フィットテストが義務化された作業

2023年 7月現在

「特定化学物質障害予防規則」（昭和47年労働省令第39号）及び「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」（ 令和2年厚生労働省告示第286号）では、屋内作業場において継続して行う金属アーク溶接等作業について、1年以内ごとに1回、定期的にフィットテストを実施し、その結果を3年間保存することが義務付けられています。

呼吸用保護具を装着する上で、面体と顔とのフィット（密着性）は非常に重要なため、現在はフィットテストが義務化されていない作業であっても、フィットテストを実施することを推奨します。

仕様
■ 本体

電源ボタン
本体の主電源を入れます。

タッチパネル画面を操作します。

Ambientノズル(青)アルコールカートリッジ

大気中の粒子濃度を計測します。

測定の際に必要な特級試薬（純度99.5 ％以上）のエタノール（エチルアルコール）イソプロピルアルコールを供給します。

Sampleノズル(銀)マスク内部の粒子濃度を計測します。

※アルコールは、お客様ご自身でご用意ください。

圧力ポート● ACアダプタ● 電源コード品名タッチパネルを操作するために使用します。

● マスク内圧測定用チューブ● USBケーブル（マスク内圧・フィッティングテスター )0.015 〜 1 μm

言日本語、英語、中国語（簡体字）、韓国語

外形寸法

W 208 × H 152 × D 263 mm

重量

約 3.2 kg

源

ACアダプタ 入力AC100 〜 240 V 50/60 Hz
出力DC12 V 2 A

電● 保存キャップ
● アルコールカートリッジ①● アルコールボトル②● ツインチューブ

測定粒径
語

密着性を視覚化タッチペン

左側は大気圧を右側（Mask P.）はマスク内圧を計測します。

■ 付属品

JIS T 8150:2021
フィットテスト対応● ゼロチェックHEPAフィルタ

● ネックストラップ● USBメモリ①● 交換用フェルト● 交換用金属メッシュ②（各2個）● CD-ROM（計測ソフトウェア/取扱説明書）▶ PC経由でも測定可能
計測ソフトウェアをインストールすることで、PC経由でも測定ができます。
PC1台につき、4台まで同時に操作できます。

▶ 測定結果を活用可能
フィットテスト測定結果は、データ保存（Microsoft Excel、CSV形式）及びプリントアウトできます。
また、報告書の作成をサポートします。

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

は、呼吸用保護具の内側と外側の大気じんの個数を測定する装置です。
フィットテスト用としてフィットファクタを求めることができます。
また、フィットファクタ又は漏れ率と面体内圧をリアルタイムで表示できるので、本社 〒114-0024 東京都北区西ケ原1-26-1 TEL 03（6903）7525（代表）

札
仙熊
東
千幌台
谷
京
葉

011（743）6001
022（235）7733
048（529）756603（3915）8081
043（301）3004

横 浜
上 越名古屋大 阪
姫 路

045（314）0921
025（545）4350052（682）4798
06（6953）8521
079（267）6788

日常の装着訓練や呼吸用保護具の教育用としても使用できます。

倉 敷 086（450）2221
広 島 082（871）5510
新居浜 0897（33）8666
福 岡 092（431）1265
2023.7.5B.A/8

日本製フィットテストモード

リアルタイムモード

2021年5月25日改正のJIS T 8150：2021「呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法」に対応しています。

リアルタイムの表示を見ながら、しめひもの張り具合やマスクの位置を調節することで、正しい装着状態を知ることができ、日常の装着訓練などに最適 です。

JIS T 8150:2021フィットテスト対応！

フィットテスト時間を短縮

1の機能のひとつです。

JIS T 8150：2021フィットテストには対応していません。

リアルタイムでフィットファクタ又は漏れ率を確認！

1

3

CNC方式 のため、※リアルタイムモードは2

短縮定量的フィットテスト（2分29秒）を行うことができます。
標準の定量的フィットテスト（7分）

陽圧（緑）に比べ、フィットテスト時間を約1/3に短縮できます。

環境圧力

フィットファクタ
（青）

2陰圧（赤）

745

防じんマスク
装着時の例

6防じんマスク装着時の例

微小粒子に対応「N95モード」
を搭載

CNC方式※のため、最小 0.015 μm(15 nm)の粒子を検出することができます。
0.1 μm（100 nm）程度と言われている、溶接ヒュームやウイルス等の微小粒子に対応しています。

使い捨て式防じんマスクやN95マスクの測定ができる「N95モード」を搭載しています。
フィルタを透過する粒子の影響を抑えることで、マスクの装着状態を正確に測定できます。

1 フィットテストの動作の内容が表示されます。

5 フィットファクタ／漏れ率

画面を見ながら、フィットテストができます。

フィットファクタと漏れ率の表示の切替えができます。
粒子カウントが少ない場合は、粒子発生装置をお使いください。

2 フィットテストの種類を選択できます。

6 N95モード

チェックが入っている場合はN95モードです。

3 測定時間をカウントダウンで表示します。

モードを切替える場合は、バリデーションチェック（システム点検）を実施してください。

4 フィットテストで実施する指定された全ての動作終了後、「合格」・「不合格」の合否の判定が表示されます。

※ CNC（Condensation Nucleus Counter：凝縮核カウンタ）方式：光散乱方式では通常検出できない直径 0.1 μm 未満のナノ粒子を、アルコール蒸気を使って直径を大きくし、検出可能にする技術です。
海外では、CPC(Condensation Particle Counter：凝縮粒子カウンタ)方式とも呼ばれます。

■ フィットテストの手順
フィットテストとは、計測装置等を用いて、顔面と呼吸用保護具のフィットが良好であることを客観的に確認する方法のことです。
選択したテスト方法に応じた動作を行い、求めたフィットファクタが、要求フィットファクタ以上であることを確認します。

7 総合的なフィットファクタ

フィットテストで実施する指定された全ての動作終了後、「総合的なフィットファクタ」がすぐに表示されます。

3

41 フィットファクタ又は漏れ率を表示します。

フィットテストには、別売のサンプリングアダプター又は 詳細はこちらサンプリングプローブを備える面体の使用が必要です。
では、FTマスク及びFTフィルタを用意していますので、対応したサンプリングアダプター等をお使いください。

5で確認できます！

PAPRの安全性を2 マスク内圧を表示します。
3 グラフ表示

マスク内圧とフィットファクタ又は漏れ率を、1つのグラフ（1段表示）又は2つのグラフ（2段表示）に切替えることができます。
PAPR（電動ファン付き呼吸用保護具）
装着時の例

4 フィットファクタ／漏れ率

フィットファクタと漏れ率の表示の切替えができます。

5 N95モード

チェックが入っている場合はN95モードです。
USBメモリ

PAPR「呼吸連動形シンクロ」
は、マスク内圧を陽圧（正圧）に保持するため、安全性が高いマスクです。
面体がズレてもファンが作動しているので、粉じん等を吸入するリスクを低減します。
PAPR：Powered Air Purifying Respirator（電動ファン付き呼吸用保護具）■

画面のフィットファクタは一例です。

■ サンプリングアダプター等
詳細はこちらフィットファクタ
（青）用ガイド
マスク内部へ挿入

マスク内圧測定用チューブ
ツインチューブ

リアルタイムモードを使用する際は、本体にツインチューブとマスク内圧測定用チューブを取付けてください。
測定には、別売の用ガイドが必要です。

リスク対応へ接続マスクの接顔部と頬の間に挟みます。

使用例（マスク内圧・フィッティングテスター）
で、面体の漏れ率及び面体内圧を測定する際に使用します。
本品はフィットテスト用には使用できません。
マスクの接続部と頬の間に挟んだまま、実作業を行わないでください。