Prise en main du Veraview X800

12Préparation

PanPositionnement du patient

Démarrez le logiciel i-Dixel ou i-Dixel WEB

Préparation du patient(ci-après désigné par « i-Dixel WEB »)Pour un patient déjà inscrit :entrez l’ID du patient et cliquez surl’icône de recherche rapide.

Détachez les cheveux nouésen arrière.
Faites mettre au patient untablier de protection contre
les rayons X.
Pour utiliser la mentonnière, faites
mordre le patient sur une pièce buccale (occlusion incisive).

Pour utiliser la liste, double-cliquez sur$$$del$$$nom d’un patient.
le300.00 s 0000.0 mGy.cm

Appuyez sur la touche Ready(Prêt). La boîte de dialogue« Retour de bras » apparaît ;appuyez sur le bouton Ok. Lebras se déplace et les faisceauxs’allument. L’appareil est maintenant à l’état Ready (Prêt)

ROI2

M

Size
Proj
H Pos0JawExp
In / OutA

Lv0SpdHS

Exposition

Vérification de l’état Ready (Prêt)SDPan

Ceph00.00 s 0000.0 mGy.cm

ROI

2Sortie du patientSDProj
H PosAprès l’exposition

MSizeSi une boîte de dialogue demandantde vérifier les stabilisateurs temporauxapparaît, appuyez sur le bouton Ok.

5Tournez le bouton des stabilisateurs
temporaux et ouvrez-les. Guidez lepatient à l’écart de l’appareil.

CTReady0Jaw
Exp

Alignement des faisceaux

In / OutA

Lv0

Spd

HS

Plan sagittal médian
Déplacez la tête du patient pouraligner le faisceau.

ReadyMarche

Faisceau longitudinal

Réglage de la hauteur de l’élévateur
La liste des images du patient apparaît.
Cliquez sur le bouton Fenêtre d’exposition du X 800 pour l’ouvrir.

4Pan
Ceph CT
Positionnement

Appui sur la touche Ready (Prêt)Faites-lui retirer ses lunettes,
son collier ou tout autre accessoire.

Pour un nouveau patient :Voir au verso.
inscrire le patient.

2021 - 12 - 21
Pub. No.: X 802 - 93032 - 500 (FR)Printed in Japan* Veuillez lire le Instructions d’utilisation avant d’utiliser le Veraview X 800 .

MarcheÉmission des rayons X
Maintenez le bouton Émission enfoncé.

Faisceau horizontal

Réglez la hauteur de l’élévateur de façon à ce que la hauteur du support s’aligne avec le patient.

Ligne des orbites et orifice de l’oreilleAppuyez sur les boutons Haut ou Bas dufaisceau pour le déplacer verticalement.

Retrait des gaines de protection
Retirez la gaine de protection du support et de lapièce buccale et jetez-les.

MarcheFaisceau avant-arrière
Faisceauhorizontal

Allumage de l’instrument
Appuyez sur l’interrupteur principal ( ). Uneboîte de dialogue indiquant « Initialisation »apparaît : appuyez surle bouton Ok. Le brasse déplace en position
d’entrée du patient.

Faisceau avant-arrière

Aidez le patient à se mettre en place et corrigez sa posture.

Réglage des conditions d’exposition
Appuyez sur la touche Pan pour régler
l’appareil en mode d’exposition panoramique. Réglez et vérifiez les conditions
d’exposition.
PanCephVoir au verso.

CT00.00 s 0000.0 mGy.cm

MSDProj
H Pos0Jaw
ExpA

Lv0

Demandez au patient de se tenir droit
et de maintenir sa tête aussi perpendiculaire que possible.
Si le patient se tient trop enarrière, le haut du torse sera
penché vers l’avant et le cou
sera incliné. ites au patient :OuiDVEUILLEZ AVANCER
D’UN PAS.

ROI2SizeIn / OutOuiEntrée du patient

SpdHS

ReadyRéglage du support
Tournez le bouton des stabilisateurs
temporaux et ouvrez-les.
Désinfectez la mentonnière ou le caledents et placez-le dans son support.
Placez une gaine de protection jetable
sur le support.
Voir au verso.

NonL’avant de la pièce
buccale doit êtreperpendiculaire.

Côté distal de la canine supérieure gauche
Placez le patient de façon à ce que lefaisceau soit à peu près dans la bonne
position. Déplacez le faisceau vers le hautou vers le bas pour finaliser l’alignement.

NonLe faisceau horizontal doit passer par ces deux points.

Relâcher et abaisser les épaules.
Demandez au patient de relâcher
les épaules et d’appuyer légèrement
ses pouces sur la poignée.

La mélodie s’arrête lorsque l’exposition
est terminée. Le bras se déplace enposition de sortie du patient.
Relâchez le bouton d’émission et placez-le dans son support sur le modulede commande.

Appuyez sur la touche Ready (Prêt).
La boîte de dialogue « Retour de bras »apparaît ; appuyez sur le bouton Ok. Lebras revient à sa position de départ.

Transfert et affichage de l’image
Une fois l’exposition terminée, les données sont envoyées à i-Dixel WEB.
Un message, « Panorama Reconstruction » (Reconstruction panoramique) apparaît dans i-Dixel WEB. L’image apparaît au bout d’une dizaine de secondes.

⹅ Exposition Quadruple ATMVérifiez le positionnement deNE BOUGEZ PAS LA TÊTE PENDANT L’EXPOSITION, ATTENDEZ
tous les faisceaux. Donnez lesLA FIN DE LA MÉLODIE.
instructions pour l’exposition
VEUILLEZFERMERet quittez la salle deLES YEUX.
radiologie.

Tournez le bouton des stabilisateurs
temporaux et fermez-les.

Appui sur la touche Ready (Prêt)Réglez la hauteur des stabilisateurs temporaux et refermez-les soigneusement en tournant le bouton.

Vérification de la position du faisceau et sortie de la salle de radiologie

Fermeture des stabilisateurs temporaux

Fin de l’exposition

Fermeture des stabilisateurs temporauxFaites reculer la mâchoireet tracez la ligne horizontale des orbites jusqu’àl’orifice de l’oreille.
Abaissez l’élévateur et demandez
au patient de rentrer le menton.
JE VAIS LÉGÈREMENT ABAISSERGARDEZ LA TÊTEL’ÉLÉVATEUR.
DROITE ET AVANCEZLÉGÈREMENT LE FRONT.

Le bras pivote et l’émission desrayons X débute.
Le voyant (jaune) Emission (Émission)
du module de commande s’allume et lamélodie retentit.

• Utilisez le repose-lèvre supérieur.
• Alignez le faisceau avant-arrière
avec l’orifice de l’oreille.
• Réalisez deux expositions : l’une
avec la bouche ouverte, l’autre avec
la bouche fermée.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Exposition Quadruple ATM » du Instructions
d’utilisation des modes d’exposition panoramiqueet tomodensitométrique.

! N’éteignez pas l’appareil en appuyant sur
l’interrupteur principal tant que le transfert de l’image n’est pas terminé.

Extinction de l’appareilArrêt⹅ Inscrire un nouveau patient (i-Dixel WEB)

⹅ Conditions d’exposition

Sélection de l’icône d’inscription d’un patient
Cliquez sur l’icône d’inscription d’un patient.

⹅ Réglage du support

Durée d’exposition
1 . Touche Mode d’exposition
panoramique

PanSaisie des informations requises
Remplissez le formulaire à l’écran, puis cliquez sur le bouton Register (Enregistrer).
! Les champs Patient ID, Name et Sex (IDPatient, Nom et Sexe) doivent être renseignés.

Touche Entrée/Sortie
Appuyez sur cette touche pourdéplacer le bras en position
d’entrée ou de sortie du patient.

Ceph

2.

3.

Taille dupatient(Size)

H Pos

Lv

Hauteurdu bras(H Pos)[mm]HS6.

4 . Projection

05 . Hauteur du bras6 . Forme de l’arc dentaire
Touche Ready (Prêt)Appuyez dessus après avoir aidé le patient à
se mettre en place. Les faisceaux s’allument etl’appareil est prêt à réaliser une exposition.

Pour l’exposition
automatique « A » Pour l’exposition manuelle « M »Niveau automatique Tension du tube Intensité du tube(Lv)
(kV)
(mA)

9.

Vitessed’exploration(Spd)

Sans ombre

15

Étroit10Large+6A(expositionautomatique)M(expositionmanuelle)

Antérieur0
PostérieurOff (Arrêt)(aucuneémission
de rayons X)+5+490+385+280+175

070-165-260

15
1050M

1098

Protection(semi-transparente)

HD(vitesse standard,haute résolution)

7Papier(blanc)

65HS(vitesse rapide)432-4● Taille du patient● Niveau automatique

Les valeurs définies pour la taille du patient sont la longueur sagittale
du crâne (A). La limite supérieure de l’élévateur ne peut pas accueillir
les patients de plus de 180 cm. Il est recommandé aux patients trop
grands de s’asseoir.
i-Dixel* Pour de plus amples renseignements, consultez le Instructions d’utilisation de i-Dixel WEB.

Longueur sagittale (A)C (Enfant)S

Max. 17 cm

ML

Max. 19 cm 19 à 21 cm● Cale-dents
1 . Décollez le papier d’une gaine de protection pour mentonnière et recouvrez la languette sur laquelle vient mordre le patient.
2 . Faites tourner la gaine de protection et insérez la languette dans le support du caledents.
3 . Placez une protection pour cale-dents surla languette.

Off (Arrêt)* Pour 85 ou 90 kV, le réglage mA est compris entre 2 et 9 .

Taille du patient● Mentonnière

2 . Déroulez et décollez le papier.

*-3
Interproximale

Placement d’une gaine de protection jetable sur le support

1 . Ouvrez une gaine de protection et placez-la
sur la mentonnière.

LinéaireInterproximale

composant n’est pas rayé ou endommagé.

Standard

ATM

i-Dixel WEB! Avant toute utilisation, assurez-vous que le8.

Paramètre
d’exposition(Exp)

Standard

Une liste d’images apparaît. Le logiciel estprêt pour une exposition.

SDReady7.

Forme del’arc dentaire
(Jaw)

5

La liste des images apparaît.

3 . Taille du patient

8 . Niveau automatique
9 . Vitesse d’exploration

5.

4.

Projection(Proj)

Spd0A

In / OutOrthoSinus
maxillaire

MJawExp

Tournez le bouton des stabilisateurs temporaux et ouvrez-les.
Essuyez la mentonnière ou le cale-dents
avec de l’éthanol (à 70 – 80 %) et placez-ledans le support de mentonnière.

2 . Zone d’exposition (ROI)

Proj

Standard
Arc dentaire

ROI2Size

7 . Paramètre d’exposition
Zoned’exposition(ROI)

Les icônes bleues et la touche Ready(Prêt) sont tactiles.

CT00.00 s 0000.0 mGy.cm

Touche Paramètres
Maintenez cette touche enfoncée pour enregistrer lesparamètres actuels de conditions d’exposition. Le système
Veraview X 800 chargera ces
paramètres comme valeurs pardéfaut au prochain démarrage.

Réglage du support

Dosage radiographique

ALorsque le niveau automatique est activé, l’émission derayons X est ajustée lors de l’exposition pour obtenir la meilleure densité d’image.
• Pour augmenter la densité, appuyez sur la touche « + »pour augmenter le niveau.
• Pour réduire la densité, appuyez sur la touche « - » pourdiminuer le niveau.

Gaine de protection jetable pour mentonnière
Protection pour cale-dents* Les valeurs ci-dessus sont de simples estimations. Le dentiste doit se faire son propre jugement
en fonction de la physionomie du patient, sa structure squelettique, etc.

© 2017 J. MORITA MFG. CORP.