ポータブル型水質分析計

HS -1000 シリーズ
●優れた特徴1.多種多様な水質成分の分析に対応した６種類のポータブル型水質分析計をラインアップ
2.専用の反応試薬キットにサンプルを入れるだけの簡単分析
COD測定
全リン・全窒素測定
地下水多項目測定
HS-1000COD

ホウ素・フッ素測定
海水水質測定飲料水水質測定●小型・軽量HS-1000Plus●バッテリー駆動(残量表示付)●持ち運びができ、簡単操作●プリンター接続可能●低価格●簡単分析マニュアル付属HS-1000GW

HS-1000SW
HS-1000DW

HS-1000BF

HS -1000●HS-1000シリーズ共通仕様○多項目水質分析計 HS-1000Plus★

○COD分析計 HS-1000COD★

表示画面

LCD（128*64ドット）

光源

光源

測定手法

吸光光度法

測定対象 全窒素、全リン、COD

光源

LEDランプLED（365, 405, 450, 525, 605, 880nm）

LED（365, 450, 525, 605nm）

測定対象 COD

反応試薬キット

分析項目

測定範囲（mg/l）

反応試薬キット

分析項目

測定範囲（mg/l）

HS-COD-U

COD-Cr（超低濃度）

5.00〜40.00

HS-COD（Mn）-U

COD-Mn（超低濃度）

0.20〜3.00

HS-COD-L

COD-Cr（低濃度）15.0〜150.0

HS-COD（Mn）-L

COD-Mn（低濃度）0.60〜20.0

HS-COD-M

COD-Cr（中濃度）50〜1500

HS-COD（Mn）-H

COD-Mn（高濃度）20.0〜100

HS-COD（Mn）-U

COD-Mn（超低濃度）

0.20〜3.00

HS-COD-U

COD-Cr（超低濃度）

5.00〜40.0420g

HS-COD（Mn）-L

COD-Mn（低濃度）0.60〜20.00

HS-COD-L

COD-Cr（低濃度）15.0〜150

AC100〜240V 50/60Hz

HS-COD（Mn）-H

COD-Mn（高濃度）20.0〜100.0

HS-COD-M

COD-Cr（中濃度）50.0〜1500

バッテリー（Li-ion 3.7V-1400mA）

HS-TN-U

全窒素（超低濃度）

0.20〜5.00

HS-COD-H

COD-Cr（高濃度）500〜15000

駆動時間

28時間（バッテリー使用時）

HS-TN-L

全窒素（低濃度）1.00〜50.0

機能

LCD自動OFF機能、日付・時計機能、

インターフェイス 専用プリンターポート
寸法

98（W）
×202（D）
×50（H）mm
突起物除く

重量
電源

専用プリンタ出力
専用オプション 前処理装置 HS-R200
専用サーマルプリンター HS-P100

HS-TN-H

全窒素（高濃度）10.0〜100.0○地下水水質分析計 HS-1000GW

HS-NO3（N）-H

硝酸態窒素（高濃度）0.50〜30.00

光源HS-NO3（N）-L

硝酸態窒素（低濃度）0.20〜5.00

測定対象 地下水多項目

HS-NO2（N）-L

亜硝酸態窒素（低濃度）0.10〜1.00

反応試薬キット分析項目

測定範囲（mg/l）

HS-NO2（N）-H

亜硝酸態窒素（高濃度）

5.0〜150.0

HS-AI

アルミニウム

0.01〜0.30

HS-NH4（N）-U

アンモニア態窒素（超低濃度）0.03〜1.00

HS-F

フッ素

0.01〜1.50

HS-NH4（N）-L

アンモニア態窒素（低濃度） 0.20〜6.00

HS-Fe（T）

全鉄

0.10〜5.00

HS-NH4（N）-H

アンモニア態窒素（高濃度） 2.0〜60.0

HS-Fe（＋2）

酸化鉄0.10〜5.00

HS-TP-L

全リン（低濃度）0.01〜3.00

HS-HD（Ca,Mg）

全硬度

0.10〜4.00

HS-TP-H

全リン（高濃度）1.00〜15.00

HS-Zn

亜鉛

0.10〜5.00

HS-PO4（P）-L

リン酸態リン（低濃度）0.01〜3.00

HS-S

硫化物

0.50〜5.00

HS-PO4（P）-H

リン酸態リン（高濃度）1.00〜15.00

HS-SO4-L

硫酸塩（低濃度）5.00〜50.0

HS-TOC-L

TOC（低濃度）1.50〜30.0

HS-SO4-H

硫酸塩（高濃度）10.0〜70.0

HS-NO3（N）-L

硝酸態窒素（低濃度）0.20〜5.00

HS-NO3（N）-H

硝酸態窒素（高濃度）0.50〜30.0

HS-NO2（N）-L

亜硝酸態窒素（低濃度）0.10〜1.00

HS-NO2（N）-H

亜硝酸態窒素（高濃度）10.0〜150○海水水質分析計 HS-1000SW★
反応試薬キット光源LED（525, 605, 880nm）

測定対象 海水前処理装置 HS-R200

反応試薬キット

分析項目

測定範囲（mg/l）

HS-TN-SW

全窒素（SW）

0.10〜2.50○ホウ素・フッ素分析計 HS-1000BF

HS-TP-SW

全リン（SW）

0.01〜3.00

光源

HS-COD-Mn-SW

COD-Mn（SW）

0.20〜3.00

測定対象 ホウ素・フッ素含有水

HS-NO3（N）-SW

硝酸態窒素（SW）

0.10〜2.00

反応試薬キット

分析項目

HS-NO2（N）-SW

亜硝酸態窒素（SW）

0.02〜1.00

HS-B-L

ホウ素（低濃度）0.20〜3.00

HS-NH4（N）-SW

アンモニア態窒素（SW）

0.03〜1.00

HS-B-Hホウ素（高濃度）3.00〜15.00

HS-PO4（P）-SW

リン酸塩（SW）

0.01〜3.00○飲料水水質分析計 HS-1000DW
光源

LED（480, 525, 565, 605, 710nm）

測定対象 井水、飲料水

LED（405, 525, 605nm）
測定範囲（mg/l）

HS-F

フッ素

0.01〜1.50

HS-NO3（N）-L

硝酸態窒素（低濃度）0.20〜5.00

HS-NO3（N）-H

硝酸態窒素（高濃度）0.50〜30.0

HS-NO2（N）-L

亜硝酸態窒素（低濃度）0.10〜1.00

HS-NO2（N）-H

亜硝酸態窒素（高濃度）10.0〜150

反応試薬キット

分析項目

測定範囲（mg/l）

HS-NH4（N）-L-Sa

アンモニア態窒素（低濃度）-Sa

0.10〜5.00

HS-Cl2（Free）-DW

遊離塩素（DW）

0.02〜3.00

HS-NH4（N）-H-Sa

アンモニア態窒素（高濃度）-Sa

5.00〜80.0

HS-Fe（T）-DW

全鉄（DW）

0.05〜3.00

HS-Cu-DW

銅（DW）

0.04〜5.00

HS-NH4（N）-DW

専用サーマルプリンター HS-P100

LED（405, 450, 525, 605nm）★…前処理装置：HS-R200が必要

アンモニア態窒素（DW） 0.015〜0.500

HS-F-DW

フッ素（DW）

0.05〜1.50

HS-Cl-DW

塩化物（DW）

0.40〜10.00

HS-Zn-DW

亜鉛（DW）

0.01〜3.00

HS-Mn-DWマンガン（DW）

0.006〜1.000

HS-Al-DW

アルミニウム（DW）

0.01〜0.30

HS-NO3（N）-DW

硝酸態窒素（DW）

0.05〜5.00※本カタログの内容は製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
製品に関するお問い合わせは、下記の取り扱い会社までお申し出下さい。

代理店

株式会社 ティ・アンド・シー・テクニカル〒110-0003 東京都台東区根岸1-2-17 住友不動産上野ビル7号館 5階
ＴＥＬ.03-3871-1750（代）ＦＡＸ.03-3871-1751
https : //www.tactec.co.jp
HS-1000 23.09.300