Τεχνικές πληροφορίεςΕπιλογή, εγκατάσταση, χειρισμός και λειτουργία των μετρητώνπίεσης ελαστικού στοιχείουWIKA φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών IN 00.05

ΓενικάΟ χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει επιλεγεί μετρητήςπίεσης με κατάλληλο εύρος κλίμακας για τη μετρούμενη πίεση.
Η καλύτερη δυνατή επιλογή του εύρους κλιμακας είναι ότανη πίεση λειτουργίας βρίσκεται στο μεσαίο τρίτο του εύρουςκλίμακας.

λειτουργίες:■■ Εξαέρωση μετρητήΗ σύνδεση λειτουργίας είναι κλειστή και ο μετρητής πίεσης είναι ανοιχτός προς την ατμόσφαιρα.
Το σημείο μηδέν στον μετρητή μπορεί να ρυθμιστεί.

■■ OnΗ σύνδεση λειτουργίας είναι ανοιχτή, ο μετρητήςπίεσης βρίσκεται υπό πίεση.

■■ ΑπαέρωσηΗ σύνδεση λειτουργίας είναι ανοιχτή, το μέσοπίεσης εξαερώνεται προς την ατμόσφαιρα. Ομετρητής πίεσης δεν χρησιμοποιείται.

Οι κρουνοί βελόνας, με ή χωρίς σύνδεση δοκιμής (DIN 16270
ή 16271 αντίστοιχα) είναι εξοπλισμένοι με μία οπή εξαερισμούανάμεσα στο σώμα του κρουνού και τη σύνδεση πίεσης. Ηχαλάρωση του κοχλία εξαερισμού επιτρέπει την ελεγχόμενηεξαέρωση διαμέσου του σπειρώματος.

Ο μετρητής πίεσης πρέπει να εγκατασταθεί με τέτοιο τρόποώστε να αποφεύγεται η έκθεση σε θερμότητα και δονήσεις καινα είναι εύκολη η ανάγνωση της ένδειξης.
Οι συνδέσεις της πίεσης πρέπει να είναι στεγανές.
Είναι κοινή πρακτική να χρησιμοποιείται ένας κρουνός απομόνωσης ανάμεσα στο σημείο λήψης της πίεσης και τον μετρητήπίεσης, έτι ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί ο μετρητής και ναελέγχεται το σημείο μηδέν ενώ λειτουργεί η εγκατάσταση.

Συσκευές απομόνωσηςΟ κρουνός απομόνωσης μπορεί να είναι είτε ένας κοινός
κρουνός ελέγχου πίεσης ή μία βαλβίδα μετρητή πίεσης ανάλογαμε τις συνθήκες λειτουργίας και τις απαιτήσεις.
Οι κρουνοί με κώνο για μετρητές πίεσης έχουν τρειςWIKA φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών IN 00.05 02/2009

Για συγκεκριμένες εφαρμογές (π.χ. ατμολέβητες) οι κρουνοίαπομόνωσης πρέπει να έχουν μία σύνδεση δοκιμής, έτσι ώστεο μετρητής πίεσης να μπορεί να ελεγχθεί χωρίς να πρέπει νααποσυνδεθεί. Οι κρουνοί βελόνας μετρητή πίεσης κατά DIN16272 έχουν χαρακτηριστικές συνδέσεις δοκιμής με διακριτήβαλβίδα απομόνωσης.

Μέτρα στήριξης του μετρητή πίεσηςΑν ο σωλήνας προς τον μετρητή δεν είναι αρκετά σταθερός
προκειμένου να εξασφαλίσει τοποθέτηση χωρίς κραδασμούς,τότε ο μετρητής πρέπει να στηριχθεί μέσω ενός εξαρτήματοςγια επιφάνεια ή στήριξη σωλήνα, και - αν είναι απαραίτητο - μετην προσθήκη προέκτασης τριχοειδούς σωλήνα.

Απόσβεση κραδασμών του συστήματοςμέτρησηςΑν οι δονήσεις δεν μπορούν να αποσβεστούν μέσω κατάλληληςεγκατάστασης, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν μετρητές μεπλήρωση υγρού (π.χ. γλυκερίνης).

Σελίδα 1 από 4Επιδράσεις της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία λειτουργίας του μετρητή πίεσης που προκύπτει ως αποτέλεσμα του μέσου, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και πιθανόν της θερμικής ακτινοβολίας δεν πρέπεινα υπερβαίνει την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή.
Κατάλληλα διαμορφωμένοι σωλήνες διαφυγής ή σιφόνια μεπλήρωση νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαχωριστεί ο μετρητής πίεσης και ο κρουνός απομόνωσης του απόπολύ θερμό μέσο πίεσης. Η επίδραση της θερμοκρασίας στηνακρίβεια ένδειξης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη!

Διαφράγματα / Προστασία
Τα διαφράγματα εμποδίζουν τα μέσα πίεσης που είναι επιθετικά,πολύ ζεστά, με υψηλό ιξώδες, με σχηματισμό κρυστάλλων ήπεριέχουν σωματίδια τα οποία δεν πρέπει να εισέρχονται στοστοιχείο πίεσης. Για τη μετάδοση της πίεσης του ρευστού προςτο στοιχείο πίεσης χρησιμοποιείται ένα ουδέτερο υγρό μετάδοσης πίεσης, το οποίο επιλέγεται ώστε να είναι κατάλληλο γιατο εύρος μέτρησης, τη θερμοκρασία και τη συμβατότητα με τομέσο πίεσης. Η σύνδεση ανάμεσα στον μετρητή πίεσης και τοδιάφραγμα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαλαρώσει.

Προστασία υπερφόρτωσης για τα στοιχείαπίεσηςΑν το προς μέτρηση ρευστό υπόκεινται σε αιφνίδιες διακυμάνσεις πίεσης, ή όταν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μεγάλες
αυξήσεις πίεσης, τότε αυτές δεν επιτρέπεται να επιδρούναπευθείας στο στοιχείο πίεσης. Πρέπει να περιορίζεται η επίδραση της αιφνίδιας αύξησης της πίεσης του ρευστού στοιχείου
μέτρησης του μετρητή πίεσης, π.χ. με την προσθήκη στραγγαλιστή στην είσοδο του μετρητή πίεσης (για τη μείωση της εγκάρσιας διατομής του αγωγού πίεσης) ή με τη χρήση ρυθμιζόμενηςβαλβίδας προστασίας από απότομη υπερπίεση (snubber).
Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο να επιλέγεται ένα εύροςμικρότερο από τη μέγιστη πίεση που μπορεί να παρουσιαστείγια μικρό χρονικό διάστημα στο σύστημα, με σκοπό να επιτευχθεί μία υψηλότερη ανάλυση ανάγνωσης, το στοιχείο πίεσης
πρέπει να προστατεύεται από ζημιές. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία βαλβίδα προστασίας υπερφόρτωσης (εξωτερικήπροστασία). Σε περίπτωση απότομης αύξησης της πίεσης, ηβαλβίδα κλείνει αμέσως, ενώ αντίθετα αν η πίεση αυξάνεταιμε αργό ρυθμό, η βαλβίδα κλείνει προοδευτικά. Με αυτό τοντρόπο, η ρύθμιση του κλεισίματος της πίεσης εξαρτάται από τηναλληλουχία των αυξομειώσεων της πίεσης. Μία άλλη δυνατότητα είναι η χρήση ενός μετρητή πίεσης με υψηλή προστασία
υπερπίεσης (εσωτερική προστασία).

Σύνδεση δοκιμής πίεσηςΗ σύνδεση δοκιμής πίεσης με μία επαρκώς μεγάλη διάμετρο(διάμετρο ≥ 6 mm), πρέπει να εφαμόζεται όσο πιο μακριάγίνεται, πάνω από μία συσκευή διακοπής παροχής, σε μία θέσηόπου η ακρίβεια της ένδειξης δεν θα επηρεάζεται από τη ροήτου μέσου που μετριέται.
Η σωλήνωση ανάμεσα στη σύνδεση δοκιμής πίεσης και τομετρητή πίεσης πρέπει να έχει μία εσωτερική διάμετρο πουείναι τόσο μεγάλη ώστε να αποφεύγονται οι εμφράξεις ή οικαθυστερήσεις στη μετάδοση της πίεσης. Δεν πρέπει να έχειεπίσης αιχμηρές κυρτώσεις. Προτείνεται να είναι τοποθετημένη
μόνιμα υπό κλίση περίπου 1:15.
Σελίδα 2 από 4ΣωλήνωσηΗ σωλήνωση πρέπει να είναι τοποθετημένη και εφαρμοσμένη
έτσι ώστε να μπορεί να αντέχει στις καταπονήσεις που οφείλονταισε διαστολές, κραδασμούς και την επίδραση της θερμότητας.
Όταν το μέσο είναι αέριο, τότε πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αποστράγγισης του νερού στο χαμηλότερο σημείο. Γιατα υγρά μέσα πίεσης πρέπει να παρέχεται μία εξαέρωση στουψηλότερο σημείο.

Για τα αέρια ή υγρά που περιέχουν στερεές προσμίξεις πρέπεινα τοποθετείται σύστημα διαχωρισμού, που θα είναι δυνατόν νααφαιρείται προκειμένου να απομακρυνθούν τα στερεά ακόμακαι, όταν λειτουργεί η εγκατάσταση. Αν ο μετρητής πίεσηςπρέπει να στηριχτεί υψηλότερα ή χαμηλότερα από το σημείολήψης και αν το μέσο πίεσης στους σωλήνες δεν έχει τηνίδια πυκνότητα, τότε αυτό μετατοπίζει το εύρος μέτρησης. Ηαπόκλιση προσδιορίζεται από τη διαφορά στην πυκνότητα (ρM ρL) και τη διαφορά του ύψους ∆h σύμφωνα με την εξίσωση:∆p= (ρM - ρL) • g • ∆h • 10-5 (bar) = απόκλιση του εύρουςμέτρησηςόπουρM= πυκνότητα του μέσου πίεσης σε (kg/m³)∆h= Διαφορά στάθμης σε μέτρα (m)ρLg= πυκνότητα του αέρα περιβάλλοντος σε (kg/m³)(σταθερή τιμή 1,205 kg/m³ στους 20 °C)= Επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας σε (m/s²)(σταθερή τιμή = 9,81 m/s²)Η αντίστοιχη ένδειξη θα είναι χαμηλότερη από την τιμή της ∆pαν ο μετρητής είναι στηριγμένος πάνω, αλλά υψηλότερη απότην τιμή της ∆p αν ο μετρητής είναι στηριγμένος κάτω από τοσημείο λήψης της πίεσης.
Οι μετρητές πίεσης τοποθετούνται συνήθως με την επιφάνειαενδείξεων σε κατακόρυφη θέση. Για διαφορετικές θέσεις πρέπει
να ακολουθούνται οι οδηγίες του συμβόλου προσανατολισμούπου υπάρχει στην επφάνεια ενδείξεων.

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργίαΗ σωστή στεγανοποίηση των συνδέσεων μετρητή πίεσης μεπαράλληλα σπειρώματα  επιτυγχάνεται μέσω ενός κατάλληλου δακτύλιου στεγανοποίησης, ροδέλας στεγανοποίησηςή των προφίλ στεγανοποίησης της WIKA. Η στεγανοποίησητων κωνικών σπειρωμάτων (π.χ. σπειρώματα NPT) πραγματοποιείται από το ίδιο το σπείρωμα , με συμπληρωματικά υλικάστεγανοποίησης, όπως π.χ. ταινία PTFE (EN 837-2).
 Παράλληλη και  κωνική σύνδεση σπειρώματοςΕπιφάνειες κλειδιούΕπιφάνεια στεγανοποίησης στεγανοποίησηστο σπείρωμα Για την απλούστευση του σωστού προσανατολισμού του μετρητή συνίσταται η σύνδεση του μετρητή μέσω ενός περικόχλιο ήενός θηλυκού συνδέσμου με αριστερόστροφο και δεξιόστροφο
σπείρωμα (LH-RH).
Κατά την εφαρμογή του κοχλία ή το ξεβίδωμα του μετρητήπίεσης η ροπή δεν πρέπει να εφαρμόζεται στο περίβλημα αλλάμόνο στις επιφάνειες κλειδιού στον κορμό.
WIKA φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών IN 00.05 02/2009Αν ο μετρητής πίεσης είναι τοποθετημένος χαμηλότερα από τησύνδεση δοκιμής πίεσης, τότε ο σωλήνας εξαγωγής πρέπει νακαθαρίζεται σχολαστικά πριν από τη σύνδεση στο μετρητή.
Για την αντιστάθμιση της εσωτερικής πίεσης μερικοί τύποιμετρητών πίεσης είναι εφοδιασμένοι με μία επανασφραγιζόμενη βαλβίδα εκτόνωσης με την επιγραφή CLOSE και OPEN.
Αυτή η βαλβίδα εκτόνωσης παρέχεται κλειστή (μοχλός στηθέση CLOSE). Πριν από την επιθεώρηση και/ή μετά την εγκατάσταση και πριν την αρχική λειτουργία, οι μετρητές πρέπει ναεξαερώνονται (μοχλός στη θέση OPEN).
Πίεση υψηλότερη από την πίεση που υποδεικνύεται στο σύμβολο πίεσης εργασίας ▼ (τελική τιμή) δεν πρέπει να εφαρμόζεταιστο μετρητή κατά τη διάρκεια της δοκιμής υδροστατικής πίεσηςτου συστήματος (EN 837-1 και EN 837-3). Σε αντίθετη περίπτωση ο μετρητής πρέπει να απομονωθεί ή να αφαιρεθεί κατά τηδιάρκεια αυτής της λειτουργίας.
Στην περίπτωση των μετρητών με διάφραγμα, πρέπει να δίνεταιπροσοχή ώστε να μην χαλαρώσουν κατά λάθος οι βίδες πουσυγκρατούν το πάνω και το κάτω περίβλημα του διαφράγματος.
Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να αφαιρέσετε ένα μετρητή πουβρίσκεται υπό πίεση. Το σύστημα πίεσης πρέπει να εξαερωθείπλήρως αν ο μετρητής δεν μπορεί να απομονωθεί αλλιώς.
Κάθε εναπομείναν υπό πίεση μέσο που περιέχεται στο στοιχείοπίεσης μπορεί να είναι επικίνδυνο ή τοξικό. Αυτό πρέπει ναλαμβάνεται υπόψη κατά το χειρισμό και την αποθήκευση τωνμετρητών πίεσης όταν αυτοί έχουν αφαιρεθεί.
Οι μετρητές πίεσης των οποίων τα στοιχεία πίεσης έχουν
γεμίσει με νερό ή μείγμα νερού πρέπει να προστατεύονταικατάλληλα για να μην παγώσουν.

Λειτουργία
Ο εξοπλισμός απομόνωσης πρέπει να ανοίγεται αργά για νααποφευχθούν οι ξαφνικές αυξήσεις της πίεσης.
Η πίεση σταθερής λειτουργίας υποδεικνύεται στην επιφάνεια ενδείξεων με το σημάδι αναγνώρισης ▼ (EN 837-1 και
EN 837-3). Για την κυμαινόμενη πίεση εργασίας εφαρμόζονταιχαμηλότερες τιμές.
Για τον έλεγχο του σημείου μηδέν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να είναι κλειστός ο κρουνός απομόνωσης και ναείναι ελεύθερο το στοιχείο πίεσης. Ο δείκτης πρέπει να πέφτειεντός της διευρυμένης περιοχής του σημείου μηδέν h .
Αν ο δείκτης παραμένει εκτός των ορίων του σημείου 0, αυτόγενικά προκύπτει από μία διαρκή παραμόρφωση του στοιχείουπίεσης, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα σχολαστικόέλεγχο για να αποφευχθούν λάθη μέτρησης ή ζημιές.
Η δοκιμή επί τόπου του μετρητή πίεσης είναι εφικτή μέσω τωνκρουνών απομόνωσης που καθιστούν δυνατή μία σύνδεση ενόςμετρητή πίεσης σε μία κατάλληλη εξωτερική πηγή πίεσης. Ταεπιτρεπόμενα όρια λάθους ορίζονται στην EN 837-1 και στηνEN 837-3.

WIKA φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών IN 00.05 02/2009Για επικίνδυνα μέσα πίεσης όπως■■ οξυγόνο■■ ακετυλένιο■■ εύφλεκτα αέρια ή υγρά■■ τοξικά αέρια ή υγρά■■ ατμό■■ αμμωνία και άλλα ψυκτικά μέσαόπως και για συστήματα ψύξης, συμπιεστές, κλπ. απαιτείταιιδιαίτερη προσοχή πέρα των γενικών κανονισμών. Σε αυτές τιςπεριπτώσεις πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλοι ειδικοί κώδικες
ασφαλείας ή κανονισμοί.

ΑποθήκευσηΓια την αποθήκευση του μετρητή πίεσης πριν από την τοποθέτηση πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα σημεία με σκοπό τηναποφυγή ζημιών:Ο μετρητής πίεσης πρέπει να παραμένει στην αρχική τουσυσκευασία και να αποθηκεύεται έτσι ώστε να προστατεύεταιαπό ζημιές μέσω εξωτερικών επιδράσεων.
Αν ο μετρητής πρόκειται να αφαιρεθεί από το κουτί (π.χ. γιαδοκιμές), μετά να επανατοποθετείται στην αρχική συσκευασία.
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης από -40 °C έως +70 °C
Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις από τα προαναφερόμεναόρια εύρους θερμοκρασίας αποθήκευσης για διάφορα όργανα.
Το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασιών είναι καταχωρημένοστο σχετικό φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κάθεοργάνου.
Οι μετρητές πρέπει να προστατεύονται από σκόνη και υγρασία.

Εγχειρίδια αναφοράς
Κανόνες DlN και άλλοι κανόνες DIN ENDIN EN 837-1
Μετρητές πίεσης, μέρος 1: Μετρητές πίεσης με σωλήνα
Bourdon, Διαστάσεις, μετρολογία, προδιαγραφές και δοκιμέςDIN EN 837-2
Μετρητές πίεσης, μέρος 2: Υποδείξεις επιλογής και εγκατάστασης για μετρητές πίεσηςDIN EN 837-3
Μετρητές πίεσης, μέρος 3: Μετρητές πίεσης με διάφραγμα καικάψουλα, Διαστάσεις, μετρολογία, προδιαγραφές και δοκιμέςDIN 16270
Κρουνοί PN 250 και PN 400 για μετρητές πίεσης χωρίς σύνδεσμο ελέγχουDIN 16271
Κρουνοί PN 250 και PN 400 για μετρητές πίεσης με σύνδεσμοελέγχου
DIN 16272
Κρουνοί PN 250 και PN 400 για μετρητές πίεσης με επιπλέονκρουνό απομόνωσης για το σύνδεσμο ελέγχου

Σελίδα 3 από 4Εξαρτήματα για μετρητές πίεσηςΒαλβίδα προστασίας απόυπερπίεση

Βαλβίδα προστασίας από απότομη υπερπίεση(snubber)Κρουνός βελόνας γιαμετρητή πίεσηςΚρουνός μετρητή Σιφόνι σεπίεσης με κώνομορφή τρομπέτας

Σιφόνι σε μορφή UΠροέκταση συνδέσμου μετρητή
πίεσης για βραχίονα στήριξης σεεπιφάνειαΚρουνός βελόνας μετρητή πίεσης μεεπιπλέον κρουνό για το σύνδεσμο ελέγχουΘηλυκός
σύνδεσμοςΑΡ/ΔΞ(LH-RH)

Βραχίονας στήριξης μετρητή πίεσης σε επιφάνειαΔιατάξεις για τη μέτρηση της πίεσης
Πιστοποιημένες διατάξεις μέτρησης για διάφορους τύπους μέσων Συνήθη υλικά στον αγωγό του ρευστούΣυνήθη υλικάστον αγωγότου ρευστούΌργανο πίεσης υψηλότερα από τοσημείο λήψηςΥγρόΥγρά μέσαΥγρό με ατμόΣυμπύκνωμα

Ζέον υγρόΑτμός μόνοΜόνο αέριοΥγροποιημένοαέριοΞηρός αέραςΑέρια μέσαΈνυδρο αέριοΥγρός αέραςΚαπναέριοΣυμπύκνωμαυγρού αερίουΑτμός

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο αφορούν σε παραγόμενα προϊόντα κατά το χρόνο έκδοσής του.
Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τροποποιήσεων στις προδιαγραφές και τα υλικά.

Σελίδα 4 από 4WIKA φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών IN 00.05 02/2009

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel.
(+49) 9372/132-0
Fax(+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de

12/2017 GR based on 02/2009 GBΌργανο πίεσης χαμηλότερα από τοσημείο λήψης