Informazioni tecniche

Identificazione positiva del materiale (test PMI)
Scheda tecnica WIKA IN 00.39

I test di identificazione positiva del materiale, anche
conosciuti come test PMI, sono di grande importanza perla tracciabilità dei componenti. Questi test non distruttivi
servono a provare i componenti delle leghe presenti nelmateriale, a conferma dell'analisi chimica della colata
contenuta nel certificato 3.1. Ciò è importante, dal momento
che la confusione dei materiali può comportare danni
considerevoli e deve pertanto essere evitata a tutti i costi inapplicazioni rilevanti per la sicurezza. Esistono due differenti
procedure di prova per i pozzetti termometrici:■■ Analisi a raggi X fluorescenti

L'analisi a raggi X fluorescenti utilizza i raggi X per simulare
gli atomi del materiale del pozzetto termometrico per
produrre radiazione naturale senza danneggiare la superficiedel metallo.
La lunghezza d'onda e l'intensità della radiazione emessa
rappresenta a sua volta una misura degli elementi costituentidella lega e della relativa concentrazione.
Elementi identificabili:
Acciai: Nb/Cb, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Ti, W
Materiali Cu: Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn, Zr

Test PMI: analisi a raggi X fluorescenti del bulbo delpozzetto termometrico

Scheda tecnica IN 00.39 ∙ 12/2018

Pagina 1 di 2

■■ Spettroscopia ad emissione ottica

Nell'analisi spettrografica viene generato un arco elettrico
tra la superficie del pozzetto termometrico e un elettrodo ditungsteno nello strumento di prova: lo spettro di quest'arcoconsente agli elementi della lega, incluso il carbonio, diessere identificati sia sul piano quantitativo che qualitativo.
Caratteristico dell'analisi spettrografica è un segno dibruciatura di circa 5 mm [0,020"] di diametro lasciato sulpezzo.
Elementi identificabili:
Acciai: Al, C, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Nb/Cb, Ni, P, S, Si, Ti, W
Materiali CU: Al, Be, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Si, Sn, Zn, Zr
Test PMI: analisi spettrografica su un modello dipozzetto termometrico flangiato TW10
I vari modelli di pozzetto termometrico, per effetto della loro diversa struttura e delle possibilità di prova che ne derivano,necessitano di un numero diverso di punti di prova 1).
Modello di pozzetto termometrico
TW10, TW55-7

TW15, TW20, TW25, TW30, TW31, TW50, TW55-6
TW35, TW45

TW40

TW70-K
TW70-L, TW70-M

Analisi a raggi X fluorescenti

Analisi spettografica

3 punti di prova■■ Pozzetto■■ Flangia■■ Lato superiore del cordone di saldatura

2 punti di prova■■ Pozzetto■■ Flangia

1 punto di prova

1 punto di prova■■ Pozzetto

3 punti di prova

2 punti di prova■■ Pozzetto■■ Adattatore (filettato)

3 punti di prova

2 punti di prova■■ Pozzetto■■ Flangia

2 punti di prova

1 punto di prova■■ Pozzetto

3 punti di prova

2 punti di prova■■ Pozzetto■■ Adattatore (filettato)■■ Pozzetto■■ Pozzetto■■ Adattatore (filettato)■■ Punta solida■■ Pozzetto■■ Flangia■■ Punta solida■■ Pozzetto■■ Punta solida■■ Pozzetto■■ Flangia/adattatore (filettato)■■ Punta solida

01/2019 IT based on 12/2018 EN1) Altri prove sono disponibili a richiesta© 12/2018 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.

Scheda tecnica IN 00.39 ∙ 12/2018

Pagina 2 di 2

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 820020 Arese (Milano)/Italia
Tel.
+39 02 938611
Fax+39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it