薬 生 機 審 発 0723 第 １ 号
平 成 30 年 ７ 月 23 日

各都道府県衛生主管部（局）長

殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
（
公
印
省
略
）

指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストについて（その 12）｢医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律｣（昭和35 年法律第 145 号）第 23 条の２の 23 第１項の規定により基準が定められた高度管理医療機器及び管理医療機器（以下「指定高度管理医療機器等」という。）
については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 41 条第３項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準」（平成17 年厚生労働省告示第 122 号。以下「基本要件基準」という。）に適合することが求められており、「指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストについて」（平成 27 年３月 25 日付け薬食機参発 0325 第１号厚生労働省大臣官房参事
官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）通知）等により指定高度管理医療機器等の基本要件基準に適合することを確認するためのチェックリスト（以下「指定高度管理医療機器等の適合性チェックリスト」という。）を示しているところです。
今般、別表に掲げる指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストを改正し、下記のとおり取り扱うこととしましたので、下記に御留意の上、貴管内関係
団体、関係事業者等に周知方お願いします。
また、本通知の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、一般社団
法人日本医療機器産業連合会会長、一般社団法人米国医療機器・IVD 工業会会長、
欧州ビジネス協会医療機器・IVD 委員会委員長及び医薬品医療機器等法登録認証機関協議会代表幹事宛て送付することを申し添えます。
記１．指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストについて
指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストの｢当該機器への適用・不適用｣、｢適合の方法｣及び｢特定文書の確認｣に記載された内容は、科学的に妥
当な理由があれば変更しても差し支えないこと。
ただし、｢当該機器への適用・不適用｣の記載を｢不適用｣から｢適用｣へ変更
し、又は｢適用｣から｢不適用｣へ変更する場合、当該機器の「使用目的又は効果」
又は「一般的名称の定義」を逸脱するおそれがあるため、変更に際しては事前に登録認証機関に照会すること。
２．｢指定管理医療機器の適合性チェックリストについて｣（平成 17 年３月 31 日
付け薬食機発第 0331012 号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知）等で既に通知した指定高度管理医療機器等の適合性チェックリ
ストについては、｢医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 41 条第３項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器及び体外診断用医薬品の基準の取扱いについて｣（平成 26 年 11 月 5 日付け薬食機参発 1105 第５号厚生労働省医薬食品局大臣官房参事官（医療機器･再生医療等
製品審査管理担当）通知）及び「医療機器の基本要件基準第 12 条第２項の適用について」（平成 29 年５月 17 日付け薬生機審発 0517 第１号厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長通知）に基づき、必要な読み替えを行った上で、これまでと同様に基本要件基準において求めている要求事項への適用又は不適用の判断の参考に使用することができること。
３．指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストは、厚生労働省ホームページ「登録認証機関制度について」の「６．指定高度管理医療機器等の適合性チェックリスト」（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/iyakuhin/touroku/index.html）からダウンロードできるこ
と。

（別表）
医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 23 条の２の 23 第１項の規定により厚生労働大臣が基準適合性チェックリストを定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省
告示第 112 号）の別表第三の番号
２０

移動型超音波画像診断装置等基準

８０

短期的使用胆管・膵管用カテーテル等基準

３２８

天然ゴム製手術用手袋等基準

３２９

家庭用電気マッサージ器等基準

３３０

家庭用温熱式指圧代用器等基準

３５３

家庭用赤外線治療器基準

３５４

家庭用紫外線治療器基準

３５７

家庭用温熱治療器基準

３５８

温灸器基準

８２３

血管造影用カテーテル等基準

９３７

家庭用炭素弧光灯治療器基準

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表第３の 20
基本要件適合性チェックリスト（移動型超音波画像診断装置等基準）第一章 一般的要求事項
基本要件

当該機器への適用･不適用(設計)
第一条 医療機器(専ら動物のために使用さ 適用れることが目的とされているものを除く。
以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。
)の安全や健康を害すことがないよ
う、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。
(リスクマネジメント)
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造 適用
販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。
二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。
三 前号に基づく危険性の除去を行った

適合の方法

特定文書の確認

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施され クマネジメントの医療機器へていることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施され クマネジメントの医療機器へていることを示す。
の適用」

後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。
(医療機器の性能及び機能)第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図 適用する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。
(製品の有効期間又は耐用期間)
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器 適用の製品の有効期間又は耐用期間内において
当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。
(輸送及び保管等)第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示 適用
及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。

(医療機器の有効性)
第六条 医療機器の既知又は予測することが 適用
できる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施され クマネジメントの医療機器へていることを示す。
の適用」

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施され クマネジメントの医療機器へていることを示す。
の適用」
リスク分析を行い、便益性 JIS T 14971:「医療機器－リスを検証する。
クマネジメントの医療機器への適用」
便益性を検証するために、 下記の項目について既存品と認知された規格の該当する の同等性評価を行う。
項目に適合することを示す。
接続を意図する超音波診断用
プローブを超音波画像診断装置に接続したとき以下の性能項目を規定する。
以下の項目が既存品と同等であることを示す。
1. ペネトレーション深度
2. 距離分解能
3. 方位分解能
4. 音響作動周波数

JIS T 1501:2005「パルス反射
法超音波診断装置の性能試験
方法通則」「5.2 測定方法」に従った測定方法とする。
また、15MHz 以上の作動周波数を持つものについても同様の測定方法を適用する。
ペネトレーション深度の測定に当たっては、生体組織近似材の減衰係数は表面層及び内部材質を含めて 0.3dB/cm・MHzに換算すること。
5. 最大超音波出力
JIS T 0601-2-37:「医用電気機
器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」（201.3 用語及び定義）に定義される、減衰空間ピーク
時間平均強度及びメカニカル
インデックスを規定する。
減衰空間ピーク時間平均強度
が 720mW/cm2 以下、且つメカニ
カルインデックスが 1.9 以下であること。
6. 硬さ測定性能
次の評価項目について厚生労働省医薬・生活衛生局長通知が定める基準により評価すること。
（ア）ストレインエラストグラ
フィ法の場合ひずみの値又はひずみの分布
画像（イ）シアウェーブエラストグ
ラフィ法の場合
伝搬速度（m/s）、伝搬速度の分
布画像又は弾性率(kPa)（ウ）トランジェントエラスト
グラフィ法の場合
・伝搬速度（m/s）
、伝搬速度の分布画像又は弾性率(kPa)・振動器が発生させる振動波の中心周波数（Hz）及び振動波の振幅（mm）

第二章 設計及び製造要求事項(医療機器の化学的特性等)
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。
一 毒性及び可燃性

適用認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性適用認知された規格の該当する JIS T 0993-1:「医療機器の生項目に適合することを示す。 物学的評価―第１部:リスクマ
ネジメントプロセスにおける評価及び試験」
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

三 硬度、摩耗及び疲労度等

適用認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 分析機器等(専ら疾病の診断に使用され 不適用
ることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該 適用
医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者
及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていな
ければならない。
４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該 適用
医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医 不適用
療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

５ 医療機器がある物質を必須な要素とし不適用て含有し、当該物質が単独で用いられる場
合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。

医薬品を含有する機器ではない。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は 適用
漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計
及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその 適用目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する
危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行
可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

医薬品の投与を意図した機器ではない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」(微生物汚染等の防止)
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造
工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)
に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
適用（感染
の危険性を
考慮すべき

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年

使用を意図する場合）

厚生労働省令第 169 号）
認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。

不適用

微生物を封入した機器ではない。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

適用（感染
の危険性を
考慮すべき
使用を意図
する場合）

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組
不適用
織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組
不適用
織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者
等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込ま 不適用れた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、
ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウ
イルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

５ 特別な微生物学的状態にあることを表
不適用示した医療機器は、販売時及び製造販売業
者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物
学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。

特別な微生物学的状態にある機器ではない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。

適用（滅菌 要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬状態で供給 れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理のするものを 示す。
基準に関する省令（平成 16 年含む場合）
厚生労働省令第 169 号）

７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。

適用（滅菌 認知された基準に適合する 滅菌バリデーション基準の改状態で供給 ことを示す。
正について（薬生監麻発 0215
するものを
第 13 号:平成 29 年 2 月 15 日）
含む場合）認知された基準に適合する 滅菌バリデーション基準の改ことを示す。
正について（薬生監麻発 0215
第 13 号:平成 29 年 2 月 15 日）

８ 滅菌を施さなければならない医療機器
適用（滅菌 要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬は、適切に管理された状態で製造されなけ 状態で供給 れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理のればならない。
するものを 示す。
基準に関する省令（平成 16 年含む場合）
厚生労働省令第 169 号）

９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器 不適用の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。
この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。
１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。

使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。

適用（滅菌 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス／非滅菌の スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ両方を販売 いることを示す。
の適用」
する物を含
む場合）

(使用環境に対する配慮)
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診 適用
断用医薬品その他の装置等と併用される
場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療 適用
機器に添付する文書又はその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

認知された基準・規格の該当 医療機器の添付文書の記載要する項目に適合することを 領の改正について（薬食発1002示す。
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）
JIS T 0601-2-37:「医用電気機
器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

３ 医療機器は、使用者が操作する液体又は 適用
ガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられる
よう、設計及び製造されていなければならない。

４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。
適用
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

適用認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」
JIS T 0601-1-2:「医用電気機
器－第 1-2 部:安全に関する一
般的要求事項－電磁両立性－
要求事項及び試験」
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性

適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性

適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

五 プログラムと当該プログラムの実行
環境との間で発生しうる干渉に関連す
る危険性

適用

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性

適用認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

七 検体を誤認する危険性

不適用

検体を取り扱う機器ではない。

八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性

適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性

不適用

保守又は較正が可能な機器である。

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障 適用
状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発
誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

６ 医療機器は、意図する性能を発揮するた 適用
めに必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなけ
ればならない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処 適用
理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」(測定又は診断機能に対する配慮)
第十条 測定機能を有する医療機器及び診適用
断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有す
るよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等
によって示されなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）

２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的 不適用
方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなけ
ればならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。

分析機器等ではない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物
不適用
質の使用に依存している場合、これらの較
正器又は標準物質に割り当てられている
値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方
法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。

分析機器等ではない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装 適用
置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

５ 数値で表現された値については、可能な 適用
限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」(放射線に対する防御)第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)
不適用は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可
能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、 不適用測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線
被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器の放射線出力について、医療上 不適用
その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。
当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水 不適用
準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備
していなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及 不適用
び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は 不適用
散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明
不適用書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法
並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなけ
ればならない。

放射線を照射する機器ではない。

８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理 不適用
的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及
びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

９ 電離放射線を照射する診断用医療機器
不適用
は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成する
ため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

１０ 電離放射線を照射する治療用医療機
不適用器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビー
ムのエネルギー分布を確実にモニタリン
グし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

(プログラムを用いた医療機器に対する配慮)
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医 適用
療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)
は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、シス
テムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

２ プログラムを用いた医療機器について適用
は、最新の技術に基づく開発のライフサイ
クル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 2304:「医療機器ソフト
項目に適合することを示す。 ウェア−ソフトウェアライフサ
イクルプロセス」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮)

第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医 適用
療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患 不適用者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていな
ければならない。

電源状態が患者の安全に直接影響を及ぼす機器ではない。

３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全 不適用に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。

電源状態が患者の安全に直接影響を及ぼす機器ではない。

４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ
不適用
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。

臨床パラメータをモニタする機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用環境において、 適用
当該医療機器又は他の製品の作動を損な
うおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

６ 医療機器は、意図された方法で操作でき 適用るために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 0601-1-2:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 1-2 部:安全に関する一
般的要求事項－電磁両立性－
要求事項及び試験」

認知された規格の該当する JIS T 0601-1-2:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 1-2 部:安全に関する一
般的要求事項－電磁両立性－
要求事項及び試験」
７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基 適用
づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

(機械的危険性に対する配慮)
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性 適用
及び可動部分に関連する機械的危険性か
ら、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険 不適用性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の 適用（該当一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合）
る振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の 適用（該当一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合）
る雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えるよう設計
及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

５ 使用者又は第三者が操作しなければな
適用らない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続す 適用ることが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計
及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器のうち容易に触れることので適用きる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮)

第十五条 患者にエネルギー又は物質を供適用給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不 適用
適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー
源又は物質の供給源からの危険量のエネ
ルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていな
ければならない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能 適用が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場
合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できる
ものでなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮)
第十六条 一般使用者が使用することを意
不適用
図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段
並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

２ 一般使用者が使用することを意図した
不適用
医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

３ 一般使用者が使用することを意図した
不適用
医療機器については、合理的に実行可能な

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。
(添付文書等による使用者への情報提供)
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製 適用造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者
名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。

認知された基準に適合する 医療機器の添付文書の記載要ことを示す。
領の改正について(薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日)認知された規格の該当する JIS T 0601-2-37:「医用電気機項目に適合することを示す。 器－第 2-37 部:医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎
安全及び基本性能に関する個別要求事項」
JIS T 0601-1-2:「医用電気機
器－第 1-2 部:安全に関する一
般的要求事項－電磁両立性－
要求事項及び試験」
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」(性能評価及び臨床試験)
第十八条 医療機器の性能評価を行うため
適用に収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売認証申請
ータが収集されたことを示 について 第 2 の 1 別紙（薬食す。
発 1120 第 8 号:平成 26 年 11 月
20 日）

２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施 不適用の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。

臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定める 適用（該当もののほか、医療機器の製造販売後の調査 する場合）
及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基適用
準に関する省令(平成十六年厚生労働省令
第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータ
その他の記録により継続的に評価されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売後の調査ータが収集されたことを示 及び試験の実施の基準に関すす。
る省令（平成 17 年厚生労働省
令第 38 号）
認知された基準に従って実 医薬品、医薬部外品、化粧品、施されることを示す。
医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令（平成 16 年厚生労働省令第 135 号）

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表第３の 80
基本要件適合性チェックリスト（短期的使用胆管・膵管用カテーテル等基準）
第一章 一般的要求事項
基本要件

当該機器への適用･不適用（設計）
第一条 医療機器（専ら動物のために使用さ 適用れることが目的とされているものを除く。
以下同じ。
）は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者（当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。
）及び第三者（当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。
）の安全や健康を害すことがないよ
う、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。
（リスクマネジメント）
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造 適用
販売業者又は製造業者（以下「製造販売業
者等」という。
）は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。
二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。
三 前号に基づく危険性の除去を行った

適合の方法

特定文書の確認

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画･実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

後に残存する危険性を適切な防護手段（警報装置を含む。
）により、合理的に実行可能な限り低減すること。
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。
（医療機器の性能及び機能）第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図 適用する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。
（製品の有効期間又は耐用期間）
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器 適用の製品の有効期間又は耐用期間内において
当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。
（輸送及び保管等）
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示 適用
及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。

（医療機器の有効性）
第六条 医療機器の既知又は予測することが 適用
できる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
リスク分析を行い、便益性を JIS T 14971:「医療機器－リス検証する。
クマネジメントの医療機器への適用」
便益性を検証するために、認 JIS T 3243:2017「胆道用チュ知された規格の該当する項 ーブ及びカテーテル」
目に適合することを示す。 5.4 外観及び清浄度
バスケットカテーテルに該当する場合
JIS T 3243:2017「胆道用チューブ及びカテーテル」
5.1 バスケットカテーテル
5.1.1 バスケットの開閉動作
5.1.2 採石用バスケット接合部の引張強さ（採石用バスケッ
トのみ）
5.1.3 砕石用バスケット接合

部の引張強さ（砕石用バスケッ
トのみ）
バルーンカテーテルに該当す
る場合
JIS T 3243:2017「胆道用チューブ及びカテーテル」
5.2 バルーンカテーテル
5.2.1 カテーテルの引張強さ
5.2.2 回収用バルーンの気密性（回収用バルーンのみ）
5.2.3 拡張用バルーンの耐圧性（拡張用バルーンのみ）
5.2.4 十二指腸乳頭切開（EST）
用ワイヤ付きバルーンカテー
テル
JIS T 0601-2-18:2013「医用電気機器－第 2-18 部:内視鏡機器の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項」
201.11.101.2 電気手術器（電気メス）との組合せ条件による熱及びその他のハザード（十二指腸乳頭切開（EST）用ワイヤ付きバルーンカテーテルのみ）
ドレナージチューブに該当す
る場合
JIS T 3243:2017「胆道用チューブ及びカテーテル」
5.3 ドレナージチューブ
5.3.1 チューブの引張強さ

第二章 設計及び製造要求事項（医療機器の化学的特性等）
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。
一 毒性及び可燃性
適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 3243:2017「胆道用チュ
項目に適合することを示す。 ーブ及びカテーテル」
5.5 生物学的安全性

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液 適用との間の適合性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 3243:2017「胆道用チュ
項目に適合することを示す。 ーブ及びカテーテル」
5.5 生物学的安全性

三 硬度、摩耗及び疲労度等

適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する バスケットカテーテルに該当項目に適合することを示す。 する場合
JIS T 3243:2017「胆道用チューブ及びカテーテル」
5.1 バスケットカテーテル
5.1.1 バスケットの開閉動作
5.1.2 採石用バスケット接合部の引張強さ（採石用バスケッ
トのみ）
5.1.3 砕石用バスケット接合部の引張強さ（砕石用バスケッ
トのみ）
バルーンカテーテルに該当す
る場合
JIS T 3243:2017「胆道用チューブ及びカテーテル」
5.2 バルーンカテーテル
5.2.1 カテーテルの引張強さ
5.2.2 回収用バルーンの気密性（回収用バルーンのみ）
5.2.3 拡張用バルーンの耐圧性（拡張用バルーンのみ）

5.2.4 十二指腸乳頭切開（EST）
用ワイヤ付きバルーンカテー
テル（十二指腸乳頭切開（EST）
用ワイヤ付きバルーンカテー
テルのみ）
ドレナージチューブに該当す
る場合
JIS T 3243:2017「胆道用チューブ及びカテーテル」
5.3 ドレナージチューブ
5.3.1 チューブの引張強さ
２ 分析機器等（専ら疾病の診断に使用され 不適用
ることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。
）は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物（生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。
）との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該 適用
医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者
及び患者に対して汚染物質及び残留物質（以下「汚染物質等」という。
）が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間
及び接触頻度について注意が払われていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 3243:2017「胆道用チュ
項目に適合することを示す。 ーブ及びカテーテル」
5.5 生物学的安全性適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスする場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスする場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

５ 医療機器がある物質を必須な要素とし 不適用て含有し、当該物質が単独で用いられる場
合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器（当該物質を含む。
）の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。

医薬品を含有する機器ではない。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は 適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス

漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計
及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。
７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその 適用目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する
危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行
可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。

スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 3243:2017「胆道用チュ
項目に適合することを示す。 ーブ及びカテーテル」
5.5 生物学的安全性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」（微生物汚染等の防止）
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造
工程は、患者、使用者及び第三者（当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。
）
に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
適用

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）

二 必要に応じ、使用中の医療機器から 不適用の微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。

微生物を封入した機器ではない。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三 適用者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）

２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組 適用（該当 認知された基準に適合する 生物由来原料基準（平成 15 年
織、細胞及び物質（以下「動物由来組織等」 する成分を ことを示す。
厚生労働省告示第 210 号）という。
）は、当該動物由来組織等の使用 含む場合）
目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を

確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組 不適用
織、細胞及び物質（以下「ヒト由来組織等」という。
）は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者
等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込ま 不適用れた微生物由来組織等（微生物由来の細胞及び物質をいう。
）の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、
ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウ
イルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

５ 特別な微生物学的状態にあることを表 不適用示した医療機器は、販売時及び製造販売業
者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物
学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。

特別な微生物学的状態にある機器ではない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使 適用（滅菌 認知された規格の該当する JIS T 3243:2017「胆道用チュ用が不可能である包装がなされるよう設 品の場合） 項目に適合することを示す。 ーブ及びカテーテル」
計及び製造されなければならない。当該医
5.6 無菌性の保証
療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売さ認知された基準の該当する 滅菌バリデーション基準の改れた時点で無菌であり、製造販売業者によ項目に適合することを示す。 正について（薬生監麻発 0215

って指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。

第 13 号:平成 29 年 2 月 15 日）

７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にある 適用（滅菌 認知された規格の該当する JIS T 3243:2017「胆道用チュ
ことを表示した医療機器は、妥当性が確認 品の場合） 項目に適合することを示す。 ーブ及びカテーテル」
されている適切な方法により滅菌又は特5.6 無菌性の保証
別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌認知された基準の該当する 滅菌バリデーション基準の改されていなければならない。
項目に適合することを示す。 正について（薬生監麻発 0215
第 13 号:平成 29 年 2 月 15 日）
８ 滅菌を施さなければならない医療機器 適用（滅菌 要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬は、適切に管理された状態で製造されなけ 品の場合） れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理のればならない。
示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器 適用（該当 要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬の品質を落とさないよう所定の清浄度を する場合） れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の維持するものでなければならない。使用前示す。
基準に関する省令（平成 16 年に滅菌を施さなければならない医療機器
厚生労働省令第 169 号）の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。
この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。
１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスの両方の状態で販売される場合、両者は、 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
包装及びラベルによってそれぞれが区別いることを示す。
の適用」
できるようにしなければならない。
（使用環境に対する配慮）
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
断用医薬品その他の装置等と併用される する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ場合は、当該医療機器と当該装置等が安全いることを示す。
の適用」に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。
２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
機器に添付する文書又はその容器若しく する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へは被包（第十七条において「添付文書等」
いることを示す。
の適用」という。
）に記載されていなければならない。
認知された基準の該当する 医療機器の添付文書の記載要項目に適合することを示す。 領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）認知された規格の該当する JIS T 3243:2017「胆道用チュ
項目に適合することを示す。 ーブ及びカテーテル」
7 表示
３ 医療機器は、使用者が操作する液体又は 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
ガスの移送のための接続部又は機械的に する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ結合される接続部について、不適切な接続いることを示す。
の適用」
から生じる危険性を最小限に抑えられる
よう、設計及び製造されていなければならない。
４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者（医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。
）に生じる次の各号に掲げる危険性
が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。
一 物理的及び人間工学的特性に関連し 適用た傷害の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

二 医療機器の意図された使用目的にお 適用
ける人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

三 通常の状態で使用中に接触する可能 適用性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

四 通常の使用条件の下で、曝露された 適用物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

五 プログラムと当該プログラムの実行 不適用
環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性プログラムを用いた機器ではない。

六 物質が偶然に医療機器に侵入する危 適用
険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

七 検体を誤認する危険性

検体を取り扱う機器ではない。

不適用

八 研究又は治療のために通常使用され 適用
る他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

九 保守又は較正が不可能な場合、使用 不適用
材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性

保守又は較正が必要な機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障 不適用状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発
誘因物質とともに使用される（これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用され通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。

る場合を含む。
）ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。
６ 医療機器は、意図する性能を発揮するた 不適用
めに必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなけ
ればならない。

保守又は較正が必要な機器ではない。

７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処 適用
理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」（測定又は診断機能に対する配慮）
第十条 測定機能を有する医療機器及び診 不適用
断用医療機器（専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。
）は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有す
るよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等
によって示されなければならない。

測定機能を有する医療機器
及び診断用医療機器ではない。

２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的 不適用
方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなけ
ればならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度（反復性及び再現性を含む。
）並びに既知の干渉
要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。

分析機器等ではない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物 不適用質の使用に依存している場合、これらの較
正器又は標準物質に割り当てられている
値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方
法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。

分析機器等ではない。

４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装 不適用
置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなけ
ればならない。

測定機能を有する医療機器
及び診断用医療機器ではない。

５ 数値で表現された値については、可能な 不適用
限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。

測定機能を有する医療機器
及び診断用医療機器ではない。

（放射線に対する防御）第十一条 医療機器（分析機器等を除く。
） 不適用
は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨

放射線を照射する機器ではない。

げることなく、患者、使用者及び第三者（医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。
）への放射線被曝が、合理的に実行可
能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。
２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、 不適用測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者（分析機器等の使用に当たって放射線
被曝の危険性がある者に限る。
）への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器の放射線出力について、医療上 不適用
その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。
当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水 不適用
準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備
していなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及 不適用
び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は 不適用
散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明 不適用
書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法
並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなけ
ればならない。

放射線を照射する機器ではない。

８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理 不適用
的に実行可能な限り、その使用目的に照ら

電離放射線を照射する機器ではない。

して、照射する放射線の線量、幾何学的及
びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。
９ 電離放射線を照射する診断用医療機器 不適用は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成する
ため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

１０ 電離放射線を照射する治療用医療機 不適用器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビー
ムのエネルギー分布を確実にモニタリン
グし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

（プログラムを用いた医療機器に対する配慮）
第十二条 プログラムを用いた医療機器（医 不適用
療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。
）
は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、シス
テムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

プログラムを用いた機器ではない。

２ プログラムを用いた医療機器について 不適用
は、最新の技術に基づく開発のライフサイ
クル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。

プログラムを用いた機器ではない。

（能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮）
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
療機器に一つでも故障が発生した場合、当 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
該故障から生じる可能性がある危険性を、いることを示す。
の適用」
合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。
２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患 不適用
内部電源を有する機器では者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていな
ければならない。
３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全 不適用に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵ない。

外部電源に接続する機器ではない。

されていなければならない。
４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ 不適用
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。
５ 医療機器は、通常の使用環境において、 適用（該当当該医療機器又は他の製品の作動を損な する場合）
うおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。

臨床パラメータをモニタする機器ではない。

認知された規格の該当する JIS T 0601-1-2:「医用電気機項目に適合することを示す。 器―第 1－2 部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項―副通則：電磁妨害―要求事
項及び試験」

６ 医療機器は、意図された方法で操作でき 適用（該当 認知された規格の該当する JIS T 0601-1-2:「医用電気機るために、電磁的妨害に対する十分な内在 する場合） 項目に適合することを示す。 器―第 1－2 部：基礎安全及び的耐性を維持するように設計及び製造さ基本性能に関する一般要求事
れていなければならない。
項―副通則：電磁妨害―要求事
項及び試験」
７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基 適用（該当 認知された規格の該当する JIS T 0601-2-18:2013「医用電づき正常に据付けられ、及び保守され、か する場合） 項目に適合することを示す。 気機器－第 2-18 部:内視鏡機
つ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者（医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。
）が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。

器の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項」
201.6.2 電撃に対する保護（機械的危険性に対する配慮）
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性 不適用及び可動部分に関連する機械的危険性か
ら、患者、使用者及び第三者（医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。
）を防護するよう設計及び製造されていなければならない。

動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。

２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険 不適用性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の 不適用一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。

振動を発生する機器ではない。

４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の 不適用一つである場合を除き、特に発生源におけ雑音を発生する機器ではない。

る雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えるよう設計
及び製造されていなければならない。
５ 使用者又は第三者が操作しなければな 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスらない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ式のエネルギー源に接続する端末及び接いることを示す。
の適用」
続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されて認知された規格の該当する JIS T 0601-1:「医用電気機器
いなければならない。
項目に適合することを示す。 －第１部:基礎安全及び基本性
能に関する一般要求事項」
15.4.1 コネクタの構造
６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続す 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスることが意図されている特定部分の誤接 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ続の危険性について、合理的に実行可能ないることを示す。
の適用」
限り最も低い水準に抑えられるよう設計
及び製造されていなければならない。
７ 医療機器のうち容易に触れることので 適用（該当 認知された規格の該当する JIS T 0601-2-18:2013「医用電きる部分（意図的に加熱又は一定温度を維 する場合） 項目に適合することを示す。 気機器－第 2-18 部:内視鏡機持する部分を除く。
）及びその周辺部は、器の基礎安全及び基本性能に通常の使用において、潜在的に危険な温度
関する個別要求事項」に達することのないようにしなければな
201.11 過度の温度及び他のハらない。
ザードに関する保護（エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮）
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供 不適用
給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。

エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不 不適用
適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー
源又は物質の供給源からの危険量のエネ
ルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていな
ければならない。

エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。

３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能 不適用が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場
合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者（医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。
）にとって、容易に理解できる
ものでなければならない。

エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。

（一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮）
第十六条 一般使用者が使用することを意 不適用
図した医療機器（医療機器のうち、自己検

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。
）は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段
並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。
２ 一般使用者が使用することを意図した 不適用
医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用（検体を使用する当該医療機器に限る。
）及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

３ 一般使用者が使用することを意図した 不適用
医療機器については、合理的に実行可能な
限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

（添付文書等による使用者への情報提供）
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製 適用造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者
名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された基準に適合する 医療機器の添付文書の記載要ことを示す。
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）認知された規格の該当する JIS T 3243:2017「胆道用チュ
項目に適合することを示す。 ーブ及びカテーテル」
7 表示
電気機器の場合
JIS T 0601-2-18:2013「医用電気機器－第 2-18 部:内視鏡機器の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項」
201.7 ME 機器の標識、表示及び文書（性能評価及び臨床試験）
第十八条 医療機器の性能評価を行うため 適用に収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売認証申請
ータが収集されたことを示 について 第 2 の 1 別紙（薬食す。
発 1120 第 8 号:平成 26 年 11 月
20 日）

２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施 不適用の基準に関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十六号）に従って実行されなければならない。

臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定める 適用（該当 認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売後の調査
もののほか、医療機器の製造販売後の調査 する場合） ータが収集されたことを示 及び試験の実施の基準に関す及び試験の実施の基準に関する省令（平成す。
る省令（平成 17 年厚生労働省
十七年厚生労働省令第三十八号）及び医薬令第 38 号）
品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基 適用認知された基準に従って実 医薬品、医薬部外品、化粧品、準に関する省令（平成十六年厚生労働省令
施されることを示す。
医療機器及び再生医療等製品
第百三十五号）に基づき、当該医療機器にの製造販売後安全管理の基準応じて必要とされる試験成績及びデータに関する省令（平成 16 年厚生その他の記録により継続的に評価されな
労働省令第 135 号）
ければならない。

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表第 3 の 328
基本要件適合性チェックリスト（天然ゴム製手術用手袋等基準）
第一章 一般的要求事項
基本要件

当該機器への適用･不適用(設計)
第一条 医療機器(専ら動物のために使用さ 適用れることが目的とされているものを除く。
以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよ
う、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。
(リスクマネジメント)
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造 適用
販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。
二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。
三 前号に基づく危険性の除去を行った

適合の方法

特定文書の確認

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。
(医療機器の性能及び機能)第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図 適用する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。
(製品の有効期間又は耐用期間)
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器 適用の製品の有効期間又は耐用期間内において
当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。
(輸送及び保管等)第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示 適用
及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。

(医療機器の有効性)
第六条 医療機器の既知又は予測することが 適用
できる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
リスク分析を行い、便益性を JIS T 14971:「医療機器－リス検証する。
クマネジメントの医療機器への適用」
便益性を検証するために、認 JIS T 9107:2018「単回使用手知された規格の該当する項 術用ゴム手袋」
目に適合することを示す。 6.2 水密性（ピンホール試験）
6.3 性能（引張性能）(1)促進老化前の切断時引張力、切断時伸び、300%伸び時引張力(2)促進老化後の切断時引張力、切断時伸び

第二章 設計及び製造要求事項(医療機器の化学的特性等)
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。
一 毒性及び可燃性
適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画･実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 9107:2018「単回使用手項目に適合することを示す。 術用ゴム手袋」
5.3 生物学的安全性

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液 適用との間の適合性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画･実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 9107:2018「単回使用手項目に適合することを示す。 術用ゴム手袋」
5.3 生物学的安全性

三 硬度、摩耗及び疲労度等

適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画･実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 9107:2018「単回使用手項目に適合することを示す。 術用ゴム手袋」
6.3 性能（引張性能）
7. サンプリング及び試験片の選択

２ 分析機器等(専ら疾病の診断に使用され 不適用
ることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該 適用
医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者
及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画･実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 9107:2018「単回使用手項目に適合することを示す。 術用ゴム手袋」
6.4 残留パウダ
5.3 生物学的安全性

４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該 不適用
医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連 不適用する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。

通常の使用手順の中で各種材料、物質及びガスと同時に使用することを意図した機器ではない。

５ 医療機器がある物質を必須な要素とし 不適用て含有し、当該物質が単独で用いられる場
合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。

医薬品を含有する機器ではない。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は 適用
漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計
及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画･実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその 適用目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する
危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行
可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

医薬品の投与を意図した機器ではない。

認知された規格の該当する JIS T 9107:2018「単回使用手項目に適合することを示す。 術用ゴム手袋」
5.3 生物学的安全性(微生物汚染等の防止)
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造
工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)
に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
適用

二 必要に応じ、使用中の医療機器から 不適用の微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
微生物を封入した機器ではない。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三 適用者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）

２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組 適用（該当 認知された基準に適合する 生物由来原料基準（平成 15 年
織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」 する成分を ことを示す。
厚生労働省告示第 210 号）という。)は、当該動物由来組織等の使用 含む場合）
目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者
等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込ま 不適用れた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、
ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそ

微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

れらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウ
イルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
５ 特別な微生物学的状態にあることを表 不適用示した医療機器は、販売時及び製造販売業
者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物
学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。

特別な微生物学的状態にある機器ではない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使 適用用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 9107:2018「単回使用手項目に適合することを示す。 術用ゴム手袋」
9. 滅菌処理10. 包装７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にある 適用ことを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 9107:2018「単回使用手項目に適合することを示す。 術用ゴム手袋」
9. 滅菌処理８ 滅菌を施さなければならない医療機器 適用は、適切に管理された状態で製造されなけ
ればならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）

９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器 不適用の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。
この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。

滅菌品として供給される機器である。

１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌 不適用の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。

滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。

認知された基準の該当する 滅菌バリデーション基準の改項目に適合することを示す。 正について（薬生監麻発 0215
第 13 号:平成 29 年 2 月 15 日）

認知された基準の該当する 滅菌バリデーション基準の改項目に適合することを示す。 正について（薬生監麻発 0215
第 13 号:平成 29 年 2 月 15 日）(使用環境に対する配慮)
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診 不適用
断用医薬品その他の装置等と併用される
場合は、当該医療機器と当該装置等が安全

他の機器、体外診断用医薬品
又は装置と併用して使用される機器ではない。

に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。
２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療 不適用機器に添付する文書又はその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。

他の機器、体外診断用医薬品
又は装置と併用して使用される機器ではない。

３ 医療機器は、使用者が操作する液体又は 不適用
ガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられる
よう、設計及び製造されていなければならない。

使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部
又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。

４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性
が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。
一 物理的及び人間工学的特性に関連し 適用た傷害の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

二 医療機器の意図された使用目的にお 適用
ける人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

三 通常の状態で使用中に接触する可能 適用性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

四 通常の使用条件の下で、曝露された 適用物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

五 プログラムと当該プログラムの実行 不適用
環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性プログラムを用いた機器ではない。

六 物質が偶然に医療機器に侵入する危 適用
険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

七 検体を誤認する危険性

検体を取り扱う機器ではない。

不適用

八 研究又は治療のために通常使用され 適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス

る他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性

スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

九 保守又は較正が不可能な場合、使用 不適用
材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性

保守又は較正が必要な機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障 不適用状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発
誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。

通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。

６ 医療機器は、意図する性能を発揮するた 不適用
めに必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなけ
ればならない。

意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。

７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処 適用
理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」(測定又は診断機能に対する配慮)
第十条 測定機能を有する医療機器及び診 不適用
断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有す
るよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等
によって示されなければならない。

測定機能を有する機器ではない。

２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的 不適用
方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなけ
ればならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。

分析機器等ではない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物 不適用質の使用に依存している場合、これらの較
正器又は標準物質に割り当てられている
値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方
法又は高次の標準物質を用いて保証され分析機器等ではない。

なければならない。
４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装 不適用
置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなけ
ればならない。

測定又は診断機能を有する
機器ではない。

５ 数値で表現された値については、可能な 不適用
限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。

測定又は診断機能を有する
機器ではない。

(放射線に対する防御)第十一条 医療機器(分析機器等を除く。) 不適用
は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可
能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、 不適用測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線
被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器の放射線出力について、医療上 不適用
その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。
当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水 不適用
準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備
していなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及 不適用
び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は 不適用
散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明 不適用
書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法
並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなけ
ればならない。

放射線を照射する機器ではない。

８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理 不適用
的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及
びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

９ 電離放射線を照射する診断用医療機器 不適用は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成する
ため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

１０ 電離放射線を照射する治療用医療機 不適用器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビー
ムのエネルギー分布を確実にモニタリン
グし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

(プログラムを用いた医療機器に対する配慮)
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医 不適用
療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)
は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、シス
テムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

プログラムを用いた機器ではない。

２ プログラムを用いた医療機器について 不適用
は、最新の技術に基づく開発のライフサイ
クル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。

プログラムを用いた機器ではない。

(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮)

第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医 不適用
療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

能動型医療機器ではない。

２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患 不適用者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていな
ければならない。

内部電源を有する機器ではない。

３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全 不適用に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。

外部電源に接続する機器ではない。

４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ 不適用
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。

臨床パラメータをモニタする機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用環境において、 不適用
当該医療機器又は他の製品の作動を損な
うおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。

電磁的妨害を発生する機器ではない。

６ 医療機器は、意図された方法で操作でき 不適用
るために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。

電磁的妨害を受ける機器ではない。

７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基 不適用
づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。

感電するおそれのある機器ではない。

(機械的危険性に対する配慮)
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性 不適用及び可動部分に関連する機械的危険性か
ら、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。

動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。

２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険 不適用性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の 不適用一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。

振動を発生する機器ではない。

４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の 不適用一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えるよう設計
及び製造されていなければならない。

音を発生する機器ではない。

５ 使用者又は第三者が操作しなければな 不適用らない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。

使用者が電気、ガス又は水圧式（油圧式）若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。

６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続す 不適用ることが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計
及び製造されていなければならない。

使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。

７ 医療機器のうち容易に触れることので 不適用
きる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。

熱を発生する機器ではない。

(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮)
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供 不適用
給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。

エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不 不適用
適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー
源又は物質の供給源からの危険量のエネ
ルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなエネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。

ければならない。
３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能 不適用が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場
合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できる
ものでなければならない。

エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。

(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮)
第十六条 一般使用者が使用することを意 不適用
図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段
並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

２ 一般使用者が使用することを意図した 不適用
医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

３ 一般使用者が使用することを意図した 不適用
医療機器については、合理的に実行可能な
限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

(添付文書等による使用者への情報提供)
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製 適用造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者
名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器―リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 9107:2018「単回使用手項目に適合することを示す。 術用ゴム手袋」
11. 表示認知された基準に適合する 医療機器の添付文書の記載要ことを示す。
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(性能評価及び臨床試験)
第十八条 医療機器の性能評価を行うため 適用認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売認証申請

に収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。
２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施 不適用の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。

ータが収集されたことを示 について 第 2 の 1 別紙（薬食す。
発 1120 第 8 号:平成 26 年 11 月
20 日）

臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定める 適用（該当 認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売後の調査
もののほか、医療機器の製造販売後の調査 する場合） ータが収集されたことを示 及び試験の実施の基準に関す及び試験の実施の基準に関する省令(平成す。
る省令（平成 17 年厚生労働省
十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬令第 38 号）
品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基 適用認知された基準に従って実 医薬品、医薬部外品、化粧品、準に関する省令(平成十六年厚生労働省令
施されることを示す。
医療機器及び再生医療等製品
第百三十五号)に基づき、当該医療機器にの製造販売後安全管理の基準応じて必要とされる試験成績及びデータに関する省令（平成 16 年厚生その他の記録により継続的に評価されな
労働省令第 135 号）
ければならない。

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表第 3 の 329
基本要件適合性チェックリスト（家庭用電気マッサージ器等基準）第一章 一般的要求事項
基本要件

当該機器への適用･不適用(設計)
第一条 医療機器(専ら動物のために使用さ 適用れることが目的とされているものを除く。
以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよ
う、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。
(リスクマネジメント)
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造 適用
販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。
二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。
三 前号に基づく危険性の除去を行った

適合の方法

特定文書の確認

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。
(医療機器の性能及び機能)第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図 適用する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。
(製品の有効期間又は耐用期間)
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器 適用の製品の有効期間又は耐用期間内において
当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。
(輸送及び保管等)第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示 適用
及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。

(医療機器の有効性)
第六条 医療機器の既知又は予測することが 適用
できる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
リスク分析を行い、便益性を JIS T 14971:「医療機器－リス検証する。
クマネジメントの医療機器への適用」
便益性を検証するために、認 JIS T 2002:2018「家庭用マッ知された規格の該当する項 サージ器及び指圧代用器」
目に適合することを示す。 性能項目としては以下が挙げられる。
5.1 性能(1)空気圧:圧迫機能をもつ機器(2)振動回数:振動機能をもつ
機器(3)負圧:吸引機能をもつ機器(4)もみ回数:もみ機能、円柱底
面刺激機能をもつ機器(5)たたき回数:たたき機能をもつ機器

(6)揺動回数:揺動機能をもつ機器(7)移動速度:施療部移動機能をもつ機器(8)自転回数:円柱側面刺激機
能をもつ機器第二章 設計及び製造要求事項(医療機器の化学的特性等)
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。
一 毒性及び可燃性
適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
30. 耐熱性及び耐火性
JIS T 2002:2018「家庭用マッ
サージ器及び指圧代用器」
5 品質

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液 適用との間の適合性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

三 硬度、摩耗及び疲労度等認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

適用認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5 品質
２ 分析機器等(専ら疾病の診断に使用され 不適用
ることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該 適用
医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者
及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
医療機器と同時に使用される物質又はガ する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へスと安全に併用できるよう設計及び製造いることを示す。
の適用」
されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ
療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
する基準に照らして適切な投与が可能で5.2 構造あり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されて 不適用
医薬品の投与を意図した機いなければならない。
器ではない。
５ 医療機器がある物質を必須な要素とし 不適用て含有し、当該物質が単独で用いられる場
合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。

医薬品を含有する機器ではない。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は 適用
漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計
及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその 適用目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する
危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行
可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.2 構造(微生物汚染等の防止)
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造
工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)
に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
適用

二 必要に応じ、使用中の医療機器から 不適用の微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
微生物を封入した機器ではない。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三 適用者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書

２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者
等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込ま 不適用れた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、
ウイルス及びその他の感染性病原体対策

微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウ
イルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
５ 特別な微生物学的状態にあることを表 不適用示した医療機器は、販売時及び製造販売業
者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物
学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。

特別な微生物学的状態にある機器ではない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使 不適用用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。

滅菌状態で出荷される機器ではない。

７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にある 不適用
ことを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。

滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。

８ 滅菌を施さなければならない医療機器 不適用は、適切に管理された状態で製造されなけ
ればならない。

滅菌を施さなければならない機器ではない。

９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器 不適用の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。
この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。

使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。

１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌 不適用の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。

滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。

(使用環境に対する配慮)
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
断用医薬品その他の装置等と併用される する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ場合は、当該医療機器と当該装置等が安全いることを示す。
の適用」

に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書

２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療 適用（該当 認知された規格に従ってリ機器に添付する文書又はその容器若しく する場合） スク管理が計画・実施されては被包(第十七条において「添付文書等」
いることを示す。
という。)に記載されていなければならない。
認知された規格・基準の該当する項目に適合することを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リス
クマネジメントの医療機器への適用」
JIS T 2002:2018「家庭用マッ
サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 医療機器は、使用者が操作する液体又は 適用
ガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられる
よう、設計及び製造されていなければならない。

４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性
が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。
一 物理的及び人間工学的特性に関連し 適用た傷害の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
25 電源接続及び外部可とうコ
ード
26 外部導体用端子認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
20 安定性及び機械的危険
21 機械的強度
22 構造

二 医療機器の意図された使用目的にお 適用
ける人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5 品質
JIS C 9335-2-32:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
15 耐湿性等
22 構造
三 通常の状態で使用中に接触する可能 適用性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書

四 通常の使用条件の下で、曝露された 適用物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書

五 プログラムと当該プログラムの実行 適用（他の 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
環境との間で発生しうる干渉に関連す プログラム スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる危険性と併用する いることを示す。
の適用」
場合）認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
19 異常運転
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危 適用
険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.2 構造七 検体を誤認する危険性

不適用

八 研究又は治療のために通常使用され 適用
る他の医療機器又は体外診断用医薬品

検体を取り扱う機器ではない。
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ

と相互干渉する危険性いることを示す。

の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書
九 保守又は較正が不可能な場合、使用 適用
材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障 適用
状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発
誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

６ 医療機器は、意図する性能を発揮するた 適用
めに必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
19 異常運転
22 構造
30 耐熱性及び耐火性認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.2 構造JIS C 9335-2-32:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
23 内部配線
28 ねじ及び接続
７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処 適用
理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書(測定又は診断機能に対する配慮)
第十条 測定機能を有する医療機器及び診 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
断用医療機器(専ら疾病の診断に使用され する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へることが目的とされている医療機器をいいることを示す。
の適用」

う。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有す
るよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等
によって示されなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.1 性能5.2 構造２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的 不適用
方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなけ
ればならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。

分析機器等ではない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物 不適用質の使用に依存している場合、これらの較
正器又は標準物質に割り当てられている
値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方
法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。

分析機器等ではない。

４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装 適用（該当
置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に する場合）
応じ、人間工学的な観点から設計されなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書

５ 数値で表現された値については、可能な 適用（該当限り標準化された一般的な単位を使用し、 する場合）
医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書(放射線に対する防御)第十一条 医療機器(分析機器等を除く。) 不適用
は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可
能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、 不適用測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線
被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器の放射線出力について、医療上 不適用
その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。
当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水 不適用
準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備
していなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及 不適用
び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は 不適用
散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明 不適用
書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法
並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなけ
ればならない。

放射線を照射する機器ではない。

８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理 不適用
的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及
びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

９ 電離放射線を照射する診断用医療機器 不適用は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を

電離放射線を照射する機器ではない。

最小限に抑え、所定の診断目的を達成する
ため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。
１０ 電離放射線を照射する治療用医療機 不適用器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビー
ムのエネルギー分布を確実にモニタリン
グし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

(プログラムを用いた医療機器に対する配慮)
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医 適用
療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)
は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、シス
テムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ プログラムを用いた医療機器について 適用
は、最新の技術に基づく開発のライフサイ
クル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
19.異常運転認知された規格に適合することを示す。

JIS T 2304:｢医療機器ソフトウ
ェア－ソフトウェアライフサ
イクルプロセス｣(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮)
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医 適用
療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患 適用（該当者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供 する場合）
給状況を判別する手段が講じられていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全 適用（該当に直接影響を及ぼす場合、停電による電力 する場合）
供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
19 異常運転４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ 不適用
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。

臨床パラメータをモニタする機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用環境において、 適用
当該医療機器又は他の製品の作動を損な
うおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された基準に適合する 電気用品の技術上の基準を定ことを示す。
める省令の解釈の全部改正について 別表第十二 国際規格等に準拠した基準 表２．雑音の強さに関する基準
J55014-1(H27)（20130605 商局
第 3 号:平成 25 年 7 月 1 日）

６ 医療機器は、意図された方法で操作でき 適用るために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基 適用
づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
6 分類
8 充電部への接近に対する保護
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
15 耐湿性等
16 漏えい電流及び耐電圧
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
19 異常運転
22 構造
23 内部配線
29 空間距離、沿面距離及び固体絶縁(機械的危険性に対する配慮)
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性 適用
及び可動部分に関連する機械的危険性か
ら、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リ
スクマネジメントの医療機器への適用」

認知された規格の該当する
JIS C 9335-2-32:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサ
ージ器の個別要求事項」
20 安定性及び機械的危険

21 機械的強度
22 構造
JIS T 2002:2018「家庭用マッ
サージ器及び指圧代用器」
5 品質
２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険 不適用性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の 適用(該当一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合)
る振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の 適用(該当一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合)
る雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えるよう設計
及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

５ 使用者又は第三者が操作しなければな 適用
らない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続す 適用ることが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計
及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
25 電源接続及び外部可とうコ
ード

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
25 電源接続及び外部可とうコ
ード
26 外部導体用端子

７ 医療機器のうち容易に触れることので 適用
きる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
11 温度上昇(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮)
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供 適用給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不 適用
適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー
源又は物質の供給源からの危険量のエネ
ルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能 適用が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場
合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できる
ものでなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5 品質

認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5 品質

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
7 表示、及び取扱説明又は据付
説明
JIS T 2002:2018「家庭用マッ
サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮)
第十六条 一般使用者が使用することを意 適用図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段
並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造され認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2002:2018「家庭用マッする項目に適合することを サージ器及び指圧代用器」
示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002

ていなければならない。
２ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。

第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2002:2018「家庭用マッする項目に適合することを サージ器及び指圧代用器」
示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器については、合理的に実行可能な
限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2002:2018「家庭用マッする項目に適合することを サージ器及び指圧代用器」
示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(添付文書等による使用者への情報提供)
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製 適用造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者
名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS C 9335-2-32:2018「家庭用する項目に適合することを 及びこれに類する電気機器の示す。
安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
7 表示、及び取扱説明又は据付
説明
JIS T 2002:2018「家庭用マッ
サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(性能評価及び臨床試験)
第十八条 医療機器の性能評価を行うため 適用に収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売認証申請
ータが収集されたことを示 について 第 2 の 1 別紙（薬食す。
発 1120 第 8 号:平成 26 年 11 月
20 日）

２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施 不適用の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。

臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定める 適用（該当 認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売後の調査
もののほか、医療機器の製造販売後の調査 する場合） ータが収集されたことを示 及び試験の実施の基準に関す及び試験の実施の基準に関する省令(平成す。
る省令（平成 17 年厚生労働省
十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬令第 38 号）
品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基 適用認知された規格に従って実 医薬品、医薬部外品、化粧品、準に関する省令(平成十六年厚生労働省令
施されることを示す。
医療機器及び再生医療等製品
第百三十五号)に基づき、当該医療機器にの製造販売後安全管理の基準応じて必要とされる試験成績及びデータに関する省令（平成 16 年厚生その他の記録により継続的に評価されな
労働省令第 135 号）
ければならない。

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表第 3 の 330
基本要件適合性チェックリスト（家庭用温熱式指圧代用器等基準）第一章 一般的要求事項
基本要件

当該機器への適用･不適用(設計)
第一条 医療機器(専ら動物のために使用さ 適用れることが目的とされているものを除く。
以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよ
う、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。
(リスクマネジメント)
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造 適用
販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。
二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。
三 前号に基づく危険性の除去を行った

適合の方法

特定文書の確認

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リ
スクマネジメントの医療機器への適用」

後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。
(医療機器の性能及び機能)第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図 適用する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。
(製品の有効期間又は耐用期間)
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器 適用の製品の有効期間又は耐用期間内において
当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。
(輸送及び保管等)第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示 適用
及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。

(医療機器の有効性)
第六条 医療機器の既知又は予測することが 適用
できる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
リスク分析を行い、便益性を JIS T 14971:「医療機器－リス検証する。
クマネジメントの医療機器への適用」
便益性を検証するために、認 JIS T 2002:2018「家庭用マッ知された規格の該当する項 サージ器及び指圧代用器」
目に適合することを示す。 性能項目としては以下が挙げられる。
5.1 性能(1)空気圧:圧迫機能をもつ機器(2)振動回数:振動機能をもつ
機器(3)負圧:吸引機能をもつ機器(4)もみ回数:もみ機能、円柱底
面刺激機能をもつ機器(5)たたき回数:たたき機能をもつ機器

(6)揺動回数:揺動機能をもつ機器(7)移動速度:施療部移動機能をもつ機器(8)自転回数:円柱側面刺激機
能をもつ機器第二章 設計及び製造要求事項(医療機器の化学的特性等)
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。
一 毒性及び可燃性
適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
30.耐熱性及び耐火性
JIS T 2002:2018「家庭用マッ
サージ器及び指圧代用器」
5 品質

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液 適用との間の適合性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

三 硬度、摩耗及び疲労度等認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

適用認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5 品質
２ 分析機器等(専ら疾病の診断に使用され 不適用
ることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該 適用
医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者
及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
医療機器と同時に使用される物質又はガ する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へスと安全に併用できるよう設計及び製造いることを示す。
の適用」
されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ
療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
する基準に照らして適切な投与が可能で5.2 構造あり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されて 不適用
医薬品の投与を意図した機いなければならない。
器ではない。
５ 医療機器がある物質を必須な要素とし 不適用て含有し、当該物質が単独で用いられる場
合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。

医薬品を含有する機器ではない。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は 適用
漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計
及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその 適用目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する
危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行
可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.2 構造(微生物汚染等の防止)
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造
工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)
に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
適用

二 必要に応じ、使用中の医療機器から 不適用の微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
微生物を封入した機器ではない。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三 適用者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書

２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者
等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込ま 不適用れた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、

微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウ
イルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
５ 特別な微生物学的状態にあることを表 不適用示した医療機器は、販売時及び製造販売業
者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物
学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。

特別な微生物学的状態にある機器ではない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使 不適用用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。

滅菌状態で出荷される機器ではない。

７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にある 不適用
ことを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。

滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。

８ 滅菌を施さなければならない医療機器 不適用は、適切に管理された状態で製造されなけ
ればならない。

滅菌を施さなければならない機器ではない。

９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器 不適用の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。
この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。

使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。

１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌 不適用の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。

滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。

(使用環境に対する配慮)
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
断用医薬品その他の装置等と併用される する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。

いることを示す。

の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書

２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療 適用（該当 認知された規格に従ってリ機器に添付する文書又はその容器若しく する場合） スク管理が計画・実施されては被包(第十七条において「添付文書等」
いることを示す。
という。)に記載されていなければならない。
認知された規格・基準の該当する項目に適合することを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リス
クマネジメントの医療機器への適用」
JIS T 2002:2018「家庭用マッ
サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
号 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 医療機器は、使用者が操作する液体又は 適用
ガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられる
よう、設計及び製造されていなければならない。

４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性
が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。
一 物理的及び人間工学的特性に関連し 適用た傷害の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
25 電源接続及び外部可とうコ
ード
26 外部導体用端子認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
20 安定性及び機械的危険
21 機械的強度
22 構造

二 医療機器の意図された使用目的にお 適用
ける人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5 品質
JIS C 9335-2-32:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
15 耐湿性等
22 構造
三 通常の状態で使用中に接触する可能 適用性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書

四 通常の使用条件の下で、曝露された 適用物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書

五 プログラムと当該プログラムの実行 適用（他の 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
環境との間で発生しうる干渉に関連す プログラム スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる危険性と併用する いることを示す。
の適用」
場合）認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
19 異常運転
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危 適用
険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.2 構造七 検体を誤認する危険性

不適用

八 研究又は治療のために通常使用され 適用

検体を取り扱う機器ではない。
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス

る他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性

スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書

九 保守又は較正が不可能な場合、使用 適用
材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障 適用
状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発
誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

６ 医療機器は、意図する性能を発揮するた 適用
めに必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
19 異常運転
22 構造
30 耐熱性及び耐火性認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.2 構造JIS C 9335-2-32:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
23 内部配線
28 ねじ及び接続
７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処 適用
理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書(測定又は診断機能に対する配慮)
第十条 測定機能を有する医療機器及び診 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
断用医療機器(専ら疾病の診断に使用され する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有す
るよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等
によって示されなければならない。

いることを示す。

の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.1 性能5.2 構造２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的 不適用
方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなけ
ればならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。

分析機器等ではない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物 不適用質の使用に依存している場合、これらの較
正器又は標準物質に割り当てられている
値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方
法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。

分析機器等ではない。

４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装 適用（該当
置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に する場合）
応じ、人間工学的な観点から設計されなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書

５ 数値で表現された値については、可能な 適用（該当限り標準化された一般的な単位を使用し、 する場合）
医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書(放射線に対する防御)第十一条 医療機器(分析機器等を除く。) 不適用
は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可
能な限り適切に低減するよう、設計、製造

放射線を照射する機器ではない。

及び包装されていなければならない。
２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、 不適用測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線
被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器の放射線出力について、医療上 不適用
その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。
当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水 不適用
準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備
していなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及 不適用
び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は 不適用
散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明 不適用
書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法
並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなけ
ればならない。

放射線を照射する機器ではない。

８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理 不適用
的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及
びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

９ 電離放射線を照射する診断用医療機器 不適用

電離放射線を照射する機器

は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成する
ため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。
１０ 電離放射線を照射する治療用医療機 不適用器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビー
ムのエネルギー分布を確実にモニタリン
グし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。

ではない。

電離放射線を照射する機器ではない。

(プログラムを用いた医療機器に対する配慮)
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医 適用
療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)
は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、シス
テムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ プログラムを用いた医療機器について 適用
は、最新の技術に基づく開発のライフサイ
クル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
19. 異常運転認知された規格に適合することを示す。

JIS T 2304:｢医療機器ソフトウ
ェア－ソフトウェアライフサ
イクルプロセス｣(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮)
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医 適用
療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患 適用（該当者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供 する場合）
給状況を判別する手段が講じられていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全 適用（該当に直接影響を及ぼす場合、停電による電力 する場合）
供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
19 異常運転４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ 不適用
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。

臨床パラメータをモニタする機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用環境において、 適用
当該医療機器又は他の製品の作動を損な
うおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された基準に適合する 電気用品の技術上の基準を定ことを示す。
める省令の解釈の全部改正について 別表第十二 国際規格等に準拠した基準 表２．雑音の強さに関する基準
J55014-1(H27)（20130605 商局
第 3 号:平成 25 年 7 月 1 日）

６ 医療機器は、意図された方法で操作でき 適用るために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基 適用
づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
6 分類
8 充電部への接近に対する保護
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
15 耐湿性等
16 漏えい電流及び耐電圧
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
19 異常運転
22 構造
23 内部配線
29 空間距離、沿面距離及び固体絶縁(機械的危険性に対する配慮)
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性 適用
及び可動部分に関連する機械的危険性か
ら、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
20 安定性及び機械的危険

21 機械的強度
22 構造
JIS T 2002:2018「家庭用マッ
サージ器及び指圧代用器」
5 品質
２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険 不適用性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の 適用(該当一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合)
る振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の 適用(該当一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合)
る雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えるよう設計
及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

５ 使用者又は第三者が操作しなければな 適用
らない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続す 適用ることが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計
及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器のうち容易に触れることので 適用
きる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
25 電源接続及び外部可とうコ
ード

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
25 電源接続及び外部可とうコ
ード
26 外部導体用端子

通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
11 温度上昇(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮)
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供 適用給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不 適用
適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー
源又は物質の供給源からの危険量のエネ
ルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能 適用が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場
合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できる
ものでなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5 品質

認知された規格の該当する JIS T 2002:2018「家庭用マッ項目に適合することを示す。 サージ器及び指圧代用器」
5 品質

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-32:2018「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
7 表示、及び取扱説明又は据付
説明
JIS T 2002:2018「家庭用マッ
サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮)
第十六条 一般使用者が使用することを意 適用図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段
並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器は、当該医療機器の使用、検体の認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ認知された規格・基準の該当 JIS T 2002:2018「家庭用マッする項目に適合することを サージ器及び指圧代用器」
示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。

いることを示す。

の適用」

認知された規格・基準の該当 JIS T 2002:2018「家庭用マッする項目に適合することを サージ器及び指圧代用器」
示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器については、合理的に実行可能な
限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2002:2018「家庭用マッする項目に適合することを サージ器及び指圧代用器」
示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(添付文書等による使用者への情報提供)
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製 適用造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者
名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS C 9335-2-32:2018「家庭用する項目に適合することを 及びこれに類する電気機器の示す。
安全性―第 2-32 部:マッサー
ジ器の個別要求事項」
7 表示、及び取扱説明又は据付
説明
JIS T 2002:2018「家庭用マッ
サージ器及び指圧代用器」
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(性能評価及び臨床試験)
第十八条 医療機器の性能評価を行うため 適用に収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売認証申請
ータが収集されたことを示 について 第 2 の 1 別紙（薬食す。
発 1120 第 8 号:平成 26 年 11 月
20 日）

２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施 不適用の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。

臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定める 適用（該当 認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売後の調査
もののほか、医療機器の製造販売後の調査 する場合） ータが収集されたことを示 及び試験の実施の基準に関す及び試験の実施の基準に関する省令(平成す。
る省令（平成 17 年厚生労働省
十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬令第 38 号）
品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基 適用認知された規格に従って実 医薬品、医薬部外品、化粧品、準に関する省令(平成十六年厚生労働省令
施されることを示す。
医療機器及び再生医療等製品
第百三十五号)に基づき、当該医療機器にの製造販売後安全管理の基準応じて必要とされる試験成績及びデータに関する省令（平成 16 年厚生その他の記録により継続的に評価されな
労働省令第 135 号）
ければならない。

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表第 3 の 353
基本要件適合性チェックリスト（家庭用赤外線治療器基準）第一章 一般的要求事項
基本要件

当該機器への適用･不適用(設計)
第一条 医療機器(専ら動物のために使用さ 適用れることが目的とされているものを除く。
以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよ
う、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。
(リスクマネジメント)
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造 適用
販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。
二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。
三 前号に基づく危険性の除去を行った

適合の方法

特定文書の確認

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。
(医療機器の性能及び機能)第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図 適用する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。
(製品の有効期間又は耐用期間)
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器 適用の製品の有効期間又は耐用期間内において
当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。
(輸送及び保管等)第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示 適用
及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。

(医療機器の有効性)
第六条 医療機器の既知又は予測することが 適用
できる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
リスク分析を行い、便益性を JIS T 14971:「医療機器－リス検証する。
クマネジメントの医療機器への適用」
便益性を検証するために、認 JIS T 2001:2018「家庭用光線知された規格の該当する項 治療器」
目に適合することを示す。 5.1 性能

第二章 設計及び製造要求事項(医療機器の化学的特性等)
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。
一 毒性及び可燃性
適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
30. 耐熱性及び耐火性
JIS T 2001:2018「家庭用光線治療器」
5.2 構造

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液 適用との間の適合性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

三 硬度、摩耗及び疲労度等認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

適用認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
22. 構造２ 分析機器等(専ら疾病の診断に使用され 不適用
ることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該 適用
医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者
及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていな
ければならない。
４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該 不適用
医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連 不適用する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。

通常の使用手順の中で各種材料、物質及びガスと同時に使用することを意図した機器ではない。

５ 医療機器がある物質を必須な要素とし 不適用て含有し、当該物質が単独で用いられる場
合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。

医薬品を含有する機器ではない。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は 適用
漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計
及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその 適用目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する
危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行
可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

医薬品の投与を意図した機器ではない。

認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造(微生物汚染等の防止)
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造
工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)
に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
適用

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書
二 必要に応じ、使用中の医療機器から 不適用の微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。

微生物を封入した機器ではない。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三 適用者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者
等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

らの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込ま 不適用れた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、
ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウ
イルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

５ 特別な微生物学的状態にあることを表 不適用示した医療機器は、販売時及び製造販売業
者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物
学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。

特別な微生物学的状態にある機器ではない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使 不適用用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。

滅菌状態で出荷される機器ではない。

７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にある 不適用
ことを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。

滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。

８ 滅菌を施さなければならない医療機器 不適用は、適切に管理された状態で製造されなけ
ればならない。
９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器 不適用

滅菌を施さなければならない機器ではない。

の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。
この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。

使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。

１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌 不適用の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。

滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。

(使用環境に対する配慮)
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
断用医薬品その他の装置等と併用される する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ場合は、当該医療機器と当該装置等が安全いることを示す。
の適用」に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれ認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線ないようにしなければならない。
項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書
２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療 適用（該当 認知された規格に従ってリ機器に添付する文書又はその容器若しく する場合） スク管理が計画・実施されては被包(第十七条において「添付文書等」
いることを示す。
という。)に記載されていなければならない。
認知された規格・基準の該当する項目に適合することを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リス
クマネジメントの医療機器への適用」
JIS T 2001:2018「家庭用光線治療器」
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 医療機器は、使用者が操作する液体又は 適用
ガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられる
よう、設計及び製造されていなければならない。

４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性
が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。
一 物理的及び人間工学的特性に関連し 適用た傷害の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造5.3 電気機器としての安全性
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
11. 温度上昇
20. 安定性及び機械的危険
21. 機械的強度
二 医療機器の意図された使用目的にお 適用
ける人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
11 温度上昇15 耐湿性三 通常の状態で使用中に接触する可能 適用性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

四 通常の使用条件の下で、曝露された 適用物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

五 プログラムと当該プログラムの実行 適用（他の 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
環境との間で発生しうる干渉に関連す プログラム スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる危険性と併用する いることを示す。
の適用」
場合）認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
19. 異常運転
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危 適用
険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
22．構造

七 検体を誤認する危険性

不適用

八 研究又は治療のために通常使用され 適用
る他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性

検体を取り扱う機器ではない。
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

九 保守又は較正が不可能な場合、使用 適用
材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障 適用
状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発
誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造5.3 電気機器としての安全性
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
11. 温度上昇

19. 異常運転
30. 耐熱性及び耐火性
６ 医療機器は、意図する性能を発揮するた 適用
めに必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
23. 内部配線
28. ねじ及び接続

７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処 適用
理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書(測定又は診断機能に対する配慮)
第十条 測定機能を有する医療機器及び診 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
断用医療機器(専ら疾病の診断に使用され する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へることが目的とされている医療機器をいいることを示す。
の適用」
う。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づい認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線て、十分な正確性、精度及び安定性を有す
項目に適合することを示す。 治療器」
るよう、設計及び製造されていなければな
5.1 性能らない。正確性の限界は、製造販売業者等
5.2 構造によって示されなければならない。
２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的 不適用
方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなけ
ればならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。

分析機器等ではない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物 不適用質の使用に依存している場合、これらの較
正器又は標準物質に割り当てられている
値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方

分析機器等ではない。

法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。
４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ応じ、人間工学的な観点から設計されなけいることを示す。
の適用」
ればならない。
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造7 表示及び取扱説明書
５ 数値で表現された値については、可能な 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
限り標準化された一般的な単位を使用し、 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
医療機器の使用者に理解されるものでないることを示す。
の適用」
ければならない。
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造7 表示及び取扱説明書(放射線に対する防御)第十一条 医療機器(分析機器等を除く。) 適用
は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可
能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、 不適用測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線
被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器の放射線出力について、医療上 適用
その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。
当該医療機器は、関連する可変パラメータ

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」

の許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。

32 放射線，毒性その他これに類する危険性４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水 適用
準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備
していなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及 不適用
び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は 適用
散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明 適用
書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法
並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理 不適用
的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及
びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

９ 電離放射線を照射する診断用医療機器 不適用は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成する

電離放射線を照射する機器ではない。

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性ため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。
１０ 電離放射線を照射する治療用医療機 不適用器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビー
ムのエネルギー分布を確実にモニタリン
グし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

(プログラムを用いた医療機器に対する配慮)
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
療機器プログラム又はこれを記録した記 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)
いることを示す。
の適用」
は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用計されていなければならない。また、シス項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器のテムに一つでも故障が発生した場合、当該安全性－第 2－27 部:紫外線及故障から生じる可能性がある危険性を、合び赤外線による皮膚照射用装
理的に実行可能な限り除去又は低減でき
置の個別要求事項」
るよう、適切な手段が講じられていなけれ
19 異常運転ばならない。
２ プログラムを用いた医療機器について 適用（該当 認知された規格に従ってリは、最新の技術に基づく開発のライフサイ する場合） スク管理が計画・実施されて
クル、リスクマネジメント並びに当該医療いることを示す。
機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能に認知された規格に適合する
ついての検証が実施されていなければなことを示す。
らない。

JIS T 14971:「医療機器－リス
クマネジメントの医療機器への適用」
JIS T 2304:「医療機器ソフト
ウェア－ソフトウェアライフ
サイクルプロセス｣(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮)
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医 適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
療機器に一つでも故障が発生した場合、当スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
該故障から生じる可能性がある危険性を、いることを示す。
の適用」
合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられて認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用いなければならない。
項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
19 異常運転２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ給状況を判別する手段が講じられていないることを示す。
の適用」
ければならない。
３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスに直接影響を及ぼす場合、停電による電力 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ供給不能を知らせる警報システムが内蔵いることを示す。
の適用」
されていなければならない。

４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ 不適用
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。

臨床パラメータをモニタする機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用環境において、 適用
当該医療機器又は他の製品の作動を損な
うおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された基準に適合する 電気用品の技術上の基準を定ことを示す。
める省令の解釈の全部改正について 別表第十二 国際規格等に準拠した基準 表２．雑音の 強 さ に 関 す る 基 準
J55014-1(H27)（20130605 商局
第 3 号:平成 25 年 7 月 1 日）

６ 医療機器は、意図された方法で操作でき 適用るために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基 適用
づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.3 電気機器としての安全性
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
6. 分類
8. 充電部への接近に対する保護
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
15. 耐湿性
16. 漏えい電流及び耐電圧
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護19. 異常運転
22. 構造23. 内部配線
29. 空間距離、沿面距離及び固体絶縁(機械的危険性に対する配慮)
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性 適用
及び可動部分に関連する機械的危険性か
ら、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
20. 安定性及び機械的危険
21. 機械的強度

２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険 不適用性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる振動抑制のための技術進歩や既存の技いることを示す。
の適用」
術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。
４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる雑音抑制のための技術進歩や既存の技いることを示す。
の適用」
術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えるよう設計
及び製造されていなければならない。
５ 使用者又は第三者が操作しなければな 適用
らない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子

６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続す 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスることが意図されている特定部分の誤接 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ続の危険性について、合理的に実行可能ないることを示す。
の適用」

限り最も低い水準に抑えられるよう設計
及び製造されていなければならない。

７ 医療機器のうち容易に触れることので 適用
きる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
11. 温度上昇(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮)
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供 適用給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不 適用
適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー
源又は物質の供給源からの危険量のエネ
ルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能 適用が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場
合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できる
ものでなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造5.3 電気機器としての安全性認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造5.3 電気機器としての安全性認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮)
第十六条 一般使用者が使用することを意 適用図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段
並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
5.2 構造7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器については、合理的に実行可能な
限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(添付文書等による使用者への情報提供)
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製 適用造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者
名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(性能評価及び臨床試験)

第十八条 医療機器の性能評価を行うため 適用に収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売認証申請
ータが収集されたことを示 について 第 2 の 1 別紙（薬食す。
発 1120 第 8 号:平成 26 年 11 月
20 日）

２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施 不適用の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。

臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定める 適用（該当 認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売後の調査
もののほか、医療機器の製造販売後の調査 する場合） ータが収集されたことを示 及び試験の実施の基準に関す及び試験の実施の基準に関する省令(平成す。
る省令（平成 17 年厚生労働省
十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬令第 38 号）
品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基 適用認知された規格に従って実 医薬品、医薬部外品、化粧品、準に関する省令(平成十六年厚生労働省令
施されることを示す。
医療機器及び再生医療等製品
第百三十五号)に基づき、当該医療機器にの製造販売後安全管理の基準応じて必要とされる試験成績及びデータに関する省令（平成 16 年厚生その他の記録により継続的に評価されな
労働省令第 135 号）
ければならない。

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表第 3 の 354
基本要件適合性チェックリスト（家庭用紫外線治療器基準）第一章 一般的要求事項
基本要件

当該機器への適用･不適用(設計)
第一条 医療機器(専ら動物のために使用さ 適用れることが目的とされているものを除く。
以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよ
う、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。
(リスクマネジメント)
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造 適用
販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。
二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。
三 前号に基づく危険性の除去を行った

適合の方法

特定文書の確認

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。
(医療機器の性能及び機能)第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図 適用する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。
(製品の有効期間又は耐用期間)
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器 適用の製品の有効期間又は耐用期間内において
当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。
(輸送及び保管等)第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示 適用
及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。

(医療機器の有効性)
第六条 医療機器の既知又は予測することが 適用
できる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

リスク分析を行い、便益性 JIS T 14971:「医療機器－リス
クマネジメントの医療機器へを検証する。
の適用」

便益性を検証するために、 JIS T 2001:2018「家庭用光線認知された規格の該当す 治療器」
る項目に適合することを 5.1 性能示す。

第二章 設計及び製造要求事項(医療機器の化学的特性等)
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。
一 毒性及び可燃性
適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
30. 耐熱性及び耐火性
JIS T 2001:2018「家庭用光線治療器」
5.2 構造

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液 適用との間の適合性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

三 硬度、摩耗及び疲労度等認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

適用認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
22. 構造２ 分析機器等(専ら疾病の診断に使用され 不適用
ることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該 適用
医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者
及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていな
ければならない。
４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該 不適用
医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連 不適用する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。

通常の使用手順の中で各種材料、物質及びガスと同時に使用することを意図した機器ではない。

５ 医療機器がある物質を必須な要素とし 不適用て含有し、当該物質が単独で用いられる場
合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。

医薬品を含有する機器ではない。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は 適用
漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計
及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその 適用目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する
危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行
可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

医薬品の投与を意図した機器ではない。

認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造(微生物汚染等の防止)
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造
工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)
に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
適用

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書
二 必要に応じ、使用中の医療機器から 不適用の微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。

微生物を封入した機器ではない。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三 適用者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者
等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

らの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込ま 不適用れた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、
ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウ
イルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

５ 特別な微生物学的状態にあることを表 不適用示した医療機器は、販売時及び製造販売業
者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物
学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。

特別な微生物学的状態にある機器ではない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使 不適用用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。

滅菌状態で出荷される機器ではない。

７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にある 不適用
ことを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。

滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。

８ 滅菌を施さなければならない医療機器 不適用は、適切に管理された状態で製造されなけ
ればならない。
９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器 不適用

滅菌を施さなければならない機器ではない。

の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。
この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。

使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。

１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌 不適用の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。

滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。

(使用環境に対する配慮)
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
断用医薬品その他の装置等と併用される する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ場合は、当該医療機器と当該装置等が安全いることを示す。
の適用」に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれ認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線ないようにしなければならない。
項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書
２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療 適用（該当 認知された規格に従ってリ機器に添付する文書又はその容器若しく する場合） スク管理が計画・実施されては被包(第十七条において「添付文書等」
いることを示す。
という。)に記載されていなければならない。
認知された規格・基準の該当する項目に適合することを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リス
クマネジメントの医療機器への適用」
JIS T 2001:2018「家庭用光線治療器」
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 医療機器は、使用者が操作する液体又は 適用
ガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられる
よう、設計及び製造されていなければならない。

４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性
が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。
一 物理的及び人間工学的特性に関連し 適用た傷害の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26．外部導体用端子認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造5.3 電気機器としての安全性
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
11. 温度上昇
20. 安定性及び機械的危険
21. 機械的強度
二 医療機器の意図された使用目的にお 適用
ける人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
11. 温度上昇
15. 耐湿性

三 通常の状態で使用中に接触する可能 適用性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

四 通常の使用条件の下で、曝露された 適用物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リ
スクマネジメントの医療機器への適用」

認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書
五 プログラムと当該プログラムの実行 適用（他の 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
環境との間で発生しうる干渉に関連す プログラム スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる危険性と併用する いることを示す。
の適用」
場合）認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
19. 異常運転
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危 適用
険性認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リ
スクマネジメントの医療機器への適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
22. 構造七 検体を誤認する危険性

不適用

八 研究又は治療のために通常使用され 適用
る他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性

検体を取り扱う機器ではない。
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

九 保守又は較正が不可能な場合、使用 適用
材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障 適用
状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発
誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造5.3 電気機器としての安全性
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
11. 温度上昇

19. 異常運転
30. 耐熱性及び耐火性
６ 医療機器は、意図する性能を発揮するた 適用
めに必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
23. 内部配線
28. ねじ及び接続

７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処 適用
理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書(測定又は診断機能に対する配慮)
第十条 測定機能を有する医療機器及び診 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
断用医療機器(専ら疾病の診断に使用され する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へることが目的とされている医療機器をいいることを示す。
の適用」
う。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づい認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線て、十分な正確性、精度及び安定性を有す
項目に適合することを示す。 治療器」
るよう、設計及び製造されていなければな
5.1 性能らない。正確性の限界は、製造販売業者等
5.2 構造によって示されなければならない。
２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的 不適用
方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなけ
ればならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。

分析機器等ではない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物 不適用質の使用に依存している場合、これらの較
正器又は標準物質に割り当てられている分析機器等ではない。

値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方
法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。
４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ応じ、人間工学的な観点から設計されなけいることを示す。
の適用」
ればならない。
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造7 表示及び取扱説明書
５ 数値で表現された値については、可能な 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
限り標準化された一般的な単位を使用し、 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
医療機器の使用者に理解されるものでないることを示す。
の適用」
ければならない。
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造7 表示及び取扱説明書(放射線に対する防御)第十一条 医療機器(分析機器等を除く。) 適用
は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可
能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、 不適用測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線
被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器の放射線出力について、医療上 適用
その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。

置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水 適用
準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備
していなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及 不適用
び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は 適用
散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明 適用
書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法
並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理 不適用
的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及
びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性

９ 電離放射線を照射する診断用医療機器 不適用は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成する
ため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

１０ 電離放射線を照射する治療用医療機 不適用器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビー
ムのエネルギー分布を確実にモニタリン
グし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

(プログラムを用いた医療機器に対する配慮)
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
療機器プログラム又はこれを記録した記 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)
いることを示す。
の適用」
は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用計されていなければならない。また、シス項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器のテムに一つでも故障が発生した場合、当該安全性－第 2－27 部:紫外線及故障から生じる可能性がある危険性を、合び赤外線による皮膚照射用装
理的に実行可能な限り除去又は低減でき
置の個別要求事項」
るよう、適切な手段が講じられていなけれ
19. 異常運転ばならない。
２ プログラムを用いた医療機器について 適用（該当 認知された規格に従ってリは、最新の技術に基づく開発のライフサイ する場合） スク管理が計画・実施されて
クル、リスクマネジメント並びに当該医療いることを示す。
機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能に認知された規格に適合する
ついての検証が実施されていなければなことを示す。
らない。

JIS T 14971:「医療機器－リス
クマネジメントの医療機器への適用」
JIS T 2304:｢医療機器ソフトウ
ェア－ソフトウェアライフサ
イクルプロセス｣(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮)
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医 適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
療機器に一つでも故障が発生した場合、当スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
該故障から生じる可能性がある危険性を、いることを示す。
の適用」
合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられて認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用いなければならない。
項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
19. 異常運転
２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ給状況を判別する手段が講じられていないることを示す。
の適用」
ければならない。

３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスに直接影響を及ぼす場合、停電による電力 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ供給不能を知らせる警報システムが内蔵いることを示す。
の適用」
されていなければならない。
４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ 不適用
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。

臨床パラメータをモニタする機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用環境において、 適用
当該医療機器又は他の製品の作動を損な
うおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された基準に適合する 電気用品の技術上の基準を定ことを示す。
める省令の解釈の全部改正について 別表第十二 国際規格等に準拠した基準 表２．雑音の 強 さ に 関 す る 基 準
J55014-1(H27)（20130605 商局
第 3 号:平成 25 年 7 月 1 日）

６ 医療機器は、意図された方法で操作でき 適用るために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基 適用
づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」(機械的危険性に対する配慮)認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.3 電気機器としての安全性
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
6. 分類
8. 充電部への接近に対する保護
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
15. 耐湿性
16. 漏えい電流及び耐電圧
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護19. 異常運転
22. 構造23. 内部配線
29. 空間距離、沿面距離及び固体絶縁第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性 適用
及び可動部分に関連する機械的危険性か
ら、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
20. 安定性及び機械的危険
21. 機械的強度

２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険 不適用性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる振動抑制のための技術進歩や既存の技いることを示す。
の適用」
術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。
４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる雑音抑制のための技術進歩や既存の技いることを示す。
の適用」
術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えるよう設計
及び製造されていなければならない。
５ 使用者又は第三者が操作しなければな 適用
らない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とうコード

26. 外部導体用端子
６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続す 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスることが意図されている特定部分の誤接 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ続の危険性について、合理的に実行可能ないることを示す。
の適用」
限り最も低い水準に抑えられるよう設計
及び製造されていなければならない。
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子
７ 医療機器のうち容易に触れることので 適用
きる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
11. 温度上昇(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮)
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供 適用給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不 適用
適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー
源又は物質の供給源からの危険量のエネ
ルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能 適用が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場
合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造5.3 電気機器としての安全性認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造5.3 電気機器としての安全性認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

者も含む。)にとって、容易に理解できる
ものでなければならない。
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮)
第十六条 一般使用者が使用することを意 適用図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段
並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
5.2 構造7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器については、合理的に実行可能な
限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(添付文書等による使用者への情報提供)
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製 適用造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者
名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(性能評価及び臨床試験)
第十八条 医療機器の性能評価を行うため 適用に収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売認証申請
ータが収集されたことを示 について 第 2 の 1 別紙（薬食す。
発 1120 第 8 号:平成 26 年 11 月
20 日）

２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施 不適用の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。

臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定める 適用（該当 認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売後の調査
もののほか、医療機器の製造販売後の調査 する場合） ータが収集されたことを示 及び試験の実施の基準に関す及び試験の実施の基準に関する省令(平成す。
る省令（平成 17 年厚生労働省
十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬令第 38 号）
品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基 適用認知された規格に従って実 医薬品、医薬部外品、化粧品、準に関する省令(平成十六年厚生労働省令
施されることを示す。
医療機器及び再生医療等製品
第百三十五号)に基づき、当該医療機器にの製造販売後安全管理の基準応じて必要とされる試験成績及びデータに関する省令（平成 16 年厚生その他の記録により継続的に評価されな
労働省令第 135 号）
ければならない。

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表第 3 の 357
基本要件適合性チェックリスト（家庭用温熱治療器基準）第一章 一般的要求事項
基本要件

当該機器への適用･不適用(設計)
第一条 医療機器(専ら動物のために使用さ 適用れることが目的とされているものを除く。
以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよ
う、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。
(リスクマネジメント)
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造 適用
販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。
二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。
三 前号に基づく危険性の除去を行った

適合の方法

特定文書の確認

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。
(医療機器の性能及び機能)第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図 適用する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。
(製品の有効期間又は耐用期間)
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器 適用の製品の有効期間又は耐用期間内において
当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。
(輸送及び保管等)第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示 適用
及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。

(医療機器の有効性)
第六条 医療機器の既知又は予測することが 適用
できる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
リスク分析を行い、便益性を JIS T 14971:「医療機器－リス検証する。
クマネジメントの医療機器への適用」
便益性を検証するために、認 JIS T 2008:2018「家庭用熱療知された規格の該当する項 法治療器」
目に適合することを示す。 5.1 性能
5.2 構造7 表示及び取扱説明書

第二章 設計及び製造要求事項(医療機器の化学的特性等)
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。
一 毒性及び可燃性
適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－211 部:家庭用熱療法治療器の個別要求事項」
30. 耐熱性及び耐火性

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液 適用との間の適合性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

三 硬度、摩耗及び疲労度等認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

適用認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
18. 耐久性２ 分析機器等(専ら疾病の診断に使用され 不適用
ることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該 適用
医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者
及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていな
ければならない。
４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該 適用( 該当
医療機器と同時に使用される物質又はガ する場合)
スと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されて 不適用
いなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

５ 医療機器がある物質を必須な要素とし 不適用て含有し、当該物質が単独で用いられる場
合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。

医薬品を含有する機器ではない。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は 適用
漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計
及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその 適用目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する
危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行
可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造医薬品の投与を意図した機器ではない。

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造(微生物汚染等の防止)
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造
工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)
に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
適用

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

二 必要に応じ、使用中の医療機器から 不適用の微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。

微生物を封入した機器ではない。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三 適用者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書

２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者
等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込ま 不適用れた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、
ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウ
イルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

５ 特別な微生物学的状態にあることを表 不適用示した医療機器は、販売時及び製造販売業
者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物
学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。

特別な微生物学的状態にある機器ではない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使 不適用用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。

滅菌状態で出荷される機器ではない。

７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にある 不適用
ことを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。

滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。

８ 滅菌を施さなければならない医療機器 不適用は、適切に管理された状態で製造されなけ
ればならない。
９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器 不適用

滅菌を施さなければならない機器ではない。

の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。
この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。

使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。

１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌 不適用の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。

滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。

(使用環境に対する配慮)
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診 適用( 該当
断用医薬品その他の装置等と併用される する場合)
場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療 適用( 該当
機器に添付する文書又はその容器若しく する場合)
は被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書

認知された規格・基準の該当 JIS T 2008:2018「家庭用熱療する項目に適合することを 法治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 医療機器は、使用者が操作する液体又は 適用
ガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられる
よう、設計及び製造されていなければならない。

４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性
が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。
一 物理的及び人間工学的特性に関連し 適用た傷害の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
20. 安定性及び機械的危険
21. 機械的強度
二 医療機器の意図された使用目的にお 適用
ける人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書
JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
15. 耐湿性等

三 通常の状態で使用中に接触する可能 適用性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書

四 通常の使用条件の下で、曝露された 適用物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書

五 プログラムと当該プログラムの実行 適用( 他の 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
環境との間で発生しうる干渉に関連す プログラム スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる危険性と併用する いることを示す。
の適用」
場合）認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
19. 異常運転
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危 適用
険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。

の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造七 検体を誤認する危険性

不適用

八 研究又は治療のために通常使用され 適用
る他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性

検体を取り扱う機器ではない。
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書

九 保守又は較正が不可能な場合、使用 適用
材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障 適用
状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発
誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

６ 医療機器は、意図する性能を発揮するた 適用
めに必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
19. 異常運転
30. 耐熱性及び耐火性認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用

熱療法治療器の個別要求事項」
23. 内部配線
28. ねじ及び接続
７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処 適用
理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書(測定又は診断機能に対する配慮)
第十条 測定機能を有する医療機器及び診 適用( 該当
断用医療機器(専ら疾病の診断に使用され する場合)ることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有す
るよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等
によって示されなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的 不適用
方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなけ
ればならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。

分析機器等ではない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物 不適用質の使用に依存している場合、これらの較
正器又は標準物質に割り当てられている
値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方
法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。

分析機器等ではない。

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.1 性能5.2 構造４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ応じ、人間工学的な観点から設計されなけいることを示す。
の適用」
ればならない。
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書
５ 数値で表現された値については、可能な 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
限り標準化された一般的な単位を使用し、 する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
医療機器の使用者に理解されるものでないることを示す。
の適用」
ければならない。

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書(放射線に対する防御)第十一条 医療機器(分析機器等を除く。) 不適用
は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可
能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、 不適用測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線
被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器の放射線出力について、医療上 不適用
その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。
当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水 不適用
準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備
していなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及 不適用
び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は 不適用
散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明 不適用
書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法
並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなけ
ればならない。

放射線を照射する機器ではない。

８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理 不適用
的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及
びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

９ 電離放射線を照射する診断用医療機器 不適用は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成する
ため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

１０ 電離放射線を照射する治療用医療機 不適用器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビー
ムのエネルギー分布を確実にモニタリン
グし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

(プログラムを用いた医療機器に対する配慮)
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医 適用
療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)
は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、シス
テムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ プログラムを用いた医療機器について 適用
は、最新の技術に基づく開発のライフサイ
クル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
19. 異常運転認知された規格に適合する JIS T 2304:｢医療機器ソフトウ
ことを示す。
ェア－ソフトウェアライフサ
イクルプロセス｣(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮)
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医 適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
療機器に一つでも故障が発生した場合、当スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
該故障から生じる可能性がある危険性を、いることを示す。
の適用」
合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられて認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭いなければならない。

項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
19. 異常運転

２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供 する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ給状況を判別する手段が講じられていないることを示す。
の適用」
ければならない。
３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスに直接影響を及ぼす場合、停電による電力 する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ供給不能を知らせる警報システムが内蔵いることを示す。
の適用」
されていなければならない。
４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ 不適用
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。

臨床パラメータをモニタする機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用環境において、 適用
当該医療機器又は他の製品の作動を損な
うおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された基準に適合する 電気用品の技術上の基準を定ことを示す。
める省令の解釈の全部改正について 別表第十二 国際規格等に準拠した基準 表２．雑音の 強 さ に 関 す る 基 準
J55014-1(H27)（20130605 商局
第 3 号:平成 25 年 7 月 1 日）

６ 医療機器は、意図された方法で操作でき 適用るために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基 適用
づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造5.3 電気機器としての安全性
JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
6. 分類
8. 充電部への接近に対する保護
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
15. 耐湿性等16. 漏えい電流及び耐電圧
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護19. 異常運転
23. 内部配線
29. 空間距離、沿面距離及び固体絶縁(機械的危険性に対する配慮)
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性 適用
及び可動部分に関連する機械的危険性か
ら、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
20. 安定性及び機械的危険
21. 機械的強度

２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険 不適用性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる振動抑制のための技術進歩や既存の技いることを示す。
の適用」
術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。
４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる雑音抑制のための技術進歩や既存の技いることを示す。
の適用」
術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えるよう設計
及び製造されていなければならない。
５ 使用者又は第三者が操作しなければな 適用
らない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用

熱療法治療器の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子
６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続す 適用ることが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計
及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器のうち容易に触れることので 適用
きる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
11. 温度上昇(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮)
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供 適用給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不 適用
適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー
源又は物質の供給源からの危険量のエネ
ルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能 適用が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場
合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できる
ものでなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.1 性能認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.1 性能5.2 構造認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書

(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮)
第十六条 一般使用者が使用することを意 適用図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段
並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格・基準の該当 JIS T 2008:2018「家庭用熱療する項目に適合することを 法治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）認知された規格・基準の該当 JIS T 2008:2018「家庭用熱療する項目に適合することを 法治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器については、合理的に実行可能な
限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2008:2018「家庭用熱療する項目に適合することを 法治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(添付文書等による使用者への情報提供)
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製 適用造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者
名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2008:2018「家庭用熱療する項目に適合することを 法治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(性能評価及び臨床試験)
第十八条 医療機器の性能評価を行うため 適用に収集されるすべてのデータは、医薬品、認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売認証申請
ータが収集されたことを示 について 第 2 の 1 別紙（薬食医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。

す。

発 1120 第 8 号:平成 26 年 11 月
20 日）

２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施 不適用の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。

臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定める 適用( 該当
もののほか、医療機器の製造販売後の調査 する場合)
及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基 適用準に関する省令(平成十六年厚生労働省令
第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータ
その他の記録により継続的に評価されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売後の調査ータが収集されたことを示 及び試験の実施の基準に関すす。
る省令（平成 17 年厚生労働省
令第 38 号）
認知された規格に従って実 医薬品、医薬部外品、化粧品、施されることを示す。
医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令（平成 16 年厚生労働省令第 135 号）

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表第 3 の 358
基本要件適合性チェックリスト（温灸器基準）
第一章 一般的要求事項
基本要件

当該機器への適用･不適用(設計)
第一条 医療機器(専ら動物のために使用さ 適用れることが目的とされているものを除く。
以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよ
う、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。
(リスクマネジメント)
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造 適用
販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。
二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。
三 前号に基づく危険性の除去を行った

適合の方法

特定文書の確認

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。
(医療機器の性能及び機能)第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図 適用する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。
(製品の有効期間又は耐用期間)
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器 適用の製品の有効期間又は耐用期間内において
当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。
(輸送及び保管等)第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示 適用
及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。

(医療機器の有効性)
第六条 医療機器の既知又は予測することが 適用
できる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
リスク分析を行い、便益性を JIS T 14971:「医療機器－リス検証する。
クマネジメントの医療機器への適用」
便益性を検証するために、認 JIS T 2008:2018「家庭用熱療知された規格の該当する項 法治療器」
目に適合することを示す。 5.1 性能
5.2 構造7 表示及び取扱説明書

第二章 設計及び製造要求事項(医療機器の化学的特性等)
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。
一 毒性及び可燃性
適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－211 部:家庭用熱療法治療器の個別要求事項」
30. 耐熱性及び耐火性

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液 適用との間の適合性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

三 硬度、摩耗及び疲労度等認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

適用認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造２ 分析機器等(専ら疾病の診断に使用され 不適用
ることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該 適用
医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者
及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
医療機器と同時に使用される物質又はガ する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へスと安全に併用できるよう設計及び製造いることを示す。
の適用」

されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されて 不適用
いなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造医薬品の投与を意図した機器ではない。

５ 医療機器がある物質を必須な要素とし 不適用て含有し、当該物質が単独で用いられる場
合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。

医薬品を含有する機器ではない。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は 適用
漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計
及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその 適用目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する
危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行
可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造(微生物汚染等の防止)
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造
工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)
に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
適用

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

二 必要に応じ、使用中の医療機器から 不適用の微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。

微生物を封入した機器ではない。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三 適用者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書
２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者
等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込ま 不適用れた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、
ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウ
イルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
５ 特別な微生物学的状態にあることを表 不適用示した医療機器は、販売時及び製造販売業
者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物
学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。

特別な微生物学的状態にある機器ではない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使 不適用用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。

滅菌状態で出荷される機器ではない。

７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にある 不適用
ことを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。

滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。

８ 滅菌を施さなければならない医療機器 不適用は、適切に管理された状態で製造されなけ
ればならない。
９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器 不適用

滅菌を施さなければならない機器ではない。

の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。
この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。
１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌 不適用の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。

使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。

滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。

(使用環境に対する配慮)
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診 適用( 該当
断用医薬品その他の装置等と併用される する場合)
場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」

7 表示及び取扱説明書
２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療 適用( 該当
機器に添付する文書又はその容器若しく する場合)
は被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2008:2018「家庭用熱療する項目に適合することを 法治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 医療機器は、使用者が操作する液体又は 適用
ガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられる
よう、設計及び製造されていなければならない。

４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性
が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。
一 物理的及び人間工学的特性に関連し 適用た傷害の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
20. 安定性及び機械的危険
21. 機械的強度

二 医療機器の意図された使用目的にお 適用
ける人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書
JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
15. 耐湿性等
三 通常の状態で使用中に接触する可能 適用性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書

四 通常の使用条件の下で、曝露された 適用物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書

五 プログラムと当該プログラムの実行 適用( 他の 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
環境との間で発生しうる干渉に関連す プログラム スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる危険性と併用する いることを示す。
の適用」
場合）認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
19. 異常運転
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危 適用
険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造七 検体を誤認する危険性

不適用

八 研究又は治療のために通常使用され 適用
る他の医療機器又は体外診断用医薬品

検体を取り扱う機器ではない。
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ

と相互干渉する危険性いることを示す。

の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書
九 保守又は較正が不可能な場合、使用 適用
材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障 適用
状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発
誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

６ 医療機器は、意図する性能を発揮するた 適用
めに必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
19. 異常運転
30. 耐熱性及び耐火性認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
23. 内部配線
28. ねじ及び接続
７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処 適用
理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書(測定又は診断機能に対する配慮)

第十条 測定機能を有する医療機器及び診 適用( 該当
断用医療機器(専ら疾病の診断に使用され する場合)ることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有す
るよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等
によって示されなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的 不適用
方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなけ
ればならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。

分析機器等ではない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物 不適用質の使用に依存している場合、これらの較
正器又は標準物質に割り当てられている
値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方
法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。

分析機器等ではない。

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.1 性能5.2 構造４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ応じ、人間工学的な観点から設計されなけいることを示す。
の適用」
ればならない。
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書
５ 数値で表現された値については、可能な 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
限り標準化された一般的な単位を使用し、 する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
医療機器の使用者に理解されるものでないることを示す。
の適用」
ければならない。
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書(放射線に対する防御)第十一条 医療機器(分析機器等を除く。) 不適用
は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同

放射線を照射する機器ではない。

じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可
能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。
２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、 不適用測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線
被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器の放射線出力について、医療上 不適用
その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。
当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水 不適用
準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備
していなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及 不適用
び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は 不適用
散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明 不適用
書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法
並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなけ
ればならない。

放射線を照射する機器ではない。

８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理 不適用
的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及
びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければ電離放射線を照射する機器ではない。

ならない。
９ 電離放射線を照射する診断用医療機器 不適用は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成する
ため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

１０ 電離放射線を照射する治療用医療機 不適用器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビー
ムのエネルギー分布を確実にモニタリン
グし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

(プログラムを用いた医療機器に対する配慮)
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医 適用
療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)
は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、シス
テムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ プログラムを用いた医療機器について 適用
は、最新の技術に基づく開発のライフサイ
クル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
19. 異常運転認知された規格に適合する JIS T 2304:｢医療機器ソフトウ
ことを示す。
ェア－ソフトウェアライフサ
イクルプロセス｣(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮)
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医 適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
療機器に一つでも故障が発生した場合、当スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
該故障から生じる可能性がある危険性を、いることを示す。
の適用」
合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられて認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭いなければならない。
項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
19. 異常運転
２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供 する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ給状況を判別する手段が講じられていないることを示す。
の適用」
ければならない。

３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスに直接影響を及ぼす場合、停電による電力 する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ供給不能を知らせる警報システムが内蔵いることを示す。
の適用」
されていなければならない。
４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ 不適用
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。

臨床パラメータをモニタする機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用環境において、 適用
当該医療機器又は他の製品の作動を損な
うおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された基準に適合する 電気用品の技術上の基準を定ことを示す。
める省令の解釈の全部改正について 別表第十二 国際規格等に準拠した基準 表２．雑音の 強 さ に 関 す る 基 準
J55014-1(H27)（20130605 商局
第 3 号:平成 25 年 7 月 1 日）

６ 医療機器は、意図された方法で操作でき 適用るために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基 適用
づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」(機械的危険性に対する配慮)認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造5.3 電気機器としての安全性
JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
6. 分類
8. 充電部への接近に対する保護
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
15. 耐湿性等
16. 漏えい電流及び耐電圧
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護19. 異常運転
23. 内部配線
29. 空間距離、沿面距離及び固体絶縁第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性 適用
及び可動部分に関連する機械的危険性か
ら、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-211:2018「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
20. 安定性及び機械的危険
21. 機械的強度

２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険 不適用性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる振動抑制のための技術進歩や既存の技いることを示す。
の適用」
術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。
４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の 適用( 該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合)
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる雑音抑制のための技術進歩や既存の技いることを示す。
の適用」
術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えるよう設計
及び製造されていなければならない。
５ 使用者又は第三者が操作しなければな 適用
らない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続す 適用ることが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計
及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子
７ 医療機器のうち容易に触れることので 適用
きる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-211:2018「家庭項目に適合することを示す。 用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-211 部:家庭用
熱療法治療器の個別要求事項」
11. 温度上昇(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮)
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供 適用給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不 適用
適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー
源又は物質の供給源からの危険量のエネ
ルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能 適用が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場
合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できる
ものでなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.1 性能認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
5.1 性能5.2 構造認知された規格の該当する JIS T 2008:2018「家庭用熱療項目に適合することを示す。 法治療器」
7 表示及び取扱説明書(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮)
第十六条 一般使用者が使用することを意 適用図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段
並びに通常生じ得る使用者の技術及び環認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2008:2018「家庭用熱療する項目に適合することを 法治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書

境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。
２ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。

医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2008:2018「家庭用熱療する項目に適合することを 法治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器については、合理的に実行可能な
限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2008:2018「家庭用熱療する項目に適合することを 法治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(添付文書等による使用者への情報提供)
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製 適用造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者
名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2008:2018「家庭用熱療する項目に適合することを 法治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(性能評価及び臨床試験)
第十八条 医療機器の性能評価を行うため 適用に収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売認証申請
ータが収集されたことを示 について 第 2 の 1 別紙（薬食す。
発 1120 第 8 号:平成 26 年 11 月
20 日）

２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施 不適用の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。

臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定める 適用( 該当
もののほか、医療機器の製造販売後の調査 する場合)
及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基 適用準に関する省令(平成十六年厚生労働省令
第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータ
その他の記録により継続的に評価されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売後の調査ータが収集されたことを示 及び試験の実施の基準に関すす。
る省令（平成 17 年厚生労働省
令第 38 号）
認知された規格に従って実 医薬品、医薬部外品、化粧品、施されることを示す。
医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令（平成 16 年厚生労働省令第 135 号）

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表第３の 823
基本要件適合性チェックリスト（血管造影用カテーテル等基準）
第一章 一般的要求事項
基本要件

当該機器への適用･不適用（設計）
第一条 医療機器（専ら動物のために使用さ 適用れることが目的とされているものを除く。
以下同じ。
）は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者（当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。
）及び第三者（当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。
）の安全や健康を害すことがないよ
う、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。
（リスクマネジメント）
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造 適用
販売業者又は製造業者（以下「製造販売業
者等」という。
）は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。
二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。
三 前号に基づく危険性の除去を行った

適合の方法

特定文書の確認

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

後に残存する危険性を適切な防護手段（警報装置を含む。
）により、合理的に実行可能な限り低減すること。
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。
（医療機器の性能及び機能）第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図 適用する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。
（製品の有効期間又は耐用期間）
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器 適用の製品の有効期間又は耐用期間内において
当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。
（輸送及び保管等）
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示 適用
及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。

（医療機器の有効性）
第六条 医療機器の既知又は予測することが 適用
できる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
リスク分析を行い、便益性を JIS T 14971:「医療機器－リス検証する。
クマネジメントの医療機器への適用」
便益性を検証するために、認 JIS T 3268:2018「単回使用滅知された規格の該当する項 菌済み血管内カテーテル」
目に適合することを示す。 5.2 エックス線不透過性
5.3 ハブ
5.4 破断強度
5.5 カテーテルの患者側（先）端及び側孔5.6 腐食抵抗性
5.7 気密性
5.8 耐圧性（カテーテルに耐圧性がある場合）5.9 持続注入用カテーテル（持続注入用カテーテルの場合）
5.10 バルーンカテーテル（バルーンカテーテルである場合）
5.11 スネアカテーテル（スネアカテーテルの場合）構成品が該当する場合
5.12 構成品

第二章 設計及び製造要求事項（医療機器の化学的特性等）
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。
一 毒性及び可燃性
適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 3268:2018「単回使用滅項目に適合することを示す。 菌済み血管内カテーテル」
6 生物学的安全性

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液 適用との間の適合性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 3268:2018「単回使用滅項目に適合することを示す。 菌済み血管内カテーテル」
6 生物学的安全性

三 硬度、摩耗及び疲労度等

適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 3268:2018「単回使用滅項目に適合することを示す。 菌済み血管内カテーテル」
5.2 エックス線不透過性
5.3 ハブ
5.4 破断強度
5.5 カテーテルの患者側（先）端及び側孔5.6 腐食抵抗性
5.7 気密性
5.8 耐圧性（カテーテルに耐圧性がある場合）5.9 持続注入用カテーテル（持続注入用カテーテルの場合）
5.10 バルーンカテーテル（バルーンカテーテルである場合）
5.11 スネアカテーテル（スネアカテーテルの場合）構成品が該当する場合
5.12 構成品

２ 分析機器等（専ら疾病の診断に使用され 不適用
ることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのない

分析機器等ではない。

ものをいう。以下同じ。
）は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物（生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。
）との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。
３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該 適用
医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者
及び患者に対して汚染物質及び残留物質（以下「汚染物質等」という。
）が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間
及び接触頻度について注意が払われていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該 適用
医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医 適用（該当
療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連 する場合）
する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

５ 医療機器がある物質を必須な要素とし 不適用て含有し、当該物質が単独で用いられる場
合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器（当該物質を含む。
）の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。

医薬品を含有する機器ではない。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は 適用
漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計
及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその 適用目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する
危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行
可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」（微生物汚染等の防止）
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造認知された規格の該当する JIS T 3268:2018「単回使用滅項目に適合することを示す。 菌済み血管内カテーテル」
6 生物学的安全性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 3268:2018「単回使用滅項目に適合することを示す。 菌済み血管内カテーテル」
6 生物学的安全性

工程は、患者、使用者及び第三者（当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。
）
に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
適用

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）

二 必要に応じ、使用中の医療機器から 不適用の微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。

微生物を封入した機器ではない。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三 適用者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）

２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組 適用（該当 認知された基準に適合する 生物由来原料基準（平成 15 年
織、細胞及び物質（以下「動物由来組織等」 する成分を ことを示す。
厚生労働省告示第 210 号）という。
）は、当該動物由来組織等の使用 含む場合）
目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組 不適用
織、細胞及び物質（以下「ヒト由来組織等」という。
）は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者
等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込ま 不適用れた微生物由来組織等（微生物由来の細胞及び物質をいう。
）の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、
ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウ
イルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

５ 特別な微生物学的状態にあることを表 不適用示した医療機器は、販売時及び製造販売業
者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物
学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。

特別な微生物学的状態にある機器ではない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使 適用用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 3268:2018「単回使用滅項目に適合することを示す。 菌済み血管内カテーテル」
7 無菌性の保証

７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にある 適用ことを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。

認知された規格の該当する JIS T 3268:2018「単回使用滅項目に適合することを示す。 菌済み血管内カテーテル」
7 無菌性の保証

８ 滅菌を施さなければならない医療機器 適用は、適切に管理された状態で製造されなけ
ればならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）

認知された基準の該当する 滅菌バリデーション基準の改項目に適合することを示す。 正について（薬生監麻発 0215
第 13 号:平成 29 年 2 月 15 日）

認知された基準の該当する 滅菌バリデーション基準の改項目に適合することを示す。 正について（薬生監麻発 0215
第 13 号:平成 29 年 2 月 15 日）

９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器 不適用の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。
この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。

使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。

１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌 不適用の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。

滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。

（使用環境に対する配慮）
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診 適用（該当 認知された規格に従ってリ
断用医薬品その他の装置等と併用される する場合） スク管理が計画・実施されて場合は、当該医療機器と当該装置等が安全いることを示す。
に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。

JIS T 14971:「医療機器－リス
クマネジメントの医療機器への適用」（機器が医用電気システムとなる場合）
JIS T 0601-1:「医用電気機器－第 1 部:基礎安全及び基本性
能に関する一般要求事項」

２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
機器に添付する文書又はその容器若しく する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へは被包（第十七条において「添付文書等」
いることを示す。
の適用」という。
）に記載されていなければならない。
認知された基準の該当する 医療機器の添付文書の記載要項目に適合することを示す。 領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）認知された規格の該当する JIS T 3268:2018「単回使用滅項目に適合することを示す。 菌済み血管内カテーテル」
9 表示
３ 医療機器は、使用者が操作する液体又は 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
ガスの移送のための接続部又は機械的に する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ結合される接続部について、不適切な接続いることを示す。
の適用」
から生じる危険性を最小限に抑えられる
よう、設計及び製造されていなければならない。
４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者（医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。
）に生じる次の各号に掲げる危険性
が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。
一 物理的及び人間工学的特性に関連し 適用た傷害の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

二 医療機器の意図された使用目的にお 適用
ける人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

三 通常の状態で使用中に接触する可能 適用性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

四 通常の使用条件の下で、曝露された 適用物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

五 プログラムと当該プログラムの実行 不適用
環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性プログラムを用いた機器ではない。

六 物質が偶然に医療機器に侵入する危 適用
険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

七 検体を誤認する危険性

検体を取り扱う機器ではない。

不適用

八 研究又は治療のために通常使用され 適用
る他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

九 保守又は較正が不可能な場合、使用 不適用
材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性

保守又は較正が必要な機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障 不適用状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発
誘因物質とともに使用される（これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。
）ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。

通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。

６ 医療機器は、意図する性能を発揮するた 不適用
めに必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなけ
ればならない。

保守又は較正が必要な機器ではない。

７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処 適用
理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

（測定又は診断機能に対する配慮）
第十条 測定機能を有する医療機器及び診 不適用
断用医療機器（専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。
）は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有す
るよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等
によって示されなければならない。

測定機能を有する医療機器
及び診断用医療機器ではない。

２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的 不適用
方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなけ
ればならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度（反復性及び再現性を含む。
）並びに既知の干渉
要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。

分析機器等ではない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物 不適用質の使用に依存している場合、これらの較
正器又は標準物質に割り当てられている
値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方
法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。

分析機器等ではない。

４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装 不適用
置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなけ
ればならない。

測定機能を有する医療機器
及び診断用医療機器ではない。

５ 数値で表現された値については、可能な 不適用
限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。

測定機能を有する医療機器
及び診断用医療機器ではない。

（放射線に対する防御）第十一条 医療機器（分析機器等を除く。
） 不適用
は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者（医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。
）への放射線被曝が、合理的に実行可
能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、 不適用測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者（分析機器等の使用に当たって放射線分析機器等ではない。

被曝の危険性がある者に限る。
）への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。
３ 医療機器の放射線出力について、医療上 不適用
その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。
当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水 不適用
準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備
していなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及 不適用
び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は 不適用
散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。

放射線を照射する機器ではない。

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明 不適用
書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法
並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなけ
ればならない。

放射線を照射する機器ではない。

８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理 不適用
的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及
びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

９ 電離放射線を照射する診断用医療機器 不適用は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成する
ため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

１０ 電離放射線を照射する治療用医療機 不適用器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビー
ムのエネルギー分布を確実にモニタリン
グし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

（プログラムを用いた医療機器に対する配慮）
第十二条 プログラムを用いた医療機器（医 不適用
療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。
）
は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、シス
テムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。

プログラムを用いた機器ではない。

２ プログラムを用いた医療機器について 不適用
は、最新の技術に基づく開発のライフサイ
クル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。

プログラムを用いた機器ではない。

（能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮）
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医 不適用
能動型医療機器ではない。
療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。
２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患 不適用者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていな
ければならない。

内部電源を有する機器ではない。

３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全 不適用に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。

外部電源に接続する機器ではない。

４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ 不適用
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。

臨床パラメータをモニタする機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用環境において、 適用（医用 認知された規格の該当する JIS T 0601-1-2:「医用電気機
当該医療機器又は他の製品の作動を損な 電気機器と 項目に適合することを示す。 器―第 1－2 部：基礎安全及びうおそれのある電磁的干渉の発生リスク 接続する場
基本性能に関する一般要求事

を合理的に実行可能な限り低減するよう、 合）設計及び製造されていなければならない。

項―副通則：電磁妨害―要求事
項及び試験」

６ 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。

適用（医用 認知された規格の該当する JIS T 0601-1-2:「医用電気機
電気機器と 項目に適合することを示す。 器―第 1－2 部：基礎安全及び接続する場
基本性能に関する一般要求事
合）項―副通則：電磁妨害―要求事
項及び試験」

７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者（医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。
）が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。

適用（医用 認知された規格の該当する JIS T 0601-1:「医用電気機器
電気機器と 項目に適合することを示す。 －第 1 部:基礎安全及び基本性
接続する場
能に関する一般要求事項」
合）（機械的危険性に対する配慮）
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性 不適用及び可動部分に関連する機械的危険性か
ら、患者、使用者及び第三者（医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。
）を防護するよう設計及び製造されていなければならない。

動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。

２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険 不適用性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の 不適用一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。

振動を発生する機器ではない。

４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の 不適用一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えるよう設計
及び製造されていなければならない。

雑音を発生する機器ではない。

５ 使用者又は第三者が操作しなければな 適用（医用 認知された規格の該当する JIS T 0601-1:「医用電気機器
らない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧 電気機器と 項目に適合することを示す。 －第 1 部:基礎安全及び基本性

式のエネルギー源に接続する端末及び接 接続する場
続部は、可能性のある全ての危険性が最小 合）限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。

能に関する一般要求事項」

６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続す 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスることが意図されている特定部分の誤接 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ続の危険性について、合理的に実行可能ないることを示す。
の適用」
限り最も低い水準に抑えられるよう設計
及び製造されていなければならない。
７ 医療機器のうち容易に触れることのできる部分（意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。
）及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。

適用（医用 認知された規格の該当する JIS T 0601-1:「医用電気機器
電気機器と 項目に適合することを示す。 －第 1 部:基礎安全及び基本性
接続する場
能に関する一般要求事項」
合）（エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮）
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供 不適用
給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。

エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不 不適用
適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー
源又は物質の供給源からの危険量のエネ
ルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていな
ければならない。

エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。

３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能 不適用が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場
合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者（医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。
）にとって、容易に理解できる
ものでなければならない。

エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。

（一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮）
第十六条 一般使用者が使用することを意 不適用
図した医療機器（医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。
）は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段
並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

２ 一般使用者が使用することを意図した 不適用
医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用（検体を使用する当該医療機器に限る。
）及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

３ 一般使用者が使用することを意図した 不適用
医療機器については、合理的に実行可能な
限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。

一般使用者が使用することを意図した機器ではない。

（添付文書等による使用者への情報提供）
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製 適用造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者
名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された基準に適合する 医療機器の添付文書の記載要ことを示す。
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）認知された規格の該当する JIS T 3268:2018「単回使用滅項目に適合することを示す。 菌済み血管内カテーテル」
9 表示（性能評価及び臨床試験）
第十八条 医療機器の性能評価を行うため 適用に収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売認証申請
ータが収集されたことを示 について 第 2 の 1 別紙（薬食す。
発 1120 第 8 号:平成 26 年 11 月
20 日）

２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施 不適用の基準に関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十六号）に従って実行されなければならない。

臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定める 適用（該当 認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売後の調査
もののほか、医療機器の製造販売後の調査 する場合） ータが収集されたことを示 及び試験の実施の基準に関す及び試験の実施の基準に関する省令（平成す。
る省令（平成 17 年厚生労働省
十七年厚生労働省令第三十八号）及び医薬令第 38 号）
品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基 適用認知された基準に従って実 医薬品、医薬部外品、化粧品、準に関する省令（平成十六年厚生労働省令
施されることを示す。
医療機器及び再生医療等製品
第百三十五号）に基づき、当該医療機器にの製造販売後安全管理の基準応じて必要とされる試験成績及びデータに関する省令（平成 16 年厚生その他の記録により継続的に評価されな
労働省令第 135 号）
ければならない。

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表第 3 の 937
基本要件適合性チェックリスト（家庭用炭素弧光灯治療器基準）第一章 一般的要求事項
基本要件

当該機器への適用･不適用(設計)
第一条 医療機器(専ら動物のために使用さ 適用れることが目的とされているものを除く。
以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよ
う、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。
(リスクマネジメント)
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造 適用
販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。
二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。
三 前号に基づく危険性の除去を行った

適合の方法

特定文書の確認

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。
(医療機器の性能及び機能)第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図 適用する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。
(製品の有効期間又は耐用期間)
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器 適用の製品の有効期間又は耐用期間内において
当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。
(輸送及び保管等)第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示 適用
及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。

(医療機器の有効性)
第六条 医療機器の既知又は予測することが 適用
できる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

要求項目を包含する認知さ 医療機器及び体外診断用医薬れた基準に適合することを 品の製造管理及び品質管理の示す。
基準に関する省令（平成 16 年
厚生労働省令第 169 号）
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
リスク分析を行い、便益性を JIS T 14971:「医療機器－リス検証する。
クマネジメントの医療機器への適用」
便益性を検証するために、認 JIS T 2001:2018「家庭用光線知された規格の該当する項 治療器」
目に適合することを示す。 5.1 性能

第二章 設計及び製造要求事項(医療機器の化学的特性等)
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。
一 毒性及び可燃性
適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
30. 耐熱性及び耐火性
JIS T 2001:2018「家庭用光線治療器」
5.2 構造

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液 適用との間の適合性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

三 硬度、摩耗及び疲労度等認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

適用認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
22. 構造２ 分析機器等(専ら疾病の診断に使用され 不適用
ることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該 適用
医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者
及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていな
ければならない。
４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該 不適用
医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連 不適用する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。

通常の使用手順の中で各種材料、物質及びガスと同時に使用することを意図した機器ではない。

５ 医療機器がある物質を必須な要素とし 不適用て含有し、当該物質が単独で用いられる場
合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。

医薬品を含有する機器ではない。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は 適用
漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計
及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその 適用目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する
危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行
可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

医薬品の投与を意図した機器ではない。

認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造(微生物汚染等の防止)
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造
工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)
に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
適用

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書
二 必要に応じ、使用中の医療機器から 不適用の微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。

微生物を封入した機器ではない。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三 適用者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組 不適用
織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者
等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイ
ルスその他の感染性病原体対策のため、妥
当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

らの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。
４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込ま 不適用れた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、
ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウ
イルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。

微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。

５ 特別な微生物学的状態にあることを表 不適用示した医療機器は、販売時及び製造販売業
者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物
学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。

特別な微生物学的状態にある機器ではない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使 不適用用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。

滅菌状態で出荷される機器ではない。

７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にある 不適用
ことを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。

滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。

８ 滅菌を施さなければならない医療機器 不適用は、適切に管理された状態で製造されなけ
ればならない。
９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器 不適用

滅菌を施さなければならない機器ではない。

の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。
この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。

使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。

１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌 不適用の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。

滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。

(使用環境に対する配慮)
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
断用医薬品その他の装置等と併用される する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ場合は、当該医療機器と当該装置等が安全いることを示す。
の適用」に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれ認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線ないようにしなければならない。
項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書
２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
機器に添付する文書又はその容器若しく する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へは被包(第十七条において「添付文書等」
いることを示す。
の適用」という。)に記載されていなければならない。
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）
３ 医療機器は、使用者が操作する液体又は 適用
ガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられる
よう、設計及び製造されていなければならない。

４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性
が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。
一 物理的及び人間工学的特性に関連し 適用た傷害の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造5.3 電気機器としての安全性
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
11. 温度上昇
20. 安定性及び機械的危険
21. 機械的強度
二 医療機器の意図された使用目的にお 適用
ける人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造7 表示及び取扱説明書
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
11. 温度上昇
15. 耐湿性

三 通常の状態で使用中に接触する可能 適用性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

四 通常の使用条件の下で、曝露された 適用物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

五 プログラムと当該プログラムの実行 適用（他の 認知された規格に従ってリ
環境との間で発生しうる干渉に関連す プログラム スク管理が計画・実施されてる危険性と併用する いることを示す。
場合）認知された規格の該当する

JIS T 14971:「医療機器－リス
クマネジメントの医療機器への適用」
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
19. 異常運転
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危 適用
険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
22. 構造七 検体を誤認する危険性

不適用

八 研究又は治療のために通常使用され 適用
る他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性

検体を取り扱う機器ではない。
認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

九 保守又は較正が不可能な場合、使用 適用
材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障 適用
状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発
誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造5.3 電気機器としての安全性
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」

11. 温度上昇
19. 異常運転
30. 耐熱性及び耐火性
６ 医療機器は、意図する性能を発揮するた 適用
めに必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
23. 内部配線
28. ねじ及び接続

７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処 適用
理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書(測定又は診断機能に対する配慮)
第十条 測定機能を有する医療機器及び診 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
断用医療機器(専ら疾病の診断に使用され する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へることが目的とされている医療機器をいいることを示す。
の適用」
う。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づい認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線て、十分な正確性、精度及び安定性を有す
項目に適合することを示す。 治療器」
るよう、設計及び製造されていなければな
5.1 性能らない。正確性の限界は、製造販売業者等
5.2 構造によって示されなければならない。
２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的 不適用
方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなけ
ればならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。

分析機器等ではない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物 不適用質の使用に依存している場合、これらの較
正器又は標準物質に割り当てられている
値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方
法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。

分析機器等ではない。

４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ応じ、人間工学的な観点から設計されなけいることを示す。
の適用」
ればならない。
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造7 表示及び取扱説明書
５ 数値で表現された値については、可能な 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
限り標準化された一般的な単位を使用し、 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
医療機器の使用者に理解されるものでないることを示す。
の適用」
ければならない。
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造7 表示及び取扱説明書(放射線に対する防御)第十一条 医療機器(分析機器等を除く。) 適用
は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可
能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、 不適用測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線
被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器の放射線出力について、医療上 適用
その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。
当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。

項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水 適用
準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備
していなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及 不適用
び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。

分析機器等ではない。

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は 適用
散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明 適用
書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法
並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなけ
ればならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理 不適用
的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及
びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければ電離放射線を照射する機器ではない。

認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
32 放射線，毒性その他これに類する危険性ならない。
９ 電離放射線を照射する診断用医療機器 不適用は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成する
ため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

１０ 電離放射線を照射する治療用医療機 不適用器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビー
ムのエネルギー分布を確実にモニタリン
グし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。

電離放射線を照射する機器ではない。

(プログラムを用いた医療機器に対する配慮)
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
療機器プログラム又はこれを記録した記 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)
いることを示す。
の適用」
は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用計されていなければならない。また、シス項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器のテムに一つでも故障が発生した場合、当該安全性－第 2－27 部:紫外線及故障から生じる可能性がある危険性を、合び赤外線による皮膚照射用装
理的に実行可能な限り除去又は低減でき
置の個別要求事項」
るよう、適切な手段が講じられていなけれ
19. 異常運転ばならない。
２ プログラムを用いた医療機器について 適用（該当 認知された規格に従ってリは、最新の技術に基づく開発のライフサイ する場合） スク管理が計画・実施されて
クル、リスクマネジメント並びに当該医療いることを示す。
機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能に認知された規格に適合する
ついての検証が実施されていなければなことを示す。
らない。

JIS T 14971:「医療機器－リス
クマネジメントの医療機器への適用」
JIS T 2304:｢医療機器ソフトウ
ェア－ソフトウェアライフサ
イクルプロセス｣(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮)
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医 適用認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
療機器に一つでも故障が発生した場合、当スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ
該故障から生じる可能性がある危険性を、いることを示す。
の適用」
合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられて認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用いなければならない。
項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
19. 異常運転
２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ給状況を判別する手段が講じられていないることを示す。
の適用」
ければならない。

３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスに直接影響を及ぼす場合、停電による電力 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ供給不能を知らせる警報システムが内蔵いることを示す。
の適用」
されていなければならない。
４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ 不適用
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。

臨床パラメータをモニタする機器ではない。

５ 医療機器は、通常の使用環境において、 適用
当該医療機器又は他の製品の作動を損な
うおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された基準に適合する 電気用品の技術上の基準を定ことを示す。
める省令の解釈の全部改正について 別表第十二 国際規格等に準拠した基準 表２．雑音の 強 さ に 関 す る 基 準
J55014-1(H27)（20130605 商局
第 3 号:平成 25 年 7 月 1 日）

６ 医療機器は、意図された方法で操作でき 適用るために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基 適用
づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」(機械的危険性に対する配慮)認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.3 電気機器としての安全性
JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
6. 分類
8. 充電部への接近に対する保護
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
15. 耐湿性
16. 漏えい電流及び耐電圧
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護19. 異常運転
22. 構造23. 内部配線
29. 空間距離、沿面距離及び固体絶縁第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性 適用
及び可動部分に関連する機械的危険性か
ら、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
20. 安定性及び機械的危険
21. 機械的強度

２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険 不適用性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。

分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる振動抑制のための技術進歩や既存の技いることを示す。
の適用」
術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。
４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス一つである場合を除き、特に発生源におけ する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へる雑音抑制のための技術進歩や既存の技いることを示す。
の適用」
術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可
能な限り最も低い水準に抑えるよう設計
及び製造されていなければならない。
５ 使用者又は第三者が操作しなければな 適用
らない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.2 構造JIS C 9335-2-27:2005「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とうコード

26. 外部導体用端子
６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続す 適用（該当 認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リスることが意図されている特定部分の誤接 する場合） スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へ続の危険性について、合理的に実行可能ないることを示す。
の適用」
限り最も低い水準に抑えられるよう設計
及び製造されていなければならない。
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
25. 電源接続及び外部可とう
コード26. 外部導体用端子
７ 医療機器のうち容易に触れることので 適用
きる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格の該当する JIS C 9335-2-27:2005「家庭用項目に適合することを示す。 及びこれに類する電気機器の安全性－第 2－27 部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項」
11. 温度上昇(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮)
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供 適用給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不 適用
適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー
源又は物質の供給源からの危険量のエネ
ルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていな
ければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能 適用が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場
合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造5.3 電気機器としての安全性認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
5.1 性能5.2 構造5.3 電気機器としての安全性認知された規格の該当する JIS T 2001:2018「家庭用光線項目に適合することを示す。 治療器」
7 表示及び取扱説明書

者も含む。)にとって、容易に理解できる
ものでなければならない。
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮)
第十六条 一般使用者が使用することを意 適用図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段
並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

２ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」

認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
5.2 構造7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

３ 一般使用者が使用することを意図した 適用
医療機器については、合理的に実行可能な
限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(添付文書等による使用者への情報提供)
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製 適用造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者
名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。

認知された規格に従ってリ JIS T 14971:「医療機器－リス
スク管理が計画・実施されて クマネジメントの医療機器へいることを示す。
の適用」
認知された規格・基準の該当 JIS T 2001:2018「家庭用光線する項目に適合することを 治療器」示す。
7 表示及び取扱説明書
医療機器の添付文書の記載要
領の改正について（薬食発1002
第 8 号:平成 26 年 10 月 2 日）

(性能評価及び臨床試験)
第十八条 医療機器の性能評価を行うため 適用に収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。

認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売認証申請
ータが収集されたことを示 について 第 2 の 1 別紙（薬食す。
発 1120 第 8 号:平成 26 年 11 月
20 日）

２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施 不適用の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。

臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定める 適用（該当 認知された基準に従ってデ 医療機器の製造販売後の調査
もののほか、医療機器の製造販売後の調査 する場合） ータが収集されたことを示 及び試験の実施の基準に関す及び試験の実施の基準に関する省令(平成す。
る省令（平成 17 年厚生労働省
十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬令第 38 号）
品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基 適用認知された規格に従って実 医薬品、医薬部外品、化粧品、準に関する省令(平成十六年厚生労働省令
施されることを示す。
医療機器及び再生医療等製品
第百三十五号)に基づき、当該医療機器にの製造販売後安全管理の基準応じて必要とされる試験成績及びデータに関する省令（平成 16 年厚生その他の記録により継続的に評価されな
労働省令第 135 号）
ければならない。