IoT導入支援キットの使用方法

1

もくじ• 全体構成（ハードウェア）• 画面構成について• 初期設定（時刻）• ダッシュボード
全体、センサーの値、トリガー、カメラ、グラフ• データの保存先について• ログ機能温度、グラフの操作方法、距離、照度、GPIO、振動、カウント• 音声• シャットダウン• ライセンス2

全体概要（ハードウェア）
ブレッドボード
ラズパイ

接続キット

ジャンパーワイヤー

カメラ

センサーモジュール(左から、「照度、距離、温度、振動、GPIO」)
3

画面構成について
ここをclick

タブ選択

タブ画面

テキスト、ボタン等
グループ

4

初期設定について(時刻)タブ選択①YYYY/MM/DD hh:mm:ssの書式で入力②設定をクリック5

初期設定について(DB保存設定)

データベースに保存する振動データのピーク周波数を上位から何点取るか設定(０－２０ default 5)

データベースへの保存のスイッチ
6

ダッシュボード（全体）センサーの値
トリガー設定カメラ

振動のスペクトログラム

センサー値のリアルタイムグラフ

カウンター(トリガー)のリアルタイムグラフ

7ダッシュボード（センサーの値）

精度、速度及び測定レンジによってモードを切替え可
測定対象がレンジを超えると最大値を表示

ゲイン、積分時間を選択
Drop downメニューからゲイン：１, 16
積分時間：13.7ms, 101ms, 402msを選択

a接点(NormallyOpen), b接点(NormallyClose)を切替

距離測定
モード

HIGH
SPEEDGOOD

BETTER

BEST

LONG
RANGE

速度20ms

33ms

66ms

200ms

33ms

精度
用途

低普通

少し良い

高い

暗所
室内用

レンジ

1,000mm

1,000mm

1,000mm

1,000mm2,000mm8

ダッシュボード（トリガー設定）
加速度軸
Drop downメニューからx軸、y軸、z軸、絶対値を選択閾値
立上り、立下りをそれぞれ設定

温度ch
距離モード
Drop downメニューから Drop downメニューから最小、最大、平均を選択
ch0～ch3を選択

トリガー信号出力の 左から、
出力端子名とON or OFF反転機能（ON OFFスイッチ） トリガー回数
カウンタリセットボタン

湿度モード
Drop downメニューから可視光、赤外光を選択
9

トリガー出力について
入力(センサ等)

GPIO
番号PIN
番号

171127132215振動(絶対値)

1812

温度(ch0)0631

温度(ch1)1333

温度(ch2)1935

温度(ch3)2637

距離0529

照度

2316

GPIO

1636

加速度、温度は選択した 振動(x軸)
軸やチャンネルによって、 振動(y軸)出力端子が変更
振動(z軸)

出力信号の反転機能

出力端子名：GPIO17
状態：ONを示している。

出力10ダッシュボード(カメラ・グラフ)
カメラ画像

加速度グラフ(x,y,z軸及び絶対値)
距離グラフ(1秒間に測定した距離の最大、最小、平均)
GPIOグラフ(入力)(1秒間に接地した回数)

振動のスペクトログラム
温度グラフ(ch0～ch3)

照度グラフ(可視光、赤外光)

トリガー信号出力のカウンタ(GPIO(出力)からトリガー出
力信号が出力された回数)11データの保存先について
IoT導入支援キット
センサ
PCのダウンロードフォルダに保存
ラズ
パイ

データ
ベース
見える化
システム

モニター
マウス
キーボード
を使って直接操作
ラズベリーパイの/home/piフォルダに保存①センサーから取得したデータはまずラズベリーパイ内部のデータベースに保存される。
②温度、距離、振動のCSVデータ
及びグラフのPNGデータはブラウザを介して取得するため、使用している機器に保存されます。
ラズベリーパイのブラウザで使用している場合はラズベリーパイの/home/piフォルダにPC等のブラウザで使用している場合は、PCのダウンロードフォルダに保存されます。
12

温度ログ

②開始日の選択③終了日の選択①タブ選択

グラフが表示される

④グラフ
表示ボタン
クリック

13

温度ログ操作①

グラフにカーソルを合わせると表示される。

14

温度ログ操作②（ズーム、パン等）
ズーム
拡大

スナップショット
グラフをPNGで保存

ズーム
縮小

オートスケール

ズーム
選択しているとクリック＋ドラッグで選択した範囲を拡大表示
ダブルクリックで解除

パン
選択することで平行移動
グラフの軸のドラッグでも可

15

温度ログ操作③（スナップショット）
スナップショット
グラフをPNGで保存

ペイントツールなどで編集できる。
ブラウザで保存される。
16

温度ログ操作④（CSV保存）①ダウンロード
ボタン クリック②表示中のグラフがCSVで保存される。
17

温度ログCSVデータについて〇時間 YYYY/MM/DD hh:mm:ssの形式で保存〇温度 4ch分表示 アドレス設定用抵抗でch指定（開放 ch0 , ショート ch1 , 2.2kΩ ch2 , 22kΩ ch3）
単位 摂氏
〇開始日時～終了日時の範囲のデータが保存
18温度ログ操作⑤ch選択

クリックでチャンネルの表示・非表示を切替

19

距離ログ

②開始日の選択③終了日の選択①タブ選択
グラフが表示される④グラフ
表示ボタンクリック〇操作方法は温度ログと同じ、距離、照度、GPIOも同様
20

距離ログCSVデータについて〇時間 YYYY/MM/DD hh:mm:ssの形式で保存〇距離をcmの単位で保存〇1秒間毎の測定結果のdistave(平均),distmax(最大),distmin(最小)を保存〇開始日時～終了日時の範囲のデータが保存

21

照度ログ・GPIOログのCSVデータについて〇時間 YYYY/MM/DD hh:mm:ssの形式で保存〇照度ログのlux行は可視-近赤外域のセンサー出力を、red行は近赤外域のセンサー出力を保存※照度そのものではなく、計算可能なセンシングデータ〇GPIOログのgpio_count_sec行は1秒間毎のトリガー回数を保存〇選択した開始日時～終了日時の範囲でcsvデータが保存
22

振動ログ
②開始日の選択③終了日の選択グラフが表示される④グラフ
表示ボタンクリック23

振動ログ操作①
周波数点数

開始時間

終了時間

ピーク周波数を上位から何点取るか設定（1～20）

最小値

ログスケール表示

何秒ごとにプロットするか設定

最大値

24

振動ログCSVデータについて〇時間 YYYY/MM/DD hh:mm:ssの形式で保存〇周波数[Hz], パワースペクトル密度[(m/s2)2/Hz] について周波数点数で設定した次数まで保存〇パワースペクトル密度×sumpower÷2で加速度が算出可〇sumpowerで正規化済み〇時間点数の間隔で保存〇開始日時～終了日時の範囲のデータが保存
25

カウントログ①タブ選択②開始日の選択③終了日の選択⑤クリック⇒グラフが表示される④センサーを選択

カウントグラフ⇒時間毎のカウント
カウントヒストグラム⇒1時間毎のカウント
ON時間ヒストグラム⇒1時間毎のON時間26

カウントログについての補足
カウント機能の使い方例
生産数：距離センサーでベルトコンベア上の製品を測定、製品の通過数から生産数をカウント

距離センサー

生産数：手作業で製品を１つ作る度にボタンを押し、無電圧接点で検出し生産数をカウント
工程管理：カウントヒストグラム表示で時間毎の生産数を表示
工程管理：照度センサーを製造装置のパイロットランプに取り付けて、ON時間ヒストグラム表示をすることで機器の稼働状況を監視
照度センサー27

音声②マイクを選択

③録音開始

④録音停止

①タブ選択

28

音声操作①削除①ファイルを選択②再生③ダウンロード

WAVで音声データが保存
29

音声操作②①ファイルを選択②FFT計算する点数③実行ボタンクリック④結果表示（5kHzの音声測定結果）30

音声（10kHz測定結果）④結果表示（10kHzの音声測定結果）
・webカメラのマイクの測定帯域が低いため、10kHzの測定で極端にゲインが落ちる。
・楽器用の録音機材（例えば ZoomのHシリーズ等)を使えば20kHzでも測定可能。
31

シャットダウン・再起動について

①タブ選択
②クリック

32

ライセンスについて(ヘルプタブ)

33