DKADVARSEL

Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige
elektriske spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres,kan det føre til alvorlig legemsbeskadigelse eller
GENERELT mekanisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal
sikker­hedsreglerne overholdes, og vejledningerne skal følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun benyttes
som beskrevet i det følgende.
Vejledningen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug.
Kun kvalificeret personale (teknikere) må benytte dette modul. Hvis
modulet ikke benyttes som beskrevet i denne vejledning, så forringes
modulets beskyttelsesforanstaltninger.
Reparation af modulet må kun foretages af PR electro­nics A/S. Hvis
der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse
til den lokale forhandler eller alternativt direkte til PR electronics A/S.

SIKKERHEDSREGLER
ADVARSEL! RISIKO FOR EKSPLOSION

For at forhindre risikoen for eksplosion og legemsbeskadigelse skal følgende overholdes:•	
Dette udstyr må ikke bruges, når en brandfarlig
eller brændbar atmosfære er til stede.
EKSPLO•	Udskift kun batterier, når området er sikkert.
SION•	Brug kun 3 x 1,5 V type AAA batterier og sørg for atindsætte dem korrekt som vist i batteriskuffen.

UK

WARNING

This device is designed for connection to hazardous
electric voltages. Ignoring this warning can result insevere personal injury or mechanical damage.
GENERAL To avoid the risk of electric shock and fire, the safety
instructions and warnings of this guide must be
observed and the guidelines followed. The specifications must not
be exceeded, and the device must only be applied as described in
the following.
Prior to the commissioning of the device, this guide must be
examined carefully.
Only qualified personnel (technicians) should operate this device. If
the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer,
the protection provided by the equipment may be impaired.
Repair of the device must be done by PR electronics A/S only. Should
there be any doubt as to the correct handling of the device, pleasecontact your local distributor or, alternatively, PR electronics A/S.

SAFETY INSTRUCTIONSWARNING! RISK OF EXPLOSION HAZARD

EXPLOSIONADVARSEL!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØDFor at forhindre risikoen for elektrisk stød og
legemsbeskadigelse skal følgende overholdes:•	Tag ikke kablet ud af ConfigMate 4590, så længe
enheden er forbundet til et SYSTEM 3000 modul.
ELEK•	Fjern ikke PR 4500 kommunikationsenheder, mens
TRISK STØDkablet er tilsluttet et SYSTEM 3000-modul.
•	Udskift ikke batterier, så længe kablet er forbundet
til et SYSTEM 3000 modul.

WARNING!
RISK OF ELECTRICAL SHOCKELECTRICAL
SHOCK

Modtagelse og udpakning
Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte.

Rengøring
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet
med destilleret vand.

Udskiftning af batterier

To avoid the risk of explosion and injury:•	Do not use this equipment when a flammable or
combustible atmosphere is present.
•	Do not replace batteries unless area is known to besafe.
•	Use 3 x 1.5 V type AAA batteries only and insert
correctly as shown in the battery compartment.

To avoid the risk of electrical shock and injury:•	Do not disconnect the cable from ConfigMate 4590
while the cable is connected to a SYSTEM 3000
device•	Do not remove PR 4500 communication interfaces
while the cable is connected to a SYSTEM 3000
device.
•	
Do not replace the batteries while the cable isconnected to a SYSTEM 3000 device.

Receipt and unpacking
Check on delivery that the device type corresponds to the oneordered.

Cleaning

FR

AVERTISSEMENT

Ce module est conçu pour supporter une connexion
à des tensions électriques dangereuses. Si vous netenez pas compte de cet avertissement, cela peut
INFORMA- causer des dommages corporels ou des dégâts
mécaniques.
TIONS
GENERALES Pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie,
conformez-vous aux consignes de sécurité et suivez
les instructions mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiteraux spécifications indiquées et respecter les instructions d’utilisationde ce module, telles qu’elles sont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre
ce module en marche. L’utilisation de ce module est réservée à
un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation del’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la protection
assurée par l’équipement risque d’être altérée.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module,veuillez contacter votre distributeur local. Vous pouvez également
vous adresser à PR electronics SARL.

CONSIGNES DE SECURITE
AVERTISSEMENT !
RISQUE DE DANGER D’EXPLOSIONEXPLOSION

Pour éviter le risque d’explosion et de blessures :•	Ne pas utiliser cet équipement quand une
substance inflammable ou combustible est présent
dans l’atmosphère.
•	Ne pas remplacer les piles sans que la zone soit
réputée comme étant sûre.
•	Utiliser 3 piles de type AAA 1,5 V uniquement et
les positionner correctement comme indiqué dansle compartiment à piles.

AVERTISSEMENT !
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

DESICHERHEITSREGELNWARNUNG! RISIKO EINER EXPLOSION!

Zur Vermeidung von Explosionen und Verletzungen:•	Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine entzündbare oder brennbare Atmosphäre vorhanden ist.
•	Tauschen Sie keinesfalls die Batterien in gefährdeEKSPLOter Umgebung.
SION•	Verwenden Sie nur 3 x 1,5 V Typ AAA Batterien.
Setzen Sie diese nur so wie dargestellt ins Batteriefach ein.

ACHTUNG!
GEFAHR EINES STROMSCHLAGES!

Zur Vermeidung von Stromschlägen und Verletzungen:•	
Klemmen Sie niemals das Kabel vom ConfigMate 4590 ab, wenn dieses an einem SYSTEM
3000-­Gerät angeschlossen ist.
ELEK•	Kommunikationsschnittstellen der PR 4500-Serie
TRISCHEN
nicht entfernen, während das Kabel mit einem
SCHLAG
Gerät des SYSTEM 3000 verbunden ist.
•	Tauschen Sie keinesfalls die Batterien während das
Kabel an einem SYSTEM 3000-Gerät angeschlossen
ist.

Pour éviter les risques de chocs électriques et deblessures:•	Ne pas déconnecter le câble du ConfigMate 4590
tant que celui-ci est connecté à un appareil duCHOC
système 3000
ÉLEC­TRIQUE•	Ne retirez pas les interfaces de communication de lasérie PR 4500 alors que le câble est raccordé à unappareil SYSTEM 3000.
•	Ne pas remplacer les piles tant que le câble est
raccordé à un appareil du système 3000.

Empfang und Auspacken

When disconnected, the device may be cleaned with a clothmoistened with distilled water.

Elektriske specifikationer
Omgivelsesbetingelser

Battery replacement

Réception et déballage

Kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung
entspricht.

Battery replacement: 3 x 1.5 V type AAA (not included).

Reinigung

Driftstemperatur........................... -20°C til +60°C
Lagringstemperatur..................... -20°C til +85°C
Relativ luftfugtighed.................. < 95% RH (ikke-kond.)
Kapslingsklasse............................. IP20

A la réception du module, vérifiez que le type de module reçu
correspond à celui que vous avez commandé.

Electrical specifications
Environmental conditions

Maintenance et entretien

Das Gerät darf nur in spannungslosem Zustand mit einem Lappen ge­
reinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.

Une fois le module hors tension, prenez un chiffon imbibé d’eau
distillée pour le nettoyer.

Batteriewechsel

EMC..................................................... 2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD...................................................... 2014/35/EU & UK SI 2016/1101
RoHS.................................................. 2011/65/EU & UK SI 2012/3032

Operating temperature............... -20°C to +60°C
Storage temperature................... -20°C to +85°C
Relative humidity......................... < 95% RH (non-cond.)
Protection degree......................... IP20

Observed authority requirements

UL, Standard for Safety.............. UL 61010-1

EMC..................................................... 2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD...................................................... 2014/35/EU & UK SI 2016/1101
RoHS.................................................. 2011/65/EU & UK SI 2012/3032

Funktionstilstande

Standards

Standarder4590 kan fungere i følgende to tilstande:

Adaptertilstand4590 er en håndholdt enhed, der kan fungere som adapter
mellem PR 4500 programmeringsfronterne og nogle af
modulerne i SYSTEM 3000.
Hermed kan man konfigurere og monitorere procesparametrenei installerede moduler. Ved tryk på tænd-/slukknappen vises
batteriniveauet. 4590 detekterer automatisk, når den ikke er
i brug og lukker efterfølgende selv ned, så batterilevetidenforlænges.

Dockingtilstand4590 kan fungere som docking station for PR 4500, hvilket givermulighed for at forbinde PR 4500 til en pc via et USB-interface.
“PReset softwaren” på pc’en kan benyttes til upload og download
af konfigurationsparametre i PR 4500. Når 4590 anvendes som
docking station, får den strøm fra pc’ens USB-forsyning.

UL, Standard for Safety.............. UL 61010-1

Operational modes
The 4590 can operate in the following modes:

Adaptor mode
The 4590 is a handheld device that can operate as an adapter
between the PR 4500 programming fronts and a number ofdevices in the 3000 series. This allows for configuration andmonitoring of process parameters of the installed devices.
By pressing the power-on button of the 4590, there is a
visual indication of the battery power status. The 4590 willautomatically detect if it is not in use, and will consequently shutitself down to conserve battery power.

Docking mode
The 4590 can operate as a docking station for PR 4500 devices
allowing the PR 4500 to be connected to a PC through a USB
interface. The “PReset software” on the PC can be used to uploadand download the configuration parameters of the PR 4500. In
docking station mode the 4590 will be powered from the PC’s
USB power source.

Remplacement des piles
Remplacement des piles : 3 x 1,5 V type AAA (pas inclus).

Spécifications techniques
Conditions environnementales
Plage d’utilisation......................... -20°C à +60°C
Température de stockage.......... -20°C à +85°C
Humidité relative.......................... < 95% HR (sans cond.)
Degré de protection..................... IP20

Compatibilité avec les normes
CEM..................................................... 2014/30/UE & UK SI 2016/1091
DBT..................................................... 2014/35/UE & UK SI 2016/1101
RoHS.................................................. 2011/65/UE & UK SI 2012/3032

Batteriewechsel: 3 x 1,5 V Typ AAA (nicht enthalten).

Elektrische Daten
UmgebungsbedingungenSpezifikationsbereich.................. -20°C bis +60°C
Lagertemperatur........................... -20°C bis +85°C
Relative Luftfeuchtigkeit.......... < 95% RF (nicht kond.)
Schutzart.......................................... IP20

Eingehaltene Behördenvorschriften
EMV.................................................... 2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD...................................................... 2014/35/EU & UK SI 2016/1101
RoHS.................................................. 2011/65/EU & UK SI 2012/3032

Standards

Standards

UL, Standard for Safety.............. UL 61010-1

UL, Standard for Safety.............. UL 61010-1

Betriebsmodus

Mode de fonctionnement

Das ConfigMate 4590 kann auf folgende Betriebsarten genutzt
werden:

Le 4590 peut fonctionner dans les deux modes suivants :Mode adaptateur
Le 4590 est un appareil portatif qui peut fonctionner comme
adaptateur entre les façades de programmation de la série
PR 4500 et des appareils de la série 3000. Cela permet une
configuration et visualisation des paramètres de process del’appareil installé. En actionnant le bouton de mise en routedu 4590, une indication visuelle donne l’état de l’alimentation.
Le 4590 détectera automatiquement une non utilisation ets’éteindra afin de conserver l’énergie des piles.

4590

WARNUNG

Dieses Gerät ist für den Anschluss an lebensgefährlicheelektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser
Warnung kann zu schweren Verletzungen oder mechaALLGE- nischer Zerstörung führen.
MEINES Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand zu
vermeiden müssen die Sicherheits­regeln der Anleitung
eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden. Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und das Gerät darf nur
gemäß folgender Beschreibung benutzt w erden.
Diese Anleitung ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Gerät in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses Gerät brauchen. Wenn das Gerät nicht wie in dieser Anleitung beschrieben benutzt wird, werden die Schutz­einrichtungen desGerätes be­einträchtigt.
Reparaturen des Gerätes dürfen nur von PR electronics A/Svorgenommen werden.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes
bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen.
Sie können aber auch direkt mit PR electronics GmbH Kontakt
aufneh­men.

Modulet bruger 3 x 1,5 V type AAA batterier (ikke inkluderet).

Overholdte myndighedskrav

SN4590_103 (2311)

Adapterbetrieb
Das 4590 ist ein tragbares Gerät, das als Adapter zwischen den
Programmierfronten der PR 4500-Serie und einer Reihe vonGeräten der 3000-Serie fungiert. Dies ermöglicht die direkte
Konfiguration und Überwachung von Prozessparametern
der installierten Geräte. Durch Drücken der Power-Taste des4590 erhält man eine visuelle Anzeige des Lade­zustandes derBatterien. Das 4590 erkennt automatisch, wenn es nicht inGebrauch ist und schaltet sich ab, um die Batterie zu schonen.

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • Tel. +45 8637 2677 • www.prelectronics.com
UK importer: PR electronics (UK) Ltd • Middle Barn, Oak Lane • Apuldram, Chichester • West Sussex, PO20 7FD • Tel. +44 (0) 1243 776 450

DK

Dokumentation, godkendelser og yderligere information
findes på internettet på www.prelectronics.dk

UKDocumentation, permits and other information can be foundon the internet at www.prelectronics.com

FR

La documentation et toute autre information peuvent êtretrouvées sur l’Internet sur notre site:www.prelectronics.fr

DE

Dokumentationen, Zulassungen und andere Informationen
können auf unserer Internet-Seite unter
www.prelectronics.de gefunden und abgerufen werden.

Batterier / Batteries / Piles / Batterien
DK

Billede 4:

Udskiftning af batterier.

UK

Picture 4:

Replacement of batteries.

FR

Figure 4 :Remplacement des piles.

DE

Bild 4:

Batteriewechsel.

DK

Systemkrav

System requirements

PReset software........................... Version 6.0 eller højere
Processor.......................................... > 1 GHz
Hukommelse................................... 1 GB RAM (32-bit) eller
2 GB RAM (64-bit)
Harddiskplads................................. 16 GB (32-bit) eller
20 GB (64-bit)
USB..................................................... Version 2.0 eller højere
PC med adgang til internettet
Installationsrettigheder

UK

Mode station d’accueil

PReset software........................... Version 6.0 or higher
Processor.......................................... > 1 GHz
Memory............................................. 1 GB RAM (32-bit) or
2 GB RAM (64-bit)
Hard disk space............................. 16 GB (32-bit) or
20 GB (64-bit)
USB..................................................... Version 2.0 or higher
A PC with access to the internet
Installation rights

FR

Le 4590 peut fonctionner comme station d’accueil pour les PR
4500, autorisant la connexion du PR 4500 à un PC via un câbleUSB. Le logiciel « PReset » installé sur le PC peut être utilisé pourcharger ou sauvegarder la configuration des PR 4500. En mode
station d’accueil, le 4590 est alimenté par l’interface USB.

Exigences du système
PReset software........................... Version 6.0 ou supérieur
Processeur....................................... > 1 GHz
Mémoire............................................ 1 GB RAM (32-bit) ou
2 GB RAM (64-bit)
Espace disque dur........................ 16 GB (32-bit) ou
20 GB (64-bit)
USB..................................................... Version 2.0 ou supérieur
Un PC donnant accès à l’Internet
Droits d’installation

Das ConfigMate 4590 kann als Docking-Station fürPR 4500-Programmierfronten verwendet werden. Dadurch
ist es möglich, das PR 4500 über eine USB-Schnittstelle aneinen PC anzuschließen. Die auf dem PC installierte “PReset”Software ermöglicht einen Up- und Download der jeweiligen
Konfigurationsparameter des PR 4500. Im Dockingstation-Modus
wird das 4590 über den USB-Port des Computers versorgt.

Systemanforderungen
PReset software........................... Version 6.0 oder höher
Prozessor.......................................... > 1 GHz
Speicher............................................ 1 GB RAM (32-Bit) oder
2 GB RAM (64-Bit)
Freier Festplattenspeicher....... 16 GB (32-Bit) oder
20 GB (64-Bit)
USB..................................................... Version 2.0 oder höher
Ein PC mit Internetzugang
Installationsrechte

Dockingtilstand / Docking mode / Mode station d’accueil / Aufsteckbetrieb
DK

Billede 1:

Tilslutning af ConfigMate 4590 til pc.

UK

Picture 1:

Connection of ConfigMate 4590 to a PC.

FR

Figure 1:

Connexion du ConfigMate 4590 à un PC.

DE

Bild 1:Anschluss des ConfigMate 4590 an einen PC.

DK
UK

Billede 2:
Picture 2:

Indirekte tilslutning af ConfigMate 4590 til et PR 4000 eller 9000 modul vha. et
kommunikations-interface i PR 4500 serien.
Indirect connection of ConfigMate 4590 to a PR 4000 or 9000 device using acommunications Interface in the PR 4500 series.

FR

Figure 2 :Connexion indirect d’un ConfigMate 4590 à un appareil PR 4000 ou 9000 en utilisant uneinterface de communication de la série PR 4500.

DE

Bild 2:

Indirekter Anschluss des ConfigMate 4590 an ein Gerät der 4000er- oder 9000er-Serie, dieüber eine der Kommunikationsschnittstellen der PR 4500-Serie konfiguriert werden.

DE

Aufsteckbetrieb

Adaptertilstand / Adaptor mode / Mode adaptateur / Adapterbetrieb
DK

Billede 3:

Tilslutning af ConfigMate 4590 til et PR 3000 modul.

UK

Picture 3:

Connection of ConfigMate 4590 to a PR 3000 device.

FR

Figure 3 :Connexion du ConfigMate 4590 à un appareil PR 3000.

DE

Bild 3:Anschluss des ConfigMate 4590 an ein Gerät der 3000er-Serie.

PR 3000

PR 4500

PR 4000 /PR 9000

PR 4590 + PR 4500

PR 4590 + PR 4500

PR 4590

EU DECLARATION OF CONFORMITY(4590DoC_103)
As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:4590 and 4590X
Name:
ConfigMate
From serial no.: 191244001
is in conformity with the following directives and standards:
The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.
The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010 + A1 : 2019
The RoHS-II Directive 2011/65/EU and later amendments
EN IEC 63000 : 2018

(4590DoC_UKCA_100)
As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type:
4590
Name:
Universal trip amplifier
From serial no.: 211078001
is in conformity with the following statutory requirements:
The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (UK SI 2010/1091) and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.
The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (UK SI 2010/1101) and later amendments
EN 61010-1 : 2010 + A1 : 2019
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012 (UK SI 2010/3032) and later amendments
EN IEC 63000 : 2018

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Rønde, 23 February 2023

DK

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

Kina RoHS

China RoHS

UK

UKCA DECLARATION OF CONFORMITYThis declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Rønde, 23 February 2023

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

FR

RoHS chinois

DE

China-RoHS

Hazardous SubstancesPart Name
Printedcircuit board

Lead
(Pb)

Mercury(Hg)

Cadmium(Cd)

Hexavalent
Chromium(Cr (VI))

Polybrominatedbiphenyls(PBB)

Polybrominateddiphenyl ethers(PBDE)

X

O

O

O

O

O

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is
below the limit requirement of GB/T 26572.
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used
for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.
The product’s Environmentally Friendly Use Period (EFUP) is 50 years

50