マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948■主要定格＊印の項目の数値は保証値です。その他の数値は公称値または代表値（typ.）です。

▼スイープ▼周波数、位相周波数設定範囲

波 形

発振モード 連続、変調、スイープ（連続,単発） スイープ（ゲーテッド単発）、バースト

正弦波
方形波
パルス波
ランプ波
ノイズ
DC
任意波形

0.01μHz〜30MHz
0.01μHz〜20MHz
0.01μHz〜20MHz
0.01μHz〜5MHz
等価帯域幅26MHz固定
周波数設定無効0.01μHz〜5MHz

周波数設定分解能
周波数確度＊
位相設定範囲0.01μHz〜10MHz
0.01μHz〜10MHz
0.01μHz〜10MHz

0.01μHz±（設定の3ppm＋2pHz）、経年変化＊ ±1ppm／年−1800.000°〜＋1800.000°

▼出力特性
設定範囲
振幅

設定分解能
確度＊

DCオフセット

設定単位
波形振幅分解能
設定範囲
設定分解能
確度＊

出力インピーダンス
同期／サブ出力

0Vp-p〜20Vp-p／開放、0Vp-p〜10Vp-p／50Ω
AC＋DCは±10V以下／開放
999.9mVp-p以下
4桁／0.1mVp-p
1Vp-p以上
5桁／1mVp-p±（振幅設定［Vp-p］の0.8％＋2mVp-p）／開放（1kHz正弦波、振幅設定20mVp-p以上／開放の時）
Vp-p、Vpk、Vrms、dBV、dBm
16bit（8mVp-p以上／開放）±10V／開放、±5V／50Ω
±499.9mV以下 4桁／0.1mV、±0.5V以上 5桁／1mV±（│DCオフセット設定［V］の1％│＋5mV＋振幅設定［Vp-p］の0.5％）／開放（10MHz以下の正弦波出力時）
50Ω 不平衡
出力電圧：各種同期信号TTLレベル
内部変調信号 −3V〜＋3V／開放
スイープXドライブ 0V〜＋3V／開放

▼信号特性

正弦波

〜1MHz−65dBc以下、−70dBc以下(typ.)
1MHz〜3MHz −65dBc以下＊（0.5Vp-p〜10Vp-p/50Ω）
3MHz〜30MHz −65dBc+6dB/oct以下＊
範囲切換え：標準、拡張 切換え
設 定 範 囲：標準 0.0100％〜99.9900％
デューティ可変上限（％）：100−周波数（Hz）/400,000 下限（％）：周波数（Hz）/400,000
拡張 0.0000％〜100.0000％
立ち上がり/立ち下がり時間 15.5ns以下(typ.)、17ns以下＊
5％以下typ.
オーバシュート
デューティ可変範囲標準 300psrms以下typ.
ジッタ
デューティ可変範囲拡張 2.5nsrms以下typ.
デューティ設定範囲 0.0170％〜99.9830％
時間設定範囲 24.00ns〜99.9830Ms
パルス幅（分解能 周期の0.001%以下または0.01ns）

方形波
パルス波

立ち上がり時間／立ち下がり時間

オーバシュート
ジッタ
ランプ波
任意波形

▼変波形長
保存波形総量
波形データ振幅分解能サンプリングレート｝

設定範囲 15.0ns〜62.5Ms（分解能3桁／0.1ns）
立ち上がり時間／立ち下がり時間独立設定
設定最小値は周期の0.01％か15nsのいずれか大きい方5％以下typ.
500psrms以下typ.（10kHz以上） 2.5nsrms以下typ.（10kHz未満）
シンメトリ設定範囲 0.00％〜100.00％
4K〜512Kワード（2n, n=12〜19）
または制御点数2〜10,000（制御点間は直線補間）
最大128波または4Mワード（CH1,2共用） 不揮発性メモリに保存
16ビット
120MS／s

調

内部変調

変調波形

変調周波数
外部変調

入力電圧範囲入力インピーダンス
入力周波数
変調タイプ

周波数、位相、振幅、DCオフセット、デューティ
片道（ランプ波形状）、往復（三角波形状） 切り換え
リニア、対数（周波数スイープのみ） 切り換え
開始値および停止値指定 または、センタ値およびスパン値指定
スイープ範囲設定
スイープ時間設定範囲 0.1ms〜10,000s（分解能4桁／0.1ms）
連続、単発、ゲーテッド単発 切り換え
スイープモード
ゲーテッド単発時は、スイープ実行中のみ発振
トリガ源
内部、外部 切り換え
内部トリガ発振器
周期設定範囲 100.0μs〜10,000s（分解能5桁／0.1μs）
ゲーテッド単発スイープ時の発振停 止中の信号レベルを指定
ストップレベル設定
設定範囲 −100.00％〜＋100.00％（振幅フルスーケル基準）またはオフ
スイープ同期／マーカ出力、スイープXドライブ出力、スイープ入出力
スイープ外部制御入力、スイープ外部トリガ入力▼バースト／トリガ／ゲート
オートバースト、トリガバースト、ゲート、トリガドゲート（トリガドゲートは、トリガごとにゲートがオン／オフする）
マーク／スペース波数 0.5波〜999,999.5波、0.5波単位
ゲート時発振停止単位 1波、0.5波 切り換え
−1800.000°〜＋1800.000°
位相設定範囲発振停止中の信号レベルを指定 設定範囲 −100.00％〜＋100.00％
ストップレベル
オフ設定時は、設定されている発振開始／停止位相で停止
内部、外部 切り換え、マニュアルトリガ可トリガ源
内部トリガ発振器の周期 1.0μs〜1,000s（分解能5桁／0.1μs）
0.00μs〜100.00s（設定分解能8桁／0.01μs）
トリガ遅延
定常遅延除く、トリガバーストのみ有効
TTLレベル、入力インピーダンス10kΩ（＋3.3Vにプルアップ）、不平衡
外部トリガ入力
パネル面キー操作、トリガ遅延可マニュアルトリガ
バーストモード▼2チャネル連動動作（WF1948のみ）
2チャネル独立、2相（同一周波数）、周波数差一定、周波数比一定、差動出力（同一周波数、振幅、DCオフセット、逆波形）
同値設定、同一操作 2チャネル同時に設定
0.00μHz〜30MHz未満（分解能0.01μHz） CH2周波数−CH1周波数
周波数差設定範囲
周波数比N：M設定範囲 1〜9,999,999（N,M各々） N：M ＝ CH2周波数：CH1周波数

チャネルモード〜100kHz：±0.1dB
100kHz〜5MHz ：±0.15dB＊5MHz〜20MHz ：±0.3dB
振幅周波数特性20MHz〜30MHz：±0.5dB（2.8Vp-p以上／50Ωでは±0.8dB）（50mVp-p〜10Vp-p／50Ω、1kHz基準）
20Hz〜20kHz ：0.04％以下（0.25Vp-p〜10Vp-p／50Ω）
全高調波歪率＊0.5Vp-p〜
2Vp-p〜
2Vp-p／50Ω
10Vp-p／50Ω
高調波スプリアス＊ 〜1MHz−60dBc以下−55dBc以下−50dBc以下−43dBc以下
1MHz〜10MHz−40dBc以下−30dBc以下
10MHz〜30MHz
非高調波スプリアス

スイープタイプ

スイープファンクション

FSK、PSK以外：正弦波、方形波（デューティ50％）、三角波（シンメトリ50％）、立ち上がりランプ波、立ち下がりランプ波、ノイズ、任意波
FSK、PSK：方形波（デューティ50％）
FSK、PSK、DCオフセット変調以外：0.1mHz〜1MHz（分解能8桁／0.1mHz）
FSK、PSK：0.1mHz〜3MHz（分解能8桁／0.1mHz）
DCオフセット変調：0.1mHz〜100kHz（分解能8桁／0.1mHz）±1Vフルスケール（FSK、PSK以外）
10kΩ、不平衡（FSK、PSK以外）
DC〜40kHz／-3dB（FSK、PSK以外） DC〜3MHz（FSK、PSK）
FM、FSK、PM、PSK、AM、DCオフセット変調、PWM▼その他機能外部10MHz周波数基準入力
周波数基準出力
外部加算入力複数台同期
ユーザー定義単位
設定保存メモリ
インタフェース
位相同期

入力電圧0.5Vp-p〜5Vp-p、正弦波または方形波
出力電圧1Vp-p／50Ω、方形波、10MHz(複数台同期用)
ゲイン：0.4倍、2倍、10倍、オフ 切換え
入力電圧/入力周波数：−1V〜＋1V、DC〜10MHz（−3dB）
入力インピーダンス：10kΩ、不平衡
マスタ／スレーブ接続で最大6台周波数基準出力と外部10MHz周波数基準入力を利用。
指定の換算式により、任意の単位での設定、表示
設定対象：周波数、周期、振幅、DCオフセット、位相、デューティ
設定内容を10組までメモリ（不揮発性メモリに保存）
GPIB、USBTMC（SCPI-1999、IEEE-488.2）
全チャネルの出力波形を設定されている位相から再スタートする機能、チャネルモード切り換え時に自動実行▼一般事項表示器

3.5インチTFTカラーLCD

入出力グラウンド

チャネル毎共通に筺体から絶縁波形出力、同期/サブ出力、外部変調/加算入力の信号グラウンドは外部10MHz周波数基準入力の信号グラウンドは筺体から絶縁
電源

AC100V〜230V±10％（250V以下） 50Hz／60Hz±2Hz

外形寸法（mm）

216(W)×132.5(H)×288(D)

消費電力

WF1947：55VA以下WF1948：75VA以下

動作保証温度・湿度範囲 0℃〜＋40℃、5〜85％RH（ただし、絶対湿度1〜25g／m³、結露がないこと）
質量

約2.6kg（付属品を除く、本体の質量）

安全性／E MCEN 61010-1: 2010／EN 61326-1:2013■オーダリング・インフォメーション
WF1947
WF1948

税抜価格（円）

備考

228,000

1チャネル348,000

2チャネル※このカタログの記載内容は、2023年4月1日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。