マルチファンクションジェネレータ
MULTIFUNCTION GENERATORWF1947/WF1948
取扱説明書（外部制御）

DA00036700-005

マルチファンクションジェネレータ
MULTIFUNCTION GENERATORWF1947/WF1948
取扱説明書（外部制御）

はじめにこの取扱説明書は，WF1947/WF1948 の GPIB および USB インタフェースについて説明しています。パネル面からの操作については，別冊「WF1947/WF1948 取扱説明書（操作編）をご覧ください。
WF1947/WF1948 の GPIB および USB インタフェースは，充実した機能を持ち，ほとんどの正面パネル操作を制御できます。また，設定値をパソコンなどの外部機器から読み出すことができます。
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）の章構成は，以下のとおりです。
１．使用前の準備
インタフェース設定や GPIB アドレス設定について説明しています。
２．コマンド解説
コマンドの概要や設定例など，コマンドについて説明しています。
３．ステータスシステム
ステータス・バイト，スタンダード・イベント・ステータス・レジスタなど
ステータス・ レポーティングについて説明しています。
４．エラーメッセージ
エラー番号やエラーの内容について説明しています。
５．仕様
外部制御インタフェースの仕様について説明しています。
６．外部制御の互換性について
本製品以外の当社他 WAVE FACTORY シリーズ製品から WF1947/WF1948 へ移行される場合に注意が必要な制御方法の相違点やコマンドについて説明しています。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

i

目 次

ページ
1.

2.

使用前の準備................................................................................................................................................................. 1
1.1

WF1947/WF1948 GPIB/USB インタフェースの概要 ................................................................................ 2

1.2

USBの準備........................................................................................................................................................... 2

1.3

GPIBの準備 ......................................................................................................................................................... 2

1.4

インタフェースの選択 ..................................................................................................................................... 3

1.5

GPIBアドレス設定 ............................................................................................................................................ 5

1.6

GPIB EOI設定 ..................................................................................................................................................... 6

1.7

USB IDについて ................................................................................................................................................. 7

1.8

リモート状態の解除 ......................................................................................................................................... 7

1.9

注意事項............................................................................................................................................................... 7

コマンド解説................................................................................................................................................................. 9
2.1

コマンドの概要 ................................................................................................................................................ 10

2.1.1

表記方法 ..................................................................................................................................................... 10

2.1.2

コマンド ..................................................................................................................................................... 10
2.1.2.1 共通コマンド ................................................................................................................................... 10
2.1.2.2 サブシステム・コマンド .............................................................................................................. 11
2.1.2.3 サブシステム・コマンドのコマンド・ツリー ....................................................................... 11
2.1.2.4 サブシステム・コマンドのシンタックス ................................................................................ 14
2.1.2.5 プログラム・メッセージのシンタックス ................................................................................ 19
2.1.2.6 応答メッセージのシンタックス ................................................................................................. 20

2.2

コマンド一覧 .................................................................................................................................................... 23

2.2.1

一覧表の分類について ........................................................................................................................... 23

2.2.2

一覧表中の説明 ........................................................................................................................................ 23

2.2.3

発振モード選択 コマンド一覧表 ...................................................................................................... 242.2.4

出力波形選択 コマンド一覧表 ............................................................................................................ 25

2.2.5

出力波形別設定 コマンド一覧表 ...................................................................................................... 262.2.6

出力信号設定 コマンド一覧表 .......................................................................................................... 272.2.7

信号出力操作 コマンド一覧表 .......................................................................................................... 28

2.2.8

トリガ操作 コマンド一覧表 .............................................................................................................. 28

2.2.9

変調発振モード コマンド一覧表 ...................................................................................................... 29

2.2.10

スイープ発振モード コマンド一覧表 ............................................................................................. 32

2.2.11

バースト発振モード コマンド一覧表 ............................................................................................. 35

2.2.12

メモリ操作 コマンド一覧表 .............................................................................................................. 36

2.2.13

ステータスシステム コマンド一覧表 ............................................................................................. 37

2.2.14

チャネル操作 2チャネル器（WF1948） コマンド一覧 ........................................................... 40

2.2.15

その他 操作 コマンド一覧................................................................................................................. 40

2.3

個別コマンド説明............................................................................................................................................ 41

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）ii

2.3.1発振モード選択 コマンド詳細 .......................................................................................................... 41
2.3.1.1 連続発振モード 選択 [:SOURce[1|2]]:CONTinuous[:IMMediate] ...................................... 41
2.3.1.2 連続発振モード 問合せ [:SOURce[1|2]]:CONTinuous:STATe? ......................................... 41
2.3.1.3 変調発振モード FSK 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:FSKey:STATe ............................... 42
2.3.1.4 変調発振モード PSK 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:PSKey:STATe ............................... 42
2.3.1.5 変調発振モード FM 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:FM:STATe ....................................... 43
2.3.1.6 変調発振モード PM 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:PM:STATe ....................................... 43
2.3.1.7 変調発振モード AM 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:AM:STATe ..................................... 44
2.3.1.8 変調発振モード AM（DSB-SC) 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:AMSC:STATe ........... 44
2.3.1.9 変調発振モード DCオフセット変調 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:OFSM:STATe .... 45
2.3.1.10 変調発振モード PWM 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:PWM:STATe............................... 45
2.3.1.11 スイープ発振モード スイープ 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:SWEep:MODE ............ 46
2.3.1.12 スイープ発振モード 周波数スイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:MODE ........................................................................................... 46
2.3.1.13 スイープ発振モード 位相スイープ 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:PHASe:MODE .... 47
2.3.1.14 スイープ発振モード 振幅スイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:MODE ................................ 47
2.3.1.15 スイープ発振モード DCオフセットスイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MODE .......................................... 48
2.3.1.16 スイープ発振モード デューティスイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:MODE .................................................................................... 48
2.3.1.17 バースト発振モード 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:BURSt:STATe ................................ 492.3.2

出力波形選択 コマンド詳細 .............................................................................................................. 50
2.3.2.1 波形 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:FUNCtion[:SHAPe]........................................................ 50
2.3.2.2 任意波形 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USER.................................................. 50
2.3.2.3 波形極性 選択／問合せ :OUTPut[1|2]:POLarity ................................................................... 51
2.3.2.4 振幅範囲 選択／問合せ :OUTPut[1|2]:SCALe ...................................................................... 522.3.3

出力波形別設定 コマンド詳細 .......................................................................................................... 53
2.3.3.1 方形波／パルス波 共用 デューティ 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:UNIT ...................................................................................... 53
2.3.3.2 方形波／パルス波 共用 デューティ ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:USER ..................................................................................... 53
2.3.3.3 方形波 デューティ値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:DCYCle ....... 54
2.3.3.4 方形波 拡張オン／オフ 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:EXTend ...... 55
2.3.3.5 パルス波 デューティ値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle .......................... 55
2.3.3.6 パルス波 パルス幅 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PULSe:WIDTh .................................... 56
2.3.3.7 パルス波 立ち上がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition[:LEADing] ....................................................................... 57
2.3.3.8 パルス波 立ち下がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition:TRAiling .......................................................................... 57
2.3.3.9 パルス波 周期 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod .......................................... 58
2.3.3.10 パルス波 周期単位 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:UNIT ......................... 59

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）iii

2.3.3.11 パルス波 周期 ユーザ単位 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:USER ..... 59
2.3.3.12 ランプ波 シンメトリ 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry ...... 602.3.4

出力信号設定 コマンド詳細 .............................................................................................................. 61
2.3.4.1 周波数 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:FREQuency[:CW|:FIXed] ....................................... 61
2.3.4.2 周波数 単位 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:FREQuency:UNIT ........................................... 61
2.3.4.3 周波数 ユーザ単位 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:FREQuency:USER ........................... 62
2.3.4.4 振幅 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] .......... 63
2.3.4.5 振幅 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:UNIT................................... 63
2.3.4.6 振幅 ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:USER .................................. 64
2.3.4.7 DCオフセット 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet.. 65
2.3.4.8 DCオフセット 単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT............................................. 65
2.3.4.9 DCオフセット ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:USER ............................................ 66
2.3.4.10 位相 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PHASe[:ADJust] ............................................................. 67
2.3.4.11 位相 単位 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:PHASe:UNIT ..................................................... 67
2.3.4.12 位相 ユーザ単位 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PHASe:USER ........................................ 68
2.3.4.13 出力電圧範囲 ハイレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH .......................................................... 69
2.3.4.14 出力電圧範囲 ハイレベル 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT ............................................... 69
2.3.4.15 出力電圧範囲 ローレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW ........................................................... 70
2.3.4.16 出力電圧範囲 ローレベル 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT ................................................ 70

2.3.5

信号出力操作 コマンド詳細 .............................................................................................................. 71
2.3.5.1 出力オン／オフ 設定／問合せ :OUTPut[1|2][:STATe] ....................................................... 71
2.3.5.2 電源投入時の出力オン 設定／問合せ :OUTPut[1|2]:PON ................................................. 71
2.3.5.3 オートレンジ動作（出力レンジ） 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage:RANGe:AUTO ................................................................................ 72
2.3.5.4 位相同期 設定 [:SOURce[1|2]]:PHASe:INITiate .................................................................... 72
2.3.5.5 外部加算入力 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:COMBine:FEED ......................................... 72
2.3.5.6 負荷インピーダンス 設定／問合せ :OUTPut[1|2]:LOAD .................................................. 73

2.3.6

トリガ操作 コマンド詳細................................................................................................................... 74
2.3.6.1 トリガ操作 マニュアルトリガ（TRIGキー操作） *TRG ................................................... 74
2.3.6.2 トリガ操作 スイープモード トリガ源 選択／問合
せ :TRIGger[1|2]:SWEep:SOURce ............................................................................................. 74
2.3.6.3 トリガ操作 スイープモード 内部トリガ周期 設定／問合
せ :TRIGger[1|2]:SWEep:TIMer ................................................................................................. 75
2.3.6.4 トリガ操作 スイープモード 外部トリガ信号極性 選択／問合WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）iv

せ :TRIGger[1|2]:SWEep:SLOPe ................................................................................................ 75
2.3.6.5 トリガ操作 バーストモード トリガ源 選択／問合
せ :TRIGger[1|2]:BURSt:SOURce.............................................................................................. 76
2.3.6.6 トリガ操作 バーストモード 内部トリガ周期 設定／問合
せ :TRIGger[1|2]:BURSt:TIMer .................................................................................................. 76
2.3.6.7 トリガ操作 バーストモード 外部トリガ信号極性 選択／問合
せ :TRIGger[1|2]:BURSt:SLOPe ................................................................................................ 77
2.3.6.8 トリガ操作 実行制御 設定 :TRIGger[1|2]:SELected:EXECute ............................................ 77
2.3.7

変調発振モード コマンド詳細 .......................................................................................................... 78
2.3.7.1 変調発振モードAM 変調度 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:AM[:DEPTh] ..................... 78
2.3.7.2 変調発振モードAM 変調源 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:AM:SOURce ...................... 78
2.3.7.3 変調発振モードAM 変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FREQuency ................................................................................ 79
2.3.7.4 変調発振モードAM 変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe] .................................................................. 79
2.3.7.5 変調発振モードAM 変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion:USER ....................................................................... 80
2.3.7.6 変調発振モードAM 同期信号出力 選択／問合せ :OUTPut[1|2]:SYNC:AM:TYPE..... 80
2.3.7.7 変調発振モードAM（DSB-SC） 変調度 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:AMSC[:DEPTh].......................................................................................................................................................... 81
2.3.7.8 変調発振モードAM（DSB-SC） 変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:SOURce ................................................................................................. 81
2.3.7.9 変調発振モードAM（DSB-SC) 変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FREQuency ........................................................................... 82
2.3.7.10 変調発振モードAM(DSB-SC) 変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion[:SHAPe] ............................................................. 82
2.3.7.11 変調発振モードAM(DSB-SC) 変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion:USER .................................................................. 83
2.3.7.12 変調発振モードAM（DSB-SC) 同期信号出力 選択／問合
せ :OUTPut[1|2]:SYNC:AMSC:TYPE....................................................................................... 83
2.3.7.13 変調発振モードFM ピーク偏差 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:FM[:DEViation] ......... 84
2.3.7.14 変調発振モードFM 変調源 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:FM:SOURce ....................... 84
2.3.7.15 変調発振モードFM 変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FREQuency ................................................................................. 85
2.3.7.16 変調発振モードFM 変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe] ................................................................... 85
2.3.7.17 変調発振モードFM 変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion:USER ........................................................................ 86
2.3.7.18 変調発振モードFM 同期信号出力 選択／問合せ :OUTPut[1|2]:SYNC:FM:TYPE ...... 86
2.3.7.19 変調発振モードFSK ホップ周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey[:FREQuency] ......................................................................................... 87
2.3.7.20 変調発振モードFSK 変調源 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:FSKey:SOURce ................ 87

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）v

2.3.7.21 変調発振モードFSK 変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:INTernal:FREQuency ........................................................................... 88
2.3.7.22 変調発振モードFSK 同期信号出力 選択／問合せ :OUTPut[1|2]:SYNC:FSKey:TYPE88
2.3.7.23 変調発振モードPM ピーク偏差 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PM[:DEViation] ......... 89
2.3.7.24 変調発振モードPM 変調源 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:PM:SOURce ....................... 89
2.3.7.25 変調発振モードPM 変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FREQuency ................................................................................. 90
2.3.7.26 変調発振モードPM 変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe] ................................................................... 90
2.3.7.27 変調発振モードPM 変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion:USER ........................................................................ 91
2.3.7.28 変調発振モードPM 同期出力 選択／問合せ :OUTPut[1|2]:SYNC:PM:TYPE............... 92
2.3.7.29 変調発振モードPSK 偏差 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PSKey[:DEViation] .............. 92
2.3.7.30 変調発振モードPSK 変調源 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:PSKey:SOURce ................ 93
2.3.7.31 変調発振モードPSK 変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:INTernal:FREQuency ........................................................................... 93
2.3.7.32 変調発振モードPSK 同期信号出力 選択／問合せ :OUTPut[1|2]:SYNC:PSKey:TYPE94
2.3.7.33 変調発振モードPWM ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM[:DEViation]:DCYCle ............................................................................. 94
2.3.7.34 変調発振モードPWM 変調源 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:PWM:SOURce ............... 95
2.3.7.35 変調発振モードPWM 変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FREQuency ............................................................................. 95
2.3.7.36 変調発振モードPWM 変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe] ............................................................... 96
2.3.7.37 変調発振モードPWM 変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion:USER .................................................................... 97
2.3.7.38 変調発振モードPWM 同期信号出力 選択／問合せ :OUTPut[1|2]:SYNC:PWM:TYPE97
2.3.7.39 変調発振モードDCオフセット変調 ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM[:DEViation] ............................................................................................ 98
2.3.7.40 変調発振モードDCオフセット変調 変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:SOURce .................................................................................................. 98
2.3.7.41 変調発振モードDCオフセット変調 変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FREQuency ........................................................................... 99
2.3.7.42 変調発振モードDCオフセット変調 変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe] .............................................................. 99
2.3.7.43 変調発振モードDCオフセット変調 変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion:USER ................................................................ 100
2.3.7.44 変調発振モードDCオフセット変調 同期信号出力 選択／問合
せ :OUTPut[1|2]:SYNC:OFSM:TYPE ..................................................................................... 100
2.3.8

スイープ発振モード コマンド詳細................................................................................................ 101
2.3.8.1 基本スイープ設定 スイープの傾き 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:SWEep:SPACing101
2.3.8.2 基本スイープ設定 スイープ方向 選択／問合せ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）vi

[:SOURce[1|2]]:SWEep:INTernal:FUNCtion ........................................................................... 101
2.3.8.3 基本スイープ設定 スイープ時間 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:SWEep:TIME ........ 102
2.3.8.4 基本スイープ設定 ストップレベル 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel . 102
2.3.8.5 基本スイープ設定 ストップレベル 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel:STATe .................................................................................. 103
2.3.8.6 基本スイープ設定 発振停止単位 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:SWEep:OSTop....... 103
2.3.8.7 周波数スイープ 開始値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:FREQuency:STARt ................ 104
2.3.8.8 周波数スイープ 停止値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:FREQuency:STOP ................. 104
2.3.8.9 周波数スイープ センタ値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:FREQuency:CENTer ......... 105
2.3.8.10 周波数スイープ スパン値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:FREQuency:SPAN............. 106
2.3.8.11 周波数スイープ マーカ値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:MARKer:FREQuency ....... 106
2.3.8.12 周波数スイープ 開始／停止値スワップ 設定 [:SOURce[1|2]]:FREQuency:SWAP ... 107
2.3.8.13 周波数スイープ 開始／停止値出力 設定 [:SOURce[1|2]]:FREQuency:STATe ........... 107
2.3.8.14 位相スイープ 開始値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PHASe:STARt ............................ 108
2.3.8.15 位相スイープ 停止値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PHASe:STOP .............................. 108
2.3.8.16 位相スイープ センタ値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PHASe:CENTer ...................... 109
2.3.8.17 位相スイープ スパン値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PHASe:SPAN ......................... 109
2.3.8.18 位相スイープ マーカ値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:MARKer:PHASe .................... 110
2.3.8.19 位相スイープ 開始／停止値スワップ 設定 [:SOURce[1|2]]:PHASe:SWAP ................ 110
2.3.8.20 位相スイープ 開始／停止値出力 設定 [:SOURce[1|2]]:PHASe:STATe........................ 111
2.3.8.21 振幅スイープ 開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STARt ............................... 111
2.3.8.22 振幅スイープ 停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STOP ................................ 112
2.3.8.23 振幅スイープ センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:CENTer ............................ 112
2.3.8.24 振幅スイープ スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SPAN ................................ 113
2.3.8.25 振幅スイープ マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]........................... 114
2.3.8.26 振幅スイープ 開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SWAP ............................... 114
2.3.8.27 振幅スイープ 開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STATe .............................. 115
2.3.8.28 DCオフセットスイープ 開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt......................................... 115
2.3.8.29 DCオフセットスイープ 停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOP .......................................... 116
2.3.8.30 DCオフセットスイープ センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer ...................................... 116
2.3.8.31 DCオフセットスイープ スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN .......................................... 117

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）vii

2.3.8.32 DCオフセットスイープ マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet..................................... 118
2.3.8.33 DCオフセットスイープ 開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SWAP ......................................... 118
2.3.8.34 DCオフセットスイープ 開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STATe ........................................ 119
2.3.8.35 デューティスイープ 開始値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STARt 119
2.3.8.36 デューティスイープ 停止値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STOP.. 120
2.3.8.37 デューティスイープ センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:CENTer ................................................................................ 121
2.3.8.38 デューティスイープ スパン値 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SPAN122
2.3.8.39 デューティスイープ マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:PULSe:DCYCle .............................................................................. 123
2.3.8.40 デューティスイープ 開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SWAP .................................................................................. 123
2.3.8.41 デューティスイープ 開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STATe .................................................................................. 124
2.3.9

バースト発振モード コマンド詳細................................................................................................ 125
2.3.9.1 バースト発振 バーストモード 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:BURSt:MODE ........... 125
2.3.9.2 バースト発振 ストップレベル 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel .......... 125
2.3.9.3 バースト発振 ストップレベル 選択／問合せ [:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel:STATe126
2.3.9.4 バースト発振 同期信号出力 選択／問合せ :OUTPut[1|2]:SYNC:BURSt:TYPE ........ 126
2.3.9.5 バースト発振 オートバーストモード：マーク波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:NCYCles ................................................................................. 127
2.3.9.6 バースト発振 オートバーストモード：スペース波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:SPACe ..................................................................................... 127
2.3.9.7 バースト発振 トリガバーストモード：マーク波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:NCYCles........................................................................... 128
2.3.9.8 バースト発振 トリガバーストモード：トリガ遅延時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:TDELay ............................................................................ 128
2.3.9.9 バースト発振 ゲートモード：発振停止単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:GATE:OSTop...................................................................................... 129
2.3.9.10 バースト発振 トリガドゲートモード：発振停止単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:TGATe:OSTop .................................................................................... 129

2.3.10

メモリ操作 コマンド詳細................................................................................................................. 130
2.3.10.1 基本設定メモリ クリア :MEMory:STATe:DELete ............................................................... 130
2.3.10.2 基本設定メモリ ストア *SAV ................................................................................................. 130
2.3.10.3 基本設定メモリ リコール *RCL ............................................................................................. 130
2.3.10.4 任意波形メモリ 任意波形データ 転送／読み出し {:TRACe|DATA}[:DATA] ............ 131
2.3.10.5 任意波形メモリ ストア {:TRACe|DATA}:STORe ............................................................... 133
2.3.10.6 任意波形メモリ リコール {:TRACe|DATA}:RECall ........................................................... 133
2.3.10.7 任意波形メモリ コピー {:TRACe|DATA}:COPY ................................................................ 134

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）viii

2.3.10.8 任意波形メモリ 消去 {:TRACe|DATA}:DELete................................................................... 135
2.3.10.9 任意波形メモリ 情報取得 {:TRACe|DATA}:INFormation? ............................................... 135
2.3.11

ステータスシステム コマンド詳細................................................................................................ 136
2.3.11.1 ステータスレジスタと関連キュー クリア *CLS ................................................................ 136
2.3.11.2 ステータス・レポーティング関連 プリセット 設定 :STATus:PRESet....................... 136
2.3.11.3 電源投入時のステータスレジスタ クリアフラグ 設定／問合せ *PSC ...................... 137
2.3.11.4 ステータス・バイト・レジスタ 問合せ *STB? ................................................................ 137
2.3.11.5 サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ *SRE ....................... 137
2.3.11.6 スタンダード・イベント・ステータ ス・レジスタ 問合せ *ESR? .............................. 138
2.3.11.7 スタンダード・イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ *ESE ................... 138
2.3.11.8 コンディション・レジスタ 問合せ :STATus:OPERation:CONDition? ............................ 138
2.3.11.9 トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合
せ :STATus:OPERation:NTRansition....................................................................................... 139
2.3.11.10 トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合
せ :STATus:OPERation:PTRansition ....................................................................................... 139
2.3.11.11 イベント・レジスタ 問合せ :STATus:OPERation[:EVENt]?........................................... 140
2.3.11.12 イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ :STATus:OPERation:ENABle .... 140
2.3.11.13 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1） コンディション・レ
ジスタ 問合せ :STATus:OPERation:CH1:CONDition? ...................................................... 140
2.3.11.14 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1） トランジッション・
フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ :STATus:OPERation:CH1:NTRansition . 141
2.3.11.15 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1） トランジッション・
フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ :STATus:OPERation:CH1:PTRansition.. 141
2.3.11.16 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1） イベント・レジスタ 問
合せ :STATus:OPERation:CH1[:EVENt]? .............................................................................. 142
2.3.11.17 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1） イベント・イネーブ
ル・レジスタ 設定／問合せ :STATus:OPERation:CH1:ENABle.................................. 142
2.3.11.18 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2） コンディション・レ
ジスタ 問合せ :STATus:OPERation:CH2:CONDition? .................................................... 142
2.3.11.19 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2） トランジッション・
フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ :STATus:OPERation:CH2:NTRansition . 143
2.3.11.20 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2） トランジッション・
フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ :STATus:OPERation:CH2:PTRansition.. 143
2.3.11.21 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2） イベント・レジスタ
設定 :STATus:OPERation:CH2[:EVENt]? .............................................................................. 144
2.3.11.22 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2） イベント・イネーブ
ル・レジスタ 設定／問合せ :STATus:OPERation:CH2:ENABle.................................. 144
2.3.11.23 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ コンディション・
レジスタ 問合せ :STATus:QUEStionable:CONDition?.................................................... 144
2.3.11.24 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ トランジッション・
フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ :STATus:QUEStionable:NTRansition..... 145
2.3.11.25 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ トランジッション・

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）ix

フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ :STATus:QUEStionable:PTRansition ..... 145
2.3.11.26 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ イベント・レジス
タ 問合せ :STATus:QUEStionable[:EVENt]? ..................................................................... 146
2.3.11.27 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ イベント・イネー
ブル・レジスタ 設定／問合せ :STATus:QUEStionable:ENABle ................................. 146
2.3.11.28 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ イベント・レジスタ 問合
せ :STATus:WARNing[:EVENt]? ............................................................................................ 146
2.3.11.29 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ イベント・イネーブル・レジスタ 設
定／問合せ :STATus:WARNing:ENABle.............................................................................. 147
2.3.11.30 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1） イベント・レジスタ 問合
せ :STATus:WARNing:CH1[:EVENt]? ................................................................................... 147
2.3.11.31 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1） イベント・イネーブル・レ
ジスタ 設定／問合せ :STATus:WARNing:CH1:ENABle ............................................... 147
2.3.11.32 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2） イベント・レジスタ 問合
せ :STATus:WARNing:CH2[:EVENt]? ................................................................................... 148
2.3.11.33 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2） イベント・イネーブル・レ
ジスタ 設定／問合せ :STATus:WARNing:CH2:ENABle ............................................... 148
2.3.12

チャネル操作 2チャネル器（WF1948）コマンド詳細.............................................................. 149
2.3.12.1 2チャネル器（WF1948） チャネルモード 設定／問合せ :CHANnel:MODE ............ 149
2.3.12.2 2チャネル器（WF1948） 2チャネル同値動作 設定／問合せ :INSTrument:COUPle 149
2.3.12.3 2チャネル器（WF1948） 周波数差一定モード：周波数差 設定／問合
せ :CHANnel:DELTa ................................................................................................................. 150
2.3.12.4 2チャネル器（WF1948） 周波数比一定モード：周波数比 設定／問合
せ :CHANnel:RATio .................................................................................................................. 151

2.3.13

その他 操作 コマンド詳細 ............................................................................................................ 152
2.3.13.1 機器固有情報 問合せ *IDN? .................................................................................................. 152
2.3.13.2 エラーメッセージ 問合せ :SYSTem:ERRor? ...................................................................... 152
2.3.13.3 設定初期化（ステータスレジスタ等をクリアしない） *RST......................................... 152
2.3.13.4 動作完了イベントビットのセット *OPC .............................................................................. 153
2.3.13.5 動作完了時に出力キーに 1 をセット *OPC? ...................................................................... 153
2.3.13.6 コマンド，クエリの実行待ち *WAI....................................................................................... 153
2.3.13.7 自己診断結果 問合せ *TST? .................................................................................................. 153
2.3.13.8 外部基準周波数入力 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:ROSCillator:SOURce ................... 154
2.3.13.9 外部基準周波数出力 設定／問合せ [:SOURce[1|2]]:ROSCillator:OUTPut[:STATe] ... 154

3.

2.4

トリガ / 発振状態制御 ................................................................................................................................ 155

2.5システム単位 .................................................................................................................................................. 156

ステータスシステム ................................................................................................................................................ 157
3.1

ステータス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ ...... 158

3.1.1

ステータス・バイト・レジスタ .......................................................................................................... 159

3.1.2

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ ............................................................................. 159

3.2
3.2.1

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ ............................................................ 160
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ ......................................................................... 160

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）xスタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ ................................................ 160

3.2.2
3.3

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ /クエスチョナブル・データ・ステー

タス・レジスタ・グループ ......................................................................................................................................... 161
各レジスタの概要.................................................................................................................................. 161

3.3.1

3.3.1.1 コンディション・レジスタ ......................................................................................................... 161
3.3.1.2 トランジッション・フィルタ・レジスタ ................................................................................ 161
3.3.1.3 イベント・レジスタ .................................................................................................................... 162
3.3.1.4 イベント・イネーブル・レジスタ ........................................................................................... 162
オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ ..................................................................... 163

3.3.2

3.3.2.1 連続発振.......................................................................................................................................... 165
3.3.2.2 変調 .................................................................................................................................................. 165
3.3.2.3 スイープ.......................................................................................................................................... 166
3.3.2.4 バースト.......................................................................................................................................... 167
クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ............................................. 169

3.3.3
3.4

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ ......................................................................................... 170

3.4.1

イベント・レジスタ.............................................................................................................................. 170

3.4.2

イベント・イネーブル・レジスタ ...................................................................................................... 172

3.5

その他 ............................................................................................................................................................... 172

4.

エラーメッセージ .................................................................................................................................................... 173

5.

仕様.............................................................................................................................................................................. 177

6.

5.1

インタフェース機能 ..................................................................................................................................... 178

5.2

インタフェースメッセージに対する応答 ............................................................................................... 178

5.3

マルチラインインタフェースメッセージ ............................................................................................... 179

外部制御の互換性について ................................................................................................................................... 181
6.1

概要 ................................................................................................................................................................... 182

6.1.1

外部制御インタフェース（旧WF194xシリーズとの互換） ....................................................... 183

6.1.2

コマンド全般に関する差異（旧WF194xシリーズとの互換） ................................................... 185

6.1.3

コマンドで制約があるもの（旧WF194xシリーズとの互換） ................................................... 186

6.2

旧WF194xシリーズコマンド対応一覧 ..................................................................................................... 188
外部制御による操作の補足（旧WF194xシリーズとの互換） ................................................... 195

6.2.1
6.3

個別コマンド説明（旧WF194xシリーズとの互換） ............................................................................ 196

6.3.1

AAC ........................................................................................................................................................... 197

6.3.2?AAP ......................................................................................................................................................... 197

6.3.3?AAV......................................................................................................................................................... 198

6.3.4

ACL ........................................................................................................................................................... 198

6.3.5

ACP ........................................................................................................................................................... 199

6.3.6

ADV／?ADV ........................................................................................................................................... 200

6.3.7

AFC／?AFC ............................................................................................................................................. 200

6.3.8

AFM／?AFM ........................................................................................................................................... 201

6.3.9

AFN／?AFN............................................................................................................................................. 202

6.3.10

AFQ／?AFQ............................................................................................................................................. 203

6.3.11?ALT.......................................................................................................................................................... 203

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）xi

6.3.12AMM／?AMM ........................................................................................................................................ 204

6.3.13

AMU／?AMU.......................................................................................................................................... 204

6.3.14

AMV／?AMV.......................................................................................................................................... 205

6.3.15?APP .......................................................................................................................................................... 205

6.3.16

APT／?APT ............................................................................................................................................. 206

6.3.17

ARB ........................................................................................................................................................... 207

6.3.18ARW .......................................................................................................................................................... 208

6.3.19ASS ............................................................................................................................................................ 209

6.3.20

BEC／?BEC（WF1948）...................................................................................................................... 209

6.3.21

BES／?BES .............................................................................................................................................. 210

6.3.22

BIR／?BIR ............................................................................................................................................... 211

6.3.23

BRO／?BRO（WF1948）..................................................................................................................... 211

6.3.24

BSS／?BSS .............................................................................................................................................. 212

6.3.25

BSV／?BSV ............................................................................................................................................. 212

6.3.26

BTY／?BTY............................................................................................................................................. 213

6.3.27

CDC（WF1948）.................................................................................................................................... 213

6.3.28

CHA／?CHA（WF1948） .................................................................................................................... 214

6.3.29

CLS ............................................................................................................................................................ 214

6.3.30

CMO／?CMO（WF1948）................................................................................................................... 215

6.3.31

CPL／?CPL（WF1948）....................................................................................................................... 215

6.3.32

CTA／?CTA............................................................................................................................................. 216

6.3.33

CTE／?CTE ............................................................................................................................................. 216

6.3.34

CTF／?CTF .............................................................................................................................................. 217

6.3.35

CTP／?CTP .............................................................................................................................................. 217

6.3.36

CTU／?CTU............................................................................................................................................. 218

6.3.37

DDV／?DDV ........................................................................................................................................... 218

6.3.38

DFC／?DFC ............................................................................................................................................. 219

6.3.39

DFQ／?DFQ............................................................................................................................................. 219

6.3.40

DTT／?DTT ............................................................................................................................................. 220

6.3.41

DTU／?DTU ............................................................................................................................................ 220

6.3.42

DTY／?DTY ............................................................................................................................................ 221

6.3.43

EAS／?EAS ............................................................................................................................................. 221

6.3.44?ERR.......................................................................................................................................................... 222

6.3.45

ESE／?ESE .............................................................................................................................................. 222

6.3.46?ESR .......................................................................................................................................................... 223

6.3.47

FDl／?FDl（WF1948） ......................................................................................................................... 223

6.3.48

FDV／?FDV............................................................................................................................................. 224

6.3.49FFC／?FFC .............................................................................................................................................. 224

6.3.50

FFQ／?FFQ .............................................................................................................................................. 225

6.3.51

FNC／?FNC ............................................................................................................................................. 225

6.3.52

FRA／?FRA（WF1948）...................................................................................................................... 226

6.3.53

FRQ／?FRQ ............................................................................................................................................. 226

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）xii

6.3.54

FRU／?FRU ............................................................................................................................................. 227

6.3.55

FSS............................................................................................................................................................. 227

6.3.56

GET ........................................................................................................................................................... 228

6.3.57

HDR／?HDR............................................................................................................................................ 228

6.3.58

HIV／?HIV .............................................................................................................................................. 229

6.3.59HLE／?HLE ............................................................................................................................................. 230

6.3.60

HVU／?HVU ........................................................................................................................................... 230

6.3.61?IDT ........................................................................................................................................................... 231

6.3.62

LOV／?LOV ............................................................................................................................................ 231

6.3.63

LVU／?LVU ............................................................................................................................................ 232

6.3.64

MCO／?MCO .......................................................................................................................................... 232

6.3.65

MDL .......................................................................................................................................................... 233

6.3.66

MDO／?MDO（WF1948） .................................................................................................................. 233

6.3.67

MKA／?MKA.......................................................................................................................................... 234

6.3.68

MKE／?MKE........................................................................................................................................... 234

6.3.69

MKF／?MKF ........................................................................................................................................... 235

6.3.70

MKP／?MKP ........................................................................................................................................... 235

6.3.71

MKU／?MKU.......................................................................................................................................... 236

6.3.72

MRK／?MRK .......................................................................................................................................... 236

6.3.73

MSK／?MSK ........................................................................................................................................... 237

6.3.74MTY／?MTY........................................................................................................................................... 237

6.3.75?OC1 .......................................................................................................................................................... 238

6.3.76?OC2（WF1948） .................................................................................................................................. 239

6.3.77

ODV／?ODV ........................................................................................................................................... 240

6.3.78

OE1／?OE1 .............................................................................................................................................. 240

6.3.79OE2／?OE2（WF1948）....................................................................................................................... 241

6.3.80

OFC／?OFC）......................................................................................................................................... 241

6.3.81

OFQ／?OFQ............................................................................................................................................. 242

6.3.82

OFS／?OFS .............................................................................................................................................. 242

6.3.83

OFU／?OFU............................................................................................................................................. 243

6.3.84

OLD／?OLD ............................................................................................................................................ 244

6.3.85

OLS／?OLS ............................................................................................................................................. 244

6.3.86

OMO／?OMO.......................................................................................................................................... 245

6.3.87

OPC／?OPC ............................................................................................................................................. 245

6.3.88

ORG／?ORG............................................................................................................................................ 246

6.3.89?OSC.......................................................................................................................................................... 247

6.3.90

OSE／?OSE ............................................................................................................................................. 247

6.3.91

OSS ............................................................................................................................................................ 248

6.3.92

PDV／?PDV............................................................................................................................................. 248

6.3.93

PFC／?PFC .............................................................................................................................................. 249

6.3.94

PFQ／?PFQ .............................................................................................................................................. 249

6.3.95

PHS／?PHS .............................................................................................................................................. 250

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）xiii

6.3.96

PHU／?PHU............................................................................................................................................. 250

6.3.97

POS／?POS .............................................................................................................................................. 251

6.3.98

PRD／?PRD ............................................................................................................................................. 251

6.3.99

PRU／?PRU ............................................................................................................................................. 252

6.3.100

PSC／?PSC .............................................................................................................................................. 252

6.3.101

PSS............................................................................................................................................................. 253

6.3.102

PST ............................................................................................................................................................ 253

6.3.103

PUW／?PUW........................................................................................................................................... 254

6.3.104

PWU／?PWU........................................................................................................................................... 254

6.3.105

RCL ........................................................................................................................................................... 255

6.3.106

RST ............................................................................................................................................................ 255

6.3.107

SEC／?SEC（WF1948）....................................................................................................................... 256

6.3.108

SES／?SES ............................................................................................................................................... 256

6.3.109

SFC／?SFC .............................................................................................................................................. 257

6.3.110

SGS／?SGS .............................................................................................................................................. 258

6.3.111

SIG／?SIG ................................................................................................................................................ 258

6.3.112

SIR／?SIR ................................................................................................................................................ 259

6.3.113

SLS／?SLS ............................................................................................................................................... 259

6.3.114

SLV／?SLV ............................................................................................................................................. 260

6.3.115

SMO／?SMO ........................................................................................................................................... 260

6.3.116

SNA／?SNA............................................................................................................................................. 261

6.3.117

SNE／?SNE ............................................................................................................................................. 261

6.3.118

SNF／?SNF .............................................................................................................................................. 262

6.3.119

SNP／?SNP .............................................................................................................................................. 262

6.3.120

SNU／?SNU............................................................................................................................................. 263

6.3.121

SPA／?SPA .............................................................................................................................................. 263

6.3.122

SPC／?SPC .............................................................................................................................................. 264

6.3.123

SPE／?SPE ............................................................................................................................................... 264

6.3.124

SPF／?SPF ............................................................................................................................................... 265

6.3.125

SPP／?SPP ............................................................................................................................................... 265

6.3.126

SPU／?SPU .............................................................................................................................................. 266

6.3.127

SSC／?SSC .............................................................................................................................................. 266

6.3.128

STA／?STA ............................................................................................................................................. 267

6.3.129

STE／?STE .............................................................................................................................................. 267

6.3.130

STF／?STF ............................................................................................................................................... 268

6.3.131

STM／?STM ............................................................................................................................................ 268

6.3.132

STO............................................................................................................................................................ 269

6.3.133

STP／?STP ............................................................................................................................................... 269

6.3.134?STS........................................................................................................................................................... 270

6.3.135

STT／?STT .............................................................................................................................................. 270

6.3.136

STU／?STU ............................................................................................................................................. 271

6.3.137

STY／?STY ............................................................................................................................................. 271

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

xiv

6.3.138

SWO／?SWO（WF1948） ................................................................................................................... 272

6.3.139

SYN ........................................................................................................................................................... 272

6.3.140

SYT／?SYT ............................................................................................................................................. 273

6.3.141

TRD／?TRD............................................................................................................................................. 274

6.3.142

TRE／?TRE ............................................................................................................................................. 274

6.3.143

TRG／?TRG............................................................................................................................................. 275

6.3.144

TRS／?TRS .............................................................................................................................................. 276

6.3.145?TST .......................................................................................................................................................... 276

6.3.146

UAU／?UAU ........................................................................................................................................... 277

6.3.147

UDU／?UDU ........................................................................................................................................... 278

6.3.148

UFU／?UFU............................................................................................................................................. 279

6.3.149

UHU／?UHU ........................................................................................................................................... 280

6.3.150

UOU／?UOU ........................................................................................................................................... 281

6.3.151

UPU／?UPU............................................................................................................................................. 282

6.3.152

USS ............................................................................................................................................................ 283

6.3.153?VC1 .......................................................................................................................................................... 283

6.3.154?VC2（WF1948） .................................................................................................................................. 284

6.3.155

VE1／?VE1 .............................................................................................................................................. 285

6.3.156

VE2／?VE2（WF1948）....................................................................................................................... 285

6.3.157?VER ......................................................................................................................................................... 286

6.3.158?VSC.......................................................................................................................................................... 287

6.3.159

VSE／?VSE ............................................................................................................................................. 287

6.3.160

WAI ........................................................................................................................................................... 288

6.3.161?WC1 ......................................................................................................................................................... 288

6.3.162?WC2（WF1948） ................................................................................................................................. 289

6.3.163

WE1／?WE1 ............................................................................................................................................ 289

6.3.164

WE2／?WE2（WF1948）..................................................................................................................... 290

6.3.165?WSC......................................................................................................................................................... 290

6.3.166

WSE／?WSE............................................................................................................................................ 291

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

xv

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

xvi

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

使用前の準備WF1947/WF1948 GPIB/USB インタフェースの概要····························································· 2
USBの準備···················································································································· 2
GPIBの準備··················································································································· 2
インタフェースの選択 ···································································································· 3
GPIBアドレス設定 ········································································································· 5GPIB EOI設定 ················································································································ 6
USB IDについて ············································································································ 7
リモート状態の解除 ······································································································· 7
注意事項······················································································································· 7

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

1

1

1.1

WF1947/WF1948 GPIB/USB インタフェースの概要

WF1947/WF1948 は，ほとんどすべての機能を GPIB あるいは USB を介してリモート設定することができます。また，保存データ，設定状態を外部に転送することも可能で，自動計測システムを容易に構成することができます。

1.2

USB の準備WF1947/WF1948 は，National Instruments Corporation の NI-VISA によって制御すること ができます。
パネル操作のほとんどが制御でき，設定値やエラー等の内部状態を読み出すことができ ます。
制御するコンピュータに NI-VISA をインストールし，市販の USB ケーブルで接続 してください。
このドライバのインストールファイルは，National Instruments Corporation のホームページからダウンロードできます。以下にドライバインストールまでの操作手順を記載します。
1. National Instruments Corporation のホームページ上で，NI-VISA のページを検索してください。
2. NI-VISA のページから，お使いの OS をサポートしているバージョンのNI-VISA をダウンロードしてください。
3. ダウンロードしたファイルを実行し，インストールを行ってください。
4. 正常にインストールを完了しますと，NI-VISA がインストールされています。
NI-VISA についての詳細は，National Instruments 社へお問い合わせいただくか，National Instruments 社の Web サイトでご確認ください。

1.3

GPIB の準備

制御するコンピュータに，GPIB コントローラボード（カード）を装着し，市販の GPIB ケーブルで接続してください。詳細は，お使いになる GPIB コントローラボード（カード）の取扱説明書をご覧ください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

2

2

1.4

インタフェースの選択

使用するインタフェースを GPIB にするか USB にするか選択することができます。選択されていないインタフェースから WF1947/WF1948 を制御することはできません。選択された値は，電源を切ってもバックアップされます。
なお，出荷時は「USB」になっています。
① [MENU] から [Utility]キーを押します。

② “Remote” を選択し，[ENTER]キーを押します。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

33

③ “Interface” を選択し，[ENTER]キーを押すと，USB と GPIB を選択することができます。

注 意コンピュータが WF1947/WF1948 を認識しているときに，インタフェースを USB
から GPIB に切り替えたり，USB ケーブルを抜き差ししたりすると，コンピュータによっては予期しない動作をすることがあります。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

4

4

1.5

GPIB アドレス設定

GPIB インタフェースを選択した場合，GPIB アドレスを設定することができます。
GPIB アドレスは，GPIB ケーブルで接続されている他の機器と異なる値にして下さい。設定された
値は，電源を切ってもメモリに保持されます。
なお，出荷時は「2」になっています。
① 『1.4 インタフェースの選択』の①から③の操作により，“Interface” を「GPIB」にします。

② “GPIB Address” を選択し [ENTER]キーを押すと，GPIB アドレスを設定することができます。
アドレスは，パネル上のテンキーより入力します。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

5

5

1.6

GPIB EOI 設定

GPIB インタフェースを選択した場合，WF1947/WF1948 が認識するメッセージターミネータを切り替えることができます。
設定された値は，電源を切ってもメモリに保持されます。なお，出荷時は「Enable」になっています。
① 『1.4 インタフェースの選択』の①から③の操作により，“Interface” を「GPIB」にします。

② “EOI” を選択し [ENTER] キーを押すと，認識するメッセージターミネータを設定することができます。
• Enable: EOI 信号を検知すると，入力されたコマンドを実行します。
• Disable: EOI 信号，LF（EOI 信号なし），もしくは CR+LF（EOI 信号なし）を検知すると，入力されたコマンドを実行します。ただし，バイナリデータ転送には対応していません。

注 意

EOI 設定は通常 Enable でご使用ください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

6

6

1.7

USB ID について

システム内に複数の WF1947/WF1948 を USB で接続した場合に，アプリケーションから個体を識別するためには，下記の番号を使用します。
• Vendor 番号• Product 番号• Serial 番号

1.8：3402(0x0D4A)：13(0x000D) / WF1947，14(0x000E) / WF1948：製品の製造番号（シリアル番号）

リモート状態の解除

外部制御リモート状態のときは，LCD には “USB” または “GPIB” アイコンが点灯し，ソフトキー[F5] に “LOCAL” が表示されます。この状態で [F5] キーを押すと，リモート状態が解除され，パネル操作が可能になります。ただし，“LOCAL” が表示されていない状態（ローカルロックアウト状態）では無効です。外部制御コントローラからローカルに指定してください。

1.9

注意事項

• USB および GPIB のコネクタは，リアパネルにあります。
• USB および GPIB は，比較的環境のよいところで使用することを想定したインタフェースです。
電源変動やノイズの多いところでの使用は，できるだけ避けてください。
• GPIB コネクタは，バス上に接続したすべての機器の電源をオフにした状態で着脱してください。
• GPIB 使用時は，バス上に接続したすべての機器の電源をオンにしてください。
•ケーブルの総延長は，2 m ×（機器数）または 20 m のどちらか短い方にしてください。
• 1 本のケーブル長は 4m 以下にしてください。
• GPIB のアドレスは，十分確認してから設定してください。
同一システム内で複数の機器に同じアドレスを重複して設定すると，機器が損傷することがあります。
・GPIB 使用時には，本機器と接続している GPIB のコントローラで EOI をセットするようにしてください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

77

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

8

8

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

コマンド解説コマンドの概要 ············································································································ 10
コマンド一覧 ··············································································································· 23
個別コマンド説明········································································································· 41
トリガ / 発振状態制御································································································· 155
システム単位 ·············································································································· 156

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

9

9

2.1

コマンドの概要

WF1947/WF1948 のコマンドは，IEEE488.2 ならびに SCPI（VERSION 1999.0）に準拠しています。
SCPI は，コントローラと計測器間で行う通信の方法を定義したものです。SCPI に関する一般的な情報については，別途文献などを参照してください。

2.1.1 表記方法
本書では説明の便宜上，下記の表記を用います。
<>< > は，それ自体以外のものを表しています。パラメタおよび応答データの場合には< > 内にその型の略語が入ります。

[][ ] 内はオプションを示し，省略することができます。

{abc|xyz}“abc” または “xyz” のどちらかを使用することを意味します。
[abc|xyz]“abc” または “xyz” のどちらかを使用することを意味しますがオプションであり，省略が可能です。
大文字，小文字
大文字および小文字で表されたキーワードはロングフォーム，大文字はショートフォ
ームを表しています。

2.1.2 コマンド
WF1947/WF1948 のプログラム・メッセージは，共通コマンドとサブシステム・コマンドで構成されています。ここでは，それぞれのコマンドのフォーマット，サブシステムのコマンド・ツリーなどについて説明します。

2.1.2.1

共通コマンド共通コマンドは，機器の総合的な機能の制御を行うためのコマンドです。
共通コマンドのシンタックスを図 2.1 に示します。

SP?
図 2.1 共通コマンドのシンタックス
図 2.1 中のキーワードは，アルファベット 3 文字で構成されています。ここで SP は空白 (ASCII コ
ードで 32) となります。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

10 10

2.1.2.2

サブシステム・コマンド

サブシステム・コマンドは，機器の特定の機能を実行するためのコマンドで，ルート・キーワード，
1 つまたは複数の下位レベル・キーワード，パラメタおよびサフィックスで構成されています。
以下にコマンドとクエリ（問合せ）の例を示します。

:OUTPut:STATe ON:OUTPut:STATe?
OUTPut は，第 2 レベルのキーワードを結合するルート・レベル・キーワードで，ON はパラメタとなります。

2.1.2.3

サブシステム・コマンドのコマンド・ツリー(A) コマンド・ツリーの構造
SCPI では，ファイルシステムに似た階層構造をサブシステム・コマンドに使用しています。このコマンド構造をコマンド・ツリーと呼びます。
図 2.2 は，サブシステム・コマンドのコマンド・ツリーの一例です。

root[:SOURce]:VOLTage[:LEVel]:FREQuency[:FIXed][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSET:PHASe[:OUTPut][:STATe][:SYSTem]:ERRor
図 2.2 サブシステム・コマンドのコマンド・ツリーの一例

図 2.2 のコマンド・ツリーで，上部に一番近いキーワード（「[:SOURce]」「:OUTPut」，「:SYSTem」）
はルートレベルのキーワードとなり，より下位のレベルにあるキーワードに達するには，特定のパスを経由しなければなりません。例えば，「:OFFSet」にアクセスしたい場合，「[:SOURce]」「:VOLTage」-「[:LEVel]」-「[:IMMediate]」-「:OFFSet」のパスを経由することになります。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

11 11

(B) カレント・パスの移動
カレント・パスとは，コマンド・ツリー内のレベルで，ユーザが次のコマンドを送ったとき，パーサが最初に探索するレベルをいいます。パーサは，以下の規則に従い，カレント・パスを決定しています。
(1) 電源オン時とリセット時
カレント・パスはルートに設定されます。
(2) メッセージ・ターミネータ
メッセージ・ターミネータを受け取ると，カレント・パスはルートに設定されます。
(3) コロン （コマンド・セパレータ）
2 つのキーワード間にコロンが置かれている場合，コロンはカレント・パスをコマンド・ツリー
内の 1 つ下位のレベルへ移動させます。
(4) コロン （ルート・スペシファイア）コマンドの先頭にコロンが置かれている場合，カレント・パスはルートに設定されます。
(5) セミコロン
セミコロンは，カレント・パスに影響を与えません。
(6) スペース
スペースは，カレント・パスに影響を与えません。
(7) コンマ
コンマは，カレント・パスに影響を与えません。
(8) IEEE488.2 共通コマンド
共通コマンドは，カレント・パスに影響を与えません。
セミコロンを適切に使用することで，複数のコマンドを効率的に送ることができます。
例えば，:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0; OFFSet 1.0は，以下の 2 つのコマンドを送ることと同じこととなります。

:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet 1.0
なお，オプションのキーワードを省略した場合，カレント・パスの移動には注意を要します。
例えば，:VOLTage 1.0とした場合，カレント・パスは，「:SOURce」になります。したがって，:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0:SOURce:FREQuency:FIXed 1000.0
を 1 つのプログラム・メッセージとして送る場合，
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

12 12

:SOURce:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0; FREQuency:FIXed 1000.0
は，エラーになりますが，:SOURce:VOLTage 1.0; FREQuency:FIXed 1000.0
は，エラーになりません。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

13 13

サブシステム・コマンドのシンタックス

2.1.2.4

サブシステム・コマンドのシンタックスを図 2.3 に示します。

,

:

:

SP
?

図 2.3 サブシステム・コマンドのシンタックス(A) キーワード
図 2.3 のキーワードは，アルファベットから始まり，大文字・小文字アルファベット，アンダースコ
ア (_) 及び数字からなる最大 12 個の文字列です。
「2.2 コマンド一覧」に示した大部分のキーワードは大文字・小文字が混在したものです。ここで，大文字はショートフォーム，大文字および小文字はロングフォームのキーワードをあらわしています。
キーワードは説明の便宜上，大文字と小文字を使用していますが，実際のコマンドでは，大文字と小文字を区別しません。表 2.1 にキーワード「OUTPut」の場合の例 を示します。
表 2.1 機器が受け入れるキーワード，受け入れないキーワード （「OUTPut」の場合）
キーワード

説明

OUTPUT

ロングフォームとして使用できます。

OUTP

ショートフォームとして使用できます。

OuTpUt

大文字・小文字を区別されません。ロングフォームとして使用でき
ます。

oUtP

大文字・小文字を区別されません。ショートフォームとして使用で
きます。

OUTPU

ロングフォーム，ショートフォームのいずれにも該当しないため，使用できません。

OUT

ロングフォーム，ショートフォームのいずれにも該当しないため，使用できません。

(B) キーワード・セパレータ
図 2.3 中のコロン (:) はキーワード・セパレータとして解釈されます。このキーワード・セパレータ
は図 2.2 に示すようなコマンド・ツリーの上位レベルのキーワードと下位レベルのキーワードを区切る役割があります。
なお，サブシステム・コマンドの先頭にあるコロン (:) は，ルート・スペシファイアとして解釈されます。このルート・スペシファイアは，カレント・パスをルートに設定するものです。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

14 14

(C) キーワードの省略「2.2 コマンド一覧」で示されたコマンドで，各括弧 ([ ]) で囲まれたキーワードは省略することができます。 省略した場合，本器は，そのオプションのキーワードを受け取ったものとしてコマンドの解析を行います。
例えば，:OUTPut[:STATe]の場合，以下のどちらのコマンドも使用することができます。

:OUTPut:STATe:OUTPut(D) チャネルの指定
2 チャネル機の場合，多くのコマンドは，省略可能な数値キーワード・サフィックスを使用してチャネルを指定することができます。
例えば，:OUTPut[1|2]:STATeの場合，チャネル 1 と 2 のコマンドは以下のようになります。

:OUTPut[1]:STATe:OUTPut2:STATe
ここで，チャネル番号を指定しない場合，[1] が省略されたものとし，チャネル 1 に対するコマンドとして解釈されます。例えば，チャネル 1 の出力をオンに制御する場合，以下のいずれのコマンドも使用することができます。

:OUTPut1:STATe ON:OUTPut:STATe ON

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

15 15

(E) パラメタ
パラメタの型は以下の通りです。
(1) 数値パラメタ (<REAL>，<INT>)
数値パラメタのシンタックスを図 2.4 に示します。

SP

図 2.4 数値パラメタ (<REAL>，<INT>) のシンタックス
ここで，図 2.4 の仮数と指数のシンタックスを図 2.5 と図 2.6 に示します。

.

.

図 2.5 仮数のシンタックス

E/eSP

図 2.6 指数のシンタックス

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

16 16

(2) ディスクリート・パラメタ (<DISC>)
ディスクリート・パラメタのシンタックスを図 2.7 に示します。

123N
図 2.7 ディスクリート・パラメタ (<DISC>) のシンタックス(3) 真偽値パラメタ (<BOL>)
真偽値パラメタのシンタックスを図 2.8 に示します。

NUM

ON

OFF

図 2.8 真偽値パラメタ (<BOL>) のシンタックス
真偽値パラメタは，0 以外を真，0 を偽として解釈します。 小数点以下を含む値が指定された場合，小数点以下を四捨五入した後の値で解釈します。したがって，例えば，「0.4」は偽，「0.5」は真となります。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

17 17

(4) 文字列パラメタ (<STR>)
文字列パラメタのシンタックスを図 2.9 に示します。

図 2.9 文字列パラメタ (<STR>) のシンタックス(5) ブロック・パラメタ (<BLK>)
ブロック・パラメタのシンタックスを図 2.10 に示します。

0

0

－

NL

^END

図 2.10 ブロック・パラメタ (<BLK>) のシンタックス
ここで，NL は改行 (ASCII コードで 10)，^END は最終バイトでアサートされる EOI となります。
(F) パラメタ・セパレータ
パラメタ・セパレータは，2 つ以上のパラメタを持つコマンドに使用するもので，パラメタとパラメ
タの間の区切りとして使用します。
(G) クエリ・パラメタ クエリ・パラメタは，クエリの「?」の後ろに指定するもので，数値パラメタを持つコマンドに対応するクエリの多くで使用できます。例えば，「MINimum」を指定すると設定可能な最小値，「MAXimum」を指定すると設定可能な最大値を問合せることができます。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

18 18

(H) サフィックス
サフィックスのシンタックスを図 2.11 に示します。

SP
図 2.11 サフィックスのシンタックス
なお，WF1947/WF1948 では，パラメタに付加される接頭語および単位は，そのコマンド についてのみ有効とし，他のコマンドには影響を与えるものではありません。
振幅の単位を Vrms に設定
振幅を 2.0Vrms に設定
振幅を 2.0Vp-p に設定:SOURce1:VOLTage:AMPLitude:UNIT VRMS
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 2.0:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 2.0VPP

2.1.2.5

プログラム・メッセージのシンタックス

2 つ以上の共通コマンドとサブシステム・コマンドを組合せ，1 つのプログラム・メッセージとしてコントローラから機器に送信することができます。プログラム・メッセージのシンタックスを図 2.12に示します。

;
^END

NL

^END

NL
図 2.12 プログラム・メッセージのシンタックス
コマンドとコマンドはセミコロン (;) によって区切ります。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

19 19

2.1.2.6

応答メッセージのシンタックス

応答メッセージとは，クエリに対する機器側からの送信データです。
(A) 応答メッセージのシンタックス
応答メッセージのシンタックスを図 2.13 に示します。

;
,

NL

^END

図 2.13 応答メッセージのシンタックス
応答メッセージでは，セパレータとしてコンマ (,) とセミコロン (;) を使用します。1 つのコマンド
で複数の値を返す場合は，それぞれのデータをコンマ (,) で区切られます。一方，1 つのプログラム・
メッセージに複数のクエリがあった場合，それぞれのクエリに対応するデータはセミコロン (;) により区切られます。
(B) 応答メッセージのデータ応答メッセージのデータの型は以下の通りです。
(1) 実数応答データ (<REAL>)
実数応答データのシンタックスを図 2.14 に示します。

<NR2>

<NR3>
図 2.14 実数応答データ (<REAL>) のシンタックス

NR2 数値応答データのシンタックスを図 2.15 に示します。

,

図 2.15 NR2 数値応答データ (<NR2>) のシンタックス

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

20 20

NR3 数値応答データのシンタックスを図 2.16 に示します。

.

E

図 2.16 NR3 数値応答データ (<NR3>) のシンタックス(2) 整数応答データ (<INT>)
整数応答データのシンタックスを図 2.17 に示します。

図 2.17 整数応答データ (<INT>) のシンタックス(3) ディスクリート応答データ (<DISC>)
ディスクリート応答データのシンタックスを図 2.18 に示します。

1
2
3
N

図 2.18

ディスクリート応答データ (<DISC>) のシンタックス

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

21 21

(4) 数値真偽値応答データ (<NBOL>)
数値真偽値応答データのシンタックスを図 2.19 に示します。

01
図 2.19 数値真偽値応答データ (<NBOL>) のシンタックス(5) 文字列応答データ (<STR>)
文字列応答データのシンタックスを図 2.20 に示します。

図 2.20 文字列応答データ (<STR>) のシンタックス(6) 確定長任意ブロック応答データ (<DBLK>)
確定長任意ブロック応答データのシンタックスを図 2.21 に示します。

0

図 2.21 確定長任意ブロック応答データ (<DBLK>) のシンタックス(7) 不確定長任意ブロック応答データ (<IBLK>)
不確定長任意ブロック応答データのシンタックスを図 2.22 に示します。

0

NL

^END

図 2.22 不確定長任意ブロック応答データ (<IBLK>) のシンタックス

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

22 22

2.2

コマンド一覧

WF1947/WF1948 の外部制御コマンドの一覧を示します。

2.2.1 一覧表の分類について
以下の分類毎に，コマンド一覧表を記載しています。
基本的な出力信号の設定・発振モード選択 コマンド一覧表
・出力波形選択 コマンド一覧表
・出力波形別設定 コマンド一覧表
・出力信号設定 コマンド一覧表
信号出力の制御・信号出力操作 コマンド一覧表
・トリガ操作 コマンド一覧表
発振モード別の詳細設定
・変調発振モード コマンド一覧表
・スイープ発振モード コマンド一覧表
・バースト発振モード コマンド一覧表
メモリ保存 / 読み出しの操作
・メモリ操作 コマンド一覧表
外部制御ステータスシステム関連
・ステータスシステム コマンド一覧表
2 チャネル器 WF1948 の専用コマンド
・チャネル操作 2 チャネル器（WF1948） コマンド一覧表
そのほか情報取得などのコマンド
・その他 操作 コマンド一覧表

2.2.2 一覧表中の説明「詳細」は，各コマンドの詳細説明が記載されている節番号を示しています。
「処理時間」は，本器のコマンド処理時間の目安を示しています。
処理時間は，本器の動作状況や，PC などのコントローラの処理時間などにより変化しますので外部制御を行われる際は，お使いのシステムで，十分な検証を行うようにしてください。
なお，表中の設定コマンド時間は，コマンドを送信してから，本器の実行動作に反映される時間を示
し，問合せコマンドは，コマンド送信してから，PC などのコントローラで応答メッセージを受信するまでの時間を示しています。
コマンド一覧の表で使用している記号の意味は，それぞれ以下の通りです。
なおキーワードの小文字部分は，省略可能であることを示しています。
・角かっこ（[ ]）は，省略可能なキーワードを示します。（暗示キーワード）
・縦棒（ | ）は，複数のキーワードから一つを選択することを示します。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

23 23

2.2.3 発振モード選択 コマンド一覧表
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB

GPIB

連続発振モード
選択[:SOURce[1|2]]:CONTinuous[:IMMediate]2.3.1.1

90/–

90/–

連続発振モード
問合せ[:SOURce[1|2]]:CONTinuous:STATe?

2.3.1.2

–/10

–/15

変調発振モード FSK
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:STATe

2.3.1.3

100/10100/15変調発振モード PSK
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:STATe

2.3.1.4

100/10100/15変調発振モード FM
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:STATe

2.3.1.5

100/10100/10変調発振モード PM
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:STATe

2.3.1.6

100/10100/15変調発振モード AM
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:STATe

2.3.1.7

100/10100/10変調発振モード AM（DSB-SC)
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:STATe

2.3.1.8

100/10100/10変調発振モード DC オフセット変調
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:STATe

2.3.1.9

100/10100/20変調発振モード PWM
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:STATe

2.3.1.10

120/10120/10

スイープ発振モード スイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:MODE

2.3.1.11

15/10

15/15

スイープ発振モード 周波数スイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:MODE

2.3.1.12

180/10180/15

スイープ発振モード 位相スイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:MODE

2.3.1.13

190/10190/15

スイープ発振モード 振幅スイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:MODE

2.3.1.14

230/15230/20

スイープ発振モード
DC オフセットスイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MODE

2.3.1.15

230/15230/20

スイープ発振モード
デューティスイープ
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:MODE

2.3.1.16

250/15250/15

バースト発振モード
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:STATe

2.3.1.17

100/10100/10

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

24 24

2.2.4 出力波形選択 コマンド一覧表
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB

GPIB

波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.2.1

300/10300/15任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USER

2.3.2.2

25/10

25/15

波形極性 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:POLarity

2.3.2.3

100/10100/15

振幅範囲 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SCALe

2.3.2.4

100/10100/15

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

25 25

2.2.5 出力波形別設定 コマンド一覧表
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せUSB

GPIB

方形波／パルス波共用
方形波／パルス波共用
デューティ 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:UNIT

2.3.3.1

10/15

10/15

方形波／パルス波共用
デューティ ユーザ単位
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:USER

2.3.3.2

15/20

15/15

方形波
デューティ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:DCYCle

2.3.3.3

20/15

20/15

方形波
拡張オン／オフ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:EXTend

2.3.3.4

15/10

20/15

パルス波
デューティ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle

2.3.3.5

65/15

45/20

パルス波
パルス幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:WIDTh

2.3.3.6

65/10

45/20

パルス波
立ち上がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]

2.3.3.7

35/10

30/15

パルス波
立ち下がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition:TRAiling2.3.3.8

25/10

25/15

パルス波
周期 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod

2.3.3.9

95/15

75/20

パルス波
周期単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:UNIT

2.3.3.10

10/10

10/10

パルス波
周期 ユーザ単位
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:USER

2.3.3.11

15/15

20/15

[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry

2.3.3.12

30/10

30/15

方形波

パルス波

ランプ波
ランプ波
シンメトリ 設定／問合せ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

26 26

2.2.6 出力信号設定 コマンド一覧表
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB

GPIB

周波数
周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency[:CW|:FIXed]

2.3.4.1

45/10

45/15

周波数 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:UNIT

2.3.4.2

10/10

10/15

周波数
ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:USER

2.3.4.3

15/15

15/15

振幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

2.3.4.4

95/10

95/15

振幅 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:UNIT

2.3.4.5

10/10

10/15

振幅
ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:USER

2.3.4.6

15/15

20/15

DC オフセット 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet2.3.4.7

95/15

95/10

DC オフセット単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT

2.3.4.8

10/10

10/15

DC オフセット
ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:USER

2.3.4.9

15/15

20/15

位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe[:ADJust]

2.3.4.10

20/15

20/15

位相 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:UNIT

2.3.4.11

10/10

10/15

位相
ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:USER

2.3.4.12

15/15

15/15

振幅

DC オフセット

位相

出力電圧範囲（振幅と DC オフセットとの切り替え設定）
出力電圧範囲ハイレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH

2.3.4.13

70/15

70/15

出力電圧範囲ハイレベル 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT

2.3.4.14

10/10

10/15

出力電圧範囲ローレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW

2.3.4.15

145/15145/20

出力電圧範囲ローレベル 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT

2.3.4.16

10/10

10/15

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

27 27

2.2.7 信号出力操作 コマンド一覧表
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せUSB

GPIB

出力オン／オフ
設定／問合せ:OUTPut[1|2][:STATe]

2.3.5.1

15/10

15/15

電源投入時の出力オン
設定／問合せ:OUTPut[1|2]:PON

2.3.5.2

220/10335/10オートレンジ動作（出力レンジ）
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage:RANGe:AUTO

2.3.5.3

70/10

70/15

位相同期 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:INITiate

2.3.5.4

45/–

45/–

外部加算入力 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:COMBine:FEED

2.3.5.5

65/10

65/10

負荷インピーダンス
設定／問合せ:OUTPut[1|2]:LOAD

2.3.5.6

260/10260/102.2.8 トリガ操作 コマンド一覧表
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せUSB

GPIB

トリガ操作手動マニュアルトリガ（TRIG キー操作）*TRG

2.3.6.1

10/–

10/–

トリガ操作 スイープモード
トリガ源 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:SOURce

2.3.6.2

15/10

15/15

トリガ操作 スイープモード
内部トリガ周期 設定／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:TIMer

2.3.6.3

10/10

15/15

トリガ操作 スイープモード
外部トリガ信号極性
選択／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:SLOPe

2.3.6.4

10/10

10/10

トリガ操作 バーストモード
トリガ源 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:SOURce

2.3.6.5

10/10

10/15

トリガ操作 バーストモード
内部トリガ周期 設定／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:TIMer

2.3.6.6

10/10

15/15

トリガ操作 バーストモード
外部トリガ信号極性
選択／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:SLOPe

2.3.6.7

10/10

10/10

:TRIGger[1|2]:SELected:EXECute

2.3.6.8

30/-

30/-

トリガ操作 スイープモード

トリガ操作 バーストモード

トリガ操作 実行制御
トリガ操作 実行制御 設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

28 28

2.2.9 変調発振モード コマンド一覧表
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB

GPIB

AM
変調発振モード AM
変調度 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM[:DEPTh]

2.3.7.1

10/10

15/15

変調発振モード AM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:SOURce

2.3.7.2

10/10

15/15

変調発振モード AM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FREQuency

2.3.7.3

20/10

20/15

変調発振モード AM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.7.4

10/10

10/10

変調発振モード AM
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.7.5

25/10

25/15

変調発振モード AM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:AM:TYPE

2.3.7.6

10/10

10/10

変調発振モード AM（DSB-SC）
変調度 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC[:DEPTh]

2.3.7.7

10/10

10/15

変調発振モード AM（DSB-SC）
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:SOURce

2.3.7.8

10/10

15/10

変調発振モード AM（DSB-SC)
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FREQuency

2.3.7.9

20/10

20/15

変調発振モード AM(DSB-SC)
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.7.10

10/10

10/10

変調発振モード AM(DSB-SC)
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.7.11

25/10

30/15

変調発振モード AM（DSB-SC)
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:AMSC:TYPE

2.3.7.12

10/10

10/10

AM（DSB-SC）WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

29 29

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB

GPIB

FM
変調発振モード FM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM[:DEViation]

2.3.7.13

25/15

10/15

変調発振モード FM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:SOURce

2.3.7.14

15/10

15/10

変調発振モード FM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FREQuency

2.3.7.15

15/10

20/15

変調発振モード FM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.7.16

10/10

10/15

変調発振モード FM
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.7.17

25/10

35/15

変調発振モード FM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:FM:TYPE

2.3.7.18

10/10

10/15

変調発振モード FSK
ホップ周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey[:FREQuency]

2.3.7.19

10/15

10/15

変調発振モード FSK
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:SOURce

2.3.7.20

10/10

15/15

変調発振モード FSK
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:INTernal:FREQuency

2.3.7.21

20/15

20/15

変調発振モード FSK
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:FSKey:TYPE

2.3.7.22

10/10

10/10

変調発振モード PM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM[:DEViation]

2.3.7.23

20/10

20/15

変調発振モード PM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:SOURce

2.3.7.24

10/10

20/10

変調発振モード PM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FREQuency

2.3.7.25

15/10

20/15

変調発振モード PM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.7.26

10/10

10/15

変調発振モード PM
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.7.27

25/10

35/15

変調発振モード PM
同期出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PM:TYPE

2.3.7.28

10/10

15/15

FSK

PM

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

30 30

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB

GPIB

PSK
変調発振モード PSK
偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey[:DEViation]

2.3.7.29

10/10

10/15

変調発振モード PSK
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:SOURce

2.3.7.30

20/10

20/15

変調発振モード PSK
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:INTernal:FREQuency

2.3.7.31

20/10

20/15

変調発振モード PSK
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PSKey:TYPE

2.3.7.32

10/10

10/15

変調発振モード PWM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM[:DEViation]:DCYCle

2.3.7.33

25/15

25/15

変調発振モード PWM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:SOURce

2.3.7.34

10/10

15/10

変調発振モード PWM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FREQuency

2.3.7.35

15/15

15/15

変調発振モード PWM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.7.36

10/10

10/15

変調発振モード PWM
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.7.37

25/10

25/15

変調発振モード PWM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PWM:TYPE

2.3.7.38

10/10

10/10

変調発振モード DC オフセット変調
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM[:DEViation]

2.3.7.39

65/15

65/15

変調発振モード DC オフセット変調
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:SOURce

2.3.7.40

10/10

15/10

変調発振モード DC オフセット変調
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FREQuency

2.3.7.41

15/15

15/15

変調発振モード DC オフセット変調
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]

2.3.7.42

10/10

10/10

変調発振モード DC オフセット変調
変調波形の任意波形
選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion:USER

2.3.7.43

25/10

25/15

変調発振モード DC オフセット変調
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:OFSM:TYPE

2.3.7.44

10/10

10/10

PWM

DC オフセット変調

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

31 31

2.2.10 スイープ発振モード コマンド一覧表
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せUSB

GPIB

基本スイープ設定
基本スイープ設定
スイープの傾き 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SPACing

2.3.8.1

10/10

10/15

基本スイープ設定
スイープ方向 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:INTernal:FUNCtion

2.3.8.2

10/10

10/15

基本スイープ設定
スイープ時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:TIME

2.3.8.3

15/10

10/15

基本スイープ設定
ストップレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel

2.3.8.4

10/10

10/15

基本スイープ設定
ストップレベル 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel:STATe

2.3.8.5

10/10

10/15

基本スイープ設定
発振停止単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:OSTop

2.3.8.6

10/10

10/15

周波数スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STARt

2.3.8.7

20/15

20/15

周波数スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STOP

2.3.8.8

20/15

20/15

周波数スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:CENTer

2.3.8.9

20/15

20/15

周波数スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SPAN

2.3.8.10

20/15

20/15

周波数スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:FREQuency

2.3.8.11

15/15

15/15

周波数スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SWAP

2.3.8.12

25/–

15/–

周波数スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STATe

2.3.8.13

10/–

15/–

周波数スイープ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

32 32

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せUSB

GPIB

位相スイープ位相スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:STARt

2.3.8.14

20/15

20/15

位相スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:STOP

2.3.8.15

20/15

20/15

位相スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:CENTer

2.3.8.16

20/15

20/15

位相スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:SPAN

2.3.8.17

20/15

20/15

位相スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:PHASe

2.3.8.18

15/15

15/15

位相スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:SWAP

2.3.8.19

15/–

20/–

位相スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:STATe

2.3.8.20

10/–

15/–

振幅スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STARt

2.3.8.21

20/15

20/20

振幅スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STOP

2.3.8.22

20/15

20/20

振幅スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:CENTer

2.3.8.23

20/15

25/20

振幅スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SPAN

2.3.8.24

20/15

20/20

振幅スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

2.3.8.25

20/15

20/20

振幅スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SWAP

2.3.8.26

20/–

20/–

振幅スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STATe

2.3.8.27

15/–

15/–

振幅スイープWF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

33 33

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せUSB

GPIB

DC オフセットスイープ
DC オフセットスイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt

2.3.8.28

20/20

20/20

DC オフセットスイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOP

2.3.8.29

20/15

20/20

DC オフセットスイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer

2.3.8.30

20/15

20/20

DC オフセットスイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN

2.3.8.31

20/15

20/20

DC オフセットスイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet

2.3.8.32

15/20

15/20

DC オフセットスイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SWAP

2.3.8.33

20/–

20/–

DC オフセットスイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STATe

2.3.8.34

15/–

15/–

デューティスイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STARt

2.3.8.35

20/15

20/15

デューティスイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STOP

2.3.8.36

20/15

20/15

デューティスイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:CENTer

2.3.8.37

20/15

20/15

デューティスイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SPAN

2.3.8.38

20/15

20/15

デューティスイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:PULSe:DCYCle

2.3.8.39

20/15

20/15

デューティスイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SWAP

2.3.8.40

20/–

20/–

デューティスイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STATe

2.3.8.41

10/–

10/–

デューティスイープ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

34 34

2.2.11 バースト発振モード コマンド一覧表
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB

GPIB

バースト発振バースト発振バーストモード 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:MODE

2.3.9.1

10/10

10/10

バースト発振ストップレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel

2.3.9.2

10/10

10/15

バースト発振ストップレベル 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel:STATe

2.3.9.3

10/10

10/10

バースト発振同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:BURSt:TYPE

2.3.9.4

10/10

10/10

バースト発振オートバーストモード：マーク波数
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:NCYCles

2.3.9.5

10/10

10/15

バースト発振オートバーストモード：スペース波数
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:SPACe

2.3.9.6

10/10

10/10

バースト発振トリガバーストモード：マーク波数
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:NCYCles

2.3.9.7

10/10

10/15

バースト発振トリガバーストモード：トリガ遅延時間
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:TDELay

2.3.9.8

10/10

15/15

バースト発振ゲートモード：発振停止単位
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:GATE:OSTop

2.3.9.9

10/10

10/15

バースト発振トリガドゲートモード：発振停止単位
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:TGATe:OSTop

2.3.9.10

10/10

10/10

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

35 35

2.2.12 メモリ操作 コマンド一覧表
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せUSB

GPIB

基本設定メモリ
基本設定メモリ クリア:MEMory:STATe:DELete

2.3.10.1

700/–

700/–

基本設定メモリ ストア*SAV

2.3.10.2

900/–

900/–

基本設定メモリ リコール

*RCL

2.3.10.3

250/–

250/–

450/5028000/
7000
250/202200/
150

820/150
41000/
22000
370/253100/
1200

任意波形メモリ
任意波形メモリ
任意波形データ 転送／読み出し{:TRACe|DATA}[:DATA]

2.3.10.4

配列形式 (4KWord)
配列形式 (512KWord)
制御点形式 (10 点)
制御点形式 (10000 点)

任意波形メモリ ストア{:TRACe|DATA}:STORe

2.3.10.5

540/–

660/–

任意波形メモリ リコール{:TRACe|DATA}:RECall

2.3.10.6

50/–

50/–

任意波形メモリ コピー{:TRACe|DATA}:COPY

2.3.10.7

380/–

540/–

任意波形メモリ 消去{:TRACe|DATA}:DELete

2.3.10.8

600/–

620/–

任意波形メモリ 情報取得{:TRACe|DATA}:INFormation?

2.3.10.9

–/35

–/20

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

36 36

2.2.13 ステータスシステム コマンド一覧表
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB

GPIB

ステータス操作
ステータスレジスタと関連キュー
クリア

*CLS

2.3.11.1

105/–

100/–

ステータス・レポーティング関連
プリセット 設定:STATus:PRESet

2.3.11.2

10/–

10/–

電源投入時のステータスレジスタ
クリアフラグ 設定／問合せ*PSC

2.3.11.3

10/10

10/10

ステータス・バイト・レジスタ
問合せ

*STB?

2.3.11.4

–/10

–/10

サービス・リクエスト・イネーブル・レジ
スタ 設定／問合せ*SRE

2.3.11.5

10/10

10/10

スタンダード・イベント・ステータ ス・レジスタ 問合せ*ESR?

2.3.11.6

–/10

–/10

スタンダード・イベント・イネーブル・レ
ジスタ 設定／問合せ*ESE

2.3.11.7

10/10

10/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（チャネル共通）
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CONDition?

2.3.11.8

–/10

–/10

トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:OPERation:NTRansition

2.3.11.9

10/10

10/10

トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:OPERation:PTRansition

2.3.11.10

10/10

10/10

イベント・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation[:EVENt]?

2.3.11.11

–/10

–/10

イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:OPERation:ENABle

2.3.11.12

10/10

10/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH1:CONDition?

2.3.11.13

–/10

–/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:NTRansition

2.3.11.14

10/10

10/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:PTRansition

2.3.11.15

10/10

10/15

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH1[:EVENt]?

2.3.11.16

–/10

–/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:ENABle

2.3.11.17

10/10

10/10

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

37 37

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB

GPIB

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH2:CONDition?

2.3.11.18

–/10

–/15

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:NTRansition

2.3.11.19

10/10

10/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:PTRansition

2.3.11.20

10/10

10/10

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・レジスタ 設定:STATus:OPERation:CH2[:EVENt]?

2.3.11.21

–/10

–/15

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:ENABle

2.3.11.22

10/10

10/15

クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
クエスチョナブル・データ・ステータス・
レジスタ・グループ
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:QUEStionable:CONDition?

2.3.11.23

–/10

–/10

クエスチョナブル・データ・ステータス・
レジスタ・グループ
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:QUEStionable:NTRansition

2.3.11.24

10/10

10/15

クエスチョナブル・データ・ステータス・
レジスタ・グループ
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:QUEStionable:PTRansition

2.3.11.25

10/10

10/10

クエスチョナブル・データ・ステータス・
レジスタ・グループ
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:QUEStionable[:EVENt]?

2.3.11.26

–/10

–/10

クエスチョナブル・データ・ステータス・
レジスタ・グループ
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:QUEStionable:ENABle

2.3.11.27

10/10

10/10

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

38 38

機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB

GPIB

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ
ワーニング・イベント・レジスタ・グループ
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing[:EVENt]?

2.3.11.28

–/10

–/10

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:WARNing:ENABle

2.3.11.29

10/10

10/10

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1）
ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing:CH1[:EVENt]?

2.3.11.30

–/10

–/10

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:WARNing:CH1:ENABle

2.3.11.31

10/10

10/15

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2）
ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing:CH2[:EVENt]?

2.3.11.32

–/10

–/10

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・イネーブル・レジスタ
設定／問合せ:STATus:WARNing:CH2:ENABle

2.3.11.33

10/10

10/10

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

39 39

2.2.14 チャネル操作 2 チャネル器（WF1948） コマンド一覧
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せUSB

GPIB

2 チャネル器（WF1948）
チャネルモード 設定／問合せ:CHANnel:MODE

2.3.12.1

345/10345/10

2 チャネル器（WF1948）
2 チャネル同値動作
設定／問合せ:INSTrument:COUPle

2.3.12.2

20/10

20/15

2 チャネル器（WF1948）
周波数差一定モード：周波数差設定／問合せ:CHANnel:DELTa

2.3.12.3

250/10250/15

2 チャネル器（WF1948）
周波数比一定モード：周波数比
設定／問合せ:CHANnel:RATio

2.3.12.4

490/10485/102.2.15 その他 操作 コマンド一覧
機能

コマンド

詳細

処理時間 [ms]設定 / 問合せ
USB

GPIB

機器固有情報 問合せ*IDN?

2.3.13.1

–/10

–/15

エラーメッセージ 問合せ:SYSTem:ERRor?

2.3.13.2

–/10

–/15

設定初期化
（ステータスレジスタ等をクリアしな
い）

*RST

2.3.13.3

330/–

330/–

動作完了イベントビットのセット*OPC

2.3.13.4

10/–

10/–

動作完了時に出力キーに 1 をセット

*OPC?

2.3.13.5

–/10

–/10

コマンド，クエリの実行待ち*WAI

2.3.13.6

10/–

10/–

自己診断結果 問合せ*TST?

2.3.13.7

–/10

–/10

外部基準周波数入力
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:SOURce

2.3.13.8

15/10

15/15

外部基準周波数出力
設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:OUTPut[:STATe]

2.3.13.9

15/10

15/15

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

40 40

2.3

個別コマンド説明

各コマンドの詳細を説明します。

2.3.1 発振モード選択 コマンド詳細
2.3.1.1

連続発振モード 選択[:SOURce[1|2]]:CONTinuous[:IMMediate]■[:SOURce[1|2]]:CONTinuous[:IMMediate]説 明
発振モードを連続発振に設定
設定パラメタなし
設定例:SOURce1:CONTinuous:IMMediate
CH1 の発振モードを連続発振に設定

2.3.1.2

連続発振モード 問合せ[:SOURce[1|2]]:CONTinuous:STATe?
□[:SOURce[1|2]]:CONTinuous:STATe?
説 明
発振モードが連続発振か否かの問合せ
クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 発振モードが連続発振モードでない
1 : 発振モードが連続発振モード

備考
その時に設定されている発振モードに影響を受けず，連続発振に切り替える場合は，本コマンドにて，連続発振モードに切り替えを行ってください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

41 41

2.3.1.3

変調発振モード
FSK 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:STATe■[:SOURce[1|2]]:FSKey:STATe□[:SOURce[1|2]]:FSKey:STATe?
説 明
発振モードを変調発振モード FSK に切り替え発振モードが変調発振モード FSK か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF : 変調発振モード FSK 時に連続発振モードへ切り替え
1/ON : 発振モードを変調 (FSK) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 発振モードが変調発振モード FSK でない
1 : 発振モードが変調発振モード FSK

設定例:SOURce1:FSKey:STATe ON
CH1 の発振モードを FSK に切替え

2.3.1.4

変調発振モード
PSK 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:STATe■[:SOURce[1|2]]:PSKey:STATe□[:SOURce[1|2]]:PSKey:STATe?
説 明
発振モードを変調発振モード PSK に切り替え発振モードが変調発振モード PSK か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF : 変調発振モード PSK 時に連続発振モードへ切り替え
1/ON : 発振モードを変調 (PSK) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 発振モードが変調発振モード PSK でない
1 : 発振モードが変調発振モード PSK

設定例:SOURce1:FSKey:STATe ON
CH1 の発振モードを PSK に切替え

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

42 42

2.3.1.5

変調発振モード
FM 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:STATe■[:SOURce[1|2]]:FM:STATe□[:SOURce[1|2]]:FM:STATe?
説 明
発振モードを変調発振モード FM に切り替え発振モードが変調発振モード FM か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF : 変調発振モード FM 時に連続発振モードへ切り替え
1/ON : 発振モードを変調 (FM) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 発振モードが変調発振モード FM でない
1 : 発振モードが変調発振モード FM

設定例:SOURce1:FM:STATe ON
CH1 の発振モードを変調 (FM) に切替え

2.3.1.6

変調発振モード
PM 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:STATe■[:SOURce[1|2]]:PM:STATe□[:SOURce[1|2]]:PM:STATe?
説 明
発振モードを変調発振モード PM に切り替え発振モードが変調発振モード PM か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF : 変調発振モード PM 時に連続発振モードへ切り替え
1/ON : 発振モードを変調 (PM) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 発振モードが変調発振モード PM でない
1 : 発振モードが変調発振モード PM

設定例:SOURce1:PM:STATe ON
CH1 の発振モードを PM に切替え

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

43 43

2.3.1.7

変調発振モード
AM 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:STATe■[:SOURce[1|2]]:AM:STATe□[:SOURce[1|2]]:AM:STATe?
説 明
発振モードを変調発振モード AM に切り替え発振モードが変調発振モード AM か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF : 変調発振モード AM 時に連続発振モードへ切り替え
1/ON : 発振モードを変調 (AM) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 発振モードが変調発振モード AM でない
1 : 発振モードが変調発振モード AM

設定例:SOURce1:AM:STATe ON
CH1 の発振モードを AM に切替え

2.3.1.8変調発振モード
AM（DSB-SC) 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:STATe■[:SOURce[1|2]]:AMSC:STATe□[:SOURce[1|2]]:AMSC:STATe?
説 明
発振モードを変調発振モード AM(DSB-SC) に切り替え発振モードが変調発振モード AM(DSB-SC) か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF : 変調発振モード AM(DSB-SC)時に連続発振モードへ切り替え
1/ON : 発振モードを変調 AM(DSB-SC) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 発振モードが変調発振モード AM(DSB-SC)でない
1 : 発振モードが変調発振モード AM(DSB-SC)

設定例:SOURce1:AMSC:STATe ON
CH1 の発振モードを AM(DSB-SC) に切替え

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

44 44

2.3.1.9変調発振モード
DC オフセット変調 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:STATe■[:SOURce[1|2]]:OFSM:STATe□[:SOURce[1|2]]:OFSM:STATe?
説 明
発振モードを変調発振モード DC オフセット変調に切り替え発振モードが変調発振モード DC オフセット変調 か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF : 変調発振モード DC オフセット変調時に連続発振モードへ切り替え
1/ON : 発振モードを変調 (DC オフセット変調) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 発振モードが変調発振モード DC オフセット変調でない
1 : 発振モードが変調発振モード DC オフセット変調

設定例:SOURce1:OFSM:STATe ON
CH1 の発振モードを DC オフセット変調に切替え

2.3.1.10

変調発振モード
PWM 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:STATe■[:SOURce[1|2]]:PWM:STATe□[:SOURce[1|2]]:PWM:STATe?
説 明
発振モードを変調発振モード PWM に切り替え発振モードが変調発振モード PWM か否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF : 変調発振モード PWM 時に連続発振モードへ切り替え
1/ON : 発振モードを変調 (PWM) に切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 発振モードが変調発振モード PWM でない
1 : 発振モードが変調発振モード PWM

設定例:SOURce1:PWM:STATe ON
CH1 の発振モードを PWM に切替え

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

45 45

2.3.1.11

スイープ発振モード
スイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:MODE■[:SOURce[1|2]]:SWEep:MODE□[:SOURce[1|2]]:SWEep:MODE?
説 明
スイープモードの選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINGle|CONTinuous|GATed
SINGle→ 単発
CONTinuous → 連続
GATed
→ ゲーテッド単発
クエリ・パラメタなし
応答形式
SING|CONT|GAT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:SWEep:MODE SINGle
CH1 のスイープモードを単発に設定

2.3.1.12

スイープ発振モード
周波数スイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:MODE■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:MODE□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:MODE?
説 明
発振モードをスイープ発振 周波数スイープに切り替え発振モードがスイープ発振 周波数スイープか否かの問合せ
設定パラメタ
CW|FIXed|SWEep
CW
→
FIXed
→
SWEep →

スイープ発振 周波数スイープ時に連続発振へ切り替え
スイープ発振 周波数スイープ時に連続発振へ切り替え
発振モードを スイープ発振 周波数スイープに切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式
CW|FIX|SWE
CW|FIX : 発振モードがスイープ発振 周波数スイープでない
SWE: 発振モードがスイープ発振 周波数スイープ
設定例:SOURce1:FREQuency:MODE SWEep
CH1 の発振モードを周波数スイープに設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

46 46

2.3.1.13

スイープ発振モード
位相スイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:MODE■[:SOURce[1|2]]:PHASe:MODE□[:SOURce[1|2]]:PHASe:MODE?
説 明
発振モードをスイープ発振 位相スイープに切り替え発振モードがスイープ発振 位相スイープか否かの問合せ
設定パラメタ
FIXed|SWEep
FIXed
SWEep

→
→

スイープ発振 位相スイープ時に連続発振へ切り替え
発振モードを スイープ発振 位相スイープに切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式
FIX|SWE
FIX
SWE: 発振モードがスイープ発振 位相スイープでない: 発振モードがスイープ発振 位相スイープ

設定例:SOURce1:PHASe:MODE SWEep
CH1 の発振モードを位相スイープに設定

2.3.1.14

スイープ発振モード
振幅スイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:MODE■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:MODE□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:MODE?
説 明
発振モードをスイープ発振 振幅スイープに切り替え発振モードがスイープ発振 振幅スイープか否かの問合せ
設定パラメタ
FIXed|SWEep
FIXed
SWEep

→
→

スイープ発振 振幅スイープ時に連続発振へ切り替え
発振モードを スイープ発振 振幅スイープに切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式
FIX|SWE
FIX
SWE: 発振モードがスイープ発振 振幅スイープでない: 発振モードがスイープ発振 振幅スイープ

設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:MODE
CH1 の発振モードを振幅スイープに設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

SWEep

47 47

2.3.1.15

スイープ発振モード
DC オフセットスイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MODE■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MODE□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MODE?
説 明
発振モードをスイープ発振 DC オフセットスイープに切り替え発振モードがスイープ発振 DC オフセットスイープか否かの問合せ
設定パラメタ
FIXed|SWEep
FIXed
SWEep

→
→

スイープ発振 DC オフセットスイープ時に連続発振へ切り替え
発振モードを スイープ発振 DC オフセットスイープに切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式
FIX|SWE
FIX
SWE: 発振モードがスイープ発振 DC オフセットスイープでない: 発振モードがスイープ発振 DC オフセットスイープ

設定例:SOURce1:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MODE
CH1 の発振モードを DC オフセットスイープに設定

2.3.1.16

SWEep

スイープ発振モード
デューティスイープ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:MODE■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:MODE□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:MODE?
説 明
発振モードをスイープ発振 デューティスイープに切り替え発振モードがスイープ発振 デューティスイープか否かの問合せ
設定パラメタ
FIXed|SWEep
FIXed
SWEep

→
→

スイープ発振 デューティスイープ時に連続発振へ切り替え
発振モードを スイープ発振 デューティスイープに切り替え

クエリ・パラメタなし
応答形式
FIX|SWE
FIX
SWE: 発振モードがスイープ発振 デューティスイープでない: 発振モードがスイープ発振 デューティスイープ

設定例:SOURce1:PULSe:DCYCle:MODE SWEep
CH1 の発振モードをデューティスイープに設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

48 48

2.3.1.17

バースト発振モード 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:STATe■[:SOURce[1|2]]:BURSt:STATe□[:SOURce[1|2]]:BURSt:STATe?
説 明
発振モードの連続 / バースト切り替え
発振モードがバーストか否かの問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF : 連続
1/ON : バースト

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 発振モードがバースト発振モードでない
1 : 発振モードがバースト発振モード

設定例:SOURce1:BURSt:STATe ON
CH1 の発振モードをバーストに設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

49 49

2.3.2 出力波形選択 コマンド詳細
2.3.2.1

波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion[:SHAPe]?
説 明
波形の設定 / 問合せ
設定パラメタ
DC|NOISe|SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP|USER
DC
→ DC
NOISe
→ ノイズ
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
PULSe→ パルス波
RAMP→ ランプ波USER→ 任意波
クエリ・パラメタなし
応答形式
DC|NOIS|SIN|SQU|PULS|RAMP|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FUNCtion:SHAPe RAMP
CH1 の波形をランプ波に設定

2.3.2.2

任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USER■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USER□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USER?
説 明
任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号: 0 ～ 128
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:USER 3
CH1 の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

50 50

2.3.2.3

波形極性 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:POLarity■:OUTPut[1|2]:POLarity□:OUTPut[1|2]:POLarity?
説明
波形の極性の選択 / 問合せ
設定パラメタ<shape>,<polarity><shape>::= SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP|NOISe|USER
SINusoid → 正弦波
SQUare → 方形波
PULSe → パルス波
RAMP → ランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波

<polarity> ::= NORMal|INVerted
NORMal → ノーマル
INVerted → 反転
クエリ・パラメタ<shape> ::= SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP|NOISe|USER※各パラメタの意味については設定パラメタを参照
応答形式
NORM|INV※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:POLarity SINusoid, NORMal
CH1 の正弦波の極性をノーマルに設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

51 51

2.3.2.4

振幅範囲 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SCALe■:OUTPut[1|2]:SCALe□:OUTPut[1|2]:SCALe?
説 明
波形の振幅範囲の選択 / 問合せ
設定パラメタ<shape>,<scale><shape>::= SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP|NOISe|USER
SINusoid → 正弦波
SQUare → 方形波
PULSe → パルス波
RAMP → ランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波

<scale>::= MFS|FS|PFS
MFS→ -FS/0FS→ ± FS
PFS→ 0/+FS

クエリ・パラメタ<shape> ::= SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP|NOISe|USER※各パラメタの意味については設定パラメタを参照
応答形式
MFS|FS|PFS※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SCALe SINusoid, FS
CH1 の正弦波の振幅範囲を± FS に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

52 52

2.3.3 出力波形別設定 コマンド詳細
2.3.3.1

方形波／パルス波 共用
デューティ 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:UNIT■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:UNIT□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:UNIT?
説 明
位相単位の選択 / 問合せ
設定パラメタPCT|USER
PCT
USER

→
→

%
ユーザ単位

クエリ・パラメタなし
応答形式
PCT|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PULSe:DCYCle:UNIT PCT
CH1 のデューティを % に設定
備考※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.5 章を参照してください。

2.3.3.2

方形波／パルス波 共用
デューティ ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:USER■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:USER□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:USER?
説 明
デューティのユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name>::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<m>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

53 53

<n>

::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PULSe:DCYCle:USER "INTN",LINear,100,0CH1 のデューティのユーザ単位として "INTN" を設定

2.3.3.3

方形波
デューティ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:DCYCle■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:DCYCle□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:DCYCle?
説 明
オシレータのデューティ(方形波) の設定 / 問合せ※デューティの設定範囲は，発振周波数により変化します。
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → デューティ(方形波):(標準範囲) 0.0100% ～ 99.9900%，(拡張範囲) 0.0000% ～ 100.0000%，
分解能: 0.0001%<units> ::= PCT|USERMINimum→ (標準範囲) 0.0100%，(拡張範囲) 0.0000%
MAXimum → (標準範囲) 99.9900%，(拡張範囲) 100.0000%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:SQUare:DCYCle 20PCT
CH1 のデューティ(方形波) を 20% に設定
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

54 54

備考
方形波のデューティ拡張範囲を有効にするには，2.3.3.4 方形波 拡張オン／オフ選択"[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:EXTend" でオンを設定してください。

2.3.3.4

方形波
拡張オン／オフ 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:EXTend■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:EXTend□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:SQUare:EXTend?
説 明
方形波拡張オン / オフの選択 / 問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF : 方形波拡張オフ
1/ON : 方形波拡張オン

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 方形波拡張オフ
1 : 方形波拡張オン

設定例:SOURce1:FUNCtion:SQUare:EXTend
CH1 の方形波拡張をオンに設定

2.3.3.5ON

パルス波
デューティ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle?
説 明
デューティ(パルス波) の設定 / 問合せ※デューティの設定範囲は，発振周波数により変化します。
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → デューティ(パルス波): 0.0170% ～ 99.9830%，
分解能: 0.0001%<units> ::= PCT|USERMINimum→ 0.0170%
MAXimum → 99.9830%

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

55 55

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:DCYCle 20PCT
CH1 のデューティ(パルス波) を 20% に設定

2.3.3.6

パルス波
パルス幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:WIDTh■[:SOURce[1|2]]:PULSe:WIDTh□[:SOURce[1|2]]:PULSe:WIDTh?
説 明
パルス幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<width>|MINimum|MAXimum<width> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → パルス幅: 24.00ns ～ 99.9830Ms，
分解能: 周期の 0.001%以下または 0.01ns<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum → 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:WIDTh 1ms
CH1 のパルス幅を 1ms に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

56 56

2.3.3.7

パルス波
立ち上がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]■[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]□[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]?
説 明
パルス波の立ち上がり時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<seconds>|MINimum|MAXimum<seconds> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL>→ 立ち上がり時間: 15.0ns ～ 62.5Ms，
分解能: 3 桁または 0.1ns<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S
MINimum→ 15.0ns
MAXimum → 62.5Ms
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:TRANsition:LEADing 1ms
CH1 のパルス波の立ち上がり時間を 1ms に設定

2.3.3.8

パルス波
立ち下がり時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition:TRAiling■[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition:TRAiling□[:SOURce[1|2]]:PULSe:TRANsition:TRAiling?
説 明
パルス波の立ち下がり時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<seconds>|MINimum|MAXimum<seconds> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 立ち下がり時間: 15.0ns ～ 62.5Ms，
分解能: 3 桁または 0.1ns<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S
MINimum→ 15.0ns
MAXimum → 62.5Ms

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

57 57

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:TRANsition:TRAiling 1ms
CH1 のパルス波の立ち下がり時間を 1ms に設定

2.3.3.9パルス波
周期 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod■[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod□[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod?
説 明
周期の設定 / 問合せ
設定パラメタ<period>|MINimum|MAXimum<period> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 周期: 50 ns ～ 100Ms※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S|USERMINimum→ 最小値の設定
MAXimum → 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:PERiod 1US
CH1 の周期を 1μs に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

58 58

2.3.3.10

パルス波
周期単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:UNIT■[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:UNIT□[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:UNIT?
説 明
周期単位の選択 / 問合せ
設定パラメタS|USER
S
USER

→
→

s
ユーザ単位

クエリ・パラメタなし
応答形式
S|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PULSe:PERiod:UNIT
CH1 の周期単位を s に設定

S

備考※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.5 章を参照してください。

2.3.3.11

パルス波
周期 ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:USER■[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:USER□[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:USER?
説 明
周期のユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name>::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<m>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<n> ::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

59 59

MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PULSe:PERiod:USER "ms",LINear,1000,0
CH1 の周期のユーザ単位として "ms" を設定

2.3.3.12

ランプ波
シンメトリ 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry■[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry□[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry?
説 明
ランプ波のシンメトリの設定 / 問合せ
設定パラメタ<symmetry>|MINimum|MAXimum<symmetry> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → シンメトリ: 0.00% ～ 100.00%，分解能: 0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.00%
MAXimum → 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FUNCtion:RAMP:SYMMetry 20PCT
CH1 のランプ波のシンメトリを 20% に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

60 60

2.3.4 出力信号設定 コマンド詳細
2.3.4.1

周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency[:CW|:FIXed]■[:SOURce[1|2]]:FREQuency[:CW|:FIXed]□[:SOURce[1|2]]:FREQuency[:CW|:FIXed]?
説 明
オシレータの周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 周波数: 0.01μHz ～ 30MHz，分解能: 0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ|USERMINimum→ 最大値の設定
MAXimum → 最小値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FREQuency:CW 1MHZ
CH1 の周波数を 1MHz に設定

2.3.4.2

周波数 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:UNIT■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:UNIT□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:UNIT?
説 明
周波数単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
HZ|USER
HZ
USER

→
→

Hz
ユーザ単位

クエリ・パラメタ：なし
応答形式
HZ|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FREQuency:UNIT HZ
CH1 の周波数単位を Hz に設定
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

61 61

備考
※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.5 章を参照してください。

2.3.4.3

周波数 ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:USER■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:USER□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:USER?
説 明
周波数のユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name>::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<m>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<n> ::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FREQuency:USER "kHz",LINear,0.001,0CH1 の周波数のユーザ単位として "kHz" を設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

62 62

2.3.4.4

振幅 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?
説 明
オシレータの振幅の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 振幅: 0Vp-p ～ 20Vp-p/開放，0Vp-p ～ 10Vp-p/50Ω，
分解能: (999.9mVp-p 以下) 4 桁または 0.1mVp-p，(1Vp-p 以上) 5 桁または 1mVp-p<eunits> ::= M<units> ::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM|USERMINimum→ 0Vp-p
MAXimum → 20Vp-p/開放，10Vp-p/50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude
CH1 の振幅を 10Vp-p に設定

2.3.4.5

10VPP

振幅 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:UNIT■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:UNIT□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:UNIT?
説 明
振幅単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM|USER
VPP→ Vp-p
VPK→ Vpk
VRMS → Vrms
DBV
→ dBV
DBM
→ dBm
USER
→ ユーザ単位
クエリ・パラメタなし
応答形式
VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

63 63

設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:UNIT
CH1 の振幅単位を Vp-p に設定

VPP

備考※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.5 章を参照してください。

2.3.4.6

振幅 ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:USER■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:USER□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:USER?
説 明
振幅のユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name>::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<m>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<n> ::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:USER
CH1 の振幅のユーザ単位として "mVpk" を設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）"mVpk",LINear,1000,064 64

2.3.4.7

DC オフセット 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet?
説 明
オシレータの DC オフセットの設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → DC オフセット: ± 10V/開放，± 5V/50Ω，
分解能: ( ± 499.9mV 以下) 4 桁または 0.1mV，( ± 0.5V 以上) 5 桁または 1mV<eunits> ::= M<units> ::= V|USERMINimum→ -10V/開放，-5V/50Ω
MAXimum → 10V/開放，5V/50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet
CH1 の DC オフセットを 2.5V に設定

2.3.4.8

2.5V

DC オフセット 単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT
説 明
DC オフセット単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
V|USER
V
USER

→
→

V
ユーザ単位

クエリ・パラメタなし
応答形式
V|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:UNIT
CH1 の DC オフセットの単位を V に設定
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

V

65 65

備考
※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.5 章を参照してください。

2.3.4.9

DC オフセット ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:USER■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:USER□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:USER?
説 明
DC オフセットのユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name>::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<m>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )MINimum→ 最小値
MAXimum→ 最大値※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<n> ::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )MINimum→ 最小値
MAXimum→ 最大値※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:USER "mV",LINear,1000,0
CH1 の DC オフセットのユーザ単位を "mV" に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

66 66

2.3.4.10

位相 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe[:ADJust]■[:SOURce[1|2]]:PHASe[:ADJust]□[:SOURce[1|2]]:PHASe[:ADJust]?
説 明
オシレータの位相の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 位相: -1800.000° ～ 1800.000°，分解能: 0.001°<units> ::= DEG|USERMINimum→ -1800.000°
MAXimum → 1800.000°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PHASe:ADJust 90DEG
CH1 の位相を 90°に設定

2.3.4.11

位相 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:UNIT■[:SOURce[1|2]]:PHASe:UNIT□[:SOURce[1|2]]:PHASe:UNIT?
説 明
位相単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
DEG|USER
DEG
USER

→
→

°
ユーザ単位

クエリ・パラメタなし
応答形式
DEG|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PHASe:UNIT DEG
CH1 の位相の単位を °に設定
備考
※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.5 章を参照してください。
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

67 67

2.3.4.12

位相 ユーザ単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:USER■[:SOURce[1|2]]:PHASe:USER□[:SOURce[1|2]]:PHASe:USER?
説 明
位相のユーザ単位の設定 / 問合せ
設定パラメタ[<name>],[<form>],[<m>],[<n>]<name>::= <STR><STR>→ ユーザ単位名 (4 文字まで )※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<form> ::= LINear|LOGarithmic
LINear→ リニア
LOGarithmic→ ログ※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<m>::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ m( スケール )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )<n> ::= <REAL>|MINimum|MAXimum<REAL>→ n( オフセット )MINimum→ 最小値の設定
MAXimum→ 最大値の設定※省略可能 ( 省略した場合は，変更されません )クエリ・パラメタなし
応答形式<name>,<form>,<m>,<n><name> ::= <STR><form> ::= LIN|LOG<m>::= <NR3><n>::= <NR2>※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PHASe:USER "rad",LINear,0.01745,0
CH1 の位相のユーザ単位として "rad" を設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

68 68

2.3.4.13

出力電圧範囲 ハイレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH?
説 明
ハイレベルの設定 / 問合せ
設定パラメタ<high>|MINimum|MAXimum<high> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ハイレベル※設定範囲は，状態により異なります。
<eunits> ::= M<units> ::= V|USERMINimum→ 最小値の設定
MAXimum → 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:HIGH
CH1 のハイレベルを 5V に設定

2.3.4.145出力電圧範囲 ハイレベル 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT?
説 明
ハイレベルの単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
V|USER
V
USER

→
→

V
ユーザ単位

クエリ・パラメタなし
応答形式
V|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:HIGH:UNIT
CH1 のハイレベルの単位を V に設定

V

備考※ユーザ単位については，DC オフセットのユーザ単位と同じになります。
※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

69 69

※システム単位については 2.5 章を参照してください。

2.3.4.15

出力電圧範囲 ローレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW?
説 明
ローレベルの設定 / 問合せ
設定パラメタ<low>|MINimum|MAXimum<low> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ローレベル※設定範囲は，状態により異なります。
<eunits> ::= M<units> ::= V|USERMINimum→ 最小値の設定
MAXimum → 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の設定最大値の設定

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:LOW
CH1 のローレベルを 0V に設定

2.3.4.160出力電圧範囲 ローレベル 単位 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT?
説 明
ローレベルの単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
V|USER
V
USER

→
→

V
ユーザ単位

クエリ・パラメタなし
応答形式
V|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:LOW:UNIT
CH1 のローレベルの単位を V に設定

V

備考※ユーザ単位については，DC オフセットのユーザ単位と同じになります。
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

70 70

※本コマンドはシステム単位の設定コマンドなので筐体画面には反映されません。
※システム単位については 2.5 章を参照してください。

2.3.5 信号出力操作 コマンド詳細
2.3.5.1

出力オン／オフ 設定／問合せ:OUTPut[1|2][:STATe]■:OUTPut[1|2][:STATe]□:OUTPut[1|2][:STATe]?
説 明
出力オン / オフの選択 / 問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF: 出力オフ
1/ON: 出力オン

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 出力オフ
1 : 出力オン

設定例:OUTPut1:STATe ON
CH1 の出力をオンに設定

2.3.5.2

電源投入時の出力オン 設定／問合せ:OUTPut[1|2]:PON■:OUTPut[1|2]:PON□:OUTPut[1|2]:PON?
説 明
電源オン操作時の出力オン / オフの選択 / 問合せ
設定パラメタON|OFF|LAST
ON
OFF
LAST

→
→
→

出力オン
出力オフ
前回出力オフ操作時の設定

クエリ・パラメタなし
応答形式
ON|OFF|LAST※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:PON ON
電源オン操作時の CH1 の出力をオンに設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

71 71

2.3.5.3

オートレンジ動作（出力レンジ） 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage:RANGe:AUTO■[:SOURce[1|2]]:VOLTage:RANGe:AUTO□[:SOURce[1|2]]:VOLTage:RANGe:AUTO?
説 明
自動レンジ・オン / オフの選択 / 問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF: 自動レンジ・オフ
1/ON: 自動レンジ・オン

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →0 : 自動レンジ・オフ
1 : 自動レンジ・オン

設定例:SOURce1:VOLTage:RANGe:AUTO
CH1 の自動レンジをオンに設定

2.3.5.4

ON

位相同期 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:INITiate■[:SOURce[1|2]]:PHASe:INITiate
説 明
位相同期の実行
設定パラメタなし

2.3.5.5

外部加算入力 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:COMBine:FEED■[:SOURce[1|2]]:COMBine:FEED□[:SOURce[1|2]]:COMBine:FEED?
説 明
外部加算の選択 / 問合せ
設定パラメタ
OFF|X0.4|X2|X10
OFF
→
X0.4
→
X2
→
X10
→

外部加算を禁止
外部入力の 0.4 倍を加算
外部入力の 2 倍を加算
外部入力の 10 倍を加算

クエリ・パラメタなし

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

72 72

応答形式
OFF|X0.4|X2|X10※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:COMBine:FEED X2
外部入力の 2 倍を CH1 の出力に加算

2.3.5.6

負荷インピーダンス 設定／問合せ:OUTPut[1|2]:LOAD■:OUTPut[1|2]:LOAD□:OUTPut[1|2]:LOAD?
説明
負荷インピーダンスの設定 / 問合せ
設定パラメタ<load>|MINimum|MAXimum|INFinity<load> ::= <INT>[<eunits>][<units>]<INT> → 負荷インピーダンス: 1Ω ～ 10kΩ，分解能: 1Ω
<eunits> ::= K<units> ::= OHM
MINimum→ 1Ω
MAXimum → 10kΩINFinity→ High-Z
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式<INT>|INF
設定例:OUTPut1:LOAD 50OHM
CH1 の負荷インピーダンスを 50Ω に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

73 73

2.3.6 トリガ操作 コマンド詳細
2.3.6.1

トリガ操作マニュアルトリガ（TRIG キー操作）
*TRG
■*TRG
説 明
[TRIG] ボタン押下時のトリガ実行と同じ動作
設定パラメタなし
備考※チャネル指定はできません。CH1 に対するトリガとなります。
※発振モードによって，使用できない場合があります (表 2.3 参照)。

2.3.6.2

トリガ操作 スイープモード
トリガ源 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:SOURce■:TRIGger[1|2]:SWEep:SOURce□:TRIGger[1|2]:SWEep:SOURce?
説 明
スイープ時のトリガ源の選択 / 問合せ
設定パラメタTIMer|EXTernal|CH1
TIMer→
EXTernal→
CH1→

内部トリガ周期によるトリガ
外部トリガ
CH1 の外部トリガ (CH2 のみ選択可能)

クエリ・パラメタなし
応答形式
TIM|EXT|CH1※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:TRIGger2:SWEep:SOURce EXT
CH2 のスイープ時のトリガ源を外部に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

74 74

2.3.6.3

トリガ操作 スイープモード
内部トリガ周期 設定／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:TIMer■:TRIGger[1|2]:SWEep:TIMer□:TRIGger[1|2]:SWEep:TIMer?
説 明
スイープ時の内部トリガ周期の設定 / 問合せ
設定パラメタ<period>|MINimum|MAXimum<period> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 周期: 100.0μs ～ 10,000s，分解能: 5 桁または 0.1μs<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S
MINimum→ 100.0μs
MAXimum → 10,000s
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:TRIGger1:SWEep:TIMer 1MS
スイープ時の CH1 の内部トリガ周期を 1ms に設定

2.3.6.4

トリガ操作 スイープモード
外部トリガ信号極性 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:SWEep:SLOPe■:TRIGger[1|2]:SWEep:SLOPe□:TRIGger[1|2]:SWEep:SLOPe?
説 明
スイープ時の外部トリガ極性の選択 / 問合せ
設定パラメタPOSitive|NEGative|OFF
POSitive→
NEGative
→
OFF
→

立ち上がり
立ち下がり
禁止

クエリ・パラメタなし
応答形式
POS|NEG|OFF※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:TRIGger:SWEep:SLOPe NEGative
スイープ時の外部トリガ極性を立ち下がりに設定
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

75 75

2.3.6.5

トリガ操作 バーストモード
トリガ源 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:SOURce■ :TRIGger[1|2]:BURSt:SOURce□:TRIGger[1|2]:BURSt:SOURce?
説 明
バースト時のトリガ源の選択 / 問合せ
設定パラメタTIMer|EXTernal|CH1
TIMer→
EXTernal→
CH1→

内部トリガ周期によるトリガ
外部トリガ
CH1 の外部トリガ (CH2 のみ選択可能)

クエリ・パラメタなし
応答形式
TIM|EXT|CH1※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:TRIGger2:BURSt:SOURce EXT
CH2 のバースト時のトリガ源を外部に設定

2.3.6.6

トリガ操作 バーストモード
内部トリガ周期 設定／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:TIMer■:TRIGger[1|2]:BURSt:TIMer□:TRIGger[1|2]:BURSt:TIMer?
説 明
バースト時の内部トリガ周期の設定 / 問合せ
設定パラメタ<period>|MINimum|MAXimum<period> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 周期: 1.0μs ～ 1,000s，分解能: 5 桁または 0.1μs<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S
MINimum→ 1.0μs
MAXimum → 1,000s
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:TRIGger1:BURSt:TIMer 1MS
バースト時の CH1 の内部トリガ周期を 1ms に設定
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

76 76

2.3.6.7

トリガ操作 バーストモード
外部トリガ信号極性 選択／問合せ:TRIGger[1|2]:BURSt:SLOPe■:TRIGger[1|2]:BURSt:SLOPe□:TRIGger[1|2]:BURSt:SLOPe?
説 明
バースト時の外部トリガ極性の選択 / 問合せ
設定パラメタPOSitive|NEGative|OFF
POSitive→
NEGative
→
OFF
→

立ち上がり
立ち下がり
禁止

クエリ・パラメタなし
応答形式
POS|NEG|OFF※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:TRIGger:BURSt:SLOPe NEGative
バースト時の外部トリガ極性を立ち下がりに設定

2.3.6.8

トリガ操作
実行制御 設定:TRIGger[1|2]:SELected:EXECute■:TRIGger[1|2]:SELected:EXECute
説 明
各発振モードの制御
設定パラメタ
変調発振モード
STARt|STOP
STARt
STOP

→
→

開始
停止

スイープ発振モード
STARt|STOP|HOLD|RESumeSTARt → 開始
STOP
→ 停止
HOLD → ホールド
RESume → リジューム
備考※バースト発振モードでは使用できません。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

77 77

2.3.7 変調発振モード コマンド詳細
2.3.7.1

変調発振モード AM
変調度 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM[:DEPTh]■[:SOURce[1|2]]:AM[:DEPTh]□[:SOURce[1|2]]:AM[:DEPTh]?
説 明
AM の変調深度の設定 / 問合せ
設定パラメタ<depth>|MINimum|MAXimum<depth> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 変調深度: 0.0% ～ 100.0%，分解能: 0.1%
<units> ::= PCT
MINimum→ 0.0%
MAXimum → 100.0%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:AM:DEPTh 30PCT
CH1 の AM の変調深度を 30% に設定

2.3.7.2

変調発振モード AM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:SOURce■[:SOURce[1|2]]:AM:SOURce□[:SOURce[1|2]]:AM:SOURce?
説 明
AM の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部
外部

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:AM:SOURce INTernal
CH1 の AM の変調源を内部に設定
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

78 78

2.3.7.3

変調発振モード AM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FREQuency?
説 明
AM の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数: 0.1mHz ～ 1MHz，分解能: 5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum → 1MHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:AM:INTernal:FREQuency 1kHz
CH1 の AM の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.7.4

変調発振モード AM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説 明
AM の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波
クエリ・パラメタなし

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

79 79

応答形式
SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:AM:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の AM の内部変調波形を正弦波に設定

2.3.7.5

変調発振モード AM
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion:USER■ [:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion:USER□ [:SOURce[1|2]]:AM:INTernal:FUNCtion:USER?
説 明
AM の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号: 0 ～ 128
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:AM:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の AM の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

2.3.7.6

変調発振モード AM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:AM:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:AM:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:AM:TYPE?
説 明
AM 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC→ 波形同期MSYNc → 内部変調同期
MFCTn → 内部変調信号
クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT※各応答データの意味については設定パラメタを参照

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

80 80

設定例
:OUTPut1:SYNC:AM:TYPE SYNC
CH1 の AM 時の同期出力を波形同期に設定

2.3.7.7

変調発振モード AM（DSB-SC）
変調度 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC[:DEPTh]■[:SOURce[1|2]]:AMSC[:DEPTh]□[:SOURce[1|2]]:AMSC[:DEPTh]?
説 明
AM(DSB-SC) の変調深度の設定 / 問合せ
設定パラメタ<depth>|MINimum|MAXimum<depth> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 変調深度: 0.0% ～ 100.0%，分解能: 0.1%
<units> ::= PCT
MINimum→ 0.0%
MAXimum → 100.0%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:AMSC:DEPTh 30PCT
CH1 の AM(DSB-SC) の変調深度を 30% に設定

2.3.7.8変調発振モード AM（DSB-SC）
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:SOURce■[:SOURce[1|2]]:AMSC:SOURce□[:SOURce[1|2]]:AMSC:SOURce?
説 明
AM(DSB-SC) の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部変調源
外部変調源

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

81 81

:SOURce1:AMSC:SOURce INTernal
CH1 の AM(DSB-SC) の変調源を内部変調源に設定

2.3.7.9変調発振モード AM（DSB-SC)
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FREQuency?
説 明
AM(DSB-SC) の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数: 0.1mHz ～ 1MHz，分解能: 5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum → 1MHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:AMSC:INTernal:FREQuency 1kHz
CH1 の AM(DSB-SC) の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.7.10

変調発振モード AM(DSB-SC)
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説 明
AM(DSB-SC) の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波
クエリ・パラメタなし

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

82 82

応答形式
SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:AMSC:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の AM(DSB-SC) の内部変調波形を正弦波に設定

2.3.7.11

変調発振モード AM(DSB-SC)
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion:USER■ [:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion:USER□ [:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal:FUNCtion:USER?
説 明
AM(DSB-SC) の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号: 0 ～ 128
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:AMSC:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の AM(DSB-SC) の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

2.3.7.12

変調発振モード AM（DSB-SC)
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:AMSC:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:AMSC:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:AMSC:TYPE?
説 明
AM(DSB-SC) 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC→ 波形同期MSYNc → 内部変調同期
MFCTn → 内部変調信号
クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:AMSC:TYPE

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

SYNC
83 83

CH1 の AM(DSB-SC) 時の同期出力を波形同期に設定

2.3.7.13

変調発振モード FM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM[:DEViation]■[:SOURce[1|2]]:FM[:DEViation]□[:SOURce[1|2]]:FM[:DEViation]?
説 明FM のピーク偏差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<deviation>|MINimum|MAXimum<deviation> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ピーク偏差: 0.00μHz ～ 15MHz 未満，
分解能: 8 桁または 0.01μHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最大値の設定
MAXimum → 最小値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FM:DEViation 1KHZ
CH1 の FM のピーク偏差を 1kHz に設定

2.3.7.14

変調発振モード FM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:SOURce■[:SOURce[1|2]]:FM:SOURce□[:SOURce[1|2]]:FM:SOURce?
説 明
FM の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部
外部

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FM:SOURce
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

INTernal
84 84

CH1 の FM の変調源を内部に設定

2.3.7.15

変調発振モード FM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FREQuency?
説 明
FM の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数: 0.1mHz ～ 1MHz，分解能: 5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum → 1MHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FM:INTernal:FREQuency 1kHz
CH1 の FM の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.7.16

変調発振モード FM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説 明
FM の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波
クエリ・パラメタなし
応答形式

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

85 85

SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:FM:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の FM の内部変調波形を正弦波に設定

2.3.7.17

変調発振モード FM
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion:USER■ [:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion:USER□ [:SOURce[1|2]]:FM:INTernal:FUNCtion:USER?
説 明
FM の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号 : 0 ～ 128
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:FM:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の FM の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

2.3.7.18

変調発振モード FM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:FM:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:FM:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:FM:TYPE?
説 明
FM 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC→ 波形同期MSYNc → 内部変調同期
MFCTn → 内部変調信号
クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:FM:TYPE SYNC
CH1 の FM 時の同期出力を波形同期に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

86 86

2.3.7.19

変調発振モード FSK
ホップ周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey[:FREQuency]■[:SOURce[1|2]]:FSKey[:FREQuency]□[:SOURce[1|2]]:FSKey[:FREQuency]?
説 明
FSK のホップ周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ホップ周波数※設定範囲は，各キャリア波形の周波数設定可能範囲内となります。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最大値の設定
MAXimum → 最小値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FSKey:FREQuency 1kHz
CH1 の FSK のホップ周波数を 1KHZ に設定

2.3.7.20

変調発振モード FSK
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:SOURce■[:SOURce[1|2]]:FSKey:SOURce□[:SOURce[1|2]]:FSKey:SOURce?
説 明
FSK の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal|CH1
INTernal→
EXTernal
→
CH1
→

内部
外部
CH1 の外部 (CH2 のみ選択可能)

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT|CH1※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

87 87

:SOURce1:FSKey:SOURce INTernal
CH1 の FSK の変調源を内部に設定

2.3.7.21

変調発振モード FSK
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FSKey:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:FSKey:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:FSKey:INTernal:FREQuency?
説 明
FSK の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数: 0.1mHz ～ 3MHz分解能: 5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum → 3MHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FSKey:INTernal:FREQuency 1kHz
CH1 の FSK の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.7.22

変調発振モード FSK
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:FSKey:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:FSKey:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:FSKey:TYPE?
説 明
FSK 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc
SYNC→
MSYNc →

波形同期
内部変調同期

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN※各応答データの意味については設定パラメタを参照
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

88 88

設定例
:OUTPut1:SYNC:FSKey:TYPE
SYNC
CH1 の FSK 時の同期出力を波形同期に設定

2.3.7.23

変調発振モード PM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM[:DEViation]■[:SOURce[1|2]]:PM[:DEViation]□[:SOURce[1|2]]:PM[:DEViation]?
説 明
PM のピーク偏差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<deviation>|MINimum|MAXimum<deviation> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → ピーク偏差: 0.000° ～ 180.000°，分解能: 0.001°<units> ::= DEG
MINimum→ 0.000°
MAXimum → 180.000°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PM:DEViation 30DEG
CH1 の PM のピーク偏差を 30°に設定

2.3.7.24

変調発振モード PM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:SOURce■[:SOURce[1|2]]:PM:SOURce□[:SOURce[1|2]]:PM:SOURce?
説 明
PM の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部
外部

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PM:SOURce
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

INTernal
89 89

CH1 の PM の変調源を内部に設定

2.3.7.25

変調発振モード PM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FREQuency?
説 明
PM の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数: 0.1mHz ～ 1MHz
分解能: 5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum → 1MHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PM:INTernal:FREQuency 1kHz
CH1 の PM の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.7.26

変調発振モード PM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説 明
PM の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波
クエリ・パラメタなし

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

90 90

応答形式
SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PM:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の PM の内部変調波形を正弦波に設定

2.3.7.27

変調発振モード PM
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion:USER■ [:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion:USER□ [:SOURce[1|2]]:PM:INTernal:FUNCtion:USER?
説 明
PM の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号: 0 ～ 128
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:PM:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の PM の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

91 91

2.3.7.28

変調発振モード PM
同期出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PM:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:PM:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:PM:TYPE?
説 明
PM 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC→ 波形同期MSYNc → 内部変調同期
MFCTn → 内部変調信号
クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:PM:TYPE SYNC
CH1 の PM 時の同期出力を波形同期に設定

2.3.7.29

変調発振モード PSK
偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey[:DEViation]■[:SOURce[1|2]]:PSKey[:DEViation]□[:SOURce[1|2]]:PSKey[:DEViation]?
説 明
PSK の偏差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<deviation>|MINimun|MAXimum<deviation> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → 偏差: -1800.000° ～ 1800.000°，分解能: 0.001°<units> ::= DEG
MINimum→ -1800.000°
MAXimum → 1800.000°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PSKey:DEViation 30DEG
CH1 の PSK の偏差を 30°に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

92 92

2.3.7.30

変調発振モード PSK
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:SOURce■[:SOURce[1|2]]:PSKey:SOURce□[:SOURce[1|2]]:PSKey:SOURce?
説 明
PSK の変調源の選択 /設定パラメタ
INTernal|EXTernal|CH1
INTernal→
EXTernal
→
CH1
→

問合せ

内部
外部
CH1 の外部 (CH2 のみ選択可能)

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT|CH1※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PSKey:SOURce INTernal
CH1 の PSK の変調源を内部に設定

2.3.7.31

変調発振モード PSK
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PSKey:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:PSKey:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:PSKey:INTernal:FREQuency?
説 明
PSK の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数: 0.1mHz ～ 3MHz，分解能: 5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum → 3MHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

93 93

設定例
:SOURce1:PSKey:INTernal:FREQuency 1KHZ
CH1 の PSK の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.7.32

変調発振モード PSK
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PSKey:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:PSKey:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:PSKey:TYPE?
説 明
PSK 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc
SYNC→
MSYNc →

波形同期
内部変調同期

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:PSKey:TYPE SYNC
CH1 の PSK 時の同期出力を波形同期に設定

2.3.7.33

変調発振モード PWM
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM[:DEViation]:DCYCle■[:SOURce[1|2]]:PWM[:DEViation]:DCYCle□[:SOURce[1|2]]:PWM[:DEViation]:DCYCle?
説 明
PWM のピーク偏差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<deviation>|MINimum|MAXimum<deviation> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → (方形波(デューティ可変範囲標準))
ピーク偏差: 0.0000% ～ 49.9900%，分解能: 0.0001%，(方形波(デューティ可変範囲拡張))
ピーク偏差: 0.0000% ～ 50.0000%，分解能: 0.0001%，(パルス波)
ピーク偏差: 0.0000% ～ 49.9000%, 分解能: 0.0001%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.0000%
MAXimum → (方形波(デューティ可変範囲標準)) 49.9900%，(方形波(デューティ可変範囲拡張)) 50.0000%，(パルス波) 49.9000%

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

94 94

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PWM:DEViation:DCYCle 30PCT
CH1 の PWM のピーク偏差を 30% に設定

2.3.7.34

変調発振モード PWM
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:SOURce■[:SOURce[1|2]]:PWM:SOURce□[:SOURce[1|2]]:PWM:SOURce?
説 明
PWM の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部
外部

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PWM:SOURce INTernal
CH1 の PWM の変調源を内部に設定

2.3.7.35

変調発振モード PWM
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FREQuency?
説 明
PWM の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数: 0.1mHz ～ 1MHz
分解能: 5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

95 95

MINimum
MAXimum→→

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →0.1mHz1MHz

最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PWM:INTernal:FREQuency 1kHz
CH1 の PWM の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.7.36

変調発振モード PWM
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説 明
PWM の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波
クエリ・パラメタなし
応答形式
SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:PWM:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の PWM の内部変調波形を正弦波に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

96 96

2.3.7.37

変調発振モード PWM
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion:USER■[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion:USER□[:SOURce[1|2]]:PWM:INTernal:FUNCtion:USER?
説 明：
PWM の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号: 0 ～ 128
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:PWM:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の PWM の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

2.3.7.38

変調発振モード PWM
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:PWM:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:PWM:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:PWM:TYPE?
説 明
PWM 時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC→ 波形同期MSYNc → 内部変調同期
MFCTn → 内部変調信号
クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:PWM:TYPE SYNC
CH1 の PWM 時の同期出力を波形同期に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

97 97

2.3.7.39

変調発振モード DC オフセット変調
ピーク偏差 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM[:DEViation]■[:SOURce[1|2]]:OFSM[:DEViation]□[:SOURce[1|2]]:OFSM[:DEViation]?
説 明
DC オフセット変調のピーク偏差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<deviation>|MINimum|MAXimum<deviation> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ピーク偏差: 0V ～ 10V/開放，分解能: (499.9mV 以下 ) 4 桁または 0.1mV，(0.5V 以上) 5 桁または 1mV<eunits> ::= M<units> ::= V
MINimum→ 0V/開放MAXimum → 10V/開放
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:OFSM:DEViation 3V
CH1 の DC オフセット変調のピーク偏差を 3V に設定

2.3.7.40

変調発振モード DC オフセット変調
変調源 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:SOURce■[:SOURce[1|2]]:OFSM:SOURce□[:SOURce[1|2]]:OFSM:SOURce?
説 明
DC オフセット変調の変調源の選択 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal

→
→

内部
外部

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:OFSM:SOURce
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

INTernal
98 98

CH1 の DC オフセット変調の変調源を内部に設定

2.3.7.41

変調発振モード DC オフセット変調
変調周波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FREQuency?
説 明
DC オフセット変調の内部変調周波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 内部変調周波数: 0.1mHz ～ 100kHz，分解能: 5 桁または 0.1mHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 0.1mHz
MAXimum → 100kHz
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:OFSM:INTernal:FREQuency 1KHZ
CH1 の DC オフセット変調の内部変調周波数を 1kHz に設定

2.3.7.42

変調発振モード DC オフセット変調
変調波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]■[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]□[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion[:SHAPe]?
説 明
DC オフセット変調の内部変調波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ
SINusoid|SQUare|TRIangle|PRAMp|NRAMp|NOISe|USER
SINusoid→ 正弦波
SQUare→ 方形波
TRIangle
→ 三角波
PRAMp
→ 立ち上がりランプ波
NRAMp→ 立ち下がりランプ波
NOISe
→ ノイズ
USER
→ 任意波
応答形式
SIN|SQU|TRI|PRAM|NRAM|NOIS|USER※各応答データの意味については設定パラメタを参照

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

99 99

設定例
:SOURce1:FM:INTernal:FUNCtion:SHAPe SINusoid
CH1 の DC オフセット変調の内部変調波形を正弦波に設定

2.3.7.43

変調発振モード DC オフセット変調
変調波形の任意波形 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion:USER■ [:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion:USER□ [:SOURce[1|2]]:OFSM:INTernal:FUNCtion:USER?
説 明
DC オフセット変調の内部変調波形の任意波形の選択 / 問合せ
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号: 0 ～ 128
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:SOURce1:OFSM:INTernal:FUNCtion:USER 3
CH1 の DC オフセット変調の内部変調波形の任意波形にメモリ番号 3 のデータを設定
備考※メモリ番号 0 はエディットメモリです。

2.3.7.44

変調発振モード DC オフセット変調
同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:OFSM:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:OFSM:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:OFSM:TYPE?
説 明
DC オフセット変調時の同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|MSYNc|MFCTn
SYNC→ 波形同期MSYNc → 内部変調同期
MFCTn → 内部変調信号
クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|MSYN|MFCT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:OFSM:TYPE SYNC
CH1 の DC オフセット変調時の同期出力を波形同期に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

100
100

2.3.8 スイープ発振モード コマンド詳細
2.3.8.1

基本スイープ設定
スイープの傾き 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SPACing■[:SOURce[1|2]]:SWEep:SPACing□[:SOURce[1|2]]:SWEep:SPACing?
説 明
スイープの傾きの選択 / 問合せ
設定パラメタ
LINear|LOGarithmic
LINear→
LOGarithmic →リニア
対数クエリ・パラメタなし
応答形式
LIN|LOG※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:SWEep:SPACing LINear
CH1 のスイープの傾きをリニアに設定

2.3.8.2

基本スイープ設定
スイープ方向 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:INTernal:FUNCtion■[:SOURce[1|2]]:SWEep:INTernal:FUNCtion□[:SOURce[1|2]]:SWEep:INTernal:FUNCtion?
説 明
スイープ方向の選択 / 問合せ
設定パラメタ
RAMP|TRIangle
RAMP →
TRIangle →片道
往復

クエリ・パラメタなし
応答形式
RAMP|TRI※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:SWEep:INTernal:FUNCtion

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

RAMP CH1 のスイープ方向を片道に設定

101
101

2.3.8.3

基本スイープ設定
スイープ時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:TIME■[:SOURce[1|2]]:SWEep:TIME□[:SOURce[1|2]]:SWEep:TIME?
説 明
スイープ時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<time>|MINimum|MAXimum<time> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → スイープ時間: 0.1ms ～ 10,000s，分解能: 4 桁または 0.1ms<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S
MINimum→ 0.1ms
MAXimum → 10,000s
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:SWEep:TIME 1MS
CH1 のスイープ時間を 1ms に設定

2.3.8.4

基本スイープ設定
ストップレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel■[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel□[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel?
説 明
ゲーテッド単発スイープ時の発振停止中のストップレベル値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<level>|MAXimum|MINimum<level> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → ストップレベル値: -100.00% ～ 100.00%，
分解能: 0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ -100.00%
MAXimum → 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ応答形式
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

102
102

<NR3>
設定例:SOURce1:SWEep:SLEVel 20PCT
CH1 のゲーテッド単発スイープ時の発振停止中のストップレベル値を 20% に設定

2.3.8.5

基本スイープ設定
ストップレベル 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel:STATe■[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel:STATe□[:SOURce[1|2]]:SWEep:SLEVel:STATe?
説 明
単発スイープ及びゲーテッド単発スイープ時の発振停止中のストップレベルの選択/問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF: 無効
1/ON: 有効

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →

0: 無効
1: 有効

設定例
:SOURce1:SWEep:SLEVel:STATe ON
CH1 の単発スイープ及びゲーテッド単発スイープ時の発振停止中のストップレベルを有効に設定

2.3.8.6

基本スイープ設定
発振停止単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:SWEep:OSTop■[:SOURce[1|2]]:SWEep:OSTop□[:SOURce[1|2]]:SWEep:OSTop?
説 明
スイープ発振時の発振停止単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
HALF|CYCLe
HALF
CYCLe

→
→

半周期
1 周期

クエリ・パラメタなし
応答形式
HALF|CYCL※各応答データの意味については設定パラメタを参照

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

103
103

設定例
:SOURce1:SWEep:OSTop HALF
CH1 のスイープ発振時の発振停止単位を半周期に設定

2.3.8.7

周波数スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STARt■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STARt□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STARt?
説 明
周波数スイープのスタート値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL>→ スタート値: 0.01μHz ～ 30MHz，分解能: 0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum → 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FREQuency:STARt 1KHZ
CH1 の周波数スイープのスタート値を 1kHz に設定

2.3.8.8周波数スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STOP■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STOP□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STOP?
説 明
周波数スイープのストップ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ストップ値: 0.01μHz ～ 30MHz，分解能: 0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum → 最大値の設定
クエリ・パラメタ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

104
104

[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FREQuency:STOP 1KHZ
CH1 の周波数スイープのストップ値を 1kHz に設定

2.3.8.9周波数スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:CENTer■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:CENTer□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:CENTer?
説 明
周波数スイープのセンタ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → センタ値: 0.01μHz ～ 30MHz，分解能: 0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum → 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FREQuency:CENTer 1KHZ
CH1 の周波数スイープのセンタ値を 1kHz に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

105
105

2.3.8.10

周波数スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SPAN■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SPAN□[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SPAN?
説 明
周波数スイープのスパン値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → スパン値: 0.00000000Hz ～ 29999999.99999999Hz，
分解能: 0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なります。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum → 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:FREQuency:SPAN 1KHZ
CH1 の周波数スイープのスパン値を 1kHz に設定

2.3.8.11

周波数スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:FREQuency■[:SOURce[1|2]]:MARKer:FREQuency□[:SOURce[1|2]]:MARKer:FREQuency?
説 明
周波数スイープのマーカ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|CENTer|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → マーカ値: 0.01μHz ～ 30MHz，分解能: 0.01μHz※設定範囲は，波形及び発振モードにより異なる。
<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
CENTer→ 周波数スイープのセンタ値
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum → 最大値の設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

106
106

クエリ・パラメタ[CENTer|MINimum|MAXimum]
CENTer→ 周波数スイープのセンタ値の問合せ
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum → 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:MARKer:FREQuency 1KHZ
CH1 の周波数スイープのマーカ値を 1kHz に設定

2.3.8.12

周波数スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SWAP■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:SWAP説 明
周波数スイープのスタート値とストップ値の交換
設定パラメタなし
設定例:SOURce1:FREQuency:SWAPCH1 の周波数スイープのスタート値とストップ値を交換

2.3.8.13

周波数スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STATe■[:SOURce[1|2]]:FREQuency:STATe
説 明
周波数スイープの状態切替え
設定パラメタSTARt|STOP
STARt
STOP

→
→

出力をスタート値に切替え
出力をストップ値に切替え

設定例:SOURce1:FREQuency:STATe STARt
CH1 の周波数スイープの状態をスタート値に切替え

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

107
107

2.3.8.14

位相スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:STARt■[:SOURce[1|2]]:PHASe:STARt□[:SOURce[1|2]]:PHASe:STARt?
説 明
位相スイープのスタート値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → スタート値: -1800.000° ～ 1800.000°，分解能: 0.001°<units> ::= DEG
MINimum→ -1800.000°
MAXimum → 1800.000°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PHASe:STARt 90DEG
CH1 の位相スイープのスタート値を 90°に設定

2.3.8.15

位相スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:STOP■[:SOURce[1|2]]:PHASe:STOP□[:SOURce[1|2]]:PHASe:STOP?
説 明
位相スイープのストップ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → ストップ値: -1800.000° ～ 1800.000°，分解能: 0.001°<units> ::= DEG
MINimum→ -1800.000°
MAXimum → 1800.000°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

最小値の問合せ最大値の問合せ

108
108

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PHASe:STOP 90DEG
CH1 の位相スイープのストップ値を 90°に設定

2.3.8.16

位相スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:CENTer■[:SOURce[1|2]]:PHASe:CENTer□[:SOURce[1|2]]:PHASe:CENTer?
説 明
位相スイープのセンタ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → センタ値: -1800.000° ～ 1800.000°，分解能: 0.001°<units> ::= DEG
MINimum→ -1800.000°
MAXimum → 1800.000°
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PHASe:CENTer 90DEG
CH1 の位相スイープのセンタ値を 90°に設定

2.3.8.17

位相スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PHASe:SPAN■[:SOURce[1|2]]:PHASe:SPAN□[:SOURce[1|2]]:PHASe:SPAN?
説 明
位相スイープのスパン値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → スパン値: 0.000° ～ 3600.000°，分解能: 0.001°<units> ::= DEG
MINimum→ 0.000°
MAXimum → 3600.000°

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

109
109

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PHASe:SPAN 90DEG
CH1 の位相スイープのスパン値を 90°に設定

2.3.8.18

位相スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:PHASe■[:SOURce[1|2]]:MARKer:PHASe□[:SOURce[1|2]]:MARKer:PHASe?
説 明
位相スイープのマーカ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<phase>|CENTer|MINimum|MAXimum<phase> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → マーカ値: -1800.000° ～ 1800.000°，分解能: 0.001°<units> ::= DEG
CENTer→ 位相スイープのセンタ値
MINimum→ -1800.000°
MAXimum → 1800.000°
クエリ・パラメタ[CNETer|MINimum|MAXimum]
CENTer→ 位相スイープのセンタ値の問合せ
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum → 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:MARKer:PHASe 90DEG
CH1 の位相スイープのマーカ値を 90°に設定

2.3.8.19

位相スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:SWAP■[:SOURce[1|2]]:PHASe:SWAP
説 明
位相スイープのスタート値とストップ値の交換
設定パラメタなし

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

110
110

2.3.8.20

位相スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:PHASe:STATe■[:SOURce[1|2]]:PHASe:STATe
説 明
位相スイープの状態切替え
設定パラメタSTARt|STOP
STARt
STOP

→
→

出力をスタート値に切替え
出力をストップ値に切替え

設定例:SOURce1:PHASe:STATe STARt
CH1 の位相スイープの状態をスタート値に切替え

2.3.8.21

振幅スイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STARt■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STARt□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STARt?
説 明
振幅スイープのスタート値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → スタート値: 0Vp-p ～ 20Vp-p/開放，
0Vp-p ～ 10Vp-p/50Ω，
分解能:(999.9mVp-p 以下) 4 桁または 0.1mVp-p，(1Vp-p 以上) 5 桁または 1mVp-p<eunits> ::= M<units> ::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM
MINimum→ 0Vp-p
MAXimum → 20Vp-p/開放，10Vp-p/50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:STARt
CH1 の振幅スイープのスタート値を 5Vp-p に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

5VPP

111
111

2.3.8.22

振幅スイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STOP■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STOP□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STOP?
説 明
振幅スイープのストップ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ストップ値: 0Vp-p ～ 20Vp-p/開放，
0Vp-p ～ 10Vp-p/50Ω，
分解能: (999.9mVp-p 以下) 4 桁または 0.1mVp-p，(1Vp-p 以上) 5 桁または 1mVp-p<eunits> ::= M<units> ::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM
MINimum→ 0Vp-p
MAXimum → 20Vp-p/開放，10Vp-p/50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:STOPCH1 の振幅スイープのストップ値を 5Vp-p に設定

2.3.8.23

5VPP

振幅スイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:CENTer■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:CENTer□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:CENTer?
説 明
振幅スイープのセンタ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → センタ値: 0Vp-p ～ 20Vp-p/開放，
0Vp-p ～ 10Vp-p/50Ω，
分解能: (999.9mVp-p 以下) 4 桁または 0.1mVp-p，(1Vp-p 以上) 5 桁または 1mVp-p<eunits> ::= M<units> ::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM
MINimum→ 0Vp-p
MAXimum → 20Vp-p/開放，10Vp-p/50Ω

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

112
112

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:CENTer
CH1 の振幅スイープのセンタ値を 5Vp-p に設定

2.3.8.24

5VPP

振幅スイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SPAN■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SPAN□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SPAN?
説 明
振幅スイープのスパン値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → スパン値: 0Vp-p ～ 20Vp-p/開放，
0Vp-p ～ 10Vp-p/50Ω，※分解能は，スタート値とストップ値に依存します。
<eunits> ::= M<units> ::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM
MINimum→ 0Vp-p
MAXimum → 20Vp-p/開放，10Vp-p/50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:SPAN
CH1 の振幅スイープのスパン値を 5Vp-p に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

5VPP

113
113

2.3.8.25

振幅スイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]■[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]□[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?
説 明
振幅スイープのマーカ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<amplitude>|CENTer|MINimum|MAXimum<amplitude> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → マーカ値: 0Vp-p ～ 20Vp-p/開放，
0Vp-p ～ 10Vp-p/50Ω，
分解能: (999.9mVp-p 以下) 4 桁または 0.1mVp-p，(1Vp-p 以上) 5 桁または 1mVp-p<eunits> ::= M<units> ::= VPP|VPK|VRMS|DBV|DBM
CENTer→ 振幅スイープのセンタ値
MINimum→ 0Vp-p
MAXimum → 20Vp-p/開放，10Vp-p/50Ω
クエリ・パラメタ[CENTer|MINimum|MAXimum]
CENTer→ 振幅スイープのセンタ値の問合せ
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum → 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:MARKer:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude
CH1 の振幅スイープのマーカ値を 5Vp-p に設定

2.3.8.26

5VPP

振幅スイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SWAP■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SWAP
説 明
振幅スイープのスタート値とストップ値の交換
設定パラメタなし

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

114
114

2.3.8.27

振幅スイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STATe■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STATe
説 明
振幅スイープの状態切替え
設定パラメタSTARt|STOP
STARt
STOP

→
→

出力をスタート値に切替え
出力をストップ値に切替え

設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude:STATe
CH1 の振幅スイープの状態をスタート値に切替え

2.3.8.28

STARt

DC オフセットスイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt?
説 明
DC オフセットのスタート値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → スタート値: ± 10V/開放，± 5V/50Ω，
分解能: ( ± 499.9mV 以下) 4 桁または 0.1mV，( ± 0.5V 以上) 5 桁または 1mV<eunits> ::= M<units> ::= V
MINimum→ -10V/開放，-5V/50Ω
MAXimum → 10V/開放，5V/50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt
CH1 の DC オフセットのスタート値を 2.5V に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

2.5V

115
115

2.3.8.29

DC オフセットスイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOP■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOP□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOP?
説 明
DC オフセットのストップ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → ストップ値: ± 10V/開放，± 5V/50Ω，
分解能: ( ± 499.9mV 以下) 4 桁または 0.1mV，( ± 0.5V 以上) 5 桁または 1mV<eunits> ::= M<units> ::= V
MINimum→ -10V/開放，-5V/50Ω
MAXimum → 10V/開放，5V/50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOPCH1 の DC オフセットのストップ値を 2.5V に設定

2.3.8.30

2.5V

DC オフセットスイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer?
説 明
DC オフセットのセンタ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → DC オフセット: ± 10V/開放，± 5V/50Ω，
分解能: ( ± 499.9mV 以下) 4 桁または 0.1mV，( ± 0.5V 以上) 5 桁または 1mV<eunits> ::= M<units> ::= V
MINimum→ -10V/開放，-5V/50Ω
MAXimum → 10V/開放，5V/50Ω

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

116
116

クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer
CH1 の DC オフセットのセンタ値を 2.5V に設定

2.3.8.31

2.5V

DC オフセットスイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN□[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN?
説 明
DC オフセットのスパン値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → DC オフセット: 0V ～ 20V/開放，0V ～ 10V/50Ω，※分解能は，スタート値とストップ値に依存します。
<eunits> ::= M<units> ::= V
MINimum→ 0V
MAXimum → 20V/開放，10V/50Ω
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN
CH1 の DC オフセットのスパン値を 2.5V に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

2.5V

117
117

2.3.8.32

DC オフセットスイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet■[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet□[:SOURce[1|2]]:MARKer:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet?
説 明
DC オフセットのマーカ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<offset>|CENTer|MINimum|MAXimum<offset> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → マーカ値: ± 10Vp-p/開放，± 5Vp-p/50Ω，
分解能: ( ± 499.9mV 以下) 4 桁または 0.1mV，( ± 0.5V 以上) 5 桁または 1mV<eunits> ::= M<units> ::= V
CENTer→ DC オフセットスイープのセンタ値
MINimum→ -10V/開放，-5V/50Ω
MAXimum → 10V/開放，5V/50Ω
クエリ・パラメタ[CENTer|MINimum|MAXimum]
CENTer→ 振幅スイープのセンタ値の問合せ
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum → 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:MARKer:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet
CH1 の DC オフセットのマーカ値を 2.5V に設定

2.3.8.33

2.5V

DC オフセットスイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SWAP■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SWAP
説 明
DC オフセットスイープのスタート値とストップ値の交換
設定パラメタなし

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

118
118

2.3.8.34

DC オフセットスイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STATe■[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STATe
説 明
DC オフセットスイープの状態切替え
設定パラメタSTARt|STOP
STARt
STOP

→
→

出力をスタート値に切替え
出力をストップ値に切替え

設定例:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet:STATe STARt
CH1 の DC オフセットスイープの状態をスタート値に切替え

2.3.8.35

デューティスイープ
開始値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STARt■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STARt□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STARt?
説 明デューティスイープのスタート値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → (方形波(デューティ可変範囲標準))
スタート値: 0.0100% ～ 99.9900%，分解能: 0.0001%，(方形波(デューティ可変範囲拡張))
スタート値: 0.0000% ～ 100.0000%，分解能: 0.0001%，(パルス波)
スタート値: 0.0170% ～ 99.9830%，分解能: 0.0001%<units> ::= PCT
MINimum→ (方形波(デューティ可変範囲標準)) 0.0100%，(方形波(デューティ可変範囲拡張)) 0.0000%，(パルス波)0.0170%
MAXimum → (方形波(デューティ可変範囲標準)) 99.9900%，(方形波(デューティ可変範囲拡張)) 100.0000%，(パルス波) 99.9830%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:DCYCle:STARt 20PCT
CH1 のデューティスイープのスタート値を 20% に設定
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

119
119

2.3.8.36

デューティスイープ
停止値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STOP■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STOP□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STOP?
説 明
デューティスイープのストップ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → (方形波(デューティ可変範囲標準))
ストップ値: 0.0100% ～ 99.9900%，分解能: 0.0001%，(方形波(デューティ可変範囲拡張))
ストップ値: 0.0000% ～ 100.0000%，分解能: 0.0001%，(パルス波)
ストップ値: 0.0170% ～ 99.9830%，分解能:0.0001%<units> ::= PCT
MINimum→ (方形波(デューティ可変範囲標準)) 0.0100%，(方形波(デューティ可変範囲拡張)) 0.0000%，(パルス波) 0.0170%
MAXimum → (方形波(デューティ可変範囲標準)) 99.9900%，(方形波(デュー亭可変範囲拡張)) 100.0000%，(パルス波) 99.9830%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:DCYCle:STOP 20PCT
CH1 のデューティスイープのストップ値を 20% に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

120
120

2.3.8.37

デューティスイープ
センタ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:CENTer■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:CENTer□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:CENTer?
説 明デューティスイープのセンタ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → (方形波(デューティ可変範囲標準))
センタ値: 0.0100% ～ 99.9900%，分解能: 0.0001%，(方形波(デューティ可変範囲拡張))
センタ値: 0.0000% ～ 100.0000%，分解能: 0.0001%，(パルス波)
センタ値: 0.0170% ～ 99.9830%，分解能: 0.0001%<units> ::= PCT
MINimum→ (方形波(デューティ可変範囲標準)) 0.0100%，(方形波(デューティ可変範囲拡張)) 0.0000%，(パルス波) 0.0170%
MAXimum → (方形波(デューティ可変範囲標準)) 99.9900%，(方形波(デューティ可変範囲拡張)) 100.0000%，(パルス波) 99.9830%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:DCYCle:CENTer 20PCT
CH1 のデューティスイープのセンタ値を 20% に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

121
121

2.3.8.38

デューティスイープ
スパン値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SPAN■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SPAN□[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SPAN?
説 明
デューティスイープのスパン値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<duty>|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → (方形波(デューティ可変範囲標準))
スパン値: 0.0000% ～ 99.9800%，分解能: 0.0001%，(方形波(デューティ可変範囲拡張))
スパン値: 0.0000% ～ 100.0000%，分解能: 0.0001%，(パルス波)
スパン値: 0.0000% ～ 99.9660%，分解能: 0.0001%<units> ::= PCT
MINimum→ 0.0000%
MAXimum → (方形波(デューティ可変範囲標準)) 99.9800%，(方形波(デューティ可変範囲拡張)) 100.0000%，(パルス波) 99.9660%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:PULSe:DCYCle:SPAN 20PCT
CH1 のデューティスイープのスパン値を 20% に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

122
122

2.3.8.39

デューティスイープ
マーカ値 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:MARKer:PULSe:DCYCle■[:SOURce[1|2]]:MARKer:PULSe:DCYCle□[:SOURce[1|2]]:MARKer:PULSe:DCYCle?
説 明
デューティスイープのマーカ値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<duty>|CENTer|MINimum|MAXimum<duty> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → (方形波(デューティ可変範囲標準))
マーカ値: 0.0100% ～ 99.9900%，分解能: 0.0001%，(方形波(デューティ可変範囲拡張))
マーカ値: 0.0000% ～ 100.0000%，分解能: 0.0001%，(パルス波)
マーカ値: 0.0170% ～ 99.9830%，分解能: 0.0001%<units> ::= PCT
CENTer→ デューティスイープのセンタ値
MINimum→ (方形波(デューティ可変範囲標準)) 0.0100%，(方形波(デューティ可変範囲拡張)) 0.0000%，(パルス波) 0.0170%
MAXimum → (方形波(デューティ可変範囲標準)) 99.9900%，(方形波(デューティ可変範囲拡張)) 100.0000%，(パルス波) 99.9830%
クエリ・パラメタ[CENTer|MINimum|MAXimum]
CENTer→ デューティスイープのセンタ値の問合せ
MINimum→ 最小値の問合せ
MAXimum → 最大値の問合せ
応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:MARKer:PULSe:DCYCle 20PCT
CH1 のデューティスイープのマーカ値を 20% に設定

2.3.8.40

デューティスイープ
開始／停止値スワップ 設定[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SWAP■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:SWAP説 明
デューティスイープのスタート値とストップ値の交換
設定パラメタなし

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

123
123

2.3.8.41

デューティスイープ
開始／停止値出力 設定[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STATe■[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:STATe
説 明
デューティスイープの状態切替え
設定パラメタSTARt|STOP
STARt
STOP

→
→

出力をスタート値に切替え
出力をストップ値に切替え

設定例:SOURce1:PULSe:DCYCle:STATe STARt
CH1 のデューティスイープの状態をスタート値に切替え

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

124
124

2.3.9 バースト発振モード コマンド詳細
2.3.9.1

バースト発振バーストモード 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:MODE■[:SOURce[1|2]]:BURSt:MODE□[:SOURce[1|2]]:BURSt:MODE?
説 明
バーストモードの選択 / 問合せ
設定パラメタ
AUTO|TRIGger|GATE|TGATe
AUTO → オートバースト
TRIGger → トリガバースト
GATE
→ ゲート
TGATe → トリガドゲート
クエリ・パラメタなし
応答形式
AUTO|TRIG|GATE|TGAT※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:BURSt:MODE AUTO
CH1 のバーストモードをオートバーストに設定

2.3.9.2

バースト発振ストップレベル 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel■[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel□[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel?
説 明
バースト時のストップレベル値の設定 / 問合せ
設定パラメタ<level>|MAXimum|MINimum<level> ::= <REAL>[<units>]<REAL> → ストップレベル値: -100.00% ～ 100.00%，
分解能: 0.01%<units> ::= PCT
MINimum→ -100.00%
MAXimum → 100.00%
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

125
125

:SOURce1:BURSt:SLEVel 20PCT
CH1 のバースト時のストップレベル値を 20% に設定

2.3.9.3

バースト発振ストップレベル 選択／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel:STATe■[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel:STATe□[:SOURce[1|2]]:BURSt:SLEVel:STATe?
説 明
バースト発振時のストップレベルの選択 / 問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> → 0/OFF: 無効
1/ON : 有効

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> →

0: 無効
1: 有効

設定例
:SOURce1:BURSt:SLEVel:STATe ON
CH1 のバースト発振時のストップレベルを有効に設定

2.3.9.4

バースト発振同期信号出力 選択／問合せ:OUTPut[1|2]:SYNC:BURSt:TYPE■:OUTPut[1|2]:SYNC:BURSt:TYPE□:OUTPut[1|2]:SYNC:BURSt:TYPE?
説 明
バースト同期出力の選択 / 問合せ
設定パラメタSYNC|BSYNc
SYNC
BSYNc

→
→

基準位相同期
バースト同期

クエリ・パラメタなし
応答形式
SYNC|BSYN※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:OUTPut1:SYNC:BURSt:TYPE SYNC
CH1 のバースト同期出力を基準位相同期に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

126
126

2.3.9.5

バースト発振オートバーストモード：マーク波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:NCYCles■[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:NCYCles□[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:NCYCles?
説 明
オートバースト時のマーク波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<mark>|MINimum|MAXimum<mark> ::= <REAL><REAL> → マーク波数: 0.5 波 ～ 999,999.5 波，分解能: 0.5 波
MINimum→ 0.5 波MAXimum → 999,999.5 波
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:BURSt:AUTO:NCYCles 10
CH1 のオートバースト時のマーク波数を 10 波に設定

2.3.9.6

バースト発振オートバーストモード：スペース波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:SPACe■[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:SPACe□[:SOURce[1|2]]:BURSt:AUTO:SPACe?
説 明
オートバースト時のスペース波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<mark>|MINimum|MAXimum<mark> ::= <REAL><REAL> → スペース波数: 0.5 波 ～ 999,999.5 波，分解能: 0.5 波
MINimum→ 0.5 波MAXimum → 999,999.5 波
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:BURSt:AUTO:SPACe 10
CH1 のオートバースト時のスペース波数を 10 波に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

127
127

2.3.9.7

バースト発振トリガバーストモード：マーク波数 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:NCYCles■ [:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:NCYCles□ [:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:NCYCles?
説 明
トリガバースト時のマーク波数の設定 / 問合せ
設定パラメタ<mark>|MINimum|MAXimum<mark> ::= <REAL><REAL> → マーク波数: 0.5 波 ～ 999,999.5 波，分解能: 0.5 波
MINimum→ 0.5 波MAXimum → 999,999.5 波
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:SOURce1:BURSt:TRIGger:NCYCles 10
CH1 のトリガバースト時のマーク波数を 10 波に設定

2.3.9.8

バースト発振トリガバーストモード：トリガ遅延時間 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:TDELay■[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:TDELay□[:SOURce[1|2]]:BURSt[:TRIGger]:TDELay?
説 明
トリガバーストのトリガ遅延時間の設定 / 問合せ
設定パラメタ<delay>|MINimum|MAXimum<delay> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → トリガ遅延時間: 0.0μs ～ 100s，分解能: 5 桁または 0.1μs<eunits> ::= MA|K|M|U|N<units> ::= S
MINimum→ 0.0μs
MAXimum → 100s
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

128
128

:SOURce1:BURSt:TRIGger:TDELay 10MS
CH1 のトリガバースト時のトリガ遅延時間を 10ms に設定

2.3.9.9

バースト発振ゲートモード：発振停止単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:GATE:OSTop■ [:SOURce[1|2]]:BURSt:GATE:OSTop□ [:SOURce[1|2]]:BURSt:GATE:OSTop?
説 明
ゲート時の発振停止単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
HALF|CYCLe
HALF
CYCLe

→
→

半周期
1 周期

クエリ・パラメタなし
応答形式
HALF|CYCL※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:BURSt:GATE:OSTop HALF
CH1 のゲート時の発振停止単位を半周期に設定

2.3.9.10

バースト発振トリガドゲートモード：発振停止単位 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:BURSt:TGATe:OSTop■ [:SOURce[1|2]]:BURSt:TGATe:OSTop□ [:SOURce[1|2]]:BURSt:TGATe:OSTop?
説 明
トリガドゲート時の発振停止単位の選択 / 問合せ
設定パラメタ
HALF|CYCLe
HALF
CYCLe

→
→

半周期
1 周期

クエリ・パラメタなし
応答形式
HALF|CYCL※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:SOURce1:BURSt:TGATe:OSTop HALF
CH1 のトリガドゲート時の発振停止単位を半周期に設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

129
129

2.3.10 メモリ操作 コマンド詳細
2.3.10.1

基本設定メモリ
クリア:MEMory:STATe:DELete■:MEMory:STATe:DELete
説明
設定メモリのクリア
設定パラメタ<memory>|MINimum|MAXimum<memory>::= <INT><INT>→ メモリ番号: 1 ～ 10
MINimum→ 1
MAXimum→ 10

2.3.10.2

基本設定メモリ
ストア
*SAV
■*SAV
説 明
設定メモリへのストア
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号: 1 ～ 10

2.3.10.3

基本設定メモリ
リコール
*RCL
■*RCL
説 明
設定メモリからのリコール
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号: 1 ～ 10

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

130
130

2.3.10.4

任意波形メモリ
任意波形データ 転送／読み出し{:TRACe|DATA}[:DATA]■ {:TRACe|DATA}[:DATA]□ {:TRACe|DATA}[:DATA]?
説 明
任意波データの転送／読み出し
設定パラメタ<memory>,[<name>],<data><memory>::= <INT><INT> → メモリ番号: 0 ～ 128<name>::= <STR><STR> → 任意波名 (20 文字以内)※省略可能 (省略した場合は，変更されません)※20 文字に満たない場合は，空白 (ASCII コードで 32) を詰めて設定<data> ::= <BLK><BLK> → 任意波データ（データフォーマット）
配列形式#<digit><byte><format><number><data[0]>…<data[n-1]>#→ バイナリデータの開始<digit> → 後続する <byte> の桁数<byte> → 後続するデータのバイト数<format> → データフォーマット (4byte)※配列形式は 0 指定
<number> → データ点数 (4byte)<data[i]> → i 番目の値 (2byte)
制御点形式#<digit><byte><format><number><x[0]><y[0]>…<x[n-1]><y[n-1]>#→ バイナリデータの開始<digit> → 後続する <byte> の桁数<byte> → 後続するデータのバイト数<format> → データフォーマット (4byte)※制御点形式は 1 指定
<number> → データ点数 (4byte)<x[i]>→ 制御点 i 番目の x の値 (4byte)<y[i]>→ 制御点 i 番目の y の値 (2byte)※任意波データ <data> を，メモリ番号 <memory> に対し，<name> という任意波名で保存します。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

131
131

クエリ・パラメタ<memory><memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号: 0 ～ 128
応答形式<name>,<data><name><data>::= <STR><STR> → 任意波名 (20 文字)::= <BLK>※<BLK> については，設定パラメタ参照
備考① <format>，<number>，<data[i]> ，<x[i]>，<y[i]> はバイナリデータです。
（ビッグエンディアン）②<data[i]> は，2 の補数表現とし，-32767(H'8001) から 32767(H'7FFF)-32768(H'8000) の場合，-32767(H'8001) として設定します。

までです。

③制御点 <x[i]> は，0 から始まる X 軸の最大値を 2 の 31 乗の数値として扱います。
数値範囲を 16 進数表記した場合 H'00000000 ～ H'7FFFFFFF となります。
設定範囲を超えるデータを含む場合は，エラーとして扱われ，コマンドの実行が行われません。
④制御点<x[i]> は，データ先頭から値の大きさで昇順にソートされている必要があります。
ソートされていない場合，エラーとなります。
⑤制御点<y[i]> は，-32767 から 32767 の範囲を扱う Y 軸の数値として扱われます。
数値範囲を 16 進表記した場合 H'8001 ～ H'7FFF の範囲になります。
0 を表す数値は，H'0000 になります。
-32768（H'8000）は，-32767（H’8001）として設定します。
実際の信号出力の振幅値が，±1.0Vp-p の場合，1 LSB 1 / 32767 V となります。
※論理上におけるすべての信号出力値を保証するものではありません。
⑥任意波メモリ番号 0 はエディットメモリです。
⑦メモリ番号 0 の任意波名は，"<Edit Memory>"(20 文字) となります。
⑧任意波メモリ番号 0 には，配列形式のデータは設定できません。
⑨任意波メモリ番号 0 には，任意波名を設定できません。指定は無視されます。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

132
132

2.3.10.5

任意波形メモリ
ストア{:TRACe|DATA}:STORe■ {:TRACe|DATA}:STORe
説 明
エディットメモリ（メモリ番号 0）の内容を任意波ファイルとしてメモリへ保存
設定パラメタ<file>,<name><file> ::=<name><INT><INT> → 保存先のメモリ番号: 1 ～ 128::= <STR><STR> → 任意波名 (20 文字以内)※省略可能 (省略した場合は，変更されません)※20 文字に満たない場合は，空白 (ASCII コードで 32) を詰めて設定します。

設定例:TRACe:STORe 2,"name"
エディットメモリの内容をメモリ番号 2 に任意波名 "name" で保存2.3.10.6

任意波形メモリ
リコール{:TRACe|DATA}:RECall■ {:TRACe|DATA}:RECall説 明
指定したメモリ番号の任意波ファイルをエディットメモリ（メモリ番号 0）へ読み込む
設定パラメタ<file><file> ::=<INT><INT> →

呼出し元のメモリ番号: 1 ～ 128

設定例:TRACe:STORe:RECall 2
メモリ番号 2 の内容をエディットメモリに読込み

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

133
133

2.3.10.7

任意波形メモリ
コピー{:TRACe|DATA}:COPY■{:TRACe|DATA}:COPY
説 明
任意波データのコピーを行います。
設定パラメタ<memory>,[<name>],<chan>,<wave><memory>::= <INT><INT> → メモリ番号: 0 ～ 128<name>::= <STR><STR> → 任意波名 (20 文字 )※省略可能 (省略した場合は，コピー先の名前となります。)※20 文字に満たない場合は，空白 (ASCII コードで 32) を詰めて設定します。
<chan> ::= <INT><INT> → チャネル番号 :1 ～ 2<wave> ::= SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP
SINusoid → 正弦波
SQUare → 方形波
PULSe → パルス波
RAMP → ランプ波
USER
→ 任意波
※チャネル番号 <chan> の波形 <wave> を，メモリ番号 <memory> に対し，<name> という任意波名でコピーします。
設定例:TRACe:COPY 1,"name",1,SINusoid
任意波メモリ 1 に CH1 の正弦波の波形メモリを任意波名 "name" でコピー
備考
①メモリ番号 0 はエディットメモリです。
②メモリ番号 0 の任意波名は，"<Edit Memory>"(20 文字) となります。
③任意波のコピーは，"[:SOURce[1|2]]:FUNCtion:USER"で選択されたメモリの任意波データをコピーします。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

134
134

2.3.10.8

任意波形メモリ
消去{:TRACe|DATA}:DELete■ {:TRACe|DATA}:DELete
説 明
任意波のメモリの消去
設定パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号: 0 ～ 128
設定例:TRACe:DELete 1
メモリ番号 1 を消去
備考①メモリ番号 0 はエディットメモリです。
②メモリ番号 0 を指定した場合，本体の任意波編集画面に表示されるソフトキー[New]を操作した場合と同じ効果となります。

2.3.10.9

任意波形メモリ
情報取得{:TRACe|DATA}:INFormation?
□{:TRACe|DATA}:INFormation?
説 明
任意波メモリの情報取得
クエリ・パラメタ<memory> ::= <INT><INT> → メモリ番号: 1 ～ 128
応答形式<name>,<format>,<number><name>::= <STR><STR> → 任意波名 (20 文字)<format> ::= <INT><INT> → データ･フォーマット
0→ 配列形式
1→ 制御点形式<number> ::= <INT><INT> → データ点数

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

135
135

2.3.11 ステータスシステム コマンド詳細
2.3.11.1

ステータスレジスタと関連キュー クリア
*CLS
■*CLS
説 明
イベント・レジスタ及びエラー・キューのクリア
設定パラメタなし
備考①クリア対象は以下のレジスタとなります。
- ステータス・バイト・レジスタ- スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ- オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ- CH1 オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ- CH2 オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ- クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・レジスタ- ワーニング・イベント・レジスタ- CH1 ワーニング・イベント・レジスタ- CH2 ワーニング・イベント・レジスタ- エラー・キュー②本コマンドにより，オーバロードのメッセージ (No.23133) をクリアすることができます。

2.3.11.2

ステータス・レポーティング関連 プリセット 設定:STATus:PRESet■:STATus:PRESet
説 明
レジスタのプリセット
パラメタ
なし
備考
※本コマンドのクリア対象は以下のレジスタとなります。
- オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 )- オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 )- オペレーション・ステータス・イネーブル・レジスタ- CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 )- CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 )- CH1 オペレーション・ステータス・イネーブル・レジスタ- CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 )- CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 )- CH2 オペレーション・ステータス・イネーブル・レジスタ- クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 )- クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 )- クエスチョナブル・データ・ステータス・イネーブル・レジスタ- ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタ- CH1 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタ- CH2 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

136
136

2.3.11.3

電源投入時のステータスレジスタ クリアフラグ 設定／問合せ
*PSC
■*PSC
□*PSC?
説 明
パワー・オン・ステータス・クリア・フラグの設定 / 問合せ
設定パラメタ<state>::= <INT><INT> → 0:OFF
1:ON

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
*PSC 1
イネーブル・レジスタ等のパワー・オン時の自動クリアを有効に設定

2.3.11.4

ステータス・バイト・レジスタ 問合せ*STB?
□*STB?
説 明ステータス・バイト・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.11.5

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ
*SRE
■*SRE
□*SRE?
説 明
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

137
137

設定例
*SRE 8
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタに 8 を設定

2.3.11.6

スタンダード・イベント・ステータ ス・レジスタ 問合せ*ESR?
□*ESR?
説 明
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.11.7

スタンダード・イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ
*ESE
■*ESE
□*ESE?
説 明
スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
*ESE 8スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタに 8 を設定

2.3.11.8

コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CONDition?
□:STATus:OPERation:CONDition?
説 明
オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

138
138

2.3.11.9

トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:OPERation:NTRansition■:STATus:OPERation:NTRansition□:STATus:OPERation:NTRansition?
説 明
オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:NTRansition 512
オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) のビット 9 に 1 を設定

2.3.11.10 トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:OPERation:PTRansition■:STATus:OPERation:PTRansition□:STATus:OPERation:PTRansition?
説 明
オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:PTRansition 512
オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) のビット 9 に 1 を設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

139
139

2.3.11.11 イベント・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation[:EVENt]?
□:STATus:OPERation[:EVENt]?
説明
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:EVENt?
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの問合せ

2.3.11.12 イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:OPERation:ENABle■:STATus:OPERation:ENABle□:STATus:OPERation:ENABle?
説 明
オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:ENABle 512
オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタのビット 9 に 1 を設定

2.3.11.13 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH1:CONDition?
□:STATus:OPERation:CH1:CONDition?
説 明
CH1 オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

140
140

2.3.11.14 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:NTRansition■:STATus:OPERation:CH1:NTRansition□:STATus:OPERation:CH1:NTRansition?
説 明
CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:CH1:NTRansition 8
CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) のビット 3 に 1 を設定

2.3.11.15 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:PTRansition■:STATus:OPERation:CH1:PTRansition□:STATus:OPERation:CH1:PTRansition?
説 明
CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:CH1:PTRansition 8
CH1 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) のビット 3 に 1 を設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

141
141

2.3.11.16 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH1[:EVENt]?
□:STATus:OPERation:CH1[:EVENt]?
説 明
CH1 オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.11.17 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH1:ENABle■:STATus:OPERation:CH1:ENABle□:STATus:OPERation:CH1:ENABle?
説 明
CH1 オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:CH1:ENABle 8
CH1 オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタのビット 3 に 1 を設定

2.3.11.18 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:OPERation:CH2:CONDition?
□:STATus:OPERation:CH2:CONDition?
説 明
CH2 オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

142
142

2.3.11.19 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:NTRansition■:STATus:OPERation:CH2:NTRansition□:STATus:OPERation:CH2:NTRansition?
説 明
CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:CH2:NTRansition 8
CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) のビット 3 に 1 を設定

2.3.11.20 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:PTRansition■:STATus:OPERation:CH2:PTRansition□:STATus:OPERation:CH2:PTRansition?
説 明
CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:CH2:PTRansition 8
CH2 オペレーション・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) のビット 3 に 1 を設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

143
143

2.3.11.21 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・レジスタ 設定:STATus:OPERation:CH2[:EVENt]?
□:STATus:OPERation:CH2[:EVENt]?
説 明
CH2 オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.11.22 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:OPERation:CH2:ENABle■:STATus:OPERation:CH2:ENABle□:STATus:OPERation:CH2:ENABle?
説 明
CH2 オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:OPERation:CH2:ENABle 8
CH2 オペレーション・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタのビット 3 に 1 を設定

2.3.11.23 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
コンディション・レジスタ 問合せ:STATus:QUEStionable:CONDition?
□:STATus:QUEStionable:CONDition?
説 明クエスチョナブル・データ・ステータス・コンディション・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

144
144

2.3.11.24 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
トランジッション・フィルタ・レジスタ（負） 設定／問合せ:STATus:QUEStionable:NTRansition■:STATus:QUEStionable:NTRansition□:STATus:QUEStionable:NTRansition?
説 明クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:QUEStionable:NTRansition 16
クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 負 ) のビット 4 に 1 を設定

2.3.11.25 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
トランジッション・フィルタ・レジスタ（正） 設定／問合せ:STATus:QUEStionable:PTRansition■:STATus:QUEStionable:PTRansition□:STATus:QUEStionable:PTRansition?
説 明クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:QUEStionable:PTRansition 16
クエスチョナブル・データ・ステータス・トランジッション・フィルタ ( 正 ) のビット 4 に 1 を設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

145
145

2.3.11.26 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:QUEStionable[:EVENt]?
□:STATus:QUEStionable[:EVENt]?
説 明
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.11.27 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:QUEStionable:ENABle■:STATus:QUEStionable:ENABle□:STATus:QUEStionable:ENABle?
説 明
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:QUEStionable:ENABle 16
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・イネーブル・レジスタのビット 4 に 1 を設定

2.3.11.28 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing[:EVENt]?
□:STATus:WARNing[:EVENt]?
説 明
ワーニング・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

146
146

2.3.11.29 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:WARNing:ENABle■:STATus:WARNing:ENABle□:STATus:WARNing:ENABle?
説 明
ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:WARNing:ENABle 512
ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタのビット 9 に 1 を設定

2.3.11.30 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing:CH1[:EVENt]?
□:STATus:WARNing:CH1[:EVENt]?
説 明
CH1 ワーニング・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.11.31 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH1）
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:WARNing:CH1:ENABle■:STATus:WARNing:CH1:ENABle□:STATus:WARNing:CH1:ENABle?
説 明
CH1 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタなし

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

147
147

応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:WARNing:CH1:ENABle 16
CH1 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタのビット 4 に 1 を設定

2.3.11.32 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・レジスタ 問合せ:STATus:WARNing:CH2[:EVENt]?
□:STATus:WARNing:CH2[:EVENt]?
説 明
CH2 ワーニング・イベント・レジスタの問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

2.3.11.33 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ（CH2）
イベント・イネーブル・レジスタ 設定／問合せ:STATus:WARNing:CH2:ENABle■:STATus:WARNing:CH2:ENABle□:STATus:WARNing:CH2:ENABle?
説 明
CH2 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタの設定 / 問合せ
設定パラメタ<value>::= <INT><INT> → 設定値については『３．ステータスシステム』を参照してください。

クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>
設定例
:STATus:WARNing:CH2:ENABle 16
CH2 ワーニング・イベント・イネーブル・レジスタのビット 4 に 1 を設定

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

148
148

2.3.12 チャネル操作 2 チャネル器（WF1948）コマンド詳細
2.3.12.1

2 チャネル器（WF1948）
チャネルモード 設定／問合せ:CHANnel:MODE■:CHANnel:MODE□:CHANnel:MODE?
説 明
チャネル・モードの選択 / 問合せ
設定パラメタINDependent|PHASe|TONE|RATio|DIFFerential
INDependent → 独立
PHASe
→ 2 相
TONE
→ 周波数差一定
RATio→ 周波数比一定
DIFFerential → 差動出力
クエリ・パラメタなし
応答形式
IND|PHAS|TONE|RAT|DIFF※各応答データの意味については設定パラメタを参照
設定例:CHANnel:MODE INDependent
チャネル・モードを独立に設定
備考※本コマンドは 2 チャネル機のみ使用可能

2.3.12.2

2 チャネル器（WF1948）
2 チャネル同値動作 設定／問合せ:INSTrument:COUPle■:INSTrument:COUPle□:INSTrument:COUPle?
説 明
2 チャネル同値設定の選択 / 問合せ
設定パラメタ
ALL|NONE
ALL
NONE

→
→

同値設定 オン同値設定 オフ

クエリ・パラメタなし
応答形式
ALL|NONE※各応答データの意味については設定パラメタを参照

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

149
149

設定例
:INSTrument:COUPle ALL
2 チャネル同値設定を使用
備考※本コマンドは 2 チャネル機のみ使用可能

2.3.12.3

2 チャネル器（WF1948）
周波数差一定モード：周波数差 設定／問合せ:CHANnel:DELTa■:CHANnel:DELTa□:CHANnel:DELTa?
説 明
周波数差一定時の周波数差の設定 / 問合せ
設定パラメタ<frequency>|MINimum|MAXimum<frequency> ::= <REAL>[<eunits>][<units>]<REAL> → 周波数差: (CH2 周波数 － CH1 周波数)，
分解能: 0.01μHz<eunits> ::= M( メガ )|K|U|N<units> ::= HZ
MINimum→ 最小値の設定
MAXimum → 最大値の設定
クエリ・パラメタ[MINimum|MAXimum]
MINimum→
MAXimum →最小値の問合せ最大値の問合せ

応答形式
<NR3>
設定例
:CHANnel:DELTa 1KHZ
周波数差を 1kHz に設定
備考※本コマンドは 2 チャネル機のみ使用可能

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

150
150

2.3.12.4

2 チャネル器（WF1948）
周波数比一定モード：周波数比 設定／問合せ:CHANnel:RATio■:CHANnel:RATio□:CHANnel:RATio?
説 明
周波数比一定時の周波数比の設定 / 問合せ
設定パラメタ<value1>|MINimum|MAXimum,<value2>|MINimum|MAXimum<value1> ::= <INT><INT> → CH1 の周波数比: 1 ～ 9,999,999<value2> ::= <INT><INT> → CH2 の周波数比: 1 ～ 9,999,999
MINimum→ 1
MAXimum → 9,999,999
クエリ・パラメタなし
応答形式<NR1>,<NR1>
設定例:CHANnel:RATio 2,3周波数比を 2:3 に設定
備考※本コマンドは 2 チャネル機のみ使用可能

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

151
151

2.3.13 その他 操作 コマンド詳細
2.3.13.1

機器固有情報 問合せ*IDN?
□*IDN?
説 明
機器の ID 読出し
クエリ・パラメタなし
応答形式<corporation>,<model>,<serial>,<firmware><corporation> → 製造業者 :NF Corporation<model>→ モデル :(例)WF1947<serial>→ シリアル番号 :(例) 1234567<firmware> → ファームウェア・バージョン :(例) Ver1.00

2.3.13.2

エラーメッセージ 問合せ:SYSTem:ERRor?
□:SYSTem:ERRor?
説 明
エラーの問合せ
クエリ・パラメタなし
応答形式<code>,<message><code> ::= <INT><INT> → エラーコード<message> ::= <STR><STR> → エラーメッセージ

2.3.13.3

設定初期化（ステータスレジスタ等をクリアしない）
*RST
■*RST
説 明
設定の初期化
設定パラメタなし

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

152
152

2.3.13.4

動作完了イベントビットのセット
*OPC
■*OPC
説 明
前の全コマンド終了時の OPC ビットへの 1 の設定
設定パラメタなし

2.3.13.5

動作完了時に出力キーに 1 をセット
*OPC?
□*OPC?
説 明前の全コマンド終了時の出力バッファへの 1 の設定
クエリ・パラメタなし

2.3.13.6

コマンド，クエリの実行待ち
*WAI
■*WAI
説 明
前の全コマンド実行の終了待ち
設定パラメタなし

2.3.13.7

自己診断結果 問合せ*TST?
□*TST?
説 明
自己診断結果の問合せ
クエリ・パラメタ
なし
応答形式
<NR1>

→

0

備考
①本器では，常に 0 を応答します。
②外部制御による内部状態のチェックはできません。パネル面の操作で行ってください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

153
153

2.3.13.8

外部基準周波数入力 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:SOURce■[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:SOURce□[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:SOURce?
説 明
基準周波数源の設定 / 問合せ
設定パラメタ
INTernal|EXTernal
INTernal
EXTernal→→

内部クロック
外部基準周波数入力

クエリ・パラメタなし
応答形式
INT|EXT
設定例:SOURce:ROSCillator:SOURce INTernal
基準周波数源を内部クロックに設定
備考※"[1|2]" の有無は動作に影響を与えません。

2.3.13.9

外部基準周波数出力 設定／問合せ[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:OUTPut[:STATe]■[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:OUTPut[:STATe]□[:SOURce[1|2]]:ROSCillator:OUTPut[:STATe]?
説 明
基準周波数出力の設定/問合せ
設定パラメタ<state>::= <BOL><BOL> →
0/OFF : 出力オフ
1/ON : 出力オン

クエリ・パラメタなし
応答形式<NBOL><NBOL> → 0 : 出力オフ
1 : 出力オン
設定例:ROSCillator:OUTPut:STATe ON
基準周波数出力をオンに設定
備考※"[1|2]" の有無は動作に影響を与えません。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

154
154

トリガ / 発振状態制御

2.4

WF1947/WF1948 は，外部制御からトリガを与えるためのコマンド（GET（グループ・エクスキュー
ト・トリガ），「*TRG」と，発振状態を制御するためのコマンド（「:TRIGger[1|2]:SELected:EXEcute」）
を備えています。
これらのコマンドは，表 2.3 のように，発振モードによっては無効な場合があります。無効なコマンドを受信した場合は無視します。
表 2.3 発振モードごとのトリガ / 発振状態制御コマンドの有効性
GET/*TRG/:TRIGger[1|2][:SEQuence][:IMMediate]:TRIGger[1|2]:SELected:EXEcute

連続

無効

無効

変調

無効

有効

連続

無効

有効

単発

有効

有効

ゲーテッド単発

有効有効オートバースト無効

無効

トリガバースト

有効

無効

ゲート

無効

無効

トリガドゲート

有効

無効

発振モード

スイープ

バースト

上記コマンドのうち，GET および「*TRG」については，CH1 を対象とするものでありチャネルの指定はできません。但し，2 チャネル同値設定が ON の場合，CH1 と CH2 が対象となります（WF1948
のみ）。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

155
155

2.5

システム単位

システム単位とは，外部制御による周波数，振幅等のパラメタの設定 / 問合せでデフォルトの単位となるものです。システム単位を変更しても筐体画面には反映されません。パラメタ設定で単位を省略した場合，単位としてシステム単位が指定されたものとして解釈し実行します。また，パラメ
タ問合せの際には，システム単位に基づいて応答メッセージを返します。
例えば，振幅のシステム単位が Vrms だった場合，本器は以下のように振幅を設定します。
単位を Vp-p に指定した場合：:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0Vpp→ 指定の単位でコマンド解釈するため，振幅を 1.0Vp-p に設定します。
単位を省略した場合：:SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1.0→ 単位としてシステム単位が指定されているものとしてコマンド解釈するため，振幅を 1.0Vrms に設定します。

システム単位を設定するには，以下のコマンドを使用します。
周波数のシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:FREQuency:UNIT
振幅のシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:AMPLitude:UNIT
DC オフセット，ハイレベルおよびローレベルのシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT[:SOURce[1|2]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT※DC オフセット，ハイレベルおよびローレベルは 1 つのシステム単位を共用しています。上記，3つのコマンドは同一の機能となります。
位相のシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:PHASe:UNIT
方形波 / パルスのデューティのシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:PULSe:DCYCle:UNIT
周期のシステム単位設定：[:SOURce[1|2]]:PULSe:PERiod:UNIT

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

156
156

3.

ステータスシステム

3.1 ステータス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ ······························································ 158
3.2 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ ············································ 160
3.3 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ /クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ ········································ 161
3.4 ワーニング・イベント・レジスタ・グループ ·································································· 170
3.5 その他 ······················································································································· 172

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

157
157

WF1947/WF1948 は，IEEE488.2 で定義されているステータス・レポーティング機能を搭載しています。

3.1

ステータス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ

サービス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの構成を，図 3.1 に示します。

ステータス・バイト・レジスタ

RQS
サービス
リクエスト
生成

7
CPR

6

5
ESB

4
MAV

3
QUE

2
ERR

1
WAR

0

MSS

&

&
論
理
和

&
&
&
&
&

7

5

4

3

2

1

0

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ

図 3.1 ステータス・バイト・レジスタとサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

158
158

3.1.1 ステータス・バイト・レジスタ
ステータス・バイト・レジスタの各ビットの内容を，表 3.1 に示します。
表 3.1
ビット

重み

ステータス・バイト・レジスタ

記号

内容
（未使用）

0
1

2

WAR

ワーニング・イベント・レジスタ・サマリ

2

4

ERR

エラー・キュー・サマリ

3

8

QUE

クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・サマリ

4

16

MAV

メッセージ・キュー・サマリ

5

32

ESB

イベント・サマリ・ビット

664

RQS/MSS

7

128

OPR

リクエスト・サービス / マスタ・サマリ・ステータス
オペレーション・ステータス・レジスタ・サマリ

ステータス・バイト・レジスタは，*CLS コマンドを受信した場合にクリアされます。

3.1.2 サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタは，図 3.1 に示されるサービス・リクエストを発生させるステータス・バイト・レジスタ内のサマリ・ビットの選択に使用します。サービス・リクエ
スト・イネーブル・レジスタは，パワー・オン・ステータス・クリア・フラグ (*PSC で設定) が TRUEの状態で電源が投入された場合にクリアされます。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

159
159

3.2

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループを，図 3.2 に示します。
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ
スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ

PON

7

7

URQ

6

6

CME

5

5

EXE

4

4

DDE

3

3

QYE

2

2

RQC

1

1

OPC

0

0

論
理
和

イベント・サマリ・ビット（ESB）

図 3.2 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・グループ

3.2.1 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの各ビットの内容を，表 3.2 に示します。
表 3.2

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ

ビット

重み

記号

内容

0

1

OPC

オペレーション完了

1

2

RQC

要求コントロール

2

4

QYE

問合せエラー

38DDE装置に固有のエラー

4

16

EXE

実行エラー

5

32

CME

コマンドエラー

6

64

URQ

ユーザ要求

7

128

PON

電源投入

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタは，*ESR? クエリもしくは *CLS コマンドを 受信した場合にクリアされます。

3.2.2 スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ
スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタは，図 3.2 に示されるように，スタン ダード・イベント・ステータス・レジスタのビットの選択に使用し，その選択されたビットの状
態を ステータス・バイト・レジスタの ESB に反映させるものです。

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタは，パワー・オン・ステータス・ク
リア・フラグ (*PSC で設定) が TRUE の状態で電源が投入された場合にクリアされます。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

160
160

3.3

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ /クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ

オペレーション・ステータス・レジスタ・グループとクエスチョナブル・データ・ステータス・レ
ジスタ・グループの構成を，図 3.3 に示します。
コンディション・レジスタ
トランジション・フィルタ・レジスタ
イベント・レジスタ

15

15

15

15

14

14

14

14

:
:

:
:

:
:

:
:

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

イベント・イネーブル・レジスタ

&

15
14

&

:
:

&

2
&

1
&

0

論 理 和

ステータス・バイト・レジスタ（サマリ・ビット）

図 3.3 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ /クエスチョナブル・データ・ ステータス・レジスタ・グループ

3.3.1 各レジスタの概要

3.3.1.1

コンディション・レジスタ

コンディション・レジスタは，WF1947/WF1948 の現在の状態を表すものです。なお，コンディショ
ン・レジスタに対するクエリを受信した場合でもクリアされません。

3.3.1.2

トランジッション・フィルタ・レジスタ

トランジッション・フィルタ・レジスタは，イベント・ビットの遷移を決定するためのものです。
トランジッション・フィルタの設定とイベント・レジスタの遷移との関係を，表 3.3 に示します。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

161
161

表 3.3

トランジッション・フィルタとイベント・レジスタの遷移

正のトランジッション・フィルタ の各
ビットの設定負のトランジッション・フィルタ の各
ビットの設定イベント・レジスタのビットを1 にするためのコンディション・
レジスタの遷移

1

0

0 → 1

0

1

1 → 0

1

1

0 → 1 or 1 → 0

00

イベント・レジスタのビットは 1になりません。

トランジッション・フィルタ・レジスタは，:STATus:PRESet コマンドを受信した場合，あるいはパワー・オン・ステータス・クリア・フラグ (*PSC で設定) が TRUE の状態で電源が投入された場合にクリアされます。

3.3.1.3

イベント・レジスタ

イベント・レジスタは，トランジッション・フィルタ・レジスタの設定に応じて，コンディション・
レジスタの変化を反映させるものです。イベント・レジスタは，イベント・レジスタに対するクエリもしくは *CLS コマンドを受信した場合にクリアされます。

3.3.1.4

イベント・イネーブル・レジスタ

イベント・イネーブル・レジスタは，サマライズするイベント・レジスタ内のビットの選択に使用するレジスタです。
イベント・イネーブル・レジスタは，図 3.3 に示されるように，イベント・レジスタのビットの選択に使用し，その選択されたビットの状態をステータス・バイト・レジスタのサマリ・ビットに反映させるものです。
イベント・イネーブル・レジスタは，:STATus:PRESet コマンドを受信した場合，あるいはパワー・オン・ステータス・クリア・フラグ (*PSC で設定) が TRUE の状態で電源が投入された場合にクリアされます。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

162
162

3.3.2 オペレーション・ステータス・レジスタ・グループ
オペレーション・ステータス・レジスタ・グループを，図 3.3 に示します。レジスタ・セットをチ
ャネルごとに 1 セット，それらをサマライズするためのレジスタ・セットを 1 セット持ちます。各
オペレーション・ステータス・レジスタの内容を，表 3.4 と表 3.5 に示します。
表 3.4
ビット

オペレーション・ステータス・レジスタ

重み

内容

0

( 不使用 )

1

( 不使用 )

2

( 不使用 )

3

( 不使用 )

4

( 不使用 )

5

( 不使用 )

6

( 不使用 )

7

( 不使用 )

8

( 不使用 )

9512

CH1 オペレーション・ステータス・レジスタ・サマリ

10

1024

CH2 オペレーション・ステータス・レジスタ・サマリ

11( 不使用 )

12

( 不使用 )

13

( 予約 )

14( 予約 )

15

常に 0

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

163
163

表 3.5ビット

CH1(CH2) オペレーション・ステータス・レジスタ

重み

内容

0

（未使用）

1

（未使用）

2

（未使用）

3

（未使用）

4

（未使用）

5

（未使用）

6

（未使用）

7

128

変調 / スイープ / バースト：STOP
Stop 状態や Conflict 状態など発振モード本来の発振をしていない状態を表します。
また，Run 状態であっても，トリガバーストにおけるトリガ遅延期間や，トリガドゲートでゲートが閉じてからの半波，全波の発振期間中も 1 に
なります。

8

256

連続発振 / 変調 / スイープ / バースト：RUN
Run 状態および Hold 状態を表します。

9512

スイープ：HOLD
Hold 状態を表します。

10

1024

スイープ / バースト：TRIGGER WAIT
TrigWait 状態を表します。

11

2048

変調 / スイープ / バースト：CONFLICTConflict 状態を表します。

12

（未使用）

13

（未使用）

14

（未使用）

15

常に 0

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

164
164

表 3.5 の各ビットと出力波形の関係を，以下に示します。

3.3.2.1

連続発振

Run

機器の状態

STOP

1
0

RUN

1
0

HOLD

1
0

TRIGGER
WAIT

1
0

CONFLICT

10

図 3.4 連続発振時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

3.3.2.2

変調

Confilct

Run

Stop

Stop

機器の状態

制約解除

STOP

1
0

RUN

1
0

HOLD

1
0

TRIGGER
WAIT

1
0

CONFLICT

10[START][STOP]

図 3.5 変調時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

165
165

スイープ

3.3.2.3

機器の状態

TrigWait

Confilct

Run

TrigWait

Run

TrigWait

Run

Hold

Run

TrigWait

Stop 値

Start 値

制約解除

STOP

1
0

RUN

1
0

HOLD

1
0

TRIGGER
WAIT

1
0

CONFLICT

10[START][STOP][START] [STOP][START] [HOLD][RESUME] [STOP]

図 3.6 単発スイープ，ゲーテッド単発スイープ時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

Confilct

機器の状態

Run

Stop

Hold

Run

Stop

Stop 値

Start 値

制約解除

STOP

1
0

RUN

1
0

HOLD

1
0

TRIGGER
WAIT

1
0

CONFLICT

10[START][STOP][HOLD][RESUME] [STOP]

図 3.7 連続スイープ時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

166
166

バースト

3.3.2.4

Run

Confilct

機器の状態
Stop 値

Start 値

制約解除

STOP

1
0

RUN

1
0

HOLD

1
0

TRIGGER
WAIT

1
0

CONFLICT

10

図 3.8 オートバースト時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

Confilct

機器の状態

TrigWait

DELAY

制約解除

STOP

1
0

RUN

1
0

HOLD

1
0

TRIGGER
WAIT

1
0

CONFLICT

10

TRIGGERRun

TrigWait

Run

TrigWait

DELAY

TRIGGER

図 3.9 トリガバースト時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

167
167

Confilct

Stop

Stop

Run

Stop

Run

機器の状態

制約解除

ゲート信号

1
0

STOP

1
0

RUN

1
0

HOLD

1
0

TRIGGER
WAIT

1
0

CONFLICT10

図 3.10 ゲート時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

機器の状態

Confilct

TrigWait

制約解除 TRIGGER

STOP

1
0

RUN

1
0

HOLD

1
0

TRIGGER
WAIT

1
0

CONFLICT

10

Run

TrigWait

TRIGGER

TRIGGERRun

TrigWait

TRIGGER

図 3.11 トリガドゲート時の出力とオペレーション・ステータス・レジスタ (ビット 7-11) の関係

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

168
168

3.3.3 クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ・グループ
クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタの内容を，表 3.6 に示します。
表 3.6
ビット

重み

0

1

クエスチョナブル・データ・ステータス・レジスタ
内容
オーバロード (CH1)

1

（未使用）

2

（未使用）

3

（未使用）

4

16

（未使用）

5
6

64

256

キャリブレーションできていない状態を表します。
（未使用）

9
10

外部基準クロック無し
（未使用）

7
8

過熱検出

1024

オーバロード (CH2)

11

（未使用）

12

（未使用）

13

（未使用）

14

（未使用）

15

常に 0

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

169
169

3.4

ワーニング・イベント・レジスタ・グループ

ワーニング・イベント・レジスタ・グループを，表 3.7 に示します。レジスタ・セットをチャネル
ごとに 1 セット，それらをサマライズするために 1 セットの計 3 セットから構成されています。
イベント・レジスタ

イベント・イネーブル・レジスタ

&

15

15
14

&

14

:
:

:
:
&

2

2
1

&

1

&

0

0

論 理 和

ステータス・バイト・レジスタ（サマリ・ビット）

図 3.12 ワーニング・イベント・ステータス・レジスタ・グループのモデル

3.4.1 イベント・レジスタ
ワーニング・イベント・レジスタ及び CH1(CH2) ワーニング・イベント・レジスタの各ビットの内容を，表 3.7 及び表 3.8 に示します。
ここで，表 3.8 の用語の意味は次の通りです。
チャネルモードパラメタ：
周波数差および周波数比を意味します。
波形パラメタ：デューティ可変範囲，波形極性，振幅範囲，ランプ波のシンメトリ，その他パラメタ可変波形に固有のパラメタを意味します。
基本パラメタ：
周波数，周期，位相，振幅，DC オフセット，ハイレベル，ローレベル，デューティ，パルス幅および立ち上がり／立ち下がり時間を意味します。
その他のパラメタ：
チャネルモード，チャネルモードパラメタ，波形，波形パラメタ，基本パラメタ及びシステム単位
以外のパラメタを意味します。

なお，ワーニング・イベント・レジスタは，外部制御による機器の状態変化を表すものであり，パネル操作による機器の状態変化を表すものではありません。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

170
170

表 3.7 ワーニング・イベント・レジスタ
ビット

重み

内容

0

（未使用）

1

（未使用）

2

（未使用）

3

（未使用）

4

（未使用）

5

（未使用）

6

（未使用）

7

（未使用）

8

（未使用）

9

512

CH1 ワーニング・イベント・レジスタ・サマリ

10

1024

CH2 ワーニング・イベント・レジスタ・サマリ

11

（未使用）

12

（未使用）

13

（未使用）

14

（未使用）

15

常に 0

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

171
171

表 3.8 CH1(CH2) ワーニング・イベント・レジスタ
ビット

重み

内容

0

1

チャネルモードまたはチャネルモードパラメタの変更によって，波形または波形パラメタが変更されました。

1

2

チャネルモードまたはチャネルモードパラメタの変更によって，基本パラメタが変更されました。

2

4

チャネルモードまたはチャネルモードパラメタの変更によって，発振モードが変更されました。

3

8

チャネルモードまたはチャネルモードパラメタの変更によって，その他のパラメタが変更されました。

4

16波形または波形パラメタの変更によって，チャネルモードまたはチャネルモードパ
ラメタが変更されました。

532

波形または波形パラメタの変更によって，基本パラメタが変更されました。

664

波形または波形パラメタの変更によって，発振モードが変更されました。

7128

波形または波形パラメタの変更によって，その他のパラメタが変更されました。

8256

基本パラメタ（周波数，周期，位相，振幅，DC オフセット，ハイレベルおよびローレベル）の変更によって，その他の基本パラメタが変更されました。

9512

基本パラメタ（デューティおよびパルス幅）の変更によって，その他の基本パラメ
タが変更されました。

10

1024

基本パラメタ（立ち上がり時間および立ち下がり時間）の変更によって，その他の
基本パラメタが変更されました。

11

2048

基本パラメタの変更によって，その他のパラメタが変更されました。

12

4096

システム単位が変更されました。
（未使用）

13
14

16384

15

その他のパラメタが変更されました。
常に 0

イベント・レジスタは，イベント・レジスタに対するクエリもしくは *CLS コマンドを受信した場合にクリアされます。

3.4.2 イベント・イネーブル・レジスタ
イベント・イネーブル・レジスタは，サマライズするイベント・レジスタ内のビットの選択に使用するレジスタです。
イベント・イネーブル・レジスタは，:STATus:PRESet コマンドを受信した場合，あるいはパワー・オン・ステータス・クリア・フラグ (*PSC で設定) が TRUE の状態で電源が投入された場合にクリアされます。

3.5

その他

WF1947/WF1948 は，エラーキューとメッセージ・キューを備えています。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

172
172

4.

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

エラーメッセージ

173
173

外部から制御しているときにエラーが発生すると，エラーキューにエラー番号が格納されます。このエラー番号とそれに対応するメッセージ及びエラーの内容は，表 4.1 の通りです。エラー番号とメッセージは，“:SYSTem:ERRor?”で問合せることができます。
表 4.1
エラー番号

メッセージ

エラー番号，メッセージおよびその内容
内容（（ ）内の数字は画面表示されるエラーコード）-102

Syntax error

受信文字列中に誤った構文があります。

-108

Parameter not allowed

パラメタが多すぎます。

-109

Missing parameter

パラメタが不足しています。

-110

Command header error

ヘッダに誤りがあります。

-111

Header separator error

ヘッダのキーワード・セパレータに誤りがあります。

-113

Undefined header

受信文字列中に無効なヘッダが含まれています。

-120

Numeric data error

数値パラメタに誤りがあります。

-130

Suffix error

数値パラメタのサフィックスに誤りがあります。

-140

Character data error

ディスクリート・パラメタに誤りがあります。

-150

String data error

文字列パラメタに誤りがあります。

-160

Block data error

ブロック・パラメタに誤りがあります。

-200

Execution error

コマンドが実行できません。 以下の場合，当該エラーが発生します。
• 機器の状態により，“*CLS ” が実行できなかった場合• 機器の状態により，“*RST ” が実行できなかった場合• 上記の他，実行できなかった場合-211

Trigger ignored

GET（グループ・エクスキュート・トリガ），“*TRG ”，その他ト リガに関するコマンドを無視しました。 以下の場合，当該エラーが発生します。
• 機器の状態により，制御コマンドを無視した場合-220

Parameter error

パラメタに誤りがあります。 以下の場合，当該エラーが発生します。
• 数値パラメタのプレフィックス / 単位に誤りがあった場合• 機器の状態により，指定された単位が使用できない場合• 任意波形の名前が 20 文字を超えていた場合• 任意波形の名前にダブル・クォーテーション（”）が入っていた場合• 任意波形のデータ点数が正しくなかった場合使用されている波形の数が 128 を超えているか，
総量が 512KW を超えている場合

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

174
174

エラー番号

メッセージ

内容（（ ）内の数字は画面表示されるエラーコード）-221

Settings conflict

正しい構文のパラメタを受け付けましたが，機器の状態により， 実行
できません。
以下の場合，当該エラーが発生します。
• 機器が周波数スイープでないためにスイープファンクションをログに設定できなかった場合• 任意波形のエディットメモリに対して配列形式の任意波形データを設定しようとした場合• 任意波形データの配列 / 制御点形式の指定に誤りがあった場合• 2 チャネル同値設定において，他方のチャネルの制約のため
指定のチャネルの設定が出来なかった場合（22039）。
• 外部変調 / 加算入力コネクタが外部加算用に使用されているために外部変調用に使用できなかった場合（23129）• 外部変調 / 加算入力コネクタが外部変調用に使用されているために外部加算用に使用できなかった場合（23130）-222

Data out of range

正しい構文のパラメタを受け付けましたが，範囲外の値であるため実行できません。
以下の場合，当該エラーが発生します。
• ステータス・システムの各レジスタに対して範囲外の値が設定された場合• 周波数比 N/M に 0 が設定された場合• ユーザ定義単位の m/n に範囲外の値が設定された場合• 1 チャネル機において，CH2 の標準波形がメモリにコピーされた場合• 設定範囲外の値を設定しようとした場合（23045）-225

Out of memory

実行するためのメモリが不十分です。 以下の場合，当該エラーが発生します。
• メモリが足りず任意波形データを保存できなかった場合-290

Memory use error

メモリに関するエラーが起こったため，実行できません。 以下の場合，
当該エラーが発生します。
• 任意波形番号で空のメモリを指定した場合• 現在出力中あるいは使用中の任意波を削除しようとした場合（32004）-291

Out of memory

指定のメモリがありません。 以下の場合，当該エラーが発生します。
• 任意波番号で 0 ～ 128 以外の値が指定された場合-310

System error

本器の故障です。 以下の場合，当該エラーが発生します。
• 内部エラーが発生した場合（24135，24136，35005）-350

Queue overflow

エラーが発生しましたが，エラー・キューに入りきらないために エラーが破棄されました。

-410

Query INTERRUPTED

新たな応答メッセージがメッセージ・キューに入ったために以前 の応答メッセージが削除されました。

-420

Query UNTERMINATED

トーカ指定されましたが，メッセージ・キューに応答メッセージ がありま
せん。

-440

Query UNTERMINATED
after indefinite response

受信文字列中の “*IDN? ” の後に，クエリがありました（“*IDN? ”
は受信文字列中の最後のクエリでなければなりません）。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

175
175

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

176
176

5.

仕様

5.1 インタフェース機能····································································································· 178
5.2 インタフェースメッセージに対する応答 ········································································ 178
5.3 マルチラインインタフェースメッセージ ········································································ 179

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

177
177

5.1

インタフェース機能
表 5.1
ファンクション

サブセット

内

容

ソースハンドシェーク

SH1

送信ハンドシェイク全機能あり

アクセプタハンドシェイク

AH1

受信ハンドシェイク全機能あり

トーカ

T6

基本的トーカ機能，MLA によるトーカ解除あり

リスナ

L2

基本的リスナ機能あり

サービスリクエスト

SR1

サービスリクエスト全機能あり

リモート / ローカル

RL1

リモートローカル全機能あり

パラレルポール

PP0

パラレルポール機能なし

デバイスクリア

DC1

デバイスクリア全機能あり

デバイストリガ

DT1

デバイストリガ機能あり

コントローラC0

コントローラ機能なし

表 5.2
ファンクション

5.2

USB のインタフェース機能

GPIB のインタフェース機能

サブセット

内

容

ソースハンドシェーク

SH1

送信ハンドシェイク全機能あり

アクセプタハンドシェイク

AH1

受信ハンドシェイク全機能あり

トーカ

T6

基本的トーカ機能，MLA によるトーカ解除あり

リスナ

L4

基本的リスナ機能，MTA によるリスナ解除あり

サービスリクエスト

SR1

サービスリクエスト全機能あり

リモート / ローカル

RL1

リモートローカル全機能あり

パラレルポール

PP0

パラレルポール機能なし

デバイスクリア

DC1

デバイスクリア全機能あり

デバイストリガ

DT1

デバイストリガ全機能あり

コントローラC0

コントローラ機能なし

インタフェースメッセージに対する応答
表 5.3
IFC

DCL および SDC

インタフェースメッセージに対する応答・インタフェースを初期化します。
・指定されているリスナ，トーカを解除します。
・入出力バッファをクリアする。
・エラーをクリアする。
・SRQ 発信を解除し，ステータスバイト内の要因となったビットをリセットします。
・SRQ 発信を禁止します。

LLO

・パネルの LOCAL キー ( ソフトウェアキー ) 操作を無効にします。

GTL

・ローカル状態にします。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

178
178

5.3

マルチラインインタフェースメッセージ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

179
179

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

180
180

6.

外部制御の互換性について

6.1 概要 ······················································································································· 182
6.2 旧WF194xシリーズコマンド対応一覧 ············································································ 188
6.3 個別コマンド説明（旧WF194xシリーズとの互換）·························································· 196

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

181
181

6.1

概要

本章は，WF1947/WF1948 の外部制御における，当社，WF シリーズの互換性について説明するものです。
■旧製品 WF194x※1 シリーズ（以降，旧 WF194x シリーズと略します。）
WF1947/WF1948 のタイプ１形式のコマンド体系をサポートしています。（一部を除く）
一部制約などについては「6.1.1 外部制御インタフェース（旧WF194xシリーズとの互換）」以降
で，詳細を説明しています。
※１）旧 WF194x シリーズの対象機種は，以下のとおりです。
WF1943 / WF1944 / WF1945 / WF1946
WF1943A / WF1944A / WF1945A / WF1946A
WF1943B / WF1944B / WF1945B / WF1946B■WF1973/WF1974
WF1973/WF1974 とは，外部制御インタフェース及びコマンドに互換があります。
装備している出力チャネル数により，1ch 器 WF1973 が WF1947，2ch 器 WF1974 が WF1948 として，同様に制御することができます。
機器情報問合せ（*IDN?）の返答文字列のモデル名は変更されます。
WF1947 もしくは WF1948 になります。
以下の機能については，WF1947/WF1948 に装備されておりませんので，コマンドも未対応です。
【未対応コマンド】
・シーケンス機能関連のコマンド・PWF パラメタ可変波形設定に関するコマンド・マルチ I/O 関連のコマンド

機器の詳細機能については，別冊，「WF1947/WF1948 取扱説明書（操作編）」をご覧ください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

182
182

6.1.1 外部制御インタフェース（旧 WF194x シリーズとの互換）【GPIB】
PC 等のコントローラ側 GPIB 設定にて，コマンド送出時の，EOI の出力設定を必ず行ってください。EOI の出力設定が行われていない場合，コマンド実行を行いません。
その他の接続仕様などに変更はありません。
【USB】
外部制御機器との USB 接続仕様において，旧 WF194x シリーズでは，USB488 仕様の接続でしたが，WF1947/WF1948 は，USB-TMC 仕様に変更されています。
外部制御にお使いの PC の USB ドライバソフトウェアの変更が必要になります。
USB-TMC の USB ID について
USB ID は次のフォーマットで表されます。
USB0::[Vendor 番号]::[Product 番号]::[Serial 番号]::INSTR
Vendor 番号：3402 (0x0D4A) 固定

Product 番号：

13 (0x000D) / WF1947，

Serial 番号：

製品個体毎に一意の番号（シリアル番号）が設定されています。

14 (0x000E) / WF1948

USB-TMC 仕様のドライバソフトウェアのインストール方法等につきましては，「１．使用前の準備」を参照してください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

183
183

【USB のプログラミングの違い】
下表に，主要なプログラミング用 API の比較を示します。
USB-TMC は，VISA のプログラミングインタフェースを使うことができます。
USB488 で使用していた API と同等の VISA の API が用意されています。
USB-TMCVISA プログラミング

USB488
UsbOpenDevice( )viOpen( )UsbDevClear( )viClear( )UsbEnableRemote( )viGpibControlREN( )UsbSendTextData( )viWrite( )UsbRecieveTextData( )viRead( )UsbCloseDevice( )viClose( )USB488 から，デバイス個体の認識 ID の指定方法が異なります。
アドレス番号の指定から，以下のような VISA リソース名の形式になります。
【旧 WF194x シリーズの例】
2【WF1947 の例：VISA リソース名

形式】

USB0:: 0x0D4A:: 0x000D::[Serial 番号]::INSTR

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

184
184

6.1.2 コマンド全般に関する差異（旧 WF194x シリーズとの互換）
旧 WF194x シリーズと WF1947/WF1948 のコマンド混在使用はチャネル設定の概念が異なることから，お勧めしていませんが，一部のコマンドについては，WF1947/WF1948 のコマンドへ置換えを行う必要があります。 置換えが必要なコマンドについては，コマンドごとの詳細説明に置換えの情報を記載しています。
旧 WF194x シリーズのタイプ２形式コマンドには対応していません。
旧 WF194x シリーズコマンドに対応する，WF1947/WF1948 コマンドへ置き換えてください。

【チャネル同期の違い】
旧 WF194x シリーズでは，トリガ動作において２チャネル同期を行うことができましたが，WF1947/WF1948 では，疑似的なチャネル同期になります。
【ステータスシステム】
オペレーションイベントステータスレジスタの内容が異なります。
オーバーロードイベントステータスレジスタの内容が異なります。
ワーニングイベントステータスレジスタの内容が異なります。
システムでレジスタのステータスビットを参照するプログラミングをされている場合は各レジスタ割り当てられた，対応のビットを参照するよう変更してください。
詳細は，「３．ステータスシステム」を参照してください。
【パラメタ指定】
コマンドのパラメタを指定する際は，必ず，コマンドとパラメタの間に空白文字（コード：32）を入れてください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

185
185

6.1.3 コマンドで制約があるもの（旧 WF194x シリーズとの互換）
旧 WF194x シリーズのコマンド使用する上で，一部制約があるコマンドがあります。
以下，その内容を示します。コマンド表記はタイプ１コマンドで示します。
コマンド毎の詳細は，「 6.3 個別コマンド説明」をご覧ください。
【WF1947/WF1948 のコマンドとして認識されるコマンド】
旧 WF194x シリーズのタイプ２形式のコマンドを，WF1947/WF1948 のコマンドと置き換えた場
合に，動作が異なるようでしたら，互換コマンドの旧 WF194x シリーズのタイプ１形式のコマンドに置換えてください。対応状況については，「6.2

旧WF194xシリーズコマンド対応一覧」の互換対応の項目を参照してください。
【動作に一部制約があるコマンド】
(ACP)

標準波形

上りのこぎり波，下りのこぎり波のコピーは，その時に設定されているシン

メトリ値の三角波がコピーされます。
(ARB/ARW) 任意波形の転送 ASCII モードにのみ対応しています。1024 バイト以上のデータを転送する場合は，先頭に ARB／ARW の付加が必要です。
(ORG) 出力レンジの設定が自動レンジのみ対応しています。
(MRK) マーク波数の設定

オートバースト，トリガバーストの設定時のみ対応します。

(TRE) リモート時の外部トリガ入力コネクタの状態で，スイープ，バーストモードのみ対応。
(TRG) ゲート発振モードには対応していません。
(RST) コマンド実行時，出力オフされます。
(BRO/MDO/SWO) 両チャネル共通に設定している場合に，周波数や振幅を変更するコマンドを設定すると両チャネル共通の設定になります。
(SFC）スイープファンクション方形波状，正弦波状スイープは異なる実現方法による設定／問合せ。
【パラメタの指定方法に変更が必要なコマンド】(DDV) パルス幅変調の偏差を１／２にして設定する必要があります。
(ODV) DC オフセット偏差を１／２にして設定する必要があります。
(PDV) 位相偏移設定は 180.000deg までで設定する必要があります。
(STO) メモリ番号は，1～10 の範囲で設定／問合せする必要があります。
(RCL) メモリ番号は，1～10 の範囲で設定／問合せする必要があります。
(MCO) メモリ番号は，1～10 の範囲で設定／問合せする必要があります。
(MDL) メモリ番号は，1～10 の範囲で設定／問合せする必要があります。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

186
186

【問合せ時の応答データに変更があるコマンド】(?ALT) 任意波形メモリ番号 0 に該当する名前は，<Edit Memory>の固定文字列が返されます。
(?ERR) WF1947/WF1948 の対応するエラーメッセージ内容を返します。
(?MCO) 設定したメモリコメントは記録されません。
(?IDT) ID の読み出し

WF1947/WF1948 の ID を返します。

【WF1947/WF1948 のコマンド置換えが必要なコマンド】(?VSC/VSE/?VC1/?VC2/VE1/VE2) オーバーロードのステータスレジスタの設定／問合せ。
(SYT) SYNCOUT の出力選択で，変調発振モードの FSK，PSK，AMSC の設定／問合せ。
【機能しないコマンド】(WAI) WAI 対象コマンドが存在しません。
(OPC) OPC 対象コマンドが存在しません。
(HLE) スイープポーズ入力コネクタが存在せず，機能しません。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

187
187

6.2

旧 WF194x シリーズコマンド対応一覧

旧 WF194x シリーズのコマンド一覧を示します。

コマンド一覧表の各項目は，以下の内容を示しています。
【機能】コマンドの機能【タイプ１】旧 WF194x シリーズのタイプ１形式の設定／問合せ コマンド
【タイプ２】旧 WF194x シリーズのタイプ２形式の設定／問合せコマンド
問合せ，コマンドの最後に ? を付加します。
小文字の箇所を省略可能です。
【互換対応】◎ ：互換対応しています。
○ ：タイプ２形式のコマンドは，WF1947/WF1948 のコマンドとし扱われ
旧 WF194x シリーズの動作と異なるかコマンドが受け付けられない場合があります。
動作が異なる場合は，タイプ１形式のコマンドに置換えてください。
● ：一部動作に制約があります。
□ ：パラメタ指定方法で変更があります。
■ ：問合せ時，応答データに変更があります。
△ ：WF1947/WF1948 のコマンドに置き換えが必要です。
▲ ：コマンドエラーは発生しませんが，機能しません。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

188
188

機 能

タイプ１

タイプ２（参考）

互換対応

出力オン／オフ選択

SIG／?SIG:OUTPut:STATe○

チャネルモード選択 ＊1

CMO／?CMO:CHANnel:MODE○

チャネル選択 ＊1

CHA／?CHA:CHANnel◎

同時設定 ＊1

CPL／?CPL:INSTrument:COUPle◎

発振モード選択

OMO／?OMO:SOURce:MODE◎

FRQ／?FRQ:FREQuency

○

単位選択

FRU／?FRU:FREQuency:UNIT

○

ユーザ単位

UFU／?UFU:FREQuency:USER○

AMV／?AMV:VOLTage○

単位選択

AMU／?AMU:VOLTage:UNIT

○

ユーザ単位

UAU／?UAU:VOLTage:USER○

DC オフセット

OFS／?OFS:VOLTage:OFFSet○

単位選択 ＊3

OFU／?OFU:VOLTage:OFFSet:UNIT

○

ユーザ単位

UOU／?UOU:VOLTage:OFFSet:USER○

PHS／?PHS:PHASe○

単位選択

PHU／?PHU:PHASe:UNIT

○

ユーザ単位

UHU／?UHU:PHASe:USER○

DTY／?DTY:PULSe:DCYCle

○

単位選択

DTU／?DTU:PULSe:DCYCLe:UNIT

○

ユーザ単位

UDU／?UDU:PULSe:DCYCLe:USER○

PUW／?PUW:PULSe:WIDTh○PWU／?PWU:PULSe:WIDTh:UNIT◎

PRD／?PRD:PULSe:PERiod○

単位選択 ＊2

PRU／?PRU:PULSe:PERiod:UNIT

○

ユーザ単位

UPU／?UPU:PULSe:PERiod:USER○

HIV／?HIV:VOLTage:HIGH○

HVU／?HVU:VOLTage:HIGH:UNIT○

LOV／?LOV:VOLTage:LOW○

LVU／?LVU:VOLTage:LOW:UNIT○

ENTRY 関係
周波数

振幅

位相

デューティ

パルス幅
単位選択 ＊2
周期

ハイレベル
単位選択 ＊3
ローレベル
単位選択 ＊3＊1：WF1948 のみ＊2：パルス幅，周期の単位選択は同じ値に設定されます。
＊3：DC オフセット，ハイレベル，ローレベルの単位選択は同じ値に設定されます。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

189
189

機 能

タイプ１

タイプ２（参考）

互換対応

2TONE 時の周波数差 ＊1

FDI／?FDI:CHANnel:DELTa○

RATIO 時の周波数比 ＊1

FRA／?FRA:CHANnel:RATio

○

波形選択

FNC／?FNC:FUNCtion:SHAPe○

バーストタイプ選択

BTY／?BTY:BM:TYPE◎

トリガ／ゲートソース選択

TRS／?TRS:BM:SOURce◎

内部トリガ周期

BIR／?BIR:BM:INTernal:RATE◎

トリガ信号極性選択

BES／?BES:BM:SLOPe◎

CH 2 外部トリガ選択 ＊1

BEC／?BEC:BM:EXTernal:CHANnel◎

トリガディレイ

TRD／?TRD:BM:DELay

◎

マーク波数

MRK／?MRK:BM:MARK◎

スペース波数SPC／?SPC:BM:SPACe◎

ストップレベル

BSV／?BSV:BM:SLEVel◎

BSS／?BSS:BM:SLEVel:STATe◎

ﾄﾘｶﾞ操作 ﾁｬﾈﾙ独立／共通の選択 *1

BRO／?BRO:BM:OCOMmon●

SYNC OUT の出力選択

SYT／?SYT:OUTPut:SYNC:TYPE●

スイープタイプ選択

STY／?STY:SWEep:TYPE◎

ｽｲｰﾌﾟﾄﾘｶﾞｿｰｽ選択（ｼﾝｸﾞﾙ/ｹﾞｰﾃｯﾄﾞｽｲｰﾌﾟ）

SGS／?SGS:SWEep:SOURce◎

内部トリガ周期（ｼﾝｸﾞﾙ/ｹﾞｰﾃｯﾄﾞｽｲｰﾌﾟ）

SIR／?SIR:SWEep:INTernal:RATE◎

ﾄﾘｶﾞ信号極性選択（ｼﾝｸﾞﾙ/ｹﾞｰﾃｯﾄﾞｽｲｰﾌﾟ）

SES／?SES:SWEep:SLOPe◎

CH2 外部ﾄﾘｶﾞ選択（ｼﾝｸﾞﾙ/ｹﾞｰﾃｯﾄﾞｽｲｰﾌﾟ）＊1

SEC／?SEC:SWEep:EXTernal:CHANnel◎

スイープモード選択

SMO／?SMO:SWEep:MODE○

スイープファンクション選択

SSC／?SSC:SWEep:SPACing○

SFC／?SFC:SWEep:INTernal:FUNCtion●

スイープ時間STM／?STM:SWEep:TIME○

ストップレベル（ゲーテッドスイープ）

SLV／?SLV:SWEep:SLEVel○

選択（ゲーテッドスイープ）

SLS／?SLS:SWEep:SLEVel:STATe○

STF／?STF:FREQuency:STARt○

SPF／?SPF:FREQuency:STOP○

バーストメニュー関係

選択

スイープメニュー関係

周波数スイープのスタート値
ストップ値＊1：WF1948 のみ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

190

190

機 能

タイプ１

タイプ２（参考）

互換対応

センタ値

CTF／?CTF:FREQuency:CENTer

○

スパン値

SNF／?SNF:FREQuency:SPAN

○

マーカ値

MKF／?MKF:FREQuency:MARKer◎

スタート状態／ストップ状態

FSS／－:FREQuency:STATe○

STA／?STA:VOLTage:STARt

○

ストップ値

SPA／?SPA:VOLTage:STOP

○

センタ値

CTA／?CTA:VOLTage:CENTer

○

スパン値

SNA／?SNA:VOLTage:SPAN

○

マーカ値

MKA／?MKA:VOLTage:MARKer◎

スタート状態／ストップ状態

ASS／－:VOLTage:STATe○

STE／?STE:VOLTage:OFFSet:STARt

○

ストップ値

SPE／?SPE:VOLTage:OFFSet:STOP

○

センタ値

CTE／?CTE:VOLTage:OFFSet:CENTer

○

スパン値

SNE／?SNE:VOLTage:OFFSet:SPAN

○

マーカ値

MKE／?MKE:VOLTage:OFFSet:MARKer◎

スタート状態／ストップ状態

OSS／－:VOLTage:OFFSet:STATe○

STP／?STP:PHASe:STARt

○

ストップ値

SPP／?SPP:PHASe:STOP

○

センタ値

CTP／?CTP:PHASe:CENTer

○

スパン値

SNP／?SNP:PHASe:SPAN

○

マーカ値

MKP／?MKP:PHASe:MARKer◎

スタート状態／ストップ状態

PSS／－:PHASe:STATe○

STU／?STU:PULSe:DCYCle:STARt

○

ストップ値

SPU／?SPU:PULSe:DCYCle:STOP

○

センタ値

CTU／?CTU:PULSe:DCYCle:CENTer

○

スパン値

SNU／?SNU:PULSe:DCYCle:SPAN

○

マーカ値

MKU／?MKU:PULSe:DCYCle:MARKer◎

スタート状態／ストップ状態

USS／－:PULSe:DCYCle:STATe○

SWO／?SWO:SWEep:OCOMmon●

振幅スイープのスタート値

DO ｵﾌｾｯﾄｽｲｰﾌﾟのｽﾀｰﾄ値

位相スイープのスタート値

デューティスイープのスタート値

トリガ共通の選択（ｼﾝｸﾞﾙ/ｹﾞｰﾃｯﾄﾞｽｲｰﾌﾟ） ＊1＊1：WF1948 のみ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

191

191

機 能

タイプ１

タイプ２（参考）

互換対応

WAI／－

*WAI

▲

変調タイプ選択

MTY／?MTY:MODulation:TYPE◎

周波数変調の偏差FDV／?FDV:FM:DEViation

○

変調周波数

FFQ／?FFQ:FM:INTernal:FREQuency○

変調波形選択

FFC／?FFC:FM:INTernal:FUNCtion○

位相変調の偏差PDV／?PDV:PM:DEViation

□

変調周波数

PFQ／?PFQ:PM:INTernal:FREQuency○

変調波形選択PFC／?PFC:PM:INTernal:FUNCtion○

振幅変調の変調度

ADV／?ADV:AM:DEPTh

○

変調周波数

AFQ／?AFQ:AM:INTernal:FREQuency○

変調波形選択AFC／?AFC:AM:INTernal:FUNCtion○

ODV／?ODV:OM:DEViation

□

変調周波数

OFQ／?OFQ:OM:INTernal:FREQuency◎

変調波形選択OFC／?OFC:OM:INTernal:FUNCtion◎

パルス幅変調の偏差

DDV／?DDV:PWM:DEViation

□

変調周波数

DFQ／?DFQ:PWM:INTernal:FREQuency○

変調波形選択DFC／?DFC:PWM:INTernal:FUNCtion○

変調操作 ﾁｬﾈﾙ独立／共通の選択 ＊1

MDO／?MDO:MODulation:OCOMmon●

ｽﾀｰﾄ/ｽﾄｯﾌﾟ等の選択（ﾊﾞｰｽﾄ，ｽｲｰﾌﾟ，変調）

TRG／?TRG:TRIGger:SOURce●

AFN／?AFN:FUNCtion:USER○

データの書き込み

ARB／－:DATA:DAC●

データの書き込み

ARW／－:DATA:DAC:WORD●

名前の問合せ－／?ALT:DATA:CATalog■

転送開始アドレスの指定

STT／?STT:DATA:DAC:ADDRess◎

データの転送バイト順選択

AFM／?AFM:FORMat:BORDer

○

コピー実行

ACP／－

:DATA:COPY

●

クリア

ACL／－

:DATA:CLEar

◎

全クリア

AAC／－

:DATA:CLEar:ALL◎

ｼﾝｸﾞﾙ／ｹﾞｰﾃｯﾄﾞｽｲｰﾌﾟの実行終了まで待つ

変調メニュー関係

DC オフセット変調の偏差

任意波形メニュー関係
任意波形選択＊1：WF1948 のみ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

192

192

機 能

タイプ１

タイプ２（参考）

互換対応

データサイズの選択

APT／?APT:DATA:ATTRibute:POINts◎

データの算術平均の問合せ－／?AAP:DATA:ATTRibute:MEAN◎

データの算術平均の問合せ－／?AAV:DATA:ATTRibute:AVERage◎

データの p-p 値の問合せ－／?APP:DATA:ATTRibute:PTPeak◎

出力レンジの選択

ORG／?ORG:OUTPut:RANGe○

設定初期化（ｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀをｸﾘｱ）

PST／－:SYSTem:PRESet

◎

RST／－

*RST

●

OLD／?OLD:OUTPut:LOAD○

OLS／?OLS:OUTPut:LOAD:STATe◎

チャネル間で設定をコピー ＊1

CDC／－:CHANnel:DATA:COPY

◎

外部 AM

AMM／?AMM:EXTernal:AM:STATe

◎

外部加算

EAS／?EAS:EXTernal:ADD:STATe◎

位相同期の実行SYN／－:OUTPut:PSYNc◎

電源投入時の出力状態選択

POS／?POS:SYSTem:PON◎

デューティ可変タイミング

DTT／?DTT[SOURce]:PULSe:TYPE

●

設定の保存

STO／－

*SAV

□

設定の呼び出し

RCL／－

*RCL

□

設定メモリのクリア

MDL／－:MEMory:STATe:DELete□

設定メモリのコメント

MCO／?MCO:MEMory:STATe:COMMent■

ｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀと関連ｷｭｰのｸﾘｱ

CLS／－

*CLS

◎

ｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀの電源投入時ｸﾘｱﾌﾗｸﾞ

PSC／?PSC*PSC◎

ステータスバイトの読み出し－／?STS*STB◎

サービスリクエストイネーブルレジスタ

MSK／?MSK*SRE◎

システムメニュー関係（ｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀはｸﾘｱしない）
LOAD
機能のオン／オフ選択

メモリメニュー関係

ステータスバイト関係＊1：WF1948 のみ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

193

193

機 能
標準イベントステータスレジスタの読み出しタイプ１

タイプ２（参考）

互換対応－／?ESR*ESR◎

ESE／?ESE*ESE◎－／?OSC:STATus:OPERation:CONDition◎

OSE／?OSE:STATus:OPERation:ENABle◎－／?OC1:STATus:OPERation:CH1:CONDition◎

OE1／?OE1:STATus:OPERation:CH1:ENABle◎

CH2 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀの問合せ ＊1－／?OC2:STATus:OPERation:CH2:CONDition◎

イネーブルレジスタ ＊1

OE2／?OE2:STATus:OPERation:CH2:ENABle◎

ｵｰﾊﾞﾛｰﾄﾞｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀの問合せ－／?VSC:STATus:OVERload:CONDition◎

イネーブルレジスタ

VSE／?VSE:STATus:OVERload:ENABle△－／?VC1:STATus:OVERload:CH1:CONDition△

VE1／?VE1:STATus:OVERload:CH1:ENABle△

CH2 ｵｰﾊﾞﾛｰﾄﾞｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀの問合せ ＊1－／?VC2:STATus:OVERload:CH2:CONDition△

イネーブルレジスタ ＊1

VE2／?VE2:STATus:OVERload:CH2:ENABle△

ﾜｰﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀの問合せ－／?WSC:STATus:WARNing:CONDition◎

イネーブルレジスタ

WSE／?WSE:STATus:WARNing:ENABle◎－／?WC1:STATus:WARNing:CH1:CONDition◎

WE1／?WE1:STATus:WARNing:CH1:ENABle◎

CH2 ﾜｰﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀの問合せ ＊1－／?WC2:STATus:WARNing:CH2:CONDition◎

イネーブルレジスタ ＊1

WE2／?WE2:STATus:WARNing:CH2:ENABle◎

グループエクスキュートトリガ相当の機能

GET／－

*TRG

◎

ﾘﾓｰﾄ時の外部ﾄﾘｶﾞ入力ｺﾈｸﾀの状態選択

TRE／?TRE:TRIGger:EIN:STATe●

ﾘﾓｰﾄ時のｽｲｰﾌﾟﾎﾟｰｽﾞ入力ｺﾈｸﾀの状態選択

HLE／?HLE:TRIGger:PIN:STATe▲

ｼﾝｸﾞﾙｽｲｰﾌﾟ/ｹﾞｰﾃｯﾄﾞｽｲｰﾌﾞの実行完了を知る

OPC／?OPC*OPC▲

電源投入時の自己診断結果の問合せ－／?TST*TST◎

エラーの問合せ－／?ERR:SYSTem:ERRor■

ヘッダのオン／オフ選択

HDR／?HDR

なし◎

バージョンの問合せ－／?VER:SYSTem:VERSion◎

ID の読み出し－／?IDT*IDN■

イネーブルレジスタ
オペレーションイベントステータスレジスタの問合せ
イネーブルレジスタ
CH1 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀの問合せ
イネーブルレジスタ

CH1 ｵｰﾊﾞﾛｰﾄﾞｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀの問合せ
イネーブルレジスタCH1 ﾜｰﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀの問合せ
イネーブルレジスタ

GPIB 固有の機能＊1：WF1948 のみ

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

194

194

6.2.1 外部制御による操作の補足（旧 WF194x シリーズとの互換）
・出力オン／オフ
２チャネルの発振出力を装備している機器（WF1948 の場合）
外部制御による出力オン／オフ操作は，事前にチャネル選択を行います。
・ユーザ単位の設定
外部制御によるユーザ単位の設定は，周波数，振幅，DC オフセット，位相，デューティ，周期それぞれ専用のコマンドで，名前，計算式，係数，オフセットを一括設定します。
・マニュアルトリガ，スイープ／変調操作
外部制御によるトリガ，スイープ／変調のスタート／ストップ等の操作は TRG（:TRIG:SOUR）
コマンドで行います。また，GET（*TRG）コマンドも一部類似の動作をします。
・スイープ設定
外部制御によるスタート値／ストップ値／センタ値／スパン値／マーカ値／スタート状態／
ストップ状態の設定は，スイープタイプごとの専用のコマンドで行います。
・「ARB」と「ARW」任意波形書込みコマンドの違い「ARB」コマンドは，WF1943/WF1944/WF1945/WF1946/ WF1943A/WF1944 A /WF1945 A /WF1946 A との互換性を確保するために残されたコマンドです。
パラメタ指定された波形データ値が，正しい波形データになるように 2 倍の値に変換され，WF1947/WF1948 の波形メモリに格納されます。
「ARW」コマンドは，パラメタ指定された波形データ値を値のまま WF1947/WF1948 の波形メモリに格納します。
・任意波形メモリと出力Ｄ／Ａの関係
メモリ bit 数

D／A bit 数

WF1947 ／ WF1948

16

16

WF1973 ／ WF1974

16

14

WF1943B／WF1944B

16

14

WF1945B／WF1946B

16

16

WF1945B／WF1946B のメモリ下位 2bit 分の値は，出力に反映されません。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

195

195

6.3

個別コマンド説明（旧 WF194x シリーズとの互換）

外部制御コマンドの詳細を説明します。コマンドはタイプ１について，アルファベット順に並んでいます。タイプ２の小文字部分は省略可能です。（タイプ２は未対応です。）
また，説明の中で使用している記号の意味は，下記のとおりです。
［］: このカッコ内は省略可能｛｝: このカッコ内は選択肢のいずれかを選択〈〉: このカッコ内は数値または文字列を指定

詳細説明は，以下の内容を説明しています。

コマンド名（タイプ１形式のコマンド）

説明
コマンドの動作について説明しています。

パラメタ
コマンドのパラメタ指定内容について説明しています。
※コマンドとパラメタは，空白文字（コード：32）を必ず入れてください。
応答形式
問合せコマンドの応答形式について説明しています。
タイプ２（参考）
WF1947/WF1948 では，旧 WF194x シリーズのタイプ２形式のコマンドに対応していませんがコマンド置き換えの参考として記載しおります。
設定: タイプ２形式のコマンド指定について説明しています。
問い: タイプ２形式のコマンド指定について説明しています。
互換情報
旧 WF194x シリーズ互換コマンドを使用した際の，注意事項について説明しています。特に注意事項等が存在しないコマンドに関しては，互換対応のみの記載を行っております。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

196

196

6.3.1 AAC
説明
全任意波形をクリアします。

パラメタなし
タイプ２（参考）
設定:
問い::DATA:CLEar:ALL
なし

互換情報
互換対応
WF1947/WF1948 任意波形メモリ 0~128 番のすべての任意波形データをクリアします。

6.3.2 ?AAP
説

明
そのとき選ばれている任意波形データすべての算術平均を，波形データ値の設定
可能範囲全体を 1 で表す単位で問合せます。算術平均を計算後，小数点以下 4 桁に丸めます。

応答形式-0.5000～+0.5000
タイプ２（参考）
設定: なし問い: :DATA:ATTRibute:MEAN?
応答例
AAP 0.0000
互換情報
互換対応
WF1947/WF1948 の制御点形式の任意波データがメモリに格納されている場合はコマンドは実行エラーになります。配列形式のデータにのみ対応しています。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

197

197

6.3.3 ?AAV
説

明
そのとき選ばれている任意波形データすべての算術平均を，メモリの bit 数を 15 と考えたときの LSB の単位で問合せます。
WF1943／44／45／46／43A／44A／45A／46A との設定値の互換性をとるためのコマンドです。メモリ内の平均値の 1/2 を返します。
通常は，「?AAP」コマンドをお使いください。

応答形式-16384.0～+16383.0
タイプ２（参考）
設定:
問い:

なし
:DATA:ATTRibute:AVERage?

応答例
AAV 0.0
互換情報
互換対応
WF1947/WF1948 の制御点形式の任意波データがメモリに格納されている場合はコマンドは実行エラーになります。配列形式のデータにのみ対応しています。

6.3.4 ACL
説

明
指定した名前の任意波形をクリアします。
名前を省略したときは，そのとき選ばれている任意波形をクリアします。

パラメタ
クリアする任意波形の名前（文字列データ，8 文字まで，省略可）
タイプ２（参考）
設定: :DATA:CLEar [<arb name>]
問い: なし設 定 例“ARB_00”という名前の任意波形をクリアします。
タイプ１: ACL“ARB_00”
タイプ２（参考）:DATA:CLE“ARB_00”
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

198

198

6.3.5 ACP
説明
指定した名前の任意波形データを，別の任意波形にコピーします。
コピー先の任意波形の名前は省略可能で，省略時はそのとき選ばれている任意波
形にコピーします。

パラメタ①コピー先の任意波形の名前（文字列データ，8 文字まで，省略可）②コピー元の波形メモリの名前（文字列データ，8 文字まで）
コピー元の波形は任意波形の他に標準波形が使用できます。
名前は下記のとおりです。
・SINusoid（正弦波）
・TRIangle（三角波）・SQUare （方形波）
名前指定は，上記の大文字部分だけでもかまいませんが，すべて大文字で指定します。
標準波形と同じ名前（省略形式でも）の任意波形はコピー元として使用できません。
タイプ２（参考）
設定: :DATA:COPY [<arb name>],<source arb name>
問い: なし設 定 例
三角波を“ARB_00”という任意波形にコピーします。
タイプ１: ACP “ARB_00”,“TRI”
タイプ２（参考）:DATA:COPY “ARB_00”,“TRI”
互換情報
PRAMp（上りのこぎり波），NRAMp（下りのこぎり波）のパラメタは，コマンドエラーにはなりませんが，その時のシンメトリ設定に基づく，三角波がコピーされます。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

199

199

6.3.6 ADV／?ADV説

明
振幅変調の変調度を設定／問合せます。

パラメタ
振幅変調の変調度0.0（0％）～100.0（100％）タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:AM:DEPTh {<depth in percent>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:AM:DEPTh? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
振幅変調の変調度を 10％にします。
タイプ１: ADV 10
タイプ２（参考）:AM:DEPT 10
互換情報
互換対応

6.3.7 AFC／?AFC
説

明
振幅変調の変調波形を選択／問合せます。

パラメタ
変調波形選択（0～4）
タイプ１ タイプ２（参考）0: SINusoid（正弦波）
1: TRIangle（三角波）2: SQUare （方形波）
3: PRAMp （上りのこぎり波）
4: NRAMp （下りのこぎり波）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:AM:INTernal:FUNCtion{SINusoid|TRIangle|SQUare|PRAMp|NRAMp}
問い: [:SOURce]:AM:INTernal:FUNCtion?
設 定 例
振幅変調の変調波形を方形波にします。
タイプ１: AFC 2
タイプ２（参考）:AM:INT:FUNC SQU
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

200

200

6.3.8 AFM／?AFM
説明
任意波形データの転送バイト順を選択／問合せます。
バイナリデータで任意波形データを書き込むとき，上／下位バイトを交換するかどうかを指定します。
電源投入時，PST（:SYSTem:PRESet）または RST（*RST）コマンドを実行すると，バ
イト交換しないように選ばれます。

パラメタ
転送バイト順（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: NORMal （交換しない，上位バイト→下位バイトの順で転送される）
1: SWAPped（交換する，下位バイト→上位バイトの順で転送される）
タイプ２（参考）
設定: :FORMat:BORDer {NORMal|SWAPped｝
問い: :FORMat:BORDer?
設 定 例
上位バイト，下位バイトの順で任意波形データを書き込むようにします。
タイプ１: AFM 0
タイプ２（参考）:FORM:BORD NORM
互換情報
WF1947/WF1948 の任意波形メモリ操作のコマンドには影響しません。
旧 WF194x シリーズの任意波形メモリの書込みコマンドの制御時にのみ有効になります。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

201

201

6.3.9 AFN／?AFN
説明
任意波形を選択／問合せます。

パラメタ「任意波形の番号＋’，’＋任意波形の名前」，または「任意波形の番号」，または「’，’＋任意波形の名前」のいずれか。
任意波形の名前は，文字列データ 8 文字までで，先頭にスペースが入っていてもかまいません。
任意波形の番号は，任意波形データサイズが 8KW 時→0～11，16KW 時→0～5，
32KW 時→0～2，64KW 時→0 を設定できます。
応答形式「任意波形の番号＋’，’＋任意波形の名前」
タイプ２（参考）
設定:問い:[:SOURce]:FUNCtion:USER {<arb number>}, {<arb name>}or[:SOURce]:FUNCtion:USER {<arb number>}or[:SOURce]:FUNCtion:USER, {<arb name>}[:SOURce]:FUNCtion:USER?

設 定 例“ARB_03”という名前の任意波形を選びます。
タイプ１: AFN,“ARB_03”
タイプ２（参考）:FUNC:USER,“ARB_03”
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

202

202

6.3.10 AFQ／?AFQ
説

明
振幅変調の変調周波数を設定／問合せます。

パラメタ
変調周波数: 0.1E-3（0.1mHz）～1000000（1MHz）
分解能: 1Hz 以上は 5 桁，1Hz 未満は 0.1E-3（0.1mHz）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce] :AM:INTernal:FREQuency {<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce] :AM:INTernal:FREQuency? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
振幅変調の変調周波数を 100Hz にします。
タイプ１: AFQ 100
タイプ２（参考）:AM:INT:FREQ 100
互換情報
互換対応
旧 WF194x に比べ 最大値が変更されています。（500Hz → 1MHz）6.3.11 ?ALT説

明
すべての任意波形の名前を問合せます。

応答形式
文字列データ（カンマで名前を区切って応答します）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: :DATA:CATalog?
応 答 例
ALT “ARB_00 ”,“ARB_01 ”,....,“ARB_11 ”
互換情報
任意波形メモリ番号 0 に該当する名前は，<Edit Memory>の固定文字列が返されます。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

203

203

6.3.12 AMM／?AMM
説明
外部 AM を選択／問合せます。

パラメタ
状態選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0 : OFF（外部 AM をオフにする）
1 : ON （外部 AM をオンにする）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce] :EXTerna1:AM:STATe {0|1|OFF|ON}
問い: [:SOURce] :EXTerna1:AM:STATe?
設 定 例
外部 AM をオンにします。
タイプ１: AMM 1
タイプ２（参考）:EXT:AM:STAT ON
互換情報
互換対応

6.3.13 AMU／?AMU
説

明
振幅単位を選択／問合せます。

パラメタ
振幅単位選択（0～4）
タイプ１ タイプ２（参考）0: VPP （Vp-p）
1: VRMS（Vrms）
2: DBV （dBV）
3: DBM （dBm）
4: USER（ユーザ単位）
タイプ２（参考）の設定の場合，「DEFault」は，「Vpp」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:UNIT{VPP|VRMS|DBV|DBM|USER|DEFault}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:UNIT?
設 定 例
振幅の単位を dBV にします。
タイプ１: AMU 2
タイプ２（参考）:VOLT:UNIT DBV
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

204

204

6.3.14 AMV／?AMV説

明
振幅を設定／問合せます。振幅スイープのときの設定は無視されます。振幅スイー
プ／変調時の問合せは，問合せたときの瞬時値が返されます。
実際の振幅が 0 の場合，「AMU」コマンドで振幅単位として dBV／dBm を選んだと
き，“-INF”という応答になります。あるいは「UAU」コマンドで振幅ユーザ単位でLOG を使用する場合は“-INF”または“+INF”という応答になります。
実際の振幅を 0 に設定するには，十分小さい値／大きい値あるいは“-INF”／“+INF”を指定します。

タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]{<amplitude>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?
[MINimum|MAXimum]
設 定 例
振幅を 10Vp-p／開放にします。
振幅の単位は Vp-p，LOAD は OPEN にあらかじめ設定されていることとします。
タイプ１: AMV 10
タイプ２（参考）:VOLT 10
互換情報
互換対応

6.3.15 ?APP
説

明
任意波形 1 波中の波形データ最小値，最大値の差（ピークツーピーク(P-P)値）を問合せます。
波形データ設定可能最小値，最大値の p-p 値＝65535 に対する割合で示します。
割合を計算後，小数点以下 4 桁に丸めます。

応答形式
0.0000～1.0000
タイプ２（参考）
設定: なし問い: :DATA:ATTRibute:PTPeak?
応答例
AAP 1.0000
互換情報
互換対応
WF1947/WF1948 の制御点形式の任意波データがメモリに格納されている場合はコマンドは実行エラーになります。配列形式のデータにのみ対応しています。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

205

205

6.3.16 APT／?APT
説明
任意波形データサイズを選択／問合せます。

パラメタ
任意波形データサイズ（0～3）
タイプ１ タイプ２（参考）
0
: 8KW
1
: 16KW2: 32KW3: 64KW
タイプ２（参考）の設定の場合，「DEFault」は，「8KW」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: :DATA:ATTRibute:POINts {8KW|16KW|32KW|64KW|DEFault}
問い: :DATA:ATTRibute:POINts?
設 定 例
任意波形データサイズを，8KW にします。
タイプ１: APT 0
タイプ２（参考）:DATA:ATTR:POIN 8KW
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

206

206

6.3.17 ARB
説明
そのとき選ばれている波形メモリに名前を付けて，データを転送します。
名前が省略されると，付けられている名前を変えずに波形データを転送します。
名前だけのときは，そのとき選ばれている波形メモリの名前を変更します。
STT コマンドにより，波形メモリの途中から波形データを転送できます。

パラメタ①波形メモリの名前
文字列データ，8 文字まで。名前は省略可。
ただし名前を変更するときは省略不可。
②転送データ（ASCII データリスト，波形データ:－16384～＋16383）
ASCII データリスト : 波形データ［，波形データ［，波形データ...］］
タイプ２（参考）
設定: :DATA:DAC {<arb name>|[<arb name>]}問い: なし設 定 例“ARB_01”という名前をつけ，ASCII データリストでデータを書き込みます。
タイプ１: ARB “ARB_01”,237,1779,－986,...
タイプ２（参考）:DATA:DAC “ARB_01”,237,1779,－986,...
注意ASCII データリストのときは，一度に送信する文字数が 1024 バイトを超えると，エラーになります。適当な間隔でデリミタを挿入して送信してください。なお，最終行以外は“,”（カンマ）で終わるようにしてください。
波形データが＋16384 以上のときは＋16383 が，－16385 以下のときは－16384 が設定されます。
波形データは内部で 2 倍の値として保存されます。

互換情報
バイナリデータの転送には対応していません。
バイナリデータを ASCII データリストに変換したデータを転送してください。
また，1024 バイトを超えるデータリストを転送する際は，コマンド文字列を含め同一波形メモリ名で，後続の波形データを転送するようにして
ください。
＜例＞
[１回目]
ARB “ARB_01”,123,456,789,…………….123,456,789,[２回目]
ARB “ARB_01” ,987,654,321,…………….987,654,321,：[最後 ]最後は，“,”（カンマ）なしのデータとしてください。
ARB “ARB_01” ,-123,-456,-789,…………….-123,-456,-789

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

207

207

6.3.18 ARW
説明
そのとき選ばれている波形メモリに名前を付けて，データを転送します。
名前が省略されると，付けられている名前を変えずに波形データを転送します。
名前だけのときは，そのとき選ばれている波形メモリの名前を変更します。
「STT」コマンドにより，波形メモリの途中から波形データを転送できます。
転送開始アドレスから，このコマンドで転送した数のデータが変化します。
指定した bit 数をメモリの上詰めとし，メモリの bit 数の方が大きい場合はメモリの下位
bit に 0 を詰め，指定した bit 数の方が大きい場合は転送データの下位 bit は切り捨
てられます。

パラメタ(1) 波形メモリの名前
文字列データ，8 文字まで。名前は省略可。
ただし，名前を変更するときは省略不可。
(2) 転送データの bit 数指定
16bit 固定
(3) 転送データ（ASCII データリスト，波形データは転送，波形データ:－32768～＋32767）
ASCII データリスト:
波形データ［，波形データ［，波形データ...］］
タイプ２（参考）
設定: :DATA:DAC:WORD {<arb name>|[<arb name>],[<bit length>]}
問い: なし設 定 例“ARB_01”と名前を付け，ASCII データリストでデータを書き込みます。
タイプ１: ARW “ARB_01”,,123,245,－456,...
タイプ２（参考）:DATA:DAC:WORD “ARB_01”,,123,245,－456,...
注意ASCII データリストのときは，一度に送信する文字数が 1024 バイトを超えると，エラーになります。そのため，“,”で終わる複数レコードに（デリミタで）区切って転送で
きます。

互換情報
バイナリデータの転送には対応していません。
バイナリデータを ASCII データリストに変換したデータを転送してください。
また，1024 バイトを超えるデータリストを転送する際は，コマンド文字列を含め同一波形メモリ名で，後続の波形データを転送するようにしてください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

208

208

＜例＞
[１回目]
ARW “ARB_01”,123,456,789,…………….123,456,789,[２回目]
ARW “ARB_01” ,987,654,321,…………….987,654,321,：[最後 ]最後は，“,”（カンマ）なしのデータとしてください。
ARW “ARB_01” ,-123,-456,-789,…………….-123,-456,-789

6.3.19 ASS
説明
振幅スイープにおいて，出力をスタート値／ストップ値に設定します。

パラメタ
スタート値／ストップ値（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: STOP （出力をストップ値にする）
1: STARt（出力をスタート値にする）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STATe {STARt|
STOP}
問い: なし設 定 例
振幅スイープにおいて，出力をストップ値にします。
タイプ１: ASS 0
タイプ２（参考）:VOLT:STAT STOP
互換対応
互換対応

6.3.20 BEC／?BEC（WF1948）
説明
CH 2 外部トリガを選択／問合せます。

パラメタ
チャネル番号（1～2）
タイプ１，2
1: CH 1 の TRIG／SWEEP IN を，CH 2 のトリガソースとして使用する
2: CH 2 の TRIG／SWEEP IN を，CH 2 のトリガソースとして使用する
タイプ２（参考）:の設定の場合，「DEFault」は，「2」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:BM:EXTernal:CHANnel {<channel>|DEFault}
問い: [:SOURce]:BM:EXTernal:CHANnel?
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

209

209

設 定 例
CH 1 の TRIG／SWEEP IN を，CH 2 のトリガソースとして使用します。
タイプ１: BEC 1
タイプ２（参考）:BM:EXT:CHAN 1
互換情報
互換対応

6.3.21 BES／?BES
説明
トリガ信号極性を選択／問合せます。

パラメタ
トリガ信号極性選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: POSitive（トリガ発振:立ち上がりでトリガ，ゲート発振:ハイレベルで発振）
1: NEGative（トリガ発振:立ち下がりでトリガ，ゲート発振:ローレベルで発振）
タイプ２（参考）:の設定の場合，「DEFault」は，「NEgative」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:BM:SLOPe {POSitive|NEGative|DEFault}
問い: [:SOURce]:BM:SLOPe?
設 定 例
トリガ発振のとき，立ち下がりでトリガをかけます。
タイプ１: BES 1
タイプ２（参考）:BM:SLOP NEG
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

210

210

6.3.22 BIR／?BIR
説

明
バーストモード時の内部トリガ周期を設定／問合せます。

パラメタ
内部トリガ周期設定
1E-06（1μs）～1000（1000.0s），分解能:1ms 以上は 4 桁，1ms 未満は 1E-06（1μs）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:BM:INTernal:RATE {<rate>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:BM:INTernal:RATE? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
内部トリガ周期を 1ms にします。
タイプ１: BIR 1E-03
タイプ２（参考）:BM:INT:RATE 1E-03
互換情報
互換対応
旧 WF194x に比べ 最大値が変更されています。（100s → 1000s）

6.3.23 BRO／?BRO（WF1948）
説明
パネルキーおよび外部制御からのトリガを，チャネルごとに独立して操作するか，両
チャネル共通とするかを選択／問合せます。

パラメタ
操作状態選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0 : OFF（チャネルごとに独立）
1 : ON （両チャネル共通）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:BM:OCOMmon {0|1|OFF|ON}
問い: [:SOURce]:BM:OCOMmon?
設 定 例
トリガ操作を両チャネル共通にします。
タイプ１: BRO 1
タイプ２（参考）:BM:OCOM ON
互換情報
両チャネル共通に（1 もしくは ON）設定されている場合に，周波数や振幅を変更するコマンドを設定した場合は，両チャネル共通の設定になります。
チャネルごとに異なる周波数や振幅を設定する場合は，一旦（0 もしくは OFF）に設定してから周波数や振幅設定を行うようにしてください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

211

211

6.3.24 BSS／?BSS
説明
ストップレベルを選択／問合せます。

パラメタ
ストップレベル選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0 : OFF（ストップレベルオフ）
1 : ON （ストップレベルオン）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:BM:SLEVel:STATe {0|1|OFF|ON}
問い: [:SOURce]:BM:SLEVel:STATe?
設 定 例
ストップレベルを使用しない（オフ）を選びます。
タイプ１: BSS 0
タイプ２（参考）:BM:SLEV:STAT OFF
互換情報
互換対応

6.3.25 BSV／?BSV
説明
ストップレベルを設定／問合せます。

パラメタ
ストップレベル－100.00（－100％）～＋100.00（＋100％），分解能: 0.01（0.01％）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:BM:SLEVel {<stop level>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:BM:SLEVel? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
ストップレベルを＋33.3％にします。
タイプ１: BSV 33.3
タイプ２（参考）:BM:SLEV 33.3
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

212

212

6.3.26 BTY／?BTY
説明
バーストタイプを選択／問合せます。

パラメタ
バーストタイプ選択（0～3）
タイプ１ タイプ２（参考）0: BURSt （バースト）
1: TRIGger（トリガ）2: GATE （ゲート）3: TGATe （トリガドゲート）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:BM:TYPE {BURSt|TRIGger|GATE|TGATe}
問い: [:SOURce]:BM:TYPE?
設 定 例
バーストタイプをゲートにします。
タイプ１: BTY 2
タイプ２（参考）:BM:TYPE GATE
互換情報
互換対応

6.3.27 CDC（WF1948）
説

明チャネル間で設定をコピーします。
コピー元とコピー先のチャネルが同じときは，パラメタエラーになります。

パラメタ①コピー先のチャネル（1～2）②コピー元のチャネル（1～2）
タイプ２（参考）
設定: :CHANnel:DATA:COPY <dst_channel>,<src_channel>
問い: なし設 定 例
CH 1 の設定を CH 2 にコピーします。
タイプ１: CDC 2,1
タイプ２（参考）:CHAN:DATA:COPY 2,1
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

213

213

6.3.28 CHA／?CHA（WF1948）
説明
チャネルを選択／問合せます。

パラメタ
チャネル番号（1～2）
タイプ２（参考）
設定: :CHANnel[:SELect] <channel>
問い: :CHANnel[:SELect]?
設 定 例
CH 1 を選びます。
タイプ１: CHA 1
タイプ２（参考）:CHAN 1
互換情報
互換対応

6.3.29 CLS
説明ステータスバイトの各ビットに反映されるイベントステータスレジスタをクリアします。
・標準イベントステータスレジスタ
・オペレーションイベントステータスレジスタ・オーバロードイベントステータスレジスタ
・ワーニングイベントステータスレジスタ
・CH1 オペレーションイベントステータスレジスタ
・CH1 オーバロードイベントステータスレジスタ
・CH1 ワーニングイベントステータスレジスタ・CH2 オペレーションイベントステータスレジスタ（WF1948）
・CH2 オーバロードイベントステータスレジスタ（WF1948）
・CH2 ワーニングイベントステータスレジスタ（WF1948）
また，受信した OPC／?OPC コマンドを取り消し，エラーキューをクリアします。

パラメタなし
タイプ２（参考）
設定: *CLS
問い: なし
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

214

214

6.3.30 CMO／?CMO（WF1948）
説明
チャネルモードを選択／問合せます。

パラメタ
チャネルモード（1～5）
タイプ１ タイプ２（参考）1: INDependent
2: PHASe
3: TONE
4: RATio5: DIFFerential（2 チャネル独立）（2 相）（周波数差一定）（周波数比一定）（差動出力）

タイプ２（参考）
設定: :CHANnel:MODE {INDependent|PHASe|TONE|RATio|DIFFerential }問い: :CHANnel:MODE?
設 定 例
チャネルモードを 2 チャネル独立にします。
タイプ１: CMO 1
タイプ２（参考）:CHAN:MODE IND
互換情報
互換対応

6.3.31 CPL／?CPL（WF1948）
説明
同時設定を選択／問合せます。

パラメタ
同時設定選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: OFF（同時設定オフ）
1: ON （同時設定オン）
タイプ２（参考）
設定: :INSTrument:COUPle {ALL|NONE}
問い: :INSTrument:COUPle?
設 定 例
同時設定を使用する（オン）を選びます。
タイプ１: CPL 1
タイプ２（参考）:INST:COUP ALL
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

215

215

6.3.32 CTA／?CTA
説

明
振幅スイープのセンタ値を設定／問合せます。
単位が dBV，dBm，またはユーザ単位で LOG が選択されているときは，設定できません。問合せると，値として「INVALID」を返します。

パラメタ
設定範囲は，振幅設定（AMV）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:CENTer{<amplitude>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:CENTer?
[MINimum |MAXimum]
設 定 例
振幅スイープのセンタ値を 5.5Vp-p／開放にします（振幅の単位は Vp-p，LOAD はOPEN にあらかじめ設定されていることとします）。
タイプ１: CTA 5.5
タイプ２（参考）:VOLT:CENT 5.5
互換情報
互換対応

6.3.33 CTE／?CTE
説明
DC オフセットスイープのセンタ値を設定／問合せます。ユーザ単位で LOG が選択されていると，設定できません。問合せると，値として「INVALID」を返します。

パラメタ
設定範囲は，DC オフセット設定（OFS）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer{<offset>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:CENTer?
[MINimum|MAXimum]
設 定 例
DC オフセットスイープのセンタ値を，0V／開放にします（DC オフセットの単位は V，LOAD は OPEN にあらかじめ設定されていることとします）。
タイプ１: CTE 0
タイプ２（参考）:VOLT:OFFS:CENT 0
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

216

216

6.3.34 CTF／?CTF
説明
周波数スイープのセンタ値を設定／問合せます。ユーザ単位で LOG が選択されているときは，設定できません。問合せると，値として「INVALID」を返します。

パラメタ
設定範囲は，周波数設定（FRQ）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FREQuency:CENTer {<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:FREQuency:CENTer? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
周波数スイープのセンタ値を 5.5kHz にします。
タイプ１: CTF 5.5E＋03
タイプ２（参考）:FREQ:CENT 5.5E＋03
互換情報
互換対応

6.3.35 CTP／?CTP
説明
位相スイープのセンタ値を設定／問合せます。ユーザ単位で LOG が選択されているときは，設定できません。問合せると，値として「INVALID」を返します。

パラメタ
設定範囲は，位相設定（PHS）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PHASe:CENTer {<phase>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PHASe:CENTer? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
位相スイープのセンタ値を 0deg にします。
タイプ１: CTP 0
タイプ２（参考）:PHAS:CENT 0
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

217

217

6.3.36 CTU／?CTU
説明
デューティスイープのセンタ値を設定／問合せます。ユーザ単位で LOG が選択されているときは，設定できません。問合せると，値として「INVALID」を返します。

パラメタ
設定範囲は，デューティ設定（DTY）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:CENTer {<duty cycle>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:CENTer? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
デューティスイープのセンタ値を 50%にします。
タイプ１: CTU 50
タイプ２（参考）:PULS:DCYC:CENT 50
互換情報
互換対応

6.3.37 DDV／?DDV
説明
パルス幅変調のパルス幅偏差を設定／問合せます。
設定範囲は，正面パネルおよび DTT コマンドで変更することができます。
ユーザ単位で LOG が選ばれているときは，設定できません。
問合せると，値として「INVALID」を返します。

パラメタ
デューティ設定
設定範囲が 0.01%～99.9%のとき
0.0000（0%）～99.9800（99.8%）
設定範囲が 0%～100%のとき
0.0000（0%）～100.0000（100%）タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PWM:DEViation {<peak deviation>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PWM:DEViation? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
パルス幅変調のパルス幅偏差を 10%にします。
タイプ１: DDV 10
タイプ２（参考）:PWM:DEV 10

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

218

218

互換情報
デューティ設定を １／２の設定に変更してください。
WF1947/WF1948 では，ピーク偏差 50%を最大として扱っています。
詳細は，「２．コマンド解説 個別コマンド説明」[:SOURce[1|2]]:PWM[:DEViation]:DCYCle を参照してください。

6.3.38 DFC／?DFC
説明
パルス幅変調の変調波形を選択／問合せます。

パラメタ
変調波形選択（0～4）
タイプ１ タイプ２（参考）0: SINusoid（正弦波）
1: TRIangle（三角波）2: SQUare （方形波）
3: PRAMp （上りのこぎり波）
4: NRAMp （下りのこぎり波）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PWM:INTernal:FUNCtion{SINusoid|TRIangle|SQUare| PRAMp|NRAMp}
問い: [:SOURce]:PWM:INTernal:FUNCtion?
設 定 例
パルス幅変調の変調波形を下りのこぎり波にします。
タイプ１: DFC 4
タイプ２（参考）:PWM:INT:FUNC NRAM
互換情報
互換対応

6.3.39 DFQ／?DFQ
説明
パルス幅変調の変調周波数を設定／問合せます。

パラメタ
変調周波数: 0.1E-3（0.1mHz）～1000000（1MHz），
分解能: 1Hz 以上は 5 桁，1Hz 未満は 0.1E-3（0.1mHz）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PWM:INTernal:FREQuency{<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PWM:INTernal:FREQuency? [MINimum|MAXimum]

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

219

219

設 定 例
パルス幅変調の変調周波数を 100Hz にします。
タイプ１: DFQ 100
タイプ２（参考）:PWM:INT:FREQ 100
互換情報
互換対応
旧 WF194x に比べ 最大値が変更されています。（250Hz → 1MHz）

6.3.40 DTT／?DTT
説明
デューティ可変方形波の設定タイミングを設定／問合せます。

パラメタ
デューティ可変方形波の設定タイミング
タイプ１ タイプ２（参考）0: ASYNchronous（設定した値が即時有効になる）
1: SYNChronous （1 周期の最後でその直前に設定した値が有効になる）
2: EXPand（デューティの設定範囲が 0.0000％～100.0000％になる）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:TYPE {SYNChronous|ASYNchronous|EXPand}
問い: [:SOURce]:PULSe:TYPE?
設 定 例
デューティ可変方形波の設定タイミングをサイクル同期にします。
タイプ１: DTT 1
タイプ２（参考）:PULS:TYPE SYNC
互換情報
即時有効の設定は，1: SYNChronous（1 周期の最後でその直前に設定した値が有効になる）に変更設定されます。

6.3.41 DTU／?DTU
説明
デューティの単位を選択／問合せます。

パラメタ
デューティ単位選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: PERCent（%）
1: USER（ユーザ単位）
タイプ２（参考）の場合，「DEFault」は，「PERCent」と同じに扱われます。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

220

220

タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:UNIT {PERCent|USER|DEFault}
問い: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:UNIT?
設 定 例
デューティの単位を%にします。
タイプ１: DTU 0
タイプ２（参考）:PULS:DCYC:UNIT PERC
互換情報
互換対応

6.3.42 DTY／?DTY
説明
デューティを設定／問合せます。
設定範囲は，正面パネルおよび DXX コマンドで変更することができます。

パラメタ
デューティ設定
設定範囲が 0.01%～99.9%のとき
0.0100（0.01%）～99.9900（99.99%），分解能: 0.0001（0.0001%）
設定範囲が 0%～100%のとき
0.0000（0%）～100.0000（100%），分解能: 0.0001（0.0001%）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:DCYCle {<duty cycle>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PULSe:DCYCle? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
デューティを 20%にします。
タイプ１: DTY 20
タイプ２（参考）:PULS:DCYC 20
互換情報
互換対応

6.3.43 EAS／?EAS
説

明
外部加算を選択／問合せます。

パラメタ
状態選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0 : OFF（外部加算をオフにする）
1 : ON （外部加算をオンにする）

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

221

221

タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:EXTernal:ADD:STATe {0|1|OFF|ON}
問い: [:SOURce]:EXTernal:ADD:STATe?
設 定 例
外部加算をオンにします。
タイプ１: EAS 1
タイプ２（参考）:EXT:ADD:STAT ON
互換情報
互換対応

6.3.44 ?ERR説

明
エラーを問合せます。

応答形式
エラー番号,メッセージ☞「４．エラーメッセージ」を参照してください。
タイプ２（参考）
設定: なし問い: :SYSTem:ERRor?
応 答 例
ERR 0,“No error”
互換情報
WF1947/WF1948 の対応するエラーメッセージ内容を返します。

6.3.45 ESE／?ESE説明
標準イベントステータスイネーブルレジスタを書き込み／読み出します。

パラメタ
標準イベントステータスイネーブルレジスクのマスク（許可／禁止）パターン 0～255，
そのビットに 1 がセットされるとイネーブルになる
タイプ２（参考）
設定: *ESE <enable value>
問い: *ESE?
設 定 例
標準イベントステータスイネーブルレジスタをすべてディセーブルする
タイプ１: ESE 0
タイプ２（参考）: *ESE 0☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

222

222

互換情報
互換対応

6.3.46 ?ESR説明
標準イベントステータスレジスタを読み出します。
問合せコマンドで読み出しを行うと，すべてのビットが 0 にクリアされます。

応答形式
標準イベントステータスレジスタの内容（0～255）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: *ESR?
応 答 例
ESR 0
☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

6.3.47 FDl／?FDl（WF1948）
説明
2TONE 時の周波数差を設定／問合せます。選択されている側（「CHA」コマンド）のチャネルの単位指定が使われます（ただし，ユーザ単位で LOG 指定の場合は，[Hz]に扱われます）。
CH1，CH2 それぞれに周波数を設定して，「?FDI」で問合せると，その周波数差値が返されます。

パラメタ
2TONE 時の周波数差:0（0Hz） ～ 29999999.99999999（29999999.99999999Hz）
分解能:0.00000001（10nHz）
タイプ２（参考）
設定: :CHANnel:DELTa {<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: :CHANnel:DELTa? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
周波数差を 1kHz にします。
タイプ１: FDI 1000
タイプ２（参考）:CHAN:DELT 1000
互換情報
互換対応
旧 WF194x に比べ 最大値が変更されています。
（14999999.99999999Hz → 29999999.99999999Hz）

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

223

223

6.3.48 FDV／?FDV
説明
周波数変調の周波数偏差を設定／問合せます。ユーザ単位で LOG が選ばれているときは，設定できません。問合せると，値として「INVALID」を返します。

パラメタ
設定範囲は，単位が「Hz」のとき
0（0Hz）～29999999.99999999（29999999.99999999Hz），
分解能:0.00000001（10nHz）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FM:DEViation {<peak deviation>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:FM:DEViation? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
周波数変調の偏差を 1kHz にします。
タイプ１: FDV 1E+03
タイプ２（参考）:FM:DEV 1E+03
互換情報
互換対応
旧 WF194x に比べ 最大値が変更されています。
（14999999.99999998Hz → 29999999.99999999Hz）

6.3.49 FFC／?FFC
説明
周波数変調の変調波形を選択／問合せます。

パラメタ
変調波形選択（0～4）
タイプ１ タイプ２（参考）0: SINusoid（正弦波）
1: TRIangle（三角波）2: SQUare （方形波）
3: PRAMp （上りのこぎり波）
4: NRAMp （下りのこぎり波）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FM:INTernal:FUNCtion{SINusoid|TRIangle|SQUare| PRAMp|NRAMp}
問い: [:SOURce]:FM:INTernal:FUNCtion?
設 定 例
周波数変調の変調波形を正弦波にします。
タイプ１: FFC 0
タイプ２（参考）:FM:INT:FUNC SINWF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

224

224

互換情報
互換対応

6.3.50 FFQ／?FFQ
説明
周波数変調の変調周波数を設定／問合せます。

パラメタ
変調周波数: 0.1E-3（0.1mHz）～1000000（1MHz），
分解能: 1Hz 以上は 5 桁，1Hz 未満は 0.1E-3（0.1mHz）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FM:INTernal:FREQuency {<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:FM:INTernal:FREQuency? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
周波数変調の変調周波数を 100Hz にします。
タイプ１: FFQ 100
タイプ２（参考）:FM:INT:FREQ 100
互換情報
互換対応
旧 WF194x に比べ 最大値が変更されています。（500Hz → 1MHz）

6.3.51 FNC／?FNC
説

明
波形を選択／問合せます。

パラメタ
波形選択（1～7）
タイプ１ タイプ２（参考）1: SINusoid
2: TRIangle
3: FSQUare
4: PRAMp
5: NRAMp
6: USER
7: VSQUare

（正弦波）
（三角波）
（デューティ 50％固定方形波）（上りのこぎり波）（下りのこぎり波）（任意波形）（デューティ可変方形波）

タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FUNCtion:SHAPe{SINusoid|TRIangle|FSQUare| PRAMp|NRAMp|USER|VSQUare}
問い: [:SOURce]:FUNCtion:SHAPe?

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

225

225

設 定 例
波形を三角波にします。
タイプ１: FNC 2
タイプ２（参考）:FUNC:SHAP TRI
互換情報
互換対応

6.3.52 FRA／?FRA（WF1948）
説明
RATIO 時の周波数比を設定／問合せます。
CH1 や CH2 の周波数単位指定は影響を与えません。CH1，CH2 それぞれに周波数を設定して「?FRA」で問合せても，それらの周波数比の代わりに前回の「FRA」での設定値を返します。

パラメタ①CH 1 の周波数比（1～9999999）②CH 2 の周波数比（1～9999999）
タイプ２（参考）
設定: :CHANnel:RATio {<valuel>,<value2>}
問い: :CHANhel:RATio?
設 定 例
周波数比を 2: 3 にします。
タイプ１: FRA 2,3
タイプ２（参考）:CHAN:RAT 2,3
互換情報
互換対応

6.3.53 FRQ／?FRQ
説明
周波数を設定／問合せます。周波数スイープのときの設定は無視されます。
周波数スイープ／変調時の問合せは，問合せたときの瞬時値が返されます。

パラメタ
周波数設定（単位設定によって，範囲が変化する）
単位が Hz の場合，設定範囲は 10E-09（10nHz）～30E+06（30MHz）
分解能は 0.01μHz です。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FREQuency {<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:FREQuency? [MINimum|MAXimum]
設 定 例

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

226

226

周波数を 1MHz にします。
タイプ１: FRQ 1E+06
タイプ２（参考）:FREQ 1E+06
互換情報
互換対応
旧 WF194x に比べ 最大値が変更されています。（15MHz → 30MHz）

6.3.54 FRU／?FRU
説明
周波数単位を選択／問合せます。

パラメタ
周波数単位選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: HZ （Hz）
1: USER（ユーザ単位）
タイプ２（参考）の設定の場合，「DEFault」は「Hz」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FREQuency:UNIT {HZ|USER|DEFault}
問い: [:SOURce]:FREQuency:UNIT?
設 定 例
周波数の単位を Hz にします。
タイプ１: FRU 0
タイプ２（参考）:FREQ:UNIT HZ
互換情報
互換対応

6.3.55 FSS
説明
周波数スイープにおいて，出力をスタート値／ストップ値に設定します。

パラメタ
スタート値／ストップ値（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: STOP （出力をストップ値にする）
1: STARt（出力をスタート値にする）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FREQuency:STATe {STARt|STOP}
問い: なしWF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

227

227

設 定 例
周波数スイープにおいて，出力をストップ値にする。
タイプ１: FSS 0
タイプ２（参考）:FREQ:STAT STOP
互換情報
互換対応

6.3.56 GET
説明
グループエクスキュートトリガ（GET）と同様に，下記のように動作します。
・バーストモードで，トリガ発振またはトリガドゲート発振のとき，1 回トリガをかける。
・スイープモードで，シングルスイープまたはゲーテッドスイープのとき，1 回スイープをスタートさせる。なお，スイープをスタートさせたあと，オペレーションイベントレジス
タの対応ビットがセットまたはクリアされます。
スイープパラメタの組み合わせが，設定可能範囲を超えていると，エラーになりま
す。

パラメタ
なし
タイプ２（参考）
設定: *TRG
問い: なし注意
スイープ実行中に，他方のチャネルで発振モードを変更すると，スイープが中止さ
れます。

互換情報
互換対応

6.3.57 HDR／?HDR説

明
タイプ１のコマンドの問合せメッセージに対する，応答のヘッダのオン／オフを選択／問合せます。タイプ２（参考）では，常に，応答にヘッダはつきません。

パラメタ
ヘッダのオン／オフ選択（0／1）
0: OFF（ヘッダを付けない）
1: ON （ヘッダを付ける）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: なしWF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

228

228

設 定 例
ヘッダを付けないようにします。
タイプ１: HDR 0
互換情報
互換対応

6.3.58 HIV／?HIV説明
ハイレベルを設定／問合せます。振幅／オフセットのスイープ中，この設定は，無視されます。
振幅／オフセットのスイープや変調時の問合せは，問合せたときの瞬時値が返されます。
「UHU」コマンドのハイレベルユーザ単位で LOG を使用する場合は，下記のようになります。
実際のハイレベルが 0 の場合，“－INF”または“＋INF”という応答になり，その値に設定するには，“－INF”／ “＋INF”を指定します。
実際のハイレベルが負の場合は，“OVER”という応答になり，実際のハイレベルを負に設定することはできません。

パラメタ
ハイレベル設定（単位や LOAD 設定によって，範囲が変化する）
10V レンジ，負荷開放，単位 V のとき:－10（－10V）～＋10（10V）
ユーザ単位が選ばれているときは，0V 未満の設定／問合せができません。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH{<high>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
ハイレベルを＋5V にします。ハイレベル単位選択は V，LOAD は OPEN にあらかじめ設定されていることとします。
タイプ１: HIV 5
タイプ２（参考）:VOLT:HIGH 5
互換情報
互換対応
旧 WF194x に比べ 最大値が変更されています。(20V → 10V)

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

229

229

6.3.59 HLE／?HLE
説明
リモート時のスイープポーズ入力コネクタの状態を選択／問合せます。
・スイープポーズ入力コネクタは，ローカルでは常に有効です。
・電源投入時，PST（:SYSTem:PRESet）または RST（*RST）コマンドを実行したときには HLE 1 になる。

パラメタ
状態選択（0／1）
タイプ１，２ タイプ２（参考）:
0 : OFF（SWEEP PAUSE IN を無効にする）
1 : ON （SWEEP PAUSE IN を有効にする）
タイプ２（参考）
設定: :TRIGger[:SEQueunce]:PIN:STATe {0|1|OFF|ON}
問い: :TRIGger[:SEQueunce]:PIN:STATe?
設 定 例
SWEEP PAUSE IN を有効にします。
タイプ１: HLE 1
タイプ２（参考）:TRIG:PIN:STAT ON
互換情報
エラーは発生しませんが，このコマンドは機能しません。

6.3.60 HVU／?HVU
説

明
ハイレベル単位を選択／問合せます。単位を選択すると，ローレベル，DC オフセッ
トの単位も変更されます。

パラメタ
ハイレベル単位選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: V （V）
1: USER（ユーザ単位）
タイプ２（参考）で設定の場合，「DEFault」は，「V」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT{V|USER|DEFault}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH:UNIT?
設 定 例
ハイレベル単位を V にします。
タイプ１: HVU 0
タイプ２（参考）:VOLT:HIGH:UNIT V

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

230

230

互換情報
互換対応

6.3.61 ?IDT説

明
機器の ID を読み出します。

応答形式
文字列形式で，“NF corporation,型番,シリアル番号,バージョン”を応答します。
タイプ２（参考）
設定: なし問い: *IDN?
応答例
IDT “NF Corporation,WF1947,1234567,Ver1.00”
互換情報
WF1947/WF1948 の機器情報を返します。
旧 WF194x シリーズの応答例 IDT “NF corporation,WF1943B,0000000,1.00”

6.3.62 LOV／?LOV説明
ローレベルを設定／問合せます。振幅／オフセットのスイープ時の設定は，無視されます。
振幅／オフセットのスイープや変調のときの問合せは，問合せたときの瞬時値が返されます。
「ULU」コマンドで，ローレベルユーザ単位で LOG を使用する場合は，下記のようになります。
実際のローレベルが 0 の場合，“－INF”または“＋INF”という応答になり，その値に設定するには，“－INF”／ “＋INF”を指定します。
実際のローレベルが負の場合は，“OVER”という応答になり，実際のローレベルを負に設定することはできません。

パラメタ
ローレベル設定（単位や LOAD 設定によって，範囲が変化する）
10V レンジ，負荷開放，単位 V のとき:－10（－10V）～＋10（＋10V）
ユーザ単位が選ばれているときは，0V 未満の設定／問合せができません。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW{<low>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
ローレベルを 0V／開放にします。ローレベル単位選択は V，LOAD は OPEN にあ
らかじめ設定されていることとします。
タイプ１: LOV 0
WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

231

231

タイプ２（参考）:VOLT:LOW 0
互換情報
互換対応
旧 WF194x シリーズに比べ最小値が変更されています。（-20V → -10V）

6.3.63 LVU／?LVU
説明
ローレベル単位を選択／問合せます。単位を選択すると，ハイレベル，DC オフセッ
トの単位も変更されます。

パラメタ
ローレベル単位選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: V （V）
1: USER（ユーザ単位）
タイプ２（参考）で設定の場合，「DEFault」は，「V」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT {V|USER|DEFault}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW:UNIT?
設 定 例
ローレベル単位を V にします。
タイプ１: LVU 0
タイプ２（参考）:VOLT:LOW:UNIT V
互換情報
互換対応

6.3.64 MCO／?MCO
説明
設定メモリのコメントを設定／問合せます。

パラメタ①コメントを入れる設定メモリの番号 1～10
②コメント（文字列データ，20 文字まで）問合せコマンドでは，パラメタは①だけです。
応答形式
メモリの設定番号と，メモリコメント
タイプ２（参考）
設定: :MEMory:STATe:COMMent {1|2|3|4|5|6|7|8|9|10},<comment>
問い: :MEMory:STATe:COMMent? {1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}
設 定 例
1 番の設定メモリに，“Comment”というコメントを書き込みます。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

232

232

タイプ１: MCO 1,“Comment”
タイプ２（参考）:MEM:STAT:COMM 1,“Comment”
問合せ例
1 番の設定メモリのコメントを問合せます。
タイプ１: ?MCO 1
タイプ２（参考）:MEM:STAT:COMM? 1
互換情報
旧 WF194x シリーズからメモリ番号の指定が変更されています。
（0～9 番 → 1～10 番）
設定したメモリコメントは記録されません。
電源再投入時は，初期化されます。

6.3.65 MDL
説明
設定メモリを消去します。

パラメタ
消去する設定メモリ番号 1～10
タイプ２（参考）
設定: :MEMory:STATe:DELete {1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}
問い: なし設 定 例
1 番の設定メモリを消去します。
タイプ１: MDL 1
タイプ２（参考）:MEM:STAT:DEL 1
互換情報
旧 WF194x シリーズからメモリ番号の指定が変更されています。
（0～9 番 → 1～10 番）

6.3.66 MDO／?MDO（WF1948）
説明
パネルキーおよび外部制御からの変調スタート／ストップを，チャネルごとに独立して操作するか，両チャネル共通とするかを選択／問合せます。

パラメタ
操作状態選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0 : OFF（チャネルごとに独立）
1 : ON （両チャネル共通）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:MODulation:OCOMmon {0|1|OFF|ON}
問い: [:SOURce]:MODulation:OCOMmon?

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

233

233

設 定 例
変調スタート／ストップ操作を両チャネル共通にします。
タイプ１: MDO 1
タイプ２（参考）:MOD:OCOM ON
互換情報
両チャネル共通に（1 もしくは ON）設定されている場合に，周波数や振幅を変更するコマンドを設定した場合は，両チャネル共通の設定になります。
チャネルごとに異なる周波数や振幅を設定する場合は，一旦（0 もしくは OFF）に設定してから周波数や振幅設定を行うようにしてください。

6.3.67 MKA／?MKA
説

明
振幅スイープのマーカ値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，振幅設定（AMV）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:MARKer{<amplitude>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:MARKer?
[MINimum|MAXimum]
設 定 例
振幅スイープのマーカ値を 5Vp-p／開放にします。振幅の単位は Vp-p，LOAD はOPEN にあらかじめ設定されていることとします。
タイプ１: MKA 5
タイプ２（参考）:VOLT:MARK 5
互換情報
互換対応

6.3.68 MKE／?MKE
説明

DC オフセットスイープのマーカ値を設定／問合せます。
パラメタ
設定範囲は，DC オフセット設定（OFS）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MARKer{<offset>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:MARKer?
[MINimum|MAXimum]

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

234

234

設 定 例
DC オフセットスイープのマーカ値を，0V／開放にします。DC オフセットの単位は V，LOAD は OPEN にあらかじめ設定されていることとします。
タイプ１: MKE 0
タイプ２（参考）:VOLT:OFFS:MARK 0
互換情報
互換対応

6.3.69 MKF／?MKF
説明
周波数スイープのマーカ値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，周波数設定（FRQ）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FREQuency:MARKer {<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:FREQuency:MARKer? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
周波数スイープのマーカ値を 5kHz にします。
タイプ１: MKF 5E03
タイプ２（参考）:FREQ:MARK 5E03
互換情報
互換対応

6.3.70 MKP／?MKP
説

明
位相スイープのマーカ値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，位相設定（PHS）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PHASe:MARKer {<phase>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PHASe:MARKer? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
位相スイープのマーカ値を 0deg にします。
タイプ１: MKP 0
タイプ２（参考）:PHAS:MARK 0
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

235

235

6.3.71 MKU／?MKU
説明
デューティスイープのマーカ値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，デューティ設定（DTY）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:MARKer {<duty cycle>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:MARKer? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
デューティスイープのマーカ値を 50％にします。
タイプ１: MKU 50
タイプ２（参考）:PULS:DCYC:MARK 50
互換情報
互換対応

6.3.72 MRK／?MRK説明
マーク波数（バースト発振，トリガ発振における発振波数）を設定／問合せます。

パラメタ
マーク波数設定
0.5（0.5 波）～999999.5（999999.5 波）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:BM:MARK {<mark>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:BM:MARK? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
マーク波数を 10 波にします。
タイプ１: MRK 10
タイプ２（参考）:BM:MARK 10
互換情報
旧 WF194x シリーズと比べ，最大値が変更されています。
（500000.0 波 → 999999.5 波）
オートバースト，トリガバーストのモード設定時のみ対応しています。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

236

236

6.3.73 MSK／?MSK
説明
サービスリクエストイネーブルレジスタを書き込み／読み出します。
サービスリクエストイネーブルレジスタの各ビットは，ステータスバイトの各ビットに相当しています。
PSC コマンドで電源投入時クリアフラグが 1 にセットされていると，電源投入時に 0 にリセットされます。

パラメタ
サービスリクエストイネーブルレジスタのマスク（許可／禁止）パターン 0～255:
そのビットが 1 になると，SRQ がイネーブルになる
ただし，ビット 6 はイネーブルになることはなく，255 を送っても 191 が設定される
タイプ２（参考）
設定: *SRE <enable value>
問い: *SRE?
設 定 例
オーバロードイベントでだけ，SRQ を発生する。
タイプ１: MSK 1
タイプ２（参考）: *SRE 1☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

6.3.74 MTY／?MTY
説

明
変調タイプを選択／問合せます。

パラメタ
変調タイプ選択（0～4）
タイプ１ タイプ２（参考）0: FREQuency
1: PHASe
2: AMPLitude3: OFFSet
4: DUTY

（周波数）
（位相）
（振幅）
（DC オフセット）（デューティ）タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:MODulation:TYPE{FREQuency|PHASe|AMPLitude|OFFSet|DUTY}
問い: [:SOURce]:MODulation:TYPE?

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

237

237

設 定 例
変調タイプを位相変調にします。
タイプ１: MTY 1
タイプ２（参考）:MOD:TYPE PHAS
互換情報
互換対応

6.3.75 ?OC1説明
CH1 オペレーションイベントステータスレジスタを問合せます。
CH1 オペレーションイベントステータスレジスタのクリアは下記のときに行われます。
・電源投入時・CLS（*CLS）コマンドが実行されたとき・PST（:SYSTem:PRESet）コマンドが実行されたとき・問合せコマンドで読み出しを行ったとき（B9，B11）
各種の動作とビットのセット／クリアの関係は，下記のとおりです。
（－は不変を示します）

スタート
ポーズ
ポーズ解除
ストップ
スタート
発振
ストップ
ステータスレジスタ
の読み出し

変調／
スイープ

B3
（executing）
SET
CLEAR
SET
CLEAR
－
－

B9
（start）
SET
－
SET
－
－
－

B10
（pause）
CLEAR
SET
CLEAR
CLEAR
－
－

B11
（stop）
－
SET
－
SET
－
－

B12
（space）
－
－
－
－
CLEAR
SET

－

CLEAR

－

CLEAR

－

応答形式
CH1 オペレーションイベントステータスレジスタの値（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: :STATus:OPERation:CH1:CONDition?
応答例
OC1 0
☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

238

238

6.3.76 ?OC2（WF1948）
説

明
CH2 オペレーションイベントステータスレジスタを問合せます。
CH2 オペレーションイベントステータスレジスタのクリアは下記のときに行われます。
・電源投入時・CLS（*CLS）コマンドが実行されたとき・PST（:SYSTem:PRESet）コマンドが実行されたとき・問合せコマンドで読み出しを行ったとき（B9，B11）
各種の動作とビットのセット／クリアの関係は，下記のとおりです。
（－は不変を示します）
B3（executing）

B9（start）

B10（pause）

B11（stop）

B12（space）

変調／
スイープ

スタート
ポーズ
ポーズ解除
ストップ

SET
CLEAR
SET
CLEAR

SET
－
SET
－

CLEAR
SET
CLEAR
CLEAR

－
SET
－
SET

－
－
－
－

発振

スタート
ストップ

－
－

－
－

－
－

－
－

CLEAR
SET

ステータスレジスタ
の読み出し

－

CLEAR

－

CLEAR

－

応答形式
CH2 オペレーションイベントステータスレジスタの値（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: :STATus:OPERation:CH2: CONDition?
応答例
OC2 0
☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

239

239

6.3.77 ODV／?ODV
説明
DC オフセット変調の DC オフセット偏差を設定／問合せます。ユーザ単位で LOGが選ばれていると，設定できません。問合せると，値として“INVALID”を返します。

パラメタ
DC オフセット変調の DC オフセット偏差（単位や LOAD 設定によって，範囲が変化する）
10V レンジ，負荷開放，単位 V のとき:0（0V）～20（20V）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:OM:DEViation {<peak deviation>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:OM:DEViation? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
DC オフセット変調の偏差を 1V にします。
タイプ１: ODV 1
タイプ２（参考）:OM:DEV 1
互換情報
DC オフセット偏差設定を １／２の設定に変更してください。
WF1947/WF1948 では，DC オフセット偏差 10V を最大として扱っています。
詳細は，「２．コマンド解説 個別コマンド説明」[:SOURce[1|2]]:OFSM[:DEViation]を参照してください。

6.3.78 OE1／?OE1
説明
CH1 オペレーションイベントステータスイネーブルレジスタを設定／問合せます。
PSC コマンドで電源投入時クリアフラグが 1 にセットされていると，電源投入時に 0 にリセットされます。

パラメタ
CH1 オペレーションイベントステータスイネーブルレジスタのマスク（許可／禁止）パターン（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: :STATus:OPERation:CH1: ENABle <value>
問い: :STATus:OPERation:CH1: ENABle?
設 定 例
CH1 オペレーションイベントステータスイネーブルレジスタを8（ビット 3: シングル／ゲーテッドスイープ中）にします。
タイプ１: OE1 8タイプ２（参考）:STAT:OPER:CH1: ENAB 8☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

240

240

互換情報
互換対応

6.3.79 OE2／?OE2（WF1948）
説

明
CH2 オペレーションイベントステータスイネーブルレジスタを設定／問合せます。
PSC コマンドで電源投入時クリアフラグが 1 にセットされていると，電源投入時に 0 にリセットされます。

パラメタ
CH2 オペレーションイベントステータスイネーブルレジスタのマスク（許可／禁止）パターン（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: :STATus:OPERation:CH2: ENABle <value>
問い: :STATus:OPERation:CH2: ENABle?
設 定 例
CH2 オペレーションイベントステータスイネーブルレジスタを，
512（ビット 9:シングル／ゲーテッドスイープの開始）にします。
タイプ１: OE2 512
タイプ２（参考）:STAT:OPER:CH2: ENAB 512☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

6.3.80 OFC／?OFC）
説明
DC オフセット変調の変調波形を設定／問合せます。

パラメタ
変調波形選択（0～4）
タイプ１ タイプ２（参考）0: SINusoid
1: TRIangle
2: SQUare3: PRAMp
4: NRAMp

（正弦波）
（三角波）
（方形波）
（上りのこぎり波）（下りのこぎり波）

タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:OM:INTernal:FUNCtion{SINusoid|TRIangle|SQUare|PRAMp|NRAMp}
問い: [:SOURce]:OM:INTernal:FUNCtion?

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

241

241

設 定 例
DC オフセット変調の変調波形を上りのこぎり波にします。
タイプ１: OFC 3
タイプ２（参考）:OM:INT:FUNC PRAM
互換情報
互換対応

6.3.81 OFQ／?OFQ
説明
DC オフセット変調の変調周波数を設定／問合せます。

パラメタ
変調周波数: 0.1E-3（0.1mHz）～100000（100kHz），
分解能: 1Hz 以上は 5 桁，1Hz 未満は 0.1E-3（0.1mHz）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:OM:INTernal:FREQuency {<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:OM:INTernal:FREQuency? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
DC オフセット変調の変調周波数を 100Hz にします。
タイプ１: OFQ 100
タイプ２（参考）:OM:INT:FREQ 100
互換情報
旧 WF194x シリーズと比べ最大値が変更されています。（500Hz → 100kHz）6.3.82 OFS／?OFS
説明
DC オフセットを設定／問合せます。オフセットのスイープ中，この設定は無視されます。
オフセットのスイープや変調時の問合せは，問合せたときの瞬時値が返されます。
DC オフセットの単位にユーザ単位の LOG を使用する場合は，下記のようになります。
実際の DC オフセットが 0 の場合，“－INF”または“＋INF”という応答になり，その値に設定するには，“－INF”／“＋INF”を指定します。
実際の DC オフセットが負の場合は，“OVER”という応答になり，実際の DC オフセッ
トを負に設定することはできません。

パラメタ
DC オフセット設定（単位や LOAD 設定によって，範囲が変化する）
10V レンジ，負荷開放，単位 V のとき:－10（－10V）～＋10（10V）
ユーザ単位が選ばれているときは，0V 未満に設定できないことがあります。
タイプ２（参考）

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

242

242

設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet{<offset>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet?
[MINimum|MAXimum]
設 定 例
DC オフセットを 2.5V／開放にします。DC オフセットの単位は V，LOAD は OPENにあらかじめ設定されていることとします。
タイプ１: OFS 2.5
タイプ２（参考）:VOLT:OFFS 2.5
互換情報
互換対応

6.3.83 OFU／?OFU
説明
DC オフセットの単位を選択／問合せます。

パラメタ
DC オフセット単位選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: V （V）
1: USER（ユーザ単位）
タイプ２（参考）で設定の場合，「DEFault」は，「V」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT{V|USER|DEFault}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:UNIT?
設 定 例
DC オフセットの単位を，ユーザ単位にします。
タイプ１: OFU 1
タイプ２（参考）:VOLT:OFFS:UNIT USER
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

243

243

6.3.84 OLD／?OLD
説明
LOAD 機能を設定／問合せます。
FUNCTION OUT に負荷を接続したときに，実際の出力電圧で設定できるようにするための機能です。
実際の出力電圧と負荷開放時の出力電圧の間には，[実際の出力電圧]＝[負荷開放時出力電圧]×[負荷インピーダンス設定]
50＋[負荷インピーダンス設定]という関係があります。
パラメタ
負荷インピーダンス
1（1Ω）～10000（10000Ω）
タイプ２（参考）
設定: :OUTPut:LOAD {<load>|MINimum|MAXimum}
問い: :OUTPut:LOAD? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
FUNCTION OUT を 50Ωで終端したときの実際の出力電圧で設定／表示できるようにします。
タイプ１: OLD 50
タイプ２（参考）:OUTP:LOAD 50
互換情報
旧 WF194x シリーズと比べ，最小，最大値が変更されています。
（45Ω～999Ω → 1Ω～10000Ω）

6.3.85 OLS／?OLS
説明
LOAD 機能のオン／オフを選択／問合せます。

パラメタ
終端状態
タイプ１ タイプ２（参考）0 : OFF（負荷開放時の電圧で設定／表示する）
1 : ON （OLD で設定された負荷で終端されたときの実際の出力電圧で設定／表示する）
タイプ２（参考）
設定: :OUTPut:LOAD:STATe {0|1|OFF|ON}
問い: :OUTPut:LOAD:STATe?

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

244

244

設 定 例
負荷開放時の電圧で設定／表示する（LOAD 機能オフ）にします。
タイプ１: OLS 0
タイプ２（参考）:OUTP:LOAD:STAT OFF
互換情報
互換対応

6.3.86 OMO／?OMO
説

明
発振モードを選択／問合せます。

パラメタ
発振モードの選択（0～5）
タイプ１ タイプ２（参考）0: NORMal
1: BURSt
2: SWEep3: MODulation
4: NOISe
5
: DC

（連続）
（バースト）（スイープ）
（変調）
（ノイズ）
（直流）

タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:MODE {NORMal|BURSt|SWEep|MODulation|NOISe|DC}
問い: [:SOURce]:MODE?
設 定 例
バースト発振モードにします。
タイプ１: OMO 1
タイプ２（参考）:MODE BURS
互換情報
互換対応

6.3.87 OPC／?OPC
説明
各チャネルのシングルスイープ／ゲーテッドスイープの実行完了を知るためのコマンドです。OPC コマンドを実行した後，各チャネルのシングルスイープ／ゲーテッド
スイープの実行が終了すると，標準イベントステータスレジスタの OPC ビットがセットされます。
?OPC コマンドを実行した後，各チャネルのシングルスイープ／ゲーテッドスイープの実行が終了すると，1 を応答します。
電源投入時は 0 にリセットされます。

パラメタ
なし

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

245

245

応答形式
1（ヘッダなしで 1 だけを応答します。）
タイプ２（参考）
設定: *OPC
問い: *OPC?
互換情報
互換対応

6.3.88 ORG／?ORG
説明
出力レンジを選択／問合せます。

パラメタ
出力レンジ（0～2）
タイプ１ タイプ２（参考）0: AUTO（自動レンジ選択）
1: 10V （10V レンジ）2
: 1V （1V レンジ）
タイプ２（参考）
設定: :OUTPut:RANGe {AUTO|10V|1V}| {AUTO|2V|200mV|20mV}
問い: :OUTPut:RANGe?
設 定 例
自動レンジにします。
タイプ１: ORG 0
タイプ２（参考）:OUTP:RANG AUTO
互換情報
レンジ選択のコマンドでエラーにはなりませんが，自動レンジ設定のみ有効です。
本コマンドで，WF1947/WF1948 のレンジホールド設定はできません。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

246

246

6.3.89 ?OSC
説

明
オペレーションイベントステータスレジスタを問合せます。
オペレーションイベントステータスレジスタがクリアされるのは，下記のときです。
・電源投入時・CLS（*CLS）コマンドが実行されたとき・PST（:SYSTem:PRESet）コマンドが実行されたとき

応答形式
オペレーションイベントステータスレジスタの値（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: :STATus:OPERation:CONDition?
応 答 例
OSC 0
☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

6.3.90 OSE／?OSE
説明
オペレーションイベントステータスイネーブルレジスタを設定／問合せます。
PSC コマンドで電源投入時クリアフラグが 1 にセットされていると，電源投入時に 0 にリセットされます。

パラメタ
オペレーションイベントステータスイネーブルレジスタのマスク（許可／禁止）パター
ン（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: :STATus:OPERation:ENABle <value>
問い: :STATus:OPERation:ENABle?
設 定 例
オペレーションイベントステータスイネーブルレジスタを 3（ビット 0: CH 1 オペレーションイベントステータスレジスタと，ビット 1: CH 2 オペレー
ションイベントステータスレジスタとの両方）にします。
タイプ１: OSE 3
タイプ２（参考）:STAT:OPER:ENAB 3☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

247

247

6.3.91 OSS
説明
DC オフセットスイープにおいて，出力をスタート値／ストップ値に設定します。

パラメタ
スタート値／ストップ値（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: STOP （出力をストップ値にする）
1: STARt（出力をスタート値にする）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STATe {STARt|STOP}
問い: なし設 定 例
DC オフセットスイープにおいて，出力をストップ値にする。
タイプ１: OSS 0
タイプ２（参考）:VOLT:OFFS:STAT STOP
互換情報
互換対応

6.3.92 PDV／?PDV説

明
位相変調の位相偏移を設定／問合せます。ユーザ単位で LOG が選ばれているときは，設定はできません。問合せると，「INVALID」を返します。

パラメタ
位相変調の位相偏移，単位が「deg」のとき0.000（0deg）～3600.000（3600deg），分解能:0.001（0.001deg）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PM:DEViation {<peak deviation>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PM:DEViation? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
位相変調の偏移を 90deg にします。
タイプ１: PDV 90
タイプ２（参考）:PM:DEV 90
互換情報
位相偏移設定を 180.000deg までで設定してください。
WF1947/WF1948 では，位相偏移 180.000deg を最大として扱っています。
詳細は，「２．コマンド解説 個別コマンド説明」[:SOURce[1|2]]:PM[:DEViation]を参照してください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

248

248

6.3.93 PFC／?PFC
説

明
位相変調の変調波形を選択／問合せます。

パラメタ
変調波形選択（0～4）
タイプ１ タイプ２（参考）0: SINusoid
1: TRIangle
2: SQUare3: PRAMp
4: NRAMp

（正弦波）
（三角波）
（方形波）
（上りのこぎり波）（下りのこぎり波）

タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PM:INTernal:FUNCtion{SINusoid|TRIangle|SQUare|PRAMp|NRAMp}
問い: [:SOURce]:PM:INTernal:FUNCtion?
設 定 例
位相変調の変調波形を三角波にします。
タイプ１: PFC 1
タイプ２（参考）:PM:INT:FUNC TRI
互換情報
互換対応

6.3.94 PFQ／?PFQ
説

明
位相変調の変調周波数を設定／問合せます。

パラメタ
変調周波数: 0.1E-3（0.1mHz）～1000000（1MHz）
分解能: 1Hz 以上は 5 桁，1Hz 未満は 0.1E-3（0.1mHz）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PM:INTernal:FREQuency {<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PM:INTernal:FREQuency? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
位相変調の変調周波数を 100Hz にします。
タイプ１: PFQ 100
タイプ２（参考）:PM:INT:FREQ 100
互換情報
旧 WF194x シリーズと比べ，最大値が変更されています。（500Hz → 1MHz）WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

249

249

6.3.95 PHS／?PHS説

明
位相を設定／問合せます。位相のスイープ中，この設定は無視されます。
位相スイープ／変調時の問合せは，問合せたときの瞬時値が返されます。
「PHU」コマンドの位相ユーザ単位で LOG を使用する場合は，下記のようになります。
実際の位相が 0 の場合，“－INF”または“＋INF”という応答になり，その値に設定するには，“－INF”／“＋INF”を指定します。
実際の位相が負の場合は，“OVER”という応答になり，この場合，実際の位相を負に設定することはできません。

パラメタ
位相設定（単位設定によって，範囲が変化する）
単位が度の場合，設定範囲は下記のようになります。
－1800.000（－1800deg）～＋1800.000（＋1800deg），分解能:0.001（0.001deg）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PHASe {<phase>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PHASe? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
位相を 90deg にします。
タイプ１: PHS 90
タイプ２（参考）:PHAS 90
互換情報
互換対応

6.3.96 PHU／?PHU
説

明
位相の単位を選択／問合せます。

パラメタ
位相単位選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: DEG （度）1
: USER（ユーザ単位）
タイプ２（参考）で設定の場合，「DEFault」は，「DEG」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PHASe:UNIT {DEG|USER|DEFault}
問い: [:SOURce]:PHASe:UNIT?
設 定 例
位相の単位をユーザ単位にします。
タイプ１: PHU 1
タイプ２（参考）:PHAS:UNIT USERWF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

250

250

互換情報
互換対応

6.3.97 POS／?POS
説明
電源投入時の出力状態を選択／問合せます。

パラメタ
電源投入時の出力状態（0～2）
タイプ１ タイプ２（参考）0: LAST（前回電源を切ったときの状態に復帰）
1: OFF （オフ）2: ON （オン）
タイプ２（参考）
設定: :SYSTem:PON {LAST|OFF|ON}
問い: :SYSTem:PON?
設 定 例
電源投入時に出力がオンになるようにします。
タイプ１: POS 2
タイプ２（参考）:SYST:PON ON
互換情報
互換対応

6.3.98 PRD／?PRD説

明
周期を設定／問合せます。周波数のスイープ中，この設定は無視されます。
周波数スイープ／変調時の問合せは，問合せたときの瞬時値が返されます。

パラメタ
周期設定（単位設定によって，範囲が変化する）
単位が秒の場合，設定範囲は下記のようになります。
33.333333334E-09（33.333333334ns=30MHz）～100E＋06（100000000s=10nHz）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:PERiod {<period>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PULSe:PERiod? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
周期を 1μs にします。
タイプ１: PRD 1E-06
タイプ２（参考）:PULSE:PER 1E-06
互換情報
旧 WF194x シリーズに比べ最小値が変更されています。
（66.666666667ns=15MHz ～ 33.333333334ns=30MHz）

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

251

251

6.3.99 PRU／?PRU
説

明
周期単位を選択／問合せます。

パラメタ
周期単位選択（0／1）
単位を変更すると，パルス幅の単位も変更されます。
タイプ１ タイプ２（参考）0: SEC （s:秒）1: USER（ユーザ単位）
タイプ２（参考）で設定の場合，「DEFault」は，「SEC」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:PERiod:UNIT {SEC|USER|DEFault}
問い: [:SOURce]:PULSe:PERiod:UNIT?
設 定 例
周期の単位を s にします。
タイプ１: PRU 0
タイプ２（参考）:PULS:PER SEC
互換情報
互換対応

6.3.100 PSC／?PSC
説

明
状態レジスタ（ステータス／ステータスイネーブル／サービスリクエストイネーブル）
用の電源投入時クリアフラグを制御／読み出します。
このフラグがセットされると，電源投入時にすべての状態レジスタがクリアされます。
ただし，標準イベントステータスレジスタの PON ビットはクリアされません。また，ステータスバイトは状態レジスタに含まれませんが，結果的にすべて 0 になります。
このフラグは，出荷時およびバックアップ電池消耗によるエラー発生時には 1 にセットされます。

パラメタ
電源投入時クリアフラグの状態（0／1）
0: 電源投入時に状態レジスタクリアしない
1: 電源投入時に状態レジスタをクリアする
タイプ２（参考）
設定: *PSC {0|1}
問い: *PSC?
設 定 例
電源投入時に状態レジスタをクリアするようにします。
タイプ１: PSC 1
タイプ２（参考）: *PSC 1

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

252

252

互換情報
互換対応

6.3.101 PSS
説明
位相スイープにおいて，出力をスタート値／ストップ値に設定します。

パラメタ
スタート値／ストップ値（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: STOP （出力をストップ値にする）
1: STARt（出力をスタート値にする）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PHASe:STATe {STARt|STOP}
問い: なし設 定 例
位相スイープにおいて，出力をストップ値にする。
タイプ１: PSS 0
タイプ２（参考）:PHAS:STAT STOP
互換情報
互換対応

6.3.102 PST
説明
各設定を初期値に設定します。初期値は，本体取扱説明書をご覧ください。
以前に受信した OPC／?OPC コマンドを取り消します。
また，下記のイベントステータスレジスタもクリアされます。
・オペレーションイベントステータスレジスタ・オーバロードイベントステータスレジスタ
・ワーニングイベントステータスレジスタ・CH 1 オペレーションイベントステータスレジスタ・CH 1 オーバロードイベントステータスレジスタ・CH 1 ワーニングイベントステータスレジスタ・CH 2 オペレーションイベントステータスレジスタ WF1948
・CH 2 オーバロードイベントステータスレジスタ WF1948
・CH 2 ワーニングイベントステータスレジスタ WF1948
なお，下記のコマンドによる設定状態も変化します。
AFM，HLE，TRE

パラメタなし
タイプ２（参考）
設定: :SYSTem:PRESet
問い: なしWF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

253

253

互換情報
互換対応

6.3.103 PUW／?PUW
説明
パルス幅を設定／問合せます。デューティのスイープ中，この設定は無視されます。
デューティスイープ／パルス幅変調時の問合せは，問合せたときの瞬時値が返され
ます。

パラメタ
パルス幅設定（単位設定によって，範囲が変化する）
単位が秒の場合，設定範囲は下記のようになります。
単位が s のとき，24.0E-09（24ns）～99.983E+06（99.983Ms）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:WIDTh {<width>|MINimum| MAXimum}
問い: [:SOURce]:PULSe:WIDTh? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
パルス幅を 1ms にします。
タイプ１: PUW 0.001
タイプ２（参考）:PULS:WIDT 0.001
互換情報
旧 WF194x シリーズに比べ，最小値，最大値が変更されています。
（0.0066666666667ns ～ 99990000s → 24ns ～ 99.983Ms）

6.3.104 PWU／?PWU
説明
パルス幅単位を選択／問合せます。
単位を選択すると，周期の単位も変更されます。
パルス幅単位を USER にすると，周期ユーザ単位を使用します。

パラメタ
パルス幅単位選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: SEC （s:秒）1: USER（ユーザ単位）
タイプ２（参考）で設定の場合，「DEFault」は，「SEC」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:WIDTh:UNIT {SEC|USER|DEFault}
問い: [:SOURce]:PULSe:WIDTh:UNIT?
設 定 例
パルス幅の単位を s にします。
タイプ１: PWU 0

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

254

254

タイプ２（参考）:PULS:WIDT SEC
互換情報
互換対応

6.3.105 RCL
説

明
設定を呼び出します。
設定メモリを 10 組持っています。
設定保存されていない設定メモリを呼び出すと，エラーになります。

パラメタ
設定メモリ番号: 1～10
タイプ２（参考）
設定: *RCL {1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}
問い: なし設 定 例
1 番の設定メモリを呼び出します。
タイプ１: RCL 1
タイプ２（参考）: *RCL 1
互換情報
旧 WF194x シリーズからメモリ番号の指定が変更されています。
（0～9 番 → 1～10 番）

6.3.106 RST
説明
設定初期化をします。
各設定を初期値に設定します。初期値は，本体取扱説明書をご覧ください。
以前に受信した OPC／?OPC コマンドを取り消します。
イベントステータスレジスタはクリアされません。
なお，下記のコマンドによる設定状態も変化します。
AFM，HLE，TRE

パラメタなし
タイプ２（参考）
設定: *RST
問い: なし
互換情報
RST コマンドを実行すると出力はオフされます。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

255

255

6.3.107 SEC／?SEC（WF1948）
説

明シングルスイープ，ゲーテッドスイープ時，CH 2 の外部トリガのチャネルを選択／問
合せます。

パラメタ
チャネル番号（1～2）
1: CH 1 の TRIG/SWEEP IN を，CH 2 のトリガソースとして使用する
2: CH 2 の TRIG/SWEEP IN を，CH 2 のトリガソースとして使用する
タイプ２（参考）で設定の場合，「DEFault」は，「2」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:SWEep:EXTernal:CHANnel {<channel>|DEFault}
問い: [:SOURce]:SWEep:EXTernal:CHANnel?
設 定 例
CH 1 の TRIG/SWEEP IN を，CH 2 のトリガソースとして使用します。
タイプ１: SEC 1
タイプ２（参考）:SWE:EXT:CHAN 1
互換情報
互換対応

6.3.108 SES／?SES
説明
シングルスイープ，ゲーテッドスイープ時のトリガ信号の極性を選択／問合せます。

パラメタ
トリガ信号極性（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: POSitive （立ち上がりでトリガ）
1: NEGative（立ち下がりでトリガ）
タイプ２（参考）で設定の場合，「DEFault」は，「NEGative」と同じに扱われます。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:SWEep:SLOPe {POSitive|NEGative|DEFault}
問い: [:SOURce]:SWEep:SLOPe?
設 定 例
トリガ信号の立ち上がりでシングルスイープを開始するように設定する。
タイプ１: SES 0
タイプ２（参考）:SWE:SLOP POS
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

256

256

6.3.109 SFC／?SFC
説明
スイープファンクションを選択／問合せます。

パラメタ
スイープファンクション選択（0～1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: TRIangle（三角波状スイープ）
1: RAMP （のこぎり波状スイープ）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:SWEep:INTernal:FUNCtion{SINusoid|TRIangle|SQUare|RAMP|DEFault}
問い: [:SOURce]:SWEep:INTernal:FUNCtion?
設 定 例
スイープファンクションを三角波状スイープにする。
タイプ１: SFC 1
タイプ２（参考）:SWE:INT:FUNC TRI
互換情報
旧 WF194x シリーズの方形波状スイープ，正弦波状スイープの選択，問合せには対応していません。別の実現方法を検討してください。
WF1947/WF1948 のスイープ可能なコマンドは以下のとおりです。
【スイープファンクション】
変調 FSK，PSK，FM，PM，AM，AM(DSB-SC)の対応する
各発振モードのスイープファンクションを指定してください。
FSK
PSK
FM
PM
AM
AM(DSB-SC)[:SOURce[1|2]]:FSKey:INTernal:FUNCtion[:SHAPe][:SOURce[1|2]]:PSKey:INTernal: FUNCtion[:SHAPe][:SOURce[1|2]]:FM:INTernal: FUNCtion[:SHAPe][:SOURce[1|2]]:PM:INTernal: FUNCtion[:SHAPe][:SOURce[1|2]]:AM:INTernal: FUNCtion[:SHAPe][:SOURce[1|2]]:AMSC:INTernal: FUNCtion[:SHAPe]

詳細は，「２．コマンド解説 個別コマンド説明」を参照してください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

257

257

6.3.110 SGS／?SGS
説明
シングルスイープ，ゲーテッドスイープのスイープトリガソースを選択／問合せます。

パラメタ
トリガソース（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: INTernal（内部トリガ発振器をトリガソースとして使用する）
1: EXTernal（TRIG/SWEEP IN コネクタの信号をトリガソースとして使用する）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:SWEep:SOURce {INTernal|EXTernal}
問い: [:SOURce]:SWEep:SOURce?
設 定 例
TRIG/SWEEP IN コネクタの信号をトリガソースとして使用するように設定する。
タイプ１: SGS 1
タイプ２（参考）:SWE:SOUR EXT
互換情報
SWEEP IN コネクタ信号のトリガソースには対応していません。

6.3.111 SIG／?SIG
説明
出力オン／オフを選択／問合せます。

パラメタ
出力状態（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: OFF（出力オフ）
1: ON （出力オン）
タイプ２（参考）
設定: :OUTPut:STATe {0|1|OFF|ON}
問い: :OUTPut:STATe?
設 定 例
出力をオンにします。
タイプ１: SIG 1
タイプ２（参考）:OUTP:STAT ON
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

258

258

6.3.112 SIR／?SIR
説

明
シングルスイープ，ゲーテッドスイープの内部トリガ周期を設定／問合せます。

パラメタ
内部トリガ周期: 1E-04（100μs）～10000.0（10000s）
分解能: 1ms 以上は 4 桁，1ms 未満は 1E-07（0.1μs）
タイプ２（参考）:
設定: [:SOURce]:SWEep:INTernal:RATE {<rate>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:SWEep:INTernal:RATE? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
内部トリガ発振器の発振周期を 1ms に設定する。
タイプ１: SIR 1E-03
タイプ２（参考）:SWE:INT:RATE 1E-03
互換情報
旧 WF194x シリーズに比べ，最小値，最大値が変更されています。
（1μs ～ 100s → 100μs ～ 10000s）
旧 WF194x シリーズに比べ，1ms 未満の分解能が変更されています。
（1μs → 0.1μs）

6.3.113 SLS／?SLS
説

明
ゲーテッドスイープでの発振停止時のストップレベルを選択／問合せます。
デューティのスイープ中，このコマンドは無効になります。

パラメタ
ストップレベル状態（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0 : OFF（ストップレベルオフ）
1 : ON （ストップレベルオン）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:SWEep:SLEVel:STATe {0|1|OFF|ON}
問い: [:SOURce]:SWEep:SLEVel:STATe?
設 定 例
ストップレベル機能を使用しない（オフ）にします。
タイプ１: SLS 0
タイプ２（参考）:SWE:SLEV:STAT OFF
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

259

259

6.3.114 SLV／?SLV
説

明
ゲーテッドスイープでは，発振停止時のストップレベル値を設定／問合せします。

パラメタ
ストップレベル値: －100.00（－100％）～＋100.00（＋100％）
分解能: 0.01（0.01％）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:SWEep:SLEVel {<stop level>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:SWEep:SLEVel? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
ストップレベルを＋33.3％にします。
タイプ１: SLV 33.3
タイプ２（参考）:SWE:SLEV 33.3
互換情報
互換対応

6.3.115 SMO／?SMO
説明
スイープモードを選択／問合せます。

パラメタ
スイープモード選択（0～2）
タイプ１ タイプ２（参考）0: SINGle （シングルスイープ）
1: CONTinuous（連続スイープ）
2: GATed（ゲーテッドスイープ）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:SWEep:MODE {SINGle|CONTinuous|GATed}
問い: [:SOURce]:SWEep:MODE?
設 定 例
連続スイープを選びます。
タイプ１: SMO 1
タイプ２（参考）:SWE:MODE CONT
互換対応
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

260

260

6.3.116 SNA／?SNA説

明
振幅スイープのスパン値を設定／問合せます。
単位が dBV，dBm，またはユーザ単位で LOG が選択のいずれかになっているときは，設定できません。問合せると値として，「INVALID」を返します。

パラメタ
設定範囲は，振幅設定（AMV）と同じ。
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SPAN{<amplitude>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:SPAN?
[MINimum|MAXimum]
設 定 例
振幅スイープのスパン値を 9Vp-p／開放にします。振幅の単位は Vp-p，LOAD はOPEN にあらかじめ設定されていることとします。
タイプ１: SNA 9タイプ２（参考）:VOLT:SPAN 9
互換対応
互換対応

6.3.117 SNE／?SNE
説明
DC オフセットスイープのスパン値を設定／問合せます。ユーザ単位で LOG が選ばれているときは，設定できません。問合せると値として，「INVALID」を返します。

パラメタ
DC オフセットスパン（単位や LOAD 設定によって，範囲が変化する）
10V レンジ，負荷開放，単位 V のとき: 0（0V）～20（20V）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN{<offset>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:SPAN?
[MINimum|MAXimum]
設 定 例
DC オフセットスイープのスパン値を，20V／開放にします。DC オフセットの単位は V，LOAD は OPEN にあらかじめ設定されていることとします。
タイプ１: SNE 20
タイプ２（参考）:VOLT:OFFS:SPAN 20
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

261

261

6.3.118 SNF／?SNF
説明
周波数スイープのスパン値を設定／問合せます。ユーザ単位で LOG が選ばれているときは，設定できません。問合せると値として，「INVALID」を返します。

パラメタ
周波数スパン（単位設定によって，範囲が変化する）
0.00000000（0Hz）～29999999.99999999（29999999.99999999Hz）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FREQuency:SPAN {<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:FREQuency:SPAN? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
周波数スイープのスパン値を 9kHz にします。
タイプ１: SNF 9E+3
タイプ２（参考）:FREQ:SPAN 9E+3
互換情報
旧 WF194x シリーズに比べ，最大値が変更されています。
（14999999.99999998Hz → 29999999.99999999Hz）

6.3.119 SNP／?SNP
説

明
位相スイープのスパン値を設定／問合せます。ユーザ単位で LOG が選はれているときは，設定できません。問合せると値として，「INVALID」を返します。

パラメタ
スパン位相（単位設定によって，範囲が変化する）
0.000（0deg）～3600.000（3600deg），分解能: 0.001（0.001deg）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PHASe:SPAN {<phase>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PHASe:SPAN? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
位相スイープのスパン値を 180deg にします。
タイプ１: SNP 180
タイプ２（参考）:PHAS:SPAN 180
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

262

262

6.3.120 SNU／?SNU
説明
デューティスイープのスパン値を設定／問合せます。ユーザ単位で LOG が選ばれているときは，設定できません。問合せると値として，「INVALID」を返します。

パラメタ
デューティスパン（単位設定によって，範囲が変化する）
設定範囲が 0.01％～99.99％のとき 0.0000（0％）～99.9800（99.98％）
設定範囲が 0％～100％のとき
0.0000（0％）～100.0000（100％）タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:SPAN {<duty cycle>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:SPAN? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
デューティスイープのスパン値を 20％にします。
タイプ１: SNU 20
タイプ２（参考）:PULS:DCYC:SPAN 20
互換情報
互換対応

6.3.121 SPA／?SPA
説

明
振幅スイープのストップ値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，振幅設定（AMV）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STOP{<amplitude>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STOP?
[MINimum|MAXimum]
設 定 例
振幅スイープのストップ値を 10Vp-p／開放にします。振幅の単位は Vp-p，LOAD
は OPEN にあらかじめ設定されていることとします。
タイプ１: SPA 10
タイプ２（参考）:VOLT:STOP 10
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

263

263

6.3.122 SPC／?SPC
説明
スペース波数（バースト発振における発振波数）を設定／問合せます。

パラメタ
スペース波数設定: 0.5（0.5 波）～999999.5（999999.5 波）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:BM:SPACe {<space>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:BM:SPACe? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
スペース波数を 10 波にします。
タイプ１: SPC 10
タイプ２（参考）:BM:SPAC 10
互換情報
旧 WF194x シリーズに比べ，最大値が変更されています。
（500000 波 → 999999.5 波）

6.3.123 SPE／?SPE説明
DC オフセットスイープのストップ値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，DC オフセット設定（OFS）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOP{<offset>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STOP?
[MINimum|MAXimum]
設 定 例
DC オフセットスイープのストップ値を，＋10V／開放にします。DC オフセットの単位
は V，LOAD は OPEN にあらかじめ設定されていることとします。
タイプ１: SPE 10
タイプ２（参考）:VOLT:OFFS:STOP 10
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

264

264

6.3.124 SPF／?SPF
説明
周波数スイープのストップ値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，周波数（FRQ）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FREQuency:STOP {<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:FREQuency:STOP? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
周波数スイープのストップ値を 10kHz にします。
タイプ１: SPF 1E4
タイプ２（参考）:FREQ:STOP 1E4
互換情報
互換対応

6.3.125 SPP／?SPP
説

明
位相スイープのストップ値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，位相設定（PHS）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PHASe:STOP {<phase>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PHASe:STOP? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
位相スイープのストップ値を＋90deg にします。
タイプ１: SPP +90
タイプ２（参考）:PHAS:STOP +90
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

265

265

6.3.126 SPU／?SPU
説明
デューティスイープのストップ値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，デューティ設定（DTY）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:STOP {<duty cycle>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:STOP? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
デューティスイープのストップ値を 60％にします。
タイプ１: SPU 60
タイプ２（参考）:PULS:DCYC:STOP 60
互換情報
互換対応

6.3.127 SSC／?SSC
説明
スイープファンクションを選択／問合せます。

パラメタ
スイープファンクション選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: LINear（リニアスイープ）
1: LOGarithmic（ログスイープ）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:SWEep:SPACing {LINear|LOGarithmic}
問い: [:SOURce]:SWEep:SPACing?
設 定 例
スイープファンクションをログスイープにする。
タイプ１: SSC 1
タイプ２（参考）:SWE:SPAC LOG
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

266

266

6.3.128 STA／?STA
説

明
振幅スイープのスタート値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，振幅設定（AMV）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:V0LTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STARt{<amplitude>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:V0LTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:STARt?
[MINimum|MAXimum]
設 定 例
振幅スイープのスタート値を 1Vp-p／開放にします。振幅の単位は Vp-p，LOAD はOPEN にあらかじめ設定されていることとします。
タイプ１: STA 1
タイプ２（参考）:VOLT:STAR 1
互換情報
互換対応

6.3.129 STE／?STE
説明
DC オフセットスイープのスタート値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，DC オフセット設定（OFS）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:V0LTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt{<offset>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:V0LTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:STARt?
[MINimum|MAXimum]
設 定 例
DC オフセットスイープのスタート値を，－10V／開放にします。DC オフセットの単位
は V，LOAD は OPEN にあらかじめ設定されていることとします。
タイプ１: STE -10
タイプ２（参考）:VOLT:OFFS:STAR –10
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

267

267

6.3.130 STF／?STF
説明
周波数スイープのスタート値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，周波数設定（FRQ）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FREQuency:STARt {<frequency>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:FREQuency:STARt? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
周波数スイープのスタート値を 1kHz にします。
タイプ１: STF 1E3
タイプ２（参考）:FREQ:STAR 1E3
互換情報
互換対応

6.3.131 STM／?STM
説

明
スイープ時間を設定／問合せます。

パラメタ
スイープ時間設定: 1E-3（1ms）～10E3（10000s）
分解能: 1E-3（1ms）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:SWEep:TIME {<seconds>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:SWEep:TIME?
設 定 例
スイープ時間を 0.5s にします。
タイプ１: STM 0.5
タイプ２（参考）:SWE:TIME 0.5
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

268

268

6.3.132 STO
説

明
設定を保存します。
設定メモリを 10 組持っています。

パラメタ
設定メモリ番号（1～10）
タイプ２（参考）
設定: *SAV {1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}
問い: なし設 定 例
1 番の設定メモリに，機器の現在の設定を保存します。
タイプ１: STO 1
タイプ２（参考）: *SAV 1
互換情報
旧 WF194x シリーズからメモリ番号の指定が変更されています。
（0～9 番 → 1～10 番）

6.3.133 STP／?STP
説明
位相スイープのスタート値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，位相設定（PHS）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PHASe:STARt {<phase>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PHASe:STARt? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
位相スイープのスタート値を－90deg にします。
タイプ１: STP -90
タイプ２（参考）:PHAS:STAR -90
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

269

269

6.3.134 ?STS説

明ステータスバイトを読み出します。
?STS やシリアルポールで読み出しても，ステータスバイトの各ビットのうちクリアされるのは，RQS ビット（Bit6）だけです。
他のビットは，各々のレジスタ／イベントがクリアされたときに，クリアされます。
PSC コマンドで電源投入時クリアフラグが 1 にセットされていると，電源投入時に結果的に 0 になります。

応答形式
ステータスバイト（0～255）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: *STB?
応 答 例
STS 0
☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

6.3.135 STT／?STT
説明
任意波形の途中から波形データの更新を行うために，転送開始アドレスを設定／問合せます。
下記の状態では，転送開始アドレスはリセット（アドレス:0）されます。
・ARB コマンドで波形データ転送を終了したとき・任意波形データサイズを変更した時・電源投入時・転送開始アドレスが省略されたとき

パラメタ
転送開始アドレス任意波形データサイズ 8KW 時→0～8191，16KW 時→0～16383，
32KW 時→0～32767，64KW 時→0～65535
タイプ２（参考）
設定: :DATA:DAC:ADDRess [<start address>]
問い: :DATA:DAC:ADDRess?
設 定 例
任意波形データを，アドレス 2048 から転送するようにします。
タイプ１: STT 2048
タイプ２（参考）:DATA:DAC:ADDR 2048

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

270

270

互換情報
互換対応

6.3.136 STU／?STU
説明
デューティスイープのスタート値を設定／問合せます。

パラメタ
設定範囲は，デューティ設定（DTY）と同じタイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:STARt {<duty cycle>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:STARt? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
デューティスイープのスタート値を 40％にします。
タイプ１: STU 40
タイプ２（参考）:PULS:DCYC:STAR 40
互換情報
互換対応

6.3.137 STY／?STY
説明
スイープタイプを選択／問合せます。

パラメタ
スイープタイプ選択（0～4）
タイプ１ タイプ２（参考）0: FREQuency
1: PHASe
2: AMPLitude3: OFFSet
4: DUTY

（周波数）
（位相）
（振幅）
（DC オフセット）（デューティ）タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:SWEep:TYPE {FREQuency|PHASe|AMPLitude|OFFSet|DUTY}
問い: [:SOURce]:SWEep:TYPE?
設 定 例
スイープタイプを位相スイープにします。
タイプ１: STY 1
タイプ２（参考）:SWP:TYPE PHAS
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

271

271

6.3.138 SWO／?SWO（WF1948）
説明
パネルキーおよび外部制御からのスイープスタート／ストップ／ポーズ操作を，チャネルごとに独立して操作するか，両チャネル共通とするかを設定／問合せます。

パラメタ
操作状態選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0 : OFF（チャネルごとに独立）
1 : ON （両チャネル共通）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:SWEep:OCOMmon {0|1|OFF|ON}
問い: [:SOURce]:SWEep:OCOMmon?
設 定 例
スイープスタート／ストップ／ポーズ操作を，両チャネル共通にします。
タイプ１: SWO 1
タイプ２（参考）:SWE:OCOM ON
互換情報
両チャネル共通に（1 もしくは ON）設定されている場合に，周波数や振幅を変更するコマンドを設定した場合は，両チャネル共通の設定になります。
チャネルごとに異なる周波数や振幅を設定する場合は，一旦（0 もしくは OFF）に設定してから周波数や振幅設定を行うようにしてください。

6.3.139 SYN
説明
位相同期をします。

パラメタなし
タイプ２（参考）
設定: :OUTPut:PSYNc
問い: なし
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

272

272

6.3.140 SYT／?SYT
説明
バースト／スイープ／変調時の SYNC OUT を選択／問合せます。

パラメタ
バースト／スイープ／変調時の SYNC OUT
タイプ１ タイプ２（参考）0: ASYNchronous（バースト／スイープ／変調信号に同期）
1: SYNChronous （波形の 1 波に同期）
タイプ２（参考）
設定: :OUTPut:SYNC:TYPE {SYNChronous|ASYNchronous}
問い: :OUTPut:SYNC:TYPE?
設 定 例
バースト／スイープ／変調時の SYNCOUT を FUNCTION OUT に同期します。
タイプ１: SYT 1
タイプ２（参考）:OUTP:SYNC:TYPE SYNC
互換情報
FSK，PSK，AMSC の変調時の SYNC OUT 選択／問合せには対応していません。
FSK，PSK，AMSC の変調時の SYNC OUT 選択／問合せを行うにはWF1947/WF1948 のコマンドに置き換える必要があります。
【SYNC OUT】
変調
FSK，PSK， AM(DSB-SC)の対応する
各発振モードの SYNCOUT を指定してください。
FSK[:SOURce[1|2]]: SYNC:FSKey:TYPE
PSK[:SOURce[1|2]]:SYNC:PSKeyTYPE
AM(DSB-SC) [:SOURce[1|2]]:SYNC:AMSC:TYPE
詳細は，「２．コマンド解説 個別コマンド説明」を参照してください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

273

273

6.3.141 TRD／?TRD
説明
トリガディレイを設定／問合せます。

パラメタ
トリガディレイ設定: 0（0s）～100.00（100s）
分解能: 1ms 以上は 5 桁，1ms 未満は 0.1μs
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:BM:DELay {<delay>|MINimum|MAXimum}
問い: [:SOURce]:BM:DELay? [MINimum|MAXimum]
設 定 例
トリガディレイを 1ms にします。
タイプ１: TRD 1E-3
タイプ２（参考）:BM:DEL 1E-3
互換情報
旧 WF194x シリーズと比べ，最小値が変更されています。（0.3μs → 0s）

6.3.142 TRE／?TRE
説明
リモート時に外部トリガ入力コネクタの状態を選択／問合せます。
・リモート状態では，トリガソースが EXT，かつ TRE 1 のとき，正面パネル TRIG/SWEEP IN が有効となる。ローカルでは常に有効。
・電源投入時，PST（:SYSTem:PRESet）または RST（*RST）コマンドを実行したときには TRE 1 になる。

パラメタ
状態選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0 : OFF（TRIG/SWEEP IN を無効にする）
1 : ON （TRIG/SWEEP IN を有効にする）
タイプ２（参考）
設定: :TRIGger[:SEQuence]:ElN:STATe {0|1|OFF|ON}
問い: :TRIGger[:SEQuence]:EIN:STATe?
設 定 例
TRIG/SWEEP IN を有効にします。
タイプ１: TRE 1
タイプ２（参考）:TRIG:EIN:STAT ON
互換情報
スイープ，バースト以外の発振モードには対応していません。
SWEEP IN コネクタ信号のトリガソースには対応していません。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

274

274

6.3.143 TRG／?TRG
説明
バースト，スイープ，変調のスタート／ストップ等を選択／問合せます。スイープ，変調のスタート／ストップなどの動作をした後，オペレーションイベントレジスタの対応
ビットがセット，またはクリアされます。応答は最後に設定した値を返し，スイープ，変調の実際の動作状態とは必ずしも一致しません。
また，電源投入時は 0 になります。
このコマンドは，下記の機能を持っています。
1．バースト
バースト発振: TRG コマンドでは何も変化しない。問合せ結果は不定。
トリガ発振: TRG 1（START）でトリガがかかる。問合せ結果は常に 0。
トリガドゲート発振: TRG 1（START）で発振状態が切り替わる。
問合せ結果は常に 0。
2．スイープTRG 0～3 が各々，スイープの中止／開始／停止／再開を選択。
3．変調
TRG 0，1 が各々，変調の中止／開始を選択。
TRG 2，3 では何も変化しない。

パラメタ
トリガ選択（0～3）
タイプ１ タイプ２（参考）0: STOP （中止）1
: STARt （開始）2
: PAUSe （停止）3
: CONTinue（再開）
タイプ２（参考）
設定: :TRIGger[:SEQuence]:SOURce {STOP|STARt|PAUSe|CONTinue}
問い: :TRIGger[:SEQuence]:SOURce?
設 定 例
変調を中止します。
タイプ１: TRG 0
タイプ２（参考）:TRIG:SOUR STOP
注

意
スイープまたは変調実行中に，他方のチャネルで発振モードを変更すると，スイー
プ／変調が中止されます。

互換情報
ゲート発振は対応していません。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

275

275

6.3.144 TRS／?TRS
説明
トリガ／ゲートソースを選択／問合せます。
トリガドゲートのときには，このコマンドは無効になります。

パラメタ
トリガ／ゲートソース選択（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: INTernal（内部トリガ発振器をトリガソースとして使用する）
1: EXTernal（TRIG/SWEEP IN コネクタの信号をトリガソースとして使用する）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:BM:SOURce {INTemal|EXTernal}
問い: [:SOURce]:BM:SOURce?
設 定 例
TRIG/SWEEP IN コネクタの信号をトリガソースとして使用するように設定する。
タイプ１: TRS 1
タイプ２（参考）:BM:SOUR EXT
互換情報
互換対応
SWEEP IN コネクタ信号のトリガソースには対応していません。

6.3.145 ?TST
説明
電源投入時の自己診断結果，設定メモリ保存が正常に行われていたかどうかを問
合せます。

応答形式
正常／異常（0～3）
0: 異常なし
1:メモリ保存で異常が発生し，設定が初期化されています
2: メモリ保存で異常が発生し，出力電圧確度が保証されません
3: メモリ保存で異常が発生し，設定が初期化され出力電圧確度も保証されません
タイプ２（参考）
設定: なし問い: *TST?
応 答 例
TST 0
互換情報
旧 WF194x では，バッテリバックアップによるメモリ保存を使用していましたがWF1947/WF1948 では，不揮発性メモリによるメモリ保存を使用しています。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

276

276

6.3.146 UAU／?UAU
説明
振幅ユーザ単位を設定／問合せます。

パラメタ
下記の四つのパラメタのうち，後ろから三つまでのパラメタが省略できます。
①単位の名前タイプ１: 文字列データ 4 文字まで
タイプ２（参考）: 文字列データ 4 文字まで
または DEFault（“USER”と同じに扱われます）。
②LOG 使用の有無
タイプ１ タイプ２（参考）0: NONE （LOG を不使用:ユーザ設定=（元の値＋オフセット）×スケール）
1: LOGarithmic（LOG を使用:ユーザ設定=（log（元の値）＋オフセット）×スケール）③スケール
スケーリング係数，-9.99999E+9～+9.99999E+9（0 を除く）
スケーリング係数の指数部は，E-9～E+9。
④オフセットスケーリング係数，-9.99999E+4～+9.99999E+4
スケーリング係数の指数部は，E-4～E+4。
応答形式
単位の名前，0／1，スケール，オフセット
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:USER{<unit name>|DEFault}[,{NONE|LOGarithmic|DEFault}[,{<scale>|DEFault}[,{<offset>|DEFault}]]]
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:USER?
設 定 例
振幅ユーザ単位の名前を「㎞/h」，LOG 使用せず，スケール 10，オフセット 0 に設定する。
タイプ１: UAU “km/h”,0,10,0
タイプ２（参考）:VOLT:USER “km/h”,NONE,10,0
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

277

277

6.3.147 UDU／?UDU
説明
デューティのユーザ単位を設定／問合せます。

パラメタ
下記の四つのパラメタのうち，後ろから三つまでのパラメタが省略できます。
①単位の名前タイプ１: 文字列データ 4 文字まで
タイプ２（参考）: 文字列データ 4 文字まで
または DEFault（“USER”と同じに扱われます）。
②LOG 使用の有無
タイプ１ タイプ２（参考）0: NONE（LOG を不使用:ユーザ設定=（元の値+オフセット）×スケール）
1: LOGarithmic（LOG を使用:ユーザ設定=（log（元の値）+オフセット）×スケール）③スケール
スケーリング係数，-9.99999E+6～+9.99999E+6（0 を除く）
スケーリング係数の指数部は，E-6～E+6④オフセットスケーリング係数，-9.99999E+4～+9.99999E+4
スケーリング係数の指数部は，E-4～E+4応答形式
単位の名前，0／1，スケール，オフセット
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:DCYCLe:USER{<unit name>|DEFault}[,{NONE|LOGarithmic|DEFault}[,{<scale>|DEFault}[,{<offset>|DEFault}]]]
問い: [:SOURce]:PULSe:DCYCLe:USER?
設 定 例
デューティのユーザ単位の名前を「INTN」，LOG を使用せず，スケール 100，オフセ
ット 0 に設定する。
タイプ１: UDU “INTN”,0,100,0
タイプ２（参考）:PULS:DCYC:USER “INTN”,NONE,100,0
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

278

278

6.3.148 UFU／?UFU
説明
周波数ユーザ単位を設定／問合せます。

パラメタ
下記の四つのパラメタのうち，後ろから三つまでのパラメタが省略できます。
①単位の名前タイプ１: 文字列データ 4 文字まで
タイプ２（参考）: 文字列データ 4 文字まで
または DEFault（“USER”と同じに扱われます）。
②LOG 使用の有無
タイプ１ タイプ２（参考）0: NONE（LOG を不使用:ユーザ設定=（元の値+オフセット）×スケール）
1: LOGarithmic（LOG を使用:ユーザ設定=（log（元の値）+オフセット）×スケール）③スケール
スケーリング係数，-9.99999999999999E+9～+9.99999999999999E+9（0 を除く）
スケーリング係数の指数部は，E-9～E+9④オフセットスケーリング係数，-9.99999999999999E+9～+9.99999999999999E+9
スケーリング係数の指数部は，E-9～E+9応答形式
単位の名前，0／1，スケール，オフセット
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:FREQuency:USER{<unit name>|DEFault}[,{NONE|LOGarithmic|DEFault}[,{<scale>|DEFault}[,{<offset>|DEFault}]]]
問い: [:SOURce]:FREQuency:USER?
設 定 例
周波数ユーザ単位の名前を「rpm」，LOG 使用せず，スケール 60，オフセット 0 に設定する。
タイプ１: UFU “rpm”,0,60,0
タイプ２（参考）:FREQ:USER “rpm”,NONE,60,0
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

279

279

6.3.149 UHU／?UHU
説明
位相ユーザ単位を設定／問合せます。

パラメタ
下記の四つのパラメタのうち，後ろから三つまでのパラメタが省略できます。
①単位の名前タイプ１: 文字列データ 4 文字まで
タイプ２（参考）: 文字列データ 4 文字まで
または DEFault（“USER”と同じに扱われます）。
②LOG 使用の有無
タイプ１ タイプ２（参考）0: NONE（LOG を不使用:ユーザ設定=（元の値+オフセット）×スケール）
1: LOGarithmic（LOG を使用:ユーザ設定=（log（元の値）+オフセット）×スケール）③スケール
スケーリング係数，-9.999999E+9～+9.999999E+9（0 を除く）
スケーリング係数の指数部は，E-9～E+9④オフセットスケーリング係数，-9.999999E+8～+9.999999E+8
スケーリング係数の指数部は，E-8～E+8
応答形式
単位の名前，0／1，スケール，オフセット
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PHASe:USER{<unit name>|DEFault}[,{NONE|LOGarithmic|DEFault}[,{<scale>|DEFault}[,{<offset>|DEFault}]]]
問い: [:SOURce]:PHASe:USER?
設 定 例
位相単位の名前を「W」，LOG を使用せず，スケール 3.141592654，オフセット 0 に設定する。
タイプ１: UHU “W”,0,3.141592654,0
タイプ２（参考）:PHAS:USER “W”,NONE,3.141592654,0
注意
LOG を使用すると，位相として負の値に設定することはできなくなります。

互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

280

280

6.3.150 UOU／?UOU
説明
DC オフセットユーザ単位を設定／問合せます。

パラメタ
下記の四つのパラメタのうち，後ろから三つまでのパラメタが省略できます。
①単位の名前タイプ１: 文字列データ 4 文字まで
タイプ２（参考）: 文字列データ 4 文字まで
または DEFault（“USER”と同じに扱われます）。
②LOG 使用の有無
タイプ１ タイプ２（参考）0: NONE （LOG を不使用:ユーザ設定=（元の値+オフセット）×スケール）
1: LOGarithmic（LOG を使用:ユーザ設定=（log（元の値）+オフセット）×スケール）③スケール
スケーリング係数，-9.99999E+9～+9.99999E+9（0 を除く）
スケーリング係数の指数部は，E-9～E+9。
④オフセットスケーリング係数，-9.99999E+4～＋9.99999E+4
スケーリング係数の指数部は，E-4～E+4。
応答形式
単位の名前，0／1，スケール，オフセット
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:USER{<unit name>|DEFault}[,{NONE|LOGarithmic|DEFault}[,{<scale>|DEFault}[,{<offset>|DEFault}]]]
問い: [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet:USER?
設 定 例
DC オフセット単位の名前を「kgf」，LOG 使用せず，スケール 9.8，オフセット 0 に設定する。
タイプ１: UOU “kgf”,0,9.8,0
タイプ２（参考）:VOLT:OFFS:USER “kgf”,NONE,9.8,0
注意
LOG を使用すると，位相として負の値に設定することはできなくなります。

互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

281

281

6.3.151 UPU／?UPU
説明
周期ユーザ単位を設定／問合せます。

パラメタ
下記の四つのパラメタのうち，後ろから三つまでのパラメタが省略できます。
①単位の名前タイプ１: 文字列データ 4 文字まで
タイプ２（参考）: 文字列データ 4 文字まで
または DEFault（“USER”と同じに扱われます）。
②LOG 使用の有無
タイプ１ タイプ２（参考）0: NONE （LOG を不使用:ユーザ設定=（元の値+オフセット）×スケール）
1: LOGarithmic（LOG を使用:ユーザ設定=（log（元の値）+オフセット）×スケール）③スケール
スケーリング係数，-9.99999999999999E+9～+9.99999999999999E+9（0 を除く）
スケーリング係数の指数部は，E-9～E+9④オフセットスケーリング係数，-9.99999999999999E+9～+9.99999999999999E+9
スケーリング係数の指数部は，E-9～E+9応答形式
単位の名前，0／1，スケール，オフセット
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:PERiod:USER{<unit name>|DEFault}[,{NONE|LOGarithmic|DEFault}[,{<scale>|DEFault}[,{<offset>|DEFault}]]]
問い: [:SOURce]:PULSe:PERiod:USER?
設 定 例
周期ユーザ単位の名前を「PW」，LOG 使用せず，スケール 1／2，オフセット 0 に設定する。
タイプ１: UPU “PW”,0,0.5,0タイプ２（参考）:PULS:PER:USER “PW”,NONE,0.5,0
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

282

282

6.3.152 USS説明
デューティスイープのとき，出力をスタート値／ストップ値に設定します。

パラメタ
スタート状態／ストップ状態（0／1）
タイプ１ タイプ２（参考）0: STOP （スイープストップ状態にする）
1: STARt（スイープスタート状態にする）
タイプ２（参考）
設定: [:SOURce]:PULSe:DCYCle:STATe {STARt|STOP}
問い: なし設 定 例
デューティスイープストップ状態にする。
タイプ１: USS 0
タイプ２（参考）:PULS:DCYC:STAT STOP
互換情報
互換対応

6.3.153 ?VC1
説明
CH 1 オーバロードイベントステータスレジスタを問合せます。
CH 1 オーバロードイベントステータスレジスタのクリアは，下記のときに行われます。
・電源投入時・CLS（*CLS）コマンドが実行されたとき・PST（:SYSTem:PRESet）コマンドが実行されたときオーバが発生すると Bit0 がセットされ，オーバがなくなると Bit0 がクリアされます。

応答形式
CH 1 オーバロードイベントステータスレジスタの値（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: STATus:OVERload:CH1:CONDition?
応 答 例
VC1 0
☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

283

283

互換情報
対応していません。WF1947/WF1948 の対応するコマンドに置換えが必要です。
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・レジスタ関連コマンド:STATus:QUEStionable:CONDition?
:STATus:QUEStionable:ENABle:STATus:QUEStionable[:EVENt]?]
詳細は，「３．ステータスシステム」を参照してください。

6.3.154 ?VC2（WF1948）
説明
CH 2 オーバロードイベントステータスレジスタを問合せます。
CH 2 オーバロードイベントステータスレジスタのクリアは，下記のときに行われます。
・電源投入時・CLS（*CLS）コマンドが実行されたとき・PST（:SYSTem:PRESet）コマンドが実行されたときオーバが発生すると Bit0 がセットされ，オーバがなくなると Bit0 がクリアされます。

応答形式
CH 2 オーバロードイベントステータスレジスタの値（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: STATus:OVERload:CH2:CONDition?
応 答 例
VC2 0
☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
対応していません。WF1947/WF1948 の対応するコマンドに置換えが必要です。
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・レジスタ関連コマンド:STATus:QUEStionable:CONDition?
:STATus:QUEStionable:ENABle:STATus:QUEStionable[:EVENt]?]
詳細は，「３．ステータスシステム」を参照してください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

284

284

6.3.155 VE1／?VE1
説明
CH 1 オーバロードイベントステータスイネーブルレジスタを設定／問合せます。
PSC コマンドで電源投入時クリアフラグが 1 にセットされていると，電源投入時に 0 にリセットされます。

パラメタ
CH 1 オーバロードイベントステータスイネーブルレジスタのマスク（許可／禁止）パターン（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: :STATus:OVERload:CH1:ENABle<Value>
問い: :STATus:OVERload:CH1:ENABle?
設 定 例
CH 1 オーバロードイベントステータスイネーブルレジスタを 1（CH 1 オーバロード）にします。
タイプ１: VE1 1
タイプ２（参考）:STAT:OVER:CH1:ENAB 1☞「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
対応していません。WF1947/WF1948 の対応するコマンドに置換えが必要です。
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・レジスタ関連コマンド:STATus:QUEStionable:CONDition?
:STATus:QUEStionable:ENABle:STATus:QUEStionable[:EVENt]?]
詳細は，「３．ステータスシステム」を参照してください。

6.3.156 VE2／?VE2（WF1948）
説明
CH 2 オーバロードイベントステータスイネーブルレジスタを設定／問合せます。
PSC コマンドで電源投入時クリアフラグが 1 にセットされていると，電源投入時に 0 にリセットされます。

パラメタ
CH 2 オーバロードイベントステータスイネーブルレジスタのマスク（許可／禁止）パターン（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: :STATus:OVERload:CH2:ENABle <Value>
問い: :STATus:OVERload:CH2:ENABle?
設 定 例
CH 2 オーバロードイベントステータスイネーブルレジスタを 1（CH 2 オーバロード）にします。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

285

285

タイプ１: VE2 1
タイプ２（参考）:STAT:OVER:CH2:ENAB 1☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
対応していません。WF1947/WF1948 の対応するコマンドに置換えが必要です。
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・レジスタ関連コマンド:STATus:QUEStionable:CONDition?
:STATus:QUEStionable:ENABle:STATus:QUEStionable[:EVENt]?]
詳細は，「３．ステータスシステム」を参照してください。

6.3.157 ?VER
説明バージョンを問合せます。

応答形式（数字）＋（.）＋（数字 2 文字）で応答しますタイプ２（参考）
設定: なし問い: SYSTem:VERSion?
応 答 例
VER 1.00
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

286

286

6.3.158 ?VSC
説明
オーバロードイベントステータスレジスタを問合せます。
オーバロードイベントステータスレジスタのクリアは，下記のときに行われます。
・電源投入時・CLS（*CLS）コマンドが実行されたとき・PST（:SYSTem:PRESet）コマンドが実行されたとき

応答形式
オーバロードイベントステータスレジスタの値（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: STATus:OVERload: CONDition?
応 答 例
VSC 0
☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
対応していません。WF1947/WF1948 の対応するコマンドに置換えが必要です。
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・レジスタ関連コマンド:STATus:QUEStionable:CONDition?
:STATus:QUEStionable:ENABle:STATus:QUEStionable[:EVENt]?]
詳細は，「３．ステータスシステム」を参照してください。

6.3.159 VSE／?VSE説明
オーバロードイベントステータスイネーブルレジスタを設定／問合せます。
PSC コマンドで電源投入時クリアフラグが 1 にセットされていると，電源投入時に 0 にリセットされます。

パラメタ
オーバロードイベントステータスイネーブルレジスタのマスク（許可／禁止）パターン（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: :STATus:OVERload:ENABle <value>
問い: :STATus:OVERload:ENABle?
設 定 例
オーバロードイベントステータスイネーブルレジスタを 0 にします。
タイプ１: VSE 0
タイプ２（参考）:STAT:OVER:ENAB 0☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

287

287

互換情報
対応していません。WF1947/WF1948 の対応するコマンドに置換えが必要です。
クエスチョナブル・データ・ステータス・イベント・レジスタ関連コマンド:STATus:QUEStionable:CONDition?
:STATus:QUEStionable:ENABle:STATus:QUEStionable[:EVENt]?]
詳細は，「３．ステータスシステム」を参照してください。

6.3.160 WAI
説明
各チャネルのシングルスイープ／ゲーテッドスイープの実行終了まで，後続コマンドの実行を待たせます。

パラメタ:
なし
タイプ２（参考）
設定: *WAI
問い: なし互換情報
互換対応

6.3.161 ?WC1
説明CH 1 ワーニングイベントステータスレジスタを問合せます。
CH 1 ワーニングイベントステータスレジスタのクリアは，下記のときに行われます。
・電源投入時・CLS（*CLS）コマンドが実行されたとき・PST（:SYSTem:PRESet）コマンドが実行されたとき応答形式
CH 1 ワーニングイベントステータスレジスタの値（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: STATus:WARNing:CH1:CONDition?
応 答 例
WC1 0
☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

288

288

6.3.162 ?WC2（WF1948）
説明
CH 2 ワーニングイベントステータスレジスタを問合せます。
CH 2 ワーニングイベントステータスレジスタのクリアは，下記のときに行われます。
・電源投入時・CLS（*CLS）コマンドが実行されたとき・PST（:SYSTem:PRESet）コマンドが実行されたとき応答形式
CH 2 ワーニングイベントステータスレジスタの値（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: STATus:WARNing:CH2:CONDition?
応 答 例
WC2 0
☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

6.3.163 WE1／?WE1
説明
CH 1 ワーニングイベントステータスイネーブルレジスタを設定／問合せます。PSC コ
マンドで電源投入時クリアフラグが 1 にセットされていると，電源投入時に 0 にリセット
されます。

パラメタ
CH 1 ワーニングイベントステータスイネーブルレジスタのマスク（許可／禁止）パター
ン（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: :STATus:WARNing:CH1:ENABle <value>
問い: :STATus:WARNing:CH1:ENABle?
設 定 例
CH 1 ワーニングイベントステータスイネーブルレジスタを 16（ビット 4:単位強制変更）にします。
タイプ１: WE1 16
タイプ２（参考）:STAT:WARN:CH1:ENAB 16☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

289

289

6.3.164 WE2／?WE2（WF1948）
説明
CH 2 ワーニングイベントステータスイネーブルレジスタを設定／問合せます。PSC コ
マンドで電源投入時クリアフラグが 1 にセットされていると，電源投入時に 0 にリセット
されます。

パラメタ
CH 2 ワーニングイベントステータスイネーブルレジスタのマスク（許可／禁止）パター
ン（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: :STATus:WARNing:CH2:ENABle <value>
問い: :STATus:WARNing:CH2:ENABle?
設 定 例
CH 2 ワーニングイベントステータスイネーブルレジスタを 24（ビット 3 と 4）にします。
タイプ１: WE2 24
タイプ２（参考）:STAT:WARN:CH2:ENAB 24☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

6.3.165 ?WSC
説明
ワーニングイベントステータスレジスタを問合せます。
ワーニングイベントステータスレジスタのクリアは，下記のときに行われます。
・電源投入時・CLS（*CLS）コマンドが実行されたとき・PST（:SYSTem:PRESet）コマンドが実行されたとき

応答形式
ワーニングイベントステータスレジスタの値（0～65535）
タイプ２（参考）
設定: なし問い: STATus:WARNing:CONDition?
応 答 例
WSC 0
☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

290

290

6.3.166 WSE／?WSE
説明
ワーニングイベントステータスイネーブルレジスタを設定／問合せます。
PSC コマンドで電源投入時クリアフラグが 1 にセットされていると，電源投入時に 0 にリセットされます。

パラメタ
ワーニングイベントステータスイネーブルレジスタのマスク（許可／禁止）パターン（0～65535）タイプ２（参考）
設定: :STATus:WARNing:ENABle <value>
問い: :STATus:WARNing:ENABle?
設 定 例
ワーニングイベントステータスイネーブルレジスタを 3（ビット 0:CH 1 ワーニングイベン
トステータスレジスタと，ビット 1:CH 2 ワーニングイベントステータスレジスタの両方）にします。
タイプ１: WSE 3
タイプ２（参考）:STAT:WARN:ENAB 3☞ 「３．ステータスシステム」を参照してください。
互換情報
互換対応

WF1947/WF1948 取扱説明書（外部制御）

291

291

お 願 い取扱説明書の一部又は全部を，無断で転載又は複写することは固くお断りします。
取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。
取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気付きのことがございましたら，お求めになりました当社又は当社代理店にご連絡ください。

マルチファンクションジェネレータ
WF1947/WF1948
取扱説明書（外部制御）
株式会社エヌエフ回路設計ブロック〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20
TEL 045-545-8111(代)
http://www.nfcorp.co.jp/
C Copyright 2012-2019, NF Corporation◯

http://www.nfcorp.co.jp/
横浜市港北区綱島東 6-3-20 〒223-8508 TEL 045(545)8111(代)