を以下に示します。

antennaDUT
3m or 10m
Ground plane

228

GSP

高度な操作
DUT とアンテナを接地平面上の配置します。DUT を非導電性の台に配置し、DUT
からアンテナを 3 または 10 メートルを配置します。アンテナを適用規格で指定されている高さに設定します。アンテナを垂直位置で一度、水平にして一度配置します。
各テストの後に、DUT を 45°回転させます。
伝導性
エミッション

伝導エミッション試験のためには、LISN（ラインインピーダンス安定化ネットワーク）が必要です。
LISN は、主に 2 つの理由から使用されます。
第一に、DUT に供給される主電源からのノイズを除去するために使用されます。
第二に、LISN は通常、主電源に接続されスペクトラムアナライザに通過する DUT からの RF ノイズをフィルタリングします。
それは通常、主電源に接続された DUT からの RF ノイズを除去し、スペクトラムアナ
ライザに接続します。
また、リミッタは、通常、スペクトラムアナラ
イザに入力する信号を安全なレベルに減衰するために使用します。
Mains power

GSP

Limiter

LISN

DUT

229

GSP-9300 ユーザーマニュアル
操作

1.

> EMI Test[F1] を押します。テストに使用する周波数帯域を選択します。
選択した試験周波数は、どの規格で使用したいかに基づき放射または伝導試験であるかどうかを決めます。
EMC
Pretest

EMI
試験
周波数：

伝導試験：
9k-150kHz,
150k-30MHz

放射試験：
30M-300MHz,
300M-1GHz,
30M-1GHz.

周囲雑音除去 2. Amb.Noise Reject[F1] を押し、周囲雑音除去をオンします
この機能は、基本的に RBW を 9kHz に設定し、30MHz から 3GHz 間の帯域幅のノ
イズフロアを低減します。
この機能は、オープンな環境を電波暗室としてエミュレートすることができます。
アンテナ係数 3.
または LISN
補正係数の設定Correction[F2]を押し使用するアンテナ、
LISN またはアンテナの位置に基づいて補正係数を適用します。使用可能なオプショ
ンは、前に選択した EMI テスト周波数に依存します。
None[F1]230

補正なし。補正機能をオフにします。

高度な操作
Horizontal[F2]

放射エミッション試験用。
これは、アンテナが水平位置のときの補正セットです。
この補正セットは、GW
Instek 製アンテナ（※）でみの使用されるように構成されています。
Vertical
放射エミッション試験用。
これは、アンテナが垂直位[F3]置のときの補正セットです。
この補正セットは、GW
Instek 製アンテナ（※）でみの使用されるように構成されています。
Other factor サードパーティ製アンテナで使用するカスタムセット補正[F4]を読み込み、または作成します。
Cor.factor
LISN デバイス用のカスタム補正セットを読み込み、また[F2]は作成します。
4. 上記で Other factor[F4] または

Cor.factor[F2]を選択された場合は、補正セットを選択するか既存の補正セットを編集した後にCorrection[F2]をオンに設定します。

Return[F7] を押すと前のメニューへ戻ります。


補正セットの作成または編集の詳細につい231

GSP-9300 ユーザーマニュアルては、62 ページを参照ください。
リミットの呼出 5. Recall Limit[F3] を押し EN55022A/B または FCC A/B リミットラインを画面に追加します。生成されたリミットラインは、選択された試験周波数範囲に一致します。
None
EN5502A
EN5502B
FCC A
FCC B

リミットラインなし
Euro commercial standard
Euro residential standard
American non-residential
standard
American residential standard

6. 選択した規格のための検出器を
Average[F1] または+Peak[F2]から選択します。これらの設定の使用できるかは、前に選択した EMI 試験周波数に依存します。
Detector： Average, +Peak
7. リコールリミットをオンにすると、選択した規格に基づいてスイープ毎にパス/フェー
ルテストが実行されます。

232

Pass：

緑色の境界線あり。

Fail：

赤色の境界線あり。

高度な操作
アイコン表示例

リコールリミットをオンにするとアラームアイコンが画面下部に表示されます。
Limit line

Standard
Trace

Pass/ Fail and alarm indicator

8. Peak Table[F4] を押しピークテーブル機
能をオンします。
ピークテーブル機能は、画面を 2 分割し画面上部に 10 個のピークマーカを追加し、下部画面に一覧を表示します。

233

GSP-9300 ユーザーマニュアル
Spectrum display

Peak Table

9. Scale Type[F5] を押し周波数スケールを
リニアまたはログに設定します。
ログ周波数スケールは、コンプライアンス
試験でしばしば用いられます。
10. いずれかの試験が失敗した場合、試験が失敗した原因を見つけるために、EMI M、
EMI E または電圧プローブ機能を使用します。原因を修正し再試験します。
ニアフィールド試験 ～ EMI M プローブ
概要

234

EMI M プローブ機能は、放射コンプライア
ンス試験を行う前に、強磁界発生源を絞り込むために、GW Instek 製 EMI-M プロー
ブ（※）のいずれかを使用することで 3 メー
トルまたは 10 メートルから放射エミッショ
ンをシミュレートすることができます。

高度な操作磁界のソースは、高電流の PCB トレース
等の高電流、低電圧源によって特徴付けられる。
3 メートルと 10 メートルのシミュレート結果
は、GW Instek 製 EMI M プローブアンテナ（※）のプローブファクタに基づいていている
ため、GW Instek 製 M プローブ（※）でのみ適用されます。

注意（※）アンテナについては弊社までご連絡ください。

DUT をオンにし、DUT と並行に EMI-E プ
ローブで DUT をスキャンします。
DUT からプローブの反応は、異なるいくつかの要因により変動することがあります。
 プローブの位置

セットアップ例

DUT の位置

DUT の動作状態
使用しているプローブのサイズ
適応規格の試験周波数と帯域幅
Probe
DUT

RF In

操作

1.

GSP

> EMI M Probe[F2]> を押し試験する
周波数帯域を選択します。
EMC
Pretest235

GSP-9300 ユーザーマニュアル
EMI M 試験
周波数：

補正セット

30M～300MHz,
300M～1GHz,
30M～1GHz

2. Correction[F1]を押してそのままニアフィールド試験結果を観測するかニア
フィールド試験に基づいて結果を放射
シミュレートとして表示するかを選択しま
す。
None
[F1]
3m[F2]

補正を使用しない
近傍エミッションに基づいたシミ
ュレートされた 3 メートル放射エ
ミッション
10m[F3] シミュレートされた 10 メートル放射エミッション
Other
補正セットを作成、編集または選
factor
択します。
サードパーティの M-フィールドア
[F4]
ンテナを使用する場合、このオプションが便利です。
補正セット作成の詳細について
は、62 ページを参照してください。このオプションでは、3 メート
ルや 10 メートルの放射エミッショ
ンをシミュレートすることはできま
せん。

236

高度な操作

各規格のリミット

3. いずれかのリミット規格を押し、規格のリミットラインを表示させると試験のパス/
フェイルを開始します。これらのリミットラ
インは、3m と 10 メートルの補正セットが使用されるときに使用します。
EN5502A
Euro commercial standard (10m)
EN5502 Euro residential standard (3m)B
FCC A American non-residential
standard (10m)
FCC B American residential standard(3m)
パス/フェイル試験は、選択された規格に基づいて、毎スイープ後にシミュレートされた放射エミッションで実行します。

アイコン表示Pass：

緑色の境界線あり。

Fail：

赤色の境界線あり。
規格が選択されるとアラームアイコ
ンが画面下部に表示されます。

237

GSP-9300 ユーザーマニュアル
例

Limit line

Standard
Trace

Pass/ Fail and alarm indicator

ニアフィールド試験 ～ EMI E プローブ
概要

EMI E プローブ機能は、コンプライアンス
試験前に強電界の発生源を絞り込むことために、電界（E-フィールド）のニアフィー
ルド試験を実行することができます。
これらフィールドの種類は、通常、ハイイン
ピーダンス部品、終端されていないケーブ
ルまたは論理回路からの 3 値出力に接続されたトレースに見られます。

238

高度な操作
DUT をオンにすると、PCB トレース、PCB
ピン、I / O ケーブルピンまたはその他の露出した導体の一方などどこにでも EMI-E
プローブを接触させます。

設定例

DC
Block

Probe

RF In
GSP

DUT

EMI-E プローブを使用する場合は、スペク
トラムアナライザの RF 入力を保護するために、DC ブロックやその他のリミッタを利用してください。

警告

操作

1.

> EMI E Probe[F3]> を押します。試験する周波数帯域を選択します。
EMC
PretestEMI E 試験周波数 30M～300MHz,
300M～1GHz
2. 次に、E フィールドプローブを使用する
E フィールドソースの種類を選択します。

PCBtracePin[F3]
PCB トレース/ピン用
I/OCablePin[F4]
入出力ケーブル/ピン用
239

GSP-9300 ユーザーマニュアル
補正セット

PCBtracePIN
用

3. Correction[F1]を押し、PCB トレース、入出力ケーブルの長さを選択します。
この機能は、これらのポイントから放射される放射エミッションを推定するソフトウェ
アを補助します。
None[F1]
補正なし
トレース、約 20cm

20cm trace
[F2]
15cm
トレース、約 15cm
trace[F3]10cm
トレース、約 10cm
trace[F4]6cm trace[F5] トレース、約 6cm
4cm trace[F6] トレース、約 4cm
I/O ケーブル、
ピン用

None[F1]
補正なし
2m cable[F2] ケーブル、約 2m 用
1.5m cable
ケーブル、約 1.5m 用[F3]1m cable[F4] ケーブル、約 1m 用
0.5m cable
ケーブル、約 0.5m 用[F5]規格のリミット 4. いずれかのリミット規格を押し、規格のリミットラインを表示しパス/フェイル試験を開始します。

240

高度な操作EN5502B
Euro residential standard (3m)
FCC B American residential standard(3m)
パス/フェイル試験は、選択した規格に基づいて、各スイープの後にシミュレートした
エミッションを実行します。

アイコン表示Pass：

緑色の境界線あり。

Fail：

赤色の境界線あり。
規格が選択されるとアラームアイコ
ンが画面下部に表示されます。

例
Limit line

電圧プローブ概要

電圧プローブ機能は、DUT の伝導エミッシ
ョンの予備試験を実行するために使用します。この機能の特別な利点は、伝導エミッ
ションのプリテストを LISN を必要とせずに
241

GSP-9300 ユーザーマニュアル行うことができることでです。
この機能では、GW Instek 製 EMI 電圧プローブ（GW Instek 製品名 PR-01*）でのみ実行可能です。
試験例

この試験を実行するには、DUT の入力電力のライン、ニュートラルまたはグラウンド
ラインに電圧プローブをタッチします。
電源は、この試験を実行しているときオンになっている必要があります。
安全のため、パススルー型の電源プ
ラグアダプタを使用する必要があります。

GSP

L

DUT

DC
Block

ライン入力を電圧プロー
ブで試験する場合、ライン、ニュートラルまたは
アース線へパススルー
型電源プラグアダプタを使用する必要があります。
このアダプタは、安全に、入力電源ラインを試験することができます。

Pass throughMains power

警告

242

.

高度な操作
このプラグは、GW
Instek 製品にはありません。
電圧プローブは、主電源（AC100～240V）に接続される一般的な電気機器にのみ使用します。試験するときには、湿気、雷、水またはその他の危険な条件にならないように十分注意する必要があります。

警告

スペクトラムアナライザの RF 入力を保護するために、DC ブロックまたはパルスリミ
ッタをプローブと RF 入力の間に使用してく
ださい。

警告

操作

1.

> Voltage Probe[F5]> を押し Pretest
または Debug を選択してください。
EMC
PretestPretest プリテストのオプションは、AC ラ
インのライブで使用します。
この機能は、LISN 装置を使用せずに伝導エミッション試験を推定することができます。この機能は、GW Instek 製電圧プローブでのみサポートされています。
Debug

スポット試験電位は、DUT の AC
電源コンポーネント上の伝導エミッションを行います。この機能
は、伝導 RF の潜在的な原因を分析することに有効です。

243

GSP-9300 ユーザーマニュアル
2. Scale Type[F3] を押し、水平スケールを選択します。
Scale

Log、 Lin例
Trace

EMS 試験
概要

244

EMS 試験機能は、GW Instek 製 EMI-M
プローブ*を使用し DUT のイミュニティ（妨害感受性）をデバッグすることを可能にします。
テスト機能は、ユーザ定義信号強度でユーザー定義範囲の周波数掃スイープを出力するように設計されています。

高度な操作
試験のセットアップは簡単です。
DUT の電源を入れ、プローブで DUT をスキャンします。
プローブで DUT からの異常な信号出力を観測します。

設定例

probe
DUT

TG out操作

1.

EMC
PretestGSP> EMS Test[F6]. を押します。

2. SRC FreqStart[F2] を押しスイープのスタート周波数を設定します。
Start
Freq.

0Hz～ 3GHz

3. SRC FreqStop[F3] を押し、スイープのストップ周波数を設定します。
ストップ周波数は、スタート周波数より100Hz 以上大きくなければいけません。
Stop
Freq.

100Hz ～ 3GHz

4. Source Strength を押しソース出力電力を設定します。
245

GSP-9300 ユーザーマニュアル
Power：
Units：-50dBm～0dBm
dBm, W

5. EMS Source[F1] を押し、試験を開始する
ためにソースをオンします。
6. プローブから信号が出力されたときに、DUT が正常に動作していることを確認してください。
例246

高度な操作

リミットライン試験
リミットラインは、全周波数範囲にわたって上限または下限の振幅リミットを設定するために使用します。
リミットラインは、入力信号がリミットラインの上、下または内であるかどうかを検出するために用います。
リミットラインは、手動または自動で作成できます。
リミットラインは、手動で周波数、トレースデータまたはマー
カポイントから編集することができます。


リミットを作成する (ポイントごと Point by Point) → 247 ページから

リミットラインを作成する（トレースデータから） →249 ページからリミットラインを作成する (マーカデータから) →250 ページから

リミットラインを作成する (マーカデータから) →250 ページから

リミットラインを削除する →252 ページから

Pass/Fail テスト →253 ページからリミットを作成する (ポイントごと Point by Point)
説明

リミットを手動で 1 ポイントごとに作成します。 最大 10 ポイントの最大値が使用でき
ます。

247

GSP-9300 ユーザーマニュアル
操作

1.

> Edit Select Limit[F1]>Limit Line
[F1] を押し、リミットラインを選択します。
Limit
Line

Limit line：

1～5

2. Point by Point[F2].を押します。
画面が 2 つに分割されます。画面上部には、トレースとリミットラインを表示し、画面下部にリミットラインテーブルを表示します。
Spectrum display

Limit Line Table

3. Press Point Num[F1] を押し、ポイント番号を選択し数値キーで編集します(必ず 1番からスタートしていください)。
4. Frequency[F2] を押しポイントの周波数を設定します。
5. Limit[F3] を押し、ポイントの振幅レベルを248

高度な操作
設定します。
全てのポイントが画面下部にリミットライン
テーブルに表示されます。
6. 残りのポイントをステップ 3 から 5 を繰り返して設定します。（最大 10 ポイント。ポイントは、番号順でのみ作成できます。）
7. 選択したポイントを削除するには、Delete
Point[F6] を押します。
8. Return[F7]>Save Limit Line[F5] を押し、現在選択したリミットラインを保存します。
リミットラインは、自動的に周波数順で並べ替えされます（低い→高い）注意

リミットラインを作成する（トレースデータから）
リミットラインを作成するために、トレース
データを使用することができます。
10 ポイントのリミットラインは、スタート周
波数からストップ周波数の各グリッド上のトレースデータから作成されます。

説明

操作

1.

> Edit Select Limit[F1]>Limit Line
[F1] を押し、リミットラインを選択します。
Limit
Line

Limit line：

1～5

2. Trace Data to Limit Line[F3].を押します。
249

GSP-9300 ユーザーマニュアル
画面は、2 分割されます。画面上部には、トレースとリミットラインを表示し、画面下部にはリミットラインテーブルを表示します。
Spectrum display

Limit Line Table

3. Limit Offset[F2] を押し、オフセットレベルを設定します。
4. Create Limit Line Now[F1]. を押します。

•リミットラインがトレースとオフセットレベルに基づいて自動的に作成されます。
 リミットラインは、何度でも作成することができます。
5. Return[F7]>Save Limit Line[F5] を押し、現在選択されたリミットラインを保存します。

リミットラインを作成する (マーカデータから)250高度な操作
マーカーデータでリミットラインを作成することができます。マーカの詳細は、105 ページのマーカの章を参照してください。
最大 10 ポイントを作成することができま
す。

説明

操作

1.

> Edit Select Limit[F1]>Limit Line
[F1] を押し、リミットラインを選択します。
Limit
Line

Limit line：

1～5

2. Mkr Data to Limit Line[F4]を押します。
画面は、2 分割されます。画面上部には、トレースとリミットラインを表示し、画面下部にはリミットラインテーブルを表示します。
Spectrum display

Limit Line Table

3. Point Num[F1] を押し、編集するポイント
番号を選択します。（必ず 1 番から開始してください）.
251

GSP-9300 ユーザーマニュアル
4. Limit Offset[F3] を押しポイントのオフセッ
トレベルを設定します。


この値は、現在選択されているポイントのみです。すべてのポイントに対してオフセッ
トが作成されません。

5. Mkr Data to Point[F2].を押します。
この機能は、現在アクティブなマーカ位置を選択したポイントに追加します。
6. このポイントのマーカの位置は、スクロー
ルノブで移動させることができます。
Enter キーを押し位置を設定します。
7. ステップ 3 から 6 を繰り返しその他のポイントを設定します。（最大 10 ポイント）
8. Return[F7]>Save Limit Line[F5] を押し、現在選択されているリミットラインを保存します。
注意

この機能を使用すると、リミット機能の外に
マーカ 1 の位置を変更します。

リミットラインを削除する
説明252

5 個のリミットラインは選択して削除することができます。

高度な操作補正を有効に 1.
> Edit Select Limit[F1]>Limit
Line[F1] を押し、リミットライン（1～5）を選
します
択します。
Limit
Line

2.

Delete Limit Line[F6]を押します。選択したリミットラインのデータを削除します。

Pass/Fail テスト
PASS/FAIL テストの前に、上限/下限リミットのためのリミットラインを先に保存しておく必要があります。リミットラインの保存にすいては、247、249、250 ページを参照
ください、

説明

操作

1.

Limit
Line

>Pass/Fail Test.を押します。

2. 上限リミットを設定するには High Limit[F1]を押し、上限（ハイ）リミットとしてリミットラ
インを 1 つ選択します。
3. 下限リミットを設定するには Low Limit[F2]を押し、下限（ロー）リミットとしてリミットラ
インを 1 つ選択します。
4. Pass Criterion[F3] を押し、PASS 基準を選択します。
判定基準：

All-In, Max-In, Min-In

253

GSP-9300 ユーザーマニュアル
5. Pass/Fail Mode[F5]を押し、FAIL 判定で何をするか選択します。Single は、一つ FAIL
判定するとテストを停止します。Continue
は、FAIL 判定後でも、テストを継続します。
Pass/Fail Mode：

Single, Continue

6. Pass/Fail Test[F4] を押しテストを開始します。
7. テスト結果は、画面下部に表示され、ハイ/ローリミットライン（有効な場合）が画面に表示されます。

アイコン表示254

Pass：

緑色の境界線あり。

Fail：

赤色の境界線あり。
テストがオンになるたびに、画面下部にアラームアイコンが表示されます。

高度な操作例

Limit line

Pass/ Fail inidicator

注意

テストを実行するためには、少なくとも 1 つのリミットライン（ハイまたはロー）をオンにする必要があります。
上限または下限がオフになっている場合、最大値または最小*表示レベルは、それぞれ、上限または下限として自動的に設定されます。
* +30dBm+Ref レベルオフセットまたは-150dBm+Ref レベルオフセット

255

GSP-9300 ユーザーマニュアル

シーケンス
シーケンス機能は、ユーザー定義のマクロの記録と、実行をします。最大 5 個のシーケンスをサポートし、それぞれが最大 20 ステップあり繰り返しまたはシングルで実行可能です。
シーケンス内に遅延や一時停止を挿入可能でシーケンス中に測定結果や波形の確認ができます。
また、シーケンスは、より項目の多いシーケンスを作成する
ために他のシーケンスを呼び出して使用できます。
以下のセクションは、関連セクションへスキップができます：

シーケンス編集 → 256 ページ



シーケンスの実行 → 261 ページ

シーケンスの編集
シーケンスを実行する。

1.

> Sequence[F1] を押し、シーケンスを編集/作成します。
Sequence

Sequence：

1～5

2. Edit[F2]>Start Edit[F1] を押し、選択したシーケンスの[編集を開始します。
3. 画面は、2 分割されます。画面上部は、メイン画面を表示します。画面下部には、シーケンスステップをシーケンスエディタ表
示します。

256

高度な操作

シーケンス編集画面にコンが表示されます。
Main display

Start Edit/
Stop Edit icon

アイSequencefunction
menu

Sequence Editor window

ステップを追加する

最大 20 ステップを、各シーケンスに設定することができます。各パネル操作をステップとして記録します。
各パネル操作を実行した後キーを押しステップを記録します（いくつかのケース
ではこれが必要ではありません 操作がシーケンスエディタウィンドウに表示されて
いる場合）
Enter

以下の例では、センター周波数とスパンがステップとしてシーケンスに追加されます：

257

GSP-9300 ユーザーマニュアル1.

Frequency>Center Freq[F1]>20MHz>

Enter

を押

します。
2.

Span

>Zero Span[F3]>Enterを押します。

3. 二つの操作がシーケンスエディタに追加さ
れます。

4.

キーを再度押し、シーケンス機能メ
ニューへ戻ります。
Sequence

注意

メニュー内のとき矢印キーで希望するステップへカーソルを移動できます。

遅延時間を挿入する

遅延機能は、ステップ間の遅延時間を追加します。
1. Delay Time[F2]> を押し、遅延時間の設定に入ります。
範囲：

258

100ms ～ 10s

2.

を押し、シーケンスエディタへ遅延時間を挿入します。



遅延時間がステップとして挿入されます。

Enter高度な操作
矢印キーで希望するステップへカーソルを移動できます。

注意

一時停止（Wait to Go）機能は、Continue[F1]キーが押されるまでシーケンスを一時停止するために使用します。
この機能を使用すると、次々とシーケンスを実行する途中でシーケンス実行中の測定値や波形確認 が可能です。

シーケンスの一時停止

1. Wait to Go[F3]>


Enter

を押します。

Wait to Go （一時停止）は、ステップとして挿入されます。

2. シーケンス実行中、一時停止した場合、Continue[F1] を押し、シーケンスを再開し
ます。

259

GSP-9300 ユーザーマニュアル
別のシーケン
スを挿入

現在のシーケンスへ別のシーケンスを挿入できます。
1. Do Sequence[F4]> を押し、現在のシーケンスへ挿入する別のシーケンスを選択します。


選択したシーケンスはステップとして挿入さ
れます。

注意

現在編集中のシーケンスへ自分自身を挿入することはできません。

ステップの削除シーケンスエディタ内のステップは、削除することができます。
1. 前面パネルの矢印キーで削除
したいステップをハイライトさせます。

2. Delete Step[F5] > を押しステップを削除し
ます。


260

選択したステップは、シーケンスエディタから削除されます。

高度な操作
編集を終了す 1. Stop Edit[F6] を押します。
る
2.
アイコンが消えます。
現在のシーケ
ンスを保存する

シーケンスの編集が終了（中止）したら、保存が可能です。
1.

>Save Sequence[F4] >を押しシーケンスを保存します。
Sequence

2. 選択されたシーケンスが保存されます。
現在のシーケ 1.
>Delete Sequence [F5] > を押し、現ンスを削除す在のシーケンスを削除します。
る
Sequence

シーケンスを実行する
実行モード

1.

> Sequence[F1] を押し、シーケンス
を選択します。
Sequence

2. Run Mode[F6] を押し、実行モードを切り替えます：
シーケンスを一回のみ実行しまSingleす。

261

GSP-9300 ユーザーマニュアル
Cont.

Stop Running Sequence[F7] が押されるまでシーケンスを連続して実行します。
(注意：Stop Running
Sequence[F7] オプションはシー
ケンス実行中にのみ表示されます。)

シーケンスを実行する

3. Run Now[F7] を押し、選択したシーケンス
開始します。
4. Stop Running Sequence[F7]を押しシーケ
ンスを停止します。


262

シングルモードでは、全てのステップが終了するっとシーケンスは停止します。

高度な操作

トラッキングジェネレータ
トラッキングジェネレータは、本体と同じ周波数範囲と掃引
時間で掃引信号を生成します。
対応モデル：GSP-9300VGT、GSP-9300V
振幅は、全周波数範囲にわたって一定値に維持されます。
トラッキングジェネレータは、DUT の周波数応答試験すのに有用です。


トラッキングジェネレータを有効にする → 263 ページから

ノーマライズを実行する → 264 ページからトラッキングジェネレータを有効にする
操作

1.

>Tracking Generator[F1]>TG[F1] を押し、トラッキングジェネレータをオン/オフ
します。

TG 出力が有効になります。

OptionControl

2. TG Level[F2] を押し、トラッキングジェネ
レータの出力レベルを設定します。
範囲：-50 ～ 0dBm

3. TG Lvl Offset[F3] を押し、システムの利得/損失を補償するためにトラッキングジェネレータのオフセットレベルを設定します。
範囲：

0dB ～ 50dB
263

GSP-9300 ユーザーマニュアル
4. TG Lvl Step[F4] を押し、TG 出力レベルのステップ分解能を設定します。
Auto、Man；0.5 ～範囲：
50dB、0.5dB ステップ
5. Power Sweep[F5] を押すと、スイープ速
度に合わせて TG の出力電力を変化させることができます。
スイープ開始時の出力電力は、TG レベ
ル設定から開始し直線的に増減して掃引
終了時は、パワースイープレベルになります。
範囲：-5dB ～ +5dB

トラッキングジェネレータをノーマライズする
概要

264

ノーマライズ機能は、リファレンストレースと各スイープ後のトレースを減算します。
その結果として得られたトレースは、正規化された基準レベルに加算されます。

高度な操作TG 出力をノーマライズするには、RF 入力に直接 TG 出力を接続します。

接続

ノーマライズ後、トラッキングジェネレータ
に DUT を接続し、DUT の出力を RF 入力に接続します。
GSP
TG
OUTPUT

RF
INPUT

DUT
Normalization

操作

1.

>Tracking Generator[F1]>TG[F1] を押しトラッキングジェネレータをオンにします。
OptionControl

2. Normalize[F6] を押し、ノーマライズ
メニューにします。
3. Norm. Ref. Level[F2] を押し、ノーマライズ
されたリファレンスの垂直レベルを設定し
ます。
レンジ：

-100dB～100dB

4. Norm. Ref. Position[F3] を押し、画面上のノーマライズされたトレースのオフセットを設定します。

265

GSP-9300 ユーザーマニュアル
範囲：

10～0 目盛(下へ)

5. Norm.[F5] を押し、ノーマライズデータのオン/オフを切り替えます。
別の方法として、Norm.[F1]を押しノーマライ
ズを再実行します。

266

高度な操作

Trace withoutnormalization

ノーマライズなし
Trace withnormalization
on and thereference
position set tothe 5th grid.

ノーマライズ実行
リファレンス位置を目盛 5 へ

267

GSP-9300 ユーザーマニュアル

Response of
the DUT

DUT の応答注意

ノーマライズされたデータは、X 軸に関連する任意のパラメータを変更したり、TG 出
力レベルを変更した場合、自動的にオフになります。
このような場合、警告メッセージ, “Execute
Normalization again!” が表示されます。

268

高度な操作

パワーメータオプションのパワーメータ PWS-06 を使用する場合は、本器
は、測定 1MHz から 6.2GHz までの動作周波数範囲で-32dBm～+20dBm まで DUT からの平均信号電力レベルを測定し記録することができます。



パワーメータモードを有効にする →269 ページから

パワーメータ測のデータログ →272 ページからパワーメータモードを有効にする
パワーメータ PWS-06 の USB ケーブルを本器の前面パネルの USB A ポートへ接
続します。

接続

RF 信号出力をパワーメータに接続しま
す。
GSP
USB A
PORT

PWS-06

1.

操作

注意

RF SOURCE> Power Meter[F2]>Power Meter[F1]を押し、パワーメータをオンにします。
OptionControl

パワーメータが正しく接続されていない場
合、パワーメータオプションが利用できま269

GSP-9300 ユーザーマニュアル
せん。
2. 画面は、2 分割されます。画面上部にパワーメータ測定が dBm または W で表示されます。画面下部には測定ログのグラフが表示されます。
Power meter bar
Power meter measurement

Data log of power measurements

3. Power Unit[F2] を押し、単位を選択しま
す：
単位

dBm、W

4. Frequency[F3] を押し、測定周波数を選択します。（数値パッドを使用します）：
周波数
分解能：

1MHz～6200MHz
1MHz

5. Sensor Mode[F4] を押し測定スピード（測定精度に関連します）を選択します：
270

高度な操作
Low Noise：
Fast：

100ms/sample, 代表
値
30ms/sample, 代表値

6. PASS/FAIL テストを作成するには、
Pass/Fail Test[F5] を押し、以下のパラメータを設定します：High Limit[F1]：
Low Limit[F2]：Pass/Fail
Test[F3]：
Pass Icon：
Fail Icon：-30dBm～20dBm-30dBm～20dBm
オン、オフ

7. More[F6]>Trigger[F1] を押し、free run (内部)トリガと外部トリガを切り替えます。
トリガ：
外部トリガ入力：

Free、Ext
3.3V CMOS

8. More[F6]> MAX/MIN HOLD[F2] を押し、パワーメータ測定バーの MAX/MIN ホー
ルド測定のオン/オフを切り替えます。
MIN/ MAX 測定は、画面の中央にパワー
測定バーメータに表示されます。

271

GSP-9300 ユーザーマニュアル
MIN HOLD
measurement

MIN HOLD
measurement

通常のスペクトラムモードに戻るには、> Power Meter[F2]>Power Meter[F1]を押しパワーメータモードをオフにします。

注意

OptionControl

パワーメータ測のデータログ
パワーメータモードでは、スペクトラム·アナライザは、ユーザ定義の間隔でユーザ定義の期間にわたってパワーメータの測定
値を記録することが可能です。

説明

操作

1.

Save

を押し、保存メニューへ入ります。

2. Type[F2] を押し、Power Meter[F7].を選択します。
3. Data Source[F3] を押すと自動的にPower State.に設定されます。
4. PMET Record Option[F4] を押し、記録オプションを設定します：
自動データログの記録時
Record間を設定：
Stop[F1]：
00 ：00 ：00 (連続)または
00 ：00 ：01～23 ：59：59

272

高度な操作

RecordStep[F2]：

20msec～999sec

5. Save To[F1] を押し、保存先を選択しま
す：

Local：SD Card：

内部メモリ
外部マイクロ SD カード

前面パネルのマイクロ SD カードポートにカードが挿入されたとき、マイクロ SD カー
ドのオプションが利用できるようになります。

注意

6. 保存先が選択された後に、記録オプショ
ンが表示されます。
7. ログファイルに名前を付けるには、Name[F1].を押します。選択したファイルに名前を付けるには、以下に示すように、F1～
F7 キーやテンキーを使用しま
す。

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

/

制限事項：

スペースなし 英数（1～9, A～Z, a～z）文字のみ
273

GSP-9300 ユーザーマニュアル
A
B

ABCDE

Name>

C

a

D

b

FGHIJ

E

c

KLMNO

Lowercase

d

PQRST

ReturneUVWXYZ

ReturnReturn8. 作成されると、ファイル名が画面下側に表示されます。

FilenameEnterを押しファイル名の設定を確定します。
注意

ファイル名を、ユーザー定義しない場合、ファイル名は次の形式で自動的に作成されます：
ファイル名：タイプ_データソース_ファイル番
号.ファイル拡張子
ファイル番号のパラメータは、同じファイル
タイプが作成されるたびにインクリメントさ
れます。

274

高度な操作
9. パワーメータの測定値の記録を開始するには、Record Now[F3].を押します。
記録が完了するとメッセージ“SaveFinish‼”が画面の下部に表示されます。
記録の停止

手動で記録を停止するには、Record
Stop[F2].を押します。

275

GSP-9300 ユーザーマニュアル

ファイル操作ファイル機能の概要
ファイル機能は、コピー、削除、並び替えなどを含む基本的なファイル関連の操作に使用します。
GSP-9300 は、トレースデータ、リミットライン、振幅補正、シーケンスおよびパネル操作などの異なるファイル形式があります。
ファイルのソースと保存先の場所（ローカル、USB またはマイクロ SD）は、ファイル機能で選択することができます。
ファイル保存場所について → 277 ページからファイル保存の可能な内容について →277 ページから



ファイルエクスプローラを使用する →279 ページから

ファイルの移動 → 284 ページから

ファイルの削除 →285 ページから



ファイル名の変更→286 ページから



ファイルの保存 →288 ページから



ファイルの呼出 →292 ページから276

ファイル操作

Quick Save →294 ページからファイル保存場所について
Local

本体にはデータ保存用に 40MB のローカ
ルメモリがあります。

USB

外部 USB フラッシュメモリへ保存することができます。
1.1/2.0
USB のタイプ：(FAT32 と NTFS 形式)

Micro SD

注意

外部マイクロ SD へ保存することができます。
SDSC, SDHC
形式 t：
(FAT32 形式)
使用可能なマイクロ SD の最大容量は 30MBです。

ファイル保存の可能な内容について概要

以下にファイル形式の一覧を示します。

情報（State）

情報データ（State）はパネル設定の内容を含んでいます：Frequency
 Span Amplitude
 BW/AVG

Limit Line Sequence Trigger Marker

277

GSP-9300 ユーザーマニュアル

Sweep
 Trace Display MeasureMarker Peak Search Preset System

トレースデータには、CSV 形式でトレースのデータを含んでいます。

トレース

センター周波数 スパン
 分解能帯域幅
 ビデオ帯域幅
 リファレンスレベル
 スイープ時間 ポイントの数値 (トレースデータのポイント)


画面イメージ

画面イメージ：J-PEG 形式(800X600)

Limit Line

リミットラインデータには CSV 形式で以下の内容が含まれています：

ポイント数
 ポイントの周波数 ポイントの振幅 振幅の単位

補正値（Correction）

補正値のデータには以下の補正（ライン）
データが含まれています：

ポイント数
 ポイントの周波数値
 ポイントのゲインオフセット
 単位


278

ファイル操作
シーケンス

シーケンスファイルは、そのシーケンスのシーケンス番号とステップ操作が含まれています。
このデータは、独自フォーマットです。
PC などで編集できません。

トラッキングジェネレータTG データの内容：

TG レベル TG レベルオフセット
 TG レベルステップ
 パワースイープの情報と値 ノーマライズのリファレンスレベル
 ノーマライズのリファレンス位置
 ノーマライズ情報


パワーメータパワーメータのデータ内容：

日付
 時間
 パワー（dBm）
 スタート時間/エンド時間
 ステップ時間


ファイルエクスプローラを使用する
外部メモリを使用するUSB フラッシュドライブまたはマイクロ SD
カード上のファイルを表示するには、フロン
トパネルのポートに相当する適切なデバイ
スを挿入します。

279

GSP-9300 ユーザーマニュアル
ファイルを選択 1.
>File Explorer.を押します。
する
2. メモリの場所を選択します：
File

Local[F1]：USB[F2] :SD Card[F3] :内部メモリ
前面パネルの USB メ
モリ
前面パネルの Micro
SD カード3. 上/下矢印キー、スクロールノ
ブでファイル一覧のカーソルを上/下に移動することができます。
4. 左/右矢印キーは、ファイル一
覧内のファイルページが複数ページの時、次/前ページに移動するために使用します。
注意280

USB フラッシュドライブ/ マイクロ SD カー
ドのオプションは、フロントパネルのポートにメモリが挿入されたときにのみ使用可能になります。

ファイル操作
形式別でファ
イルを表示する

ファイルエクスプローラは、特定のタイプのみを表示するように設定することができます。
ファイルタイプの詳細については、
277 ページを参照してください。
5. Type[F2] を押し、表示するファイル形式を選択します：
全てのファイル形式を表示します。
state ファイルのみ表示しまStateす。
trace ライフのみ表示しま
Trace
す。
Screen shots のみ表示しま
Screenす。
Limit Linelimit lines のみ表示します。
Correction Correction data のみを表示します。
Sequence ファイルのみを表
Sequence示します。
Power Meter パワーメータファイルのみ表
示します。
All

ファイル形式を選択すると、選択したファイル形式のみがファイルエクスプローラに表示されます。

281

GSP-9300 ユーザーマニュアル
ファイルの並び替え

ファイルは、ファイル名または日付のどちらかで昇順に並べ替えることができます。
初期設定では、ファイル名で並び替えされています。
6. Sort By[F3] を押し、並べ替えの種類を選
択します：
Name:
Date

イメージファイ
ルのプレビュ
ーアルファベット順で並び替え
作成日順で並び替え

イメージファイルは、プレビュー機能を有効にすることで使用可能になります。
7. More[F7]>Preview[F2] を押し、プレビュー機能をオン/オフをします。

例

注意

282

プレビューをオンにすると、他のファイルタ
イプは表示できなくなります。

ファイル操作
ファイルのコピー説明

ローカルメモリからのファイルは、USB フラ
ッシュドライブやマイクロ SD カードなどの外部メモリへコピーできます。また、その逆も可能です。

外部メモリを挿入します

前面パネルのポート（USB/microSD）に
USB フラッシュドライブまたはマイクロ SD
カードのどちらかを挿入します。

ファイルの
選択

1.

File

>File Explorer.を押します。

2. ローカルまたは外部メモリのファイルを選択します。
3. Copy to[F4].を押します。
4. Media [F1] を押し、コピー先（ローカル、
USB、SD カード）を選択します。
5. Copy Now [F2].を押します。
6. ファイルがコピー先ディレクトリへコピーされます。
注意

USB フラッシュドライブ/ SD カードのオプ
ションは、前面パネルのポートに USB やマイクロ SD カードが挿入されたときにのみ使用可能になります。

283

GSP-9300 ユーザーマニュアル
ファイルの移動説明

ローカルメモリのファイルは、USB またはマイクロ SD カード等の外部メモリに移動することができます。また、その逆も可能です。

外部メモリを挿入します

前面パネルのポートに USB フラッシュドラ
イブまたはマイクロ SD カードのどちらかを挿入します。

ファイルの選択

1.

File>File Explorer.を押します。

2. ローカルのファイルまたは外部メモリを選択します。
3. Move to[F7].を押します。
4. Media [F1] を押し、移動先（ローカル、
USB、SD カード）を選択します。
5. Move Now [F2].を押します。
6. 移動先へファイルが移動します。
注意284

USB フラッシュドライブ/ SD カードのオプ
ションは、前面パネルのポートに USB やマイクロ SD カードが挿入されたときにのみ使用可能になります。

ファイル操作
ファイルの削除説明

ローカル（内部）メモリや、USB やマイクロ
SD カードなどの外部メモリ内のファイルを削除することができます。

外部メモリを挿入する

USB フラッシュドライブまたはマイクロ SD
カード上のファイルを削除するには、フロン
トパネルのポートに適切なデバイスを挿入します。

ファイルの削除1.

File>File Explorer.を押します。

2. ローカルまたは外部メモリのファイルを選択します。
3. Delete[F5].を押します。
4. Delete Now[F1].を押します。
5. 初期設定では、削除対象としてマークした
任意のファイルを確認するメッセージが表示されます
No[F1]キャンセルまたは Yes[F2]で削除するかどうかを確認します。
削除の警告

1. ファイル削除の確認プロンプトを無効にす
るには、Delete caution[F2] を押し、オプシ
ョンを選択します：
ファイルを削除するときのDon’t Ask
確認メッセージが表示され
ません。
285

GSP-9300 ユーザーマニュアル
Ask

ファイルを削除するかどうかを確認します。

USB フラッシュドライブ/ SD カードのオプ
ションは、前面パネルのポートに USB やマイクロ SD カードが挿入されたときにのみ使用可能になります。

注意

ファイル名の変更
説明

ローカル（内部）メモリまたは USB やマイ
クロ SD カードなどの外部メモリ内のファイル名を変更することができます。

外部メモリを挿入する

USB フラッシュドライブまたはマイクロ SD
カード上のファイル名を変更するには、フロントパネルのポートに適切なデバイスを挿入します。

ファイル名を変 1.
>File Explorer.を押します。
更する
2. ローカルまたは外部メモリのファイルを選
択します。
File

3. Rename[F6].を押します。
4. 以下に示すように、F1～F7 のキーまたは数字を入力するテ
ンキーを使用し選択したファイルの名前を変更します：

286

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

/

ファイル操作
制限事項：

スペースなし 英数（1～9、A～、a～z）文字のみ


A
B

ABCDE

Rename>

C

a

D

b

FGHIJ

E

c

KLMNO

Lowercase

d

PQRST

ReturneUVWXYZ

ReturnReturnCancel renaming the file

5. 名前が変更されたファイル名がリストに表示されます。
Filename

6.

Enter

を押し、ファイル名変更を確定します。
注意USB フラッシュドライブ/ SD カードのオプ
ションは、前面パネルのポートに USB やマイクロ SD カードが挿入されたときにのみ使用可能になります。

287

GSP-9300 ユーザーマニュアル
ファイルの保存
本器に設定した任意の機能設定や構成
は、キーを使用して保存することがで
きます。

説明

Save

外部メモリを接続する

USB フラッシュドライブまたはマイクロ SD
カード上のファイルを保存するには、フロン
トパネルのポートに適切なデバイスを挿入
します。

注意

パワーメータのデータ（データログ）を保存するには 272 ページを参照してください。
本章での説明はありません。

ファイルの保存

1.

Saveを押し保存メニューへ入ります。

2. Type[F2] を押し、保存するファイルの種類を選択します。ファイルの種類については
277 ページを参照してください：
State：
Trace：
Screen：Limit Line：
Correction：
Sequence：
Power meter288

パネル設定（情報）データ
トレースデータ
画面イメージ
リミットラインのデータ
補正（Correction）データ
シーケンスファイル
パワーメータのデータ**詳細は 272 ページ参照.

ファイル操作
3. 可能な場合は Data Source[F3] を押し可
ファイルタイプのデータソースを選択します：
For statedata：
For tracedata：
For screen
shots：

本体専用データ(固定、選択不可)
トレース 1～4

Normal：画面イメージがそのまま保存されます
Save Toner：背景の白黒が反転します。
For limit line： リミットライン 1～5
For
補正データ 1～5
correction：
For
シーケンス 1～5
sequence：
For power
パワー情報*
meter：*詳細は 272 ページ参照
4. トレースデータについては、Format[F4]を押し保存する形式を選択します：
トレース：
トレースデータのみ
Trace+State： トレースと情報データを保存
5. Save To[F1] を押し、保存先を選択しま
す：289

GSP-9300 ユーザーマニュアル
内部メモリレジスタ
Register1～6： この内部レジスタは、ロー

Local：USB：
SD Card：

カルメモリの一部ではあり
ません。
内部メモリ
外部 USB メモリ
外部 micro SD カード

6. 保存先を選択した後、ファイル名を付ける
か、またはすぐに保存することができます。
7. 選択したファイルの名前を付けるには、Name[F5]を押し F1～F7 キーまたは数値キーパッドを使用して名前を変更しま
す.：

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

制限事項：

スペースなし 英数（1～9、A～Z, a～z）文字のみ


290

/

ファイル操作
A
B

Name>

C

a

ABCDE

D

b

FGHIJ

E

c

KLMNO

Lowercase

d

PQRST

ReturneUVWXYZ

ReturnReturnCancel naming the file

8. 作成されると、ファイル名が画面下部に表示されます。

Filename

9.
注意

Enter

を押し、ファイル名を確定します。

ファイル名を変更しない場合、デフォルトの名前付け方法を使用します。
詳細は下記の注を参照してください。
10. 選択したファイルを保存するには Save
Now[F7].を押してください。
保存が成功したら、“SaveFinish‼”メッセージが画面下部に表示されます。

291

GSP-9300 ユーザーマニュアル

注意

ファイル名は、ユーザー定義されない場
合、ファイル名は、自動的にデータファイ
ル形式（以下）で作成されます：
ファイル名：データソースの種類_XX.ファイ
ル拡張子
画像ファイル名は、自動的に次の形式で作成されます：ファイル名：QuickJpgX.jpg
パラメータ X（数値）は、同じファイル形式が作成されるたびに増加されます。

注意

USB フラッシュドライブ/ SD カードのオプ
ションは、前面パネルのポートに USB やマイクロ SD カードが挿入されたときにのみ使用可能になります。
*パワーメータオプションは、パワーメータ
オプションが差し込まれている場合に有効になります。
パワーメータの詳細については、269 ペー
ジ上のパワーメータの項を参照してください。

ファイルの呼出292

ファイル操作
以前に保存した設定（状態）ファイルファイ
ルは、キーを使用し本体へ呼び出すことができます。
例外として、データロギング設定です。
269 ページを参照してください。

説明

Recall外部メモリを挿入する

USB フラッシュドライブまたはマイクロ SD
カードからファイルを呼び出すには、フロン
トパネルのポートに適切なデバイスを挿入します。
1.

Recallを押し呼出メニューへ入ります。

2. Type[F2] を押し、呼び出すファイルの種類を選択します。ファイルの種類について
は、277 ページを参照ください：
State：
Trace：
Limit Line：
Correction：
Sequence：

情報（パネル設定）データ
トレースデータ
リミットラインデータ
補正データ
シーケンスファイル

3. もし、可能なら Destination[F3] を押し、保存先を指定します：
For Statedata：
For Tracedata：

内部情報データ(固定、選択不可)
トレース 1～4

293

GSP-9300 ユーザーマニュアル
For Limit
Lines：For
Correction：
For
Sequence：
ファイルの呼出

リミットライン 1～5
補正データ 1～5
シーケンス 1～5

1. Recall From[F1] を押し、呼出元を選択します：Register
1～6：

Local：USB
SD Card：2.

内部メモリレジスタ。
この内部レジスタはローカ
ルメモリの一部ではありま
せん。
内部メモリ
外部 USB メモリ
外部 micro SD カード

選択したファイルを呼び出すには Recall
Now[F4]. を押します。

3. 呼出が成功したら、“SaveFinish‼”メッセージが画面下部に表示されます。
注意Quick Save

294

USB フラッシュドライブ/ SD カードのオプ
ションは、前面パネルのポートに USB やマイクロ SD カードが挿入されたときにのみ使用可能になります。

ファイル操作
説明

Quick
Save

キーは、ホットキーでキーをオスだけでファイルが保存可能です。
保存するファイルの種類は、キーで事前に設定された種類になります。
Save

初期設定では、キーを押すと画面イ
メージがローカル（内部）メモリまたは外部フラッシュメモリ（挿入されていた場合）へ
保存されます。
Quick
Save

サポートしているファイルの種
類

画面イメージ、トレース、パネル情報、リミ
ットライン、補正値、シーケンス、パワーメ
ータ *.
*パワーメータデータを保存するには、パワーメータが事前に装着されている必要があります。

外部メモリを挿入する

USB フラッシュドライブまたはマイクロ SD
カードにファイルを保存するには、前面パネルのポートに適切なデバイスを挿入します。

Quick Save の 1.
キーを押し、ファイルの種類、データ
ソースと形式を設定します。
設定
詳細は、288 ページを参照していください。
Save

Quick Save
キーを押す

1. いつでもを押すと、上記で設定したファイルの種類を直ちに保存します。
Quick
Save

2. 保存が完了すると“SaveFinish‼”メッセー295

GSP-9300 ユーザーマニュアル
ジが画面下部に表示されます。
注意

ファイル名は、自動的にデータファイル形
式（以下）で作成されます：
ファイル名：データソースの種類_XX.ファイ
ル拡張子
画像ファイル名は、自動的に次の形式で作成されます：ファイル名：QuickJpgX.jpg
パラメータ X（数値）は、同じファイル形式が作成されるたびに増加されます。

注意

296

USB フラッシュドライブ/ SD カードのオプ
ションは、前面パネルのポートに USB やマイクロ SD カードが挿入されたときにのみ使用可能になります。

リモートコントロール

リモートコントロール
この章では、IEEE488.2 ベースのリモートコ
ントロールの基本的な構成を説明しています。コマンドリストについては、当社ウェブサ
イトからダウンロードできるプログラミングマ
ニュアルを参照してください。
インターフェースの構成 ........................................................ 298
USB リモートコントロールの構成 ..............................................298
GPIB インターフェースの構成 ....................................................299
LAN と LXI インターフェースの構成 .........................................300
無線 LAN(WLAN)インターフェース構成 ..................................304
RS-232C インターフェースの構成 ............................................308
RS232C リモートコントロールの確認.......................................309
LXI ブラウザインターフェースと機能チェック ........................310
GPIB/LAN/USB コントロール機能のチェック ......................313

297

GSP-9300 ユーザーマニュアル

インターフェースの構成
USB リモートコントロールの構成
USB の構成

PC 側の接続 タイプ A、ホスト
GSP 側の接 背面パネル：タイプ B、スレ
ーブ
続
スピード

1.1/2.0 (full speed/highspeed)USB Class

USB TMC (USB T&M class)

USB TMC のデバイスドライバはナショナ
ルインスツルメンツ社の NI-VISA に含まれています。あらかじめナショナルインスツル
メンツ社のホームページよりダウンロード・
インストールしてください。
パネル操作

1. USB ケーブルを背面パネルのUSB B ポートへ接続します。
2.

注意

298

>More[F7]>RmtInterface
Config[F1]>USB Mode a を押し、USB
モードを Device.へ設定します。
SystemUSB モードを切り替えるのにしばらく時間がかかります。

リモートコントロール

GPIB インターフェースの構成
GPIB を使用するには、GPIB 対応モデルが必要です。
GPIB の構成

1. 本体の電源がオフになっていることを確認してください。
2. GPIB コントローラに接続した GPIB ケーブルを本体背面の GPIB コネクタへ接続します。
3. 本体の電源をオンにします。
4.

>More[F7]>RmtInterface
Config[F1]>GPIB Addr[F1] を押し、GPIB
System

アドレスを設定します。
GPIB アドレ
0～30
ス

全部で最大 15 デバイス、ケーブル長は 20メートルまで、各デバイス間は 2 メートル
 各デバイスに固有アドレスを割り当て•
 少なくとも 2/3 の機器は電源がオン •ループなし、並列接続なし


GPIB の制約

299

GSP-9300 ユーザーマニュアル
LAN と LXI インターフェースの構成
GSP-9300 は、クラス C LXI に準拠した測定器です。
LXI 仕様は、LAN または WLAN 経由でデバイスをリモート制
御やモニタすることが可能です。
また、GSP-9300 は HiSlip をサポートしています。
HiSlip（High-Speed LAN Instrument Protocol）は、488.2 通信規格をもとにした高度な LAN です。T
LXI 規格、準拠クラスと HiSLIP の詳細については、LXI のウェブサイトを参照してください。
http：//www.lxistandard.org
概要

LAN インターフェースは、ネットワークを介してリモート制御するために使用します。
本器は、自動的に既存のネットワークに接続できるように DHCP 接続をサポートしています。
または、手動でネットワークの設定が可能です。

LAN 構成の設定IP アドレス

Default Gateway

サブネットマスク

DNS サーバ

DHCP オン/オフ
接続

300

背面パネルの LAN ポートにネットワーク側からイーサネット·
ケーブルを接続します。

リモートコントロール
設定

1.

>More[F7]>RmtInterface[F1]>LAN[F2]>LAN Config[F1] を押し、LAN 設
System定を設定します：IP アドレスを設定します。

IP アドレス[F1]
サブネットマス サブネットマスクを設定しまク[F2]す。
デフォルトゲートウェイ[F3] デフォルトゲートウェイを設定します。
DNS サーバアドレスを設定します。
LAN 設定を DHCP また手動に切り替えます。

DNS サーバ[F4]
LAN
Config[F5]
ヒント：、IP アドレスを入力するときにドットと 10 進数を使用してください。
例：172.16.20.8

2. Apply[F6] を押し LAN 構成を確定します。
アイコン表示LAN が接続されると緑色の LXI ア
イコンが表示され、「Identification（識別）」設定がオンになっている場
合は点滅します。
306 ページを参照してください。

301

GSP-9300 ユーザーマニュアル
パスワードの設定

LXI ウェブページ上のパスワードは、本器から設定できます。
パスワードは、システム情報に表示されています。
パスワードの初期設定は：lxiWNpwd
1.

>More[F7]>RmtInterface Config[F1]>LAN[F2]>LXIPassword[F3] を押しパス
System

ワードを設定します。
2. 以下に示すように、F1～F7 のキーを使用してパスワードを入力するか、数字をテンキーで入力します：

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

制限事項：

スペースなし 英数（1～9, A～Z, a～z）文字のみ


A
B

ABCDE

Rename>

C

a

D

b

FGHIJ

E

c

KLMNO

Lowercase

d

PQRST

ReturneUVWXYZ

ReturnReturnCancel password

パスワードを入力するメニューツリー
302/

リモートコントロール
3. パスワードを作成するとパスワードが画面の下部に表示されます。

Password

4.

Enter

を押しパスワード設定を確定します。
Hi SLIP ポート 1.

>More[F7]>RmtInterface Config[F1]>LAN[F2] >HiSLIPPort を押し、Hi Slip
SystemPort 番号を確認します。
HiSlip port 4880
LAN をリセットする

LAN を使用する前に LAN 設定値をリセットする必要があるかもしれません。
1.

>More[F7]>RmtInterface Config[F1]>LAN Reset[F3] を押し、LAN をリセットしSystemます。
2. GSP-9300 は、直ぐ自動的に再起動します。
注意

LAN がリセットされるたびに、初期設定のパスワードが復元されます。
初期設定のパスワード：lxiWNpwd

303

GSP-9300 ユーザーマニュアル
無線 LAN(WLAN)インターフェース構成
WLAN 設定は、任意の 3G 規格 USB モデムを使用することで動作します。遠隔地で 3G モデムを使用して GSP-9300の Web サーバにアクセスしたり、リモート制御コマンドでGSP-9300 を制御することができます。
概要

3G モデムを使用してサーバとして GSP9300 を使用するには、まずネットワーク·プ
ロバイダから固定 IP アドレスを取得する必要があります。各プロバイダは、異なる
固定 IP アドレスを割り当てます。

WLAN 構成の設定

IP アドレス

Default Gateway

サブネットマスク

DNS サーバ

接続

3G USB モデムを前面パネルの USB A
ポートに接続します。
3G USB アダプタが接続されると、3G ステータスアイコン が表示されます。初めて接続されたときは、アダプタ接続はされたがアクティブではないことをグレーで表示し
ます。
GSP
USB A
PORT

3G USB Adapter

304

リモートコントロール

設定

1. フロントパネルの USB にポートを 3G USB
モデムを挿入し、3G USB の アイコンが表示されるのを待ちます。
2.

>More[F7]>RmtInterface[F1]>LAN[F2]>WLAN Config[F2]>Apply[F6] を
System

押し 3G USB モデムの WLAN 設定が確立するのを待ちます。
設定が完了すると “Finish‼”メッセージが表示されます。
3. ネットワークの設定は、システムメニューア
イコンに表示されます。
WLAN settings

アイコン表示正常に接続が行われると、3GUSB
アイコンが緑色に変わります。

305

GSP-9300 ユーザーマニュアル
パスワードの設定

LXI ウェブページ上のパスワードは、本器から設定できます。
パスワードは、システム情報に表示されています。
初期設定のパスワード：lxiWNpwd
4.

>More[F7]>RmtInterface Config[F1]>LAN[F2]>LXIPassword[F3] を押し、パス
System

ワードを設定します。
5. 以下に示すように、F1～F7 のキーを使用してパスワードを入力するか、テンキーを使用し数字を入力します：

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

制限事項：

スペースなし 英数（1～9, A～Z, a～z）文字のみ


A
B

ABCDE

Rename>

C

a

D

b

FGHIJ

E

c

KLMNO

Lowercase

d

PQRST

ReturneUVWXYZ

ReturnReturnCancel password

パスワードを入力するメニューツリー
306/

リモートコントロール
6. パスワードが作成されると、パスワードは
画面下部に表示されます。

Password

7.

Enter

を押し、パスワード設定を確定します。
Hi SLIP Port

8.

>More[F7]>RmtInterface Config[F1]>LAN[F2] >HiSLIPPort を押し、Hi Slip Port
System

番号を確認します。
HiSlip port
4880
LAN を使用する前に、LAN の設定値をリセットする必要がある場合があります。

LAN のリセット

9.

>More[F7]>RmtInterface Config[F1]>LAN Reset[F3] を押し、LAN をリセットしま
Systemす。
10. GSP-9300 は自動的に再起動します。
注意

LAN がリセットされるたびに、初期設定のパスワードが復元されます。
初期設定のパスワード：lxiWNpwd

307

GSP-9300 ユーザーマニュアル

RS-232C インターフェースの構成
概要

RS232C インタフェースは、PC とのリモー
トコントロールのために使用します。

RS-232C の設定

ボーレート：可変ストップビット：1 (固定)

パリティ：なし (固定)データビット：8 (固定)

背面の RS-232C ポートへ
PC からの RS-232C ケーブ
ルを接続します。使用ケー
ブルは 9 ピンオス-9 ピンメ
ス：ストーレートの延長ケーブルとなります。

接続

1.

>More[F7]>RmtInterface
Config[F1]>RS232 BaudRate[F4] を押し、
System

ボーレートを設定します。
300
600
2400
4800
19200
38400
115200

308

1200
9600
57600

リモートコントロール

RS232C リモートコントロールの確認
Realterm などのターミナルアプリケーショ
ンを起動します。

機能チェック

PC のデバイスマネージャで COM ポート
番号を確認します。
RS-232C リモートコントロール（ページ304）が設定された後、下のクエリコマンドを実行します。(308 ページ).
*idn?
このコマンドの応答は、製造者、モデル番
号、シリアル番号、ファームウェアのバー
ジョンを次の形式で返します。


GWINSTEK,GSP9300,XXXXXXXX,T.X.X.X.X
製造者：GWINSTEK
モデル名（基本モデル名）：GSP9300
シリアル番号：XXXXXXXX
ファームウェアバージョン：T.X.X.X.X

注意

詳細については、当社ウェブサイト上でのプログラミングマニュアルを参照してください。

309

GSP-9300 ユーザーマニュアル

LXI ブラウザインターフェースと機能チェック
機能チェック

本器の LAN（300 ページ）または WLAN
（304 ページ）が設定され接続された後、Web ブラウザに本器の IP アドレスを入力します。
http：// XXX.XXX.XXX.XXX
Web ブラウザインタフェースが表示されます：

Welcomeページ

310

ウェルカムページには、全ての LXI とLAN/ WLAN 構成の設定と機器の識別情報を一覧で表示します。本器の識別情報は、このページから無効にすることができます。

リモートコントロール

注意

構成の表示と変更

識別情報の設定をオンにしたとき、本器の画面上の LXI アイコンが点灯します。
View & Modify Configuration は、ブラウザ
から LAN 設定を変更することができます

Modify Configuration ボタンを押し構成ファ
イルのいずれかを変更します。
設定を変更するためには、パスワードを、入力を入力する必要があります。
パスワードの初期値：lxiWNpwd[注意：パスワードは、大文字と小文字が区別されます。]

311

GSP-9300 ユーザーマニュアル

注意「出荷時の設定」オプションを選択すると、パスワードが初期設定のパスワードにリセットされます。
また、Web ブラウザ上でそうするようにメッ
セージ指示が出たら、手動でスペクトラム
アナライザをリセットする必要があります。

SCPI コマンドSCPI コマンドのページでは、SCPI コマンドを入力することは、ブラウザーから直接フルリモートコントロールすることができます。
詳細については、プログラミングマニュア
ルを参照してください。
リモートコマンドを使用する前にパスワードを入力する必要があります。
パスワードの初期値：lxiWNpwd[注意：パスワードは、大文字と小文字が区別されます。]

312リモートコントロール
画面イメージを取得する

注意

画面イメージを取得する（Get Image）ペー
ジは、リモートで GSP-9300 の画面表示をブラウザへキャプチャすることが可能です。

詳細については、プログラミングマニュア
ルを参照してください。

GPIB/LAN/USB コントロール機能のチェック
機能チェックGPIB / LAN 機能を確認するには、ナショ
ナルインスツルメンツ社の Measurement＆Automation Controller ソフトウェアを使用
してください。
ナショナルインスツルメンツ社のウェブサイ
トを参照してください。

注意

詳細については、当社ウェブサイト上のプ
ログラミングマニュアルを参照してください。
313

GSP-9300 ユーザーマニュアル

FAQ• 信号を接続したが、画面に表示されない。
• TG など装備してある機能を確認したい。
• 性能が仕様と一致しない。
信号を接続したが、画面に表示されない。
オートセットを実行してください。
本器は、自動的に目的の信号を見つけ最適に表示するように動作します。
Autoset キーを押し、次に Autoset[F1]キーを押します。詳細については、73 ページを参照ください。
TG など装備してある機能を確認したい。
システム情報の項目をチェックしてください。
System キー → System Information[F1]を押します。
詳細については、130 ページを参照してください。
性能が仕様と一致しない。
+20℃～30℃の環境で、本器の電源をオンしてから少なくとも 30 分経過しているか確認してください。本器が仕様と一致するために必要です。
より詳細な情報が必要な場合は、弊社までご連絡ください。
314

付録

付録
時計用電池の交換
概要

システムクロックと自動起動（wake-up
clock ）はボタン電池で動作しています。
電池の種類：

交換

CR2032、3V、210mAh

1. GSP-9300 の電源をオフします。背面下のバッテリー
カバーを外し、バッテリーを取り外します。
2. 同じ性能で同じタイプの電池に交換しま
す。

ボタン電池

315

GSP-9300 ユーザーマニュアル

略語の用語集
略語
2FSK
3GPP
ACPR
BS
CF
CH BW
CH SPC
CNR
CSO
CTB
DANL
Def.
DL
DSSS-OFDM
EMC
EMI
EMI E Probe
EMI M Probe
EMS
ERP-CCK
ERP-DSSS

316

内容・定義
Binary Frequency Shift Keying
3rd Generation Partnership Project
Adjacent Channel Power Ratio
Base Station
Center Frequency
Channel Bandwidth
Channel Space
Carrier to Noise Ratio
Composite Second Order
Composite Triple Beat
Displayed Average Noise Level
Default
Down Link
Direct Sequence Spread SpectrumOrthogonal Frequency Division Multiplexing
Electromagnetic Compatibility
Electromagnetic InterferenceElectromagnetic Interference Electric-Field
Probe
Electromagnetic Interference MagneticField Probe
Electromagnetic Susceptibility
Extended Rate Physical layerComplimentary Code Keying
Extended Rate Physical layer- Direct
Sequence Spread Spectrum

付録
ERP-OFDM
ERP-PBCC
ETSI
FDD
IF
HiSLIP
LOI
LPF
LXI
OCBW
PSD
P1dB
RBW
REF
SEM
SINAD
TDD
TG
TOI
UE
UP
VBW

Extended Rate Physical layer- Orthogonal
Frequency Division Multiplexing
Extended Rate Physical layer- Packet
Binary Convolutional CodeEuropean Telecommunications Standards
InstituteFrequency-Division Duplexing
Intermediate Frequency
High Speed LAN Instrument Protocol
Local Oscillator
Low Pass Filter
LAN eXtensions for Instrumentation
Occupied Channel BandwidthPower Spectral Density
One-dB compression point
Resolution Bandwidth
Reference
Spectrum Emission Mask
Signal to Noise and Distortion Ratio
Time-Division Duplexing
Tracking Generator
Third Order Intercept
User Equipment
Up Link
Video Bandwidth317

GSP-9300 ユーザーマニュアル

GSP-9300 の初期設定
以下のデフォルト設定は、工場出荷時の構成設定（機能設
定/テスト設定）で周波数
センター周波数：1.5GHz スタート周波数：0Hz
ストップ周波数：3GHz
CF Step：Auto
周波数オフセット：0Hz
スパン
スパン：3GHz
振幅
リファレンスレベル：
アッテネータ：Auto0.00dBm
Scale Div：10
スケール：オフ
Y 軸：dBm
スケールの種類：Log
リファレンスレベルオフ
補正：オフ
セット：0.00dBm
入力インピーダンス（Z）： 入力 Z calibration：50Ω
6.000dB
プリアンプ：Bypass
オートセット
Amp.Floor：オート
スパン：オート
BW/AVG
RBW：Auto
VBW：Auto
VBW/RBW：N/A
Average：オフ
Average Power：Log
EMI フィルタ：オフ
Power
スイープ
318

付録
スイープ時間：Auto
ゲートスイープモード：
オフ
ゲート長：540ms

スイープ：Continuous
ゲート遅延：50ms
スイープコントロール：
Norm

トレース
有効トレース：trace 1
トレース演算：オフ

トレースタイプ：
Clear and Write
Detection：Auto, Normal

画面表示
ウィンドウ設定：
スペクトラムLCD 輝度：Hi

LCD バックライト：オン

ディスプレイライン、-50.0dBm, オフ

Meas
全ての測定機能：オフ
EMC Pretest
All EMC 試験機能：Off
リミットラインリミットライン：オフ
トリガ
Free Run
トリガモード：Norm.
ファイル
種類：全て
Quick Save
種類：画面
保存
タイプ：画面
呼出
タイプ：State

Pass/Fail テスト：オフ
トリガ条件：Video
トリガ遅延：50ms
並び替え：名前
データソース：Normal
データソース：ノーマル
保存先：Local State
319

GSP-9300 ユーザーマニュアル
マーカ
マーカ：オフデータソース：ノーマル

マーカ
N/A
ピークサーチ
ピークトラック：オフ
Peak Excursion：3dB
ピークしきい値：-50dBm ピークテーブル：オフ
モード
モード：スペクトラム
シーケンス
シーケンス オフ
オプションコントロール
トラッキングジェネレー
パワーメータ：オフ
タ：オフ
システム
言語：出荷地域による パワーオン：プリセット
プリセットの種類：工場
アラーム出力：オフ
出荷時設定 Preset
リモートインターフェースの構成
GPIB Address：3
LAN：DHCPLXI パスワード：lxiWNpwd
HiSPIP Port：4880
RS232 ボーレート：115200
USB モード：ホスト

320

付録

メニューツリー
振幅
Amplitude

Ref Level-30 dBY Axis>dBm

dBm

Scale Type
Lin

dBmV

Scale/Div
5 2 1

Correction>

dBuV

Auto Scale

RefLvlOffset
0.000dB

Watts

PreampBypass

Volts

Attenuation
10dB
Man

Auto
10

On

Scale
Off

Log

Auto

Scale Pos.
Left Cent. Right

Return
2/3

More
1/3

More
2/3

SelectCorrection>
1

Correction 1

Point Num
15

Correction
Off

Correction 2

Frequency
1.2345 GHz

Edit>

Correction 3

Gain Offset
10.00 dB

On

50

Input Z
75
Input Z Cal
0.000dB

Correction 4
Save
Correction

Correction 5

DeleteCorrection

Delete Point

ReturnReturnReturn3/3

321

GSP-9300 ユーザーマニュアルY Axis>
dBm

dBm

dBm

dBmV

dBmV

W

V

dBuV

mW

mV

Watts
Volts

uV
nW

dBm

pW

322

dBuV

W

V

V

mW

mV

mV

uW

uV

uV

nW

dBmV

dBm

pW

dBuV

dBm

dBm

付録
周波数、スパン、Autoset、BW Avg、スイープ
Frequency

Span

Center Freq
1.2345GHz

Span
1.2345GHz

Start Freq
1.2345GHz

Full Span

Stop Freq
1.2345GHz

Zero Span

CF Step
1.00000MHz
Auto
Man

Last Span

AutosetAutosetAmp. Floor-80.00dBm
Auto
Man
Span
3.000000MHz
Auto
Man

Freq Offset
0.00Hz

BW/Avg

Auto
Auto

RBW
1MHz
Man
VBW
1MHz
Man

VBW/RBW
1.00000

Sweep

LOG Power

Sweep Time
50.00 ms
Auto
Man

Volt Average

Sweep Single

Power Average

Sweep Cont

Average
20
Off

Gated Sweep
Mode
On
Off

Average Type>Log Power

Gate Delay
50.0 ms

EMI Filter
Off

Gate Length
540 msOn

On

Sweep Control
Norm.

Fast

323

GSP-9300 ユーザーマニュアル
リミットライン
Limit
Line

Edit
Select Limit>

Limit Line>
1

Point Num
1

Limit 1

Pass/Fail
Test>

Point by Point>

Frequency
0Hz

Limit 2

Trace Data to
Limit Line>

Limit 0.00dBm

Limit 3

Mkr Data to
Limit Line>

Limit 4

Save Limit Line

Limit 5

Delete Limit
Line

Delete Point

ReturnReturnHigh Limit>
Off

Limit 1

Point Num
1

Create Limit Line
Now

Low Limit>
Off

Limit 2

Mkr Data to
Point

Limit Offset
0.000dB

Pass Criterion
All-In Max-In
Min-InLimit 3

Limit Offset

Pass/Fail Test
On
Off

Limit 4

Pass/Fail Mode
SingleCont.

Limit 5OFF

Return324

ReturnReturn付録
トリガ、シーケンス
Trigger

Free Run
Trigger
Condition>
Video

Pos

Video>

Video Edge
Pos
Neg

Ext. Edge
Neg

Video Level
10.00dBm

Trigger Mode
Nor. Sgl. Cont.

Trigger Freq
1.12345M Hz

Trigger Delay
50.0 ms
Action Now

ReturnReturnOnly for when “Wait togo” is used in thesequence
Sequence

Sequence>
1

Start Edit

Sequence 1

Edit>

Delay Time
100 msSequence 2

Wait to Go

Sequence 3

Save Sequence

Do Sequence>
1

Sequence 4

Delete Sequence

Delete Step

Sequence 5

Run ModeSingleCont.

Stop Edit

Run Now

ReturnContinue

Stop Running
Sequence

325

GSP-9300 ユーザーマニュアル
トレース
Trace

Select Trace>
1

Trace Math>

TR1>
Trace 2

Trace 1

Clear & Write

Detection>
Normal
Auto
Man

TR2>
Trace 2

Trace 2

Power Diff
TR1-TR2

Trace 3

Max Hold-130.0dBm

Log Diff-50.00dBm
TR1-TR2+Ref
Log Offset
0.00dBTR1 + Offset

Min Hold
View
Blank
More
1/2

OFF
ReturnReturnAutoNormalPeak +
Peak Sample
Average

326

Trace 4
Trace 4

付録
ディスプレイ
Display

Window Setup>

Spectrum

Active Win.
Upper Lower

LCD Brightness
Hi
Mid
Lo

Split Spectrum>

Alternate
Sweep

LCD BacklightOn
Off

Spectrogram

Display Line
-50.00dBm
On
Off

Topographic
Spectrogram+
Spectrum
Topographic+
Spectrum
ReturnReturnSpectrogram
MarkerOn
Off

Topographic
MarkerOn
Off

X Axisxxx

X Axis
xxx

Ref.>

Ref.>

Y Axisyyy

Y Axisyyy

Delta>

Delta>

Frequency
Hz

ΔFrequency

AmplitudedBm

ΔAmplitude

Time
s

ΔTime

Hz
dB
s
1/ΔTimeHz

ReturnReturn327

GSP-9300 ユーザーマニュアル
マーカ
Marker

Select Marker>
1Marker 1

Delta

on

off

Marker 2

Move Ref

NormalMarker 3

Move Delta

Delta>

Marker 4

Move Pair
Span

Function>

Marker 5

Move Pair
CenterAll Off

Marker 6

More
1/2

ReturnMarker Trace>
Trace 1
Auto
Man

Auto

Freq Counter>

Freq Counter
On
Off

Marker Table
On
Off

Trace 1Marker NoiseOn
OffResolution
1kHz
Auto
Man

ReturnReturnTrace 2
Trace 3
Trace 4Return 2/2

328

付録
ピークサーチ、マーカ
PeakSearchPeak Search
Mkr>Center
Next Peak

Peak Track
Off

On

Peak Excursion
10.00dB

Freq

On

Peak Table
Off
Peak Sort
Amp

Peak Threshold-50.00dBm
Off

On
Next Peak Right
Next Peak Left

Peak Table>

Min Search
More
1/2

Return2/2

ReturnMarkerMkr>Center
Mkr>Start
Mkr>Stop
Mkr>CF Step
Mkr>RefLvl

329

GSP-9300 ユーザーマニュアル
システム
SystemSystemInformation

Show Error
messagePower On
Last Preset

User Preset

Error message>

Prev Page

Preset Type>

Factory Preset

Language>
EnglishNext Page

Save User
PresetDate/Time>
Pwr On/preset>
Alarm Output
On
Off

Clear Error
queue

More
1/2

ReturnReturnRmt Interface
Config>Set Date>

Year
2011

Hour
5

UpgradeSet Time>

Month
10

Minute11Service>Wake-Up Clock
Edit>

Day
5

Second52

ReturnReturnOn

Return
2/2

330

Clock
Off

Return付録
From: System>
Language

English
簡体中文
繁體中文Pусский
日本のReturnFrom: System>Date/
Time>Wake-Up Clock Edit>

Select Clock>1

Clock 1

MondayState
Off

Clock 2

Tuesday

Hour
13

Clock 3

Wednesday

Minute08

Clock 4Thursday

Rept. Single

Clock 5

FridaySelect Date>
MondayClock 6

SaturdayReturnClock 7

SundayOn

331

GSP-9300 ユーザーマニュアル
From: System>More 1/2>
Rmt Interface Config>

GPIB Addr
2

LAN Config

IP Address
0.0.0.0

LAN>

WLAN Config

Subnet Mask
0.0.0.0

LAN Reset

LXIPassword

Default
Gateway
0.0.0.0

RS232
Baud Rate>
115200Hi SLIP PortDNS Server

4880

USB Mode
Host
DeviceLAN Config
DHCP Manual
Apply

ReturnReturnReturn

300

19200

OK

IP Address
0.0.0.0

600

38400

CancelSubnet Mask
0.0.0.0

1200

57600

2400

115200

Default
Gateway
0.0.0.0
DNS Server

4800
9600
More 1/2

332

Apply
ReturnReturn付録
From: System>More 1/2> Rmt
Interface Config>LAN>LXIPassword

ABCDE

A

a

FGHIJ

B

b

KLMNO

C

c

PQRST

D

d

UVWXY

E

e

Z

Lowercase

ReturnReturnReturn333

GSP-9300 ユーザーマニュアル
オプションの設定
OptionControl

Tracking
Generator>
Power Meter>

On

TG
Off
TG Level
0.00dBmTG Lvl Offset
0.000dB
Demo Kit>

TG Lvl Step
0.000dB
Auto
Man
Power Sweep
0.000dB
On
Off

Exe. Norm.
Norm.
Ref. Level
0.000dB
Norm.
Ref. Position
10
On

Norm
Off

Normalize>
ReturnReturnPower Meter
On
OffHigh Limit-10 dBm

Power Unit
dBm
mV

Low Limit-10 dBm

Frequency
3 MHz

Pass Fail Test
On
Off

Sensor Mode
LowNoise Fast
Pass/Fail
Test>
More
1/2
Return334

Return付録
From: Option Control>Demo Kit

On

Demo Kit
Off

ASK

Modulation>
ASK

FSK

Frequency>
315MHzDeviation>
25kHz

Modulation = FSK only

Baudrate>
4800
Output Mode
Gated
ReturnNormal

4800

25kHz

315MHz

Gated

9600

50kHz

433MHzSeq1
00110101

20000

868MHzSeq2
10100101
Seq3
00010010
Seq4
11011100
Seq5
10101010

335

GSP-9300 ユーザーマニュアル
ファイル
File

File Explorer>
Local

Media>
Local

Media>
Local

Local

Type>
All

Copy Now

Move Now

USB

Name

Sort byDate

SD Card

Copy to>Delete>Rename>Move to>336

ReturnReturn付録
From: File>Type

All

.sta
.tra
.jpg

From: File>Delete

Sequence

Delete Now

Power Meter

Delete Warning
Don’t Ask Ask

Return 2/2

Return

ABCDE

A

a

FGHIJ

B

b

KLMNO

C

c

PQRST

D

d

UVWXY

E

e

Z

Lowercase

ReturnReturn

State

.seq
.pmet

Trace
ScreenLimit Line

.cor

CorrectionMore 1/2

From: File>Rename

Return337

GSP-9300 ユーザーマニュアル
保存(モード = パワーメータ)
See: Save>Save To
Save

Save To>
Local

State

Type>
State
Data Source>
Local State

Record Stop
00: 00: 00

Hour
06

Record Step
1s

Minute07
Second08

ScreenPMET
Record Option>
Name>
Record Stop
Record Now

Power Meter

ReturnLocal State

NormalSee: File>Rename
According to type:
Power Meter
State

Save Toner

338

Return付録
From: Save>Save To

Register>

Register 1

Local

Register 2

USB

Register 3

SD Card

Register 4
Register 5
Register 6

ReturnReturn339

GSP-9300 ユーザーマニュアル(モード = スペクトラム)
See: Save>Save To
Save

Save To>
Local

State

Trace

Type>
Trace

Trace

Trace + State

Data Source>
Trace 1

ScreenFormat>Trace

Line Line

Name>

Correction
Sequence

Save Now

Power Meter

See: File>Rename

Local State

340

Trace 1

NormalLimit 1

Correction 1

Sequence 1

Trace 2

Save Toner

Limit 2

Correction 2

Sequence 2

Trace 3

Limit 3

Correction 3

Sequence 3

Trace 4

Limit 4

Correction 4

Sequence 4

Limit 5

Correction 5

Sequence 5

付録
呼出(モード = パワーメータ)
RecallRecall From>
Local

Register>

Register 1

Type>
State

Local

Register 2

Destination>
Local StateUSB

Register 3

Recall Now

SD Card

Register 4
Register 5
Register 6

ReturnReturnAccording to type:

.sta

State

Local State

341

GSP-9300 ユーザーマニュアル(モード = スペクトラム)
RecallRecall From>
Local

.sta

Type>
Trace

.tra

State

Register>

Register 1

Trace

Local

Register 2

USB

Register 3

SD Card

Register 4

Destination>
Trace 1
Recall Now

.lmt
.cor
.seq

Line Line
Correction

Register 5

Sequence

Register 6

Power Meter

Local State

342

ReturnTrace 1

Limit 1

Correction 1

Sequence 1

Trace 2

Limit 2

Correction 2

Sequence 2

Trace 3

Limit 3

Correction 3

Sequence 3

Trace 4

Limit 4

Correction 4

Sequence 4

Limit 5

Correction 5

Sequence 5

Return付録
自動測定
See: Meas>Demod
MeasureChannelAnalysis>

ACPR Setup>

Demod>OCBW Setup>
OCBW
Off

CH SPC
2.000000MHz

SEM>

ChannelMove Up

ADJCH
Setup>TOI>

ChannelMove Down

More
1/2

ReturnPhase Jitter>

Phase Jitter
On
Off
Start Offset
0Hz

On

On

Harmonic>
NdB
Bandwidth>
P1dB>

Def. Help
Off
Return2/2

Return

2FSK
Off

CHBW
2.000000MHz

Select Adj Ch>
1

AdjCh1

Peak Threshold-50.00dBm
Off

CH SPC
2.000000MHz

on

off

AdjCh2

Max Hold-130.0dBm

OCBW %
90.0%

ADJ CHBW
2.000000MHz

AdjCh3On

On

Stop Offset
0Hz

On
Return

CNR/CSO/CTB>

Main CH
HLimit0.00dBm
Main CH
LLimit0.00dBm

ACPR
Off

On

2FSK

Main CHBW
2.000000MHz

RestartADJ CH Offset
2.000000MHz

Limit Edit

ADJ CH
H Limit0.00dBm

Pass/FailOffADJ CH
L Limit0.00dBm

ReturnReturnReturn343

GSP-9300 ユーザーマニュアル
From: Measure>Demod

From: Measure>TOIAM Analysis>

Earphone OutOn
OffFM Analysis>

Volume10

Reference
Lower Upper

Sound>

Digital Gain
Control
0.000dB

Limit 30.00dBm

ASK>

Demod TypeAM
FM

Pass/Fail Test
On
Off

ReturnReturn

On

TOI
Off

From: Measure>More>
NdB BandwidthOn

NdB BWOff
N dB
0.000dB

FSK>

ReturnReturnFrom: Measure>More>CNR/CSO/CTB

On

Setup>
CNR

CNR>

CNR
Off

CSO

CNR
CH SPC
6.000 MHzCTB>

Noise Marking
Min ΔMarker

RestartReturnReturnChannelMove Down
ChannelMove Up

Return344

Return付録
From: Measure>Demod>AM
Analysis

AM Analysis
On
Off

IF Bandwidth
300kHzBypass

Setup>LPF>
Bypass

1.6MHz

Min/Max ResetTime Axis>

781kHzDepth Axis>

521kHzLimit Edit>

AF Trigger>

391kHzPass/FailOffSquelch Level-130.0dBm

313kHzReturnReturnOn

On

Decimation
frequency*

Ref. Value
0.0ns

Ref. Value
0.0 %Trigger Setup>

Edge Slope
Rising Falling

Ref. Pos
5

Ref. Pos
5Free Run

Trigger Mode
Nor. Sgl. Cont.

Scale/Div
10.00ms

Scale/Div
10 %Start Time
0.00 ns

Trigger Level
10 %Auto Scale
Off

Auto Scale

Stop Time
20.0 ms

Trigger Delay
50 ms

Action Now

ReturnReturnReturnReturn* 選択可能な LPF フィルタについては 148 ページを参照くだ
さい。

345

GSP-9300 ユーザーマニュアル
From: Measure>Demod>FM
Analysis

FM Analysis
Off

IF Bandwidth
300kHzBypass

Setup>LPF>
Bypass

16kHz

Min/Max ResetTime Axis>

7.8kHzDeviation Axis>

5.2kHzAF Trigger>

3.9kHzOn

Limit Edit>

On

Pass/Fail
Off
ReturnOn

Decimation
frequency*

3.1kHzReturnRef. Value
0.0ns

Ref. Value
30Hz

Trigger Setup>

Edge Slope
Rising Falling

Ref. Pos
5

Ref. Pos
5Free Run

Trigger Mode
Nor. Sgl. Cont.

Scale/Div
10.00ms

Scale/Div
10 Hz

Start Time
0.00 ns

Trigger Level
10 Hz

Auto Scale
Off

Auto Scale

Stop Time
20.0 ns

Trigger Delay
50 ms

Action Now

ReturnReturnReturnReturn*選択可能な LPF フィルタについては 155 ページを参照くだ
さい。

346

付録
From: Measure>Demod>ASKASK Analysis
On
Off

Symbol

Ref.Value
X.XX ns

Ref. Value
0Hz

Symbol Rate
X.XX ks

Wave

Ref.Pos
0

Ref.Pos5

Scale/Div
2

Scale/Div
10Hz

Auto Scale
Off

Auto Scale

ReturnReturnView

OnTime Axis>
Depth Axis>
More
1/2

ReturnAF Trigger>

Free Run

On

Limit
Off

Edge Slope
Rising Falling

Freq. Deviation
100Hz

Trigger Mode
Norm. Sgl. Cont.

Carr.Offset
500Hz

Limit

Trigger Level
0Hz

Carr.Power
0.00dBm

Sweep
Cont

Trigger Delay

Sweep Single

Action Now

ReturnReturnSingleReturn347

GSP-9300 ユーザーマニュアル
From: Measure>Demod>FSKFSK Analysis
On
Off

Symbol

Ref.Value
X.XX ns

Ref. Value
0Hz

Symbol Rate
X.XX ks

Wave

Ref.Pos
0

Ref.Pos5

Scale/Div
2

Scale/Div
10Hz

Auto Scale
Off

Auto Scale

ReturnReturnView

OnTime Axis>
Deviation Axis>
More
1/2

ReturnAF Trigger>

Free Run

On

Limit
Off

Edge Slope
Rising Falling

Freq. Deviation
100Hz

Trigger Mode
Norm. Sgl. Cont.

Carr.Offset
500Hz

Limit

Trigger Level
0Hz

Carr.Power
0.00dBm

Sweep
Cont

Trigger Delay

Sweep Single

Action Now

ReturnReturnSingle348

Return付録
From: Measure>2FSK>Limit Edit

From: Measure>Demod>AM Analysis>Limit Edit

Freq. Deviation
200.000kHz

Freq. Deviation
200.000kHz

Carr.Offset
200.000kHz

Carr.Offset
200.000kHz
Carr.Power
0.00dBm

ReturnReturnFrom: Measure>Demod>FM Analysis>Limit Edit

Freq. Deviation
200.000kHz
Carr.Offset
200.000kHz
Carr.Power
0.00dBm

Return349

GSP-9300 ユーザーマニュアル
From: Measure>SEM

SEM Setup>
3GPP

3GPP>

Meas Type>
Total pwr Ref

Meas Type>PSD Ref

On

SEM
Off

802.11b>

Ref. Channel>

Ref. Channel>

On

Def. Help
Off802.11g>

Offset/Limit>

Offset/Limit>

ReturnReturn802.11n>802.16>
User Define>
ReturnFrom: Measure>SEM>3GPP>
REF. Channel

Chan Integ BW
3.84 MHz
Chan Span
3.96 MHz
RBW
10kHz
Auto
Man
Total Pwr Ref-74.3dBm
AutoMan

Return350

ReturnFrom: Measure>SEM>3GPP>
Offset/Limit

FDD

Duplexing
Table
TDD

FDD Setup>
TDD Setup>

Return付録
From: Measure>SEM>3GPP>
Offset/Limit>FDD Setup

BS ModeTransmission
BS
UE

P>=43

None

Max Out Pwr>
P>=43

39<=P<43

6<=P<=20

Additional Max
Out Pwr>
None

31<=P<39

P<6Add. Limits
None

P<31

Min Offset/Limit
Value>

Return1
On2

Offset
4 5

None

Band XIIIOff

Abs Start-22 dBm

Band II

Band XIV

Start Freq
27 MHzAbs Stop-22dBmBand IV

3

Offset
4 5

1

2

3

Stop Freq
27MHz

Band V

RBW

Band X

More 1/2

Band XII

ReturnReturn2/2More 1/2

351

GSP-9300 ユーザーマニュアル
From: Measure>SEM>3GPP>
Offset/Limit>FDD Setup

Transmission
BS
UE

UE ModeNone

Band XIIIBand II

Band XIV

Band IV
Add. Limits
None

Band VMin Offset/Limit
Value>

Band X
Band XII

Return1

2

3Offset4 5

1More 1/2

2

3

Offset4 5

Abs Start-22 dBm
Start Freq
27 MHzAbs Stop-22dBmStop Freq
27MHz

Rel Start-35dBcRBW

Rel Stop-50dBcMore 1/2
Return352

Return付録
From: Measure>SEM>3GPP>
Offset/Limit>TDD Setup

Transmission
BS
UE
Mode BS
Chip Rate
3.84M
1.28M
7.68M

Chip Rate = 3.84/7.68M
Offset
4 5

P>=43

Off

Abs Start-22dBm39<=P<43

Max Out Pwr>
P>=43

Start Freq
2.7MHzAbs Stop-22dBm31<=P<39

Min Offset/Limit
Value>

Stop Freq
2.7MHz1

2

3

Offset
4 5

On

1

2

3

P<31

RBW
3MHz
More 1/2
ReturnChip Rate = 1.28M

P>=34
26<=P<34

ReturnReturnFrom: Measure>SEM>3GPP>
Offset/Limit>TDD Setup

Transmission
BS
UE
3.84M

Chip Rate
1.28M
7.68M

UE
Mode

1
On

2

3

Offset
4 5

1

2

3

Offset
4 5OffStart Freq
2.7MHzP<26
Min Offset/Limit
Value>

Stop Freq
2.7MHzRel Start-22dBmRBW
3MHz

Rel Stop-22dBmMore 1/2
ReturnReturnReturn353

GSP-9300 ユーザーマニュアル
From: Measure>SEM>
802.11b/g/n/
802.16>Ref. Channel

From:
Measure>SEM>
802.11g>Offset/
Limit

From:
Measure>SEM>
802.11n>Offset/
Limit

Chan Integ BW
3.84MHz

Modulation>
ERP-OFDM/
DSSS-OFDMERP-OFDM/
DSSS-OPEM

Chan Span
3.96MHzMin Offset/Limit
Value>ERP-DSSS/
ERP-PBCC/
ERP-CCK

20M

CH BW
40M

Min Offset/Limit
Value>RBW
10kHz
PSD Ref-74.3dBm/Hz

ReturnFrom:
Measure>SEM>
802.16>Offset/Limit

10M

CH BW
20M

Min Offset/Limit
Value>

Return354

ReturnFrom:
Measure>SEM>
802.11b>Offset/Limit

1

Offset2

ReturnFrom: Measure>SEM>
802.11n/802.16>Offset/Limit>
Min Offset/Limit

1

2

Offset3
4

Start Freq
2.7MHzStart Freq
2.7MHzStop Freq
2.7MHzStop Freq
2.7MHz

RBW
3MHz

RBW
3MHz

Rel Start-22dBcRel Start-22dBcRel Stop-22dBcRel Stop-22dBcReturnReturn付録
From: Measure>SEM>802.11g>
Offset/Limit>Min Offset/Limit
802.11g modulation=DSSS

1

Offset2

On

Off

Offset2

1

Start Freq
2.7MHzStop Freq
2.7MHzRel Start-22dBcRBW

Rel Start-22dBcMore 1/2
ReturnReturnFrom: Measure>SEM>802.11g>
Offset/Limit>Min Offset/Limit
802.11g modulation=OFDM

1
On

2

Offset3 4

1

2

Offset
3 4OffStart Freq
2.7MHzStop Freq
2.7MHzRel Start-22dBcRBW

Rel Start-22dBcMore 1/2
ReturnReturn355

GSP-9300 ユーザーマニュアル
From: Measure>SEM>
User Define>Meas Type>
Total Pwr Ref

Total Pwr Ref

Chan Integ BW
3.84MHz

Ref. Channel>

PSD Ref

Chan Span
3.96MHz
RBW
10kHz
Auto
Man
Total Pwr Ref-74.3dBm
AutoMan

Offset/Limit>

Return

1
On

Auto

356

Offset4 5Absolute

Off

Abs Start-22dBmRelative

Start Freq
2.7MHzAbs Stop-22dBmAbs AND Rel

Stop Freq
2.7MHzRel Start-22dBcAbs OR Rel

2 3

Offset4 5

Return

RBW
10kHz
Man

1

2 3

Rel Stop-22dBcMan

CoupleMore 1/2

Fail Mask>
Absolute

ReturnReturn付録

From: Measure>TOI

On

TOI
Off

From: Measure>More>HarmonicOn

From: Measure>
More>NdB Bandwidth

Harmonic
Off

Reference
Lower Upper

Fundamental
Freq.
1.000000MHz

Limit
0.00dBm

Number of Order
5On

NdB BW
Off
NdB
3.000dB

Pass/Fail Test
On
Off

ReturnReturnReturnFrom: Measure>More>P1dB

On

P1dB
Off

Center Freq
100.000MHz

Exec. Norm
0dB

P1dB
Setup >

Gain Offset
0.000dB

Prev

Location
Post

Normalize >Average
1

ON

Nomr.
OFF

Start

Reset
ReturnReturnReturn357

GSP-9300 ユーザーマニュアル
EMC プリセット
EMC
PretestRadiated testing

EMI Test>

9k-150kHzEMI M Probe>

150k-30MHzEMI E Probe>

30M-300MHz
300M-1GHz

Voltage Probe>

30M-1GHzEMS Test>

1GHz-3GHz

Amb. Noise
RejectNone
High
Correction
None
On
Off
Recall limit
None
On
Off

Horizontal

On

Peak Table
Off

Other factor

Log

Scale Type
Lin

ReturnNone

Vertical

ReturnConductancetesting

On

Correction
None
Off

30M-300MHz

None

None

None

3m

EN55022A

Cor.factor

300M-1GHz

EN55022A

10m

EN55022B

30M-1GHz

EN55022B

Other factor

FCC A

FCC A

FCC B

FCC B
Return358

ReturnReturn付録
From: EMI Pretest>Voltage Probe>

Log

From: EMI Pretest>EMS Test>

PretestEMS Source
On
Off

Debug

Source Freq Start
150.000kHz

Scale Type
Lin

Source Freq Stop
150.000kHz
None
Man
Source Strength
0.00dBm

ReturnReturnFrom: EMI Pretest>EMI-E Probe

None

None

On

Correction
Off

30M-300MHz

PCB trace Pin

20cm trace

2m cable

300M-1GHzI/O Cable Pin

15cm trace

1.5m cable

None

10cm trace

1m cable

EN55022B

6cm trace

0.5m cable

FCCB

4cm trace

ReturnReturnReturn359

GSP-9300 ユーザーマニュアル

GSP-9300 仕様
本器は、特に指定しない限り、温度 20℃〜30℃で電源を入れ少なくとも 30 分間以上ウォームアップした状態のときの
仕様です。
周波数
周波数
範囲
分解能
周波数リファレンス
確度

9kHz ～ 3.0GHz
1Hz±(最終調整からの周期×エージングレート)＋
全温度範囲での安定度+供給電圧の安定度
エージングレート 最大±2ppm
最終調整後から 1 年
全温度範囲での ±0.025ppm
0℃ ～ 50℃
周波数安定性
供給電圧の安定 ±0.02ppm
性
周波数リードアウト確度
Start, Stop,±(マーカ周波数表示×周波数リファレンス確度
Center, Marker＋10％×RBW＋周波数分解能 1)
トレースポイント 最大 601 ポイント、最少 6 ポイントマーカ周波数カウンタ
分解能
1Hz、10Hz、100Hz、1kHz
確度±(マーカ周波数表示×周 RBW/Span >=0.02 ；波数リファレンス確度＋カ Mkr レベル～DNL>30
ウンタ分解能)dB
周波数スパン
範囲
0Hz (ゼロスパン),
100Hz～3GHz
分解能
1Hz
確度
± 周波数分解能
RBW：Auto;

360

付録
位相ノイズ
キャリアからのオ
フセット
10 kHz
100 kHz
1 MHz
分解能帯域幅 (RBW) フィルタ
フィルタ帯域幅

確度
波形ファクタFc =1 GHz; RBW = 1
kHz, VBW = 10 Hz;
Average≧ 40<-88dBc/Hz<-95dBc/Hz<-113dBc/Hz

代表値 2
代表値
代表値

1Hz～1MHz、1-3-10 シー 帯域幅-3dB
ケンス
200Hz、9kHz、120kHz、
帯域幅-6dB
1MHz± 8％, RBW = 1MHz
公称値 3
± 5％、RBW < 1MHz
公称値
< 4.5：1
ノーマル帯域幅レシ
オ -60dB：-3dB

ビデオ帯域幅 (VBW)フィルタ
フィルタ帯域幅

1Hz ～1MHz、
帯域幅：-3dB
1-3-10 シーケンス[1] 周波数分解能 = Span/(トレースポイント - 1)[2] このデータシート上の代表値は、性能が温度範囲 20℃～30℃、信頼レベル 95％で製品の 80％が示す性能を意味します。それらは製品保証の対象ではありません。
[3] 公称値は、性能の期待値を示します。性能保証の対象ではない製品性能を示
します。

振幅
振幅範囲
測定範囲

100kHz～1MHz

1MHz～10MHz
10MHz～3GHz

表示平均ノイズ
レベル (DANL)～18
dBm
DANL ～ 21dBm
DANL ～ 30dBm

アッテネータ
入力アッテネータ 0～50dB、1dB ステップ
範囲
最大安全入力レベル
平均トータル電力 ≦ ＋33dBm
DC 電圧

Auto または manualステップ
入力アッテネータ
≧10dB

± 50V
361

GSP-9300 ユーザーマニュアル
1 dB Gain Compression
トータル電力1st Mixer にて
トータル電力プリアンプにて> 0 dBm

代表値;Fc≧ 50MHz;

プリアンプ オフ
代表値;Fc≧ 50MHz;
プリアンプ オン
ミキサ電力レベル (dBm)= 入力電力（dBm)－アッテネータ (dB)
> -22 dBm

表示平均ノイズレベル (DANL)4
プリアンプ オフ

ATT 0dB： RF 入力は 50Ωで終端. RBW 10Hz;
VBW 10Hz; span 500Hz; リファレンスレベル =-60dBm; トレース平均 ≧ 40
9kHz～100kHz< -93dBm
100kHz～1MHz < -90dBm–3×(f/100 kHz)dB
公称値
1MHz～10MHz< -122 dBm
10MHz～3GHz< -122 dBm
プリアンプ オン
アッテネータ 0dB、RF 入力は 50Ωで終端； RBW
10Hz; VBW 10Hz; span 500Hz;リファレンスレベル= -60dBm; トレース平均≧40
100kHz～1MHz < -108dBm – 3×(f/100
kHz) dB
1MHz～10MHz< -142dBm
公称値
10MHz～ 3GHz < -142dBm + 3×(f/1GHz)
dB[4] DANL 仕様では、スプリアス応答を除外します。
レベル表示範囲 4
スケール

ログ（Log）
リニア（Linear）
単位
dBm、dBmV、dBuV、V、W
マーカレベルリー 0.01dB
ドアウト
リファレンスレベルの0.01％
レベル表示モード トレース、トポグラフィク、
スペクトログラフ
トレース数
4
ディテクタ
Positive-peak、negativepeak、sample、normal、RMS(not Video)362

ログスケール
リニアスケール
単一/分割ウィンドウ

各トレースに設定可能

付録
トレース機能Clear & Write, Max/Min
Hold, View, Blank, Average

絶対ポイント

センター=160MHz： RBW 10kHz；VBW 1kHz；
span 100kHz；ログスケール；1dB/div；ピークディ
テクタ； 20℃～ 30℃；
信号入力：リファレンスレベル± 0.3dB
Ref レベル 0dBm;
RF アッテネータ
10dB± 0.4dB
Ref レベル -30dBm;
RF アッテネータ 0dB

絶対振幅確度プリアンプ オフ

プリアンプ オン
周波数応答
プリアンプ オフ

アッテネータ：10 dB; リファレンス：160MHz；
20℃ ～ 30℃
100kHz～2.0 GHz ± 0.5dB
2GHz～3 GHz± 0.7dB
プリアンプ オン アッテネータ：0dB; リファレンス：160MHz; 20℃ ～
30℃
1 MHz～ 2 GHz ± 0.6dB
2 GHz ～ 3 GHz ± 0.8dB
アッテネータ切り替えの不確かさ
アッテネータ設定 0 ～ 50dB in 1dB ステップ
不確かさ
± 0.15dB
リファレンス：160MHz、アッテネータ, 10dB
RBW フィルタスイッチングの不確かさ
1Hz ～ 1MHz
± 0.25dB
リファレンス：RBW
10kHz
レベル測定の不確かさ
全体の振幅確度 ± 1.5dB
20℃ ～ 30℃； 周波数 > 1MHz；
信号入力 0～o -50dBm;
リファレンスレベル 0 ～ -50dBm;
入力アッテネータ 10dB;
RBW 1kHz；VBW 1kHz；Cal 後；プリアンプ オフ± 0.5dB
代表値363

GSP-9300 ユーザーマニュアル
スプリアス応答
第 2 高調波
インターセプ+35dBm+60dBm3 次インターセプ
ト> 1dBm
入力スプリアス< -60dBc
関連
残留応答（固有） <-90dBm

プリアンプ オフ；信号入力－30dBm；アッテネータ 0dB
代表値; 10MHz < fc < 775MHz
代表値; 775MHz ≦ fc < 1.5GHz
プリアンプ オフ；信号入力－30dBm；アッテネータ 0dB
300MHz ～ 3GHz
入力信号レベル -30dBm, Att.
Mode, Att=0dB; 20℃～30℃
入力終端;Att 0dB ; プリアンプ オフ

スイープ
スイープ時間範囲

310us ～ 1000s
50us ～ 1000s

スイープモード
トリガソース

連続、シングルFree run; Video; 外部トリガ
Positive または negative
エッジ

トリガスロープ

Span > 0Hz
Span = 0Hz; Min
分解能 = 10us

RF プリアンプ(標準装備)
周波数範囲
利得

1MHz～3GHz
18dB

公称値

全面パネル 入力/出力
RF 入力
コネクタ形状インピーダンス
VSWR

364

N 型、メス50 Ω<1.6 ：1

公称値
300kHz～3GHz；
入力アッテネータ ≧ 10dB

付録
オプション用電源コネクタ
コネクタ形式
電圧/電流
USB ホストコネクタ形状プロトコル
Micro SD ソケット
プロトコル
サポートカード

SMB コネクタ、 オス
DC +7V /最大 500 mA
A プラグバージョン 2.0

SD 1.1
Micro SD, micro SDHC

短絡保護回路あり

Full/High/Low スピー
ドをサポート

最大容量 32GB まで

背面パネル入力/出力端子
リファレンス出力
コネクタ形状BNC メス
出力周波数
10MHz
公称値
出力振幅
3.3V CMOS
出力インピーダン 50Ω
ス
リファレンス入力
コネクタ形状BNC メス
入力リファレンス 10MHz
周波数
入力振幅-5dBm ～ ＋10dBm
周波数ロック範囲 入力リファレンス周波数±5ppm 以内
アラーム出力コネクタ形状BNC メス
オープンコレクタ
トリガ入力/ゲートスイープ入力
コネクタ形状BNC メス
入力振幅3.3V CMOS
切り換え
機能により自動切り替え
LAN TCP/IP インターフェース
コネクタ形状RJ-45
Base
10Base-T；100Base-Tx; Auto-MDIX
USB デバイス
コネクタ形状B プラグ
リモートコントロールのみ
プロトコル
USB 規格USB TMC
Ver2.0 互換

365

GSP-9300 ユーザーマニュアル

IF 出力
コネクタ形状インピーダンス
IF 周波数
出力レベル
イヤフォン出力
コネクタ形状
ビデオ出力
コネクタ形状

SMA 端子 メス
50Ω
886MHz-25dBm

公称値
公称値
アッテネータ 10dB；
RF 入力：0dBm @ 1GHz

3.5mm ステレオジャック、モノラル
DVI-I ( integrated analog and digital) , シングルリ
ンク、 アダプタを介して VGA または HDMI 規格に対応

RS232 インターフェース
コネクタ形状D-sub 9 ピン メス
Tx,Rx,RTS,CTS
対応ケーブルストレートケーブル接続(9 ピン：♂-9 ピン：♀)
GPIB インターフェース (対応モデルのみ)
コネクタ形状IEEE-488 バスコネクタ
バッテリーパック (オプション)
バッテリーパック 6 cells, Li-Ion 充電式、
UN38.3 認証済み
3S2P
電圧
DC 10.8V
容量5200 mAh / 56Wh

一般仕様
内蔵データメモリ
16MB
公称値
消費電力
<65 W
ウォームアップ時間 < 30 分
電源電圧
AC 100V ～AC 240V オールレンジ、50 / 60Hz
温度範囲
＋5℃ ～＋45℃
動作-20℃～＋70℃
保存質量
約 4.5 kg
全オプションを装備時(Basic+TG+GPIB+Battery)
寸法（W×H×D）
350×200×100 (mm)バッテリーパック (オプション)
バッテリーパック
6 cells, Li-Ion 充電式 UN38.3 認証済み
、 3S2P
366

付録
電圧
容量

DC 10.8V
5200 mAh / 56Wh

トラッキングジェネレータ 5 (オプション)
周波数範囲
出力電力
絶対確度

100 kHz ～ 3GHz
-50dBm ～ 0dBm、0.5dB ステップ±0.5 dB@160MHz、-10dBm、Source attenuation 10dB,
20℃～30℃
出力フラットネス
リファレンス ～ 160MHz, -10dBm
100kHz ～ 2GHz
±1.5dB
2GHz ～ 3GHz
± 2dB
出力レベルスイッチ ±0.8dB
リファレンスから -10dBm
ング不確定
高調波
< -30dBc
代表値, 出力レベル= -10dBm
リバースパワー
最大＋30dBm
コネクタ形状N 型 メス
インピーダンス
50 Ω
公称値
出力 VSWR< 1.6：1
300kHz～3GHz, source
attenuation ≥ 12 dB[5] TG 出力オンのとき、RBW フィルタは 10kHz

USB パワーセンサ (オプション)
種類
メータへの接続

平均電力センサ
モデル名：PWS-06
USB ケーブル：GSP-9300 前面パネルの USB
ホストポートコネクタ形状N 型 オス、50 Ω 公称値
入力 VSWR
1.1：1
代表値
1.3：1
最大
入力周波数
1MHz ～ 6200MHz
センシングレベル -32 ～ +20dBm
最大入力損傷電力 ≦ 27dBm

367

GSP-9300 ユーザーマニュアル
電力測定の不確か －30dBm ～ ＋5dBm：
さ
1MHz ～ 3GHz：±0.1dB 代表値; 最大±0.3dB@ 25℃
3GHz ～ 6GHz：±0.15dB 代表値；最大±0.3dB＋5 dBm ～ ＋12 dBm：
1MHz～3GHz：±0.15dB 代表値；最大±0.3dB
3GHz～6GHz：±0.15dB 代表値；最大±0.3dB＋12 dBm～＋20dBm：
1MHz～3GHz：±0.2dB 代表値; 最大±0.4dB
3GHz～6GHz：±0.2dB 代表値；最大±0.4dB
電力測定の不確か -30dBm ～ ＋5dBm：
さ
1MHz ～ 3GHz：±0.25dB 代表値
3GHz ～ 6GHz：±0.25dB 代表値@ 0℃ ～ 25 °C＋5dBm ～ ＋12dBm：
1MHz ～ 3GHz：±0.20dB 代表値
3GHz ～ 6GHz：±0.20dB 代表値

直線性 ＠ 25℃
測定速度

368

＋12dBm ～ ＋20dBm：
1MHz ～ 3GHz：±0.35dB 代表値
3GHz ～ 6GHz：±0.30dB 代表値±3 ％ローノイズモード：100ms 代表値
ファーストモード：30ms

付録

GSP-9300 寸法

CONTROL

Spectrum Analyzer
9 kHz 3 GHz

Sweep
Mode

Fast/
NormalFrequency

BW/AVG

Sweep

MARKER

AUXILIARY

Span

Measure

EMC
PretestFile

MarkerSequence

Amplitude

Trace

Limit
Line

Save

MarkerOptionControl

Autoset

Display

Trigger

RecallPeak
SearchSystem

FILE

F1

F2

F3

7

8

9

4

5

6

Quick
Save

1

2

3

BK SP

/

Enter

Preset

200.0

F4

LOCAL

F5

213.0

G S P -9 3 0 0

F6

0
F7

TG OUTPUT 50

W

DC ±50VMAX.
REV PWR +30dBm

350.0

500mA MAX.
DC 7V
OUTPUT

RF INPUT 50

W

DC ±50VMAX.
+30dBm MAX.

100.0
105.7

369

GSP-9300 ユーザーマニュアル

Declaration of Conformity
We
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.
No. 7-1, Jhongsing Rd, Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan
GOOD WILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO., LTD.
No. 69 Lushan Road, Suzhou New District Jiangsu, China.
declare that the below mentioned product
Type of Product：Spectrum Analyzer
Model Number：GSP-9300
is herewith confirmed to comply with the requirements set out in theCouncil Directive on the Approximation of the Laws of the Member States
relating to the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and Electromagnetic
Compatibility (2004/108/EC).
For the evaluation regarding the Electromagnetic Compatibility and Low
Voltage Directive, the following standards were applied：◎ EMC
EN 61326-1 ：EN 61326-2-1：
EN 61326-2-2：

Electrical equipment for measurement, control andlaboratory use –– EMC requirements (2006)

Conducted and Radiated Emissions
EN 55011：2009+A1：2010
Current Harmonic
EN 61000-3-2：2006+A1：2009+A2：2009
Voltage Fluctuation
EN 61000-3-3：2008-------------------------------------------------------------------------------------------------

Electrostatic Discharge
EN 61000-4-2：2009
Radiated Immunity
EN 61000-4-3：2006+A1：2008+A2：2010
Electrical Fast Transients
EN 61000-4-4：2012
Surge Immunity
EN 61000-4-5：2006
Conducted Susceptibility
EN 61000-4-6：2009
Power Frequency Magnetic Field
EN 61000-4-8：2010
Voltage Dips/ Interrupts
EN 61000-4-11：2004

Low Voltage Equipment Directive 2006/95/EC
Safety Requirements

370

EN 61010-1：2010 (Third Edition)
EN 61010-2-030：2010 (First Edition)

索引

索引
2FSK ..................................................173
ACPR ................................................142
AM 解析............................................147
AM/FM 復調の音声出力 ................159
Amplitude
Scale................................................59
Scale/div .......................................57
アッテネータ ....................................57
オートスケール ...............................58
スケール表示..................................59
プリアンプ........................................71
リファレンスレベル ..........................56
リファレンスレベルのオフセット ......61
垂直スケールの単位 ......................60
振幅の補正.....................................62
補正 ................................................63
ASK 測定 ..........................................161
Autoset................................................73
垂直設定.........................................74
水平設定.........................................74
Average
トレース ...........................................80
種類 ................................................81
Bandwidth
VBW ...............................................78
VBW/RBW レシオ ........................79
CNR...................................................206
CSO ...................................................209
CTB....................................................211
Declaration of conformity ..............370
EMC
EMI E プローブ ............................238
EMI M プローブ ...........................234
EMI テスト ....................................227
EMS 試験 .....................................244
概要 ..............................................226
電圧プローブ ................................241
EMI フィルタ ........................................82
EN61010
測定カテゴリ .....................................5EN61010

汚染度 .............................................. 7
FAQ .................................................. 314
FM 解析 ............................................ 153
FSK 測定 ........................................... 167
GPIB 機能のチェック ........................ 313
LAN 機能のチェック ......................... 313
NdB 帯域幅 ...................................... 215
OCBW .............................................. 145
P1dB ノーマライズ ............................ 222
P1dB 測定......................................... 217
Quick save ....................................... 295
RBW .................................................... 76
SEM
3GPP ............................................ 200
802.XX.......................................... 202
ユーザー定義 ............................... 196
概要 .............................................. 179
SpanFull span ........................................ 54
Last span ....................................... 55
Zero span ...................................... 54
設定 ................................................ 53
Sweep
ゲートスイープ ................................ 85
シングルスイープ ........................... 84
スイープコントロール...................... 89
スイープモード ................................ 89
連続スイープ .................................. 85
THD .................................................. 213
TOI .................................................... 203
USB 機能のチェック .......................... 313
VBW ................................................... 78
VBW/RBW ratio ............................... 79
Web サーバ機能のチェック .............. 310
アクセサリ............................................ 15
アラーム出力..................................... 133
イギリス用電源コード ............................ 9
イメージのプレビュー ........................ 282
グランドシンボル ........................................... 4
クリーニング .......................................... 6371

GSP-9300 ユーザーマニュアル
クリーニング 機器.................................. 6
サービスについてお問い合わせ ............................... 314
シーケンス
実行 .............................................. 261
概要 .............................................. 256
編集 .............................................. 256
システム
Wake-up clock ............................ 133
アラーム出力 ................................ 133
エラーメッセージの表示 ............... 130
システム情報 ................................ 130
日付と時間 ................................... 131
日付と時間表示 ........................... 132
言語の設定 .................................. 131
スイープ
スイープ時間 .................................. 83
スペクトラムエミッションマスクテスト . 195
チルトスタンド ...................................... 31
ディスプレイ
スペクトラム表示の分割 .............. 128
スペクトログラムマーカ ................ 126
ディスプレイモード
スペクトログラム ...................... 124
トポグラフィック ........................ 125
設定 ......................................... 123
トポグラフィックマーカ................... 126
バックライト ................................... 121
ビデオ出力 ................................... 122
リファレンスライン ......................... 122
輝度 .............................................. 121
トラッキングジェネレータ
ノーマライズ .................................. 265
機能を有効にする ........................ 263
トリガ
ビデオトリガ .................................. 101
フリーラン...................................... 100
モード ............................................ 103
外部トリガ ..................................... 102
遅延 .............................................. 104
トレース
アイコン ........................................... 93
トレース選択 ................................... 91
検出モード ...................................... 96
演算 ................................................ 94
種類 ................................................ 91
バッテリー

372

安全上の注意 .................................. 6
バッテリーパックの挿入 ...................... 32
パワーメータ
データログ .................................... 272
機能を有効にする........................ 270
ピークテーブル ................................. 119
ピーク検索 ........................................ 115
ビデオ出力端子 ................................ 122
ファームウェアの更新 ......................... 38
ファイル操作
Quick save .................................. 295
イメージのプレビュー ................... 282
シーケンスデータ ......................... 279
トレースデータ .............................. 278
パワーメータのデータ .................. 279
ファイルのコピー .......................... 283
ファイルの並べ替え ..................... 282
ファイルの保存 ............................ 288
ファイルの削除 ............................ 285
ファイルの呼出 ............................ 293
ファイルの移動 ............................ 284
ファイルの種類 ............................ 277
ファイル名の変更......................... 286
リミットラインのデータ .................. 278
情報データ ................................... 277
概要 .............................................. 276
画面イメージファイル ................... 278
補正データ ................................... 278
プリアンプ............................................ 71
プリセット ........................................... 135
ユーザー設定 .............................. 135
設定 .............................................. 136
電源オン時の設定 ....................... 136
マーカ
テーブル ....................................... 114
デルタマーカ ................................ 109
デルタマーカの移動..................... 110
トレースへ移動............................. 113
ノーマルマーカ ............................. 107
ぴーくテーブル ............................. 119
ピーク検索 ................................... 115
ピーク構成 ................................... 118
マーカをプリセット位置へ移動する108
マーカを手動で移動する ............. 107
リファレンスマーカの移動 ............ 110
機能
ノイズ ....................................... 111

索引
周波数カウンタ ........................112
メニューツリー
Autoset.........................................323
BW Avg........................................323
EMC プリテスト ............................358
Span..............................................323
オプション ......................................334
オプションコントロール..................334
シーケンス ....................................325
システム ........................................330
スイープ ........................................323
ディスプレイ ..................................327
トリガ .............................................325
トレース .........................................326
ファイル .........................................336
マーカ ............................................328
リミットライン..................................324
保存 ..............................................338
周波数...........................................323
呼出 ..............................................341
振幅 ..............................................321
測定 ..............................................343
リミットライン
Pass/fail テスト ............................253
作成 ..............................................247
削除 ..............................................253
概要 ..............................................247
リモートコントロール
GPIB 設定 ....................................299
Hislip............................................303
LAN 設定 .....................................300
LXI のパスワード .........................302
RS-232C 設定 ...............................308
USB 設定 ......................................298
WLAN 設定 .................................304
リモートコントロールの機能チェック ..309
三次相互変調歪み ............................203
主な特徴 ..............................................12仕様 ...................................................360
RF アンプ ......................................364
スイープ ........................................364
トラッキングジェネレータ...............367
パワーセンサ ................................367
一般仕様.......................................366
入出力端子...................................364
周波数...........................................360
寸法 ..............................................369

振幅 .............................................. 361
位相ジッタ ......................................... 177
先ず初めに ......................................... 31
初期設定 ........................................... 318
初期設定に戻す.................................. 40
初期設定の呼出 ............................... 135
前面パネル図 ..................................... 17
占有帯域 ........................................... 145
周波数
スタート周波数 ............................... 50
ストップ周波数................................ 50
センター周波数 .............................. 49
センター周波数 ステップ ................ 51
周波数オフセット ............................ 52
帯域幅
RBW ............................................... 76
情報アイコン........................................ 28
振幅
入力インピーダンス........................ 70
搬送波対雑音比 ............................... 206
日付, 時間, ウェイクアップロック ......... 35
時計用電池の交換 ........................... 315
注意 安全記号 ...................................... 3
測定
2FSK
Pass Fail 判定 ......................... 175
2FSK ............................................. 173
ACPR ........................................... 142
AM 解析 ...................................... 147
Pass Fail 判定 ................. 152, 165
AM/FM 復調の音声出力 .......... 159
AM 解析
Pass Fail 判定 ......................... 171
ASK .............................................. 161
CNR ............................................. 206
CSO .............................................. 209
CTB .............................................. 211
FM 解析 ....................................... 153
Pass Fail 判定 ......................... 158
FSK ............................................... 167
NdB 帯域幅 ................................. 215
OCBW.......................................... 145
P1dB ノーマライズ ....................... 222
P1dB 測定 .................................... 217
SEM.............................................. 195
3GPP ....................................... 200
802.XX ..................................... 202
ユーザー定義 .......................... 196

373

GSP-9300 ユーザーマニュアル
概要 ......................................... 179
TOI ............................................... 203
位相ジッタ ..................................... 177
概要 .............................................. 140
高調波 .......................................... 213
環境
安全上の注意 .................................. 7
略語の用語集 ................................... 316
背面パネル図...................................... 23
表示 ..................................................... 25
表記 ..................................................... 41374

複合 3 次歪 ....................................... 211
複合二次歪 ....................................... 209
言語................................................... 131
隣接チャンネル電力 ......................... 142
電源 オン/オフ
安全上の注意 .................................. 6
電源オン.............................................. 33
電源をオフする ................................... 34
高調波測定 ....................................... 213

お問い合わせお問い合わせ製品についてのご質問等につきましては、下記まで
お問い合わせください。
株式会社テクシオ・テクノロジー
本社：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 7F[ HOME PAGE ] ：www.instek.jp
E-Mail：info@texio.co.jp
アフターサービスに関しては、下記サービスセンターへ
サービスセンター：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F
TEL. 045-620-2786

FAX.045-534-7183

375