テスラメータ／FPシリーズホールプローブ
F71 3 軸テスラメータ
F41 1 軸テスラメータ
FP シリーズ ホールプローブ

F41 型／ F71 型 テスラメータ
F71
F413 軸テスラメータ
1 軸テスラメータ

測定への信頼性
TruZero ™ テクノロジーは磁 場測 定 時 の 悩みとなる誤 差をなくし、プローブゼロ点の再調整 の心 配 なく測 定 が 行えます。

レイクショア社の F71 型 ／ F41 型テスラメータは FP シリーズプローブを採用し、新しいレベルの精度・利便性・信頼性を提供し、幅広い用途での磁場測定に最適です。

新しいホールセンサプローブは、前世代のセンサよりも小さなアクティブエリアでより良い直 線 性を持 つため、一層正確に測定できます。
幅広い動作環境で極めて高精度な測定結果を得るために、本体に内蔵の温 度・磁場補正機能により、関数 処理を行っています。

容易な操作
スマートホンユーザにはおなじみのアイコン、操作方法、ナビゲーションを使用した、見やすく判りやすいタッチパネルスクリーンを採用しています。
TiltView ™ ディスプレイは快 適に画面を見ることができ、タッチスクリーンの操作性が向上します。

特長

ウォームアップ時間を僅か数分に大幅短縮。正確な測定をすばやく行えます。

■ TruZero ™ テクノロジー : プローブのゼロ調整が不要です。
■ タッチスクリーンインターフェイスを採用しています。
■ TiltView ™   : ベンチトップ、ラックマウントのどちらでも操作が容易です。
■ 小さく薄いホール素子のアクティブエリアの為測定確度が向上します。
■ お客 様の用途に合わせて様々な種 類のプローブを提 供します。

プローブのハンドル 部は軽 量かつ耐久性を持つため、利便性に優れています。
プ ローブコネクタはワンタッチで 着 脱可能。さらに、キャリブレーションデータを内 蔵してい るため、プ ローブの 交換が容易です。

組み込み対応性が向上
ラックマウント可能で、他の同じサイズの機器をテスラメータの横に設置できます。
プローブを治具固定するために設 計された、マウント用ハンドルを選択可能。簡単で正確な測定位置決めが実現できます。

最新の有線、無線接続を使用できます。

LabVIE W ™と IVI ドライバーに加えて、SCPI ライブラリーが使 用可能です。

2

測定への信頼性

容易な操作

小さなアクティブエリア

スマートホンのような使いやすさ

FP シリーズプローブは前世代の製品よりも大幅に小さくなったア
クティブエリアのホールセンサが特長です。これにより空間分 解能が向上し、より細かな磁場の変化を測定できるようになります。
磁場源の近傍など、磁場勾配が急峻な場所での磁場測定時に便利です。

F71 型と F41 型テスラメータはユニークな TiltView ™ スクリーンを持つスタイリッシュなタッチディスプレイが特色です。

温度補償
ホール素子は温度で変化するいくつかの特性があり、ホール電圧レベルが温度変化でわずかに変化してしまいます。 FP シリーズ
プローブに採用されているホールセンサは 本質的に温度に対して安定でありながら、動的温度補償によって更に改善することができます。

これらのテスラメータの操作は簡単で直感的です。おなじみの一般的なスマートホン技術に基づいたアイコン、操作方法、メニューです。

ラックマウントでもベンチトップでも画面を 37°まで傾けられます

大 き な 5 イン チ 静 電 容 量 式 タッチ ス ク リ ーン は 読 み 取 り や す い
フォントで 測 定 結 果を 表 示します。
測 定 系 か ら 離 れ た 場 所 に いて も容 易に測 定値を確 認いただけます。

ス ク リ ーン の 角 度 は タ ッ チ ス ク
リーンを使 用する際に重要な要素です。
スクリーンに対して正しい 位 置にいないと、正確なタッチ操作が 難しくなります。

全てのプローブ先端には温度センサが内蔵されており、温度情報をテスラメータに送ります。テスラメータはこの温 度データから温度オフセットを算出し、一般的な作業環境における温度範囲内での温度補償を行います。

3 軸測定

TiltView ™ はスクリーンの角度を手動調整できます。よりよい視野が確保され、タッチスクリーンの操作性を向上させます。
スクリーン角度調整機構は、ほどよい強さで固定されており、画面の角度を調整する時は簡単に動かすことができる一方で、タッチパネルの操作では動くことがありません。

3 軸磁場センサは x, y, z の各素子間の直交が厳密となるように設計され、磁場方向が不明または変化している場合に、より正確に磁場ベクトルの大きさを測定できます。

3プローブのゼロ点調整不要
一般的なホールプローブのオフセットエラーはいくつかの原因から生じます :■ 熱電効果：温度によってオフセットが変化します。
■ センサへの電極 取り付け位置が完璧でない。補正しにくい、いわゆる“ミスアライメント電圧”の原因になります。
これらのエラーはプローブ“ドリフト”の原因になり、測 定再現 性に重 大な影 響を及ぼします。
一 般的なホールプローブは定 期的にゼロガウスチェンバー内に挿入し、時間経 過とともに大きくなるオフセットをゼロにしなければなりませんでした。

TruZero ™ テクノロジー
レイクショア社の TruZero ™ テクノロジーは煩雑なゼロ点調整が不要で、測定時間を短縮し、測定値はいつも正確です。
このテクノロジーは複数のメカニズムによって実現されています :① FP シリーズプローブで採用されたホールセン
サの高い対 称 性・均 一 性による、本質 的に低いゼロ磁場オフセット電圧② 異 なる 2 つ の 測 定 系 を 積 極 的に切り替える、
高度センサ励起“スピニング”技術③ 最適な誘電性を持つ絶縁体採用ケーブル④ 連 続したホール電 圧 測定の測定値を組み合わせるオンボードアルゴリズムにより、ミスアライメントや 熱 電 効 果 によるオフセットを 除 去します。この方法でフリッカーノイズも低減し、読み値の確度、精度ともに向上します。

これは、測 定 前にプローブの“ゼロ”調整が必要ないことを意味します。TruZero ™ テクノロジーは素 早く、不安なく、いつも正確な測定を可能にします。
注意：引き続き、プローブとテスラメータの定期的な校正は、ホール電圧から磁束密度への正確な変換を維持するために必要です。全ての誤差をTruZero ™で完全に除くことはできません。地磁気よりも大幅に小さなごくわずかの取り除けない誤差は残ります。

リアパネル

41

オプションカードスロット

2

電源入力部

3USB Type-C TM インターフェイス

4USB インターフェイス

5RJ-45 イーサネットインターフェイス

6

デジタル I/O

7

プローブ入力端子

8BNC アナログ出力端子

TruZero ™ デモンストレーション
新しいテクノロジーによってもたらされる利点をわかりやすくするための実験を行いました。

■ 475 型と F71 型を恒温室に設置しました■ プローブは磁 場がほぼ 0 であるゼロガウスチェンバー内に設置しました。
■ 475 型は実験開始前にゼロ点調整を行いました■ 数時間にわたって温度サイクル測定を行いました

結果
F71 型
■ 温度によるゼロオフセットドリフトは非常に僅かでした■ 時間経過によるドリフトはほとんどありませんでした■ 測定分解能は nT レベルとなりました
475 型■ F71 よりも顕著な温度ドリフトが観察されました■ 数時間以上で、無視できないドリフトが生じました■ 測定分解能は uT レベルとなりましたすぐに測定を開始できます

多軸でもプローブコネクタは 1 つだけ

多くのテスラメータやガウスメータでは 30 分以上の長いウォームアップ時間が内部温度を安定させるために必要でした。

F71 多軸テスラメータは 3 軸プローブが挿入された時にフル性能を発揮し、ベクトル測定が行えます。新しいコネクタを採用することでプローブ接続は素早く簡単に行えるようになりました。

F71 型と F41 型テスラメータは低い温度係数を持つ高安定部材を使用し、ウォームアップ時間を大幅に短縮しました。 正確な読み値をより早く得ることができ、測定時に考慮しなければならない要素のひとつを取り除きました。

■ プローブ当たり 1 つのコネクタ— 従来機器ではそれぞれの軸毎にコネクタが分かれ、3 つの軸をそれぞれ適切な入力端 子に接続しなければならないため、接続時に注意する必要がありました。新しいコネクタは 1 軸と多軸プローブの両方で使用でき、これまで以上にプローブ交換が容易に行えます。

■ 新ラッチ機構 —テスラメータへのプローブ接続を素早く簡単に行えます。このラッチ機構はつまみネジを必要とせず、所定の位置にコネクタをしっかり固定します。プローブ交換時、クイックリリース機構により数秒で確実にプローブ交換を行えます。

5テスラメータ 仕様
入力

性能仕様

入力概要

すべての仕様の最小信頼区間は 95%、テストの不確実性比は 4:1 です。
仕様は、校正の± 5℃以内の機器環境で校正後 1 年として定義されます。機器校正温度の± 5℃を超える場合、温度係数± 0.002% of rdg/℃が、すべての精度仕様に適用されます。機器は通常、周囲温度 22℃で校正されます。正確な温度は機器のフロントパネルから確認できます。

F41（1 軸）F71（多軸）測定入力数13

入力コネクタ数

11コネクタタイプ

26 ピン mini D-sub

DC モード測定確度

レンジ

単軸（X,Y,Z）
オートレンジ

標準 2Dex

35 mT
350 mT
3.5 T
35 T（350 G）（3.5 kG）（35 kG）（350 kG）
2 mA
駆動

2 mA
駆動

2 mA
駆動

0.2 mA駆動

Yes

No

0.2 mA駆動

0.2 mA駆動

0.2 mA駆動

Yes

100 mA駆動

100 mA駆動

100 mA駆動

100 mA
駆動

No

2 mA
駆動

2 mA
駆動

2 mA
駆動

Yes

極低温用 2Dex
標準 InAs
極低温用 InAs

Yes

ソフトウェアの機能

DC
測定モード

DC のみ

プローブ /センサーDC ～550 Hz

AC
ピーク値

周波数

1軸

Yes

―――

3軸

Yes
（X,Y,Z,大きさ）

―

Yes

Yes

1.7Hz 〜
75 kHz

―
Yes

―
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
（X,Y,Z, （X,Y,Z, （X,Y,Z, （最大振幅大きさ）
大きさ）
大きさ）
信号）

1軸

高周波
測定モード＊―

3軸―

Yes

Yes

Yes

Yes
Yes
Yes
（X,Y,Z, （X,Y,Z, （最大振幅大きさ）大きさ）
信号）350 mT（3.5 kG）レンジ± 0.15％ of rdg± 0.15％ of rdg

35 mT（350 G）レンジ± 0.15％ of rdg± 0.15％ of rdg

35 T（350 kG）レンジ± 0.2％ of rdg―（未決定）

3.5 T（35 kG）レンジ± 0.2％ of rdg―（未決定）

350 mT（3.5 kG）レンジ± 0.2％ of rdg―（未決定）

極低温用

InAs センサー

標準
35 T（350 kG）レンジ± 0.40％ of rdg―（未決定）

3.5 T（35 kG）レンジ± 0.30% of rdg± 0.30％ of rdg

350 mT（3.5 kG）レンジ± 0.30％ of rdg± 0.30％ of rdg

35 mT（350 G）レンジ± 0.30％ of rdg± 0.30％ of rdg

35 T（350 kG）レンジ± 0.40％ of rdg―（未決定）

3.5 T（35 kG）レンジ± 0.40％ of rdg―（未決定）

350 mT（3.5 kG）レンジ± 0.40％ of rdg―（未決定）

極低温用

ゼロ磁場での典型的な RMS 測定ノイズです。（テスラメータとプローブの両方が測定ノイズに寄与し、実際の測定性能を表します）

最大値ホールドDC 測定モード

AC 測定モード

High frequencyモード

F41 1 軸

磁場のみ

RMS 値のみ

RMS 値のみ

F71 3 軸磁場の大きさ

大きさの RMS 値

大きさの RMS 値

最大値＋∞に最も近い値
最小値−∞に最も近い値
最大ホールドリセット 最大値と最小値を同時または別々にリセット

平均化ウィンドウ
10 ms

200 ms ＊1s

10 s

300 µT

70 µT

30 µT

10 µT

標準
35 T（350 kG）レンジ
3.5 T（35 kG）レンジ

6 µT

1.2 µT

0.6 µT

0.17 µT

350 mT（3.5 kG）レンジ

0.7 µT

0.16 µT

0.07 µT

0.03 µT

35 mT（350 G）レンジ

0.5 µT

0.12 µT

0.05 µT

0.02 µT
0.02 µT

極低温用

相対値6―（未決定）± 0.15％ of rdg

システム測定ノイズ＊ 周波数帯域は -3dB ポイントです。

DC 測定モード

AC 測定モード

High frequencyモード

F41 1 軸

磁場のみ

RMS 値のみ

RMS 値のみ

F71 3 軸磁場の大きさ

大きさの RMS 値

大きさの RMS 値

比較機能± 0.2％ of rdg± 0.15% of rdg

2Dex センサー

ACRMS

3軸

35 T（350 kG）レンジ
3.5 T（35 kG）レンジ

3 軸すべての測定に基づいて計算された合計磁場
DC成分

1軸AC
測定モード＊

InAs センサー

3 軸マグニチュード精度（X,Y,Z）

可能な測定と読み値
周波数
レンジ

2Dex センサー
標準ベースライン（比較ベースラインを直接入力）
変化値（現在の値をベースラインに設定）
リセット（ベースラインを 0 に設定）

35 T（350 kG）レンジ

300 µT

70 µT

0.05 µT

3.5 T（35 kG）レンジ

38 µT

8.5 µT

3.8 µT

1.2 µT

350 mT（3.5 kG）レンジ

4.4 µT

1 µT

0.44 µT

0.14 µT＊ デフォルト設定

TruZero ™ 残留オフセット

High frequency モード

検出可能な残留オフセットの値です（ゼロ磁場で測定。より高い磁場でも同様に存在すると予想されます）

テスラメータバンド幅		

プローブ校正温度± 5℃以内プローブ校正温度± 5℃を越える温度係数

1軸± 3.5μT± 0.3μT/ ℃

3軸

± 7μT

± 0.6μT/ ℃

1.7 Hz ～ 75 kHz（-3 dB）
20 Hz ～ 7 kHz（-0.2%）

テスラメータ周波数応答 HF モード

量子ホール効果による追加の不確実性
極低温かつ高磁場で動作する場合、Shubnikov-De Hass 効果により、有効なホールセンサー感度に小さな振動が発生します。次のプロットは予想される追加の不確実性値の概要を示しています。

HF モード測定確度
磁場測定確度は標準プローブを使用し、校正温度± 5℃で磁場測定された場合であり、ホールプローブ校正機器によって規定されます。
1軸
HF モード RMS 確度

読み値の± 1％レンジの± 1％

HF モードピーク to ピーク確度

読み値の± 2％レンジの± 2％NA

周波数検出カウンタ精度

AC 磁場測定仕様

1Hz より速い周期波および範囲の 1% を超える RMS 値の場合、周波数の ± 1% ± 1Hz

AC モードより高確度が要求される測定、または DC オフセットを含む低周波 AC
磁場測定に最適AC モードバンド幅				

3軸

読み値の± 0.5％
レンジの± 0.5％550 Hz（-3 dB）
60 Hz（-0.2%）

磁場の温度補償センサー / プローブの温度に依存する磁場測定誤差
Lake Shore 社ではホールセンサーの感度の温度依存性を特徴付け、補正係数を適用して補償します。 以下に示す残留誤差は、センサーごとに存在するばらつきを反映しています。

テスラメータ周波数応答 AC モード

温度レンジ
補償：ON

0 ～ 35℃-273 ～ 0℃

35 ～ 60℃

60 ～ 90℃± 0.02％± 1.5%± 0.1%± 0.5%

温度補償源：内蔵プローブセンサー、手動入力（フロントパネル）、手動入力（外部通信）、なし（補償オフ）
温度補償範囲 ：プローブに依存（詳細についてはプローブの仕様を参照）

アナログ出力アナログ出力源信号精度増幅された AC ホール電圧の± 1％ ± 50 mV
アナログ出力源信号電圧レンジ ± 15V、過負荷時最大± 12.5V

AC モード測定確度
機器の周波数応答曲線の平坦な応答部分内の周波数で測定された磁場測定の精度。

RAWモードモード

機能利用可能なチャンネル/ 測定値（非同時）

DC

診断のみ

X,Y,Z

AC

診断のみ

X,Y,Z

1軸

3軸

HF

X,Y,Z

AC モード RMS 確度

読み値の± 0.25％
レンジの± 0.05％

読み値の± 0.5％
レンジの± 0.1％

波形（パルスなど）のアナログ表示

DC

磁場のアナログ表示

AC モードピーク to ピーク確度

読み値の± 0.55％
レンジの± 0.2％

X,Y,Z
（ベクトルの大きさ）

NAAC

RMS 磁場のアナログ表示

X,Y,Z（ベクトルの大きさ）

HF

RMS 磁場のアナログ表示

X,Y,Z（ベクトルの大きさ）補正モード7リミット		 過負荷時は ± 12.5 V の可能性有り
生信号源		 アナログ増幅ホール電圧
生信号精度		 増幅されたホール電圧値の ± 1% ± 50 mV修正された出力ソース フィールド読み取り値に基づいた DAC 生成電圧
補正出力範囲± 3.5 V = フルレンジ
補正出力精度
フロントパネル測定値の ± 1%
補正出力更新レート 2 kHz

フィールドコントロール オプションカード
制御タイプ
閉ループ制御技術

閉ループ (PI) または開ループ
独自の複合 DAC により、制御回路が分解能を制限しません
機能
セットポイント、セットポイントランピング
フルスケール電圧出力 ± 10V
制御分解能<0.1 µT *保護機能
設定可能な最大スルーレート、設定可能な電圧リミット
開ループ電圧精度 フルスケールの ± 1%
* 指定値は、10 秒平均化の 350 mT レンジに適用されます。
仕様は測定ノイズによって制限されます。特定の構成の制御分解能は、指定されたシステムノイズの 2 倍です。

デジタル 入出力
入力
独立入力数		入力絶縁		
最大 Low レベル入力電圧
最小 High レベル入力電圧
安全な入力電圧範囲2
光学1V4V-5 V から 35 V

出力リレー数		
リレー種		
デジタル出力リレー最大電流
デジタル出力リレー最大電圧2ソリッドステートリレー
2A
35 V

コミュニケーション
プロトコル
各プロトコルは全てのインターフェースでサポートされています。
機能機器とのネイティブ通信方式

SCPI コマンド

Python による接続と操作を簡素化

Python ドライバーLabVIEW

TMドライバーLabVIEW TM 制御システムにテスラメータを追加試験測定機器との統合が容易

IVI.NET ドライバー

フロントパネル
表示更新レート
ディスプレイ

5回/秒
5 インチ LED バックライト静電容量式カラータッチ
パネル、800 × 480 ピクセル

インターフェイス
USB ホストタイプ
機能
取付位置
コネクタ

8

USB 3.0, マスストレージクラスデバイス
ファームウェア更新、USB メモリ対応
リアパネル
C タイプ USB コネクタ

USB デバイス
タイプ
機能
プロトコル
ボーレート
コネクタ
ソフトサポート

USB 2.0
標準 RS-232 シリアルポートエミュレート
SCPI
115,200
B タイプ USB コネクタ
LabVIEW ™ 及び IVI.NET ドライバー

イーサネット機能
プロトコル
コネクタ速度
ソフトサポート

TCP/IP コマンド及び制御、モバイル通信（開発中）
SCPI
RJ-45
1 Gb/sLabVIEW ™ 及び IVI.NET ドライバー

一般
使用環境

23 ℃ ± 5 ℃（定格確度で使用できる範囲）、10℃～ 70 ℃（確度仕様を減じる）
相対湿度＜ 90％、結露なきこと
本体最大暴露磁場 10 mT DC, 1 mT RMS；
強磁場への暴露は、読み取りのオフセット誤差要因となる可能性があります
電源100 V to 240 V（ユニバーサル入力）、50 to 60 Hz,30 VA
大きさ
217 mm W × 87 mm H × 317 mm D
（8.5 in × 3.4 in × 14.5 in）、ハーフラックサイズ
重量3.2 kg（7 lb）
認証
CE マークウォームアップ時間 起動と共に準備完了
消費電力
最大 35W

FP シリーズ ホールプローブ
特長■ 地 球フィールドから世界最 強の電磁 石まで、幅 広い測 定 対象に対応可能■ わずか 0.1mm 2 の小さなアクティブエリアのホールセンサにより、より正確な測定が可能■ 温度および直線性（フィールド）補償を内蔵■ 様々な用途に適した多用途のハンドルとステムのオプション■ 使いやすいアクティブエリアや極性の表示付き■ アプリケーション固有のプローブのカスタマイズが可能

プローブ選択ガイド

FP - aa - bbb - c d ee (f) (-gg)

NS-180磁場方向軸タイプ

軸の長さ

ハンドル部

ケーブル長

現在、FP シリーズ
プローブで使用できるセンサータイプは
InAs センサーのみです。これらのプローブは、感度、直線性、安定性、耐久性のバランスに優れています。

Z ：3 軸T ：トランスバース

S ：スタンダード

05 ：5 cm
15 ： 15 cm
30 ： 30 cm
150 ： 150 cm：ハンドヘルド（標準）M：マウント型		： 2 m（標準）6： 6 m15 ：15 m

5 cm（〜 2 in）

15 cm（〜 6 in）

30 cm（〜 12 in）

150 cm（〜 60 in）

51530150■■■

スタンダードトランスバース
軸のタイプ

軸の素材

軸の大きさ

持ち手

スタンダードアルミニウム1.55 × 4.57 mm

ハンドヘルド5プローブ長（cm）
1530—

FP-NS-180-TSXX

型番

マウント

51530—

FP-NS-180-TSXXM

3軸軸のタイプ

軸の素材

軸の大きさ

持ち手

プローブ長（cm）

型番

スタンダードアルミニウム4 × 4 mm

ハンドヘルド51530—

FP-NS-180-ZSXX

マウント

51530—

FP-NS-180-ZSXXM

9FP シリーズ プローブ 特性
センサタイププローブ持ち手NS-180

アクティブエリア

概要

センサ

InAs

スタンダードセンサ

0.1 mm 2

温度補償
スタンダード温度センサ内蔵

温度範囲○0 ℃ to 90 ℃

ハンドヘルド（標準）

マウント

長さ
（ストレインリリーフ含）138 mm

110 mm

直径13 mm

NA厚み

NA10 mm

幅NA12 mm

素材

プローブ軸の素材

スタンダード

3軸

トランスバース

アルマイト加工
アルミニウムチューブ（4 mm 角）アルマイト加工
アルミニウム最大厚 1.55mm
幅 4.57 ± 0.20mm

プローブ軸の使用温度範囲
スタンダード

3軸

トランスバース

0 ℃ ～ 90 ℃

0 ℃ ～ 90 ℃

使用温度範囲機械加工アルミニウム及び真鍮ねじ
ABS/ ポリカーボネイト （頭部直径 3.8mm の M2混合及びアルマイト加工 ネジ及び直径 2mm の位
置決めピンで治具に固アルミニウムグリップ定可能）* ネジは付属しておりません
0 ℃ ～ 80 ℃

ケーブル
1軸

3軸

直径4 mm（0.17 in）

5.2 mm（0.21 in）

曲げ半径40 mm（1.57 in）

52 mm（2.05 in）

使用温度範囲導体部-40 ℃ to 80 ℃
4 線ツイストペア

ケーブルシールド

14 線ツイストペア

シールド箔で 100％被覆

ケーブル絶縁変性ポリフェニルエーテル

コネクタ

26 ピン mini D クイックリリース ラッチコネクタ

トランスバースプローブ（TSXX）周波数応答性（Typ）

プローブ単体テスラメータとプローブ接続時（HF モード）

100 ℃ ～ 80 ℃

トランスバースプローブ
アクティブエリアの位置（スタンダードタイプ）

LWT

スタンダード5cm,15cm,30cm

4.57 ± 0.13mm

最大 1.55m

フレキシブル

15cm

3.53mm

最大 1.14mm

低温用

150cm

直径 4.75 ＋ 0.15/-0.11mm（円形）3 軸プローブ
アクティブエリアの位置

L
スタンダード5cm,15cm,30cm

マウントタイプ
Socket head cap screws, M2
Hall probe

Dowel pins, 2 mm diameterΦ 2.00 mm [0.079 in]dowel pinM2x0.4M2x0.4

Hall probe mountΦ 2.00 mm [0.079 in] dowel pin
4.00 mm[0.157 in]
4.00 mm[0.157 in]

50.00 mm [1.969 in]

50.00 mm [1.969 in]
2x1.50 mm[0.1059 in]

11特別価格にて提供中

平素より弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。理化学計測部では Lake Shore 社製の一部製品をオンラインストアにて取り扱っており、通常よりお買い求めやすい特別価格でご提供しております。
従 来のお支払い条件でのお取引が可能で、購買手続き上必要な見積書、納品・請求書の発行、お客様独自の指定伝票にも対応しております。ぜひ会員登録の上ご利用ください。

オンラインストア取扱い製品■低温測定機器■磁気測定機器● 温度センサ● 温度コントローラ● 温度モニタ● 温度センサ入力モジュール● 電流ソース● 低温アクセサリー● テスラメータ● ガウスメータ● ガウスメータプローブ● ホール素子● 標準磁石● 磁気アクセサリー■半導体 / 超伝導 / 材料物性評価機器● ロックインアンプ搭載 SMU● ホール効果測定コントローラ

オンラインストアご利用方法① 右の QR コード、もしくは下記 URL よりオンラインストアにアクセスしてください。

https://www.material-store.toyo.co.jp② 会員登録後、オンラインストアにログインしていただくことで、品物の納期や在庫の確認・見積取得・ご注文が可能となります。
※ 会員登録完了には少しお時間がかかる場合があります。
※ 指定伝票・証明書（一部）の発行も対応可能になりました。
※ ご注文時にご指定いただいた場合に限り、お見積書の物品添付も可能です。
（通常、納品書・請求書のみ）③ 在庫品は 5 営業日以内、メーカ手配品は商品ページの記載の納期が目安となります。

理化学計測部〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6
TEL.03-3279-0771 FAX.03-3246-0645 E-Mail:lakeshore@toyo.co.jp

www.toyo.co.jp/lakeshore/
大阪支店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-6-1（新大阪ブリックビル）

TEL. 06-6399-9771 FAX. 06-6399-9781

名 古 屋 支 店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-3-1（名古屋広小路ビルヂング） TEL. 052-253-6271 FAX. 052-253-6448
宇 都 宮 営 業 所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 2-4-3（宇都宮大塚ビル）

TEL. 028-678-9117 FAX. 028-638-5380

R ＆ D セ ン タ ー 〒135-0042 東京都江東区木場 1-1-1

TEL. 03-3279-0771 FAX. 03-3246-0645

本カタログに記載された商品の機能・性能は断りなく変更されることがあります。
LAK-4892-00-2402000-127.5-2.0-S63-CA