Prise en main du Veraview X800 Ceph

12

Préparation

Préparation du patient

Pour un nouveau patient : inscrire le patient.

Faites-lui retirer ses lunettes, son collier ou tout
autre accessoire.

(nachstehend „i-Dixel WEB“ genannt)

Reportez-vous au verso du document de Prise en main panoramique.

Détachez les cheveux
noués en arrière.

Pour un patient déjà inscrit : entrez l’ID du patient et cliquez sur l’icône de recherche rapide.

Pour utiliser la liste, double-cliquez sur$$$del$$$nom d’un patient.
le* Veuillez lire le Instructions d’utilisation avant d’utiliser le Veraview X 800 .

Positionnement du patient

Starten Sie die i-Dixel oder i-Dixel WEB Software

Faites mettre aupatient un tablier deprotection contre lesrayons X.

34

Positionnement

Alignement du faisceau (exposition latérale uniquement)

Appuyez sur le bouton
Marche/Arrêt du faisceau.
Le détecteur de rayons X
se déplace et le faisceauhorizontal s’allume.

ExpM

Entrée du patient
Demandez au patient de se tenir droit sous lepositionneur de tête.

Réglage des conditions d’exposition

Faisceau horizontal
Ligne des orbites
Déplacez la tête du patientpour aligner le faisceau.

MExpM

kV

100mA

10DensCompOffSoftTissue

0

ReadyAppuyez sur la touche Ready (Prêt)Appuyez sur la touche Ready (Prêt).
La tête radiographique se tourne en positioncéphalométrique et le bras pivote automatiquement en position d’exposition céphalométrique.

Réglage du positionneur de tête céphalométrique
Réglez le positionneur de tête céphalométriqueselon l’angle approprié pour
Voir au verso.
l’exposition prévue.

OnSoftTissue0ReadyMarche

Maintenez le bouton Émission enfoncé.

Expositions PA et à angle de 45 ° :appuyez sur le bouton In/Out (Entrée/Sortie) pour déplacer la fente céphalométrique sur le bord droit.

MarcheL’exposition démarre au bout dequelques secondes. La fente céphalométrique se déplace.
Le voyant (jaune) Emission (Émission)
du module de commande s’allume et lamélodie retentit.

Ajustez la hauteur de laplaque du point nasal etappuyez-la doucement surle point nasal du patient.

Appuyez sur le bouton Position de départ de l’exposition.
Le détecteur de rayons X et la fente céphalométrique sedéplacent vers leur position de départ et l’appareil passe àl’état Ready (Prêt).

ROI
SizemA

Sortie du patient

MDensCompÉmission des rayons X

Positionnez le patient.

Appui sur le bouton Position de départ de l’exposition

Voir au verso.
2

ROI

10 MaxAprès l’exposition

Retrait des tiges d’oreille
Retirez les tiges d’oreille et désinfectez-les.

Fin de l’exposition

Fermez complètement les stabilisateurs temporaux. Appuyez sur la touche Ceph pour sélectionner le mode d’exposition céphalométrique.
Réglez et vérifiez les conditions d’exposition.
00.00 s 0000.0 mGy.cm

kV

100

5Exposition latérale :tirez la plaque du point nasal vers l’extérieur et relevez-la.

CTSizeAppuyez sur l’interrupteur principal ( ).

CT

Ceph

00.00 s 000.00mGyRegardez le patient et assurez-vous que le plan sagittal
médian est perpendiculaire.

Allumage de l’instrument

Ceph

Vérification de l’état Ready (Prêt)PanRéglage de la hauteur de l’unité céphalométrique

La liste des images du patient apparaît. Cliquez surle bouton Fenêtre d’exposition du X800 pour l’ouvrir.

PanExposition

MarcheRéglez la hauteur de l’appareil de façon à aligner
les tiges d’oreille avec les orifices des oreilles dupatient.

Une boîte de dialogue indiquant « Initialisation » apparaît : appuyez sur le bouton
Ok.

2021 - 12 - 21Pub. No.: X 802 - 93712 - 500 (FR)Printed in Japan

Insertion des tiges d’oreille! Demandez au patient de ne

D ite s au p ati e n t :! Veillez à ce que la fente céphalométrique ne touche

pas l’épaule du patient.

VEUILLEZ RESTERIMMOBILE JUSQU’À LA
FIN DE L’EXPOSITION.

pas bouger tant que l’exposition n’est pas terminée.
Insérez d’abord la tige d’oreille dans l’oreille droite (A).
Ensuite, refermez soigneusement les plaques detiges d’oreille avec les deux mains et insérez latige de l’oreille gauche avec précaution (B).

AB

La mélodie s’arrête lorsque l’exposition
est terminée.
Relâchez le bouton d’émission et placez-le dans son support sur le modulede commande.

Transfert et affichage de l’image
Une fois l’exposition terminée, les données sont envoyées à i-Dixel WEB.
Un message, « Transmitting Image »(Transfert de l’image en cours) apparaîtdans i-Dixel WEB. L’image apparaît aubout de trente secondes environ.
! N’éteignez pas l’appareil en appuyant sur l’interrupteur principaltant que le transfert de l’image
n’est pas terminé.

Extinction de l’appareil
Sortie de la salle de radiologie
JE VAIS COMMEN-Informez le patient de manière distincte et CER L’EXPOSITION.
à haute voix que vous allez commencerl’émission, puis sortez de la salle deVEUILLEZ FERMERLES YEUX.
radiologie.

Arrêt⹅ Conditions d’exposition

⹅ Positionneur de tête céphalométrique● Position latérale

Les icônes bleues et la touche Ready (Prêt) sont tactiles.
1 . Touche Cephalo Mode (Mode céphalométrique)
Durée d’exposition
Dosage radiographique

PanCephCT00.00 s 000.00mGy

M

kV100mA

10 MaxM

3.
Taille du patient(Size)

Sens de dé-ROI placement duDensCompOn

4 . Compensation de la densitéSoftTissue

05 . Compensation de la densité
Position de départ

Exp

Readyfaisceau deMX“+”
Size rayons
Arrière“–”Avant

3 . Taille du patient

0kV

4.
Compensation de ladensité(Dens Comp)

50On (Marche)-5- 10M(exposition manuelle)

Off (Arrêt)Off(aucune émission derayons X)

Angle de 45 °

Main

A

● Taille du patient
Les valeurs définies pour la taille du patient sont la longueur sagittale du crâne (A).

Longueur sagittale (A)C (Enfant)Max. 17 cm

SSoft
TissueOk● Position PAmA

10

Taille du patient

On7.
5.
6.
Tension duPos. Départ Comp. Dens. Paramètre d’exposition
tube(Soft Tissue) [mm](Exp)(kV)

Latérale

PADensCompReadyM
100 10 Max
Touche Ready (Prêt)Appuyez dessus avant d’aider le patient à se mettre en place.
La tête radiographique se déplace en position céphalométrique (état prêt).

7 . Tension du tube
6 . Paramètre d’exposition
8 . Intensité du tube

2.
Zone d’exposition(ROI)

Ceph pourCT la compensation de la densité

2 . Zone d’exposition (ROI)

ROISizeExp● Illustration de la position de départPanML

Max. 19 cm

19 à 21 cm

8.
Intensité dutube(mA)

100

1095

990

885

780

675

570

465

360

2Réglez le positionneur comme indiqué dans l’illustration
ci-dessus. Le retrait de la plaque du point nasal peut causer un accident.

● Position à angle de 45 °Lorsque vous faites tourner le positionneur de tête, basculez la plaque du point nasal vers le bas et rentrez-la àl’intérieur. Tenez les plaques de tiges d’oreille par la baseet pivotez précautionneusement le positionneur de tête.
21* Les valeurs ci-dessus sont de simples estimations. Le dentiste doit se faire son propre jugement en fonction
de la physionomie du patient, sa structure squelettique, etc.
Saisissez la plaque de point nasal par la base pour la déplacer.
© 2017 J. MORITA MFG. CORP.