1台で多様なアプリケーションに対応します。
比抵抗計・導電率計

汎用タイプであらゆる環境に対応可能。
比抵抗計・導電率計

875CR
875EC

873RS
873CC

◉シンプルな操作性◉大型バックライト付LCD画面◉3レンジプリセット機能◉ネットワーク機能の拡張性◉デジタル通信機能◉種々の測定単位◉4桁LED表示◉アナログ：4-20mA出力標準装備（2点出力はオプション）◉警報リレー出力2点標準装備◉2点電極入力標準装備◉絶対値表示および除去率計としての機能を装備

優れた測定安定性と高い精度。

新製品
安価バージョン。

2線式比抵抗計・導電率計

水質計

870ITCR
870ITECJ 8721
J 8722◉シンプルな操作性◉大型バックライト付LCD画面◉3レンジプリセット機能◉NEMA4規格の堅牢なモニタケースを採用◉専用無電極センサーの使用で環境に合わせた高精度な測定が可能◉2段4桁LED表示で水質と水温を同時表示◉センサー2本を接続し2系統の水質を同時測定・出力可能◉デジタル温度補償方式により広範囲の水温で使用可能◉AC85〜264V、DC24Vと幅広い入力電源に対応◉コンパクト設計

豊富なラインナップで柔軟に対応。

使用環境に合わせた幅広い取付方法が選択できます。

導電率用センサー

比抵抗・導電率用センサー

871EC シリーズ

最新の技術が水を 読み解く
FOXBOROの水質計

871CRシリーズ◉多様な測定液に対応◉長期にわたる信頼性◉多種の接液部材質◉幅広い取付方法◉875CR専用高感度電極◉幅広い取付方法◉多種の接液部材質◉電極長は3種類

お問い合わせは…

株式会社 ティ・アンド・シー・テクニカル株式会社 ティ・アンド・シー・テクニカル〒120-0036 東京都足立区千住仲町40番12号 TEL.03-3870-7101

技術営業部1課

詳しい製品情報はホームページまで…

http://www.tactec.co.jp

担当

製品の販売と修理を含むメンテナンスは、全て当社が担当し、素早い対応で安心してご使用頂ける体制を整えています。
製品に関するご要望、お困りの点がございましたらお気軽にご相談ください。
EX 11.04-01

TEL.03-3870-7101（代）

電気伝導率（導電率計・比抵抗計）とははじめに
水は人間の生活や産業にとって欠かすことのできない地球上における最も重要な資

多くの溶液はイオンの働きによって電気を流す特性を持っています。

源の一つと言えます。水と言っても飲料水などの生活用水から、半導体製造に利用される一般的に溶液中のイオンの量がふえると溶液の濃度は高くなり超純水や一般産業で使われる薬品まで様々なものがあります。

さらに電気を流す度合も比例して大きくなります。

今日、水の水質を計測するための技術として広く「水の電気伝導率」が利用されており従って電気の流れる度合（電気伝導率）で溶液濃度を測ることができます。

ますが、一般向けに書かれた説明書はほとんどありませんでした。
皆様に「水の電気伝導率」についてご理解いただき、貴重な資源である水を有効に利

例えば塩水なら…

暗く点灯用していただくために、その測定の原理と応用事例をご紹介致します。

明るく点灯

■ 応用例
□ 電気伝導率とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

Na＋Na＋□ 測定電極の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2Cl−□ 電極センサーの取付方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

Na＋

■ 応用例

Cl−

Cl−

薄い塩水Na＋Cl−Cl−

濃い塩水□ No. 1

各種センサー容器（チャンバー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4□ No. 2

水質計1台で2台分の働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5□ No. 32点入力機能の有効利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6□ No. 42点式水質計（2ワイアートトランスミッター）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7□ No. 5欠点

発信型導電率・比抵抗計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

イオン化しない水溶液は電気導電率では濃度を測ることができませんので、□ No. 6

デジタル出力の応用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

その他の分析方法が必要になります。

□ No. 7温度（水温）
計としての利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

例えば高純度アルコールや油などは測定が困難な場合がありますが、□ No. 8高温水の導電率やPH測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

これらにイオン化する不純物が混入する場合は検出が可能となります。

□ No. 9

冷却水の濃度管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12□ No.10

薬液の濃度管理と管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

測定例□ No.11

導電率による洗浄工程（CIP）
管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14＊超純水・水道水・井戸水・河川水などの純度測定□ No.12

液溜りのないボアスルー・センサー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15＊海水濃度測定・工場排水濃度測定□ No.13

食品加工における塩分濃度調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16＊飲料水・ジュースなどの濃度測定□ No.14

大きなゴミや砂が混じった濁水の導電率測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17＊薬品濃度測定※基本原理を示したもので、実際の測定機器はデジタル化して温度補償などを組込んであります。

＊液体肥料の濃度測定

1測定電極の種類

センサーの取付方法は測定方法により有電極センサーと無電極センサーに分けられます。

1 投込み式ビーカーや貯水槽などへ直接センサーを漬けて■有電極センサー電極に金属またはカーボン製の電極が対で設置されており、測定する方法です。

溶液中のイオンを直接電極で計測します。
長所：感度が高く超純水や井戸水などの比較的きれいな水溶液に使用し、価格も無電極式と比較すると安価です。
短所：イオンを直接電極面で計測するので溶液中のゴミや化合物が電極表面に付着して使用年月とともに誤差が拡大することがあります。

■無電極センサー
22 配管取付け
配管へセンサーを取り付ける方法です。
配管への接続はフランジ取付・ねじ込み取付及びサニタリー接続などがあります。

接液部分に電極の金属部分が無く、電磁誘導方式を用いるのでテフロンや3PP など多くのプラスチック素材が使えるので耐薬品性が高く、フッ酸・硝酸・硫酸などの濃度が測定可能となります。
長所：耐薬品性にすぐれ、汚染に強くメンテナンスの手間が極めて低減されます。
特に FT タイプは配管に挟み込むようにボアスルー（溶液の液溜りや障害物が無い）型となっています。
短所：超小型化が難しいことと、構成部品から価格が有電極式と比較してフランジ取付高くなる欠点があります。

ねじ込み取付け

3 その他
有電極型

無電極型

その他にも各種接続方法が用意されています。
・チューブ配管接続
・フローチャンバー方式接続

電極構造イメージ図

応用例 No.

1

応用例 No.

各種センサー容器（チャンバー）2

水質計1台で2台分の働きお客様にこんなセンサー容器（チャンバー）を制作納入しています。

RO（逆浸透膜）を用いた海水の淡水化や純水製造装置などの入口と出口の導電率を 1 台で計測します。

お客様の仕様に合った

また、RO 装置の入口と出口を比較して汚濁物の除去率表示（％表示）が行えます。

センサー容器（チャンバー）をお作りします。

水質計の 2 点入力を用いてフランジ接続

1 台で 2 台分の働きを行います。
さらに除去率表示も可能です。
これだけの測定表示が可能です。

4
フランジ接続電極

表示単位

供給水導電率
供給水温度
透過水導電率
透過水温度
除去率μS/cm（S/m）℃ または F
μS/cm（S/m）℃ または F％

機種によりこれら任意の測定1点または任意の2点を同時に測定できます。

配管流通型
チューブ
配管

供給水ご指定フランジ継手

表示可能項目

濃縮水RO ユニット

ポンプ

導電率計

5.6mS/cm
12.34%

透過水5応用例 No.

3

応用例 No.

2点入力機能の有効利用

42線式水質計（2ワイアートランスミッター）

1台の水質計で2 本の電線で水質計の駆動と2 点測定 2 出力を使うと信号を送ります。

1台で2 台分の機能があり＊現場に AC100V が供給できない時コストダウンになります。

＊防爆要求や屋外で風雨にさらされるこのような場所にお使い頂けます。

6

比抵抗計

導電率計

873RS型

873CC型

875CR型

875CR型

2 ワイアー式は 4-20mA 信号の使われていない 0-4mA 電流をJ 8721型

J 8722型

作動エネルギーとして作動させますので、875CR型は比抵抗・導電率の両機能を有しており混在使用も可能です。

電極 1

警報リレーや電球などの表示ランプは作動できませんが、PLC などで信号電流から警報を取り出します。

アナログ出力 118.20MΩ50.15μS
アナログ出力 2＋−

4-20mA ライン
4.15%
24.5 ℃

水質計
電極 272点入力

DC24V 電源
（ディストリビューター）各機種標準装備
2点出力

875CR・J8721・J8722型標準装備（873RS/CC型はオプション）

記録計・PLC など（4-20mA）

870I T 型水質計

応用例 No.

5

応用例 No.

発信型導電率・比抵抗計

6デジタル出力の応用

表示器がない発信型としての導電率・比抵抗計もあります。

875CR はRS232C デジタル出力を超小型の水質計です。

標準装備しています。

計器を制御盤内に収納しタッチパネルや PLC に信号を送ります。

ケーブルは10 m 以内でご使用ください。
データは 875CR から自動伝送され、

8

PLC など4-20mA 出力

DC24V

最短は 5 秒サイクルから設定可能です。

9RS232C 出力
プリンター（RS232C 端子）
4.15%
24.5 ℃

タッチパネル表示例PC（RS232C 端子）電極

PLC などへ接続

応用例 No.

7

応用例 No.

温度（水温）計としての利用方法

高温水の導電率やPH測定に875CR の温度測定機能は実に小数点以下 3 桁まで計測しています。

25.123 ℃

10

デジタル信号ラインには 25.123℃の様に下 3 桁までデータがあります

切替画面

45.6μS24.5 ℃

100℃を超える温水・薬液の導電率や PH 電極を各種ご用意しております。

100℃
etc.

20kg/㎡
etc.

任意の 2 点測定ができます

高温・高圧ライン

RS232C

温度素子内蔵
水質計センサー
フランジ型
Pt 素子温度計
2wire, 3wire

8

棒状
Pt 素子温度計
2wire, 3wire

45.6μS
105 ℃

4.53pH
105 ℃

導電率計

pH 計

875CR

875PH

870 ITCR

876 ITPH

873CC

873PH

J 872211応用例 No.

9

応用例 No.

冷却水の濃度管理

10

薬液の濃度調整と管理

冷却水の汚れによる薬液濃度を濃縮を最小の希釈水で一定調整します。

自動制御します。
導電率計

4.15%
24.5 ℃

水冷冷却塔

12

薬液
給水

排水

希釈液

制御弁

センサー

785μS/cm

導電率計

冷却水の上手な節約方法
冷却水を使うと少しずつ濃縮されてくるので、適宜自動排水と不足分の自動給水を行い一定の濃度範囲で冷却水を制御します。

濃度を一定に保つよう、導電率を計測して薬品注入量を制御します。
無電極センサーを用いて薬品の導電率計測から濃度（PPM や％表示）を直接表示させます。
応用例：フッ酸・硝酸・塩酸・硫酸などの様々な薬品
その他：ブラックリカー・ジュースなどの飲料

13応用例 No.

11

応用例 No.

液溜りのないボアスルー（FTシリーズ）センサー

12

導電率による洗浄工程（CIP）管理

測定水溶液が高価で液溜りが気になる場合や、医薬など雑菌の繁殖を嫌う場合、液体製品を貯蔵タンクから押し出した後の洗浄工程にて、製品と洗浄液の及び腐食性や危険性が高い水溶液の計測は、液溜まりのない構造の境を検出することで製品を無駄なく使うことができる例です。

ボアスルーセンサーを用いることで対応が可能です。
ここでは FT シリーズの配管一体型で液溜りの無い構造のセンサーを採用し、サニタリー型もあり製品溶液と洗浄水を区別しおよび化学薬品など

141
A PP

ジレン
ス液
リン 0μs/cm
01〜0

センサー

防ぐために導電率計を用いて製品応用例：化粧乳液・ジュース食品

多くの対応が可能です。

配管

液体製品の無駄をサニタリー配管も選択が可能です。

ボアスルーセンサーのAPP2自動で切り替えます。

ジ切レン

通常使用する流体のレンジ
0〜5000μs/cm

15ント
替ポイ

A PP

3

洗浄
薬
0〜2 液レンジ
0000μs/cm

3 レンジ自動切替（例）

配管

センサーが内蔵されたオールテフロン製のサニタリー継手（ネジ込み型やフランジ型もあります）

45.6μS24.5 ℃

一体成型のブロックタイプもあります。

3 レンジ切替機能付き
875EC モニター

液体製品
（通常使用する液体）

生産工程へ

リンス液
洗浄薬液
制御弁
排水

応用例 No.

13

応用例 No.

食品加工における塩分濃度調整

大きなゴミや砂が混じった汚濁水の導電率測定

今まで、勘と経験に頼っていた汚濁水の測定に適した電極を塩分濃度の管理がセンサーをご用意してあります。

塩水に浸すだけで可能です。

4.15%
24.5 ℃

14

導電率計※塩濃度を表示させます。

無電極式 EC センサーはゴミなどが混じった測定水にも対応しています。

16
塩水水

17

センサーの接液部は制御弁

様々な材質のものを用意しています。

しらすの煮釜その他の応用例：うどんやスパゲティーなどの塩分調整
かきなどの海産物の塩水管理

応用例：工場の廃液の管理
河川のよごれ具合の管理