R&S®NGP800
電源シリーズ

クアッドコアのパワーで効率が大幅に向上

Data Sheet
Version 02.00year

概要

強力な5種類のモデル

R&S®NGP800 DC電源シリーズには5種類の400 Wまたは800 Wのモデルがあり、さまざまな動作ポイントで最大パワーを供給します。
2つまたは4つの200 W出力は、1出力あたり最大64 Vまたは最大20 Aを供給できます。
電気的に等価でガルバニック絶縁された出力を、直列または並列に接続して最大250 Vまたは80 Aを供給できます。
R&S®NGP800電源シリーズを用いれば、出力を同期しながら波形テストや詳細解析のためのデータロギングを簡単に実行できます。

わかりやすい操作方式と広いタッチパネルのディスプレイにより、値を素早く入力できるようになり、リアルタイムで統計データを表示できるようになります。

リモートセンス端子、USBおよびLANインタフェースが、すべてのR&S®NGP800電源に搭載されています。
ユーザーによるインストールが可能なオプションのGPIBインタフェース、デジタルト
リガI/O、アナログ入力および無線LANインタフェースにより、ベンチまたは自動テストシステムにおいて有効活用できます。

R&S®NGP802► 2チャネル電源► 400 W – 2 × 32 V/20 A

R&S®NGP804► 4チャネル電源► 800 W – 4 × 32 V/20 A

R&S®NGP814► 4チャネル電源► 800 W –2 × 32 V/20 A
2 × 64 V/10 A

R&S®NGP822► 2チャネル電源► 400 W – 2 × 64 V/10 A

R&S®NGP824► 4チャネル電源► 800 W – 4 × 64 V/10 A

2効率を向上させる…
…高い柔軟性…高い安全性► 保護機能► 5インチ高解像度タッチパネル► 安全リミット► FlexPower► 安全な作業環境► 4電源を1台で► 並列動作と直列動作▷ 8ページ▷ 4ページ…フルインタフェース…フル機能► デジタルリモート制御► ランプ機能► デジタルトリガI/O► 出力遅延► アナログ入力► 任意機能▷ 9ページ► リモートセンシング► 内蔵測定► データロギング▷ 6ページ

さまざまなクラスの直流電源

汎用直流電源►►►►

経済性、静音性、安定性に優れた測定器
手動および簡単なコンピューター制御操作向き
速度と確度があまり重要視されないアプリケーション内
教育、実験室、およびシステムラックで使用

R&S®HMC8043/R&S®NGE103B
3チャネル電源

高性能直流電源►►►

速度、確度、高度なプログラミング機能がテスト性能の要素となる場合
DUT保護、高速プログラミング時間、ダウンロード可能なV/Iシーケンスなどの機能
ラボおよびATEアプリケーションで使用

R&S®HMP4040/R&S®NGP804 4チャネル電源

専門的な直流電源►►►

特定の用途に合わせてカスタマイズ
以下のような固有の機能— バッテリーの固有の特性のエミュレーション— 制御された方法で正確に電流を吸い込み、電力を散逸させる電子負荷
ラボおよびATE環境で使用

R&S®NGL201 1チャネル/
R&S®NGM202 2チャネル電源
基本クラス

高性能クラス

特殊クラス

Rohde & Schwarz R&S®NGP800 電源シリーズ﻿ 3

高い柔軟性

5インチ高解像度タッチパネル

大型で高解像度のタッチパネルにより、操作が容易になります。
メニューで素早く操作して、すべての機能／設定にアクセスできます。
回転ノブではなく仮想キーボードを使用して、素早く値を入力できます。
ホーム画面で、全チャネルの設定を一目で把握できます。
各チャネルは、さまざまな追加情報に関する詳細表示を設定できます。
具体的には統計、保護機能あるいは特殊機能の設定状態を示すアイコンなどがあります。

FlexPower

さまざまな動作ポイントで最大パワーが利用可能。
シングルレンジ電源と異なり、1チャネルあたり合計200 Wのパワーリミット範囲で、電圧と電流をさまざまに組み合わせて出力できます。

FlexPower
32 V/20 A（1出力あたり最大200 W）

FlexPower
64 V/10 A（1出力あたり最大200 W）

電圧

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2）

2016205102468101214161820電流

R&S®NGP802、
R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH3、CH4）40321004

電圧

64320246810電流

4電源を1台で1台の機器で最大4個のDUTに電源を供給することによって、コストを節約し、ベンチやラック内の空間を有効利用できるようになります。
各出力は完全に独立でフローティング状態です。

自動クロスオーバーにより、すべての出力は定電圧（CV）または定電流（CC）モードで動作可能で、モードが表示されます。

独立した出力ボタンにより、すべてのチャネルのオン／オフを同期して切り替えることができます。
一部の電圧レールのみがオンになっていると損傷を受けてしまうような回路において、この機能は重要です。
個別のチャネルボタンにより、操作するチャネルを選択できます。

+
CH1+
CH2+
CH3

SAT TV

パラレル動作 – 最大80 A

CH4並列動作と直列動作

アプリケーションでさらに大きな電圧／電流が必要な場合は、単に出力を直列または並列に接続して最大250 V（R&S®NGP824）
または最大80 A（R&S®NGP804）の出力が可能です。
必要に応じて、より柔軟に使用できるようになりました。
トラッキング機能を使用して、選択したすべてのチャネルを同期させながら電圧と電流を調整できます。

シリアル動作 – 最大250 V
Rohde & Schwarz R&S®NGP800 電源シリーズ﻿ 5

フル機能

ランプ機能（EasyRamp）

任意波形機能（QuickArb）

突入電流を制御するため、一部のテストセットアップでは、電源電圧を急激に上昇させずに、一定に上昇させる必要があります。
EasyRamp機能を用いて、出力電圧を10 ms～60 sのタイムフレームで一定に上昇させます。

設計プロセスの早い段階で開発中の電源サブシステムの通常動作をエミュレートし、DUTの設計検証時におけるパワーの問題をシミュレートできます。

QuickArb機能により、最小1 msの持続時間で時間に伴い変化する電圧および電流シーケンスを出力できます。
1つのシーケンスに8個までのサブグループファイルをロードして、複雑なパターンを作成できます。

出力遅延

各チャネルの遅延を設定して独立にオンにすることで、複数の電源電圧と必要に応じた電源投入シーケンスを使用する最先端のマイクロコントローラーの要求を満たします。

電圧

QuickArb機能
持続時間

動作終了
ファイル3

時間

電圧

ファイル2

電圧

電圧

ファイル1

シーケンスに含まれるポイント：
最大1024ポイント

3×時間

1×時間

1つのシーケンスに8個までのサブグループファイルをロードして、複雑なパターンを作成できます。
63×時間

リモートセンシング

リモートセンシングを使用して、電源の出力端子ではなくDUTの入力端子で直接出力電圧をレギュレーションし、電圧レギュレーションを改善します。
4線式のリモートセンシングにより、電源の電圧降下を補正することで、特に大電流を用いるアプリケーションが可能になります。
R&S®NGP800電源では、フロントパネルとリアパネルの両方の各出力に、センサを接続できる端子を配置しています。

内蔵測定

内蔵された計測器により、外部マルチメータが必要なくなり、セットアップを簡素化できます。
出力ごとに個別の電圧計と電流計があり、各々が64 Vと20 Aの全出力レンジで1 mVと0.5 mAの分解能を実現しています。
内蔵統計機能により、パワー、電圧、電流および電力量の最小値／最大値と平均値が表示されます。

データロギング

データのロギングは、パワーの変化や消費電力の最適化を解析する際における、長期モニタリングやテストセットアップ、および試験の繰り返し条件の確認において重要です。

R&S®NGP800電源は、すべての出力で電圧／電流測定の時間変化を同時にロギングします。
タイムスタンプ付きのデータを.CSVファイルとして容易にエクスポートして、レポート作成やドキュメント化に使用できます。

デバイス設定の保存／呼出し

前回使用した設定状態から開始できるた
め、1台の電源を複数人で使用する際のイライラを回避できます。
保存機能を用いて、頻繁に使用する設定を保存できます。
呼出し機能により、
どのR&S®NGP800電源にもファイルを読み込めるため、複数の機器で同じ設定を使用できます。

ユーザーボタン

頻繁に使用する操作をユーザーボタンに設定すれば、ワンタッチでアクセスできます。
画面表示の選択、
ロギングの切り替え、統計データのリセットおよびTouchLockが可能です。

ユーザー調整R&S®NGP800電源の校正を社内で行うことにより、ダウンタイムを大幅に削減できます。
標準的な6½桁のDMM、10 mΩのシャント抵抗、そしてチャネル毎に1分の時間があれば、ユーザー調整が可能です。

Rohde & Schwarz R&S®NGP800 電源シリーズ﻿ 7高い安全性
保護機能

リミットテストではDUTの保護が重要です。
R&S®NGP800電源には、過電流保護（OCP）、過電圧保護（OVP）、および過電力保護（OPP）が内蔵されています。
内蔵の過熱保護機能（OTP）により、熱的過負荷がすぐにでも発生しそうな場合に電源をオフにします。

最大電流、最大電圧、および最大パワーを各チャネルにそれぞれ設定することができます。
アクティブな保護機能が起動すると、警告音と、ステータスバーの対応するアイコンが点滅してお知らせします。

過電流保護（OCP、電子ヒューズ）

アプリケーションに合わせて、電子ヒューズの感度と応答動作を調整できます。
"Fusedelay at output-on" で、チャネルの有効化後にヒューズが非アクティブの状態を維持する時間を指定します。
ヒューズの感度を指定するには、"Fuse delay time" を使用します。

FuseLink機能により、チャネル間のヒューズを結合して、選択したチャネルが電流制限値に達したらすぐに、結合したチャネルをすべてオフにすることができます。

過電圧保護（OVP）

設定した最大値を電圧が超えると、チャネルはオフにされます。

過電力保護（OPP）

最大電圧の代わりに最大パワーを基準にして、チャネルをオフにすることもできます。

ヒューズ遅延時間"Fuse delay at output-on" で、チャネルの有効化後にヒューズが非アクティブの状態を維持電流する時間を指定します。
ヒューズの感度を指定するには、"Fuse delay time" を使用します。
出力オン時のヒューズ遅延ヒューズ遅延

電源オフ

電流制限値

時間8

安全リミット

被試験デバイスを保護するために安全リミットを設定して、DUTに危険がない値に電源を制限することができます。

安全な作業環境

R&S®NGP800電源はファンの速度を負荷条件に合わせて自動的に調整し、不要な雑音を出さないため、静かな環境で作業することができます。

R&S®NGP800電源は、安全面の理由から、多くの開発部門で採用要求が増えている4 mmの安全バナナプラグを使用しています。

フルインタフェース
デジタルリモート制御

さまざまな環境の要求に応えるため、機器をリモートで制御するためのインタフェースアレイを搭載しています。

USBおよびLAN（イーサネット）は標準で、無線LANおよびIEEE-488（GPIB）のインタフェースがオプションで、後から追加することもできます。

リアパネルにある追加の出力およびセンス端子により、配線が容易になり、R&S®NGP800電源シリーズがベンチと自動テストシステムの両方に合う、良い選択肢になります。

デジタルトリガI/O（R&S®NGP-K103オプション）

デジタルI/Oコネクタの8本のピンを入力または出力に設定すれば、出力制御と表示のためのトリガイベントを生成できます。
入力としてトリガI/Oを用いると、出力のオン／オフや、QuickArb機能やロギング機能などの開始ができます。
出力としてトリガI/Oを用いると、保護トリガや、電圧／電流／パワーのレベルのイベントや実際の出力動作モードを表示できます。

さらに、デジタルトリガシステムを用いると、出力遅延や複数の機器を結合するヒューズを制御できます。

アナログ入力（R&S®NGP-K107オプション）

出力電圧／電流を直接かつ高速に制御します。
0～5 Vの外部制御電圧により、0～100%のスケーリングの入力による任意の、またはすべての出力を制御できます。

制御電圧と出力の間のガルバニック分離により、高電圧でフローティング状態の回路のアプリケーションでもユーザーの安全性を維持しながら接続を大幅に簡素化します。

アクセス改善のため、R&S®NGP800電源はリアパネルにプラグ着脱可能な8ピンのターミナルブロックを設けており、出力、デジタルトリガI/Oおよびアナログ入力に接続できます

Rohde & Schwarz R&S®NGP800 電源シリーズ﻿ 9仕様
定義

一般仕様

製品データは、以下の条件で有効です。
► 周囲温度に3時間置いた後、30分のウォームアップ► 30分のウォームアップ時間後、すべてのデータが23℃（－3℃/＋7℃）で有効です。
► 指定された環境条件を満たすこと► 推奨校正間隔を守ること► 可能な場合、内部自動調整を実行すること

リミット付きの仕様

Y-axis指定されたパラメータに関する値の範囲によって、保証される製品性能を表します。
これらの仕様は、＜、≦、＞、≧、±などのリミット記号か、最大値、リミット、最小値といった記述によって示されます。
コンプライアンスは、テストによって確認されているか、デザインから導出されています。
該当する場合、測定の不確かさ、ドリフト、エージングを考慮するため、テストリミットはガードバンドによって狭められています。

仕様のリミット測定の不確かさとガードバンドを含む実測値

仕様のリミット測定の不確かさ

ガードバンドX-axis

リミットなしの仕様指定されたパラメータの保証される製品性能を表します。
これらの仕様には特別な標識はなく、与えられた値からの偏差がないか無視できる程度である値を表します（寸法やパラメータ設定の分解能など）。
コンプライアンスは、設計保証されています。

代表値与えられたパラメータの代表的な値によって、製品性能を記述します。
＜、＞が付記されているか、範囲で記述されている場合は、製造時に約80 %の測定器が満たす性能を表します。
それ以外の場合は、平均値を表します。

公称値

与えられたパラメータの代表的な値によって、製品性能を記述します（公称インピーダンスなど）。
代表値と異なり、統計的評価は行われておらず、パラメータは製造時にテストされていません。

測定値期待される製品性能を、個々のサンプルから得られた測定結果によって表します。

不確かさ

与えられた測定量の測定の不確かさのリミットを表します。
不確かさは包含係数2で定義され、GUM（Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement）のルールに従って、環境条件、エージング、摩耗を考慮して計算されています。

デバイス設定とGUIパラメータは、「パラメータ：値」という形式で示されます。
代表値、公称値、測定値は、ローデ・シュワルツによって保証されません。

3GPP/3GPP2規格に従って、チップレートはMcps（100万チップ／秒）で表され、ビットレートとシンボルレートはGbps（10億ビット／秒）、Mbps（100万ビット／秒）、kbps（1000ビット／秒）、Msps（100万シンボル／秒）、またはksps（1000シンボル／秒）で、サンプリングレートはMsa/s（100万サンプル／秒）で表されます。
Gbps、Mcps、Mbps、Msps、kbps、ksps、Msa/sはSI単位ではありません。

10電気仕様
出力

出力チャネル数
全出力パワー
1チャネルあたりの最大出力パワー

チャネル出力はガルバニック絶縁されており、グランドに接続されていません。
R&S®NGP802、R&S®NGP822

2

R&S®NGP804、R&S®NGP824、R&S®NGP814

4

R&S®NGP802、R&S®NGP822
R&S®NGP804、R&S®NGP824、R&S®NGP814

最大400 W
最大800 W
200 W

1チャネルあたりの出力電圧

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2） 0 V～32 V

1チャネルあたりの最大出力電流

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2） 20 A

シリアル動作での最大電圧
パラレル動作での最大電流

電圧リップルとノイズ

R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4） 0 V～64 V
R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4） 10 A
R&S®NGP802

64 V

R&S®NGP822、R&S®NGP804、R&S®NGP814

128 V

R&S®NGP824

250 V

R&S®NGP822

20 A

R&S®NGP802、R&S®NGP824、R&S®NGP814

40 A

R&S®NGP804

80 A

20 Hz～20 MHz

電流リップルとノイズ

20 Hz～20 MHz

電圧±（出力の%＋オフセット）

負荷レギュレーション

電流

過渡応答時間立ち上がり時間
立ち下り時間プログラミング分解能

負荷変動：10 %～90 %R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4） ＜0.01 %＋10 mV±（出力の%＋オフセット）

50 %～100 %の負荷変動から、0.2 %以内の定格電圧まで10 %～90 %の定格出力電圧、抵抗性負荷

電流＜0.01 %＋5 mA＜400 µs（実測）

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2） ＜10 ms
R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4） ＜12 ms
90 %～10 %の定格出力電圧、抵抗性負荷

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2） フル負荷：＜10 ms、負荷なし：＜50 ms
R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4） フル負荷：＜25 ms、負荷なし：＜50 ms
1 mV

電流
電圧

＜3.5 mA（RMS）（実測）

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2） ＜0.01 %＋5 mV

電圧プログラミング確度＜3 mV（RMS）、＜30 mV（Vpp）（実測）

0.5 mA±（設定の%＋オフセット）

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2） ＜0.05 %＋5 mV

R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4） ＜0.05 %＋10 mV±（設定の%＋オフセット）

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2） ＜0.1 %＋20 mA
R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4） ＜0.1 %＋10 mA

Rohde & Schwarz R&S®NGP800 電源シリーズ﻿ 11

出力測定
測定機能

電圧、電流、パワー、
エネルギー

電圧

1 mV

リードバック分解能
電流

リードバック確度
電圧
電流

温度係数（1 ℃あたり）

リモートセンシング

0.5 mA±（出力の%＋オフセット）

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2） ＜0.05 %＋5 mV

R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4） ＜0.05 %＋10 mV±（出力の%＋オフセット）

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2） ＜0.1 %＋20 mA
R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4） ＜0.1 %＋10 mA±（出力の%＋オフセット）、＋5～20 °Cおよび＋30～40 °C

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2）
R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4）

最大センス補正

最大カウンター電圧
最大反転電圧
最大反転電流

電圧：＜0.0075 %＋1.5 mV、
電流：＜0.015 %＋1.5 mA
1 V（測定値）

定格

グランドに対する最大電圧

電圧：＜0.0075 %＋0.75 mV、
電流：＜0.015 %＋3 mA

出力に接続された、極性が同じ電圧

250 V DC

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2） 35 V
R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4） 70 V
出力に接続された、極性が反対の電圧
最大5分間

リモート制御コマンド処理時間

0.4 V
20 A

＜6 ms（代表値）

保護機能

過電圧保護

チャネルごとに調整可能

過電力保護

チャネルごとに調整可能

プログラミング分解能

1 mV

過電流保護（電子ヒューズ）

プログラミング分解能

チャネルごとに調整可能

応答時間(Iload > Iresp × 2)、Iload≧2 A時

出力オン時のヒューズ遅延

チャネルごとに調整可能

ヒューズ結合（FuseLink機能）
ヒューズ遅延時間結合されたチャネルの応答時間

過熱保護

12

チャネルごとに調整可能

0.5 mA＜1 ms

あり

10 ms～10 s（1 ms増分）
10 ms～10 s（1 ms増分）＜5 ms

チャネルごとに独立特別機能

出力ランプ機能

EasyRamp

EasyRamp時間

10 ms～60 s（1 ms増分）

同期性＜1 ms（代表値）

任意機能

QuickArb

出力遅延10 ms～10 s（1 ms増分）

1チャネルあたりの遅延パラメータ

電圧、電流、時間

最大ポイント数

1024

最大サブグループ数

8持続時間

1 ms～60 s（1 ms増分）

連続またはバーストモード、
1～65,535の繰り返し

繰り返し

リモート制御またはオプションのトリガ入力経由
で手動操作

トリガ

トリガ／コントロールインタフェース
トリガ応答時間

デジタルI/O、16ピンのコネクタブロック

R&S®NGP-K103＜3 ms（代表値）

最大電圧（IN/OUT）

5.5 V

入力トリガレベル

最大ドレイン電流（OUT）

TTL
5 mA

アナログ制御インタフェース

R&S®NGP-K107

出力精度

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2）

入力電圧も観測

温度係数（1 ℃あたり）

更新レート

アナログ入力、16ピンのコネクタブロック

電圧または電流の0～100 %制御

0 V～5 V

R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4）±（出力の%＋オフセット）、＋5～20 °Cおよび＋30～40 °C

R&S®NGP802、R&S®NGP804、R&S®NGP814（CH1、CH2）
R&S®NGP822、R&S®NGP824、R&S®NGP814（CH3、CH4）

電圧：＜0.1 %＋16 mV、
電流：＜0.1 %＋30 mA
電圧：＜0.1 %＋32 mV、
電流：＜0.1 %＋15 mA
電圧：＜0.015 %＋2.4 mV、
電流：＜0.015 %＋4.5 mA
電圧：＜0.015 %＋4.8 mV、
電流：＜0.015 %＋2.25 mA
1 ms

データロギング
最大収集レート

125 サンプル／秒

800 Mバイトの内蔵または外部メモリ

メモリ長

電圧分解能

リードバック分解能を参照

電流分解能

リードバック分解能を参照

電圧確度

リードバック確度を参照

電流確度

リードバック確度を参照

ディスプレイとインタフェース
ディスプレイ

TFT 5インチ、800×480ピクセルWVGAタッチ

4 mm安全ソケット（チャネル出力、リモートセンシング）

フロントパネル接続
リアパネル接続

R&S®NGP802、R&S®NGP822
R&S®NGP804、R&S®NGP824、R&S®NGP814

リモート制御インタフェース

標準R&S®NGP-K102
R&S®NG-B105

8ピンのコネクタブロック（チャネル出力およびリモートセンシング）
2×8ピンのコネクタブロック（チャネル出力およびリモートセンシング）
USB-TMC、USB-CDC（仮想COM）、LAN
WLAN

IEEE-488（GPIB）

Rohde & Schwarz R&S®NGP800 電源シリーズ﻿ 13

一般仕様
環境条件
温度
湿度

電源定格

動作温度範囲

＋5 ℃～＋40 ℃

非結露

5 %～95 %ストレージ温度範囲

主電源公称電圧
主電源周波数－20 ℃～＋70 ℃

100 V～250 V
50 Hz～60 Hz

最大消費電力R&S®NGP802、R&S®NGP822

650 W

主電源ヒューズ

R&S®NGP804、R&S®NGP824、R&S®NGP814
内部（ユーザーによるアクセス不可）

1125 WEU：
無線機器指令2014/53/EUに準拠

適用規格：► ETSI EN 300328 V2.1.1► EN 61326-1► EN 61326-2-1► EN 55011（クラスA）► EN 55032（クラスA）► ETSI EN 301489-1 V2.2.0► ETSI EN 301489-17 V3.2.0

製品適合

電磁両立性

韓国
電気保安

無線LAN承認

RoHS

機械式抵抗振動

衝撃

米国、
カナダ

EU：
低電圧指令2014/35/EUに準拠
米国、
カナダ

適用高調波規格：EN 61010-1

UL61010-1、CSA C22.2 No. 61010-1

iMDA規格DB102020

EU指令2011/65/EUに準拠

EN 50581

正弦波

5 Hz～55 Hz、0.3 mm（ピークツーピーク）、
55 Hz～150 Hz、0.5 g一定、
EN 60068-2-6に準拠

米国、
カナダ

FCC、ICランダム

8 Hz～500 Hz、加速度：1.2 g（RMS）、
EN 60068-2-64に準拠

W×H×D

362 mm×100 mm×451 mm（14.25インチ×3.94インチ×17.76インチ）

R&S®NGP802、R&S®NGP822

ラックへの収容R&S®ZZA-GE23

14

FCC47 CFR Part 15B、ICES-003 Issue 6

シンガポール

質量

推奨校正間隔KCマーク

オーストリア、ベルギー、
ブルガリア、クロアチア、
キプロス、
チ
ェコ共和国、
デンマーク、
エストニア、
フィンランド、
フランス、
ドイツ、
ギリシャ、
ハンガリー、
アイスランド、
アイルランド、
イ
タリア、
ラトビア、
リヒテンシュタイン、
リトアニア、ルクセンブ CE
ルク、
マルタ、
オランダ、
ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
ルーマニア、
スロバキア、
スロベニア、
スペイン、
スウェーデ
ン、
スイス、
トルコ、英国メカニカル仕様データ
寸法16 A 250 V IEC 60127-2/7 速断型

R&S®NGP804、R&S®NGP824、R&S®NGP814
指定された環境条件の全範囲で週あたり40時間稼働­

40 g衝撃スペクトラム、­MIL-STD-810E、方法
516.4、手順Iに準拠

7.5 kg（16.5 lb）
8.0 kg（17.6 lb）
19インチ、2 HU
1年オーダー情報
品名

型番

オーダー番号

2チャネル電源、400 W、32 V/20 A

R&S®NGP802

5601.4007.05

4チャネル電源、800 W、32 V/20 A

R&S®NGP804

5601.4007.02

4チャネル電源、800 W、2×32 V/20 A、2×64 V/10 A

R&S®NGP814

5601.4007.04

2チャネル電源、400 W、64 V/10 A

R&S®NGP822

5601.4007.06

4チャネル電源、800 W、64 V/10 A

R&S®NGP824

5601.4007.03

IEEE-488（GPIB）
インタフェース

R&S®NG-B105

5601.6000.02

無線LANリモート制御 1)

R&S®NGP-K102

5601.6400.03

アナログ入力R&S®NGP-K103

5601.6300.03

R&S®NGP-K107

5601.6200.03

R&S®ZZA-GE23

5601.4059.02

ベースユニット

付属品電源ケーブル、ターミナルブロック、クイック・スタート・ガイドのセット

ハードウェアオプション
ソフトウェアオプション
デジタルトリガI/O

システムコンポーネント

19インチ・ラック・アダプター、2 HU

保証

ベースユニット

3年その他の品目 2)

オプション

1年

延長保証、1年R&S®WE1

校正サービス付き延長保証、1年R&S®CW1

延長保証、2年校正サービス付き延長保証、2年認定校正サービス付き延長保証、1年認定校正サービス付き延長保証、2年R&S®WE2

お近くのローデ・シュワルツの営業所にお問い合わせください。

R&S®CW2
R&S®AW1
R&S®AW2

1年間および2年間延長保証（WE1およびWE2）

契約期間中の修理には費用がかかりません。3)修理中に実行される必要な校正と調整も含まれます。

校正サービス付き延長保証（CW1およびCW2）

延長保証に校正サービスをパッケージ価格で追加できます。
このパッケージを利用すれば、契約期間中にローデ・シュワルツ製品の定期的な校正、検査、保守を受けることができます。
これには、すべての修理3）と推奨間隔での校正に加えて、修理またはオプションのアップグレードの際に行われる校正も含まれます。

認定校正サービス付き延長保証（AW1およびAW2）

延長保証に認定校正サービスをパッケージ価格で追加できます。
このパッケージを利用すれば、契約期間中にローデ・シュワルツ
製品の定期的な認定校正、検査、保守を受けることができます。
これには、すべての修理3）と推奨間隔での認定校正に加えて、修理またはオプションのアップグレードの際に行われる認定校正も含まれます。
1)

2)
3)

無線LANリモート制御オプションは、日本国内では販売しておりません。
搭載オプションには、本体保証の残りの期間が適用されます（期間が1年を超える場合）。例外：バッテリーはすべて1年保証です。
操作や取り扱いの誤りおよび不可抗力によって生じた不具合は除きます。消耗部品は含まれません。

Rohde & Schwarz R&S®NGP800 電源シリーズ﻿ 15Rohde & Schwarz グループは、次の各ビジネス・フィールドにおいて革新的なソリューションを提供し続けています：電子計
測器、放送機器、セキュリティ通信、サイバーセキュリティ、そしてモニタリング & ネットワーク・テスティング。
創業80年を超えるドイツ・ミュンヘンに本社を構えるプライベート・カンパニー
で、世界70カ国以上に拠点を持ち、大規模な販売・サービスネットワークを展開している会社です。

永続性のある製品設計► 環境適合性と環境負荷の低減► 高エネルギー効率と低排出ガス► 長寿命かつ所有コストの最適化

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
www.rohde-schwarz.com/jp

お客様窓口：►►►

ご購入に関するお問い合わせTEL：

0120-190-721| FAX : 03-5925-1285

E-mail : sales.japan@rohde-schwarz.com
技術ホットライン
TEL：

0120-190-722

E-mail : TAC.rsjp@rohde-schwarz.com

3609192736► 世界に広がるサービス網► 各地域に即した独自性►個別の要望に応える柔軟性► 妥協のない品質► 長期信頼性修理・校正・サービスに関するお問い合わせTEL：

0120-138-065

E-mail : service.rsjp@rohde-schwarz.com

電話受付時間 9:00 ～ 18:00(土・日・祝・弊社休業日を除く)
R&S® は、ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。
PD 3609.1927.36 | Version 02.00 | 4月 2020 (sk)
R&S®NGP800 電源シリーズ
掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。
おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
© 2019 - 2020 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany3609.1927.36 02.00 PDP 1 ja

高付加価値のサービス

ローデ・シュワルツ