技術ノート

医療機器の生物学的安全性試験に用いる…
対照材料の開発とその頒布状況
田中憲穂 1，渡辺美香 2，山影康次 2
Development and distribution conditions of the standard reference materials
Noriho TANAKA1, Mika WATANABE2, Kohji YAMAKAGE2

はじめに（細胞毒性試験の作業部会）において討議され，す一般財団法人食品薬品安全センター秦野研究所

べての医療機器において細胞毒性試験を実施す

では，細胞毒性試験に用いる 3 種類の対照材料（1ることとなった．歴史的な背景もあり各国でそ種の陰性対照材料と毒性強度の異なる 2 種の陽性れぞれ異なる試験法を採用していることから，対照材料），および筋肉内埋植試験や骨埋植試験

ISO 10993 - 5 の第 1 版（1992）では，各国で採用に用いる陰性および陽性対照材料を作製し国内外されていた試験法の紹介と対照材料を含む細胞毒に頒布している．これらの対照材料は，1990 年

性試験法の一般的な手順が記載された．その後立国立衛生試験所療品部において，当時の中村晃

ち上げられた WG 12（被験物質の調製と対照物質忠療品部長を中心に開発 されたもので，完成しの作業部会）では ISO 10993 - 12 の第 1 版（1996）

た材料は国内 3 施設によって評価試験が行わを発刊し，この中で対照材料の利用を推奨した．

れ，対照材料として十分であることが評価されこの版では陰性材料として高密度ポリエチレン，た．厚生労働省の医療機器ガイドライン （1995）

ジメチルシロキサン，ステンレススチールなどがや ISO 10993 - 5（ 1992 , 1999 , 2009） お よ び

例としてあげられ，陽性対照には有機スズを含む

ISO10993-12（1996, 2002, 2007, 2012） におい

ポリ塩化ビニル（PVC）なども例示された．しかても，対照材料を用いて細胞毒性試験を実施するしながら，毒性の強さや安定性が確認されていなことが推奨されている．現在に至るまで，国内外

い材料も含まれていたため，実際に使用してみるの多くの施設によって医療機器の試験にこれらのと毒性が強すぎるものもあり，化学分析やバイオ対照材料が用いられている．

アッセイなどにより一定の品質が保証された対照

1）

2-4）

5）

6）

7）物質が必要であることが明らかとなった．例えば，
対照材料開発の経緯

細胞毒性試験として米国 ASTM では寒天重層法 9）

医療機器の生物学的安全性評価のための試験や elution 法が用いられ，日本ではコロニー形成法の国際標準化については，1989年頃よりCEN試験が推奨されていて，これらの方法は感度に大（European Committee for Standardization）やきな差がある．このように，仮に毒性があってもASTM（American Society for Testing and Materials）

異なる試験系で得られたデータ間では毒性強度のおよびFDA（Food and Drug Administration, US）比較ができないことから，それを補完する方法とを中心に試験法基準の作成が検討され，1989年にして，品質面で均一な毒性物質を含む対照材料をはISO10993/TC194 が 立 ち 上 げ ら れ た． 医 療用いることにより被験物質の毒性強度の比較が可

機器への細胞毒性試験の適用に関しては，WG 5能になることが示唆された．当時，国立衛生試験8）

所の療品部ではジチオカーバメート系の加硫促進
1 秦野研究所研究顧問
2 代替法試験部細胞毒性学研究室剤である ZDEC（zinc diethyldithiocarbamate）やZDBC（zinc dibutyldithiocarbamate）をポリウレ

26

秦野37.indb 26

14/11/21 13:31

技術ノートタン（PU）に混ぜて一定の細胞毒性を示す PU フイている．しかし，得られる細胞毒性のIC 50 値は，用ルムを試作し，細胞毒性試験の陽性の対照材料といる血清のロットや培養条件に左右されることもあすることを試みていた．この PU フイルムを細胞り，試験施設では常に一定の条件で試験を実施し，毒性の指標として用いることを ISO/TC 194 で提背景データを蓄積しておくのが望ましい．被験材

案し，受け入れられた．対照材料は，継続的に規料の細胞毒性に関しては，組織刺激性との関連が格をみたす安定性が要求される．さらに国際的に

Nakamura ら 10）によって報告されており，細胞毒供給するため，製造方法は国立衛生試験所から秦

性試験は局所刺激性や急性毒性を予測する動物実野研究所に技術移転され，作製したものは品質確

験代替法としても研究 11,12）が進められている．

認後，規格成型して包装し国内外へ頒布されるようになった．ISO10993-5 の第 1 版（1999）
および品質管理

ISO10993-12 の第2版
（2002）
以降は，これらの対上述のように，細胞毒性試験用の対照材料は，照材料が一般財団法人食品薬品安全センター秦野定められた基準の範囲内にあるものを頒布してい研究所から入手可能であることが紹介されている．

る．一方，埋植試験に用いる陽性対照材料は，細胞毒性試験（コロニー形成試験）
および筋肉内埋植

対照材料の意義試験によってロットチェックを実施したうえで頒

陰性材料に関しては，試験成立の条件として確布している．陰性対照材料については，動物愛護実に陰性を示すような物質でなければならない．の観点から，2014 年より細胞毒性試験のみの評それが陽性の結果を示すようであれば，その試験価に変更した．ただし，材料品番等の変更が生じ結果は採用するべきでなく，試験条件の設定や手た場合には，従来通り細胞毒性試験および筋肉内技的な部分を見直す必要がある．厚生労働省のガ埋植試験にて設計段階の評価を行ったうえで，以イドラインで示すコロニー形成試験法は，各国で後のロット管理は細胞毒性試験で実施している．

採用している細胞毒性試験法に比べて化学物質のRosengren らとわれわれの共同研究 13）によって，毒性に対する感受性が高い．しかし，わが国で推陽性対照材料（ZDEC を 0 . 75％含む PU）に関して奨している陰性対照材料（RM-C）は，国内の各施は，埋植 1 週後をピークに 6 週後にはほとんどの設や各国で実施している試験系でもほぼ陰性を示

ZDEC は溶出することが細胞毒性試験と埋植試験す．一方，陽性対照材料については，毒性の弱いの結果から分かっている．また，物性としての安材料（RM-B）と中程度の材料（RM-A）の 2 種が導定性に関しては，過去の蓄積データから，製造後入され，試験法や細胞株の相違や試験施設間の変室温保管の条件下で，陽性対照材料は 5 年，陰性動があっても，これらの対照材料の毒性を比較す

対照材料は 7 年を使用期限としている．

ることで被験材料の細胞毒性強度の相対的位置を知ることができ，その強度から組織刺激性の程度を予測することが可能である．

発注と輸送方法
秦野研究所のホームページに記載の注文書を，

陽性対照材料は，その毒性が常に一定の範囲内

ファックスまたはメールで RM ofﬁce 宛てに発注にあるように作製されていることから，試験の感する場合と，ネットを通じオンラインで発注する度や再現性を確認することができる．例えば，陽ことが可能である．国内からの発注は前者の場合

性 対 照 材 料 の RM-A を 用 い て ISO/TC 194 WG 5が多く，海外の場合，前払いで銀行手数料が余計が実施したラウンド・ロビンテストでは，コロニーにかかることから，銀行振り込みよりもクレジッ形成試験ではその IC 50 の平均値が 0 . 57％を示す

トによる後者の利用が増えている．いずれの場合のに対してニュートラルレッド試験では 6 . 7％をも在庫があれば受注後 1～2 日以内には発送して示し，試験法によって IC 50 値は大きく異なるこいる．国内では宅配便を，海外の場合は，輸送状とが示された．

況の追跡（tracking system）が可能で費用も安く，頒布している対照材料は1ロットあたり3回のコ過去において紛失事故もないことから，日本郵便

ロニー形成試験でその細胞毒性の再現性を確認しの EMS（Express Mail Service）を利用している．
27

秦野37.indb 27

14/11/21 13:31

秦野研究所年報 Vol. 37. 2014

図1

過去 10 年間（2004～2013 年度）の国内頒布受注件数の推移

図2

過去 10 年間（2004～2013 年度）の海外頒布状況

パッケージには，対照材料と細胞毒性試験で得の受注で数種の材料のオーダーを受ける場合が多られた IC 50 値のデータが添付されている．原則

く，件数は受注回数を表している．国内向けでは，として，未滅菌の状態で送られることから，利用

2004 年度から 2008 年度までほぼ一定であるが，者はオートクレーブで 121℃，15 分滅菌するか，2009 年頃より増加状態にある．また，海外からEO ガスで滅菌して試験に用いる．特に要望があの発注も 2009 年度から増加し 2013 年度では金額

る場合は EO ガス滅菌済みの対照材料を送ることベースで 2004 年度の約 8 倍に増加してきている．

も可能である．また，細胞毒性試験用にはシート

受注件数は国内が 76％，海外が 24％を示し（図の他，短冊状にカットしたカット品も用意してい3）， 金 額 ベ ー ス で は 国 内 が 58％， 海 外 か ら がる．埋植試験用には，ロッド状とシート品がある．

42％となっている．海外からの受注は件数あたりの金額が多い．

頒布状況
過去 10 年間の対照材料の国内向け頒布状況を
図 1 に，海外向け頒布状況を図 2 に示した．1 回

国別発注状況
（2013 年度）
表 1 に示すように，受注金額ベースでアメリカ

28

秦野37.indb 28

14/11/21 13:31

技術ノート図3

表1

国内と海外の頒布比率（2004〜2013 年度受注件数）

国別受注件数と金額（2013 年度）

国

受注件数

金額
（円）

（％）

国

USA

14

6 , 037 , 200

50 . 2

India

受注件数

金額
（円）

（％）

3

114 , 000

1China51 , 759 , 000

14 . 6

Portugal

290 , 000

0.8

Korea

211 , 236 , 000

10 . 3

Hungary

188 , 000

0.7

Finland1960 , 0008Thailand

256 , 0000.5

Taiwan6646 , 0005.4

Denmark

356 , 0000.5

Germany7319 , 0002.7

Mexico152 , 0000.4

France2224 , 0001.9

Austria

130 , 0000.3

Singapore

2172 , 0001.4

Poland130 , 0000.3

Israel2154 , 000

1.3

Brazil18 , 0000.1

が全体の 50％を占め，他の国を大きく上回って

毒性，感作性などの試験では，複合素材からなるいる．次いで中国，韓国，フィンランドの順であ医療機器を一定の条件下で抽出して得られた抽出

る．受注件数としては，韓国からが最も多い．ヨー液，もしくは抽出物を用いて試験することになる．

ロッパの中ではドイツからの受注が毎年コンスタ

ISO10993-12の第4版（2012）には，抽出の温度条ントにある．

件，表面積や重量に対する抽出溶媒の比率などが記載され，用いる陽性および陰性対照材料とそのおわりに医療機器の多くは単一の素材でなくポリマーや入手先が紹介されている．しかしながら，得られる材料の品質や種類についてはまだ課題も多い．

セラミック，金属などを成型加工した複合素材か秦野研究所で頒布している対照材料に関してらなっており，その安全性評価は生体に適用するは，20 年以上にわたり 20 か国以上の国に供給を最終製品，もしくは最終製品と同様の処理工程で続けており，これまで同様に，品質の高い対照材作製された試験片について試験する場合が多い．

料を安定的に供給することに尽力したい．

また，医療機器の試験では，試験方法の確認と試験データの再現性確認のため，被験材料と同様の文献操作で抽出する陰性もしくは陽性の対照材料を用1)いて試験を実施する必要がある．
医療機器の安全性評価に必須な試験である細胞

中村晃忠：医用材料の細胞毒性試験における標準材料．組織培養，1996 ; 22 : 228 - 233

2)

Tsuchiya T, Arai T, Ohhashi J, et al.: Rabbit

29

秦野37.indb 29

14/11/21 13:31

秦野研究所年報 Vol. 37. 2014

eye irritation caused by wearing toxic contact

8)

correlation study using standard referencematerials. J. Biomed. Mater. Res. 1993 ; 27 : 885 893
3)

4)

5)

6)

9)

ASTM F 895 - 11 : Standard test method for agar
diffusion cell culture screening for cytotoxicity.

10 ) Nakamura A, Ikarashi Y, Tsuchiya T, et al.:Tsuchiya T, Ikarashi Y, Arai T, et al.: In vivo

Correlations among chemical constituents,

tissue/biomaterials toxic responses: Correlation

cytotoxicities and tissue responses: in the casewith cytotoxic potential but not cell attachment.

of natural rubber latex materials. Biomaterials.

Clin. Mater. 1994; 16: 1-8

1990 ; 11 : 92 - 94

Tsuchiya T: Studies on the standardization of11 ) Ohno T, Asakura M, Awogi T, et al.: Validation

cytotoxicity tests and new standard reference

study on five cytotoxicity assays by JSAAE- 1 .

materials useful for evaluating the safety ofOverview of the study and analyses of validations

biomaterials. J. Biomate. Appli. 1994; 9: 138-157of ED 50 value. AATEX. 1998 ; 5 : 1-38

薬機第 99 号：医療用具の製造（輸入）承認申請に必12 ) Tanaka N, Asakura M, Hattori C, et al.:

要な生物学的試験のガイドラインについて，平成 7Validation study on five cytotoxicity assays by

年 6 月 27 日

JSAAE-IV. Details of colony formation assay.

ISO 10993 - 5 : Biological evaluation of medicaldevices –Part 5 : Tests for in vitro cytotoxicity

7)

中村晃忠：医用材料の安全性．薬学図書館，1989;
34: 213 - 221

lenses and their cytotoxicities: In vivo/in vitro

AATEX. 1998 ; 5 : 74 - 8613 ) Rosengren A, Faxius L, Tanaka N, et al.:( 1992, 1999, 2009)

Comparison of implantation and cytotoxicity

ISO 10993 - 12 : Biological evaluation of medical

testing for initially toxic biomaterials. J. Biomed.

devices -Part 1 2 : Sample preparation andMater. Res. 2005 ; 75 A: 115 - 122

reference materials (1996, 2002, 2007 , 2012 )30

秦野37.indb 30

14/11/21 13:31