インジケータ外付け式スナップメータ
安全に関する注意
商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上のJ注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全

6

2

7

3

8

9

4

1

[2]
(1)

10

本製品は、「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。
本製品やその技術を海外移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

Die nachfolgend beschriebenen Produkte, Technologien oder SoftwareProgramme unterliegen möglicherweise nationalen, internationalen oderjapanischen Exportbestimmungen. Der direkte oder indirekte Export
dieser Güter ohne Genehmigung der zuständigen Behörden kann daher
gegen die Exportbestimmungen und geltenden Gesetze verstoßen.

Los bienes, las tecnologías y el software aquí descritos pueden estar sujetos acontroles nacionales o internacionales o a controles japoneses de exportación.
La exportación directa o indirecta de dichos productos sin la autorización debida por parte de las autoridades competentes puede significar un incumplimiento de la normativa de los controles de exportación y de la ley.

本器の測定面は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよ
う、取り扱いには十分気を付けてください。

Die Messflächen sind scharfkantig – Vorsicht bei der Handhabung,Verletzungsgefahr!

El borde de las puntas de contacto de este instrumento es afilado.
Maneje el instrumento con mucho cuidado para evitar lesiones.

(1)

(2)

[1] Bezeichnung und Funktion der einzelnen Bauteile

1. フレーム
2. スピンドル
3. アンビル
4. 押しボタン
5. クランプキャップ
6. リードナット
7. ワークストッパー：測定物を支持します。任意の位置に 6 角穴付
き止めねじ (M3) で固定します。
8. ダイヤルホルダ：指示器を取り付けます。
* 取り付け径：φ 8 + 0.015mm
09. クランプネジ：指示器を固定します。
10. 指示器：別売りです。要求精度、指示範囲など、測定スタイルに合わせ選択してください。

1. Bügel
2. Spindel
3. Amboss
4. Amboss-Rückzugtaste
5. Feststelleinrichtung
6. Messspindelmutter 7. Werkstückauflage: Auflage für das Werkstück; Werkstückauflage kann mit Innensechskantschrauben (M3) in beliebige Position gebracht werden
8. Messuhrhalter: Aufnahme der Messuhr.
+ 0,015+ 0,015*Spanndurchmesser: φ 8 0 mm (Ausführung mit metrischer Skale) / φ 9,53 0 		mm (Ausführung mit Zollskale)
9. Klemmschraube: zum Festspannen der Messuhr
10. Messuhr: Sonderzubehör; je nach Messaufgabe Messuhr mit der gewünschten
Genauigkeit wählen.

(1) 指示器のステム部をダイヤルホルダへ挿入します。
(2) クランプキャップをゆるめリードナットを回転させ、アンビル
作動範囲の中間付近（アンビルがフリーの状態から約 1mm 後退
した位置）が、指示器の指示範囲の中間付近になる様、指示器の挿入量を調整します。
(3) 調整された位置で、クランプネジを締め付け、指示器を固定します。
(4) 押しボタンを押し、指示器が正常に作動する事を確認します。

[2] Montaje del indicador de carátula

Vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass der Schaft der Messuhr nicht zu fest
eingespannt wird. Andernfalls kann es zu einer Funktionsstörung der Messuhr kommen.
(1) Den Schaft der Messuhr in den Messuhrhalter einsetzen.
(2) Feststelleinrichtung lösen und die Messspindelmutter drehen. Anschließend die
Einführtiefe des Messuhrschafts so einstellen, dass bei Rückzug des Ambosses um
die Hälfte (Position, an der der Amboss um ca. 1 mm aus seiner freien Stellung
zurückgezogen ist) der Zeiger der Messuhr etwa in der Mitte steht.
(3) Klemmschraube festziehen, um die Messuhr in dieser Position festzuspannen.
(4) Durch Drücken der Rückzugtaste prüfen, ob die Messuhr einwandfrei funktioniert.

重要

WICHTIG

リードナットの回転は重く設定されています。
(1) クランプキャップをゆるめリードナットを回転させて、基点合わせに用いるゲージがはさめる様になるまでスピンドルを後退させます。
(2) ゲージをスピンドルとアンビルの両測定面ではさみ、アンビル
作動範囲の中間付近になる様にリードナットを回転させてスピ
ンドルの位置を調節します。
(3) クランプキャップを締め、スピンドルを固定します。
(4) 押しボタンを何度か押し、指示器の値を安定させてから、指示器のゼロセット機能により、表示値をゼロセットします。

押しボタンを押して、測定面間に測定物を挿入し、基点合わせのときと同じ姿勢、条件で測定してください。

[5] 仕様• アンビルの作動範囲• 指示バラツキ• 測定力• 使用温度範囲• 保存温度範囲(4)

Die Abbildung zeigt, wie eine analoge Messuhr an das Passameter montiert wird. Es
können auch z. B. ABS DIGIMATIC Messuhren der Serie 543 montiert werden.

[3] Nullpunkteinstellung• 本器の基点合わせは、定期検査を受けている基点合わせ用のゲージ
ブロック、マイクロメータ基準棒、または測定物専用のマスターゲージをご使用ください。
• 基点合わせ前に、使用するゲージと本器の測定面をきれいに拭いてください。
• 基点合わせは測定時と同じ姿勢、条件で行ってください。

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp： 2mm： 0.4μm： 5 〜 10N
： 5°C 〜 40°C
： –10°C 〜 60°C

[1] Nombre y función de cada pieza[2] Anbringen der Messuhr

WICHTIG• Zum Einstellen des Nullpunkts an diesem Messgerät stets ein Endmaß, ein
Einstellnormal für Bügelmessschrauben oder eine spezielle Prüflehre für das
Werkstück verwenden (wobei die einzelnen Normale regelmäßig kontrolliert
werden müssen).
• Vor der Nullpunkteinstellung die Messflächen des verwendeten Einstellnormals
und des Messgeräts sauber wischen.
• Bei der Nullpunkteinstellung sind dieselbe Ausrichtung und dieselben Bedingungeneinzuhalten wie bei der Messung.

HINWEISDie Messspindelmutter nur so fest anziehen, dass sie sich noch ungehindert drehen
lässt.
(1) Die Feststelleinrichtung lösen, die Messspindelmutter drehen und dann die Spindel
so weit zurückziehen, dass das für die Nullpunkteinstellung verwendete Einstellnormal eingesetzt werden kann.
(2) Das Einstellnormal zwischen den Messflächen von Spindel und Amboss festhalten
und dann die Spindelposition durch Drehen der Messspindelmutter ungefähr in die
Mitte des Amboss-Rückzugsbereichs bringen.
(3) Die Feststelleinrichtung anziehen und so die Spindel fixieren.
(4) Rückzugtaste am Passameter mehrmals drücken, bis sich der Anzeigewert der
Messuhr stabilisiert hat. Dann den Anzeigewert der Messuhr mit der Nullpunkteinstellfunktion der Messuhr auf Null setzen.

[4] Messung
Die Amboss-Rückzugtaste drücken, das Werkstück zwischen die Messflächen bringen
und dann die Messung unter Einhaltung der gleichen Ausrichtung und der gleichen
Bedingungen wie bei der Nullpunkteinstellung durchführen.

[5] Technische Daten• Amboss-Rückzugbereich• Fehlergrenze• Messkraft• Betriebstemperatur• Lagerungstemperatur
Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

:
:
:
:
:

2mm (0,078″)
0,4µm (0,00002″)
5 bis 10N
5°C bis 40°C
–10°C bis 60°C

En la figura se muestra un ejemplo de montaje del indicador de carátula en este
instrumento Tambien es posible montar por ejemplo un Indicador Digimatic ABS serie 543.

IMPORTANTE

Tenga cuidado de no apretar el vástago del indicador excesivamente. El indicador
podría funcionar incorrectamente si el vástago se aprieta excesivamente.
(1) Introduzca el vástago del indicador en la sujeción del indicador de carátula.
(2) Afloje el mango de fijación del husillo y gire la tuerca de regulación del husillo.
Ajuste luego la profundidad de inserción del vástago del indicador de modo que elcentro del margen de retroceso del tope (posición a la que retrocede el tope aprox.
1mm de su estado suelto) se acerque al centro del intervalo de indicación delindicador de carátula.
(3) Apriete el tornillo de fijación para fijar el indicador de carátula a la posición ajustada.
(4) Presione el pulsador para comprobar que el indicador funcione correctamente.

[3] Ajuste del punto cero
IMPORTANTE• Para realizar el ajuste del punto cero de este instrumento, use el bloque calibrador suministrado para el ajuste del punto cero del micrómetro estándar, o loscalibradores maestros para la pieza (inspeccione cada dispositivo estándar periódicamente).
• Limpie las superficies de medición del indicador usado y el instrumento antes derealizar el ajuste del punto cero.
• Realice el ajuste del punto cero con la misma orientación y bajo las mismas
condiciones que para la medición.

NOTA
Observe que la tuerca de regulación del husillo está apretada para permitir su rotación.
(1) Afloje el mango de fijación del husillo, gire la tuerca de regulación del husillo yretroceda el husillo de modo que pueda introducirse el calibrador para el ajuste delpunto cero.
(2) Sujete el calibrador entre las superficies de medición del husillo y el tope, entonces
ajuste la posición del husillo de modo que llegue a la vecindad del centro en elintervalo del tope retractil girando la tuerca reguladora del husillo.
(3) Apriete el mango de fijación del husillo para fijar el husillo.
(4) Presione el botón de retracción unas veces para estabilizar el valor del indicador yluego fije a cero el valor indicado con la función de ajuste a cero del indicador de
carátula.

[4] Método de Medición
Presione el botón de retroceso del tope, introduzca la pieza entre las superficies demedición y ejecute la medición con la misma orientación y bajo las mismas condiciones
que las usadas para el ajuste del punto cero.

[5] Especificaciones• Intervalo de retroceso del tope 		• Desviación de la indicación			• Fuerza de medición 			• Temperatura operativa• Temperatura de almacenamiento
Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Passameter
Veiligheidsmaatregelen

Voor een veilig gebruik dient u de aanwijzingen en
specificaties in deze handleiding in acht te nemen.

Passamètre (Micromètre type calibre) avec comparateur en option
NL

Naleving van exportregels
De goederen, technologie of software hierin omschreven kunnen zijn
onderworpen aan Nationale of Internationale of Japanse exportregels.
Om direct of indirect deze producten te exporteren zonder goedkeuring
van de geschikte overheidsinstanties kan een overtreding zijn van deexportregels en de wet.
De uiteindes van het aambeeld en de spindel van dit instrument kunnen scherp zijn. Behandel dit instrument voorzichtg
WAARSCHUWING om verwondingen te voorkomen.

BELANGRIJK• No desarme el instrumento.
• No use ni guarde este instrumento en lugares con cambios bruscos de temperatura. Antes de usar el instrumento, estabilícelo térmicamente a la temperatura
ambiente.
• No guarde este instrumento en lugares en los que podría quedar expuesto a
polvo o humedad.
• Si este instrumento se usa en lugares en los que podría quedar expuesto a salpicaduras de refrigerante o similar, tome medidas anticorrosivas después de usarlo.
Si se permite la formación de corrosión, el instrumento sufrirá daños.
• No aplique fuerza excesiva sobre el instrumento ni lo deje caer.
• Para montar este instrumento sobre un soporte, fije la parte gruesa de la estructura.
Evite fijar partes distintas a las especificadas para no reducir la estabilidad demedición ni el paralelismo con la superficie de medición.
• Si el valor mostrado por el indicador excede el margen de indicación, no siga
avanzando el husillo. De lo contrario se producirán daños en el indicador de carátula.
• Antes de la medición, realice un ajuste del punto cero.

1. Arco2. Husillo
3. Tope
4. Botón de retroceso del tope
5. Mango de ajuste del husillo
6. Tuerca de fijación del husillo
7. Soporte de la pieza: Soporta la pieza. Fije este soporte de la pieza a una posición arbitraria
con los tornillos de ajuste de cabeza hueca hexagonal (M3).
8. Sujeción del indicador: Sujeta el indicador de dial:+ 0,015+ 0,015*Diámetro de sujeción: φ8 0 mm (modelo métrico) / φ9,53 0 mm (modelo
en pulgadas)
9. Tornillo de fijación: Fija el indicador de carátula.
10. Indicador de carátula: Disponible como opción. Seleccione la exactitud requerida,intervalo de indicación, etc. según el propósito de la medición.

[3] 基点合わせ[4] 測定方法(3)

WICHTIG[1] 各部の名称

重要PRECAUCIÓN

IMPORTANTE• Dieses Messgerät darf nicht zerlegt werden.
• Messgerät nicht an Orten mit abrupten Temperaturschwankungen lagern. Vor der
Verwendung des Messgeräts warten, bis eine thermische Stabilisierung in Bezug
auf die herrschende Raumtemperatur erfolgt ist• Messgerät nicht an Orten einsetzen, an denen es Staub oder Feuchtigkeit
ausgesetzt ist.
• Bei Verwendung des Messgeräts an Orten, an denen es Kühlmittelspritzern o.ä.
ausgesetzt ist, sind nach dem Gebrauch Korrosionsschutzmaßnahmen zu treffen.
Korrosion führt zu Schäden am Messgerät.
• Das Messgerät nicht fallen lassen und keinen übermäßigen Kräften aussetzen.
• Falls das Messgerät an einen Ständer montiert werden soll, muss es am dicken
Teil des Bügels festgespannt werden. Andernfalls ist die Parallelität der Messflächen nicht gewährleistet.
• Wenn der Anzeigewert der Messuhr den Anzeigebereich überschreitet, darf die
Spindel nicht weiter vorbewegt werden. Andernfalls wird die Messuhr beschädigt.
• Vor der Messung stets eine Nullpunkteinstellung vornehmen.

注記

[3]

VORSICHT• 分解はしないでください。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
• クーラントなどの飛沫が直接かかる場所で使用される場合は、使用後に防錆処理を行ってください。錆は故障の原因になります。
• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
• スタンドに取り付けて使用する場合は、フレームの肉厚部を締付けるようにしてください。所定以外の箇所を強く締め付けると、平行度や指示の安定度が悪くなることがあります。
• 指示器の指示値が指示範囲を超えてしまったら、それ以上スピン
ドルを前進させないでください。指示器の破損の原因となります。
• 測定前には必ず基点合せを行ってください。

指示器のステム部を必要以上に締めすぎないよう注意してください。
作動不良の原因になります。

(4)

EPara garantizar la seguridad del operador, use el instrumento
siguiendo las instrucciones y las especificaciones expuestas en este manualdel usuario.

海外移転に関するご注意[2] 指示器の取り付け(3)

Precauciones de seguridad

Nota sobre la ley de exportación

図は、指示器（ABS デジマチックインジケータ /543シリーズ）を取り付けた場合を示します。
(2)

D

Einhaltung der Exportkontrollbestimmungen

注意5

Sicherheitsmaßnahmen
Zur Gewährleistung der Bedienersicherheit verwenden Sie
das Gerät bitte ausschließlich in Übereinstimmung mit den in dieser
Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen und Spezifikationen.

Medidores para exteriores Pasa/No pasa con indicador

性を損なうおそれがあります。

重要

[1]

Passameter mit extern montierter Messuhr

User’s Manual
No.99MAA010M
SERIES No.523: 2mm (0,078″): 0.4µm (0,00002″): 5 a 10N
: 5°C a 40°C
: –10°C a 60°C

• Demonteer dit instrument niet.
• Gebruik of bewaar dit instrument niet op plaatsen waar de temperatuur abrupt
veranderd. Voordat u het instrument gebruikt moet de temperatuur hiervan gestabiliseerd zijn op de omgevingstemperatuur.
• Bewaar dit instrument niet op plaatsen waar het blootstaat aan stof of vocht.
• Als dit instrument gebruikt wordt op plaatsen waar het blootgesteld is aan (koel)
vloeistof moet u na het gebruik de nodige maatregelen nemen tegen corrosie.  Alser corrosie aan het instrument ontstaat zal het beschadigd raken.
• Oefen geen grote krachten op het instrument en/of laat het niet vallen.
• Om dit instrument op een standaard te monteren, klem het dikke gedeelte vande beugel in. Het inklemmen op andere plaatsen dan die aangegeven zijn moet
voorkomen worden om te vermijden dat de meetstabiliteit en paralleliteit van demeetvlakken verminderd wordt.
• Draai de spindel niet verder in als de wijzer buiten de verdeling op de wijzerplaat
komt. Anders kunt u de meetklok beschadigen.
• Stel altijd het nulpunt in voordat u gaat meten.

[1] Naam en functie van elk onderdeel
1. Beugel
2. Spindel
3. Aambeeld
4. Aambeeld terugtrekknop		
5. Spindelblokkering
6. Spindel verplaatsingsmoer
7. Werkstuk aanslag: Ondersteunt het werkstuk. Zet de aanslag op de gewenste hoogte
vast met inbusboutjes (M3).
8. Meetklokhouder: om de meetklok in te klemmen :*diameter klemming: φ8+0.015 mm (Metrisch model) / φ9.53+0.015 mm (Inch model)
9. Klemschroef: Klemt de meetklok in:
10. Meetklok: Optioneel beschikbaar. Selecteer de gewenste verdeling, etc, alnaar gelang het meetdoel.

[2] Het monteren van de meetklok
De figuur toont een voorbeeld van het monteren van deze meetklok op dit instrument. Het
is ook mogelijk om bijvoorbeeld een ABS Digimatic Indicator Series 543 te monteren.

BELANGRIJKVoorzichtig behandelen en de opspanschacht niet strakker opspannen dan nodig is.
De meetresultaten kunnen beïnvloed worden als de meetklok te strak is opgespannen.
(1) Plaats de meetklok in de meetklokhouder.
(2) Draai de spindelblokkering los en verdraai de spindel verplaatsingsmoer. plaatsnu de meetklok op de juiste positie (positie waar het aambeeld ongeveer 1 mm is
teruggetrokken) en de wijzer ongeveer het midden van het aanwijsbereik van demeetklok aangeeft.
(3) Draai de klemschroef aan om de meetklok vast te klemmen op de aangepaste
positie.
(4) Druk op de terugtrekknop om te controleren of de meetklok correct functioneert.

[3] Nulpunt instellen
BELANGRIJK• Om het nulpunt in te stellen van dit instrument, gebruik hiervoor een eindmaat ofeen instelmaat voor schroefmaten of gebruik een referentie van het werkstuk. (elkestandaard moet regelmatig gecontroleerd worden).
• Veeg de meetvlakken van de meter en het instrument schoon voordat u het
nulpunt gaat instellen.
• Voer het instellen van het nulpunt in dezelfde richting en condities uit als tijdens
de meting gebruikt wordt.

OPMERKINGLet erop dat de spindel verplaatsingsmoer vrij kan draaien.
(1) Draai de spindelblokkering los, draai de spindel verplaatsingsmoer en trek dan despindel los zodat de eindmaat die gebruikt wordt voor het nulpunt in te stellen erin
geplaatst kan worden.
(2) Houd de eindmaat tussen de meetvlakken van de spindel en het aambeeld, pas
dan de spilpositie aan zodat het in het midden van het aambeeld is en het bereik
ingesteld is. Dit d.m.v. de spindelmoer.
(3) Span de spindelblokkering aan om de spindel vast te zetten.
(4) Druk een aantal malen op de aanbeeld terugtrekknop om de meetklok te stabiliseren.
Druk daarna op de zero-knop, op de meetklok om de nulwaarde in te stellen.

[4] Meetmethode
Druk op de aambeeld terugtrekknop, plaats het werkstuk tussen de meetvlakken en voer
de meting uit in dezelfde richting en condities als tijdens het nulpunt instellen.

[5] Specificaties• Aambeeld terugtrekbereik			• Aanwijsafwijking			• Meetkracht			
• Gebruikstemperatuur• Opslagtemperatuur
Mitutoyo Corporationtot
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp: 2mm (.078″): 0.4µm (.00002″): 5 tot 10N: 5°C tot 40°C
: –10°C tot 60°C

Consignes de sécurité
Pour garantir la sécurité de l’opérateur, utilisez cet
instrument conformément aux directives et aux
spécifications contenues dans ce manuel de l’utilisateur.

F

Respect des prescriptions sur le contrôle des exportations
Les produits, les technologies ou le logiciel décrits ci-après peuvent fairel’objet de contrôles des exportations nationaux ou internationaux ou
japonais. Lors de l’exportation directe ou indirecte de ces marchandisessans l’autorisation des autorités compétentes il peut donc y avoir une
violation des régulations sur le contrôle des exportations et de la loi.
Les produits, les technologies ou le logiciel décrits ci-après
peuvent faire l’objet de contrôles des exportations nationaux ouinternationaux ou japonais.
ATTENTION Lors de l’exportation directe ou indirecte de ces marchandises sansl’autorisation des autorités compétentes il peut donc y avoir une
violation des régulations sur le contrôle des exportations et de la loi.

IMPORTANT• Ne démontez pas cet instrument.
• N’utilisez pas et ne stockez pas cet instrument dans des sites soumis à deschangements de température soudains. Avant l’utilisation, stabilisez thermiquement l’instrument pour qu’il soit à la température ambiante.
• Ne stockez pas cet instrument dans des sites où il peut être exposé à la poussière
ou à l’humidité.
• Si cet instrument est utilisé dans des sites où il peut être exposé à des projections
de liquide, etc., adoptez des mesures de prévention contre la corrosion après
l’utilisation. Si la corrosion s’est développée, l’instrument est endommagé.
• Veillez à ne pas exercer de force excessive sur cet instrument et à ne jamais lelaisser tomber.
• Pour monter cet instrument sur un support, serrez la partie épaisse du cadre. Lesparties de serrage autres que celles spécifiées doivent être évitées pour ne pas
réduire la stabilité de mesure et le parallélisme de la face de mesure.
• Si la valeur au cadran a dépassé la plage d’indication, n’avancez pas davantage
la broche. Sinon, il y a risque d’endommager le comparateur.
• Veillez à effectuer le réglage du point zéro avant la mesure.

[1] Désignation et fonction des divers éléments
1. Cadre
2. Broche
3. Touche
4. Bouton de rétraction de la touche
5. Molette de fixation de la broche 6. Ecrou d’avance de la broche
7. Butée de pièce : supporte la pièce. Fixez cette butée de pièce à une position arbitraire en
utilisant les vis sans tête à six pans creux (M3).
8. Support de l’indicateur : maintient le comparateur.
+ 0.015*Diamètre de maintien : φ8 0 mm (modèle métrique)/φ9,53 + 0.015
mm (modèle
0
en pouces)
9. Vis de serrage : Fixe le comparateur.
10. Comparateur : disponible en option. Sélectionnez la plage d’indication deprécison requise, etc., en fonction de l’objectif de mesure.

[2] Montage du comparateur
La figure montre un exemple de montage de comparateur sur cet instrument. C’est aussi
possible de monter par exemple un comparateur Digimatic Serie 543.

IMPORTANT
Faites attention à ne pas serrer le canon du comparateur plus que nécessaire. Le
comparateur peut mal fonctionner si le canon est serré de manière excessive.
(1) Insérez le canon du comparateur dans le support du comparateur.
(2) Desserrez la molette de fixation de la broche et tournez l’écrou d’avance de la broche.
Ensuite, réglez la profondeur d’insertion du canon du comparateur de sorte que
le centre de la plage de rétraction de la touche (position à laquelle la touche est
rétractée d’environ 1 mm) soit proche du centre dans la plage d’indication du comparateur.
(3) Serrez la vis de serrage pour bloquer le comparateur à la position réglée.
(4) Appuyez sur le bouton-poussoir pour vérifier que le comparateur fonctionne
correctement.

[3] Réglage du point zéro
IMPORTANT• Pour effectuer le réglage du point zéro de cet instrument, veillez à utiliser une caleétalon pour le réglage du point zéro, l’étalon de réglage du micromètre ou la pièceétalon (le réglage doit être vérifié périodiquement).
• Essuyez les faces de mesure de l’étalon utilisé et de l’instrument avant d’effectuer
le réglage du point zéro.
• Effectuez le réglage du point zéro dans la même orientation et dans les mêmes
conditions utilisées lors de la mesure.

REMARQUE
Remarquez que l’écrou d’avance de la broche est serré pour tourner.
(1) Desserrez la molette de fixation de la broche, tournez l’écrou d’avance de labroche, puis rétractez la broche de sorte que l’étalon utilisé pour le réglage dupoint zéro puisse être insérée.
(2) Positionnez l’étalon entre les faces de mesure, puis réglez la position de labroche de sorte que le zéro se trouve au centre de la broche de rétractation en
tournant l’écrou d’avance de la broche.
(3) Serrez la molette de fixation de la broche pour fixer la broche.
(4) Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour stabiliser la valeur indiquée sur lecomparateur et ensuite régler le zéro avec la fonction ajustement du zéro ducomparateur.

[4] Méthode de mesure
Appuyez sur le bouton de rétraction de la broche, insérez la pièce entre les faces demesure, puis effectuez la mesure dans la même orientation et dans les mêmes
conditions que celles utilisées lors du réglage du point zéro.

[5] Spécifications• Plage de rétraction de la broche• Déviation d’indication			• Force de mesure			• Température de fonctionnement• Température de stockage 			Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp: 2mm (0,078″): 0.4µm (0,00002″): 5 à 10N
: 5°C à 40°C
: –10°C à 60°C

Externally Mounted Indicator Type Snap Meters
Safety Precautions
To ensure operator safety, use this instrument in conformancewith the directions and specifications given in this User' Manual.

GB

Export Control Compliance
The goods, technologies or software described herein may be subject to
National or International, or Japanese Export Controls. To export directly or
indirectly such matter without due approval from the appropriate authorities may therefore be a breach of export control regulations and the law.

CAUTION

The edge of the contact point of this instrument is sharp. Handle theinstrument with great care to avoid injury.

IMPORTANT• Do not disassemble this instrument.
• Do not use and store this instrument at sites with abrupt temperature changes.
Prior to use, thermally stabilize the instrument to room temperature.
• Do not store this instrument at sites where it may be exposed to dust or moisture.
• If this instrument is used at sites where it may be exposed to splashes from a
coolant or the like, take corrosion prevention measures after use. If corrosions
permitted to develop, the instrument will be damaged.
• Do not apply excessive force to this instrument or drop it.
• To mount this instrument on a stand, clamp the thick portion of the frame. Clamping
portions other than those specified should be avoided to prevent measurement
stability and measuring face parallelism from being reduced.
• If the indicator pointing value has exceeded the indicating range, do not further
advance the spindle. Doing so will result in damage to the dial indicator.
• Be sure to perform zero point adjustment before measurement.

[1] Name and Function of Each Part
1. Frame
2. Spindle
3. Anvil
4. Anvil retraction button
5. Spindle clamp knob
6. Spindle lead nut
7. Work-stopper: Supports the workpiece. Fix this work-stopper at an arbitrary position
using the hex-socket set screws (M3).
8. Indicator holder: Holds the dial indicator.
+ 0.015*Holding diameter: φ8 + 0.015
mm (Metric model)/φ9.53 0mm (Inch model)
0
9. Clamp screw: Clamps the dial indicator.
10. Dial indicator: Available as an option. Select the required accuracy, indicating
range, etc., according to the measurement purpose.

[2] Mounting the Dial Indicator
The figure shows an example of mounting a dial indicator on this instrument. It is also
possible to mount e.g. an ABS Digimatic Indicator Series 543.

IMPORTANT
Exercise care so as not to tighten the indicator stem more tightly than necessary.
The indicator may malfunction if the stem is over-tightened.
(1) Insert the indicator stem into the dial indicator holder.
(2) Loosen the spindle clamp knob, and turn the spindle lead nut. Then, adjust theinserting depth of the indicator stem, so that the vicinity of the center in the anvil
retracting range (position at which the anvil is retracted approximately 1mm from its
free state) is near the center in the indicating range of the dial indicator.
(3) Tighten the clamp screw to clamp the dial indicator at the adjusted position.
(4) Press the push button to check that the indicator functions properly.

[3] Zero Point Adjustment
IMPORTANT• To perform the zero point adjustment of this instrument, be sure to use thededicated gauge block for the zero point adjustment, the standard for the
micrometer, or the dedicated master gages for the workpiece (each standard
device should be inspected periodically).
• Wipe clean the measuring faces of the gage used and the instrument before
performing zero point adjustment.
• Perform zero point adjustment in the same orientation and under the same
conditions used at measurement.

NOTE
Note that the spindle lead nut is set tight to rotate.
(1) Loosen the spindle clamp knob, turn the spindle lead nut, and then retract thespindle so that the gage used for the zero point adjustment can be put in.
(2) Hold the gage between the measuring faces of the spindle and anvil, then adjust thespindle position so that it comes to the vicinity of the center in the anvil retracting
range by turning the spindle lead nut.
(3) Tighten the spindle clamp knob to fix the spindle.
(4) Press the push button few times to stabilize indicator’s value and then zero-set theindicated value with the zero adjustment function of the dial indicator.

[4] Measurement Method
Press the anvil retraction button, insert the workpiece between the measuring faces, andthen perform measurement in the same orientation and under the same conditions as
used in the zero point adjustment.

[5] Specifications• Anvil retracting range 		• Indication deviation		
• Measuring force 		• Operating temperature		• Storage temperature 		Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp: 2mm (.078″): 0.4µm (.00002″): 5 to 10N: 5°C to 40°C
: –10°C to 60°C

Micrometri con comparatore e pulsante di richiamo
Precauzioni di sicurezzaI

Per garantire la sicurezza dell’operatore, utilizzare gli
strumenti in base alle direttive e alle specifiche indicate nel manualedell’utente.

Externt monterade indikerande hakmått
Säkerhetsåtgärder

S

För att garantera användarens säkerhet ska det här
instrumentet användas i enlighet med anvisningarna och specifikationerna i
denna användarhandbok.

User’s Manual
No.99MAA010M
SERIES No.523

안전에 관한 주의 사항

安全注意事项상품의 사용에 대해서는 게재된 사양 , 기능 , 사용상의주의 사용하여 주십시오 . 그 이외의 방법으로 사용하면 안전을 해칠가능 성이 있습니다 .

为了保障操作者的安全，使用此仪器时，请遵守本说明书中
特定的用法和规格，超出使用范围会影响本仪器的安全性能。

Conformità al controllo per l’esportazione

Uppfyllelse av exportkontroller수출규제에 관한 주의사항I beni, le tecnologie o i software descritti in questo documento possono
essere soggetti ai controlli per l’esportazione nazionale o internazionale,o giapponesi. L’esportazione diretta o indiretta di questi oggetti senza ladebita approvazione da parte delle autorità competenti può rappresentare
perciò una violazione delle leggi sul controllo dell’esportazione.

Produkterna, teknikerna eller programvaran som beskrivs i denna handbok
kan vara föremål för nationella, internationella eller japanska exportkontroller. Att direkt eller indirekt exportera sådant gods utan tillstånd från rätt
myndigheter kan därför innebära ett brott mot regleringar för exportkontroll
och mot lagen.

고객님이 직간접적으로 일본 또는 고객님 본국의 법률 및 모든 상품의수출재수출에 관한 기타 국제협정에 위반하는 행위를 하지 않는다는확약에 고객님께서 합의하시는 것으로 합니다 .

L’estremità della punta di contatto di questo strumento è affilata.
Maneggiare lo strumento con particolare attenzione per evitare di
ATTENZIONE ferirsi.

IMPORTANTEVARNING

Kanten av kontaktpunkten är vass på det här instrumentet. Hantera
instrumentet mycket varsamt för att undvika skador.

• Non smontare questo strumento.
• Non utilizzare e riporre questo strumento in luoghi soggetti a bruschi cambi ditemperatura. Prima dell’utilizzo, stabilizzare termicamente lo strumento atemperatura ambiente.
• Non conservare questo strumento in luoghi in cui può venire a contatto con
polvere o umidità.
• Se si utilizza questo strumento in luoghi in cui potrebbe essere spruzzato delrefrigerante o altro simile, adottare dopo l’uso delle misure atte ad evitare laformazione di ruggine. Lo strumento verrà danneggiato se si permette lo sviluppo
di corrosioni.
• Non applicare eccessiva forza su questo strumento e non farlo cadere.
• Per montare questo strumento su un supporto, serrare la parte spessa del telaio.
Evitare di stringere parti diverse da quelle specificate per impedire che la stabilitàdi misurazione e il parallelismo della superficie di misurazione diminuiscano.
• Se il valore sul comparatore ha superato il campo di indicazione, non far
avanzare ulteriormente l’asta di misurazione. In caso contrario, si danneggia il
comparatore.
• Assicurarsi di eseguire la regolazione del punto zero prima della misurazione.

• Demontera inte det här instrumentet.
• Det här instrumentet får inte användas och förvaras på platser med plötsliga temperaturförändringar. Före användning ska man genomföra en termisk stabilisering
på instrumentet för att anpassa det till rumstemperatur.
• Det här instrumentet får inte förvaras på platser där det kan utsättas för damm
eller fukt.
• Om det här instrumentet används på platser där det kan utsättas för stänkande
kylarvätska eller dylikt ska man vidta korrosionsskyddsåtgärder efter användning.
Om man låter korrosion bildas kommer instrumentet att skadas.
• Utsätt inte instrumentet för allt för stora krafter och tappa det inte.
• För att montera det här instrumentet på ett stativ, spänn åt den tjocka delen av
ramen. Att spänna andra delar än de som specificerats ska undvikas eftersom
mätstabilitet och parallellism till mätytan kan påverkas negativt.
• Om indikatorns pekarvärde har överstigit indikatorintervallet ska spindeln inte flyttas fram ytterligare. Att göra detta leder till skador på indikatorklockan.
• Se till att genomföra nollpunktsjustering före mätning.

[1] Denominazione e funzione di ogni componente[1] Delarnas beteckning och funktion

1. Arco2. Asta di misurazione
3. Incudine
4. Tasto di ritiro dell’incudine
5. Manopola di serraggio dell’asta di misurazione
6. Freno asta di misurazione
7. Piano di appoggio: Sostiene il pezzo da misurare. Fissare questo fermo del pezzo in una
posizione arbitraria usando le viti con testa ad esagono incassato (M3).
8. Portacomparatore: Sostiene il comparatore:+ 0.015+ 0.015*Diametro di tenuta: φ8 0 mm (modello metrico)/φ9.53 0 mm (modello in pollici)
9. Vite di bloccaggio: Blocca il comparatore.
10. Comparatore: Disponibile come optional. Selezionare il campo di misura e larisoluzione del comparatore, ecc. in base allo scopo della misurazione.

1. Bygel
2. Spindel
3. Mätkolv
4. Knapp för indragning av mätkolv 5. Spindelspännknopp 6. Spindelstyrmutter
7. Arbetsplugg : Ger stöd åt mätdetaljen.
		Fixera denna arbetsplugg i önskat läge med insexskruvarna (M3).
8. Indikatorhållare : Håller fast indikatorklockan:+ 0.015+ 0.015*Hållardiameter : φ8 0mm (modell metrisk)/φ9.53 0 mm (modell tum)9. Spännskruv : Spänner fast indikatorklockan:
10. Indikatorklocka : Finns som tillval. Ställ in önskad exakthet, indikatorintervall etc.,
efter mätsyfte.

[2] Installazione del comparatore

Figuren visar ett exempel på montering av en mätklocka på detta instrument. Det är ävenmöjligt att montera t.ex. en ABS Digimatic Indicator Series 543.

Nella figura è rappresentato un esempio per l’installazione del comparatore su questo
strumento. E’ possibile installare anche un comparatore Digimatic ABS della Serie 543.

IMPORTANTE
Prestare attenzione a non stringere troppo il gambo del comparatore più del necessario.
Se è stretto troppo, il comparatore potrebbe non funzionare correttamente.
(1) Inserire il gambo del comparatore nel portacomparatore.
(2) Allentare il tamburo dell’asta di misurazione e ruotare il freno dell’asta. Poi, regolare
la profondità di inserimento del gambo del comparatore, in modo che la vicinanzanel centro dell’area di ritiro dell’asta di misurazione (posizione in cui l’incudine èritirato di circa 1 mm rispetto al suo stato libero) sia vicino al centro dell’area di
indicazione del comparatore.
(3) Stringere la vite di bloccaggio per fissare il comparatore nella posizione corretta.
(4) Premere il pulsante per controllare che il comparatore funzioni correttamente.

[3] Regolazione del punto zero
IMPORTANTE• Per effettuare la regolazione del punto zero di questo strumento, assicurarsi diutilizzare il blocchetto di riscontro specifico per la regolazione del punto zero delmicrometro oppure il blocchetto di riscontro specifico per il pezzo (ciascun
dispositivo standard deve essere controllato periodicamente).
• Pulire le superfici di misurazione del blocchetto di riscontro e dello strumento
prima di eseguire la regolazione del punto zero.
• Eseguire la regolazione del punto zero con lo stesso orientamento e nelle stessecondizioni usate nella misurazione.

NOTA
Assicurarsi che il freno dell’asta di misurazione sia stretto in modo che l’asta possa
ruotare.
(1) Allentare la manopola di serraggio dell’asta di misurazione, ruotare il freno dell’asta
di misurazione, in modo da poter inserire il blocchetto di riscontro per la regolazione del punto zero.
(2) Tenere il blocchetto fra le superfici di misurazione sull’asta di misurazione el’incudine, poi regolare la posizione dell’asta di misurazione in modo che essa si
avvicini al centro dell’area di ritiro dell’incudine, ruotando il freno dell’asta di
misurazione.
(3) Stringere la manopola di serraggio dell’asta di misurazione per fissare l’asta.
(4) Premere per qualche secondo il pulsante per stabilizzare la misura; poi, azzerare la
misura sul comparatore con il tasto “zero-set”.

[4] Metodo di misurazione
Premere il tasto di ritiro dell’incudine, inserire il pezzo fra le superfici
di misurazione ed effettuare la misurazione con lo stesso orientamento e nelle
stesse condizioni usate per la regolazione del punto zero.

[5] Dati tecnici• Intervallo di ritiro dell’incudine : 2mm (.078″)• Deviazione indicazione 		 : 0.4µm (.00002″)• Forza di misurazione		 : da 5 a 10 N
• Temperatura di esercizio 		 : da 5°C a 40°C
• Temperatura di stoccaggio		 : da –10°C a 60°C
Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp[2] Montera indikatorklockan

VIKTIGTVar noga med att inte spänna fast inspänningsskaftet hårdare än nödvändigt.
Indikatorn kan ge felaktiga utslag om inspänningsskaftet är för hårt spänt.
(1) Sätt i indikatorklockans inspänningsskaft i hållaren för indikatorklocka.
(2) Lossa spindelspännknoppen och vrid på spindelstyrmuttern. Justera sedan
inskjutsdjupet på indikatorklockans inspänningsskaft så att området nära mitten av
mätkolvens återdragningsintervall (läget där mätkolven har dragits tillbaka ca 1 mmfrån dess fria position) är nära mitten av indikatorklockans indikatorintervall.
(3) Dra åt spännskruven för att spänna fast indikatorklockan i det justerade läget.
(4) Tryck på skjutknappen för att kontrollera att indikatorklockan fungerar korrekt.

[3] Nollpunktsjustering
VIKTIGT

Notera att spindelstyrmuttern är hårt spänd för rotation.
(1) Lossa spindelspännknoppen, vrid på spindelstyrmuttern och dra tillbaka spindeln
så att mastern som används för nollpunktsjusteringen kan läggas in.
(2) Håll mastern mellan mätytorna på spindeln och mätkolven, justera spindel position så
att det kommer till närheten av centrum på mätkolven indragnings område genom att
vrida på spindels muttern.
(3) Dra åt spindelspännknoppen för att fixera spindeln.
(4) Tryck på knappen några gånger för att stabilisera indikatorns värde och nollställ
sedan det visade värdet med nollställningsfunktionen på indikatorklockan.

[4] Mätmetod
Tryck på knappen för indragning av mätkolven, sätt i mätdetaljen mellan mätytornaoch genomför mätningen i samma orientering och under samma förhållanden som vid
nollpunktsjusteringen.

[5] Specifikationer

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp• 분해 , 개조등올 하지 말아 주십시오 .
• 급격한 온도 변화가 있는 장소에서의 사용 , 보관은 피하여 주십시오 . 또는 , 사용전에 실온에 충분히 적응되도록 하여 주십시오 .
• 습기나 먼지가 많은 장소에서 보관 , 물등의 영향을 직접받는 장소에서의 사용은 가급적 피하여 주십시오 .
• 쿨런트등이 직접 접촉하는 장소에서 사용하는 경우에는 사용후 방청 처리를 하여 주십시오 . 부식은 고장의 원인이 됩니다 .
• 낙하등의 급격한 충격을 주거나 , 과도한 힘을 가하지 말아 주십시오 .
• 스탠드에 부착하여 사용하는 경우에는 프레임의 내후부를 단단히고정하여 주십시오 . 다른 부분을 강하게 고정하면 평행도나 , 지시안정도가 나빠질 가능성이 있습니다 .
• 바늘이 지시하는 지시치가 눈금의 범위를 벗어나면 , 그이상 스핀들을 전진시키지 말아 주십시오 . 인디게이터부의 파손의 원인이됩니다 .
• 측정전에 반드시 기준점을 조정하여 주십시오 .

[1] 각부의 명칭
1. 프레임
2. 스핀들
3. 앤빌
4. 누름 버튼5. 클램프 뚜껑
6. 리드 나사7. 워크 스토퍼 : 측정물을 지지합니다 . 임의의 위치에 육각 나사 (M3)로 고정합니다 .
8. 다이얼 홀더 : 인디게이터를 부착합니다 .
* 부착지름 : φ 8 + 0.015mm
09. 클램프 나사 : 인디게이터를 고정합니다 .
10. 인디게이터 : 별도 판매입니다 . 요구 정도 및 지시 범위 등 측정 목적에 맞추어 선택해주십시오 .

[2] 지시기의 설치그림은 인디게이터 (ABS 디지매틱 인디게이터 / 543 시리즈 ) 를 설치했을 경우를 나타냅니다 .

: 2mm (.078″): 0.4µm (.00002″): 5 till 10N: 5 till 40°C
: –10 till 60°C

(1) 클램프《클램프 뚜껑》을 풀어 , 딤블《딤블 나사》를 회전시켜 기준점 조정에 사용하는 게이지가 딤블과 앤빌사이에까워질 때까지 스핀들을 후퇴시킵니다 .
(2) 게이지를 스핀들과 앤빌의 양 측정면에 끼워 , 앤빌 작동 범위의 중간부근 에 오도륵 딤블《리드 너트》을 회전시켜 스핀들의 위치를조정합니다 .

(3) 클램프《클램프 뚜껑》를 조여 스핀들을 고정합니다 .
(4) 푸시 버튼을 눌러 , 인디게이터가 정상적으로 작동 하는지 확인 후 ,인디게이터의 0 점 설정 기능으로 표시 값을 0 점 설정 합니다 .

[4] 측정 방범레버를 눌러 측정면 사이에 측정 물을 넣고 기점 맞춤 때와 같은 자세조건에서 측정 하십시오 .

[5] 사양
• 앤빌 작동 범위• 지시 어긋남• 측정력• 사용 온도 범위• 저장 온도 범위： 2mm： 0.4μm： 5 ～ 10N
: 5°C ～ 40°C
: –10°C ～ 60°C

家的法律，以及任何有關商品出口、再出口的其他國際協定的行為約定。

本仪器工作面边缘异常锋利。操作时请务必小心，以免

注意

注意
重要

重要
• 请不要在温度变化剧烈的环境中使用和存放本仪器。请将本仪器与
•
•
•
•
•

本儀器的測量部分為銳利的尖形。使用時充分注意勿碰划伤自己。

室温充分热平衡后，再进行使用。
请不要将本仪器存放在潮湿或多灰尘的环境中。
在冷却液等直接飞溅的地方使用时，使用后要做防锈处理，生锈是产生故障的原因。
不要使本仪器受到突然的震动，例如掉落或施加过度的外力。
安装在支架上使用时，请拧紧框架较厚的部分。用力拧紧规定以外
的部分，会影响平行度或指示的稳定度。
如果指针显示的指示值超过刻度范围时，请勿使心轴再向前移动。
否则会损坏千分表。

• 测量之前，请务必先进行原点的调整。

傷身體。

• 請勿拆卸。
• 請避免在溫度急劇變化的場所使用和保管本器。並在使用前讓其充
分適應室溫。
• 請避免放在潮濕或多麈之處。
• 在有冷卻液等直接飛濺到的地方使用時，請在使用後進行防鏽處理。
生鏽會引起故障。
• 請勿掉落等使其受到激烈的衝擊，亦勿過度施加壓力。
• 安裝在架子上使用時，請擰緊框架較厚的部分。用力擰緊規定之外的部位，會影響平行度或指示的穩定度。
• 指針指示的指示值超過刻度範圍時，請勿再使測桿前移。否則會損
壞指示器。
• 量測前務必調整基點。

[1] 各个零件的名称
1. 支架

2. 心轴

3. 测砧

4. 心轴回缩按钮

5. 心轴锁紧旋钮

6. 心轴导引螺母7. 工件固定器 ：用于支撑测量物。可用 6 角固定螺丝 (M3) 固定在任
何位置。
8. 千分表架 ：安装千分表。
+ 0.015* 安装直径 ：φ 8 0 mm

9. 锁紧螺丝 ：固定千分表。
10. 千分表 ：另售。请根据要求精确度、指示范围、测量方式来选择。

[2] 安装千分表
本图为安装了千分表（ABS 数显千分表 /543 系列）的示意图。

重要(2) 松开心轴锁紧旋钮，转动心轴导引螺母，使测砧操作范围的中间
位置（指测砧处于可移动状态下后退大约 1mm 的位置）对准千
分表的指示范围的中间位置，调整千分表的插入深度。
(3) 在调整好的位置，扭紧锁紧螺丝，固定好千分表。
(4) 按下按钮，确认千分表是否正常操作。

[1] 各部分名稱
1. 框架

2. 測桿

3. 量測頭4. 按鈕

5. 緊固帽蓋

6. 導引螺母7. 工件固定器 : 固定測量物。可用內六角固定螺絲 (M3) 固定在任何位置。
8. 指示錶架：安裝指示錶* 安裝直徑：φ8+ 0.015mm
09. 緊固螺絲：固定指示錶
10. 指示錶：另售。請依據精度的需求、指示範圍等，配合測量形態來
選擇。

[2] 指示錶的安裝
本圖為已安裝指示錶（ABS 液晶指示量錶 /543 系列）的示意圖。

重要
請留意勿過度旋緊指示錶的心軸部，以免導致動作不順暢。
(1) 將指示錶心軸部插入指示錶架。
(2) 鬆開緊固帽蓋，旋轉導引螺母，使測砧的動作範圍的中間區塊（測砧距未固定狀態約往後退 1mm 的位置）正好位於指示錶的指示範
圍的中間區塊，並調整指示錶的插入程度。
(3) 在調整好位置之後，鎖上緊固螺絲，並固定指示錶。
(4) 按下按鈕，確認指示錶可正常動作。

[3] 调整原点[3] 調整基點重要• 本仪器调整原点时，请使用定期检查校正过调整原点用的量块，千分尺标准棒或测量专用的标准量规。
• 调整原点前，请将使用的量规和本仪器的测量面擦拭干净。
• 调整原点时应在与测量时相同的姿势和条件下进行。

注释导引螺母的旋转需设定为比较紧。
(1) 松开心轴锁紧旋钮，转动心轴导引螺母，使心轴后退，直到可夹住

重要• 本儀器調整基點時，請使用經過定期檢查的基點調整用塊規，儀器
基準棒或量測物專用的標準規。
• 調整基點前，請將使用的量規和本儀器的量測面擦拭乾淨。
• 調整基點時應在與量測時相同的姿勢和條件下進行。

備註
套筒《導引螺帽》的旋轉設定得較重。
(1) 放鬆夾鉗《夾鉗蓋》，旋轉套筒《導引螺帽》，使測桿倒退，直到能

调整原点用的量规。

주기注意事項；除此之外超出使用規範的用法會影響本產品的安全性能。

作為客戶，應同意并遵守客戶不得直接或者間接違反日本或客戶方國(1) 将千分表的测杆插入到指针保持器中。

• 본기의 기점 맞춤은 정기 검사를 받고 있는 기점 맞춤 용게이지블록 ,마이크로 미터 기준 막대기 또는 측정물 전용 마스터 게이지 블록을사용 하십시오 .
• 기점 맞춤 전에 사용하는 게이지와 계측기의 측정면을 깨끗이 닦아주십시요 .
• 기점 맞춤은 측정 때와 같은 자세 조건으로 하여 주십시요 .

中有關出口管制的注意事項

인디게이터의 스템 부분을 너무 과도하게 조이지 않도록 주의하십시오
작동불량의 원인이 됩니다 .

[3] 영점 맞춤

安全注意事項使用本產品時，請嚴格遵守說明書上記載的規格、功能和使用

本产品属于 [ 外汇以及外国贸易法 ] 的限制对象产品，在向海外转移
本产品或者技术时，请事先与本社商量。

请注意不要用力过度拧紧千分表的测杆部位。否则会造成操作不良。

(1) 인디게이터의 스템 부위를 다이얼 인디게이터 홀더에 삽입합니다 .
(2) 클램프 뚜껑을 느슨하게 한 후 리드 너트를 회전시켜 , 앤빌 작동범위의 중간 부근 ( 앤빌이 프리 상태에서 약 1mm 후퇴한 위치 ) 이인디게이터의 지시 범위의 중간 부근이 되도록 인디게이터의 삽입량을 조정합니다 .
(3) 조정된 위치에서 클램프 나사를 단단히 조여 인디게이터를 고정합니다 .
(4) 누름 버튼을 눌러 인디게이터가 정상적으로 작동하는지 확인합니다 .

指示錶外接式 Snap 測量器

有关出口管制的注意事项중요딤블《리드 나사》의 회전은 약간 무겁게 조정되어 있습니다 .

INFORMATION

中• 请勿自行拆解本仪器。

중요• Vid nollpunktsjustering av det här instrumentet ska man vara noga med att
använda det avsedda kalibreringsblocket för nollpunktsjustering av mikrometerstandard, alternativt avsedd master för mätdetaljen (varje standardinstrument ska
inspekteras regelbundet).
• Torka rent mätytorna på mastern som används samt instrumentet före nollpunktsjustering.
• Genomför nollpunktsjustering i samma orientering och under samma förhållanden
som vid mätning.

• Mätkolvens återdragningsintervall• Indikeringsavvikelse		• Mätkraft			• Användningstemperatur			• Förvaringstemperatur 			주의본 기기의 측정면은 예리하게 가공되어  있으므로 날카롭습니다 . 신체에 상처를 입지 않도록 취급에 주의하여 주십시오 .

중요

VIKTIGT

外接千分表的快速杠杆千分尺인디케이터 외부 부착식 스냅 미터(2) 用心轴和测砧的两个测量面夹住量规，转动心轴导引螺母调整心轴
的位置至测砧的移动范围的中间位置附近。
(3) 拧紧心轴锁紧旋钮，固定心轴。
(4) 请按几次按钮，使千分表的显示值稳定后，再使用千分表的调零功能，将显示值调为零。

夾住調整基點用的量規。

(2) 用測桿和量測頭的兩個量測面夾住量規，旋轉套筒《導引螺帽》調
節測桿的位置至測砧的動作範圍的中間位置附近。
(3) 擰緊夾鉗《夾鉗蓋》，固定測桿。
(4) 請按幾次按鈕，使指示錶的顯示值穩定後，再利用指示錶的零點設
置功能，將顯示值設置為零。

[4] 测量方法
按下测砧回缩按钮，将工件插入测量面之间，按照与调整原点时相同

[4] 量測方法

的姿势和条件进行测量。

按下按鈕，將量測物插入量測面之間，按與調整基點時同樣的姿勢和[5] 规格條件進行量測。

• 测砧的移动范围 ：2mm[5] 規格• 指示偏差 ：0.4μm• 測砧的動作範圍：

2mm• 测量力 ：

5 ～ 10N• 指示誤差：0.4μm• 操作温度范围 ：5°C 到 40°C

• 測量力：

5 ∼ 10N• 存放温度范围 ：–10°C 到 60°C

• 使用溫度範圍：

5°C ∼ 40°C

• 保存溫度範圍：–10°C ∼ 60°C

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Printed in JapanFQAPFJ101111