1/08/2002 M-521-Ver3.0

Invensys
フォックスボロー製

875EC 型 無電極式導電率･薬液濃度計
FOXBORO

取扱い説明書株式会社ティ･アンド･シー･テクニカル
本社：東京都足立区 千住仲町４０―１２℡:０３(３８７０)７１０１ FAX:０３(３８７０)７１０２
藤代事業所：茨城県取手市片町 ２９４－１℡:０２９７(８３)０７２１ FAX:０２９７(８２)７１２７
九州営業所：大分県別府市 野田１８３－１８℡:０９７７(６７)７２２１ FAX:０９７７(６６)４１０５

http://www.tactec.co.jp

目
項

次

目

ページ

１．はじめに................................................................................................................. 2２．製品及び設定・仕様の確認 .................................................................................... 3３．本体取付・電極取付方法 ........................................................................................ 64．配線図...................................................................................................................... 8
５．クイックスタート .................................................................................................. 9
６．基本操作............................................................................................................... 10
７．基本設定操作.........................................................................................................11
８．８７５EC コマンドフロー図 ................................................................................ 12・記号と用語の説明 .................................................................................................... 12
・MEASURE モード .................................................................................................. 13・STATUS モード....................................................................................................... 14
・HOLD モード .......................................................................................................... 15
・CONFIG モード ...................................................................................................... 16
・CAL モード ............................................................................................................. 17
・DIAG モード ........................................................................................................... 18
９．HOLD 出力機能について ..................................................................................... 22
１１．アナログ出力調整 ............................................................................................. 24
１２．疑問・質問・及び不適合発生時の問合せ方法................................................... 25

1

１．はじめにフォックスボロー製 875EC 型無電極式導電率･薬液濃度計をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。本製品を効果的にご利用頂くために本取扱い説明書に従って操作くださいますようお願い申し上げます。尚、本取扱い説明書に記載のない取扱い方法に関しましては、別途資料を用意しておりますので遠慮なくお問い合わせ下さい。

【製品内容の確認】
下記内容の製品が同梱されていますので確認してください。
【パネルマウント同梱品】
パネル取り付け用ビス（４ヶ）ナイロンワッシャー（４ヶ）平ワッシャー（４ヶ）本体
ロックワッシャー（４ヶ）ナット（４ヶ）【NEMA４X 仕様同梱品】
マウンティングブラケット
ブラケット取付用ボルト（４ヶ）
ロックワッシャー（４ヶ）取扱い説明書（本書）

平ワッシャー（４ヶ）U ボルト（２ヶ）＊パイプマウント仕様のみ

合格票

検査表

検査合格票

品不足及び製品型式が異なっていましたら、お手数ですが末尾の不適合発生の問合せをご利用頂き、ご連絡くださいますよう願い申し上げます。

2２．製品及び設定・仕様の確認（型式参考例）875EC–J1F
無電極式
導電率･薬液濃度計
規格選定

F：FM 規格U：UL 規格

取付方法

1：屋内パネルマウント
2：NEMA4X：パイプマウント
3：NAMA4X：壁面取付

電源供給

A：120V AC
B：220V AC
C：240V AC
E： 24V AC
J：100V AC

オプション＊フロントパネル透明保護カバー
液晶画面保護用で開閉式です。
パイプマウントと壁面取り付け仕様の場合は、標準的に取りつけてあります。
＊デジタルハートコミュニケーション
デジタル信号通信をする機能です。
＊センサ－用延長ケーブル
センサーケーブル（標準６ｍ）を延長する場合は１ｍ単位で延長ケ－ブルを販売します。
＊端子箱
センサーケーブル延長の場合に使う金属製接続端子箱です。
875EC 型無電極式導電率･薬液濃度計(875EC モニタ－)とセンサーの組み合わせで使用します。センサーは、別販売品ですので、別途カタログからご希望のセンサーを選定してください。
※当取扱い説明書では、センサ－、セルは全て同じ意味として表現しております。

3

仕

様

作動環境温度
作動環境湿度
消費電力

０～６５℃
5～９５％（結露無きこと）
１7W
AC24V, 100V, 120V, 220V, 240V ±10％必要供給電圧50/60Ｈｚ ±3 Ｈｚ
耐静電気
空気中帯電 DC 5KV 以下
モニター精度
フルスケールの±0.3％以下
ループ精度
フルスケールの±１％以下
再現性
フルスケールの±0.1％
パネルマウント：193(W)×145(H)×117(D)ケ－ス奥行き：101mm
外形寸法
パイプマウント：193(W)×249(H)×130(D)パネルマウント：1.8 Kg
重量パイプマウント：3.8 Kg
パネルマウント：ノリル樹脂
ケ－ス材質
パイプマウント：エポキシ塗装アルミ合金（NEMA 4X）
２点アナログ出力 ：DC４－20ｍＡ（オプション 0－10Ｖ）
２点警報接点出力 ：上下限ドライＣ接点出力
外部出力
AC250V の時 5A, DC30V の時 2A
１点 RS232C デジタル通信ポート
アナログ出力負荷容量 最大 800Ω
レンジ
センサー型式（871EC シリ－ズ）
0～50μS/cm
LB、UT
0～100μS/cm
LB、UT
0～200μS/cm
RE、BW、EV、LB、UT
0～500μS/cm
RE、BW、EV、LB、UT
0～1ｍS/cm
SP、HP、NL、TF、RE、BW、EV、LB、UT、 EP307B、EP451A
0～2ｍS/cm
SP、HP、NL、TF、RE、BW、EV、LB、UT、 EP307B、EP451A
0～5ｍS/cm
SP、HP、NL、TF、RE、BW、EV、LB、UT、 EP307B、EP451A
0～10ｍS/cm
SP、HP、NL、TF、RE、BW、EV、LB、UT、 EP307B、EP451A
0～20ｍS/cm
SP、HP、NL、TF、RE、BW、EV、LB、UT、 EP307B、EP451A
0～50ｍS/cm
SP、HP、NL、TF、RE、BW、EV、LB、UT、 EP307B、EP451A
0～100ｍS/cm
SP、HP、NL、TF、RE、BW、EV、LB、UT、 EP307B、EP451A
0～1000ｍS/cm
SP、HP、NL、TF、RE、BW、EV、 EP307B、EP451A
0～2000ｍS/cm
SP、HP、NL、TF、EP370B、EP451A
設定可能レンジ数
3 レンジ（自動レンジ切替機能有り）
不適合箇所自己診断機能（各種エラ－メッセ－ジ表示）
ホ－ルド機能（設定変更及び校正中の伝送出力）
ダンピング機能（移動平均設定 0,5,10,20,40,120 sec から選択）
付加機能
カレンダ－及びタイマ－機能
設定変更及び校正の履歴メモリ－機能（100 項目までメモリ－）
LCD 明るさ調整機能
使用センサ－
871EC シリ－ズ/871FT シリ－ズ/EP307B（フッ酸･硝酸対応）/その他
センサ－ケ－ブル長
最大 30 メ－トル

4

お買い求めの製品がお客様のご要求されました製品仕様や設定に合っているか,
本体上のラベルでご確認ください。
ラベル参考例MODEL 875EC-J1F-A
STYLE BCSERIAL No. 070126022
S.O.No. 210826F10
ORIGIN 5S0126
SUPPLY VOLTAGE 100 VAC 50/60HZ
MAXIMUM POWER 17 WATTS
MAXIMUM VA

FOXBORO 出荷時の設定が記載されています。

18＠60HZ
25＠50HZ

ALARM CONTACTS 5A＠250Vac
2A＠30Vdc
ANALOG OUTPUTS 40to20ma
LOCAL COM PORT RS-232C
4.00

表 示
MODEL
STYLE
SERIAL No.
S.O.No.
ORIGIN
SUPPLYVOLTAGEMAXIMAMPOWER
MAXIMAMVA
ALARM
CONTACTSANALOGOUTPUTS
LOCAL
COM
PORT

内

容

説

明（参考例）

型式――――――
製造番号――――――――――――
供給電圧

型式です
メーカー独自の管理番号です
製造番号ですメーカー独自の管理番号です
メーカー独自の管理番号です
作動電源電圧で、標準は AC100V です

最大消費電力

消費電力で、標準は 17W です

周波数による
最大電力
アラーム（警報）接点
アナログ出力（4-20mA）
通信ポート

60HZ の時 18W
50HZ の時 25W
アラーム出力で標準は 2 回路 C 接点出力です
AC250V の時 5A､DC30V の時 2A です
アナログ出力で標準は 4-20ｍA です
2 点出力が標準装備されています
RS-232C が標準装備されています5

３．本体取付・電極取付方法
寸法(mm)【屋内パネルマウント寸法図】
193
181.4

117
145
133.3

【取付図】
平ワッシャー
ロックワッシャーナット
ビス
本体正面から、ビスを＋ドライバーで締め込んで下さい。

ナイロン
ワッシャー

最大パネル厚 6.4 ㎜【パネルカット寸法】
186（+0.25/-0）

181.5
133.5
137.5
（+0.25/-0）

45°

10

4.5φ
6

【屋外仕様 NEMA4X 寸法図】
69.9

130

23

278.1
249
305

193

51

マウンティングブラケット
壁面・Ｕボルト取り付け穴(8.84φ)
25
電線貫通穴(22φ 3 箇所)
ノックアウト電線貫通穴(22φ 2 箇所)

51
102【NEMA4X：壁面取付図】

平ワッシャー＊壁面取付用のボルトはお客様

ブラケット取付用
ボルトの方でご用意下さい。

ロックワッシャー本体背面からボルトで固定してください。
壁面

7

【NAMA4X：パイプマウント取付図】

ロックワッシャー平ワッシャー

ナット

ブラケット取付用
ボルト
ロックワッシャー

ボルトで固定してください。

本体背面からボルトで固定してください。
U ボルト

2 ｲﾝﾁﾊﾟｲﾌﾟ（50φ）

4．配線図

１

２

３

４

５

６

７

黒

白

透明

赤

透明

茶

青

１次コイル（戻り）１次コイル（送り）シールド

２次コイル（戻り）２次コイル（送り）温度計入力（戻り）温度計入力（送り）下記の結線図は 871EC シリーズ、EP307B センサーをご使用の時の結線図です。

８センサーの信号線番号と端子台番号を会わせて結線してください。

8アナログ出力

警報出力２ 警報出力１Ｇ（アース）Ｎ

Ｌ

１ＮＯ（１ﾉﾙﾏﾘｰｵｰﾌﾟﾝ）

１ＮＣ（１ﾉﾙﾏﾘｰｸﾛｰｽﾞ）

１Ｃ（１コモン）２ＮＯ（２ﾉﾙﾏﾘｰｵｰﾌﾟﾝ）

２ＮＣ（２ﾉﾙﾏﾘｰｸﾛｰｽﾞ）

２Ｃ（２コモン）

ＭＡ２－（アナログ２－）

ＭＡ２＋（アナログ２＋）

ＭＡ１－（アナログ１－）

ＭＡ１＋（アナログ１＋）

ＲＳ－２３２

ＣＯＭ１

ＣＯＭ２

ＣＯＭ３

ＣＯＭ４

ＤＶ－

ＤＶ＋

ＤＩ４

ＤＩ３

ＤＩ２

ＤＩ１

デジタル入力（オプション）

電源（４－２０ｍＡ）

５．クイックスタート
５－１
５－２
５－３
５－４
５－５
５－６

本体を梱包箱から取り出し、本体のラベルから仕様を確認して下さい。
センサーを配管に設置してください。
配線図に従いセンサー端子及び電源を接続します。
必要に応じてアナログ出力端子とアラーム出力端子に配線します。
配線に間違いがなければ通電して下さい。測定状態入ります。
センサーが水中にあれば、測定値を表示しますのでそのまま使用できます。

9

６．基本操作【８７５ＥＣ各部名称】

バーグラフ
MEASURE STATUS HOLD CONFIG CAL DIAG

１００.０

mS/cm モードインディケーター

２５．０ ℃
アラームランプ

ライン１（上段表示）＊主に測定値

YES
MODE

ライン２（下段表示）

SP1

SP2
NO

ENTER

②エンターキー③上下矢印キー（YES,NO 選択）①モードキー④左右矢印キー（アラームセットポイント表示）①モードキー：各モードの選択とモード内から出る時に使用します。
（使用中のモードのモードインディケーターが黒く反転します。）②エンターキー：モード内で選択した条件や数値を決定する時に使用します。
③上下矢印キー：モード内で上下の移動と YES, NO の選択に使用します。
MEASURE モードでは上下矢印キーを押すことにより測定値、絶対値、温度、使用アプリケーション番号（アプリケーションを複数使用の時のみ表示されます。）、アナログ出力を順番に見ることができます。
④左右矢印キー：モード内で左右の移動に使用します。
MEASURE モードではアラーム（警報）のセットポイント変更を行なう時に使用します。
SP１（左矢印キー）はアラーム１のセットポイント変更に使用します。
SP２（右矢印キー）はアラーム２のセットポイント変更に使用します。
＊アラームが設定されていない時はご使用できません。
10

７．基本設定操作
モードキーを押すたびにモードインディケーター内のモードが黒く反転し移動します。
各モードにはエンターキーを押して入ります。各モ－ド内ではそれぞれのモードにおける設定内容の確認や設定変更、調整を行なうことができます。

モードインディケーター
MEASURESTATUS
HOLD
モードキーを押すたびに黒く反転し移動

CONFIGCALDIAGMEASURE モード

測定値表示画面です。
上下矢印キーを押すことにより測定値, 絶対値, 温度, アナログ
出力値を順番に見ることができます。
左右矢印キーを押すことによりアラーム(警報）のセットポイン
ト変更をすることが出来ます。（アラームが設定されていない時はご使用できません）

STATUS モード

測定中の水質温度、絶対値、温度センサ－の抵抗値を見ることができます。 その他、内蔵クロックにより Date, Time の他
前回の校正日, 製造番号などを見ることができます。

HOLD モード

校正作業の際などに、任意に設定したアナログ出力とアラーム出力（警報）を出すことが出来ます。CONFIG モードと CAL モー
ドに入ると自動的に HOLD が掛かります。（設定によっては自動 HOLD 機能を解除することも可能です）

CONFIG モード

各種の設定の変更や確認に使用します。

CAL モード

校正作業に使用します。測定表示値やアナログ出力値の調整に使用します。

DIAG モード

不具合発生時にエラーの内容の確認ができます。
過去に行なった操作の履歴などを見ることができます。

11

８．８７５EC コマンドフロー図
・記号と用語の説明
記号の説明
１. Ｅ

、

Ｅ

は ENTER

２.

は

YES

NO

キーで決定して移動します

キーで移動します

３.

は

SP1

SP2

４.

は

SP2

キー、

キーで移動しますはキーで移動しますSP1

５. MODE はモード選択時とモード内から出る時に使用します。
（設定中にフロー内で迷った時、どこの場所からでも抜け出る事が出来ます）
６.

YES

は設定時に YES と選択する時、NO

は NO と選択する時に使用します

用語の説明（設定に必要な用語のみ記載します）
Measurement（Meas）･･･測定値
Analog1･･･4－20ｍA 出力 1
Absolute･･･温度補償無しの値
Analog2･･･4－20ｍA 出力 2Temperature（Temp）･･･温度
Alarm1･･･警報接点 1
Apps･･･アプリケーション（使用レンジ）
Alarm2･･･警報接点 2
Passcode･･･弊社出荷時は０８００
ATC Resistance･･･測温体の実抵抗値
Current App･･･現在使用のアプリケーショ
ン（使用レンジ）
History Entry Entry･･･ 設定の履歴
Run Application･･･アプリケーション数が Number of Apps･･･セル１本御使用の時、ア
複数の時、使用したいアプリケーションを選 プリケーションをいくつ設定するかを決定
択する機能
する機能
Failsafe Sig･･･水質計、電極に何らかの不具 Set Point･･･警報出力の設定値
合が起こった時の外部出力信号の設定

12

・MEASURE モード
測定値表示画面は MEASURE モードです。
警報１セットポイント変更

入力

測定値表示画面SP２

警報２セットポイント変更

NO

YES

セットポイント

SP１

YES

Measurement*

測定値表示画面に戻ります

Absolute*

上下左右矢印キーを使用し変更

セットポイント

測定値表示画面

入力に戻ります

上下左右矢印キTemperature*ーを使用し変更します

します
Current App ***Analog１
アラーム（警報）が設定されている時、セットポイントの値を変更する事が出

Analog２

来ます。（アラームが設定されていない
場合はご使用出来ません）
設定方法① 左右矢印キーを押すと英文で｢セットポイントの変更を行いますか?｣と表***APPS（アプリケーション）が示されますので変更する時は上矢印

複数設定されている時表示されキー（YES）を押してください。変更ます

しない時は下矢印キー（NO）を押してください。
② 上矢印キー（YES）を選択した時
セットポイント変更画面に入ります
ので、上下左右キーを使ってセットポ
イントを変更してエンターキーを押してください。
測定値表次画面に戻ります。
＊下矢印キー（NO）を選択した時
測定値表示画面に戻ります。

13

NO

・STATUS モード（

MODE

キーを１回押しENTER

Current App（Apps が複数設定されている時表示

MS Codeされます）
Serial Number
Temperature*
Software version
Absolute*
Device Name
ATC Resistance*
Device Type
Cell Person*
Comm Type
Cell Date*
Tag Num
Cell Type*Line Frequency
Cell Temp*
Time
Analog１
Date
Analog２
History Entry
Tag Name

Entry #１

Location

History Entry
Entry #２

Sales Order Number

History Entry
Entry #１０

14

キーを押します）・HOLD モード（
PASS CODE

MODE

Ｅ

キーを２回押し ENTER キーを押します）

UNLOCKED

０８００

デジタルコミニュケーション（オプション）の時のパスコードは通常０８００ですＥ

コマンドは省略いたします。

HOLDMODEMEASUREOff
Hold 使用無し
On Present
現在の出力を HoldOn Manual
任意の出力で Hold

Hold Released

Ｅ

測定値表示画面に戻りまＥ

Hold 解除す。この時 HOLD モード

Hold Engaged

Ｅが点滅し HOLD を出力しＥ

Hold 開始

ます。

PASS CODE

Ｅ

０８００

Ｅ
Alarm１

Ｅ

Alarm２

Maintained

Maintained

Hold 中でも警報を生かす

Hold 中でも警報を生かす

On

On

Hold 中は警報 On

Hold 中は警報 On

Off

Off

Hold 中は警報 Off

Hold 中は警報 Off

Ｅ
Analog１
LiveＥ

現在測定中の出力を出す
Analog１

Fixed
任意の出力値を決める

Ｅ

Ｅ

××××mAＥ
Analog１
LiveＥ

現在測定中の出力を出す
Fixed
任意の出力値を決める

Hold Engaged

Ｅ

Hold 開始

Analog２

Ｅ

××××mA

15

・CONFIG モード（

MODE

キーを３回押し ENTER キーを押します）

CONFIG モードのフロー図は本書最終ページを参照してください。
【CONFIG モード設定操作上の注意】
1．アプリケーション数が複数の場合は、表示される画面が多少変わりますのでコマンドフロ－図を参照の上設定して下さい。
2．設定時コマンドフロー内を上下左右矢印キーで移動する事は出来ますが、決定する際は必ずエンターキーを押して下さい。
3．コマンドフロー内で設定方法がわからなくなった場合は、次の方法で設定をやり直して下さい。モードキーを押して設定確認画面から最終決定入力画面に移動して下さい。すると Configuration Error Fix It？ 又は、 Configuration OK
Save Changes ?と表示されますので、[YES]又は[No]どちらかを選択して下さい。
もう一度やり直す場合は [No]下矢印キ－を押すと Changes Aborted と表示された後、測定画面に戻りますので、最初から設定をやり直して下さい。
4．設定内容に間違えがあると最終決定入力の際に Configuration Error Fix It？と表示されます。これは設定内容に間違えがあるので直しますか？と言う意味です
ので、[YES]又は[No]を選択して下さい。
[No]下矢印キ－を押すと設定は入力されずに測定値表示画面に戻ります。
[YES]上矢印キを押すと自動的に設定内容が間違っている画面へ移動しますので（間違っている設定箇所は黒く反転して表示されます）上下左右矢印キ－で設定を正しいものへ直して下さい。エンタ－キ－を押してから、再度モードキーを押して最終決定入力をして下さい。 画面が Configuration OK Save Changes ?と表示されますので[YES]キ－を押して下さい。Configuration Saved と表示された後、測定表示画面にもどり設定が完了します。

16

・CAL モード（
PASS CODE

MODE

Ｅ

０８００

キーを４回押し

ENTER

キーを押します）Unlocked

Calibrator’s Name

ロック解除します

調整者名

Calibrate

Ｅ

Ｅ

SENSOR

アナログ４－２０mA 調整の詳しい説明は４０ページをご参照下さい

センサーの調整ANALOG１

Analog１

Ｅ

COUSRSEＥ

ANALOG２

ANALOG１４mA
MEDIUM

Ｅ

COUSRSEＥ

ANALOG２

２０mA
MEDIUM

アナログ１調整
Analog２

４mA

COUSRSE

アナログ２調整MEDIUM

２０mA

COUSRSEMEDIUM

Auto Service

通常の校正作業では使用しないのでフロー図を省略致します

Calibrate

実液校正方法は別紙添付

Solution

詳しくは本書 P.19,20,21 ベンチ校正方法

Suspend

実液校正をご参照下さいSensor in Air

BenchStabilizing

センサーを大気に開Ｅ

固定抵抗校正Adjust Reading

放します（ゼロ点）

Incorrect Reading

読みこみ中

Ｅ

Abort

安定時間

Ｅ

枠内コマンドフローはセンサーが抵抗値の読み込みが出来なかった時に表示されます。

Ｅ

解除
Retry

Ｅ

再度調整
Connect Loop
Resistor
センサーに固定抵抗をします（ゼロ点）

Ｅ

Stabilizing
安定時間Ｅ

Adjust Reading

Calibration

読みこみ中CompletedＥ

ベンチ校正終了

17

・DIAG モード（

MODE

キーを５回押し

ENTER

キーを押します）＊＊＊＊Suspended＊＊＊＊エラーを一次中止します

YES
エラーが有ればエラー内容を表示し、なければ No Faults と表示されます。
Diagnostics

上下矢印キーを押すと次のエラーが表

Ｅ

Suspended Faults？
エラーを一次中止しますか？

示されます

View Faults

NO

エラー確認
Resume Faults

Any Suspended Faults Are Resumed

エラー再表示

エラーを一次中止した時エラーの再表示をします。

View History

100 個まで操作内容が確認できます。

操作記録（最大１
上下矢印キーを押すと次の操作記録が００個まで記録

オプション機能なのでフロー図を省略されます）

表示されます致します

Demand Report
オプション機能
Erase History
操作記録削除Ｅ

PASS CODEＥ

Are You Sure？
操作記録を削除して良いですか？

０８００

NO

YES

History Erased
操作記録を削除します18

ベンチ校正方法（１）＊フルスケールレンジに相当した擬似抵抗を用意します。

ベンチ校正方法（２）参照

上段より順番に操作してください。
は変更していただく場所を表します。
操作内容
電源を入れる
CAL モードに入る
決定
パスコード入力

操作手順
AC100V 電源
測定値表示画面からモードキーを 4 回押す
エンターキー
上下左右矢印キー

決定
名前入力
決定
校正選択

エンターキー
入力する必要はありません
エンターキー
上下矢印キー

決定
校正方法選択エンターキー
上下矢印キー１回押す

決定
０点校正

＊App n は
アプリケーション番号を表します
エンターキー
センサーを大気にさらします

設定画面表示
モードインディケーター
内の CAL が白抜き
Passcode
０８００
Unlocked
Calibrator’ｓName--------------------------

初期表示値［００００］
ホールドが掛かる

Calibrate
Sensor

他のコマンドを選択
しないで下さいCalibrate
Bench

アプリケーション数
が複数の場合、左記
表中の下段の表示になりますCalibrate
App n/Bench
Bench
User Bench
App n/Bench
User Bench

決定
０点読み込み決定０点入力

決定
スパン点校正備考
取扱説明書№1 参照

アプリケーション数
が複数の場合、左記
表中の下段の表示になります

エンターキー
センサーを大気にさらし Bench
アプリケーション数----------ｍＳ／cm
安定するまで待ちますが複数の場合、左記
Stabilizing
表中の下段の表示に＊Stabilizing が最下段になります
App n/Bench
出ている時は安定中です----------ｍＳ／cm
Stabilizing
エンターキーStabilizing の表示が消えた事を確認後
Bench
上下左右矢印キーアプリケーション数
0.000ｍＳ／cm
が複数の場合、左記
表中の下段の表示に
App n/Bench
なります
0.000ｍＳ／cm
エンターキー
センサー部に擬似抵抗を Bench＊アプリケーション
User Bench
付ける
数が複数の場合、０点校正同様に表示が異なります19

決定エンターキー
スパン点読み込み センサー部に＊擬似抵抗を付け安定するまで待ちます決定エンターキー
スパン点入力上下左右矢印キー
決定
記録
測定値表示画面

エンターキー
モードキー

Bench----------ｍＳ／cm
Stabilizing
Stabilizing の表示が消えた事を確認後
Bench
フルスケール値を-----------ｍＳ／cm
入力してください
校正方法選択画面に戻ります。
Changes Saved
モードインディケーター
内 MEASURE 白抜き＊注意
アプリケーション数が複数の場合は校正をするアプリケーション番号を間違えないよう注意して下さい。

ベンチ校正方法（２）＊ベンチ校正に使用する擬似抵抗値は下記の方法で求めます。
１.下記の公式を使用し擬似抵抗値を求めます。
公式
Ｒ（抵抗値）＝１０００×センサーのタイプ別セル定数
フルスケール値

センサーのタイプ別セル定数は下記一覧表を参照してください。
センサーのタイプ別セル定数（ＣｅｌｌＦａｃｔｏｒ）一覧表
センサータイプ
ＡＢ
ＥＶ
ＮＬ
ＰＮ、ＰＸ
ＴＦ
ＳＰ、ＨＰ
ＲＥ、ＬＢ、ＵＴ、ＢＷ
ＥＰ３０７－Ｂ
ＥＰ４５１Ａ

セル定数（ＣｅｌｌＦａｃｔｏｒ）
０．５８８
０．４５
２．３５
２．４５
２．３１
２．１５
０．８７３
２．４９
２．１８５

20

２. 計算例
条件

使用センサー

ＳＰセンサーレンジ

０．０００～１．０００ｍＳ／ｃｍ

以下の条件で、１.の公式に代入
Ｒ（抵抗値）＝１０００×２．１５

＝２１５０

１
擬似抵抗値

２１５０Ω

３.抵抗値が小さい場合計算で求めた抵抗値が小さい場合（１００Ω以下や小数点以下の数が出た時）はセンサードーナツ部に導線を１０回巻き、最後に抵抗で輪を作るようにします。
この結果、必要とする抵抗の１００倍を使用する事が出来ます。
計算例
条件

使用センサー

LB センサーレンジ

０．０～１００．０mＳ／cm

以下の条件で、１.の公式に代入
１０００×０．８７３
Ｒ（抵抗値）＝

擬似抵抗値

×１００＝８７３

１００

８７３Ω

21

９．HOLD 出力機能について
点検校正などの際に、アナログ出力やアラーム接点出力を測定値と切り離して任意に出力（HOLD 出力）させる事が出来ます。この場合は HOLD モードを利用します。CONFIG モ－ドにて自動ホ－ルド機能（Automatic Hold ）を設定した場合、CONFIG モード、CAL モードに入りますと自動的に HOLD
出力が出ますので、任意に出力値を設定して頂ければ、毎回同じ HOLD 出力を出す事が出来ます。
【HOLD モードの設定方法】
設定例
アラーム１：HOLD 中は常に off

アラーム２：HOLD 中でもアラームを使用

アナログ１：

live（HOLD 中でも生の値を出力させる)

アナログ２：

12.00 mA（ハーフスケールの出力です）

上段より順番に操作してください。
は変更していただく場所を表します。
＊マークのついているコマンドを選択して下さい。
操作内容
電源を入れる
HOLD モードに入る
決定
パスコード入力
決定
ＨＯＬＤ設定決定
アラーム１
ＨＯＬＤ設定決定
アラーム２
ＨＯＬＤ設定

決定

操作手順
電源を投入
測定値表示画面からモードキーを２回押す
エンターキーを押す
左矢印キーを２回押す
上矢印キーを８回押す
エンターキーを押す
上下矢印キー出選択します

設定画面表示備考

モードインディケーター
内の HOLD が白抜き
Passcode
０８００Hold ModeOffOn Present＊On Manual

エンターキーを押す
上下矢印キーで選択しま Alarm１
すMaintainedOn＊Offエンターキーを押す
上下矢印キーで選択しま Alarm２
す＊MaintainedOn
Offエンターキーを押す

22

初期表示値
［００００］

アナログ１
ＨＯＬＤ設定決定
アナログ２
ＨＯＬＤ設定決定
アナログ２出力設定
決定

上下矢印キーで選択しま Analog１
す
Fixed
＊Live
エンターキーを押す
上下矢印キーで選択しま Analog２
す＊FixedLive
エンターキーを押す
上下左右矢印キーを使用 Analog２
し任意の数値を入力する＊１２．００ｍA
エンターキーを押す
測定値表示画面に戻ります。
測定値表示画面に戻ると自動的にモ－ドインデ
ィケ－タ－の HOLD が点滅し、設定した出力を出します。
HOLD を使用しない場合は、上記項目の HOLD
設定を Off にして下さい。Off にするとモ－ドイ
ンディケ－タの HOLD の点滅が消え、設定した出力は出なくなります

HOLD 機能を利用して任意の値を出力させた時の注意
HOLD 機能を利用して弊社出荷時の標準設定を変更し任意の値を出力させた場合、HOLD 機能を Off にする前に必ず弊社出荷時の標準設定にもどして下さい。
弊社から出荷される 875EC は標準設定として、自動ホ－ルド機能が働くように設定しております。標準設定にもどさないで水質の測定に入った場合、自動ホ－ルド機能が作動すると実際の水質とは関係のない値が出力され、誤った信号出力トラブルの原
因となります。
上記のトラブルを避ける為に下記の標準設定にもどして下さいますようお願い申し上げます。
弊社出荷時の標準設定内容
アラ－ム 1, 2 の設定 ⇒ Maintained
アナログ 1, 2 の設定 ⇒ live

(HOLD 中でもアラ－ムが生きる)(HOLD 中でも生の値を出力させる)23

１１．アナログ出力調整
基本的に弊社の出荷検査において 4‐20ｍA（0‐20ｍA）の出力調整は済んでおりま
すが、制御盤やレコダ－への出力値がずれている時にご使用下さい。
電流計を配線図参照の上、出力調整を行うアナログ出力端子に接続して下さい。
上段より順番に操作してください。
は変更していただく箇所を表します。
＊マ－クのついているコマンドを選択して下さい。
操作内容
電源を入れる
CAL モードに入る
決定
パスコード入力
決定
名前入力

操作手順
電源を投入
測定値表示画面からモードキーを 4 回押す
エンターキーを押す
左矢印キーを 2 回押す
上矢印キ－を 8 回押す
エンタ－キ－を押す
Lock が解除され最初に表示されます

設定画面表示備考

モードインディケーター
内の CAL が白抜き
Passcode
０８００Hold Engaged
Calibrator’ｓName
××××××××

初期表示値［００００］HOLD 出力
名前を入力するコマンドですが入力の必要はありません決定
エンターキーを押す
Calibrate
アナログ 1 又は アナログ１は下矢印を１回
Cell
2 の選択
アナログ２は下矢印を２回＊Analog１
押し、調整を行なう方を＊Analog２
選択して下さい決定
エンターキーを押す
アナログ４mA
Analogn ４mA
調節方法は下記参照下さい COARSE MEDIUM FINE
出力調節画面＊Analog n は上記で選択されたアナログ番号（1 又は 2）を表します

４mＡが出力されます

出力調節方法①接続している電流計の数値を確認しながら作業を行ってください。
②左右矢印キーでカーソルを移動することが出来ます。
COARSE（大）、MEDIUM（中）、FINE（小）と左に移動するほど調整値が大きくなります。
③上下矢印キーを使用し調節を行ってください。
上矢印キーを押すと出力が上がり、下矢印キーを押すと出力は下がります。
④電流計の数値を確認して出力調節してください。
決定アナログ 20mA
出力調節画面
決定
最終入力
測定値表示画面

エンターキーを押す
調節方法は上記参照下さい
エンターキーを押す
モードキーを押す

Analogn
20mA
20 ｍ Ａ 出 力 さ
COARSE MEDIUM FINE
れます
アナログ１又は２の選択画面に戻ります
Changes Saved
モードインディケーター内の MEASURE が白抜
きになり測定値表画面に戻ります24

１２．疑問・質問・及び不適合発生時の問合せ方法
このような時はどうするの？
(1) 表示値がふらつく
表示がフルスケールの１０％以上大きくふらつく場合は、外部ノイズなどの影響が考えられます。又、水温制御の熱交換器出口に取り付けた場合は水温変化に追従が間に合わず温度補償遅れによるふらつきがありますが、この場合は当社サービス部門へご相談ください。
(2) 表示値と 4‐20ｍA のアナログ出力に接続した記録計がわずかに合わない.。
本書 P.24 の電流出力調整を行ってください。
(3) 超純水や水質計に関する技術資料が欲しい。
一般資料は無料ですので当社営業部門にご遠慮なく資料請求してください。
(4)メンテナンスについて
本計測器を使用するに当り以下の点を定期的に確認して下さい。
1）配線の痛み
配線がねじれていないか、被服に傷やヒビがないか、無理な取付を行っていな
いかを確認して下さい。もし、上記の状態が確認されましたら、ケーブルの痛んだ箇所を補強して下さい。
痛みがひどい場合は交換が必要になります。
2）センサーの汚れセンサーは条件によってスケール･スライムの付着があります。スケールの有無を確認する為、導入から半年後に１度センサーを取外し、状態を確認して下さい。
スケールの付着が厚さ１mm を超える場合は、ブラシを用いて除去して下さい。
スケール･スライムの付着がない場合も、１年に１度センサーを取外して確認する事をお勧め致します。

25

点検・校正及び修理のご依頼方法
お電話又はファクシミリなどで下記へご連絡ください。
Tel ０３－３８７０－７１０１（代） （株）ティ・アンド・シー・テクニカル
Fax ０３－３８７０－７１０２
下記内容を御知らせください
１ 点検・校正と修理の区別
２ 機種名・台数
３ 修理の場合は故障状況
４ 出向点検校正は出向先
５ ご希望納期
６ お客様ご連絡先

補償期間
無電極導電率･薬液濃度計及びセンサーは納入後１年間、無償修理又は無償交換いたします。
誤操作や製品に起因しない故障につきましては補償期間内でも有料となります。
尚、製品以外の補償に関しましてはご容赦いただきます。

株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル
本 社：東京都足立区千住仲町 40-12
電 話：03-3870-7101 FAX：03-3870-7102
藤代事業所：茨城県北相馬郡藤代町片町 294-1
電 話：0297-83-0721 FAX：0297-82-7127
九州営業所：大分県別府市野田 183-18
電 話：0977-67-7221 FAX：0977-66-4105
http://www.tactec.co.jp

26