仕様

EVIS X1ビデオシステムセンター CV-1500
大きさ

観察

外形寸法

370mm（W）×198mm（H）×488mm（D）（標準寸法）、398mm（W）×218mm（H）×580mm（D）（最大寸法）

光デジタル観察各光デジタル観察が可能（各光デジタル観察に対応した内視鏡、光源装置が必要です）「NBI 観察」：狭帯域の照明光を用いた観察、「RDI 観察」：赤色照明光を用いた観察、「AFI 観察」：青色照明光を用いた観察

デジタル信号入出力

12G-SDI（SMPTE ST 2082）、3G-SDI（SMPTE424M）、HDSDI（SMPTE292M）、SD-SDI（SMPTE259M）

ユーザー設定最大20人分の設定を登録、呼び出し可能

オートマチックゲイン
コントロール（AGC）

内視鏡先端と観察部位との距離が離れ光量不足となった場合、電気的に内視鏡画像の明るさを増すことが可能

マイ CV モード

複数の機能の設定値を同時に切り替え可能

コントラスト高：暗い部分と明るい部分が強調され、中間の階調が減少します
低：中間の階調が増加し、暗い部分から明るい部分まで滑らかになります

内視鏡画像

測光方式の切り替え

フロントパネルのスイッチで自動調光の測光方式を切り替え可能
自動 ：内視鏡画像の中央部が白つぶれせず、また生検鉗子などの使用時に内視鏡画像が暗くならないようにします
ピーク：内視鏡画像の明るい部分の明るさが一定になるようにします
平均 ：内視鏡画像全体の明るさが一定になるようにします

以下の周辺機器に画像を記録可能（指定された機種のみ）：
ポータブルメモリー、ビデオレコーダー、カラービデオプリン
ター、内視鏡画像ファイル装置、サーバー

患者情報

観察モニターに以下のデータを表示可能：患者 ID、患者名、性別、年齢、生年月日、コメント

画像強調方式

強調方式 A：内視鏡の微細な模様や輪郭を強調します
強調方式 B：強調方式 A よりも内視鏡画像の微細な模様や輪郭を強調します

記録状態表示観察モニターに以下の周辺機器の記録状態を表示可能：ポータブルメモリー（残容量（残り撮影可能枚数））、ビデオレコーダー（撮影枚数、録画状態）、ビデオプリンター（撮影枚数）、内視鏡画
像ファイル装置（撮影枚数）

画質設定表示観察モニターに以下の設定を表示可能：構造強調の強さ、電子拡
大倍率、カラーモード、フォーカス、観察モード

記録

画像強調モードの切り替え

モード1、2、3切り替え（各モードにつき強調方式とレベルを設定可能）

TXI モードの切り替え

モード1、2、3切り替え可能

画像サイズの選択

内視鏡画像サイズは2モードより選択可能（SDTV を除く）

患者情報の事前登録

以下の患者情報を50人分まで登録可能：患者 ID、患者名、性別、年齢、生年月日

ズーム機能

モード1、2、3切り替え可能

記録フォーマット

標準画質：TIFF、低画質：JPEG

視野角
視野方向
観察深度

大腸ビデオスコープ

GIF-EZ1500

140°
（直視）
0°

通常観察時：140° 近接観察時：140° 通常観察時：170° 近接観察時：160° 通常観察時：140° 拡大観察時：87°
（直視）
（直視）
（直視）
0°
0°
0°
通常観察時：3-100mm
通常観察時：3-100mm
通常観察時：7-100mm
近接観察時：1.5-5.5mm
近接観察時：1.5-5.5mm
拡大観察時：1.5-3mm

3-100mm
UPRight

照明レンズ

Left
鉗子出口先端部外径
ø 5.4mm
軟性部外径
ø 5.8mm
有効長1100mm
チャンネル径ø 2.2mm
最小可視距離2.0mm（内視鏡先端から）内視鏡画面上での処
置具の見え方／副送水の視野内での見え方
Up：210° Down：90°
湾曲角
Right：100° Left：100°1420mm

照明レンズ

UP

Right

送気・送水ノズル

CF-EZ1500DL/I

Right

吸引兼鉗子口ø 9.9mm
ø 9.6mm
1030mmø 2.8mm
3.0mm（内視鏡先端から）
処置具

副送水

Up：210° Down：90°
Right：100° Left：100°1350mm

バックライト
画像最適化

A.I.M.E.（Advanced Image
Multiple Enhancer）

内視鏡画像に最適な明るさとコントラストを提供します。
モード1～6切り替え可能。

入力端子／出力端子4K

入力：12G-SDI 端子 × 2 ＊、 Display Port 端子 × 1、HDMI 端子 × 1 出力：12G-SDI 端子 × 2 ＊輝度
コントラスト比
カラースペース
視野角
ディスプレイカラー

送気・送水ノズル

吸引兼鉗子口

Up

照明レンズ

RightLeftUp

RightLet’s Be Clear

送気・送水ノズル

Left

対物レンズ

副送水口

Down

吸引兼鉗子口ø 9.9mm
ø 9.9mm
1030mmø 2.8mm
2.0mm（内視鏡先端から）

処置具

処置具

Up：180° Down：180°
Right：160° Left：160°
L：2005mm I：1655mm

通常観察時：170° 拡大観察時：90°（直視）
0°
通常観察時：7-100mm
拡大観察時：1.0-2.0mm

送気・送水ノズル 照明レンズ

ø 13.2mm
ø 12.8mm
L：1680mm I：1330mm
ø 3.7mm
4.0mm（内視鏡先端から）副送水

CF-XZ1200L/I

Left

対物レンズ

副送水口

Down

大腸ビデオスコープ

吸引兼鉗子口副送水口

Down

Elevating the Standard of Endoscopyø 13.2mm
ø 12.8mm
L：1680mm I：1330mm
ø 3.7mm
3.0mm（内視鏡先端から）副送水

Up：210° Down：90°
Right：100° Left：100°1350mm

処置具

副送水

Up：180° Down：180°
Right：160° Left：160°
L：2005mm I：1655mm

内視鏡画像診断支援ソフトウェア EndoBRAIN

31.5型／IPS液晶
3840 × 2160ピクセル／16：9
450cd/m2
1000：1
BT.2020／BT.709°・左右）
178（上下1.07billionLED

解像度／アスペクト比

GIF-XZ1200

対物レンズ

Down

4K UHD LCDモニター OEV321UH
画面サイズ／LCD モード

UP

照明レンズ

Left

対物レンズ
副送水口

Down

入力：3G-SDI 端子 × 1、 DVI-D 端子 × 1 出力：3G-SDI 端子 × 12K
CLONE OUT／AUX IN 12G-SDI 端子 × 1＊／端子選択可能
AC電源：100V-240V、 50/60Hz、 1.7A-0.8A
電源
DC電源：ACアダプター（AC-300MD…別売）が必要
消費電力
最大182VA
質量11.8kg＊MAJ-2429（8.5m）
より長い12G-SDIケーブルを使用する際は、オリンパスにご相談ください。

モービルワークステーション WM-NP3
外形寸法
質量
積載能力（均等配分時）
キャスター
電圧

上部消化管汎用ビデオスコープ

GIF-1200N

対物レンズ

全長

その他

静止画表示操作をする前の画像の中から最もブレの少ない画像を自動選択し表示

VBS コンポジット（出力）、Y／C（入力）先端部拡大図表示

内視鏡画像の静止画表示可能

プリフリーズ機能

19.4kg

挿入部

湾曲部

フリーズ機能質量ノズル

鉗子チャ
ンネル／副送水

PIP／POP 切り替え可能
16：9／4：3選択可能（SDTV を除く）

アナログ信号入出力

上部消化管汎用ビデオスコープ 上部消化管汎用ビデオスコープ

光学系

PIP／POP
アスペクト比665mm（W）×1400mm（H）×675mm（D）
84 kg（無積荷、絶縁トランス取り付け時）
トップトレイ：20kg 中間トレイ：31kg ベーストレイ：35kgブレーキ付きキャスター × 4 直径125mm
100V

EndoBRAIN、EndoBRAIN-Plus、
EndoBRAIN-UC

EndoBRAIN-EYE
組み合わせ機器

USM500W52201-T、WMP-19K-MXM

組み合わせシステム

CV-1500、CV-290、CV-190Plus

CV-290組み合わせ
スコープ（大腸ビデオスコープ）

CF-EZ1500DL/I、CF-XZ1200L/I、
290シリーズスコープ、
PCF-H190DL/I、PCF-PQ260L/I

CF-H290ECI

製造販売元

EDOF

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

販売名

医療機器番号EVIS X1 ビデオシステムセンター OLYMPUS CV-1500
上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-1200N
上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-EZ1500
大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-EZ1500D シリーズ
上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XZ1200
大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-XZ1200 シリーズ
内視鏡挿入形状観測装置 UPD-3
内視鏡用炭酸ガス送気装置 OLYMPUS UCR
内視鏡用送水ポンプ OFP-2

302ABBZX00017000
302ABBZX00013000
302ABBZX00018000
302ABBZX00025000
302ABBZX00054000
302ABBZX00059000
223ABBZX00102000
219ABBZX00254000
221ABBZX00157000

製造販売元

サイバネットシステム株式会社

販売名

医療機器番号

内視鏡画像診断支援プログラム

30200BZX00208000
23000BZX00372000
30200BZX00235000
30200BZX00136000

EndoBRAIN-EYE
内視鏡画像診断支援ソフトウェア EndoBRAIN
内視鏡画像診断支援ソフトウェア EndoBRAIN-Plus
内視鏡画像診断支援ソフトウェア EndoBRAIN-UC

https://www.olympus.co.jp

N8601907-122023

RDITXI

Let’s Be Clear:
Elevating the Standard of Endoscopy
EVIS X1EVIS X1シリーズが内視鏡診療の新時代を切り拓く。
EVIS X1シリーズは、TXI・RDI・EDOFなどといった当社独自のテクノロジーにより、スクリーニングから診断、処置までそれぞれのステップにおいて内視鏡診療の質を向上させます。

5LEDとタッチパネルの採用、ホワイトバランスフリー、マイCVモードなどの機能を搭載したことにより、これまで以上に効率的な検査の運用をサポートします。

EVIS X1シリーズにより、オリンパスはすべての内視鏡医の検査・手技の質の向上に貢献します。

診断

処置

85663

スクリーニング

23

TXI: スクリーニング検査にイノベーションを起こす画像処理機能
TeXture and color enhancement Imaging (TXI )構造の変化や色調の変化が少ない病変などは通常光観察では発見しにくい場合があります。
「明るさ補正」「テクスチャー強調」「色調強調」の
TXIは、通常光の情報に基づき、3つの要素を最適化する画像技術です。
ハレーションを起こさずに暗部を明るくし、画像上のわずかな構造の変化や色調の変化を視認しやすくします。

TXIの当社独自技術により画像上のわずかな変化に対する視認性を向上させることで、スクリーニング検査時における病変の観察性能向上が期待されています。

TXI
TeXture and color enhancement Imaging
入力画像を、ベース画像（明るさ成分）とテクスチャー画像に分解し、それぞれの画像はシステムの画像処理技術にて強調されます。
強調された画像は統合され、色調強調を加えることで微妙な組織の違いをより明確に表示し、病変部などの観察をサポートします。
なお、モード2に切り替えることでより通常光に近い色調で観察することも可能です。

Brightness
暗部をより明るくColor

わずかな色調の変化を捉えやすく

Texture

わずかな構造の変化を捉えやすく

45

NBI: 使用実績の蓄積された内視鏡診療のゴールドスタンダード
Narrow Band Imaging (NBI)

通常光観察では粘膜表層の微細な変化が見えにくかったり、診断・分類が難しいケースがあります。

NBIはVioletとGreenの狭帯域光を用いて粘膜表層の血管走行や表層微細構造を強調します。

NBI
Narrow Band Imaging、Green（540nm）の
NBI はヘモグロビンに強く吸収されるViolet（415nm）
狭帯域光を用いて周辺粘膜や血管とのコントラストを生成し病変のスクリーニング（存在観察）に寄与します。
更にNBI拡大観察することで、血管・表層のパターンが詳細に表示され、各分類分け（質的観察・量的観察）に貢献します。

NBIはスクリーニング（存在観察）から質的・範囲観察までそれぞれのシーンで観察性能の向上に貢献することが期待されます。

67

RDI: 内視鏡治療の新時代を切り拓く狭帯域光の登場
Red Dichromatic Imaging (RDI)

内視鏡治療における消化管出血は処置の長時間化を招き、術者に身体的・精神的ストレスをもたらします。

RDIはRed、Amber、Greenの狭帯域光を用いることで深部組織のコントラストを形成する、光デジタル技術を用いた当社独自の画像強調観察技術です。

RDI 観察を行うことで処置前の深部血管や出血時の血液の観察がしやすくなり、より安全かつ迅速な止血処置や手技をサポートすることで、術者の身体的・精神的ストレス軽減に寄与します。

RDIRed Dichromatic Imaging
RDIはRed、Amber、Greenの3色の狭帯域光を使用します。
RedとAmberの光はともに粘膜深部まで到達しますが、それぞれの血中ヘモグロビンに対する光吸収特性と組織の光散乱特性の違いによりコントラストを形成し、深部血管や出血時の血液などがより観察しやすくなることが期待されます。

9

EDOF:「簡便さ」と「質の高さ」の両立を追求した観察技術
Extended Depth of Field (EDOF)

内視鏡観察・治療を行う上で拍動や蠕動運動がある状況下でのピント合わせは検査時間の延長や術者のストレスを招いていました。
特に拡大観察時には高度なピント合わせのテクニックが必要とされます。

EDOF（被写界深度拡大）技術は近点、遠点それぞれにピントを合わせた2つの画像を合成することで、広範囲にピントの合った内視鏡画像を生成します。

2段階のフォーカス切り替えがボタンひとつで可能な「Dual Focus 機能」と組み合わせて使用できます。

EDOF
Extended Depth of Field
通常観察から拡大観察まで、内視鏡検査のさまざまな場面において容易に明瞭な観察画像を得られることで、高精度な検査をサポートします。

スコープ先端から入ってきた光が、遠点にピントの合った画像と近点にピントの合った画像の2つに分かれ、イメージセンサー上に同時に投影され、それぞれの画像を作り出します。

CV-1500に搭載されている画像処理ユニットにて、2つの画像を合成し遠点と近点にピントが合った1枚の画像を作り出します。

1011

その他の機能: これまで以上に効率的な内視鏡検査をサポート
Other Functions

より愛される内視鏡システムを目指して機能の開発・改良を進めてきました。
医師やメディカルスタッフの皆様の使いやすさ向上を目指し開発・改良されたEVIS X1シリーズの機能により、検査準備から終了までの全ステージにおいて検査の効率化をサポートします。

4K画質
OEV321UHと組み合わせることにより4K 画質でのマイCVモード内視鏡観察が実現します。診断率の向上や病変見落す。検査中に何度もボタン操作をする必要がなくなとし率の低減に貢献します。

り、検査時間の短縮につながります。

全画面レリーズ
ユーザー設定を変更することで患者情報や PIP 画像などを同時に保存することができます。2 次読影など撮影画像のレビューの効率向上が期待できます。

BAI-MAC
ハレーションを起こさずに近点の明るさを維持したま

一度の操作で複数の機能を設定することが可能でホワイトバランスフリー

EVIS X1シリーズのシステムとスコープの組み合わせであればホワイトバランスを取得する必要がなくなり、検査準備の効率化に貢献します。

新ノイズリダクション

ま中遠景の暗部を明るくします。スクリーニング検査

CV-290/CV-190 のノイズリダクションに改良を加時の観察性能の向上に寄与します。

えたことにより、これまで以上に綺麗な画像で観察すスコープ取り外しレス軽減が期待されます。

ることができます。拾い上げ性能の向上や術者のスト

CV-1500では電源を落とさずにスコープを取り外すことができます。検査中や検査終了時の効率アップに貢献します。
タッチパネル

CV-1500のフロントにタッチパネルを採用しました。
検査中にキーボードを出し入れすることなく設定を変更することが可能です。
サイバーセキュリティ

新プリフリーズ

CV-290/CV-190からアルゴリズムを改良し、より綺麗な画像を撮影・記録します。画像の撮り直しが削減でき、検査時間の短縮に貢献します。

高倍率
1
最大拡大倍率 125 倍＊（135 倍＊3）の光学ズームを搭載し、対象病変をこれまで以上に高倍率で拡大観察

ネットワーク接続時におけるウイルス感染防止のたすることができます。

めにサイバーセキュリティ機能を搭載しました。これ＊1 GIF-XZ1200、OEV321UH使用時＊2 CF-XZ1200L/I、OEV321UH使用時まで以上に安全にお使いいただくことができます。

5LED
CV-1500 では 5LEDを採用しています。これにより高速面順次ランプ寿命の延長や色再現性の向上を実現していく滑らかな画像を取得できます。

毎秒120回の高速スキャン方式により、色ずれが少なます。

1213最先端技術が集結した EVIS X1シリーズ製品ラインナップ
EVIS X1 Series Product Lineup

上部消化管汎用ビデオスコープ

GIF-1200N

4K UHD LCDモニター

先端5.4ｍｍに込めた細さと色彩の極み新しい極細径スクリーニングスコープ

4Ｋ対応、新A.I.M.E.を搭載した高解像度の内視鏡用モニター

低ノイズハイビジョン画像· 高い観察性能

新しく開発されたCMOSイメージセンサーによりノイズの少ないハイビジョン画像を実現しました。また、改良された光学系と、高精度のレンズ· 4K 画像へのアップコンバート機能· ユーザビリティの向上

組み立て技術の確立によって、明るさを確保し、微細な血管や粘膜の表面もリアルに再現することが可能となり、正確な診断をサポートします。

· 新A.I.M.E.機能· 多彩な入出力信号

極細径挿入部· 2K/4K 出力両対応のCLONE OUT機能患者様への経口または経鼻挿入における苦痛低減を目指し、挿入部にはより柔らかい素材を採＊5 内視鏡画像に最適な明るさとコントラストを提供します。

用いたしました。同時に十二指腸への挿入性向上に貢献する適度なバランスを保っています。

上部消化管汎用ビデオスコープ

OEV321UH

GIF-EZ1500

大腸ビデオスコープ

モービルワークステーション

CF-EZ1500DL /I

ユーザビリティを強化した、新たなモービルワークステーション· 多彩なアクセサリー

簡便かつ精度の高い観察をサポートするEDOF技術搭載スコープ· 集中電源・突入電流制御・低電力スタンバイ機能

EDOF（Extended Depth of Field）· 操縦性・安定性の向上· ケーブル収納力の向上· 水平方向・上下方向・傾斜角度への調整が可能なモニターアーム度拡大）技術を搭載。内視鏡検査のさまざまな場面において容易に明瞭な観察画像を得られることで、高精度な検査をサポートします。

Dual Focus

内視鏡画像診断支援ソフトウェア「通常観察」と「近接拡大観察＊1」、2段階のフォーカス切り替えがボタンひとつで可能な「Dual Focus機能」を搭載。EDOF技術とのEndoBRAIN

組み合わせにより粘膜や毛細血管などの近接観察が従来に比べ更にピントが合わせやすく、より容易に高精細な画像が得られます。

大腸内視鏡診断をトータルで支援＊1 GIF-EZ1500では拡大倍率100倍。CF-EZ1500DL/Iでは拡大倍率90倍。OEV321UH使用時。

EndoBRAIN-EYE
汎用スコープ

高感度CMOSイメージセンサー
新たに開発されたCMOSイメージセンサーを採用。ノイズが少なくハイビジョンを上回る高画質（HQ画質）を実現しています。

ープスイッチ形状・ボタン位置などを見直すことで、操作性の向上、検査時のストレス低減に貢献します。

GIF-XZ1200

大腸ビデオスコープ

カラービデオプリンター

リアルタイムに浸潤癌の判別をサポート

EndoBRAIN

EndoBRAIN-UC

卓越した色再現性。内視鏡画像をありのままに再現する高画質プリンター

CF-XZ1200L/I· 高精細プリント· 使いやすいインターフェース· 高速プリントアウト

2
最大125倍＊（135倍＊3）の高倍率・高画質拡大観察をサポート· デジタルプリント機能

2
最大拡大倍率125倍＊（135倍＊3）の光学ズームを搭載し、対象病変をこれまで以上に高倍率で拡大観察することができます。また、高感度 CMOSイメージセンサーの採用により、ノイズが少なくハイビジョンを上回る高画質（ HQ 画質）で観察することができ、さらに質の高い拡大診断をサポートします。

Endocyto

OEP-6

高倍率光学ズーム搭載、より精度の高い観察をサポートする拡大内視鏡

GIF-XZ1200

Endocyto

リアルタイムに病変検出をサポート

リアルタイムに腫瘍・非腫瘍の判別をサポート リアルタイムにUCの炎症活動性評価をサポート

よりユーザビリティに優れた内視鏡を追求し、新たな操作部を搭載。軽量化に加え、アングルノブ設計・スコ

上部消化管汎用ビデオスコープ

EndoBRAIN-Plus
Endocyto

Endocyto

ErgoGrip
CF-EZ1500DL/I＊5

WM-NP3

近点、遠点それぞれにピントを合わせた2つの画像を合成することで、広範囲にピントの合った内視鏡画像を生成するEDOF（被写界深GIF-EZ1500· 12G-SDI（in/out）を2系統装備

周辺機器＊2 GIF-XZ1200、OEV321UH使用時＊3 CF-XZ1200L/I、OEV321UH使用時
受信アンテナ

高速面順次

MAJ-1868

毎秒 120 回の高速スキャン方式＊4を採用。加えて、緑色（ G ）を多く点灯させ、最適な画像受信アンテナスタンド処理を行うことで、色ずれが軽減された高品質な画像取得を実現します。

MAJ-1907＊4 高速スキャンによる面順次式走査は、高速面順次に対応したスコープとCV-1500の組み合わせのみ有効となります。
内視鏡挿入形状観測装置

CF-XZ1200L/I

14

UPD-3

内視鏡用炭酸ガス送気装置

UCR

内視鏡用送水ポンプ

OFP-2

内視鏡マネジメントシステム

Solemio QUEV

15