恒温油槽 循環ポンプ付き T-201P

Ⅳ■仕様

外 形 寸 法W500 D385 H410mm

槽 内 寸 法W300 D310 H200mm

材

槽内有効内法W300 D220 H200mm付

容量

安 全 装 置属

槽内温度過昇防止、漏電ブレーカー

質

内槽：ステンレス製（SUS-304） 外装：鋼板焼付塗装仕上品

ステンレス製棚板 1 組

15L

電源

AC100V 13A 50/60Hz

温 度 範 囲室温 +10℃〜 +200℃

重量

約 16kg

温度安定度

0.1℃ 以 内価格

温 度 調 節デジタル式温度指示調節器 PID 制御方式

オプション

ヒ ー タ ー

シースワイヤー式 1.2kW

撹

撹拌兼用型循環ポンプによる

拌機

循環ポンプ

360,000円
ステンレス製フタ 11,500 円

撹拌兼用型 60W モーター 最大揚程 2m 最大流量 2.8L / 分
100cp オイル常温による、循環 IN-OUT 外形Φ 12 ホース口（Rp 3/8）

ラボスケール、小容量（5L）の溶液を加熱制御するのに最適です。

T-201P 単独では 200℃まで制御可能ですが、タンクとセットされた装置は、タンクドレンバルブ、攪拌シール部、保温等の関係から MAX150℃になります。

1615

Ⅳ 恒温油槽 循環ポンプ 槽内撹拌機付き T-205P
槽内用攪拌があり、熱媒体を送り込む前に、35L の槽の熱媒体を事前に一定温度に上げておくことができます。

■ T-205P 仕様
外 形 寸 法槽 内 寸 法容量

温 度 範 囲
温度安定度
温 度 調 節ヒ ー タ ー撹

拌

機循環ポンプ循 環 IN-OUT

W640 D380 H525mm
W440 D300 H300mm
35L

室温 +10℃〜 +150℃

0.1 ℃

安 全 装 置漏電ブレーカー、自己診断機能（槽内温度過昇、ヒーター
断線、温度センサー異常、液レベル低下、トライアックショート）

タ イ マ ー

オートタイマー又はオートストップタイマー
MAX 99 時間 59 分

材

デジタル式温度指示調節器 PID 制御方式

シースワイヤー式 2kW付

縦型プロペラ撹拌式 22W コンデンサーモーター

ステンレス製 90W コンデンサーモーター
最大揚程 12m 最大流量 20L / 分（シリコンオイル 100cSt,100 ℃の時）
最大揚程 10m 最大流量 15L / 分（シリコンオイル 100cSt, 25 ℃の時）

属

質

内槽：ステンレス製（SUS-304 ）、軸受け部セラミック
ポンプ接液部：ステンレス製（SUS-304 ）
外装：鋼板焼付塗装仕上品

ステンレス製フタAC100V

電源

重量36kg

価格690,000 円

21A 50/60Hz※この製品には電源プラグは付属しません

Rp 3/8● KT-300HP
T-205P の特別仕様です。
ヒーター容量…３Ｋｗ
制御タンク溶液温度表示モニター
制御タンク用温度センサー
ポンプ吐出、戻り口後方
タンク内溶液上限警報ブザーブザーキャンセルスイッチ
定格電源…AC200V 単相
定格電流…17A

1714Ⅳ

恒温水循環装置 T-55 / T-55W+80℃までの高温の水を密閉系回路へ循環できる、恒温水循環装置です。もちろん恒温水槽としてもご利用いただけます。
■ T-55 仕様

T-55

外 形 寸 法W290 D370 H460mm

槽 内 寸 法W220 D300 H200mm

容11L

量

温 度 範 囲室温 +15℃〜 +80℃

温度安定度

0.2℃（循環ポンプ不使用時）

温 度 調 節デジタル式温度指示調節器 PID 制御方式

ヒ ー タ ー

シースワイヤー式 1.3kW

循環ポンプ

マグネットポンプ 45W（撹拌兼用型） 最大揚程 5m 最大流量 9L / 分

循 環 IN-OUT

外形Φ 12 ホース口（Rp 3/8）

安 全 装 置

槽内温度過昇防止器、ヒーター空焚き防止器、漏電ブレーカー、オーバーフロー材

質内槽：ステンレス製（SUS-304） 外装：鋼板焼付塗装仕上付品

ステンレス製フタ（SUS-304）

電属

源AC100V 14A 50/60Hz

重量18kg

価格335,000円● T-55W

T-55W

T-55 のヒーター容量を 2.6kw にして、電源を単相 200V にしました。
タンク内の温度表示器を付け、Pt100 オームの温度センサーが付属します。

温度制御システムタンク JOTS-T55
ジャケットタンクと恒温水循環装置と攪拌機をセットした温度制御システムタンクを設計・提供します。
タンク容量…5L、10L、20L、30L
使用温度範囲…内容液の比重、比熱、熱交換率によってタンクとセットされ場合に違います。
タンクに保温材を付けることでも変わります。
内溶液の粘度、攪拌目的に応じて、攪拌機、攪拌羽根を設計・製作します。
■内溶液が水の場合の制御温度範囲
タンク容量

T-55

T-55W

5L

室温 +10℃〜 78℃

室温 +10℃〜 78℃

10L

室温 +15℃〜 75℃

室温 +10℃〜 78℃

20L

室温 +10℃〜 60℃

室温 +10℃〜 78℃

30L

60℃での保温

室温 +10℃〜 70℃※設置場所が、25℃での参考資料

18

Ⅳ 開放型ハンディークーラー TRL-108H
冷凍機とヒーターのコンビにより、-10 ℃〜 80 ℃までの幅広い温度範囲で使用出来ます。

■ TRL-108H 仕様
外 形 寸 法槽 内 寸 法容量
温 度 範 囲
温度安定度
温 度 調 節冷凍機
冷 却 能 力ヒ ー タ ー循環ポンプ
循 環 IN-OUT
撹拌機
安 全 装 置材付
電重価質品
源量格属

W265 D375 H455mm
W180 D110 H180mm
3L-10℃〜 +80℃
0.05℃（槽内にて）デジタル式温度指示調節器 PID 制御方式空冷式 130W HFC-134a
約 180W（155kcal / h 水温 +10℃ 50Hz）
シースワイヤー式 500w
マグネットポンプ 20W（撹拌兼用型） 最大揚程 2m 最大流量 9L / 分
外形Φ 12 ホース口（Rp 3/8）
吐出液の噴流による漏電ブレーカー、自己診断機能（過昇防止 HC、低温防止 LC、水位低下警報、冷凍機保護回路、温度センサー異常、誤設定防止）
内槽：ステンレス製（SUS-304） 外装：鋼板焼付塗装仕上
ベークライト製フタ 1 枚
AC100V 9A 50/60Hz
約 29kg395,000 円※機能は、ハンディークーラー単独の能力● TRL-108HLM100
ヒーター容量を 1kw に増やした TRL-108H の特別仕様製品です（定格電流 14A）。その他の仕様は、TRL-108H と同様です。

温度制御システムタンク JOTS-108H
ジャケットタンクとハンディークーラーと攪拌機をセットした温度制御システムタンクを設計・提供します。
タンク容量…2L、5L、10L、20L、30L
使用温度範囲…内容液の比重、比熱、熱交換率によってタンクとセットされ場合に違います。
タンクに保温材を付けることでも変わります。
内溶液の粘度、攪拌目的に応じて、攪拌機、攪拌羽根を設計・製作します。
■内溶液が水の場合の制御温度範囲
タンク容量

2L

108H

108HLM-0100

10℃〜 78℃

10℃〜 78℃

5L

10℃〜 60℃

10℃〜 78℃

10L

15℃〜 50℃

15℃〜 70℃

20L

20℃〜 40℃

20℃〜 60℃

30L

20℃〜 30℃

20℃〜 50℃※設置場所が、25℃での参考資料

18