16800シリーズ
ポータブル・ロジック・アナライザ
Data Sheet

クラス最高性能のポータブル・ロジック・
アナライザ
特長および利点●

250 ps分解能（4 GHz）のタイミン
グ・ズームにより、捕らえ難いタ
イミングをすばやく検出（ダブルプ
ロービングは不要）●

15インチのディスプレイには、タッチ・スクリーンが装備されているため、より多くのデータを表示
したり、迅速な検索が可能●

View Scope：ロジック・アナライ
ザとオシロスコープ・データの時間相関表示により、アナログとデジタルの問題を効率的にトラッキ
ング

目次
16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザのセレクション・ガイド . . . . . . . . 2
システム動作のリアルタイム・トラッキング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316800シリーズ・ロジック･アナライザの仕様および特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
内蔵パターン・ジェネレータでデジタル入力と測定に対応可能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10●

34/68/102/136/204チャネル（最大32Mのメモリ長）、さらにパターン・
ジェネレータを内蔵した全8モデル

パターン・ジェネレータの仕様および特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ロジック・アナライザとオシロスコープによる効果的なデバッグ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
複数のビュー／解析ツールによるデザイン検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24●

複雑なデザインにも対応したアプ
リケーション・サポート：FPGAダ
イナミック・プローブ、デジタル
VSA（ベクトル信号解析）、さまざ
まなプロセッサ／バスをサポート

16800シリーズ測定器の特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
16800シリーズのインタフェース. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
16800シリーズの一般仕様. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
16800シリーズのアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
オーダ情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザのセレクション・ガイド

モデル番号16801A、
16821A1

16802A、
16822A1

16803A、16823A1

16804A

16806A

ロジック・アナライザのチャネル数

34

68

102

136

204

パターン・ジェネレータのチャネル数1

48

48

48

−

−

高速タイミング・ズーム

64 Kのメモリ長で4 GHz（250 ps）

64 Kのメモリ長で4 GHz（250 ps）

最大タイミング・サンプリング・レート（ハーフ／フル・チャネル）

1.0 GHz（1.0 ns）/
500 MHz（2.0 ns）

1.0 GHz（1.0 ns）/500 MHz（2.0 ns）

最大ステート・クロック・レート

250 MHz（オプション250）

450 MHz（オプション500）
250 MHz（オプション250）

最大ステート・データ・レート

250 Mb/s（オプション250）

500 Mb/s（オプション500）
250 Mb/s（オプション250）

最大メモリ長1 M（オプション001）
4 M（オプション004）
16 M（オプション016）
32 M（オプション032）

サポートされている信号タイプ

シングルエンド

自動しきい値／サンプル位置機能
同時アイ・ダイアグラム機能、全チャネル

あり

プローブ

40ピン・ケーブル・コネクタ

1

シングルエンドあり

40ピン・ケーブル・コネクタ

パターン・ジェネレータ内蔵モデル

モデル番号

16821A、16822A、16823A
ハーフ・チャネル

フル・チャネル

最大クロック300 MHz180 MHz

データ・チャネル数

24

48

メモリ長（ベクトル）

16 M

8M

サポートされているロジック・レベル

5 V TTL、3ステートTTL、3ステートTTL/CMOS、
3ステート1.8 V、3ステート2.5 V、3ステート3.3 V、
ECL、5 V PECL、3.3 V LVPECL、LVDS

測定の柔軟性が向上するパターン・ジェネレータ内蔵モデル

2

1 M（オプション001）
4 M（オプション004）
16 M（オプション016）
32 M（オプション032）

プローブは別売りです。ロジック・ア
ナライザ、パターン・ジェネレータを
被試験デバイスに接続するには、オー
ダする際にプローブを指定してください。

システム動作のリアルタイム・トラッキング

Agilent 16800シリーズ・ポータブル・
ロジック・アナライザは、デジタル・システムのデバッグ、検証、最適化を迅速に行うために必要な性能、アプリ
ケーション、ユーザビリティを備えています。
ロジック・アナライザのタイミング／
ステート収集機能を用いれば、以下のことが可能です。
●

64 Kのメモリ長、4 GHz（250 ps）
タイミング・ズーム機能を使用して、正確なタイミング関係を高い確度で測定できます。

●

メモリ長を32 Mまで拡張でき、時間的に離れた原因と結果を同時に表示できます。

●

必要なものを必要な時に購入してアップグレードすることができます。16800シリーズ・ロジック・ア
ナライザは、メモリ長およびステート速度を個別にアップグレード
できます。

●

●

アイ・ファインダ機能を使って、同期バスを正確サンプリングできます。アイ・ファインダは、しきい値を自動的に調整し、高速バス
上で常に高い確度の測定を実現します。
波形／チャート、リスト、逆アセ
ンブル、ソース・コード、比較表
示で時間相関データを表示でき、症状から根本原因に至るまでの問
題を、複数の測定モードを使用して解析できます。

図1. 8種類のモデルの中から、ニーズに合ったロジック・
アナライザを選択できます。

●

新しいトリガ機能と使いやすいユーザ・インタフェースで高度なトリガ機能を簡単に使いこなせます。

●

豊富なプロービング・アクセサリ、
0.7 pFに抑えた低容量性負荷により、システムへの影響を最小限にして信号にアクセスできます。

●

シングルバス／マルチバス（タイミング、ステート、タイミング／ス
テートまたはステート／ステートの組合わせ）をサポートするスプリ
ット・アナライザ機能により、複数のバスを同時にモニタ／相関させることができます。

正確なタイミング関係を高い確度で測定

16800シリーズ・ロジック・アナライ
ザでは、4 GHz（250 ps）の高速タイミ
ング・ズームにより、確度の高い高速
タイミング測定が可能です。また、複数のステート／タイミング測定に同一のプローブを使用でき、高速タイミン
グ測定を同時に実現します。さらにタイミング・ズーム機能が常にオンであり、一切のトレード・オフはありません。64 Kメモリ長のタイミング・ズー
ム機能では、高解像度での長期間のデータ表示が可能です。

3

システム動作のリアルタイム・トラッキング

測定セットアップの自動化および診断ヒント表示16800シリーズ・ロジック・アナライ
ザでは、測定セットアップ・プロセスが自動化されており、容易に設定が可能です。さらに、セットアップ／ホー
ルド・ウィンドウ（サンプリング位置）
や電圧しきい値設定も自動的に決定されるので、高速バス上のデータを高い確度で捕捉できます。自動しきい値／
サンプリング位置モードでは、以下のことが可能です。
●

正確かつ信頼性の高い測定結果が得られます。

●

測定のセットアップに要する時間を短縮できます。

●

診断上のヒントが表示され、問題の信号をすばやく識別できます。

●

すべての信号／バスを同時にスキャンできます。

●

結果を同時に表示したり、信号ごとに表示できます。

●

複数の信号／バス間のスキューを確認できます。

●

不適切なクロックしきい値を検出／修正できます。

●

データ有効ウィンドウの測定ができます。

●

立ち上がり時間、立ち下がり時間、データ有効ウィンドウ幅関連のシ
グナル・インテグリティの問題を識別できます。

何百ものチャネルでの問題の同時識別タイミング／電圧マージンが減少し続けているため、デザイン検証プロセス
においては、シグナル・インテグリテ
ィの信頼性がますます重要な要件となっています。アイ・スキャンは、さま
ざまな動作条件で、すべてのバスのシ
グナル・インテグリティ情報をほんの数分で収集できます。問題の信号をす
ばやく識別して、オシロスコープを使ってさらに詳しく調べることができます。結果を個別に表示することも、複数の信号やバスの結果を同時に表示することも可能です。
機器の長寿命化

16800シリーズ・ロジック・アナライ
ザは、簡単にアップグレードできます。
メモリ長／ステート速度など必要な機能を必要な時に購入し、ニーズの変化に応じてアップグレードすることができます。

図2. すべてのバス／信号のアイ・ダイアグラムを同時に表示することにより、問題の信号をすばやく識別できます。

416800シリーズ・ロジック・アナライザの仕様および特性測定モード当たりのチャネル数
16801A/16821A

16802A/16822A

16803A/16823A 16804A

16806A

ステート解析 [1]32データ＋2クロック 64データ＋4クロック 98データ＋4クロック 132データ＋4クロック 200データ＋4クロック

コンベンショナル・タイミング

34

68

102

136

204

500 MHz未満のサンプリング・レートの場合のトランジショナル・タイミング

34

68

102

136

204

500 MHzのサンプリング・
レートの場合のトランジショナル・タイミング

−

34

68

102

170

[1] 未使用のクロック・チャネルをデータ・チャネルとして使用できます。

タイミング・ズーム（ダブルプロービングなしでの同時ステート／タイミング：
全チャネル、常時使用可能）

タイミング解析サンプリング・レート

4 GHz（250 ps）

タイム・インターバル確度
ポッド・ペア内
ポッド・ペア間±（1.0 ns＋タイム・インターバル読取り値の0.01 ％）±（1.75 ns＋タイム・インターバル読取り値の0.01 ％）メモリ長

64 Kサンプル

トリガ位置

スタート、センタ、エンド、ユーザ定義

最大データ・パルス幅

1 ns

その他

電圧しきい値−5 V〜5 V（10 mV単位）

しきい値確度±50 mV＋設定の1 ％5Agilent 16800シリーズ・ロジック・アナライザの仕様および特性

ステート（同期）解析モード

オプション250

オプション500（16802A、16803A、16804A、16806A、16822A、16823A
で使用可能）[3]tWidth* [1]1.5 ns1.5 nstSetup0.5 tWidth

0.5 tWidthtHold

0.5 tWidth

0.5 tWidthtSampleレンジ [2]−3.2 ns〜＋3.2 ns−3.2 ns〜＋3.2 ns

tSample調整分解能

80 ps（代表値）

80 ps（代表値）

各チャネルにおける最大ステート・データ・レート

250 Mb/s

500 Mb/s

メモリ長 [4]オプション001：1 Mサンプル
オプション004：4 Mサンプル
オプション016：16 Mサンプル
オプション032：32 Mサンプル

オプション001：1 Mサンプル
オプション004：4 Mサンプル
オプション016：16 Mサンプル
オプション032：32 Mサンプル

独立したアナライザの数 [5]2（16801A/16821Aの場合1）1

クロック数 [6]4（16801A/16821Aの場合2）1クロック・クオリファイヤ数 [6]4（16801A/16821Aの場合2）−アクティブ・クロック・エッジ間の最小時間* [7]4.0 ns

2.0 ns

最小マスタ／スレーブ間クロック・タイム

1 ns

−

最小スレーブ／マスタ間クロック・タイム

1 ns

−

最小スレーブ／スレーブ間クロック・タイム

4.0 ns−最小ステート・クロック・パルス幅
シングルエッジ
マルチエッジ

1.0 ns
1.0 ns

1.0 ns
2.0 ns*アスタリスク（*）が付いている項目は仕様です。その他はすべて特性です。
「代表値」とは、相当数の機器の測定結果に基づいたパラメータの平均値または中央値です。
[1] 被試験システムの最小アイ幅。
[2] サンプル位置はデータ・チャネル入力ごとに調整できます。負のサンプル位置では、各アクティブ・クロック・エッジよりその値だけ前で入力がサンプリングされます。正の位置では、各アクティブ・クロック・エッジよりその値だけ後に入力がサンプリングされます。ゼロのサンプリング位置では、各クロック・エッジと同時に入力がサンプリングされます。
[3] 450 MHzおよび500 Mb/sステート・モードでは、アイ・ファインダを使用してください。
[4] 250 Mb/sステート・モードで、すべてのポッドが割り当てられている場合は、メモリ長は最大メモリ長の半分になります。ポッドが1ペア（34チャネル）割り当てられていない場合は、メモ
リ長はフルになります。500 Mb/sステート・モードでは、タイム・タグのポッドを1ペア（34チャネル）未割当てのままにする必要があります。
[5] 独立したアナライザは、ステート・アナライザまたはタイミング・アナライザとして使用できます。500 Mb/sステート・モードを選択した場合は、1台のアナライザしか使用できません。
[6] 250 Mb/sステート・モードでは、クロックとクオリファイヤの総数は4になります（16801A/16821Aの場合2）。
[7] 入力信号Vh＝＋1.3 V、VI＝＋0.7 V、しきい値＝＋1.0 V、tr/tf＝180 ps±30 ps（10 ％、90 ％）でテスト。

tWidth
個々のデータ・vHeight
チャネル

データ・アイtSetup tHold

vThreshold
OV

サンプリング位置

tSampleクロック・チャネル

6

Agilent 16800シリーズ・ロジック・アナライザの仕様および特性

ステート（同期）解析モード

オプション250

オプション500（16802A、16803A、16804A、16806A、16822A、16823A
で使用可能）

クロック・クオリファイヤ・セットアップ時間

500 ps−

クロック・クオリファイヤ・ホールド時間

0−

タイム・タグ分解能

2 ns

1.5 nsステート間の最大タイム・カウント

32日

32日

最大トリガ・シーケンス速度

250 MHz

500 MHz

最大トリガ・シーケンス・レベル

16

16

トリガ・シーケンス・レベル分岐

4方向任意if/then/else分岐

2方向if/then/else分岐

トリガ位置

スタート、センタ、エンド、ユーザ定義

スタート、センタ、エンド、ユーザ定義

トリガ・リソース＝、=/、＞、≧、＜、≦で評価される16パターン
in rangeまたはnot in rangeとして14レンジ
34チャネルごとに1タイマ
2グローバル・カウンタ
シーケンス・レベル当たり1イベント・カウンタ
4フラグ＝、=/、＞、≧、＜、≦で評価される14パターン
in rangeまたはnot in rangeとして7レンジ
シーケンス・レベル当たり1イベント・カウンタ
4フラグ

トリガ・リソースの条件

任意の論理演算の組合わせ

任意の論理演算の組合わせ

トリガ・アクション

Go To
トリガ、eメールの送信、メモリのフィル
トリガおよびGo To
サンプルのストア／ストアしない
デフォルト・ストアのオン／オフ
タイマのスタート／ストップ／休止／再開
グローバル・カウンタの増分／減分／リセット
イベント・カウンタのリセット
フラグの設定／クリア

Go To
トリガおよびメモリのフィル

ストア機能

デフォルト（グローバル）およびシーケンス・レベルごと

デフォルト（グローバル）

最大グローバル・カウンタ

2E＋24

−

最大イベント・カウンタ

2E＋24

2E＋24

最大パターン幅

128ビットまたは最大チャネル数の小さい方

128ビットまたは最大チャネル数の小さい方

最大レンジ幅

64ビットまたは最大チャネル数の小さい方64ビットまたは最大チャネル数の小さい方

タイマ・レンジ

60 ns〜2199 s−

タイマ分解能

2 ns

−

タイマ確度

±（5 ns＋0.01 ％）−タイマ・リセット・レイテンシ

60 ns

−

7

Agilent 16800シリーズ・ロジック・アナライザの仕様および特性タイミング（非同期）解析モード

コンベンショナル・タイミング

トランジショナル・タイミング [8]全チャネルでのサンプリング・レート

500 MHz

500 MHz

ハーフ・チャネル・モードでのサンプリング・レート

1 GHz

−

独立したアナライザの数 [5]2（16801A/16821Aの場合1）2（16801A/16821Aの場合1）

サンプリング周期（ハーフ・チャネル）

1.0 ns−最小サンプリング周期（フル・チャネル）

2.0 ns

2.0 ns

最小データ・パルス幅

1サンプリング周期＋1.0 ns

1サンプリング周期＋1.0 ns

タイム・インターバル確度±（1サンプリング周期＋1.25 ns＋
タイム・インターバル読取り値の0.01 ％）±（1サンプリング周期＋1.25 ns＋
タイム・インターバル読取り値の0.01 ％）フル・チャネル・モードでのメモリ長オプション001：1 Mサンプル
オプション004：4 Mサンプル
オプション016：16 Mサンプル
オプション032：32 Mサンプル

オプション001：1 Mサンプル
オプション004：4 Mサンプル
オプション016：16 Mサンプル
オプション032：32 Mサンプル

ハーフ・チャネル・モードでのメモリ長オプション001：2 Mサンプル
オプション004：8 Mサンプル
オプション016：32 Mサンプル
オプション032：64 Mサンプル−

最大トリガ・シーケンス速度

250 MHz250 MHz

最大トリガ・シーケンス・レベル

16

16

トリガ・シーケンス・レベル分岐

4方向任意if/then/else分岐

4方向任意if/then/else分岐

トリガ位置

スタート、センタ、エンド、ユーザ定義

スタート、センタ、エンド、ユーザ定義[5] 独立したアナライザは、ステート・アナライザまたはタイミング・アナライザとして使用できます。500 Mb/sステート・モードを選択した場合は、1台のアナライザしか使用できません。
[8] 予備のポッド・ペア（34チャネル）が割り当てられていない場合を除いて、トランジショナル・タイミング速度とメモリ長は半分になります。

816800シリーズ・ロジック・アナライザの仕様および特定タイミング（非同期）解析モード

コンベンショナル・タイミング

トランジショナル・タイミング

トリガ・リソース＝、=/、＞、≧、＜、≦で評価される16パターン
in rangeまたはnot in rangeとして14レンジ
3エッジ／グリッチ
34チャネルごとに1タイマ（16801A/16821Aの場合タイマなし）
2グローバル・カウンタ
シーケンス・レベル当たり1イベント・カウンタ
4フラグ＝、=/、＞、≧、＜、≦で評価される14パターン
in rangeまたはnot in rangeとして7レンジ
3エッジ／グリッチ
34チャネルごとに1タイマ（16801A/16821Aの場合タイマなし）
2グローバル・カウンタ
シーケンス・レベル当たり1イベント・カウンタ
4フラグ

トリガ・リソースの条件

任意の論理演算の組合わせ

任意の論理演算の組合わせ

トリガ・アクション

Go To
トリガ、eメールの送信、メモリのフィル
トリガおよびGo To
デフォルト・ストアのオン／オフ
タイマのスタート／ストップ／休止／再開
グローバル・カウンタの増分／減分／リセット
イベント・カウンタのリセット
フラグの設定／クリア

Go To
トリガ、eメールの送信、メモリのフィル
トリガおよびGo To
デフォルト・ストアのオン／オフ
タイマのスタート／ストップ／休止／再開
グローバル・カウンタの増分／減分／リセット
イベント・カウンタのリセット
フラグの設定／クリア

最大グローバル・カウンタ

2E＋24

2E＋24

最大イベント・カウンタ

2E＋24

2E＋24

最大レンジ幅

32ビット

32ビット

最大パターン幅

128ビットまたは最大チャネル数の小さい方

128ビットまたは最大チャネル数の小さい方

タイマ値範囲

60 ns〜2199 s

60 ns〜2199 s

タイマ分解能

2 ns

2 ns

タイマ確度

±（5 ns＋0.01 ％）±（5 ns＋0.01 ％）＞持続時間

4.0 ns〜67 ms（4.0 ns単位）

4.0 ns〜67 ms（4.0 ns単位）＜持続時間

8.0 ns〜67 ms（4.0 ns単位）

8.0 ns〜67 ms（4.0 ns単位）

タイマ・リセット・レイテンシ

60 ns

60 ns

9

内蔵パターン・ジェネレータでデジタル入力と測定に対応可能

16821A/16822A/16823Aには、48チャ
ネル・パターン・ジェネレータも内蔵されているので、製品開発の初期の段階でリスクを低減できます。パター
ン・ジェネレータを使用することにより、以下のことが可能です。
●

内蔵パターン・ジェネレータを未完成ボード、集積回路（IC）、バスの代わりに用いることができます。

●

ハードウェアが完成する前に、ソフトウェアを作成して、発生頻度の少ないテスト条件を作り出し、コードが機能するか確認することができます。

●●

回路をあるステートのままにしたり、フルスピードで動作させたり、一連のステートで動作させるために必要なパターンを作成できます。
回路の初期化シーケンスを作成できます。

パターン・ジェネレータ内蔵のAgilent
16800シリーズ・ポータブル・アナラ
イザは、デジタル・スティミュラス・
テストの作成が容易にできる、さまざ
まな機能があります。

図3.

柔軟性の高い内蔵パターン・ジェネレータ・モデル

信号、エッジに制約を加えるタイミン
グ・パラメータ、クロック信号、複雑な信号の動作を記述するためにタイミ
ング／論理式を組み合わせて、入力信号を作成します。デザイン・シミュレーション波形から入力信号を作成することもできます。SynaptiCADツール
は.VCDファイルを.PGBファイルに直接変換できるので、統合型のソリューションが実現し、時間の短縮につながります。

初期化（INIT）ブロック

同期クロック出力「Send Arm out to...」によるロジック・アナライザとの動作調整

繰り返し実行する場合、初期化（init）
シーケンスのベクタは一度だけ出力されますが、メイン・シーケンスは繰り返しシーケンスとして出力されます。
この「init」シーケンスは、回路またはサブシステムを初期化する必要がある場合に非常に有効です。パターン・
ジェネレータとロジック・アナライザ
を別々に動作させている場合には特に、繰り返し実行機能が有効です。

最大48ビット幅のベクタ

ベクタは、それぞれのデータ値が1〜
48ビット幅のラベル付きデータ値の「列」です。各ベクタは、クロックの立ち上がりエッジで出力されます。
最大16 Mのベクタ長

内部クロックまたは外部クロックに同期させてデータを出力することができます。外部クロックは、クロック・ポッドから入力され、最小周波数はありません（2 nsの最小ハイ時間を除く）。

パターン・ジェネレータを使用すれば、最大16 Mベクタの入力信号を作成できます。SynaptiCADのWaveFomer
やVeriLoggerなどのデザイン・オート
メーション・ツールで作成した入力信号と併用する場合は、この程度のベクタ長が必要です。これらのツールは、

内部クロックは、1 MHz〜300 MHzの範囲で、1 MHz単位で選択できます。
クロック出力信号をクロック・ポッド
から出力され、最大8 nsの可変遅延のエッジ・ストローブとして使用することもできます。

10

ロジック・アナライザをパターン・ジェネレータからアーミングすることにより、特定のスティミュラス・シーケ
ンスにシステムがどのように応答するか確認できます。「Send Arm out to...」
命令は、ロジック・アナライザまたは
その他のテスト機器に測定を開始させるためのトリガ・アーミング・イベン
トとして機能します。ロジック・アナ
ライザのアーム・セットアップおよびトリガ・セットアップにより、「SendArm out to...」の動作が決まります。

内蔵パターン・ジェネレータでデジタル入力と測定に対応可能

入力パターンによる「Wait for External Event...」クロック・ポッドには、3ビットのWait入力があります。この入力はレベル・センスで、「Wait for External Event」
命令をスティミュラス・プログラムに挿入できるようになります。最大4つのパターン条件を定義でき、アーミン
グにも「Wait for ExternalEvent」を使用できます。このアーム信号はロジッ
ク・アナライザから送ることができます。「Wait for External Event...」を使用することにより、外部イベントが発生した場合にだけ、特定のスティミュラス・シーケンスを実行することができます。
マクロとループによるスティミュラス・
プログラムの作成

ユーザ・マクロを使用して一度パター
ン・システムを定義すれば、必要な場所にマクロ名でパターンを挿入できます。またマクロにパラメータを渡すことにより、より汎用性の高いマクロを作成できます。
ループを使用すれば、ベクタ・ブロッ
クを指定の回数だけ繰り返すことができます。ループとマクロはネストすることができますが、マクロを別のマクロにネストすることはできません。コンパイル時に、ループとマクロはメモ
リ内でリニア・シーケンスに展開されます。

便利なデータ入力／編集機能

構成

以下のようなさまざまな入力が可能です。

パターン・ジェネレータは、クロッ
ク・ポッド、データ・ポッド、本書で後述するリード・セットで動作します。システムを構成するには、クロッ
ク・ポッドとデータ・ポッドを最低1つずつ選択する必要があります。さま
ざまなポッドの中から選択して、ロジック・デバイスに必要な信号源を提供することができます。データ・ポッド、
クロック・ポッド、データ・ケーブル
は、標準的なコネクタを使用します。
データ・ポッドの使用を避けたい特殊なアプリケーションがあるユーザ向けに、データ・ケーブルの電気的特性が記載されています。

●

16進、8進、2進、10進、符号付き
10進（2の補数）でのパターン入力●

データ入力を簡単にするため、ラベルが使用可能。

●

削除、挿入、コピー・コマンドを使用して簡単に編集可能●

パターン・フィルを使用すれば、数回キーを押すだけで簡単にテスト・パターンを作成可能。

●

固定、カウント、回転、トグル、
ランダム・パターンを使用して、「ウォーキング・パターン」などのテスト・パターンの作成可能。

●

ステップ幅や繰り返し周波数などのパターン・パラメータを指定可能。

ASCII入力ファイル・フォーマット：
デザイン・ツールとの接続パターン・ジェネレータはASCIIファ
イル・フォーマットに対応し、デザイ
ン環境の他のツールと簡単に接続できます。ASCIIフォーマットは前述の命令に対応していないので、これらの命令をASCIIファイルで編集することはできません。またユーザ・マクロとループも使用できないため、ASCIIファ
イルではベクタを完全に展開する必要があります。デザイン・ツールの多く
は、ASCIIファイルを作成し、リニ
ア・シーケンスでベクタを出力します。データは必ず16進フォーマットで、各ラベルは連続する出力チャネル・セ
ットを表さなければなりません。

ターゲット・システムへのダイレクト接続

3M社の#2520シリーズまたは同等のコネクタを使用すれば、パターン・ジェ
ネレータ・ポッドをターゲット・シス
テムの標準コネクタに直接接続できます。コネクタの周囲に十分なスペース
がない場合は、短いフラット・ケーブ
ル・ジャンパを使用してください。リ
ボン・ケーブルには3 M社の#3365/20
または同等の製品、ケーブルのパター
ン・ジェネレータのポッド側のケーブ
ル端には3M社の#4620シリーズまたは同等のコネクタ、ターゲット・システ
ム側のケーブル端には3M社の#3421シ
リーズまたは同等のコネクタをそれぞれ使用してください。
プロービング・アクセサリ

Agilent 10474A/10347A/10498A/E8142A
リード・セットのプローブ・チップ
は、直径が0.026〜0.033インチのラウ
ンド・ピンまたは0.025インチのスク
エア・ピンに直接接続できます。これらのプローブ・チップは、Agilent
5090-4356 表面実装グラバやAgilent
5959-0288スルーホール・グラバと組
み合わせて使用することもできます。

11

パターン・ジェネレータの仕様および特性（16821A、16822A、16823A）

パターン・ジェネレータの特性
最大メモリ長16 Mベクタ＞180 MHzおよび≦300 MHzのクロックでの出力チャネル数

24≦180 MHzのクロックでの出力チャネル数48

異なるマクロの数パターン・ジェネレータのマクロの最大行数

使用可能なメモリ長次第

マクロの最大パラメータ数
マクロの最大呼出し回数
繰り返しループの最大ループ・カウント
最大繰り返しループ呼出し回数

1000「Wait」イベント・パターンの最大数

4パターンを定義するための入力行数3

最大ラベル幅

48ビット

最大ラベル数システムのメモリ次第

全フォーマットの最大ベクタ数

16 Mベクタ

バイナリ・フォーマットの最大ベクタ数（ハードウェアにロードしている場合）

4096

リード・セットの特性
10474A 8チャネル・プローブ・
リード・セット*

クロック／データ・ポッド用の最もコスト・パフォーマンスの高いリード・セット。グラバは含まれていません。
リード線の長さは30 cmです。

10347A 8チャネル・プローブ・
リード・セット

未終端信号用の50 Ω同軸リード・セット。10465A ECL
データ・ポッド（未終端）に必要です。グラバは含まれていません。

10498A 8チャネル・プローブ・
リード・セット*

クロック／データ・ポッド用の最もコスト・パフォーマンスの高いリード・セット。グラバは含まれていません。リード線の長さは15 cmです。

E8142A 8チャネル・プローブ・
リード・セットLVDSクロック／データ・ポッド用のリード・セット。
グラバは含まれていません。リード線の長さは15 cmです。

*

1210465A未終端ECLデータ・ポッドおよびE8140A/E8141Aクロック／データ・ポッドを除くすべてのクロック／
データ・ポッド用。

パターン・ジェネレータの仕様および特性（16821A、16822A、16823A）

データ・ポッドの特性
注記：データ・ポッド出力パラメータは、ターゲット・システムの出力ドラ
イバとインピーダンス負荷によって異なります。各ポッドのリストに記載されている指定ドライバについては、デバイスのデータ・ブックを確認してください。

Agilent 10461A TTLデータ・ポッド
出力タイプ

10H125、直列抵抗100 Ω

最大クロック

200 MHz

スキュー [1]＜2 ns（代表値）；ワーストケース＝4 ns

推奨リード・セット

Agilent 10474A

ECL/TTL
10H125100 Ω

Agilent 10462A 3ステートTTL/CMOSデータ・ポッド
出力タイプ

74ACT11244、直列抵抗100 Ω；
10H125、非3ステート・チャネル7 [2]3ステート・イネーブル

負論理、100 kΩ-GND、無接続でイネーブル

最大クロック

100 MHz

スキュー [1]＜4 ns（代表値）；ワーストケース＝12 ns

推奨リード・セット

Agilent 10474A

74ACT11244

100 Ω

Agilent 10464A ECLデータ・ポッド（終端）出力タイプ

10H115、プルダウン抵抗330 Ω、
直列抵抗47 Ω

最大クロック300 MHz

スキュー [1]＜1 ns（代表値）；ワーストケース＝2 ns

推奨リード・セット

Agilent 10474A

42 Ω

10H115348 Ω– 5.2 V[1] グランドに対する負荷約10 pF/50 kΩ、ポッド・コネクタでの代表的なスキュー測定値。
ワーストケースのスキュー値は、全回路のワーストケース条件から算定したものです。いずれの値も、パターン・ジェネレータ内のすべてのチャネルに適用されます。
[2] 3ステート・ポッドのチャネル7は、非3ステート信号として並列に出力されています。この出力を3ステート・イネーブル・ラインにルーピングすることにより、このチャネルを3
ステート・イネーブルとして使用できます。

13

パターン・ジェネレータの仕様および特性（16821A、16822A、16823A）

Agilent 10465A ECLデータ・ポッド（未終端）
出力タイプ

10H115（未終端）

最大クロック300 MHz

スキュー [1]＜1 ns（代表値）；ワーストケース＝2 ns

推奨リード・セット

Agilent 10347A

10H115

Agilent 10466A 3ステートTTL/3.3 Vデータ・ポッド
出力タイプ

74LVT244、直列抵抗100 Ω；
10H125、非3ステート・チャネル7 [2]3ステート・イネーブル

負論理、100 kΩ-GND、無接続でイネーブル

最大クロック

200 MHz

スキュー [1]＜3 ns（代表値）；ワーストケース＝7 ns

推奨リード・セット

Agilent 10474A[1] グランドに対する負荷約10 pF/50 kΩ、ポッド・コネクタでの代表的なスキュー測定値。
ワーストケースのスキュー値は、全回路のワーストケース条件から算定したものです。いずれの値も、パターン・ジェネレータ内のすべてのチャネルに適用されます。
[2] 3ステート・ポッドのチャネル7は、非3ステート信号として並列に出力されています。この出力を3ステート・イネーブル・ラインにルーピングすることにより、このチャネルを3
ステート・イネーブルとして使用できます。

14

100 Ω
74LVT244

パターン・ジェネレータの仕様および特性（16821A、16822A、16823A）

Agilent 10469A 5V PECLデータ・ポッド
出力タイプ

100EL90（5 V）、グランドへのプルダウン
抵抗348 Ω、直列抵抗42 Ω

最大クロック300 MHz

スキュー [1]＜500 ps（代表値）；ワーストケース＝1 ns

推奨リード・セット

Agilent 10498A

100EL90

42 Ω
348 Ω

Agilent 10471A 3.3 V LVPECLデータ・ポッド
出力タイプ

100LVEL90（3.3 V）、グランドへのプルダウン抵抗215 Ω、直列抵抗42 Ω

最大クロック300 MHz

スキュー [1]＜500 ps（代表値）；ワーストケース＝1 ns

推奨リード・セット

Agilent 10498A

100LVEL90

42 Ω
215 Ω

Agilent 10473A 3ステート2.5 Vデータ・ポッド
出力タイプ

74AVC16244

3ステート・イネーブル

負論理、38 kΩ-GND、無接続でイネーブル

最大クロック300 MHz

スキュー [1]＜1.5 ns（代表値）；ワーストケース＝2 ns

推奨リード・セット

Agilent 10498A

74AVC16244[1] グランドに対する負荷約10 pF/50 kΩ、ポッド・コネクタでの代表的なスキュー測定値。
ワーストケースのスキュー値は、全回路のワーストケース条件から算定したものです。いずれの値も、パターン・ジェネレータ内のすべてのチャネルに適用されます。
[2] 3ステート・ポッドのチャネル7は、非3ステート信号として並列に出力されています。この出力を3ステート・イネーブル・ラインにルーピングすることにより、このチャネルを3
ステート・イネーブルとして使用できます。

15

パターン・ジェネレータの仕様および特性（16821A、16822A、16823A）

Agilent 10476A 3ステート1.8 Vデータ・ポッド
出力タイプ

74AVC16244

3ステート・イネーブル

負論理、38 kΩ-GND、無接続でイネーブル

最大クロック300 MHz

スキュー [1]＜1.5 ns（代表値）；ワーストケース＝2 ns

推奨リード・セット

Agilent 10498A

74AVC16244

Agilent 10483A 3ステート3.3 Vデータ・ポッド
出力タイプ

74AVC16244

3ステート・イネーブル

負論理、38 kΩ-GND、無接続でイネーブル

最大クロック300 MHz

スキュー [1]＜1.5 ns（代表値）；ワーストケース＝2 ns

推奨リード・セット

Agilent 10498A

74AVC16244

Agilent E8141A LVDSデータ・ポッド
出力タイプ

65LVDS389（LVDSデータ・ライン）
10H125（TTL非3ステート・チャネル7）

3ステート・イネーブル

正論理TTL；無接続＝イネーブル

最大クロック300 MHzスキュー＜1 ns（代表値）；ワーストケース＝2 ns

推奨リード・セット

E8142A

推奨リード・セット

Agilent 10498A[1] グランドに対する負荷約10 pF/50 kΩ、ポッド・コネクタでの代表的なスキュー測定値。
ワーストケースのスキュー値は、全回路のワーストケース条件から算定したものです。いずれの値も、パターン・ジェネレータ内のすべてのチャネルに適用されます。

16

65LVDS389
イネーブル

LVDSデータ出力

10 KΩ
3.3 V

3ステート入力TTL

パターン・ジェネレータの仕様および特性（16821A、16822A、16823A）

データ・ポッドのないデータ・ケーブルの特性
データ・ポッドのないパターン・ジェネレータのデータ・ケーブルでは、ECL終端（1 kΩ〜−5.2 V）
差動信号（タイプ10E156または10E154ドライバから）が得られます。これらの信号は、すべてのラインで100 Ω終端を持つ差動レシーバで受信する場合に有効です。これらの信号は、信号の立ち下がりが遅く、電圧しきい値が変動するため、シングルエンドで使用すべきではありません（ECLに対応していません）。

–3.25 V470 Ω

10E156または

差動出力

10E154470 Ω–3.25 V

パターン・ジェネレータのケーブル・ピン出力

データ・ケーブル（ポッド端）

クロック・ケーブル（ポッド端）17

パターン・ジェネレータの仕様および特性（16821A、16822A、16823A）

クロック・ポッドのないクロック・ケーブルの特性
クロック・ポッドのないパターン・ジェネレータのクロック・ケーブルでは、ECL終端（1 kΩ〜−5.2V）差動信号（タイプ10E164ドライバから）が得られます。これらの信号は、すべてのラインで
100 Ω終端を持つ差動レシーバで受信する場合に有効です。これらの信号は、信号の立ち下がりが遅く、電圧しきい値が変動するため、シングルエンドで使用すべきではありません（ECLに対応してい
ません）。

7

100 Ω

10E116

クロック入力8

11, 13, 15

100 Ω

10H125

Wait 1, 2, 3入力
12, 14, 16–3.25 V215 Ω

10E164クロック出力215 Ω–3.25 V

18

パターン・ジェネレータの仕様および特性（16821A、16822A、16823A）

クロック・ポッドの特性
10460A TTLクロック・ポッド
クロック出力タイプ

10H125、直列抵抗47 Ω；真および反転

クロック出力レート

最大100 MHz

クロック出力遅延

14ステップで合計約8 ns

クロック入力タイプ

TTL - 10H124

クロック入力レート

DC〜100 MHz

パターン入力タイプ

TTL - 10H124（無接続はロジック1）

クロック入力からクロック出力まで

約30 ns47 Ω

パターン入力から認識まで 約15 ns＋1クロック周期
推奨リード・セット

CLK出力

10H125

Agilent 10474A
WAIT

10H124

CLK入力10463A ECLクロック・ポッド
クロック出力タイプ

10H116差動未終端、−5.2 Vへの抵抗330 Ω、直列抵抗47 Ωで差動

クロック出力レート

最大300 MHz

クロック出力遅延

14ステップで合計約8 ns

クロック入力タイプ

ECL - 10H116、−5.2 Vへの抵抗50 kΩ

クロック入力レート

DC〜300 MHz

パターン入力タイプ

ECL - 10H116、50 kΩ（無接続はロジック0）

クロック入力からクロック出力まで

約30 ns

CLK入力

10H116
VBB

パターン入力から認識まで 約15 ns＋1クロック周期–5.2 V50 kΩ–5.2 V
推奨リード・セット

Agilent 10474A
330 W
10H116

47 Ω

CLK出力

19

パターン・ジェネレータの仕様および特性（16821A、16822A、16823A）

10468A 5V PECLクロック・ポッド
クロック出力タイプ

100EL90（5 V）、グランドへのプルダウン抵抗348 Ω、直列抵抗42 Ω

クロック出力レート

最大300 MHz

クロック出力遅延

14ステップで合計約8 ns

クロック入力タイプ

100EL91 PECL（5 V）、未終端

クロック入力レート

DC〜300 MHz

パターン入力タイプ

100EL91 PECL（5 V）、未終端（無接続はロジック0）

クロック入力からクロック出力まで

約30 ns100EL90

CLK出力

348 Ω

パターン入力から認識まで 約15 ns＋1クロック周期
推奨リード・セット

42 Ω

Agilent 10498A
CLK入力

100EL91

10470A 3.3 V LVPECLクロック・ポッド
クロック出力タイプ

100LVEL90（3.3 V）、グランドへのプルダウン抵抗215 Ω、直列抵抗42 Ω

クロック出力レート

最大300 MHz

クロック出力遅延

14ステップで合計約8 ns

クロック入力タイプ

100LVEL91 LVPECL（3.3 V）、未終端

クロック入力レート

DC〜300 MHz

パターン入力タイプ

100LVEL91 LVPECL（3.3 V）、未終端（無接続はロジック0）

クロック入力からクロック出力まで

約30 ns100LVEL90

42 Ω

CLK出力

215 Ω
パターン入力から認識まで 約15 ns＋1クロック周期
推奨リード・セット20

Agilent 10498A

100LVEL91

CLK入力

パターン・ジェネレータの仕様および特性（16821A、16822A、16823A）

10472A 2.5 Vクロック・ポッド
クロック出力タイプ

74AVC16244

クロック出力レート

最大200 MHz

クロック出力遅延

14ステップで合計約8 ns

クロック入力タイプ

74AVC16244（最大3.6 V）

クロック入力レート

DC〜200 MHz

パターン入力タイプ

74AVC16244（最大3.6 V、無接続はロジック0）

クロック入力からクロック出力まで

約30 ns
74AVC16244

CLK出力

パターン入力から認識まで 約15 ns＋1クロック周期
推奨リード・セット

Agilent 10498A

74AVC16244

WAIT
CLK入力

10475A 1.8 Vクロック・ポッド
クロック出力タイプ

74AVC16244

クロック出力レート

最大200 MHz

クロック出力遅延

14ステップで合計約8 ns

クロック入力タイプ

74AVC16244（最大3.6 V）

クロック入力レート

DC〜200 MHz

パターン入力タイプ

74AVC16244（最大3.6 V、無接続はロジック0）

クロック入力からクロック出力まで

約30 ns
74AVC16244

CLK出力

パターン入力から認識まで 約15 ns＋1クロック周期
推奨リード・セット

Agilent 10498A

74AVC16244

WAIT
CLK入力

21

パターン・ジェネレータの仕様および特性（16821A、16822A、16823A）

10477A 3.3 Vクロック・ポッド
クロック出力タイプ

74AVC16244

クロック出力レート

最大200 MHz

クロック出力遅延

14ステップで合計約8 ns

クロック入力タイプ

74AVC16244（最大3.6 V）

クロック入力レート

DC〜200 MHz

パターン入力タイプ

74AVC16244（最大3.6 V、無接続はロジック0）

クロック入力からクロック出力まで

約30 ns

CLK出力

74AVC16244

パターン入力から認識まで 約15 ns＋1クロック周期
推奨リード・セットWAIT

74AVC16244

Agilent 10498A

CLK入力

E8140A LVDSクロック・ポッド
クロック出力タイプ

65LVDS179（LVDS）および10H125（TTL）

クロック出力レート

最大200 MHz（LVDSおよびTTL）

クロック出力遅延

14ステップで合計約8 ns

クロック入力タイプ

65LVDS179（100 Ω終端のLVDS）

クロック入力レート

DC〜150 MHz（LVDS）

パターン入力タイプ

10H124（TTL）（無接続＝ロジック1）

クロック入力からクロック出力まで

約30 ns

パターン入力から認識まで 約15 ns＋1クロック周期
推奨リード・セット

Agilent 10498A

10H125

CLK出力TTL
CLK出力LVDS

65LBDS179

CLK入力LVDS
65LVDS179

100 Ω
CLK入力LVDS

10H12422

WAIT入力TTL

ロジック・アナライザとオシロスコープによる効果的なデバッグ

View Scopeによるオシロスコープとのシームレスな統合

Agilentのロジック・アナライザとオシロスコープで時間相関測定が簡単に行えます。オシロスコープ波形をロジッ
ク・アナライザの波形表示画面に取り込むことにより、簡単に表示／解析できます。ロジック・アナライザからオ
シロスコープ（またはその逆）をトリ
ガし、波形を自動的にスキュー補正して、2台の測定器のマーカをトラッキングし続けることも可能です。これにより、以下のことが効率的に行えます。
●

シグナル・インテグリティの検証●

シグナル・インテグリティに起因する問題の特定●A/DおよびD/Aコンバータの正確な
動作の検証

●

アナログとデジタルの正確な論理
関係／タイミング関係の検証

接続

Agilentのロジック・アナライザとオシロスコープは、BNC/LANによって物理的に接続します。クロス・トリガには2本のBNCケーブルを接続して使用します。測定器間でのデータ転送には、LANを使用します。ロジック・アナラ
イザのアプリケーション・ソフトウェ
ア・バージョン3.50以上には、View
Scope相関ソフトウェアが内蔵されています。View Scopeソフトウェアには
以下の機能があります。
●

捕捉したオシロスコープ波形の一部または全部のインポート機能

図4. オシロスコープ波形とロジック・アナライザ波形を1つの画面にシームレスに取り込むView Scope。

特長

利点

自動セットアップ接続しているAgilentオシロスコープに関係なく、ロジック・
アナライザのヘルプ・ウィザードを使って簡単にセットアップ
でき、すぐに測定を始められます。

波形の統合表示アナログとデジタルの論理／タイミング関係を瞬時に検証できます。
オシロスコープとロジック・アナライザの波形をロジック・
アナライザの波形表示画面に同時に表示できます。

自動測定スキュー補正

自動的にスキュー補正され、時間を節約できるだけでなく、信頼できる測定結果が得られます。

ロジック・アナライザとオシロスコープの
クロス・トリガ

ロジック・アナライザからオシロスコープ（またはその逆）をトリガすることができ、アナログからデバッグを開始することも、
デジタルからデバッグを開始することもできます。

トラッキング・マーカ

トラッキング・マーカを使えば、オシロスコープのディスプレイ上の情報をロジック・アナライザのディスプレイ上の時間的に対応する
情報に正確に関連付けることができます。オシロスコープの時間
マーカは、ロジック・アナライザのグローバル・マーカ調整を自動的にトラッキングします。

表1.

Agilentオシロスコープ機能とロジック・アナライザ機能を統合することの主な特長と利点。

互換性●

ロジック・アナライザのディスプレイに最適表示するためのオシロ
スコープ波形のオートスケール機
能Agilent
ロジック・アナライザ

16800シリーズ・ポータブル・アナライザ（バージョン3.50以上）
16900シリーズ・ロジック解析システム（バージョン03.20以上）
1680シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ（バージョン03.20以上）
1690シリーズPCホスト・ロジック・アナライザ（バージョン03.20以上）

Agilentオシロスコープ

DSO80000シリーズ（バージョン3.90以上）
Infiniium 8000シリーズ（バージョンA.04.90以上）
Infiniium 54800シリーズ（バージョン3.90以上）
MSO/DSO6000シリーズ（バージョン3.90以上）

23複数のビュー／解析ツールによるデザイン検証

複雑なデバッグを瞬時検証する
解析ツール
ユーザによって測定／解析ニーズは異なります。ターゲットの動作を理解す
るには、データを迅速に整理して表示することにより、システムの動作を確認することができる解析ツールが必要です。

図5. Agilentの89600ベクトル信号解析ソフトウェアを使った、デジタル・ベースバンド／IF信号の詳細なタイム・ドメイン、
周波数ドメイン、モジュレーション・ドメイン解析。

解析／自動測定パッケージ（別売）B4655A FPGAダイナミック・プローブ

FPGAの内部動作をこれまで以上に詳しく確認できます。FPGAを停止したり、デザインを変更したり、デザインのタイミングを変更することなく、インクリメンタル測定をリアルタイムで実行します。
デザイン環境のデータに基づいて、自動ピン・マッピングや信号バス・ネーミング機能を使って、ロジック・アナライザをすばやく設定することができます。www.agilent.co.jp/find/fpga

89601A-300デジタル・ベクトル信号解析、
ロジック・アナライザ用ハードウェア接続

デジタル・ベースバンド／IF信号のタイム・ドメイン、スペクトラム、変調品質解析が行えます。
www.agilent.co.jp/find/dvsa

B4601Cシリアル／パラレル解析パッケージ

B4601Cシリアル／パラレル解析パッケージは、シリアル・データの表示／解析を容易にする汎用ソフトウェアです。

B4606Aアドバンスド・カスタマイズ環境：
開発／ランタイム・パッケージ

制御、解析、表示機能を使って、ロジック・アナライザのインタフェースをカスタマイズできます。
ダイアログ、グラフィック表示、解析機能を作成し、測定データを1つのフォーマットにまとめて、さらに詳しく調査／解析することができます。
www.agilent.co.jp/find/logic-customview

B4607Aアドバンスド・カスタマイズ環境：
ランタイム・パッケージ

B4606A開発パッケージを使って作成したマクロやグラフィック表示を実行したり、Agilent／
パートナーに必要とされているさまざまなツールを使用して測定環境をカスタマイズすることができます。

B4608A ASCIIリモート・プログラミング・
インタフェース

ASCIIコマンドを送って、16900、16800、1680、1690シリーズ・ロジック解析システムをリモート制御します。このインタフェースは、16700シリーズ・ロジック解析システムのRPIとできる限り類似するように設計されているため、既存のプログラムを再利用できます。B4606A/B4607Aを使用する必要があります。B4606AではRPIコマンドをカスタマイズ／追加することも可能です。

B4610Aデータ・インポート・パッケージ

ロジック・アナライザのGUIを使って、ロジック・アナライザ以外のツールから得たデータを表示します。

B4630A MATLAB® 接続／解析パッケージ

MATLABに接続し、ロジック・アナライザの測定データを転送して処理します。ロジック・
アナライザのXY散布図に結果を表示します。

24

複数のビュー／解析ツールによるデザイン検証

ターンキー・ソリューションによる解析時間の短縮
Agilentと私たちのパートナーは、アプ
リケーションのデバッグ・プロセスを容易にする、FPGA、バス、プロセッ
サ、解析ツールを豊富に取り揃えています。

●

解析プローブでは被試験デバイスへの接続が容易にでき、バス／プ
ロセッサ測定に要する時間が短縮●

プロセッサ・ニーモニックまたは
バス・サイクル・デコードの表示●

業界標準のプロセッサ／バスのサポート

利用可能なデバイス・サポート
マイクロプロセッサ／マイクロコントローラ

FPGA

I/Oバス

AMD、Analog Devices、
ARM、AT&T、Dallas、DEC、Freescale、GTE、IBM、IDT、
Infineon、Intel、LSI Logic、
McDonnell Douglas、MIPS、
Motorola、National、NEC、
PACE、PMC Sierra/QED、
Rockwell、Siemens、
Texas Instruments、
東芝、Zilog

Xilinx Virtex 5、
PCI、PCI-X®、
Virtex 4、
PCI Express®、
Virtex-II Proシリーズ、 Serial ATA
Virtex-IIシリーズ、（SATA 1および2）、
Spartan-3シリーズ
SCSI、Serial
Attached SCSI（SAS）、HyperTransport

メモリ・バス

シリアル・バス

グラフィック・バス

DDR1、DDR2、PC-100/133、
GDDR3、
FB-DIMM、RambusFibre Channel、
I2C、IEEE-1394、Serial ATA（SATA 1および2）、USB 2.0/1.1、
PCI Express、
RS-232、CAN、
IEEE-488

AGP2x、AGP4x、
AGP 3.0、
PCI Express

25

16800シリーズ測定器の特性

データ・ビュー
波形

外部オシロスコープからインポートしたデジタル波形、アナログ波形またはバスの時系列値のチャートとしてデータをまとめて表示できます。

リスト

ステート・リストとしてデータを表示します。

比較

捕捉データを比較し、違いを強調表示できます。

ソース・コード

時間相関がとられたソース・コードと逆アセンブルを同時に分割表示します。
ソース・コード行をクリックするだけで、トリガ・イベントを定義できます。
アドレス・オフセットを使用して、ブートアップ・シーケンス中にROMからRAMに動的にロードされるソフトウェア
またはコードのソースコード・レベルの表示が可能です。
ソース・コードを相関させるには、LANまたは測定器のハードディスク・ドライブでソース・ファイルにアクセスする必要があります。
ソース相関では、ソース・コードの変更や再コンパイルは一切不要です。

アイ・スキャン

すべてのバス／信号のアイ・ダイアグラムが同時に表示されるので、問題の信号を瞬時に識別できます。

データ表示の数値基底
2進、16進、8進、10進、符号付き10進（2の補数）、ASCII、シンボル、プロセッサ・ニーモニック

シンボル・サポート／オブジェクト・ファイル・フォーマットの互換性
シンボル数／レンジ：無制限（16800シリーズ・ロジック・アナライザでは使用可能な仮想メモリの容量による制限があります）
IEEE-695、Aout、Omf86、Omf96、Omf386、Sysrof、ELF/DWARF1、*ELF/DWRF2*、ELF/Stabs1、ELF/Stabs2、ELF/Mdebug Stabs、
TICOFF/COFF、TICOFF/Stabs
GPA（汎用ASCII）
ユーザ定義：ラベルまたはバスの与えられたビット・パターンのニーモニックを指定します。
*

C++ネーム・デマングリングをサポート

使用可能なデータ／ファイル・フォーマット
ala

ファイル作成時の表示体裁、機器設定、トレース・データ（オプション）を復元するための情報が含まれています。

xml

構成の移植性／プログラマビリティを実現する拡張可能マークアップ言語

csv

データをMicrosoft® Excelなどの他のアプリケーションに転送するためのCSV（comma-separated value）
フォーマットmfb

ポスト・プロセッシング用のエクスポート・ロジック・アナライザ・データ。mfbデータはプログラミング・ツールを使って解析できます。

解析ツール
フィルタ／カラー化
検索（次／前）26

16800シリーズ測定器の特性

16800シリーズPCの特性
オペレーティング・システム

Microsoft Windows® XP Professional

プロセッサ

Intel CeleronTM 2.93 GHz

チップセットIntel 915G

システム・メモリ

1 GB SDRAM

ハードディスク・ドライブ

80 GB以上

ハードディスク・ドライブへのインストール

オペレーティング・システム、最新リビジョンのロジック・アナライザ・アプリケーション・ソフトウェア、
ロジック・アナライザと同時オーダのアプリケーション・ソフトウェア（別売）16800シリーズ測定器のコントロール
LCDディスプレイ

15インチ（38.1 cm）の大型ディスプレイが搭載されているので、多くの波形またはステートを簡単に表示できます（オプション103を搭載すれば、タッチ・スクリーンの使用が可能）

フロント・パネルのホット・キー

実行モード選択／タッチ・スクリーン・オフ用の専用のホット・キー（オーダ時）

フロント・パネルのノブ

表示／測定パラメータを調整するための汎用ノブ

キーボードおよびマウス

PS/2キーボードおよびマウス（標準装備）

16800シリーズ・ビデオ表示モード
使用可能なタッチ・スクリーン・
ディスプレイ

外部ディスプレイサイズ

15インチ（38.1 cm）

解像度

1024×768

同時表示機能フロント・パネル・ディスプレイと外部ディスプレイを1024×768の解像度で同時に使用できます。

最大1600×1200の解像度の外部モニタを4台までサポートします（PCIビデオ・カード搭載時）

2716800シリーズ測定器の特性プログラム制御
COMまたはASCIIを使って、ローカ
ル・エリア・ネットワーク上のリモー
ト・コンピュータから、ロジック・ア
ナライザのアプリケーションを制御するプログラムを作成することができます。
ロジック・アナライザのアプリケーシ
ョンには、COMオートメーション・
サーバが組み込まれています。このソ
フトウェアを使って、ロジック・アナ
ライザを制御するプログラムを作成することができます。測定機能はすべて、COMインタフェースで制御できます。

Windows 2000/XP

LAN接続

図6. 16800シリーズのプログラミングの概要

28

このリモート・プログラミング・イン
タフェースは、ロジック・アナライザのアプリケーションを制御するためのロジック・アナライザ(16900/16800/1680)
またはAgilentロジック・
アナライザ・
アプリケーションを実行するPC

搭載のコンピュータ

分散COM

B4608Aリモート・プログラミング・
インタフェース（RPI）で、ポート6500のTCPソケットにASCIIコマンドを送ることにより、16800シリーズ・ロジ
ック・アナライザをリモート制御できます。このインタフェースは、16700
シリーズ・ロジック解析システムのRPIとできる限り類似するように設計されているため、既存のプログラムを再利用できます。

Instrument COM
オートメーション・サーバ

COMオートメーション・オブジェク
ト、メソッド、プロパティによって機能します。RPIコマンドは、COMオー
トメーション・コマンドを実行し、実行結果を変換し、RPIの固有値を返す
Visual Basicモジュールとして実装されています。B4606Aアドバンスド・カ
スタマイズ環境を使用して、RPIコマ
ンドをカスタマイズ／追加することができます。

16800シリーズのインタフェース

周辺機器インタフェース
ディスプレイ

15ピンVGAコネクタ

キーボード

PS/2

マウス

PS/2

パラレル

25ピンD-sub

シリアル9ピンD-sub

PCIカード拡張スロット

1フルプロファイルUSB

6個の2.0ポート（前面に2個、裏面に4個）

接続インタフェースLAN

10/100 Mb/s

コネクタ

RJ-45

外部計測器とのインタフェース
トリガ入出力によって、外部デバイスのトリガ／アーミング、またはロジック・アナライザ内の測定ハードウェアのアーミングに使用可能な信号を受信でき
ます。
トリガ入力
入力
アクション
入力信号レベル
しきい値レベル
最小信号振幅
コネクタ
入力抵抗
トリガ出力
トリガ
出力信号

しきい値レベル
信号負荷
コネクタ

立ち上がりエッジ／立ち下がりエッジ
受信すると、ロジック・アナライザはトリガ・シーケンス・ステップに記載されているアクションを実行します。
最大±5 V
選択可能：ECL、LVPECL、LVTTL、PECL、TTL
ユーザ定義（50 mV単位で±5 V）
200 mVBNC
4 kΩ（公称値）

立ち上がりエッジ／立ち下がりエッジ。トリガ出力を発生させる選択イベントの論理和（ロジック・アナライザのトリガまたはフラグ）
VOH（ハイレベル出力）2.0 V（最小）VOL（ローレベル出力）0.5 V（最大）パルス幅約80〜160 ns
LVTTL（3.3 Vロジック）
50 Ω（最高のシグナル・インテグリティを実現するには、トリガ出力信号をグランドに対して50 Ω終端する必要が
あります）
BNC

29

16800シリーズの一般仕様

寸法443.23

電源
16801A

115/230 V、48〜66 Hz、最大605 W

16802A

115/230 V、48〜66 Hz、最大605 W

16803A

115/230 V、48〜66 Hz、最大605 W

16804A

115/230 V、48〜66 Hz、最大775 W

16806A

115/230 V、48〜66 Hz、最大775 W

16821A

115/230 V、48〜66 Hz、最大775 W

16822A

115/230 V、48〜66 Hz、最大775 W

16823A

115/230 V、48〜66 Hz、最大775 W

330.32寸法：mm

図7.

28.82216800シリーズの外形寸法

15インチ内蔵カラー
LCDディスプレイ、
タッチ・スクリーン付き

汎用ノブ
実行／停止キーオン／オフ電源スイッチ

質量

最大正味質量

最大出荷時質量16801A

12.9 kg

19.7 kg

16802A

13.2 kg

19.9 kg

16803A

13.7 kg

20.5 kg

16804A

14.2 kg

21.0 kg

16806A

14.6 kg

21.4 kg

16821A

14.2 kg

20.9 kg

16822A

14.2 kg

21.1 kg

16823A

14.5 kg

21.3 kg

タッチ・スクリーンのオン／オフ（オーダ時）

図8.

16800シリーズのフロント・パネル

AC電源

トリガ入力
トリガ出力

フルプロファイルPCI
カード拡張スロット

マウス
クロック入力キーボード

10/100 Base T LAN
シリアル・
ポート

2.0 USBポート（4）パラレル・ポート

測定器の動作環境
温度

0 ℃〜50 ℃

高度3000 mまで

湿度

40 ℃で8〜80 ％の相対湿度

図9.

図10.

30

外部ディスプレイ・ポート

16800シリーズのバック・パネル

16800シリーズの側面

16800シリーズのアクセサリ

Agilent 1184Aテストモービル
Agilent 1184Aテストモービルは、ロジック・アナライザやアクセサリの整
理／移動に便利です。
テストモービルは、以下で構成されています。
●

アクセサリ（プローブ、ケーブル、
電源ケーブル）用引出し●

傾斜と高さの調整が可能なキーボード・トレイ●

右手または左手操作用のキーボー
ド上のマウス・エクステンション●

平坦でない場所に設置しても安全なロック式キャスタ●

モニタを安定させるストラップ

●

荷重制限：
上部トレイ：68.2 kg
下部トレイ：68.2 kg
合計：136.4 kg

図11.

Agilent 1184Aテストモービル・カート

質量
1184A

最大正味質量
48 kg

584.2

最大出荷質量59.0 kg

774.7

243.8

190.5
469.9

772.2

482.6

652.8

866.1

254

594.4
116.8
寸法：mm

図12.

Agilent 1184Aテストモービル・カートの寸法3116800シリーズのアクセサリ

ラック用アクセサリ

固定シェルフスライディング・シェルフ

この軽量の固定シェルフは、16800シ
リーズ・ロジック・アナライザを組み込むことができ、Agilentの標準的なラックすべてに対応しています。固定シ
ェルフは、付属のハードウェアを使用して所定の位置にしっかりと取り付けます。また、このシェルフはEIA規格の最小単位に対応する設計になっています。固定シェルフの特長は以下のとおりです。

スライディング・シェルフは、表面がフラットで、測定器に十分に手が届くようになっています。このシェルフは、Agilentのすべてのラックに対応し、16800シリーズ・ロジック・アナライ
ザを組み込むことができます。スライ
ディング・シェルフの特長は以下のとおりです。
●

はめ込み式なので設置が簡単
端面が滑らか●はめ込み式なので設置が簡単●●

端面が滑らかスライディング・シェルフと一緒に、
スチール・バラスト（C2790AC）をご購入されることをお勧めします。バラス
トは、シェルフを引き出した際にラックの転倒を防止するためのものです。

図13. ラックに取り付けたスライディング・
シェルフ

仕様
J1520ACJ1526AC

材質

冷延鋼板

冷延鋼板

質量

8 kg

9.9 kg

色

暗灰色

暗灰色

長さ

678 mm723.9 mm

高さ

44 mm

44.5 mm

幅444 mm

482.6 mm

積載量

68 kg

68 kg

EIA単位

1

2

内容

固定シェルフ1枚
背面ブラケット2個取付け用ハードウェア

スライディング・シェルフ1枚
背面ブラケット2個
ケーブル・ストラップ1個
取付け用ハードウェア

図14. 固定シェルフ（J1520AC）

図15. スライディング・シェルフ（J1526AC）

32

オーダ情報16800シリーズ・ポータブル・アナラ
イザにはそれぞれ、PS/2キーボード（1個）、PS/2マウス（1個）、アクセサ
リ・ポーチ、電源ケーブルが標準で付属しています。

たった3つの項目だけで、アプリケーションや予算に合ったロジック・アナライザを選択できます。

1

測定機能を選択する

2

チャネル数を選択する

34チャネル

68チャネル

102チャネル

136チャネル

204チャネル

ロジック・アナライザ

16801A

16802A

16803A

16804A

16806A

48チャネル・パターン・ジェネレータ
内蔵ロジック・アナライザ

16821A

16822A

16823A−−3

メモリ長およびステート速度を選択する

メモリ長

1 M：＜モデル番号＞-001
4 M：＜モデル番号＞-004
16 M：＜モデル番号＞-016
32 M：＜モデル番号＞-032

ステート・シーケンサ速度

250 MHz：＜モデル番号＞-250
500 MHz：＜モデル番号＞-500**

68、102、136、204チャネル・モデルのみ

Agilent 16800シリーズのオプション
Agilent製品またはオプション番号

概要

オーダ情報

＜モデル番号＞-103

タッチ・スクリーン追加

本体購入時にオーダしてください。

＜モデル番号＞-109

外部リムーバブル・ハードディスク・ドライブ

本体購入時にオーダしてください。

E5862A

追加外部ハードディスク・ドライブ

33オーダ情報16800シリーズのプロービング・オプション
16800シリーズ・ロジック・アナライザ・プローブ
ロジック・アナライザ・プローブは別売りです。
ロジック・アナライザと被試験デバイスを接続するためには、オーダする際にプローブを指定してください。

汎用フライング・リード● E5383A（17チャネル）
コネクタ・プローブ● E5346A（Mictor：34チャネル）● E5385A（Samtec：34チャネル）
コネクタレス・プローブ● E5394A（34チャネル・ソフトタッチ）● E5396A（17チャネル・ソフトタッチ）● E5404A（34チャネル・プロシリーズ・ソフトタッチ）

パターン・ジェネレータのクロック・ポッドとデータ・ポッド
パターン・ジェネレータ内蔵モデルの場合は、8つの出力チャネルに最低1つの割合で、クロック・ポッドとデータ・ポッドをオーダしてください。

34

TTL/CMOS● 16720A-011 TTLクロック・ポッドおよびリード・セット● 16720A-012 3ステートTTL/3.3 Vデータ・ポッドおよびリード・セット● 16720A-013 3ステートTTL/CMOSデータ・ポッドおよびリード・セット● 16720A-014 TTLデータ・ポッドおよびリード・セット
2.5 V● 16720A-015 2.5 Vクロック・ポッドおよびリード・セット● 16720A-016 2.5 Vデータ・ポッドおよびリード・セット
3.3 V● 16720A-017 3.3 Vクロック・ポッドおよびリード・セット● 16720A-018 3.3 V 3ステート・データ・ポッドおよびリード・セット
ECL● 16720A-021 ECLクロック・ポッドおよびリード・セット● 16720A-022 ECLデータ・ポッドおよびリード・セット● 16720A-023 ECL未終端データ・ポッドおよびリード・セット
5 V PECL● 16720A-031 5 V PECLクロック・ポッドおよびリード・セット● 16720A-032 5 V PECLデータ・ポッドおよびリード・セット
LVPECL● 16720A-033 LVPECLクロック・ポッドおよびリード・セット● 16720A-034 LVPECLデータ・ポッドおよびリード・セット
1.8 V● 16720A-041 1.8 Vクロック・ポッドおよびリード・セット● 16720A-042 1.8 Vデータ・ポッドおよびリード・セット
LVDS● 16720A-051 LVDSクロック・ポッドおよびリード・セット● 16720A-052 LVDSデータ・ポッドおよびリード・セット

オーダ情報購入後のメモリ長／ステート速度のアップグレード
ロジック・アナライザのチャネル数
ロジック・アナライザのモデル番号

34
16801A
16821A

68
16802A
16822A

102
16803A
16823A

136
16804A

204
16806A

購入後のアップグレード・モデル

E5876AE5877AE5878AE5879A

E5880A

メモリ長

1 M：＜モデル番号＞-001
4 M：＜モデル番号＞-004
16 M：＜モデル番号＞-016
32 M：＜モデル番号＞-032

ステート速度*

450 MHz：＜モデル番号＞-500*

68、102、136、204チャネル・モデルのみ

関連カタログタイトル

カタログ・タイプ

カタログ番号

16800シリーズ・ポータブル・ロジック・
アナライザ

Color Brochure5989-5062JAJP

Considerations When Selecting a
Logic Analyzer

Application Note

5989-5138EN

16900シリーズ・ロジック解析システム

Color Brochure5989-0420JA

8960無線テストセットによるcdma2000のダイナミック・パワー測定

Data Sheet

5989-0522JA

B4655A FPGAダイナミック・プローブ

Data Sheet

5989-0423JA

ロジック解析システム用プロービング・
ソリューションCatalog5968-4632J

Processor and Bus Support for
Agilent Technologies Logic Analyzers

Catalog5966-4635E

MATLAB®は、Math Works社の米国登録商標です。
Windows®は、Microsoft社の米国登録商標です。
Intel®は、Intel社の米国登録商標です。
Celeron®は、Intel社の米国登録商標です。
PCI Express®およびPCI-X®は、PCI-SIGの登録商標です。

35

サポート、サービス、およびアシスタンス

アジレント・テクノロジー株式会社

アジレント・テクノロジーが、サービスおよびサポートにおいてお約束できることは明確です。リスクを最小限に抑え、さまざまな問題の解決を図りながら、お客様の利益を最大限に高めることにあります。
アジレント・テクノロジーは、お客様が納得できる計測機能の提供、お客様のニーズに応じたサポート
体制の確立に努めています。アジレント・テクノロジーの多種多様なサポート・リソースとサービスを利用すれば、用途に合ったアジレント・テクノロジーの製品を選択し、製品を十分に活用することができます。アジレント・テクノロジーのすべての測定器およびシステムには、グローバル保証が付いています。アジレント・テクノロジーのサポート政策全体を貫く2つの理念が、「アジレント・テクノロジ
ーのプロミス」と「お客様のアドバンテージ」です。

本社〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

アジレント・テクノロジーのプロミス
お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジレント・テクノロジーの経験豊富なテスト・エンジニアが現実的な性能や実用的な製品の推奨を含む製品情報をお届けします。お客様がアジレント・テクノロ
ジーの製品をお使いになる時、アジレント・テクノロジーは製品が約束どおりの性能を発揮することを保証します。それらは以下のようなことです。
● 機器が正しく動作するか動作確認を行います。
● 機器操作のサポートを行います。
● データシートに載っている基本的な測定に係わるアシストを提供します。
● セルフヘルプ・ツールの提供。
● 世界中のアジレント・テクノロジー・サービス・センタでサービスが受けられるグローバル保証。

計測お客様窓口
受付時間 9:00-19:00（土・日・祭日を除く）

FAX、E-mail、Webは24時間受け付けています。

TEL ■■ 0120-421-345(042-656-7832)
FAX ■■ 0120-421-678(042-656-7840)
Emailcontact_japan@agilent.com

電子計測ホームページ

www.agilent.co.jp/find/tm● 記載事項は変更になる場合があります。

お客様のアドバンテージ
お客様は、アジレント・テクノロジーが提供する多様な専門的テストおよび測定サービスを利用することができます。こうしたサービスは、お客様それぞれの技術的ニーズおよびビジネス・ニーズに応じて購入することが可能です。お客様は、設計、システム統合、プロジェクト管理、その他の専門的なサービスのほか、校正、追加料金によるアップグレード、保証期間終了後の修理、オンサイトの教育およびトレーニングなどのサービスを購入することにより、問題を効率良く解決して、市場のきびしい競争に勝ち抜くことができます。世界各地の経験豊富なアジレント・テクノロジーのエンジニアが、お客様の生産性の向上、設備投資の回収率の最大化、製品の測定確度の維持をお手伝いします。

ご発注の際はご確認ください。
Copyright 2006
アジレント・テクノロジー株式会社

Agilent Openwww.agilent.co.jp/find/open
Agilentは、テスト・システムの接続とプログラミングのプロセスを簡素化することにより、電子製品の設計、検証、製造に携わるエンジニアを支援します。Agilentの広範囲のシステム対応測定器、オープ
ン・インダストリ・ソフトウェア、PC標準I/O、ワールドワイドのサポートは、テスト・システムの開発を加速します。

電子計測UPDATE

www.agilent.co.jp/find/emailupdates-Japan
Agilentからの最新情報を記載した電子メールを無料でお送りします。

Agilent Direct
www.agilent.co.jp/find/agilentdirect
測定器ソリューションを迅速に選択して、使用できます。

June 2, 2006

5989-5063JAJP
0000-00DEP