メモリー付ひずみ測定器
型式：TCR-25

接続ユニット型式：TCU-20，TCU-40

仕様書

“メモリー付ひずみ測定器”
・“接続ユニット”のご案内
１． 概要“メモリー付ひずみ測定器”と“接続ユニット”から構成されるパイプひずみ計用の手測り計測器です。簡単な操作で２０ｃｈ、４０ｃｈのひずみ値を測定できます。測定したデータは CF
カードに保存され、パソコン上のデータ処理ソフト等で簡単にデータ処理が行えます。もちろん、直接パイプひずみ計の端子の接続、または他のスイッチボックスのケーブルを接続しての測定も行えます。
２．本計測器の構成
本計測システムは、従来のスイッチボックスとは違い、現場におかれる接続ユニットにはスイッチがありません。また、測定 CH 切り替えは電子回路によって行われます。これにより従来の計測システムよりも高い信頼性があります。メモリー付歪測定器、接続ケーブル、CF カードで提供される測定側と、接続ユニットの設置側で構成されます
計測システムの構成
メモリー付ひずみ測定器（TCR-25）
現場に設置
CF カード接続ユニット（TCU-20,40）

黒接続ケーブル（TAC-01）

黒３．動作内容、機能説明
・メインメニュー群
メモリー付歪測定器（TCR-25）のメインメニューは、以下の５項目から構成されます。
(1)ユニット測定接続ユニット（TCU-20，40）に接続されているパイプひずみ計のデータを、CF カードに記録します。ファイルは、ユニットごとに自動で作成されます。
(2)ターミナル測定
ターミナルを使用して測定したパイプひずみ計のデータを、CF カードに記録します（ノーマル値と、リバース値の記録が可能）。ファイルは、自分で作成する必要があります。
(3)現在歪表示
現在のパイプひずみ計の値を、ディスプレイに表示します。ターミナルデータと、接続ユニットデータの両方を確認することができます。また、赤―黒間の合成抵抗ではあるものの、回路の抵抗値を表示（小数点１ケタまで表示）されます。
(4)ファイル内容表示
CF カード内のファイルを確認できます。同時に、最新記録日時、記録値（初期データと最新データ）を見ることができるので、現場で現在の測定状況がわかります。ただし、ファイル名はこちらで入力する必要があります。（ファイル名を事前に確認しておいてください）(5)時計＆電池電圧
現在時刻の確認・変更のほか、電池の電圧を確認することができます。
・ファイル名の構成＜接続ユニット用ファイル＞（例）ＰＡ２００００５．ＣＳＶ“ＰＡ”で始まります。接続ユニットごとに自動的に作成されます。６桁の数字の、上１桁がユニットの種類（2:TCU-20,4:TCU-40）を表しています。下５桁はユニット番号（接続ユニットの蓋の中に表示）で決まります。こちらで指定する必要はありません。
＜ターミナル測定用ファイル＞（例）ＰＨ２５００２３．ＣＳＶ“ＰＨ”で始まります。自分で作成する必要があります。６桁の数字の上２桁は、歪計の測定数（チャネル数）に設定してください。下４桁は、任意に決めることができるので、自分で識別しやすい数字に設定してください。

・センサ異常検知機能
パイプひずみ計の接触不良、絶縁低下などの状況を、抵抗値から判断します。また、センサの抵抗値を表示する機能もあります。ただしこの場合、２枚のひずみゲージのうち、どちらのゲージ側に異常があるかまでは判別することはできません。以下に、本計測器が異常と判断する判断基準と、メッセージの出た場合の対処方法を明記します。
＜異常検知機能の判断基準と対処＞“セッショクエラー”
回路内の合成抵抗が、規定値以上あるいは、ひずみ計がきちんと接続されていないと、このメッセージが表示されます。このメッセージが出た場合、接続ユニット端子台のネジ、計測器ターミナルの締め付け、洗浄、あるいは、ひずみ計端子の接触状況をご確認ください。それでも異常メッセージが出た場合、回路内に抵抗の増加がみられます。
“ゼツエンテイカ”
回路内の合成抵抗が、規定値以下あるいは、前回計測時の抵抗と比べ、規定値を下回った場合、このメッセージが表示されます。リード線の接触などを確認し、再測定してください。それでも同じメッセージが出る場合、回路内への水の浸入などの絶縁低下が考えられます。
※リード線の抵抗値（往復分）は３芯コードで約 0.12Ω／ｍ、６芯コードで約 0.25Ω／ｍほど加算されます（当社仕様に限る）

・ＣＦカードデータ記録容量
専用３２ＭＢのＣＦカードには２０チャネル、週１回測定、５年間観測分のデータでおよそ１万個以上のデータを記録することが可能です。１枚でかなりの記録容量を持っています。
・電池電圧低下検知機能
電池の残量が少なくなってくると、以下のメッセージが表示されます。ただしこのメッセージは、電源を入れたときにしか表示されません。

“デンチ・ヲ・コウカンシテクダサイ”
電池電圧が残り少なくなってきたら、このメッセージを表示します。次回測定前（現場から帰ったら）に、電池を交換してください。

“デンチガナクナリマシタ”
測定が途中でできなくなる可能性があります。そのため、メッセージ表示後自動的に電源が切断されます４．仕様
・メモリー付ひずみ測定器（TCR-25）
項

目

適用ひずみゲージ

内

容120Ω、2 ゲージ法

備考

2 ゲージ法 3 線式のみ

-6

測定範囲

0～±25,000×10 ひずみ

測定分解能

1×10-6ひずみ

測定精度

100×10-6ひずみセンサ電源

定電流方式 約 7.5mA

データ記録媒体

専用 CF カード

データ記録形式

CSV 形式

液晶表示

反射型 STN（16 文字×2 行）

操作指示、データ表示など

電源

単三電池を２本直列に接続

アルカリ乾電池専用

自動測定機能20ch 自動測定時間 約 17 秒

接続ユニットごとのファイルを作成

CF カードに自動記録
その他機能

手動（ターミナル）測定機能

正反転観測：ターミナル計測のみ

現在値測定および表示機能

抵抗値測定：合成抵抗のみ

ファイル内容表示機能
センサ抵抗値測定機能
電池電圧低下検出機能（合計で 2.3V 検出）
時計機能
消費電流

自動測定時 約 55mA(3.0V)

自動電源切断機能あり

入力待ち受け時 約 10mA(3.0V)（無操作時３分間）
ただしターミナル測定時の場合
５分間

電池寿命

連続動作時間１００時間以上常温時（２５℃）の時

自動測定を 1500 回以上測定可能

低温時（－２０℃）には約 1/5

耐静電気性

15kV

330Ω、150pF

動作温度範囲-20℃～50℃ ※１

結露なきこと外形寸法164mm×90mm×34mm

重量約 273ｇ※１

低温（－２０℃）では液晶表示切り替えに数秒要する場合があります。

CF カード、電池を除く・接続ユニット（TCU-20,40）
項目

内

容

備

考

歪み計接続

端子台 20ch、40ch

千鳥配列、3 段端子台

製造番号記録内臓 EEPROM

製造時書き込み

耐湿性能

相対湿度 約 98％（90℃）

1000hr 以上

外形寸法

TCU-20:321mm×223mm×141mm
TCU-40:321mm×300mm×141mm

重量

TCU-20:約 1.9ｇ
TCU-40:約 3.2ｇ

・接続ケーブル（TAC-01）
項目

内コネクタ

容備

考

50 ピン角型コネクタ

ハンディ計側：オス

ロック機構付接続ユニット側：メスケーブル

約 75cm、φ約 10mm

製造時書き込み

接続芯数

50 芯

0.08mm2（AWG28）

温度範囲-20℃～50℃

外形寸法、重量

長さ：約 83cm、約 180ｇ

コネクタ含む５．その他
・本体（TCR-25）付属品
接続ケーブル（TAC-01）１本
CF カード（TCF（仮名））１枚単三型アルカリ乾電池

2個

TCR-25 取り扱い説明書

1部

・接続ユニット付属品
現場設置用ステンレスバンドセフタ－×2 個
ステンレスバンドセフタ－取り扱い説明
隙間埋め用粘土パテ

1枚

適量

接続ユニット（TCU-20,40）設置取り扱い説明書（ユニット蓋の内側に貼付）

６．外形図TCR

㩷㩷㩷㪏㪇㩷㪏㪐㪅㪍㩷㩷

20CH 㩊㨼㩖㩩

40CH 㩊㨼㩖㩩





㪈㪈
㪈㪉
㪈㪊
㪈㪋
㪈㪌
㪈㪍
㪈㪎㪈㪏
㪈㪐
㪉㪇

㪈
㪉
㪊
㪋㪌
㪍
㪎㪏㪐㪈㪇㪈㩷
㪉㩷㪊㩷
㪋㩷
㪌㩷㪍㩷
㪎㩷
㪏㩷㪐㩷㪈㪇㩷㪈㪈㪈㪉㪈㪊㪈㪋㪈㪌㪈㪍㪈㪎
㪈㪏㪈㪐
㪉㪇㪈㪈㩷
㪈㪉㩷
㪈㪊㩷
㪈㪋㩷㪈㪌㩷
㪈㪍㩷㪈㪎㩷㪈㪏㩷㪈㪐㩷㪉㪇㩷㤥㩷 ⊕㩷 ⿒㩷㤥 ⊕ ⿒㤥㩷 ⊕㩷 ⿒㩷

200

300
323

223

140

140


321

321

㪈㩷㪉㩷㪊㩷㪋㩷㪌㩷㪍㩷㪎㩷㪏㩷㪐㩷㪈㪇㤥㩷 ⊕㩷 ⿒㩷㤥㩷 ⊕㩷 ⿒㤥㩷 ⊕㩷 ⿒㩷