信頼と安心のブランド

タッチパネル式水量計

OKM-50L

http://www.okasankikou.co.jp

ロギング機能を標準装備

カンタン操作でしっかり計れる！

QS-160009-VE

記録ができる！

NETIS 登録番号従 来の実従績をも来の実とに、績をも練り水の信とに、練り水
頼
特 長

1

特 長

1

特 長

自動補正の有効・無効の設定が可能

特 長 3 自動補正機能
3 自動補正機能を装備

送り過ぎ量を自動補正する機 送り過ぎ量を自動補正する機より見やすくなりました
より見やすくなりました
能を採用し、タンクの水位変化 能を採用し、タンクの水位変化

TFTカラーモニターの採用により、TFTカラーモニターの採用により、屋外での見易さが向上
屋外での見易さが向上などの環境変化が起きても、などの環境変化が起きても、しました。ゴム＋PET製保護カバーがタッチパネルのしました。ゴム＋PET製保護カバーがタッチパネルの送り過ぎ量を自動補正し、より 送り過ぎ量を自動補正し、より前面をすき間なくフルカバーし、前面をすき間なくフルカバーし、突然の雨や汚れから突然の雨や汚れから適切な計測値を維持します。
適切な計測値を維持します。
運転モード ─ 自動
運転モード ─ 自動
タッチパネルを守ります。
メタルカバーを閉じても、タッチパネルを守ります。
正面に メタルカバーを閉じても、正面に配置された各ランプが状態を表示するので、配置された各ランプが状態を表示するので、安心して安心して作業ができます。
またQRコードステッカーから取扱説明、作業ができます。
またQRコードステッカーから取扱説明、動画を現場でご確認いただけます。
動画を現場でご確認いただけます。
特 長
特 長

4 簡単で正確な校正方法を装備
4 簡単で正確な校メタルカバー

QRコード
メタルカバーステッカー

TFT液晶
タッチパネル

TFT液晶
流れランプ
タッチパネル

校正モードでは「1パルス当たり流量」
校正モードではと、設定値に達し「1パルス当たり流量
QRコード
ステッカーてから電磁弁を閉じるまで余てから電磁弁を閉じるまで余分に流れる「送り過ぎ量」の両 分に流れる「送り過ぎ量」の両方を、1回の校正で自動計算 方を、1回の校正で自動計算流れランプすることができるようになり、 することができるようになり、より正確なキャリブレーショ より正確なキャリブレーションが可能になりました。
ンが可能になりました。
校正モード

電源ランプ

電源ランプ

ゴム＋PET製
保護カバー

適正ランプ
ゴム＋PET製
保護カバー

特 長

特 長

特 長 5 機能と使い勝
5 適正ランプ
機能と使い勝手の継承

従来品からご好評いただいております、従来品からご好評いただいておりま
ロゴマークや会社名を表示することでロゴマークや会社名を表示するこ
盗 難 防 止や機 器 管 理に役 立つトップ
盗 難 防 止や機 器 管 理に役 立つト
ページや、ミキサーの近くで操作できるページや、ミキサーの近くで操作でリモコンスイッチ、流量の調整や洗浄なリモコンスイッチ、流量の調整や洗浄どに使用する手動運転モードはそのまどに使用する手動運転モードはそま搭載しております。
ま搭載しております。
リモコンスイッチ

特 長 2 より速くなりました
2 より速くなりました

速い電動弁の採用により、従来の8.0秒速い電動弁の採用により、（60Hz）から3.8秒 従来の8.0秒（60Hz）から3.8秒（60Hz）に開閉時間が半減しました。
（60Hz）
設定値の少ないに開閉時間が半減しました。設定値の少ない工法でも瞬時流量を多くすることができ、工法でも瞬時流量を多くすることができ、ストレスなくストレスなくご使用いただけます。
ご使用いただけます。
トップページ例
システム例
冷温水供給機OKM-CH2000-ECO

タッチパネル式
水量計
OKM-50L

運転モード
トップページ例−手動システム例
注入ノズルセット
グラウトミキサー
OKZ-100A

冷温水供給機
グラウトミキサー
OKM-CH2000-ECO OKZ-100A

タッチパネル式
水量計
OKM-50L

材料

注入ノズルセット
発電機

耐圧樹脂ホース

耐圧樹脂ホース

圧力スイッチ付
圧力計

圧力スイッチ付
圧力計

モルタルポンプ
OKG-35E

材料

ミキサー台

ホッパ
OKH-750MP

サクションホース
ミキサー台

ホッパ
OKH-750MP

サクション

に向性をさらに向上します。
上します。

特 長 6 ロギング機能を標準装備
ロギング機能を標準装備

ンに記録できるロギング機能を搭載しました。
施工情報をカンタンに記録できるロギング機能を搭載しました。
値をCSV形式でSDメモリカードに記録するこ
日時・計測値・設定値をCSV形式でSDメモリカードに記録するこ頼性を向上します。とができ、ロギング機能は有効・無施工の信頼性を向上します。ロギング機能は有効・無回から2000回までロギング回数の設定も可
効の選択ができ、1回から2000回までロギング回数の設定も可能です。
リカードは別途ご用意ください。
※miniSDやmicroSDは使用できません。
※SDメモリカードは別途ご用意ください。
※miniSDやmicroSDは使用できません。

HCカード（最大32GBまで）がご使用いただけます。
※SD/SDHCカード（最大32GBまで）がご使用いただけます。

ロギングの有効・無効の設定が可能

アクセススイッチ ロギングの有効・無効の設定が可能

アクセススイッチ

カードスロット

カードスロット

ロギング回数の設定は最大2000回ができ
エラー

SDカードへの書き込みができない場合はモニターにエラーが表示されます。
日時

計測値

設定値

日時

計測値

客さまからの声
設置例とお客さまからの声

押すだけで一サーに供給さに楽！ 一度経られません。

❶リモコンを押すだけで一定水量がミキサーに供給されるので本当に楽！ 一度経験するとやめられません。

量をカンタン撮影できます！

❷作業中の水量をカンタンにデジカメで撮影できます！

どw/cの信用客さまから喜ました！

施工報告書などw/cの信用性が増し、お客さまから喜んでいただけました！

1

しても練り場でした！ バケ
ぼしやすいのる材料の一番ました。汚れ
ムダが出ない❸一日中作業しても練り場が汚れませんでした！ バケツでは水をこぼしやすいので、積んでいる材料の一番下は捨てていました。汚れないし材料のムダが出ないことに感動！

ーに会社名が難防止に最適号も入れられも便利です。
ジアップにもよ。

❹液晶モニターに会社名が入るので 盗 難 防 止 に 最 適です！ 機体番号も入れられるので管理にも便利です。
会社のイメージアップにもつながりますよ。

2

水場のレイアウトが自由に決められます！ 今までは 、「できるだけミキサーの近く」という配置で考えていました が 、O K M - 5 0 L な ら
フリーレイアウトで感動し2ました！

水場のレイアウトが自由に決められます！ 今までは 、「できるだけミキサーの近く」という配置で考えていました が 、O K M - 5 0 L な ら
フリーレイアウトで感動しました！

3 1

344

設定値

外形寸法図（単位：㎜）
300

390

325

仕様

■測定流路部仕様
適流■一般仕様清水（伝導率50μS/㎝以上）

電源

電圧

測定流量範囲最小10.0〜最大50.0L/分

消費電力

検査成績書判定精度

設定値 20L以下： 2.0%以下 of 設定値
設定値 20L超 ： 1.0%以下 of 設定値

流応体

温耐体

続口

0.15kW以下

0〜50℃
35〜85％RH（結露しないこと）0〜60℃（凍結不可）

使用周囲湿度

1.0MPa

保存周囲温度­20〜60℃

保存周囲湿度

10〜90％RH（結露しないこと）

4.6秒：50Hz

径

3.8秒：60Hz

25A

表 示 分 解 能定AC100V

使用周囲温度圧■性能仕様
設50/60Hz度

電動弁開閉時間
接水中ポンプ用電源

AC100V

50W以下（水中ポンプ除く）

0.01L値

寸法

幅325 奥行300 高さ390㎜（配管部除く）

重量

15.5㎏

付属品

●リモコンコード RC-J-10M ●電源ケーブルコネクタ10m

最小5.00〜最大100.00L

最 大 積 算 値

999.99Lロギング設定回数

1〜2,000回

インタフェース

SD規格準拠SD/SDHC（最大32GBまで）

注意事項●水の中に異物が含まれている場合は、ストレーナを必ずご使用ください。
●計測流量範囲を超える場合は、グローブバルブなどで流量を調整してください。

シンプルな設計で正確な水量計測と低コストを実現したオカサンの簡易水量計

オーバーフロー式水量計
いちもくりょうぜん

一目量前 OKM-350①シンプルな構造なので、故障などのトラブルが少ない②軽量＆コンパクト設計なので、設置場所を選ばず移動もラクラク③オーバーフロー方式計量採用で、誤差 1％と正確な計量が可能④他の計量器に比べて大幅なコストダウンを実現⑤色別反応温度計付きなので水温がすぐわかる⑥一目でわかるカラークリア目盛仕様なので水量セットがカンタン⑦オプションのタイマーを利用することで、水供給が一段とラクに

注意

計
測
範
囲目 盛 分 解 能
適応流体／流体温度
タ ン ク 部 寸 法
最大
水平架台
使用時寸法
最小
タ ン ク 部 重 量
水平架台使用時重量

7〜45L
0.1L清水／0〜+50℃（氷結しないこと）
φ370 高さ650㎜
φ930 高さ2,055㎜
φ760 高さ1,595㎜
14kg
30kg

● ケガをしないよう取扱いに注意してください。 ● 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

『練って』『送る』機械を創る

http://www.okasankikou.co.jp/ OKASAN CHANNEL※改善のため予告なしに変更する場合があります。

総 務 ・ 経 理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06（6227）
8001
川 崎 営 業 所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島 2 丁目 6-3 ☎044（266）2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛 知 県 東 海 市 浅 山 3 丁 目 1 2 1 ☎052（604）0780
大 阪 営 業 所 〒573-0131 大 阪 府 枚 方 市 春 日 野 2 丁 目 4 - 3 7 ☎072（859）5911
福 岡 営 業 所 〒811-2317 福 岡 県 糟 屋 郡 粕 屋 町 長 者 原 東 4 - 7 - 8 ☎092（938）7222
大 阪 工 場 〒573-0131 大 阪 府 枚 方 市 春 日 野 2 丁 目 4 - 3 7 ☎072（859）5751

公式 YouTubeチャンネル

商品の紹介や操作説明動画を公開中です！

検索岡三機工第12版 2023年9月