Ⅵ

マルチ加減圧タンクＰＶＴ２５

本体と蓋の特殊フランジに特殊パッキンを入れて、安全性の高いラップタイプのバンドで締め付けています。
軽量化した加圧圧送、減圧可能なタンクです。
各種のオプション部品を取り揃えています。多様な用途にご使用下さい。

攪拌攪拌機、攪拌シール
攪拌羽根、シャフト

ＰＶＪ－ＰＶ－１ｓ
安全弁、連成計、加圧用バルブ
液送管セット液 送 用 バ ル ブ、 ジ ョ イ ン ト、
液送管がセットされます。

真空加圧

簡易的な減圧装置
減圧濾過タンク
真空脱法タンク内溶液の圧送パッキン

液送管
ラップ式レバーバンド
特殊パッキンをバンドで締め付けています。
フランジタイプと比較して大幅に、軽量化しています。

タンク仕込み容量

１０Ｌタイプ、２０Ｌタイプ

使用圧力- ０.１ＭＰａ～０.１５ＭＰａ未満

リーク量１.０５×１０-3 Ｐａ・ｍ3/sec 以下

使用温度

常温

材質

ＳＵＳ３０４仕上げ

バフ研磨

標準パッキン

ＥＰＤＭ（加減圧兼用）加減圧タンクＰＶＴは、低真空用で、高真空用では、ありません。

1

Ⅵ

マルチ加減圧タンクの使用例
オプション部品をセットして、多様な用途でご使用下さい。

࢙࢓࣭ᢜฝࡊᚃ࡞ࣁࣜࣇࢅ㛚ࡴࡾ㹃㸧ྺᘤ

㹃㸧

┷✭࣎ࣤࣈ

タンクの中に試料等を入れて、真空ポンプで減圧にして、保管してください。

タンクの中に保管する試料等を入れて窒素を入れ、中の空気と窒素と置換して保管容器として使用してください。

ྺᘤ

࢙࢓࣭

エアーで加圧して、内溶液を次ぎのタンク等に圧送できます。

ビフネルロート等をセットして、真空ポンプで減圧にして、濾過の受け容器として使用できます。

2

Ⅵ

マルチ加減圧タンクの使用例

ྺᘤ攪拌真空脱泡┷✭࣎ࣤࣈ

内容液を入れ、他の溶液あるいは、粉体を入れて攪拌します。その際に、真空ポンプでタンク内を減圧にして真空脱泡します。

࢙࢓࣭攪拌圧送攪拌して均一混合された液体等をエアー等で加圧して、次のタンクに加圧圧送できます。
真空脱泡した状態の内溶液を、開放せずに、圧送できます。

※その他のご使用・用途につきましてはご相談下さい。

3

Ⅵ

マルチ加減圧タンクＰＶＴ２５ࢮࢢࢴࢹ㸨㸭㸷㸦㹨࡫࣭ࣜࣜ㸧㹨࡫࣭ࣜࣜࢮࢢࢴࢹ㸦㸩㸷හᙼ㧏ࡈ㹅㹋㹉㸧㸪㸝㸦㸥㹁⏕㸞㹅㹋㹉㸧㸪㹌㸝㸧㸥㹁⏕㸞

セット価格（本体、蓋、パッキン、レバーバンド）
コード品

ＰＶＴ２５

加減圧タンク
（１０Ｌ用）一式

ＰＶＴ２５Ｗ

加減圧タンク
（２０Ｌ用）一式

付属品
（蓋）

名

価格

コード

内径㎜ × 高さ㎜

１２１，０００

ＰＶＴ２５

２５０ × ３２５

１６４，０００

ＰＶＴ２５Ｗ

２５０ × ５２５

ヘルールクランプ２ｓ

ヘルールキャップ２ｓ

ヘルールクランプ１ｓ

ヘルールキャップ１ｓ

メクラプラグ３/ ８Ｂ

メクラプラグ１/４Ｂ

標準パッキン
コード

材 質

使用用途

ＰＶＴ２５-ＰＥ

ＥＰＤＭ

加減圧兼用

価格

１９，８００

オプションパッキン
コード

材 質

使用用途

ＰＶＴ２５- ＰＳ

シリコン

加圧専用

ＰＶＴ２５- ＰＢ

バイトン

加減圧兼用

６，２００
３２，４００

減圧専用

２６，４００ＰＶＴ２５- ＰＶＴ テフロン

価格

ＰＶＴ（減圧用テフロンパッキン）は、材質の特性上、使用頻度に限りがあります。

レバーバンド
コード

材 質

使用用途

ＰＶＴ２５－ＬＲ

ＳＵＳ３０４加減圧兼用

価格

２５，８００ご注意
加圧する場合は、必ず、安全弁、圧力計、リーク弁を取り付けてください。
減圧する場合も、必ず、真空計（連成計）、リーク弁を取り付けてください。
加減圧タンクパーツページを参照してください。
加熱したり、化学反応でガスが発生して加圧状態になる場合は、使用出来ません。
危険物、高圧ガス類等には、ご使用出来ません。

4

Ⅵ マルチ加減圧タンクＰＶＴ２５パーツ
フラットカバー

ＰＶＴ２５- ＦＣ

５つ口カバー

コード格コード価

ＰＶＴ２５- ５ＮＣ
価格

ＰＶＴ２５-５ＮＣ １０２，６００

ＰＶＴ２５−ＦＣ １５，６００

ノズル
センター・・ヘルール２ｓ
側 管・・・２- ヘルール２ｓ・・・２- ヘルール１ｓ

ＰＶＴタンクの５ッ口のカバー
ＰＶＴタンクのカバー・・・ノズルなし

各クランプ、メクラキャップ、パッキンは、付属します。

ルッキングカバー

ルッキングカバー

コード

価

ＬＣＳ２
格

ＰＶＴ２５−ＬＣＳ３
ＰＶＴ２５−ＬＣＳ２

１８,２００ＬＣ

コード価

ＰＶＴ２５−ＬＣ1

格

７，０００          ＬＣ２ ８，０００
ＬＣ１・・・１ｓ用
ＬＣ２・・・２ｓ用
付属部品
専用パッキン
強化ガラス

ＰＶＴ２５−ＬＣＳ１.５

投入口兼用で使用するのに最適２ｓの口に取り付ける覗き窓。
ガラスと２ｓヘルールのケーシングにセットされています。

ヘルールにパッキン、ガラス、専用パッキンを載せ、ヘルールクランプで締めこみます。

ヘルールアダプター

液送管セット

コード

価ＦＡ

格

ＰＶＴ２５-ＦＡ１ ３，５００

コード

ＦＡ１・・・１ｓ
ＦＡ２・・・２ｓ

タップ加工 .・・・１０Ａ

ＰＶジョイント

加圧・減圧

コード

格価

ＰＶＪ-ＰＶ-１ｓ ６５，０００
２ｓ ６５，０００価

ＰＶＴ２５-８ＴＳ８Ａ

ＦＡ２ ４，２００
サイズ

８ＴＳ、８ＴＷＳ
格

２１，５００-８ＴＳ１０Ａ

２１，５００-８ＴＷＳ８Ａ

２４，０００㹊㹉㹀㹂㹌㸦㸥㸶- ８ＴＷＳ１０Ａ ２４，０００
８ＴＳ・・・１０Ｌ用液送管セット
８ＴＷＳ・・２０Ｌ用液送管セット
１０Ａ・・・３/８Ｂソケットにセット
８Ａ・・・・１/４ソケットにセット８Ａタイプか１０Ａタイプを選定してください。

ＰＶジョイント

真空用

コード

格価

ＰＶＪ-Ｖ-１ｓ ３３，０００
２ｓ ３３，０００
ヘルールの口を３方に分岐して真空計、吸引口、リークバルブをセットしています。
吸引口は、外径Φ１６㎜のホース口です。

㹊㸿㹉㹊㸿

パイプ外径・・・Φ８㎜

ヘルールの口を３方に分岐して連成計、安全弁、加圧用バルブをセットしています。
ＰＶＪ - ＰＶ -１ｓ・・・１ｓ用
ＰＶＪ - ＰＶ -２ｓ・・・２ｓ用
安全弁・・・要部 ＳＵＳ３０４
外装 真鍮
連成計・・・真鍮㹉㹊㸿㹈㹊㸿㹈㹉㸝㹌㸞㸭㹉

ＴＵＪ・・・貫通タイプのチューブ
ジョイント、テフロンスリーブ付き１０Ａタイプと８Ａタイプの２種類
ＴＵＪ - ８Ａ、ＴＵＪ -１０Ａ
ＴＵＪＳ・・片側が、Φ８チューブをセットでき反対側が３／８Ｂ（１０Ａ）のニップルになっています。
テフロンスリーブ付き
ＵＴＫＭＷ１０Ａ・・・汎用ボールバルブ

液送管から先の配管に合わせて、各種ジョイントを用意してます。
（ホース口、テフロン管継手等）

ＰＶＪ - Ｖ -１ｓ・・・１ｓ用
ＰＶＪ - Ｖ -２ｓ・・・２ｓ用
真空計、リーク弁は、真鍮

5

Ⅵ

ＰＶＴタンク用攪拌機ＭＳＭＳ

攪拌機＋攪拌シール＋攪拌羽根＋シャフトヘルール２ｓ

ＭＳＭＳ—ＢＬ、ＢＬｈ

ＰＶＴタンクのセンターノズル（２ｓ）に、セッティング出来ます。

ＰＶＴタンク用攪拌機ＢＬシリーズ
コード

回転数 ｒｐｍ

ＭＳＭＳ-ＢＬ３００ＢＬ６００

定格トルク

価格

５～３００１.３Ｎ・ｍ

２８２,０００円

１０～６０００.７Ｎ・ｍ

２８２,０００円

標準タイプは、１０Ｌ用のシャフトが付属しています。２０Ｌ用の場合は、別途指示してください。

攪拌機の主な共通仕様
モーター

ＤＣブラシレスモーター

回転制御

フィードバック制御

単相１００Ｖ

正逆反転タイマー

５,１０,２０,３０,４５,６０ｓｅｃ

パネル表示

回転数デジタル表示

４０Ｗ

正転 / 反転切り替え
設定切り替えトルクインジケーター（１目盛り２０％）付属攪拌羽根コード

ＭＳＭＳ-ＢＬ３００コード

傾斜パドル１００㎜

ＭＳＭＳ-ＢＬ６００

傾斜パドル８０㎜

ＰＶＴタンク用攪拌機ＢＬｈシリーズ
価格コード

回転数 ｒｐｍ

定格トルクＭＳＭＳ-ＢＬｈ３００５～３００２.６Ｎ・ｍ

３５１,０００円

１０～６００１.３Ｎ・ｍ

３５１,０００円

ＢＬｈ６００攪拌機の主な共通仕様
モーター

ＤＣブラシレスモーター

単相１００Ｖ８０Ｗ

付属攪拌羽根
コード

ＭＳＭＳ—ＥＰＭＳＭＳ-ＢＬｈ３００

傾斜パドル１２０㎜

コードＭＳＭＳ-ＢＬｈ６００

傾斜パドル１００㎜

ＰＶＴタンク用攪拌機ＥＰ
完全防爆仕様のエアーモーターです。
ニードルバルブでエアーの流量を調整し回転数、トルクを制御します。
溶剤に強いステンレス式ドリルチャックです（シャフト径Φ８まで）。
オイルレスでの使用も可能です。
コード

回転数

ＭＳＭＳ－ＥＰ２００
ＭＳＭＳ－ＥＰ４００
ＭＳＭＳ-ＥＰ７００

約 50 ～ 190 ｒｐｍ   140 ｒｐｍ
約 100 ～ 400ｒｐｍ   280 ｒｐｍ
約 200 ～ 700ｒｐｍ   500 ｒｐｍ

最大推奨回転数

定格トルク     価2.6 Ｎ・ｍ格

0.7 Ｎ・ｍ

６０３,０００円
６０３,０００円
６０３,０００円

コードＭＳＭＳ-ＥＰ７００

1.3 Ｎ・ｍ付属攪拌羽根コード

ＭＳＭＳ-ＥＰ２００コード

傾斜パドル１２０㎜

ＭＳＭＳ-ＥＰ４００

傾斜パドル１００㎜

傾斜パドル８０㎜

撹拌シール
温度

１０℃〜１００℃

圧 力

接 続０．
１４Ｋｐ〜０．
１９ＭＰａ

ヘルール ２ｓ

6

Ⅵ材

ＰＶＴタンク

圧送、真空セット

質 ＳＵＳ３０４ 仕上げ バフ♯３２０

簡易型加圧圧送セット

ＰＶＴ２５- Ｓ - Ｐ

コード

内径 mm

仕込み容量Ｌ

高さ mm

価格

ＰＶＴ２５-Ｓ-Ｐ１０

１０２５０

３２５

２１２，０００

ＰＶＴ２５-Ｓ-Ｐ２０

２０

２５０

５２５

２５３，０００

使用圧力・・・０．
１５ＭＰａ以下（安全弁設定圧 0.19 ＭＰａ）
使用温度・・・常温
機器構成
ＰＶＴ２５-Ｓ-Ｐ１０

ＰＶＴ２５-Ｓ - Ｐ２０

ＰＶＴ２５
ＰＶＪ - ＰＶ - ２ｓ
液送セット ８ＴＳ８Ａ
リーク弁 １０Ａ

ＰＶＴ２５ＷＰＶＪ - ＰＶ - ２ｓ
液送セット ８ＴＳ８Ａ
リーク弁 １０Ａ

ＰＶＴ２５・・・・・・加減圧タンク１０Ｌ（本体、カバー、バンド、加減圧パッキン）
ＰＶＴ２５Ｗ・・・・加減圧タンク２０Ｌ（本体、カバー、バンド、加減圧パッキン）
ＰＶＪ - ＰＶ - ２ｓ・・安全弁、連成計、加圧用バルブセット
８ＴＳ８Ａ・・・・・液送管、チューブジョイント、バルブセット
標準仕様は、センターノズルにＰＶＪ - Ｐがセットしてあります。
側菅の 1 ｓへルールセットする場合は、別途指示してください。
センターノズルに攪拌機が付けられます。
２ＷＢ（オプション）・・・５，０００円
真空、加圧圧送する場合は、３/ ８Ｂソケットに、チーズを付け分岐して、リークバルブと別に、真空吸引口用バルブ弁が付けられます。
写真は、ＰＶＴ２５- Ｓ - Ｐ１０です。Ｐ２０は、タンク本体の長さが長くなります。
加熱したり、化学反応でガスが発生して加圧状態になる場合は、使用出来ません。
危険物、高圧ガス類等には、ご使用出来ません。

簡易型真空セット
コード

ＰＶＴ２５- Ｓ - Ｖ

仕込み容量Ｌ

内径 mm

高さ mm

価格

ＰＶＴ２５-Ｓ-Ｖ１０１０２５０３２５

１７６，０００

ＰＶＴ２５-Ｓ-Ｖ２０２０２５０

５２５２０３，０００

減圧・・・-0.1 ＭＰａ～大気圧

機器構成
コード

ＭＬＴ２５-Ｓ-Ｖ１０

ＰＶＴ２５
ＰＶＪ - Ｖ - ２ｓ

コード

ＭＬＴ２５-Ｓ-Ｖ２０

ＰＶＴ２５Ｗ
ＰＶＪ - Ｖ - ２ｓ

ＰＶＪ－Ｖ－２ｓ・・・真空計、吸引用ホース口、リークバルブセット
標準仕様は、センターノズルにＰＶＪ - Ｖがセットしてあります。
側管の 1 ｓへルールセットする場合は、別途指示してください。
写真は、ＰＶＴ２５- Ｓ - Ｖ１０です。Ｖ２０は、タンク本体の長さが長くなります。

7２ＷＢ（オプション）

吸引バルブ＋リーク弁

Ⅵ

ＰＶＴタンク攪拌圧送セット
コード

攪拌圧送、真空セット

ＰＶＴ２５- Ｓ - ＰＭＳ
価２ＷＢ（オプション）

仕込み容量Ｌ

内径 mm

高さ mm

ＰＶＴ２５-Ｓ-ＰＭＳ１０１０２５０３２５５１９，０００

ＰＶＴ２５-Ｓ-ＰＭＳ２０２０２５０５２５５６１，０００

吸引バルブ＋リーク弁格ＭＳＭＳ - ＢＬ３００

使用圧力・・・０．
１５ＭＰａ以下（安全弁設定圧 0.19 ＭＰａ）
使用温度・・・常温
パッキン材質ＥＰＤＭ

ＰＶ- ＰＶ-１ｓ

攪拌機（スリーワンモーターＢＬ３００）

８ＴＳ -８Ａ

回 転 数・・・５～３００ｒｐｍ
定格トルク・・・１．３Ｎ・ｍ

機器構成
コード

ＰＶＴ２５-Ｓ-Ｐ１０

ＰＶＴ２５ ＭＳＭＳ－ＢＬ３００
ＰＶＪ - ＰＶ -１ｓ
液送管セット ８ＴＳ８Ａ
リーク弁 １０Ａ

コード

ＰＶＴ２５-Ｓ-Ｐ２０

ＰＶＴ２５Ｗ ＭＳＭＳ－ＢＬ３００
ＰＶＪ - ＰＶ -１ｓ
液送管セット ８ＴＷＳ８Ａ
リーク弁 １０Ａ

リークバルブ２ＷＢ（オプション）
・・・５，０００円
真空、加圧圧送する場合は、３/ ８Ｂソケットに、チーズを付け分岐して、リークバルブと別に、真空吸引口用バルブ弁が付けられます。
加熱したり、化学反応でガスが発生して加圧状態になる場合は、使用出来ません。
危険物、高圧ガス類等には、ご使用出来ません。
写真は、ＰＶＴ２５- Ｓ - ＰＭ１０です。ＰＭ２０は、タンク本体の長さが長くなります。

攪拌真空セット
コード

ＰＶＴ２５- Ｓ - ＶＭＳ

仕込み容量Ｌ

内径 mm

高さ mm

ＰＶＴ２５-Ｓ-ＶＭＳ１０

１０

２５０

３２５

４６２，０００

ＰＶＴ２５-Ｓ-ＶＭＳ２０

２０２５０

５２５

５０７，０００減価

格圧・・・-0.1 ＭＰａ～大気圧

パッキン材質

ＰＶＪ-Ｖ-１ｓ

ＥＰＤＭ

攪拌機（スリーワンモーターＢＬ３００）
回 転 数・・・５～３００ｒｐｍ
定格トルク・・・１．３Ｎ・ｍ

機器構成
コード

ＭＬＴ２５- Ｓ - Ｖ１０

ＰＶＴ２５
ＰＶＪ - Ｖ -１ｓ
ＭＳＭ－ＢＬ３００

コード

ＭＳＭＳ - ＢＬ３００

ＭＬＴ２５- Ｓ - Ｖ２０

ＰＶＴ２５Ｗ
ＰＶＪ - Ｖ -１ｓ
ＭＳＭ－ＢＬ３００

写真は、ＰＶＴ２５- Ｓ - ＶＭ１０です。ＶＭ２０は、タンク本体の長さが長くなります。

※エアーモータータイプもあります。お問合せ下さい。

8