2013◆ 30 年度関東甲信越地区計量団体連絡協議会◆ 特集 1：キログラム基準など新定義採択◆ 特集 2：自動はかりの検定・JIS 改正動向
◆ 部会だより／県民計量のひろば◆ 部会活動報告ほか

〔計量協会報-№12〕

埼玉県計量協会会長・金井 一榮

会長挨拶

情報の受発信能力の強化と協会の若返り対策への取組み ...................... 2

会議報告

平成 30 年度関東甲信越地区計量団体連絡協議会................................... 4

部会だより................................................................................................................ 81) 計量工業部会… 84) 流通部会………11

特集 1
定義改定

2) 計量証明事業部会… 95) 計量管理部会………123) 計量器販売部会…･106) 計量士部会 ………13

1) 国際度量衡総会において kg など新定義採択................................... 15
栗原 良一・計量士部会長

2) 計測標準フォーラム第 16 回講演会................................................. 18
特集 2
自動はかり

エー・アンド・デイ 小岩井 淳志

1) 自動捕捉式はかりの検定について ................................................... 20
計量士部会・佐々木 勲

2) 川崎市第 64 回計量管理推進発表会・計量管理推進講講演会 ......... 24
計 量
検査所紹介

川越産業振興課・神谷 翔 主任

川越市計量検定所について ................................................................... 26

日本電気計器検定所・ 小林 徳明
日本電気計器
日本電気計器検定所の概要................................................................... 27
検定所紹介

ある計量士
の随想

メトラー・トレド ・長生 俊夫

キログラム原器引退と高精度計量プラットフォーム............................ 29
計量士部会・栗原 良一

研 修
実施報告

1) 測定基礎研修報告 ............................................................................ 34
計量証明事業部会主催

2) 平成 30 年度 主任計量者講習会 ...................................................... 35
計量士部会・黒崎 隆雄

3) 製造部門向け 適正計量管理主任者講習会 ........................................ 38
計量管理部会・荒川英樹

4) 産業技術総合研究所 研修見学会報告 ............................................. 40
三越伊勢丹・恵田豊

祝 受 賞

平成 30 年度経済産業技術環境局長表彰 受賞 ...................................... 42

グラビア

県民計量のひろば ................................................................................. 44
県民の日・計量検定所施設公開 ............................................................ 45

カンボジア
訪 問 記

日本製衡所・岩渕 孝男

出会いが行動を変える .......................................................................... 46

理事会だより .............................................................................................................. 48
協会関連行事予定・お知らせ ............................................................... 49
会
告
表

紙

平成 30 年度関東甲信越地区計量団体連絡議会と計量記念日に催行された「県民計量のひろば」の模様。

1

〔計量協会報-№12〕

年 頭
挨 拶

情報発信能力の強化と協会の若返り対策への取組み
一般社団法人埼玉県計量協会 会長

金井 一榮

らしぶり、考え方や生き方、家族構成、住んでいる

 年頭所感ところなど多くの様々なデータを処理し、多くのデ明けましておめでとうございます。

ータが結びついて健康長寿の条件として核となった会員の皆様方におかれましては、つつがなく新し

上位の三つが、これらのものということでした。

い年を迎えられましたことを心よりお慶び申し上げ「本や雑誌を読むこと。」ということは、本や雑誌ます。

をよく読む人は、知的好奇心が旺盛で他の多くのこ

昨年は、日本各地で台風や集中豪雨、酷暑、そしとにも興味があり、思考力も保たれている。行動力て大阪と北海道での地震と自然災害に見舞われた年もそれなりにあり、従って運動も行っている。食事でした。新たな年を迎えても、その影響から未だ日にも気を遣う。ということになるのだと思います。

常生活を取り戻されていない方がいらっしゃること「一人暮らし」ということは予想外でした。子供を思い、一日でも早く通常の暮らしに戻られることや孫などと賑やかに暮らしている方がよいと思ってを願う次第であります。

いましたが。見かたを変えると一人暮らしは自立しさて、本年は、今上天皇が退位し、5 月 1 日からていて判断力が求められ、何事も自分で処理しなけ

平成に代わって新たな元号になります。昭和から平ればならず、元気でいなければいけないという気力成になってすでに 30 年余が経過し、技術の発展にがあるのかも知れません。

伴って社会の変化が急速に進み、昭和の時代がます「治安が良いところに住む。」ということは分かります遠くなりつつあります。

ます。野生の動物は四六時中周囲に気を配り、身の初詣で、本会と皆様方の発展、安全を図ることに集中していなければならず、気がそして健康長寿と安全を祈願する

休まることがないのでしょう。動物園に居る動物は、とともに、来たる新元号の時代が活動範囲は圧倒的に狭まるものの、敵に襲われる心災害等に遭わず、日本が平穏な時

配や獲物を捕らえられるかどうかの心配もなく、安代であることを祈りました。

全安心です。人間もこれと同様なのだと思います。

 健康長寿の秘訣は？

このように膨大なデータを分析して確率的に一つ初詣で健康長寿を祈りましたが、ある年齢以上のの方向性が出るようになることは AI の最たる活用

方々は、初詣や神社仏閣で手を合わせるとき、この価値と思います。新年を迎えて、このところ本をあ

健康長寿を祈ることが多いと思います。たしか昨年

まり読んでいないことを改め、新たな視点と気持ちの秋頃だったと記憶しているのですが、TV でこので本を読もうかなと、思っているところです。

「健康長寿の秘訣」という番組を視ました。主題は、

 協会と若返り

AI（人工知能）の活用と健康長寿というところにあ

ところで、当協会は、健康長寿です。協会の歴史ったと思いますが、大変興味深いものでした。では、は古く、前身から数えるとすでに 100 年を越えてお健康長寿の秘訣は一体何でしょうか？
1)

食事や運動よりも、本や雑誌を読むこと。

2)

子供や孫と一緒に暮らすよりも、一人暮らしります。この間、何回かの紆余曲折を経て現在に至っていますが、その時々において、その状況に対応して変化してきたことによって健康長寿が保たれてをすること。
3)

います。いわば若返ってきたわけです。この対応が安全安心、治安が良いところに住むこと。

できたからこそ 100 年を越えて協会が存続しているというものでした。勿論これが絶対ということでは

わけで、そこには会員の皆様の多大なご協力があっありません。AI を活用して健康長寿の人の行動、暮2

〔計量協会報-№12〕

 事業形態の多様化への対応たからと思っております。
協会は、一昨年来、何回目かの若返りの時期が来このような中、更に若返り対応策を取る必要性のております。この若返りの対応につきましては、すある問題が顕在化してきつつあります。それは、会でに会報等でご承知のとおり情報の受発信能力の強員と会費に関わる問題です。現在、会員の皆様は、化と指定検定機関への対応です。この情報受発信能賛助会員を除いて、6 つある部会のどこかに属して力の強化拡充につきましては、先ず協会のホームペいます。事業形態がいずれかの部会に該当する形にージのリニューアルに取り組むべく検討を進めておなっています。

ります。しかし昨年は予算等の関係から実現に至らず、現在に至っております。情報の発信につきましては、現在、現ホームページに事業の予定を速やか

埼玉県計量協会 6 部会に掲載することで対応しております。
指定検定機関への対応につきましては、昨年の 9月に臨時総会を開催し、会員の皆様のご賛同を得て定款の中の事業活動に関する条項を変更し、協会として指定検定機関の業務を行うことができるようにしました。改めて会員の皆様のご協力にお礼を申し

しかし最近、会員の皆様方の中には、時代の変化上げます。

に対応した事業形態の変化により、この部会のいず

しかし、この定款改正は、城攻めに例えると外堀れにも明確に該当しない形態が出てきております。

を埋めたにすぎません。まだ、周囲には深い内堀が定款により会員の条件は、この法人の目的及び事業

あって、これを埋めないと天守閣には到達できませに賛同する個人又は団体となっており、部会の事業ん。深い内堀には、人的、予算的な大きくて深い問形態に該当しなくとも理事会の承認が得られれば入題があります。内堀を埋めることは容易ではありま会でき、会員になれることになっています。会の若せんが、引き続いて天守閣到達に向けた努力を続け

返りと拡充を図るために、部会と会員構成についてていきたいと思います。

検討が必要と考えております。この検討に付随して、必然的に会費の問題が出てきます。この会費の問題
も会全体のバランスと会員拡充等の観点から見直していきたいと考えております。
結びに、協会の若返りに取り組み、末永く発展するためには会員の皆様方のご協力が欠かせません。
より一層のご協力をよろしくお願い申し上げます。
本年も、会員の皆様方のご発展とご健勝を祈念申し上げます。
かない かずえい（金井計量管理事務所）

3

〔計量協会報-№12〕

会議報告

自動はかり関連計量制度の具現化

関連団体での研修活発化

餃子・カクテル・ジャズの街
宇都宮市での計量談義
はじめに
秋の深まりつつある昨年 10 月 12 日(金) に、栃木
県宇都宮市のホテルニューイタヤにおいて平成 30
年度関東甲信越地区計量団体連絡協議会が開催されました。10 年前の第 20 回では日光東照宮参道の入り口に位置するホテル「日光千姫物語」での開催でしたが、今回は専ら聞き役に徹しました。

したが、今回は宇都宮駅前の市街地でのホテル「ニ以下、連絡協議会の内容を簡単に報告します。

ューイタヤ」（写真・右）で開催ということで、栃木県の“新旧”というか、“古今”というか、“自然と連絡協議会に先立ち、第Ⅰ部として感謝状および人工”、“静と動”などを図らずも体験できる機会と記念品の贈呈が行われ、江波戸俊郎氏（千葉県計量なりました。

協会）が表彰されました。おめでとうございます。

また、今回、記念講演はありませんでしたが、前開会の挨拶

回は日光東照宮の宮司から「世界遺産の日光の社寺について」、特に世界遺産に指定される際の苦労話な

主催者の栃木県計量協会・崎どを交えての講演が行われ、さらに当時の福田栃木

尾 肇会長からは、今回の連絡協

県知事から挨拶を頂戴するなど、栃木県あげての“お議会については、昨年度の次回もてなし”でした。しかしながら、当時の審議課題

開催県挨拶では東京都計量協会

は「郵政グループの適正計量管理事業所廃止の動向」のサポートを得て、開催場所もに関するもので、計量制度のほころびが既に出始め

東京でとのことで連絡したが、ていたことは否めませんでした。

何とか栃木県開催ができたこと

今回は来賓を含めて約 140 名の参加者数（会議資に対して、準備段階でも種々協料）ですが、これは 10 年前に比べ約 50 名減となっ

力いただいた東京都計量協会にています。埼玉県計量協会からは 14 名が参加しま

対して謝辞が述べられた。
4▲ 崎尾会長〔計量協会報-№12〕
費収支予算が議事(1)であったが、この 1 年間の二団

来賓挨拶

体（関ブロ 10 都県計量協会連絡協議会、関ブロ 10

本年は経済産業省産業技術環

都県計量士会・計量士部会連絡協議会）の活動状況

境 局 計 量 行政 室 長 の臨 席は なと収支決算についての報告に次いで、議事(2)としてく、産業技術総合研究所・計量計量制度の見直し関連 2 テーマが行われた。

研修センター小谷野康宏センタ

日計振と計工連：新計量制度導入のために様々な講習会でサポートをー長からの挨拶となった。
昨年からの自動はかりをめぐ▲ 小谷野センター長を得て具現化していきたい旨依 議事(2)：計量制度の見直し《日計振の取組み》

頼がなされた。

(1) 自動捕捉式はかりの講習会開催についてる動きについて、計量界の協力

栃木県産業労働観光部の茂呂（日本計量振興協会 河住春樹専務理事）

和巳部長の挨拶では、栃木県の平成 29 年度の計量制度改正による指定検査機関

基幹産業としては自動車産業がの創設や自動はかりの特定計量器への追加など、民あり、県内には、我が国を代表間参入の推進と計量士の業務拡大の方向性が打ち出▲ 茂呂部長する大手優良企業とその関連企された。計量団体における具体的な対応策は、以下の 3 つである。

業及び優れた技術を持つ中小企業が集積しているとのことで、栃木県は観光と“モノづくり”の二つの

1) 指定検定機関の指定を取得

柱で文化の向上に寄与したい旨述べられたが、残念

2) 指定検査機関所属の計量士による自動はかりながら最近自動車業界で検査の手抜きが報じられての検定業務の実施
3) 計量士による適正計量管理事業所等での自動おり、企業コンプライアンスの向上が望まれる旨のお話であった。

はかりの計量管理業務の遂行

日本計量振興協会の河住春

これらの実現に向けて日計振では平成 30 年度に

樹専務理事からは、自動はかり

は以下の 3 つの技術講習会を実施する。

関連での指定検査機関への対

1) 指定検定機関における計量士養成講座

応が喫緊の課題であるので、日検定を実施する計量士を養成する技術講習会

計振としては、計量士業務の拡

2) 自走捕捉式はかりの計量管理講座

大と計量士の若返りをもたらすことが期待されるこの事業について、講習会を全国展開し適正計量管理事業所等における計量管理を行
うための技術講習会▲ 河住専務理事

3) 自動捕捉式はかりの実機講習会ていくことと、従来からの計量器コンサルタント事

自動捕捉式はかりの実機を使用しての講習及業の 2 つを推進していくことが述べられた。

び演習

以上の来賓挨拶につづき、列席されている来賓の以上は立ち上げ期の技術講習会であるが、平成 31

方々の紹介が行われた（写真・下）。

年度以降には以下の 3 つの講習会を開催してフォローアップを図っていく。
1) 自動捕捉式はかりの 2 つの技術講習会の定着
化
指定検定機関の計量士養成講座と自動捕捉式
はかりの計量管理講座の 2 日間講座の定期開催
2) 自動捕捉式はかりの実機研修会の継続実施
自動捕捉式はかりの計量管理コースと実機講

議事

習会を合体させた研修会の開催
3) 第 2 弾 自動はかりの技術講習会の開催

続いて議長選出、議事録署名人選出などを経て議事へと入っていった。

充塡用自動はかり及びホッパースケールを対会務・会計報告・会計監査報告及び二団体事務経

象とした技術講習会の開催
5

〔計量協会報-№12〕

 議事 (3)：提案議題「基準器検査料の過大な値上げについて」《計工連の取組み》(2) 自動捕捉式はかりの講習会開催について（日本計量機器工業連合会 小島 孔常務理事）（東京都計量協会 横田賢次郎氏提案）

日本計量機器工業連合会（計9 月 6 日付けの官報に計量法工連）は、日本の代表的な計量

関係手数料規則別表 2 が改正が計測機器関係企業及び団体を公示され、浮ひょうなどの密度会員とする計量計測機器の全基準器、濃度基準器、比重基準

国的な総合団体だが、今回の自器などの検査手数料が最大 7.39

動はかり関連の制度改正に当倍もの値上げとなったが、いく

たっては、日計振と別の立場か

つか不合理な点があるので、提ら、種々状況提供を行ってい ▲ 小島常務理事案を行ったものである。

る。

▲ 横田賢次郎氏（浮ひょうについては左下の説明図参照）

既に 2018 年 9 月 26～28 日開催の計量計測展① 基準器検査は「国家基準」であり、基準器製

INTERMEASURE 2018 においては、企画展示とし造事業者や基準器ユーザーが費用負担すべきて「自動はかりと検定－はじまる前に知っておこう」

ものではないのではないか。

と題しての無料講習会を実施し、特定計量器に追加② 費用負担の理由として標準の変更、設備の新された自動はかりとその検定制度の概要について、

設、JIS の改定などがあげられているが、こ

特別企画展示が行われている。

れも国家が負担すべきものであり、民間が負取引・証明に使用される自動捕捉式はかりは、担すべきものではないのではないか。

2019 年 4 月に、また、充塡用自動はかり、ホッパ③ 基準器製造業者やユーザーは現状の基準器検ースケール、コンベヤスケールの 3 機種は 2020 年

査で、長期にわたり安定して標準の供給がな

4 月に検定が開始されるので、事前に勉強しておこされているところから、現状でも支障を感じ

うとのスタンスで開催されたとのことである。

ていない。

今後も産総研との共催で、形式承認なども含めて④ 地方庁が検定に使用する基準器の検査料は無下記 7 つの都市で順次情報提供を開始していく予定

料で、経産省が負担するのは有料の民間と比とのことである。

較して不公平ではないか。

 東京、大阪、福岡、広島、高松、仙台、札幌⑤ 浮ひょうの製造業者は多くは小規模であり、負担は過負荷になり、延いてはユーザーであ以上、日計振と計工連、2 計量関連団体の自動はる国民の負担となるのではないか。

かりと指定検査機関関連の講習会等への、積極的な取組みについての概要説明であった。

以上のように不合理が散見され、事前協議による調整を希望したが、9 月の官報での公示となってし新潟県の参加者から自動はかりなどの新たな特定まったものである。本連絡協議会としては提案テー

計量器の検定について、需要と供給のバランスはどマとして取り上げたことを記録に残すことで「当日うなっているかとの質問が出された。つまり対象と完結」とすることとされた。

なるはかり類と、それらの器差などを検定する指定検査機関のキャパシティの関係を問うものであるが、現状では未知であるとの回答であった。

次回開催“群馬県”挨拶
次回開催県の確認が行われ、順番どおり群馬県が次回の当番

浮ひょう（密度浮標）とは浮きばかりのことであり、アルキメデスの原理「浮力」を応用している。液体の比重計だが、液に浮かべた場合のメ
ニスカスの上端の読み値が比重になる。

県として承認され、群馬県計量協会の横田貞一会長から以下のとおり案内がありました。
 開催日：平成 31 年 10 月 24
日(木)～25 日(金)図：浮ひょう（密度浮標）型の密度計

 会場：伊香保温泉ホテル木暮

6▲ 横田貞一会長

〔計量協会報-№12〕
以上で平成 30 年度関東甲信越地区計量団体連絡協議会の審議が終了し、1 時間の休憩を経て懇親会

来年度の会場となる伊香保温泉となりました。

ホテル木暮の外観と近傍の眺望

今回の協議会は、実質 2 時間に満たなかったことで、おそらく多くの方はやや物足りないものを感じたように思います。自動はかり関連でもう少し実のある審議が行われることを期待して、参加した人も多かったのではないでしょうか。次回の協議会に期待いたします。
記事担当：編集委員会

写真撮影
石島事務局長キーボードでの演奏 ▶
ベンチャーズ、演歌、
ビートルズなどの演奏
とても感動的でした●◀ 受付嬢の方々
エレクトーン奏者：倉沢大樹*

左から千葉・長野・埼玉の事務局の女性＊倉沢大樹（くらさわ・だいじゅ）プロフィル
キーボードプレイヤー、ジャズピアニスト。栃木県
宇都宮市生まれ。7 歳よりピアノを、16 歳よりエレクトーン、ジャズ・ピアノをはじめる。
1993 年シンガポールで開催された第 30 回インターナショナル・エレクトーン・フェスティバルに日本代表として出場し、21 カ国約 7 万人の中からグランプリを受賞し絶賛をあびる。音楽的ジャンルとしては、ジャズ、ラテン、フュージョンを得意としその

類いまれなる音楽性は、聴き手を魅了せずにはおかない。
長野冬季オリンピックでは、野外競技表彰セレモニーの作曲・演奏を担当。コンサートやライブでの活動に加え、アレンジャーとしても活躍中。
(^^♪こんな凄い経歴の方の演奏だったんですね。アンコールはビートルズの Let it be でしたが、ものすごく感動的でした。

7

〔計量協会報-№12〕
埼玉県計量協会には 6 つの部会があり、それぞれの部会の特殊性、専門性に特化した部会活動を展開しています。
お互いの部会で共通する部分、相互補完できる部分があるかと思いますので、各部会の活動状況を一読のうえ、部会間の情報交流などを図っていただければと思います。
また、入会を検討されている方、企業にとりましても、どの部会活動に加わるべきかの判断材料になれば幸甚です。

部会長

村田 豊

事業目標：計量工業に関する新たなる技術基準に対応した技術情報講習・研修会の開催

 ロボット化による製造ラインの効率化

 自動はかり・指定検査機関への対応

あけましておめでとうございます。

計量制度の変更に伴い、指定検定機関の設立の話昨年の事ですが、10 月に計工連の代表者懇談会にが具体的に進み始めました。非自動はかりに対応す

出席し、山梨県南都留郡にあるファナック株式会社

る指定検定機関の講習は予定通り昨年 9 月初旬に終

本社工場を見学する機会を得ました。ご存知の様に了し、申請の受付が始まっています。弊社でも申請

ファナック社は工作機械用 NC 装置（Numerically

を行い、現在計量行政室と内容の詰めを行っていま

Controlled Machine Tools）世界首位、産業用ロボ

す。この制度自体が初めてのもので、行政側は出来

ット、小型マシニングセンターの最大手です。富士るだけ理想の仕組みに近い物を要求していますが、山麓にある工場は、自然の中、環境に配慮した建物

実際に実行する方は、経済的に成り立つものでないで、素晴らしい環境の中にありました。その反面、と実行ができないため、この間の落としどころの探市内から離れているのと標高が高いことで、従業員り合いの様相があります。行政側も実際に不可能なの通勤問題、冬場の雪、道路凍結問題、等の課題が物を民間に要求してもできなければ意味がないといあるとおっしゃってました。工場内部では、各種ロ

うのはご存じで、実際の業務に合わせられるように、

ボット、工作機械の展示、ロボットによるステッピ

調整が入りつつあります。

ングモーターの組み立てライン、ロボット・NC 装

現在は非自動はかりの話で進んでいますが、自動置の環境テスト方法、サービス等、参考になる部分

捕捉式はかりの講習会（協会報本号に寄稿しているが少なからずありました。マスコミ等で盛んに取り弊社・小岩井一部講師として参加）は 12 月中旬に上げられるロボットですが、私たちの様な少量多品

実施されました。これから、自動捕捉式はかりの指種生産の中でどう使いこなして行くかがポイントと定検定機関の申請が始まります。これから数年、自なります。弊社でも一部採用しています。採用時の動はかりの検定が始まるまで、計量制度変更に対応検討として、材料供給から、出来上がった製品の移する計量業界の仕組み変更業務が続いて行くと思わ動、出来る事の限られたロボットで行える作業、等れます。出来上がったものが、社会全体の効率アッ

全体のシステムで効率を考えなければなりません。

プにつながる様、官民両方の努力が必要になります。

又、コストの問題もあります。安くなってきたとは工業部会でも協会を通じて、会員皆様への情報供

いえ、高価な設備です。ライン設計、設置等の初期給を続けて行きたいと思います。本年もよろしくお費用もかなりかかります。それらの全部の初期投資

願いいたします。

の費用の償却が必要です。それら様々な問題を解決
してロボットで効率を上げるにはどうするかと、いむらた ゆたか（㈱エー・アンド・デイ）

ろいろと考える事が多かった見学となりました。
8

〔計量協会報-№12〕

部会長

矢島 廣一

事業目標：計量証明事業に関する技術情報の提供と主任計量者の育成指導に関する講習会の開催

会員の皆様、明けましておめでとうございます。

年寄りまでコミュニケーションを通じ計量・計測の皆様におかれましては、ご家族共々明るい新年を重要性などを広めていく大事な事業ですので、これお迎えの事とお慶び申し上げます。

からも積極的に参加していきたいと思います。

 2019 年：新しい時代を迎え災害に備える
心構え

 有資格者のための講習会
平成 30 年度、主任計量者講習会の開催

近年の異常気象の影響は、

本講習会は、既に主任計量者

いつ、どこで災害が起こるかの資格を有している方々を対象わからない事が多く また、温に計量関連知識情報の維持、向暖化の傾向は台風の発生件数上を目的にフォローアップ的なが年々増加し、大型化しておスタンスで開催されました。

り上陸する件数も増えつつあ

今回は「環境計量の歴史」と「トラックスケール」の 2 大テります。
普段、私たちは災害、人災ーマを主体に開催しました。

当日、開会挨拶を行う矢島部会長に対して関心をもっていない人が多いのではないかと思います。災害による人的災害、物損を減らすた
めに常に情報を注視しましょう。
2018 年の漢字は写真のように「災」ということで●●したが、ぞっとしないので、今年は幸せな感じの漢字が良いように思います。

 計量証明事業部会の活動を振り返って
計量証明事業に必要な主任計量者の資格取得のた▲ 11 月開催主任計量者講習会の模様

めの講習会及び試験を実施しており、2016 年から年
2 回の開催となり、また、この講習会目的は主任計

計量証明事業部会はこれからも以下の事業目標に

量者の資格取得だけではなく適正な計量 (コンプラ取り組んで参りますので、部会員の皆様のご協力をイアンス) の遵守・人材の育成、計量の重要性を広お願い致します。

める講習会でもあり、主任計量者の資格取得の講習

計量証明事業に関する技術・情報の提供

会は計量士の平田先生に、お骨折りいただき、受講

主任計量者の育成指導と講習会の開催される皆さんは熱心に受講され資格を取得されています。また、取得後の有資格者の為の講習会も実施しました。

やじま こういち（埼玉自動車工業 ㈱）計量協会の事業の一環として計量記念日に実施する県民計量のひろばは、県民の皆様に若い人からお9〔計量協会報-№12〕

部会長

松村

卓

事業目標：計量器販売事業に係る計量法遵守事項（コンプライアンス）に関する講習会の開催
しかしながら、信頼されているキログラム原器で キログラム定義の改定について

すが、人工物であるため、表面の汚れを取り除く作

昨年 11 月 17 日の読売新聞夕刊一面に、表題のよ業などで、わずかながら軽くなっている可能性が出うな記事が記載されていました。話は聞いていましてきたと最近になり指摘されました。

たが、全国紙の一面に載るような、大きな事案であ 不変の物理量、プランク定数で再定義る事に気づき、度量衡に関わる仕事をしている者として、計量器使用ユーザーから自動計量器の検定に新たな定義として、質量をミクロの世界を扱う量

ついてや、この件の質問を受けることがあるので、

子力学で登場し、電子の質量に関係する『プランク

内容を整理したいと思い寄稿致しました。

定数』（物理定数の一つで、質量と関連づけられる）で表す事が実験の結果明らかになったため、11 月
16 日にパリで開催された、国際度量衡総会で承認され 130 年ぶりに改定になりました（下図）。
原器だと時間の経過とともに質量が変化したり、盗難や紛失するなどのリスクがありますが、時間が経ち、時代が変わってもより正確な 1 kg を再現できるようになるので、特に質量が小さなものほど誤差が大きくなる問題が解消される意義深い改定である
事が分ります。
このことによって、今の計量制度が変わるわけではありませんが、知っておくべき事の一つとして、今後も情報提供を販売に役立てたいと思っております。
まつむら たかし（㈱テイク松定）

 水 1 L を 1 kg、その後合金の原器へ※ 読売新聞より一部引用

そもそも質量 1 kg はどうやって決められ標準化されたか、調べたことはありませんでしたが、フランスが 18 世紀末にメートル法を設定し、1 kg を水1 リットルの質量と人類共通の自然の物を使って決めたのが、始まりのようです（上図参照）。当然水は、蒸発により質量が変わってしまうため、白金とイリ
ジ ウ ム の 合 金 で作 ら れ た国 際 キ ロ グ ラ ム原 器 を※上図「プランク定数の検証」については、p16 に同じ図

1889 年に 1 kg の定義とすることが国際基準としてあり、詳しくはそちらを参照ください。

決定されました。

10

〔計量協会報-№12〕

部会長

丸山 茂雄

事業目標：流通関係事業に係る適正計量管理
及び商品量目に関する講習会の開催

あけましておめでとうございます。

に、定期的に検査実施することにより、適正計量に昨年度は、皆様のご協力をいただきながら、なん関しての意識づけと現状の再確認ができることとなとか流通部会活動を続けてまいりました。ただ、私っております。その結果、各店をご利用いただいて自身なかなか協会の活動に参加できず、部会長そしいる消費者であるお客様に対して、取引における計て副会長としての職務を果たせなかったと反省して量の安心と安全が維持管理されることとなっておりおります。この場を借りてお詫びを申し上げるととます。

もに、流通部会員の皆様、協会員の皆様、事務局の 適正計量管理講習会への積極参加を！

皆様のご協力に感謝申し上げます。ありがとうござ

そんな中、例年どおり 2 月に流通関係の適正計量いました。

管理講習会を開催いたします。計量管理主任者向け

 流通部会員店舗の計量器の代検査を実施の基礎的な内容となっております。計量士部会の毎年恒例となりました流通部会会員店の使用計量方々と連携し、午後からの半日コースとして開催い器について、代検査が 9 月から 11 月にかけて実施たします。

されました。

各店とも現場の深刻な人手不足に悩まされている

平成 30 年度の代検査は、流通部会会員各社 55 店

中かと思いますが、多くの方に参加していただけれ舗について実施し、計量士部会に所属する 7 名の計ば幸いです。現場に対応した講習内容で行いますの量士に担当していただきました。代検査とは行政ので、参加していただいた方には、何らかの気づきや、行う定期検査の代わりに実施するもので、定期検査

計量に対する再確認等の成果を持ち帰っていただけの免除に係る手続について、それぞれ届出書を提出るのではないかと思います（写真：昨年の講習の模した後に、流通部会員各社各店において、取引に使様）。

用する計量器を検査するものです。
検査の概要は、店舗数 55 店舗、計量器の総検査台数は 740 台（定期検査 501 台、自主検査 239 台）でした。
9 月から代検査をスタートするに当たり、事務局
から検査日程を会員各社本部及び各店舗並びに担当
計量士に送付し、検査実施日の確認を行いました。
その後、本部責任者から各店舗に対しスムーズに代検査が実施できるよう連絡していただきました。受検当日には、必ず各店舗の店長または管理責任者の今年度も残りわずかとなりました。今後とも変わ方に立ち会っていただくようになっており、協会事

らぬご指導・ご支援の程、よろしくお願いいたしま

務局・会員各社・各店舗・担当計量士が連携してコす。

ミュニケーションを密に取りながら進めております。
会員各社・各店舗については、使用中の計量器のまるやま しげお（㈱丸広百貨店）

正確さの保持と精度、性能の維持が図られるととも11

〔計量協会報-№12〕

部会長

松山 修二

事業目標：生産事業所等の計量管理の推進・支援を図るための適正計量管理等に関する講習会及び研修見学会の開催

計量管理部会員の皆さま、明けましておめでとう

キログラム基準の国際原器からの変更は、2019ございます。日ごろから部会の運営に関しましてご

年 5 月 20 日の世界計量記念日より施行されます。

協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

実用上は何の変更もありませんが、安定した質量のいぶり

昨年は北海道胆振東部における大地震や二度にわ

基準とそれを基にした不確かさが与えられることにたる台風の来襲など、自然災害が多く発生しました。

なりますので、今後発展が予想されるナノテクノロ

被災された皆さまにおかれましては、この紙面を借

ジー、サブミリグラムやマイクログラム領域の微小りてお見舞い申し上げます。

質量の計測の技術開発等に、大いに寄与していくも

昨年も一部の企業における製品データ改ざんが発のと思います。計量管理部会としては、サブミリグ

覚し、同様な事象がここ数年続いています。免震装

ラムやマイクログラムを計測するはかりに対する基置のデータ改ざんは、私たちの生活安全を脅かす事

準分銅がどのようになるのかに関心を持っていきま

態につながり兼ねません。今、日本のモノづくりにす。

対する真価が問われていのではと強く感じています。

 自動はかり検定に向けての研修を計画

 キログラム定義改定直前の産総研訪問

今年は、計量法令の改正により自動はかりが規制

昨年は久しぶりに計量管理部会の企画で、研修見対象となり、自動補足式はかり（自動重量選別機ほ学会を 11 月 9 日に茨城県つくば市の産業技術総合か）の検定が 4 月 1 日から開始されます。この検定研究所計量標準センターにて開催しました。埼玉県にかかわる技術基準や計量管理の指針は JIS によっ

計量協会のご支援をいただき、普段は見学できないて規定されていますが、自動はかりの検定が行われ場所を見学することが出来ました。工学計測標準研る最初の年となります。そこで今後発生するであろ究部門と物理計測標準研究部門にて研究に携わってう問題の把握と課題の解決を図っていく取り組みがいる、それぞれの研究員の方々に直接説明していた必要となってきますので、他の部会と協力して研修

だき、私たちの質問にも丁寧に回答していただきま会の計画をしていきます。

した。

本年はイノシシ年です。
「亥」の字は「いのしし」、

質量関係については、次の週にフランスで行われ中国では「ぶた」のことを指すそうです。十二支のる国際度量衡学会で、質量再定義が議論される直前「最後の動物」にあたる「亥年」は、ものごとの骨の訪問となりましたので、説明をいただいた研究員格が出来上がった集大成を表すとも言われています。

の方からはキログラムの再定義について、プランク

まさに今までの計量に関する研究や施策が実を結ぶ定数の精密測定やその方法、国際的な協力を熱く語年であるとも言えます。

っていただきました。

計量管理部会としても部会員皆さまの企業活動が翌週、私がニュースをテレビで見ていたところ、円滑に発展し、成熟されるよう、必要な情報発信とキログラムの定義が変わるという話題にて、今回のニーズの把握に努めていきたいと考えます。本年も研修見学会で説明を担当された研究員の方が、日本よろしくお願い申し上げます。

のキログラム原器が保管されている保管庫の何重にもわたる扉を開けて、ガラスケースに入った原器本

まつやま しゅうじ（東日本旅客鉄道 ㈱）えら

体を説明している映像を見たときは、私たちは豪い人に説明を受けたものだと感じ入りました。

12

〔計量協会報-№12〕

部会長

栗原 良一

事業目標：計量士として必要な知識及び技能に対する講習会・研修会等の開催並びに計量計測に関する調査・研究、並びに他部会との連携事業

あけましておめでとうございます。

のものとして主任計量者講習会（計量証明事業部会

皆様には、日頃部会の運営にご協力を賜り感謝申

主催）、流通部門向け適正計量管理講習会（流通部会

し上げます。

主催）に計量士部会員が講師として携わっています。
しかし本年度は、現場不確かさ（ノギス）講習会

 指定検定機関に向けての情報収集活動

は計画段階であきらめ、また、協会外講師による講

一昨年からの計量法政省令改正により自動はかり

習会（自動はかり関連以外）も開催できず、さらにの検定が追加され、当協会では自動はかりの指定検部会員対象の研修見学会も残念ながら開催できなか

定機関を目指すこととなりました。昨年 4 月には協ったなど、やり残しが反省材料となりました。

会主催の「自動はかりと改正 JIS について」講習会

 4 つの SI 基本単位について新定義採択（計量協会報 11 号、p26）、7 月初めには第 1 回計量士部会全体会議で「自動はかりに係る技術基準

さて、昨年の計量計測の大きな話題は SI 基本単（JIS）改正の動向」の研修（本号、p24）を行いま

位の中の 4 つの単位（kg、A、K、mol）の定義改定した。また、7 月末日には協会会員を対象として「自です。これに関し産業技術総合研究所計量標準総合

動はかりの指定検定機関及び検定に関する勉強会」

センター（NMIJ）では、一昨年から計量標準フォが開催され（参加者 16 名）、金井会長から改正作業ーラム講演会の中で講演を行っています。そして昨中の自動はかりに係わる技術基準 JIS（具体的検定

年 11 月の第 26 回国際度量衡総会において、国際度方法）、指定の要件、手続き等の現況や今後の見通し

量衡委員会の改定案通りに定義の改定が採択されまに関して説明があり、今後も勉強会を続けていくこ

した（適用は今年 5 月 20 日から）。

とが確認されました。9 月には当協会の臨時総会が12 月 2 日（日）には、採択後初めての講演会（主開催され検定業務実施のための定款変更が行われま

催：日本学術会議ほか、共催：NMIJ ほか）が「新した。そして 12 月第 2 回 計量士部会全体会議にはしい国際単系（SI）重さ、電気、温度、そして時間「㈱エー・アンド・デイにおける指定検定機関の取の計測と私たちの暮らし」と題し、日本学術会議講

り組みについて」と題して、同社の品質管理部・高堂において開催されました。kg（キログラム）につ

坂 和人部長による研修を受講しました。

いては、本計量協会報において過去の号にも今号に 部会関連研修会・講習会実施状況も取り上げられています。また、K（ケルビン）についても今号の記事にありますので、ここでは A（アその他の研修会としては、まず「測定基礎研修」

ンペア）と mol（モル）について触れてみたいと思（埼玉県産業振興公社・日計振との共催）が本年度います。

も 6 月草加市文化会館、9 月熊谷さくらめいとにお(1) アンペア A はジョセフィン定数とフォン・クリッツィング定数からいて開催されました（2 月は川越で予定）。
毎年度 3 会場で当初とほぼ変わらない内容で開催

アンペアの現在の定義は「真空されています。これまでには受講者が 3 名のことも中に 1 m の間隔で平行に配置されありましが、ここ数年は 15 名～20 名の受講があり、た---（中略）---1 m につき 2×10-7

一定の需要があるようです。こらからも継続して開N の力を及ぼし合う一定の電流」

催できればと考えております。

となっています。

講習会としては、11 月に適正計量管理主任者講習

これはアンペールの法則から真空の透磁率μ0 を会（11/22 製造部門向け）が開催され、他部会主催

導出したものですが、これを精度よく実現すること
13

〔計量協会報-№12〕は困難なので、実際はジョセフソン効果からのジョす。これからは 1 mol の炭素 12 は、ぴったり 12 グ

セフソン定数（電圧に関係）と、量子ホール効果か

ラムにはならず不確かさを伴うようになります。

らのフォン・クリッツィング定数（抵抗に関係）のそれから計量協会報 11 号に記しましたが、学校

1990 協定値（それぞれ KJ-90、RK-90 と表わす）から

教育では、これまで格子定数等からアボガドロ定数

電流を求めています（電流＝電圧÷抵抗）。

を求める実験をしていますが、これからは逆にアボということで、本来の電流の定義と乖離していてガドロ定数を使い、原子の大きさを求める実験への他の SI 単位との整合性がなく、懸案事項でした。

転換が必要ということにもなります。

今回、電気素量 e（具体的数値は本号 p15「第 26何れにしても今回の定義改定は、計量標準研究機

回国際度量衡総会」の記事参照）を定義することで関以外には、ほとんど影響ないレベルで物理定数を「電流＝電気量÷時間」から電流を求めることがで求めることができたので、行ったわけです。そして、きるようになり、定義との乖離が解消されます。まより賢くなる未来の我々の足枷にならないような定『フォン・クリた、『ジョセフソン定数 KJ = 2e/h 』、

義の仕方をしたということです（プランク定数を定ッツィング定数 RK = h/e2』という関係があります（h義したのもそのひとつです）。

はプランク定数で、質量の単位 kg の定義に使われ 計量士部会全体会議報告ていますが、電気関係にも重要な定数です）。これにより KJ と RK は定義値と同様になります。この値の7 月 2 日(月) 第 1 回、12 月 13 日(木) 第 2 回計量

今までの 1990 協定値（KJ-90 と RK-90）との違いは電士部会全体会議が開催されました。

圧で 1000 万分の 1、抵抗では 1 億分の 2 程度でわ

広報普及事業、代検査事業（スーパー・学校等）、

ずかですが変化します。しかし、産業界で使用され材料試験機校正事業、指定定期検査機関等の検査、る標準電圧、標準抵抗の経時変化の方が大きいので、計量管理受託事業（適正計量管理事業所、日本郵政

この程度の違いは全く問題ないとのことです。

グループ）、研修・講習会報告、上部団体会議等の報(2) モル mol

告があったほか、協会の基準分銅等の有効活用の提次にモルですが、物質の原子量や分子量の数値に、案（第 1 回全体会議）、自動捕捉式はかりの検定の単位のグラムを付けた質量には、全て同じ個数（ア

観測紙素案の提案（第 2 回全体会議）についての意

ボガドロ数）の原子や分子が含まれるので化学分析

見交換を行いました。研修としては第 1 回、第 2 回では、これをひと纏まりとして原子や分子を扱いまとも自動はかりの検定に関したもの（前述）を行いす。この纏まりが幾つあるかを数えて求められる量ました。

を物質量としています。単位は mol です。

 今後の予定

モルは現在「12g の炭素 12（陽子 6、中性子 6）

 2 月 7 日(木) 測定基礎研修（ウェスタ川越）（埼に含まれる原子の数」（簡略化しました）で定義され

玉県産業振興公社 HP 参照）ていますが、今回、アボガドロ国際プロジェクト

 2 月 22 日(金) 全国計量士大会（福岡市 西鉄グ（2004～2017 年；NMIJ も加わり、大きな貢献を

ランドホテル）

している）で求めた値等を基に、アボガドロ定数を本年も様々な変化に対応したいと思いますので、定めたもの（具体的数値は本号「第 26 回国際度量協力のほどよろしくお願いいたします。

衡総会」の記事参照）がモル mol の新定義となりま

くりはら りょういち（計量士）

モルの概念
モルは化学では基本的な概念である。最も軽い気体の分子である水素
H2 は 1mol が高々2 g だが、炭酸ガス CO2 は 1 mol で 44 g となる。また、1 mol の気体の体積はいずれも標準状態（0℃、1 気圧）では 22.4 L
であり、しかもその中には 6.0221…×1023 個の要素粒子を等しく含む。
これは固体でも同じで、金属のアルミニウム Al は 1 mol で 27 g だが、
水銀 Hg は 201g となり、それぞれ 6.0221…×1023 個の要素粒子を含んでいる。
1 mol の食塩＝塩化ナトリウム NaCl 58.4 g を水に溶かして 1 L にす
れば、モル濃度 1 mol/L の溶液ができる。
これらを図示したものが、右図である。
（編集委員会追記）14

〔計量協会報-№12〕

第 26 回国際度量衡総会

特集：定義改定 1

速報！130 年ぶりの改定

国際度量衡総会において kg など新定義採択
一般紙でキログラム定義改定の報道！

写真も掲載され、科学新聞を読んでいる感じがしま2018 年 11 月 17 日の朝刊一面の“キログラム定した。
早速、産総研の HP を見てみると次のように書か義改定”の大見出しが目に入りました。
“130 年ぶりれており、併せて 7 つの国際単位系についての説明「不変定数」で規定”、“kg 改定 日本も貢献”，“研

図も掲載されていました。

究者歓喜「夢だった」”などのサブタイトルもあり、

以下、これらの情報について概説します。

インターネット中継で会議の様子を見守り、採択に拍手するつくば市の産業技術総合研究所の研究者のニュース
2018/11/16

速報！国際度量衡総会において新定義採択
11 月 13 日～16 日フラン
ス共和国・ベルサイユ国際会議場において第 26 回国

図1

際度量衡総会が開催されました。16 日にはキログラムを含む基本 4 単位の定義改定が審議され、新定義が採択されました。全ての計量単位が原器という器物から解放される、歴史的節目となりました。今後さらなる計測技術の発展が期待されます。新定義は 2019 日 5
月 20 日から適用されることも併せて決議されました。

← ↑産業技術総合研究所 HP より引用：www.aist.go.jp/aist_j/news/au20181116.html

不変の定数で規定のほか定義が見直される単位として、電流のアンペ
ア A と温度のケルビン K、物質量のモル mol などが世界共通の単位のルール国際単位系(SI)では、図 1あり、本号では計測標準フォーラム第 16 回講演会に示すとおり 7 つの基本単位を定めているが、このの報告（p18）においてケルビン K についてボルツ

うち質量 kg のみ人工物である原器（直径、高さとマン定数を取り上げている。

も 39mm、白金・イリジウム合金製）で決められてキログラム kg 改定 日本も貢献いたが、経年的な原器の汚れ、摩耗などの微小変化の可能性が出てきた。そこで極微の量子の質量にもキログラムの定義改定に当たっては産総研のチー関係する不変の“プランク定数”による定義に変更

ムの研究が大きな役割を果たし、このように日本がすることについては、既に本会報でも何度か取り上単位の定義に直接貢献するのは初めてで、歴史的なげてきたところである（直近では会報 11 号、p29、

出来事であり、かつ、総合的な科学技術力が世界ト

NMIJ 国際計量標準シンポジウム 2018 の記事）
。そ15

〔計量協会報-№12〕
ップレベルであることを示したもので、約 30 年前

シリコンは、1 辺が 0.5 nm の立方体の中に原子がから研究を行ってきた藤井賢一主席研究員（50）は8 個入った構造をしている。レーザーで 1 kg のシリ「夢とされていた質量の定義変更に、在職中に関わコン球の体積を測定して原子の数を推定し、アボガれたことは大変うれしい」と述べられたとのことで

ドロ定数を算出した（図 2 の右側参照）。

ある。

もう一つは、特殊な天びんを使う米欧などのグループの実験である（図 2 の左側参照）。片方に 1 kg

二つの実験で“プランク定数”を検証の分銅を載せ、もう片方にコイルを巻いた装置を設

プランク定数は、長い間正確な値を突き止められ

置し、コイルに電気を流して起きる力が、分銅の質なかったが、国際チームが別々の精密な実験で明ら量で生じる力と釣り合った時の電流などを計測してかにした。

プランク定数の値とするものである。

一つは、原子や分子などの数を示す“アボガドロ

この両方の方法で得たプランク定数の値がほぼ一定数” から求める方法である。高純度のシリコンで致したため、今回の質量の新たな定義が実現したもできた球体の原子の数から導き出す。この実験に産のである。

総研などが加わった。

図2

定義の基準の変遷

進化し続ける計測技術

単位は、社会と計測技術の発展につれてその姿をメートル m は図 1 のとおり「光が真空中を約 3変えて来ており、近代以前は、手や足の大きさ（フ億分の 1 秒間に進む距離」と定められている。これィート）、穀物の質量（グレーン、カラット）を基準

は光速の精密な測定を可能にしたレーザーの登場でにしたものが多く、当然、地域、統治者によってバ実現した。セシウム原子が出す光の振動時間に基づ

ラバラであったが、交易が盛んになるにつれ、単位

く秒 s は超高精度の原子時計の発明が背景にある。

の違いが取引の障壁となってきた。

単位の精度、信頼性があがっても日常生活では影

そこで国や地域を超えての共通単位を目指してフ響がないが、進化した計測技術は、新たな未来を開ランスが 18 世紀にメートル法を制定し、長さ 1 m

拓する可能性を秘めており、実際、原子時計はスマ

は「北極点から赤道までの子午線の 1000 万分の 1」、ホなどに位置情報を提供する全地球測位システム

1 kg を「水 1 L の質量」のように人類共通のものを

GPS に活用されているなど、今回の技術を応用して使って決めてきた。

ナノテクノロジーなど、極小さな質量の計測技術が1875 年には 17 か国によってメートル条約が締結

一段と向上することが期待されるとのことである。

され、1889 年には当時の最高水準の技術と材料で作以上、kg を中心に国際度量衡総会で採択された定った「キログラム原器」「メートル原器」という人工義改定のニュース（読売新聞 2018 年 11 月 16 日・物が基準であったが、最後の人工物「キログラム原

17 日）と、周辺情報について報告しましたが、7 つ器」が 130 年を経て、物理定数のプランク定数に座の国際単位系が全て物理定数で確定したことで一段を明け渡すことになった。

落と思っていましたら、今度は時間“秒”についても、さらに精度が良い方法に改定されることで文字16

〔計量協会報-№12〕●

どおり秒読みに入ったようです。しかも、この新しい秒の再定義の計測技術となった「光格子」の開発
は、またまた日本人というから驚きです。

時間「秒」改定へも高まる機運
日本で開発の光格子時計が採択か
図 3 に示すとおり秒は元々、地球の自転時間や太陽の周りを回る公転時間を基準に決められてきた。
精度向
上したがって 1 秒は 1 日の長さの 1/86,400（60 秒×
60 分×24 時間）と決めた。しかし，20 世紀になる頃には、地球の自転速度が少しずつ遅くなっていること、したがって 1 日の長さの 1/86,400 である 1
秒が 1 秒でなくなってしまうことがわかった。時間は事象を測る基本的な物差しなので、それでは具合が悪いことになる。
そこで注目されたのが、1950 年頃から開発が進んだ「原子時計」である。固有の振動数の光や電波を吸収・放射するという原子の性質を利用した時計で、原子に光または電波を当て、その正確で安定した振動数を読み取ることで、時間を決めるものであり、これにより 1967 年に「セシウム原子時計」による 1秒の定義を国際的な基本単位とすることと決定したものである（図 1）。
しかし、セシウム原子時計も絶対ではなく、3,000
万年に 1 秒の誤差（不確かさ、狂い）が生じ、この

図 3：時間の基本単位の変遷

誤差は日常生活には全く影響しないが、科学の世界

次世代原子時計の最有力候補であった単一イオン（量子力学、素粒子論）では無視できないし、何よ

光時計は、絶対零度近くまで冷やした荷電子 1 つをりも“誤差があればなくしたい”のが科学者の性と電極の間にトラップし、100 万回もの計測を繰り返のことでその流れの中で「光格子時計」が登場した

して正確な振動数を出すものであったが、これではものである。

18 桁の時間を読むのに 10 日もかかかる。そこで香光格子時計の考案は、東京大学の香取秀俊教授で取教授は 100 万個の原子を集めて 1 回だけ計測すれある。原子時計研究者らによる国際会議で初めて光ばいいのじゃないかとの発想から研究を進めたとの格子時計のアイデアを 2001 年に発表した。当時はことである。

「単一イオン光時計」がセシウム原子時計の後継と測定の主な流れは、①オーブンで固体のストロン

して多くの研究者が取り組んでおり、この単一イオ

チウムを気体化する、②レーザーを用い、2 段階にンの研究に入り込む余地はなく、また、人と違った分けてストロンチウム原子を絶対零度近くにまで冷ことをやりたいとの思いからこの光格子時計を提案

却する、③冷却した原子を光格子内（図 3 の卵パッしたが、常識破りのもので、当初は冷ややかなもの

ク様の形のもの）に閉じ込める、④光格子にレーザであったとのことである。

ー光を当て、原子の放射する光の振動数を測定する

しかし、発表から 10 年を経て事態は劇的に変化とのことである。

する。まず、2003 年の香取教授らの基礎実験の成功、
その後、アメリカ、フランスの研究者らによる追実

以上、光格子時計による秒の再定義についての概験の成功でこの理論の優位性が証明され、2020 年頃

況報告でしたが、説明しきれない部分が多いので、に行われる見込みの「秒の再定義」で、セシウム原

何号か先に取り上げるとして詳細は科学技術振興機

子時計の 1000 倍の精度を持って、次の基本単位と構の JST ニュース（下記 URL）にて確認ください。

して採択される可能性が生まれたとのことである。

www.jst.go.jp/pr/jst-news/pdf/2015/2015_06_p03.pdf
記事担当：編集委員会

17

〔計量協会報-№12〕

特集：定義改定 2

計量士部会

栗原 良一

ケルビン K、水の三重点からボルツマン定数へ定義改定
計量計測展 (Intermeasure) は隔年に東京ビッグ

どの基礎物理定数での再定義ですが、同様にケルビ

サイトにて開催されますが、昨年は 9 月 26 日(水) ～ンなどの基本単位についても、基礎物理定数による

28 日(金) に開催されました。展示会のほかに様々な再定義が行われたものです。

講演、セミナー等が併設されていて、私は「計測標主催の計量標準フォーラムでは、既に「新時代を準フォーラム第 16 回講演会」に合わせて 27 日(木)迎える計量基本単位」の講習会名で次の 2 つの講演に展示会見学を兼ねて出かけました。

会が開催されています。

午前中は 10 時頃から東 4・5 ホールでの計量計測

副題：SI 定義改定のインパクト（主にキログラ展を見学しました。質量計、長さ計、温度計、圧力ム、モルについて）、2018 年 1 月 24 日、TKP

計、流量計などのメーカー、大学、研究機関等のブ

東京駅大手町カンファレンスースがあり、最先端の計量計測機器・システムなど

副題：アンペアの定義改定と将来展望、2018の展示と紹介を行っていました。今回は、

年 4 月 25 日、日本電気計器検定所東京本社「HAKARU で新しいトビラをひらこう」をテーマに、IoT や AI、ビッグデータを活用した製品・技術・サービスなどをより広く紹介するため、「出展製品・
技術説明会（ワークショップ）」が計画されていました。また、同時開催展（総合検査機器展、センサ
エキスポジャパン、海洋産業技術展、地盤技術フォーラム）との合同による「専門技術ゾーン」等のイ
ベントもありました。
私は長さ関係のブースを中心に立ち寄りましたが、程よい時間になり昼食を摂ったのち、午後の講演会
今回は残る熱力学温度の単位、ケルビンについてが開催される会議棟へ向かいました。
------------------------------------------------------------------の講演でした（表 3 講演プログラム参照）。基調講

計測標準フォーラム第 16 回講演会

演は資料、説明とも英語のため同時通訳も行われま

時間・場所：13:00～会議棟 605・606 会議室

したが、私には理解に時間がかかり過ぎたので、こ

副題：新時代を迎える計量基本単位 －ケルビンの定こでは「高精度な熱力学温度測定に向けて」(NMIJ
山田善郎首席研究員) の内容を記します。

義改定と将来展望－
主催：計量標準フォーラム（日本計量振興協会ほか）、

 ケルビンの定義改定

日本計量機器工業連合会、産業技術総合研究

これ以上冷やせない最低の温度である絶対零度を

所計量標準総合センター(NMIJ)------------------------------------------------------------------

基準とした温度を熱力学温度といい、水の三重点（0.01℃）の 273.16 分の 1 をケルビン K と定義し昨年 11 月に開催された第 26 回国際度量衡総会でています。今回の定義改定ではエネルギーと温度のは基本単位のうちキログラム（質量）、アンペア（電関係を示す物理定数を定義します（表 2 参照）。そ流）、ケルビン（熱力学温度）、モル（物質量）のれはボルツマン定数といい、単位は「J/K」で 1 ケ

改定が行われました。質量についてはご承知のとお

ルビンが何ジュールに相当するかを示します。分子り、これまでのキログラム原器からプランク定数な

1 個当たりの気体定数で数値上は、気体定数をアボ
18

〔計量協会報-№12〕
ガドロ数で割ったものになります。熱力学温度を測熱力学温度の近似したものです。現在用いられてい定できる温度計を一次温度計といいます（表 1 参照）。

るのは国際温度目盛 ITS-90（1990 年）です。

それぞれの状態方程式を見ますと、すべてにエネ

ITS-90 は今回の定義改定の影響を受けないとしルギーを表す kT（k：ボルツマン定数、T：温度）ていますが、将来的には新しいケルビンの定義（ボが入っていてボルツマン定数 k が直接温度 T に関わ

ルツマン定数）による熱力学温度と ITS-90 との差っていることがわかります。一次温度計は大掛かりを測定しての目盛改定やさらには新定義に直接基づで研究所レベルでないと扱えないので、実用的な二く標準供給を目指しているとのことです。

次温度計があります。ガラス製温度計、抵抗温度計、

この後の 2 講演は都合により聴講せず帰途につき

熱電対等一般的な温度計です。一次温度計と二次温ましたが午前中の計量計測展、午後の講演会と充実度計を結びつけるのが温度定点で、物質の状態（凝した一日でした。

固点、三重点等）を一次温度計で評価した定点で、一次温度計
定積気体温度計
音響気体温度計
誘電率気体温度計
ジョンソン雑音温度計
絶対放射温度計

くりはら りょういち（計量士部会長）

表 1：一次温度計と状態方程式
状態方程式
体積・圧力 pV = NkT(p：圧力 V：体積 N：分子数 k：ボルツマン定数 T：温度)
音速 W0 2 = γkT /m (γ：比熱比 Cp/CV m：分子質量)
比誘電率 p = kTε0(εr－1)/α0(p：圧力 ε0：真空の誘電率 α0：分子分極率)
熱雑音 <V 2 > = 4kTRΔf(R：電気抵抗 Δf：帯域幅)25黒体放射輝度 Lλ = (2hc /λ )(exp(hc /λkT )－1)-1(h：プランク定数
λ：波長c：真空中の光速)
表 2：ケルビンの定義改定案

量

基本単位

熱力学

ケルビン

温度

K

改定案（定数の意味---メリット）
ボルツマン定数 k = 1.380649×10⁻23J/K を定義（分子 1 個当たりの気体定数。熱運動エネルギーを温度に換算する係数。熱力学温度を直接的に実現できる。水の純度や同位体組成に依存しない※）※

現在ケルビンは水の三重点の 273.16 分の 1 と定義されていている。しかし、その水は標準平均海洋水の同位体組成を持つという指定なので、水（H2O）の中の水素や酸素の同位体組成割合に依存し、この点で普遍性の低いものになっている。ボルツマン定数による定義とすることで同位体組成に依存しなくてよいことになる。

表 3：講演プログラム(一財)化学物質評価研究機構 理事

開会の挨拶(計量標準フォーラム代表) 四角目和弘
来賓挨拶

経済産業省 産業技術環境局 計量行政室長 阿部一貴

本講演会の背景NMIJ 総合センター長(CIPM 委員)

基調講演「The Redefinition of Kelvin」

中国計量科学研究院 副院長(CCT 議長、CIPM 委員)

臼田孝
Duan Yuning（ケルビンの再定義）
より高精度な熱力学温度測定に向けて

NMIJ 物理計測標準研究部門 首席研究員 山田善郎

鉄鋼業における温度計測

新日鐵住金㈱ プロセス研究所 計測・制御研究部

放射温度計は生産現場でどのように使われるか産業に貢献する新しい温度センサ・測定技術

主幹研究員 杉浦雅人㈱チノー 取締役常務執行役員 久喜事業部長 清水孝雄

とその応用
閉会の挨拶

NMIJ 計量標準普及センターセンター長

19

小畠時彦

〔計量協会報-№12〕
特集：自動はかり 1

自動捕捉式はかりの検定について㈱エー・アンド・デイ

第 1 設計開発本部

1． はじめに

小岩井 淳志物を用いて検定を行うためです。ですので、非自動

2016 年の計量行政審議会答申から、計量制度の見はかりと異なり、検定合格品を使用者が購入するの直しが始まり、自動はかりの特定計量器への指定と、ではなく、型式承認済みの自動はかりを、使用者が指定検定機関の要件緩和による器差のみ検定機関の購入し、検定を受検し、合格して使用するという流新設など、自動はかりを取り巻く環境が移り変わっれになります。はかりの製造工場などでの検定も可てきています。

能ですが、条件が限られています。

そういった中、2018 年 8 月 20 日に“JIS B

検定の有効期間は 2 年です（適正計量管理事業所

7607:2018 自動捕捉式はかり”（以下 JIS B 7607）にあっては 6 年）。また、有効期間の起算日も検定が公開され、先行して検定が開始される自動捕捉式に合格した翌年度の 4 月 1 日となっています。これ

はかりは検定方法などの詳細が明らかになってきては、自動はかりを使用している製造ラインのメンテいます。本稿では、自動捕捉式はかりの検定についナンスなどに合わせて、検定を受験できるように、て、JIS B 7607 の内容を交えて、記述したいと思い試験日に融通を持たせる措置と思われます。これら

ます。

は、非自動はかりの制度（検定に有効期間が無く、定期検査にて性能を確認）とは、異なっていますの2． 自動はかりの検定について

で、ご注意ください。

自動はかり一般の話ですが、検定を受けるのは、

また、自動捕捉式はかりの検定証印には、有効期

自動はかりの使用者となります。これは、実際のラ間の満了の年月が記載されます。

インに設置し、そのラインで使用する実際の被計量2021 年度
12 1 2 32022 年度
4 5 6

7 8 9 10 11 12 1

2023 年度
2 3 4 52024 年度

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

4 5

6

7

取引及び証明の計量に使用できる期間

検定の合格日例) 1 月 10 日

有効期間の起算月
2022 年 4 月

この期間に検定に合格すれば、

図 1：有効期間の例

3． 自動捕捉式はかりとは次の有効期間の起算月は2024 年 4 月

有効期間
の満了月
2024 年 3 月

リ X）です。例えば、工場の生産ラインで袋詰めさ自動捕捉式はかりは、JISB7607 の中で、大きくれた食品などの内容量が記載されている場合、量目2 つに分類されています。1 つ目は、いわゆる（ウ

公差外の商品が市場に流通しないように重量をチェエイト）チェッカと呼ばれる、基準値や上下限値にックし選別するような用途で使用されます。

従い、被計量物を分類する自動重量選別機（カテゴ

汎用タイプ

ボトル計量専用タイプ

図 2：自動重量選別機の例
20

〔計量協会報-№12〕
表 2：自動捕捉式はかりの検定項目の一覧

図 2 に、代表的な自動重量選別機の例を示します。
汎用タイプは、標準品として販売されているタイプ

検定の項目

新規

既使用

です。小規模の製造ラインに組み込まれる事が多い

表記事項
最大許容標準偏差(カテゴリ X のみ)
動補正の範囲ゼロ点設定精度
風袋引き装置の精度
偏置荷重の影響
代替動作速度(プリセット速度の規定は除く)
平衡安定性(静的に計量するはかりのみ)
表示装置及び印紙装置の一致
構成部品及びプリセット制御の保護
最大許容平均誤差(カテゴリ X のみ)
最大許容誤差(カテゴリ Y のみ)

〇

〇

●

〇*

〇*

●
(●)
(●)
●

〇
〇*
〇
〇

●

〇*

です。ボトル計量専用タイプの様に大規模の生産ラ

構
造
検
定
個
々
に
定
め
る
性
能

インでは、汎用タイプを元に、製造ラインに合わせ(て専用設計されたものもが使用されています。
2 つ目は、計量値付け機や質量ラベル貼り付け機
で、従来の非自動はかりではなく、自動で商品を導入し計量から値札やラベルの貼り付けを行い下流に流すタイプ（カテゴリ Y）です。スーパーの精肉コ)ーナーなどでパック詰めされ、内容量と値段が貼付されている商品では、非自動はかりの特定計量器が使用されていますが、今後はこのような自動捕捉式
はかりが導入されていく機会が増える事と思います。

4． 自動捕捉式はかりの精度等級

器
差
検
定

〇*

〇
〇
〇
●

〇*

〇*

●

〇*

〇*

ここで、新たに使用するはかりとは、いわゆる型

JIS B 7607 には、非自動はかりと同様に、自動捕式承認された自動捕捉式はかりで、2022 年 4 月 1

捉式はかりにも精度等級が定義されています（表 1）。

日以降に、新設される製造ラインで取引および証明

表 1：自動捕捉式はかりの精度等級の用途で使用する場合は、必ずこちらが適用されま

精度等級
XI
XII
XIII
XIIII

Y(I)
Y(II)
Y(a)
Y(b)

検査目量(e)0.001g ≦ e
0.001g ≦ e≦ 0.05g
0.1g ≦ e
0.1g ≦ e
5g ≦ e

検査目量の数n = Max / e
最大
最小50 000－す。
既使用のはかり（既に使用されている自動捕捉式はかり）とは、2022 年 4 月 1 日以前から取引及び100

100 000

証明に使用されているはかりです。既使用のはかり

5 000
100
500

100 000
10 000
10 000に対して、今回の JIS B 7607 を技術基準として適用してしまうと、機能的に相容れない場合などが予想され、検定に不合格となってしまう可能性があり

ここで、Max は、はかりのひょう量を示します。

ます。

また、カテゴリ X に関してのみ、このほかに等級指これらの救済措置として、試験項目、判定基準な定係数(x)が規定されており、例えば、XIII(1)というどが緩和されています。2025 年 4 月 1 日までに初記載になります。さらに、複目量はかり、多目量は回検定を受け、合格し確認済み証を貼付されれば、かりも規定されています。自動捕捉式はかりによっ以降の検定も既使用のはかりの試験項目で受験が可ては、カテゴリ X と Y、両方の型式承認を受けてい能となります。

る場合もあります。

また、試験項目に関しては、使用方法が限定され

5． 自動捕捉式はかりの検定についてていて性能の確認が不要と判断できる基準は、適用

JIS B 7607 では国際規格 OIML R51 を参照してしなくてよいとされています。例えば、製品の流れいる関係で、このカテゴリ X と Y で検定の試験の項

位置が規制されている場合は、偏置荷重の影響の試目が異なっています。
表 2 が、試験項目の一覧です。

験が不要となるなどが考えられます（図 2：ボトル
計量専用タイプ）。

この表の中で、●の項目は、標準計量動作試験と呼ばれる、同一の手順の試験にて各項目の検査（コ6． 標準計量動作試験について

ンベア速度や試験荷重が項目ごとに異なる）を行い標準計量動作試験とは、自動捕捉式はかりの検定ます。(●)となっている項目は、自動捕捉式はかりで多用される試験方法で、実際に自動捕捉式はかりの機能によっては、標準計量動作試験にて性能を確が設置されているラインを稼働させて試験を行いま認する場合があるという事を示しています。〇は、す。下記が手順になります。

適用される試験項目を示し、*は使用中検査（立ち入1) 自動計量システムを起動する。

り検査及び簡易修理）での検査項目です。

2) 搬送システムを最大速度に設定する。
21

〔計量協会報-№12〕3) 最大動作速度を達成するように、試験荷重を試↗ 標準変偏差以内かどうかを確認します。カテゴリ
Y は、個々の計量結果に対して、真値との差が、最験回数だけ自動計量する。
4) 計量値と真の値との差を求めて、下記の項目を

大許容誤差以内かどうかを確認します。

評価する。

真の値とは、管理はかりにて測定した、試験荷重

カテゴリ X：平均誤差、誤差の標準偏差の質量です。

カテゴリ Y：個々の誤差
平均誤差

ここで、試験荷重は、最小測定量及びひょう量、並びに最小測定量とひょう量の中間の最大許容誤差が変わる点を含む 2 点とされており、最大で 4 点の頻度

誤差の標準偏差(

荷重点で試験が行われます。

回)

搬送システムの最大速度とは、基本的に自動捕捉
式はかりの最大コンベア速度となります。また、最大動作速度とは、単位時間当たりに計量できる回数
で、最大コンベア速度と共に自動捕捉式はかりの仕真値との差(g)様で決まります。なぜ、最大コンベア速度だけでは

図 3：カテゴリ X の評価

なく、最大動作速度が規定されているかというと、同じコンベア速度で計量したとしても、1 分間に 1誤差の最大回計量する場合と、1 分間に 120 回計量した場合では、計量の間隔が異なるため、直前の計量が次の計
頻度

量に与える影響（乗り継ぎ時の振動など）が違う事(が考えられるためです。

回

カテゴリ
X
Y

)

試験回数については、表 3 の通りです。
表 3：試験回数（回）
試験荷重 m
試験回数
1kg 以下60
1kg を超え 10kg 以下
30
10kg を超え 20kg 以下
20
20kg を超えるもの
10
どの荷重に対しても 10 回以上

真値との差(g)図 4：カテゴリＹの評価
カテゴリ Y の場合、誤差の最大値を器差検定で評価します。器差という言葉の意味合いから少し違和

評価方法に関して、カテゴリ X の場合は、計量結感がありますが、このように評価します。

果を統計的に処理し、真値との差の平均値とその標判定基準は、表 4～6 のようになっています。

準偏差が、それぞれ最大許容平均誤差と最大許容↗

表 4：最大許容平均誤差（カテゴリ X のみ）
検定目量で表した質量(m)XI0≦m≦50 000

XII
0≦m≦5 000

最大許容平均誤差
XIII

XIIII

検定公差

使用公差

0≦m≦5000≦m≦50±0.5e±1e

50 000<m≦200 000

5 000<m≦20 000

500<m≦2 000

50<m≦200±1e±2e

200 000<m

20 000<m≦100 000

2 000<m≦10 000

200<m≦1 000

±1.5e

±3e

最大許容平均誤差と最大許容誤差の使用公差は、

うに既使用はかりは合格基準についても基準が緩和

既使用はかりにおいては検定公差となります。最大

されています。ただし、既使用はかりの場合は、使許容標準偏差についても、使用中検査時の基準が既用中検査も同じ合格基準となりますので、注意が必

使用はかりの検定時の合格基準になります。このよ

要です。

22

〔計量協会報-№12〕
表 5：最大許容標準偏差（カテゴリ X のみ）
質量
(g)
m≦50
50＜m≦100
100＜m≦200
200＜m≦300
300＜m≦500
500＜m≦1 000
1 000＜m≦10 000
10 000＜m≦15 000
15 0000＜m

等級指定係数(X)=1 に対する
最大許容標準偏差検定時0.48 %
0.24 g0.24 %
0.48 g0.16 %
0.8 g
0.08%
8g
0.053 %

自動捕捉式はかりの検定に関するリンク

使用中検査時
0.6 %
0.3 g
0.3 %
0.6 g
0.2 %
1.0 g
0.1%
10 g
0.067 %

◆ 経済産業省

計量行政ホームページ

http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyoju
n/techno_infra/keiryougyousei.html◆ 日本工業標準調査会（JIS B 7607 で検索）
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJIS
Search.html

表 6：最大許容誤差（カテゴリ Y のみ）
検定目量で表した質量(m)
Y(I)

Y(II)

最大許容誤差

Y(a)

Y(b)

検定公差

使用公差

0≦m≦50 000

0≦m≦5 0000≦m≦5000≦m≦50±1e±1.5e

50 000<m≦200 000

5 000<m≦20 000

500<m≦2 000

50<m≦200

±1.5e

±2.5e

200 000<m

20 000<m≦100 000

2 000<m≦10 000

200<m≦1 000

±2e

±3.5e

7． 検査条件

既使用のはかりの場合、もともと検定目量などは使用する試験荷重については、実際にラインで使設定されてないので、実使用に合わせて、検定前に用されている実材料を用いて試験計量回数を連続計

検定目量を決定します。この場合、実目量と検定目量する事が原則とされていますが、実材料での試験量が同一である必要はなく、実際の使用状況や、検が出来ない場合は、適切な疑似材料の使用も許可さ

定の合格基準を勘案して決定する事になります。

れています。また試験荷重の数も、試験回数分用意

8． 最後にしなくてもよいとされていますが、最大動作速度を実現するために最低でも 2 個は必要とされています。
搬送重量の最大値や、最大動作速度、はかりのひ

本稿では、2018 年 8 月 20 日に改定された JIS B
7607:2018 の内容を中心に、自動捕捉式はかりの検定について、簡単ではありますが解説させていただ

ょう量などは、ラインに設置されている場合、必ずきました。紙面の都合上、標準計量動作試験以外のしもはかりの仕様で決められた値を使えない場合が試験方法などは割愛させていただきましたが、そのあります。例えば、自動捕捉式はかりの直前に金属ほかの検定の方法については、非自動はかりと共通

検査機があり、ひょう量に相当する質量の試験荷重する部分が多くありますので、比較的判りやすいかを作成しても、通過できない場合や、前後ラインのと 思 い ま す 。 ま た 、 詳 細 に つ い て は 、 JIS B

動作速度が、自動捕捉式はかりの搬送システムの最7607:2018 をご参照ください。

大速度より遅く、正しく試験荷重を導入できない場

自動捕捉式はかりの検定は、自動はかり 4 器種の合などが考えられます。

うちで 1 年先行して運用される予定となっておりま

この場合は、使用計量範囲や使用最大速度を設定す。2019 年は、自動捕捉式はかりの検定の準備期間する事で、それぞれ、“最小測定量”を“使用計量範囲の開始の年であり、指定検定機関の指定が行われれの下限値”、“ひょう量”を“使用計量範囲の上限値”とば、検定が可能となる予定です。来年以降、指定検

読み替えが許されており、この場合、最大許容誤差

定機関の指定が行われる予定です。その中で、本稿の変わる点が減れば、試験荷重も追加しなくてよいが皆様の自動捕捉式はかりの検定の理解の一助となとなっています。

れれば幸いです。

同様に荷重搬送システムの最大速度及び最大動作

本ページ右上に自動捕捉式はかり関連のリンクを速度は使用最大速度としてよいとなっており、現実記載しておきますので、ご参照ください。

のラインに合わせて検定を行えるような構成になっています。

こいわい あつし（㈱エー・アンド・デイ）

23

〔計量協会報-№12〕
特集：自動はかり 2

計量士部会

佐々木 勲

自動はかりに係る技術水準（JIS）の改正動向について
平成 30 年 2 月 14 日（水）、川崎市役所庁舎ホー務が生じ、さらに、平成 34 年 3 月 31 日に再検定

ルにおいて、川崎市計量協会の主催による「第 64を受検（合格）したならば、平成 36 年 3 月 31 日までに 2 回目の再検定の受検義務が生じる。

回計量管理推進発表会・計量管理推進講演会」が開

 経過措置催されました。このうち、計量管理推進講演会では、製造・修理事業者、使用者への影響を考慮し、法令改正により「自動はかり」を特定計量器に追加

段階的な猶予期間を措置。

して、取引又は証明に用いられるものには検定を義［検定制度導入期間］

務付けられたことから、現在、最も注目されるテー※ 第 1 弾：自動捕捉式はかり、第 2 弾：ホッパ

マの一つとして、「自動はかりに係る技術基準（JIS）」

ースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケーの最新の改正動向等について講演が行われましたのル

で、その概要を以下に報告します（講師は産総研担

 新規はかり当官 2 名）。

1.

第 1 弾：平成 31 年 4 月 1 日～34 年 3 月 31 日
（34 年 4 月 1 日～＊）計量行政審議会の答申と動向について

第 2 弾：平成 32 年 4 月 1 日～35 年 3 月 31 日

 特定計量器への追加（計量法施行令（以下「令」（35 年 4 月 1 日～＊）という）第2条関係）

 既使用はかり

適正な計量の実施を確保するため、「自動はか第 1 弾：平成 34 年 4 月 1 日～37 年 3 月 31 日

り」を特定計量器へ追加。

（37 年 4 月 1 日～＊） 使用の制限の特例（令第5条関係）
OIMLにおいて検定の技術基準が整備・確立し、［平成 31 年 4 月 1 日～34 年 3 月 31 日は、早期の自発的受検が可能な期間］

かつ、国内に流通量が多いホッパースケール、充第 2 弾：平成 35 年 4 月 1 日～38 年 3 月 31 日

塡用自動はかり、コンベヤスケール及び自動捕捉（38 年 4 月 1 日～＊）式はかりなど4器種の検定対象化（取引又は証明［平成 32 年 4 月 1 日～35 年 3 月 31 日は、早期の自発的受検が可能な期間。］

用）。

＊検定制度通常運用

 指定検定機関の指定の区分の追加（令第26条関係）

2.

指定検定機関の区分は、ホッパースケール、充自動はかりに係る技術基準（JIS）の紹介

 主な改正・審議事項（体裁編）

塡用自動はかり、コンベヤスケール及び自動捕捉

現行 JIS（一般計量器）の計量要件・技術要件

式はかりの4器種それぞれの項目を設定。

を、検則の技術基準として引用するために、計量 検定証印等の有効期間の設定（令別表第 3 関係）

法の要求事項を附属書 JA（取引又は証明用（検自動はかりの検定の有効期間を 2 年（適正計量定））、附属書 JB（使用中検査）、附属書 JC（検管理事業所は 6 年）と設定。

定に使用する器具）及び附属書 JD（修理）とし※ 最初の検定後の再検定は、検定証印の有効期間がて追加。

特定計量器検定検査規則（平成 5 年通商産業省令

 主な改正・審議事項（技術基準編）

第 70 号。以下「検則」という）第 25 条第 2 項で、イ) 定義（改正予定）「検定証印を付した年度の翌年度の 4 月 1 日から

自動捕捉式はかり（キャッチウェイヤ）

起算する」との規定より、例えば、平成 31 年 12

自動重量選別機、質量ラベル貼付機及び計量

月 1 日に最初の検定を受検（合格）した場合、平

値付け機の総称。

成 34 年 3 月 31 日までに 1 回目の再検定の受検義24

〔計量協会報-№12〕
自動重量選別機（チェックウェイヤ） … カテ

る自動はかり。

ゴリ Xロ) 検定公差

異なる質量の物体（例えば、包装商品）を、

 新規はかりその質量と基準設定値との差に応じて複数のサ①検定制度導入期間の新規はかり、②検定制

ブグループに分類する自動はかり。

度通常運用の開始の新規はかり、③検定制度通質量ラベル貼付機 … カテゴリ Y

常運用の開始の既使用はかり（平成 34 年 4 月 1

事前に寄せ集めた個別の物体(例えば、包装商

日以降に取引又は証明があるもの）
 既使用はかり

品)の質量の計量値のラベルを貼り付ける自動はかり。

①検定制度導入期間の既使用はかり、②検定

計量値付け機 … カテゴリ Y

制度通常運用の開始の既使用はかり（平成 34
年 3 月 31 日以前に取引又は証明があるもの）

事前に寄せ集めた個別の物体（例えば、計量※ 検定合格後、確認済証が付される。

値、単価及び料金付き包装商品）の表示質量及び単価を基に料金を計算してラベルを貼り付け
検査目量(e) で表した質量(m)XI0≦m≦5000050000＜M≦200000

カテ
ゴ
リX

200000＜m

カ
テ
ゴ
リ
Y

XII
0≦m
≦5000
5000＜m≦2000020000＜m≦100000

XIII
0≦M
≦500
500＜m
≦2000
2000＜m≦10000

XIIII
0≦m
≦50
50＜m
≦200
200＜m
≦1000

検査目量（ｅ）で表した質量（m）
Y（II）
Y(a)
Y(b)
0≦m
0≦m
0≦m
≦5000
≦500
≦50
5000＜m500＜m
50＜m≦20000≦2000≦20020000＜m
2000＜m200＜m200000＜m≦100000≦10000
≦1000
Y（I）
0≦m
≦5000050000＜m≦200000

新規はかり
検定公差

既使用はかり
検定公差

±0.5e

±1e

±1e

±2e

±1.5e

±3e

新規はかり
検定公差

既使用はかり
検定公差

±1e

±1.5e

±1.5e

±2.5e

±2e

±3.5e

ハ) 自動捕捉式はかりの個々に定める性能の絞り込み

3.

 新規はかり器差検定

おわりに「JIS B 7607:2017 自動捕捉式はかり」は、平成

検定公差

構造検定：表記、最大許容標準偏差（カテゴ

30 年 8 月 20 日に、同年 4 月に意見受付公告（いわリ X のみ）、動補正の範囲、ゼロ点設定精度、

ゆるパブリックコメント）された内容の一部を変更

風袋引き装置の精度、偏置荷重の影響、代替動して改正されました。この JIS は、今後、検則で引作速度、平衡安定性、表示装置及び印字装置の用する検定のための技術基準に位置付けられ、平成

一致、構成部品等の保護

31 年 4 月 1 日に施行される見込みです。

 既使用はかり
構造検定

器差検定

検定公差

今回の講演会における講義内容のほぼそのままに、表記、最大許容標準偏差（カテゴ

前述の改正がなされたことを思えば、受講当時の法リ X のみ）、ゼロ点設定精度

令改正の確定情報を概ね得られたわけですから、法令の改正動向に係る講演会への参加は必ずと言っていいほど大収穫を得られるチャンスなのであり、検定に向けて勇気を湧き立たせるものがあります。
ささき いさお（計量士）

25

〔計量協会報-№12〕

計量検査所紹介

川越市計量検査所について
川越市産業振興課 主任

神谷翔

川越市の概要た所在場所検査を 10 月から 12 月まで実施していま

川越市は、埼玉県の中央部よりやや南部、武蔵野す。定期検査は、市を市の中心部である本庁管内地

台地の東北端に位置し、109.13 平方キロメートルの区とその周辺地区である市民センター管内地区に二面積と 35 万人を超える人口を有する都市です。

分し、実施しています。

大正 11 年には埼玉県内で初めて市制を施行し、また、商品量目立入検査を前期、後期と年２回実

昭和 30 年には隣接する 9 村を合併し現在の市域と施し、現在、スーパーマーケット 12 店舗に対し立なり、平成 15 年には、埼玉県内でこれも初めて中入検査を実施しています。

核市に移行しました。
川越市は、都心から 30 キロメートルの首都圏に位置するベッドタウンでありながら、商品作物などを生産する近郊農業、交通の利便性を生かした流通
業、伝統に培われた商工業、豊かな歴史と文化を資源とする観光など、充実した都市機能を有しています。現在も、埼玉県南西部地域の中心都市として発展を続けています。

計量検査業務＜市民センター管内地区での集合検査の様子＞

川越市計量検査所は、埼玉県屠畜所跡地にあり、かわごえ産業フェスタ

この場所を川越市が埼玉県より譲り受けたものです。

市内の産業経済に関係する団体や事業者等の連携

検査室は既存の建物を改修し、検査所は平成 15 年を図るとともに、市民や近隣市町の方々に、市内のに建てられたものです。

様々な産業の魅力や各団体の活動や成果を紹介し、川越市の産業振興を図ることを目的に毎年 11 月に開催しています。今年度は 11 月 10 日（土）、11 日（日）にウェスタ川越にて開催され、延べ 22,300
人の来場者がありました（写真：会場の模様）。

計量検査所＜産業振興課の体制＞

終わりに

計量検査業務は、産業振興課の職員が兼務により埼玉県計量協会様をはじめ、関係機関の方々には2 名体制（商業振興担当から 1 名、工業振興担当か

いつも大変お世話になっております。今後も計量業

ら１名）で行っています（上図。計量検査所に職員

務の技術等の向上のため、更なる連携を図ってまいは常駐しておりません）。計量業務の定期検査は、例

りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

年、機械式はかりを対象とした集合検査を 6 月下旬

かみたに しょう（川越市産業振興課）

から 7 月上旬まで実施し、電気式はかりを対象とし
26

〔計量協会報-№12〕

日本電気計器検定所の概要
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所には、毎年検定部 小林 徳明

法の研究や試験装置の開発を進め、新技術や事業環

11 月 1 日開催の“県民計量のひろ

境への柔軟な対応を目指している。

ば”の催しに参加いただき、電気

また、2017 年度は、電気メーター等の検定を年間メーター、照度計などについての約 890 万台、1 日当たり約 3.7 万台実施し、これま啓発活動を行っていただいている

でに検定した電気メーターの累計は 4 億台を超えてほか、キャラクターのミクちゃんいる。

も出場したこともあり、当協会の“計量”と共通点

なお、2019 年 1 月 1 日より、電気メーター等にが多いかと思いますので、今回は無理をお願いして付す検定有効期間満了の年月の表記を、使用者や消電気検計器検定業務について、概要を紹介していた費者にとって分かりやすい表記にするために、和暦

だくこととしました。

から西暦へ変更する。

 日本電気計器検定所の概要

2 型式承認業務
取引・証明に使用される電気メーターは適正な計

日本電気計器検定所（JEMIC）は 1964 年、日本量を行う必要があるため、その構造や性能について

電気計器検定所法に基づき設立された公的中立機関

一定の基準が定められている。この基準は計量法関であるが、1986 年 10 月に行政改革の一環として、係法令である特定計量器検定検査規則で規定されて同法一部改正を経て特別民間法人となった。

おり、電気メーターが様々な環境条件で使用される事業目的は、「電気の取引に使用する電気計器の検ことを想定した注水試験、耐光試験、振動・衝撃試定等の業務を行い、もって電気の取引の適正な実施

験、静電気の影響試験、電波障害試験など 40 項目の確保」と同法に規定されている。また、検定手数以上の構造に関する試験がある。これらの試験は長料を主とした事業収入をもって賄う独立採算の下、時間かかる上、電気メーターにストレスをかける試

国からの補助金を一切受けずに事業を行っている。

験であるため、全ての計器に対して行うことは物理

JEMIC の事業と今後の取組について、以下のと的に不可能である。

おり紹介する。

そこで、新しく製造する型式や軽微な変更が加え

1 検定・検査業務

られた電気メーターを検定する前段で、その型式のJEMIC は、品質管理に関する国際規格（ISO/IEC

代表計器に対して構造に関する試験を行い、合格し17025：試験所及び校正機関の能力に関する一般要た電気メーターに型式承認番号を付けることで、検求事項）に準拠した品質管理体制を全所で構築し、定時に構造に関する試験の一部を省略できるように徹底した品質管理を進め高品質な検定・検査業務をしている。

実施し、第三者機関として、適正計量の確保に努め

前述の新 JIS 制定により、2022 年 4 月より新している。同時に、電気メーター等の検定を効率的にい基準で型式承認が開始されることが決まっている。

行うための検定試験設備の研究開発や生産性向上を新しい基準は、従来の基準と比較して試験条件の大図るための効率化策を積み重ね、職員 1 人当たりのきな変更や新規試験項目が多く含まれている。その検定台数は日電検設立当初と比較すると約 4 倍とな

ため、JEMIC は円滑に試験が実施できるよう試験

り、検定手数料の引き下げにも貢献している。

方法の検証を行いつつ、新たな試験棟建設の検討、

2017 年 3 月に電子式の電気メーターの技術的な試験環境の整備を進めている。

基準を規定する日本工業規格（JIS）が新しく制定

3 校正試験業務され、それに伴い導入される新しい電気メーターに電力・電力量標準の指名計量標準機関として、国対しても、効率的に検定を実施できるように試験方

家標準器である特定標準器（電力・電力量校正装置）を維持管理し、特定標準器による校正（JCSS 校正）
27

〔計量協会報-№12〕を行うと共に、計量法校正事業者制度（JCSS）には、他の ISO/IEC 17025 認定機関である(公財)日本

基づく登録事業者として電気（直流・低周波）、電気適合性認定協会等においても利用されている。

（高周波）及び電磁界、温度、光、時間（周波数）、

6 計測技術セミナー

長さ、質量、圧力、湿度、トルクの区分において国JEMIC 計測技術セミナーは、電気、温度、自動際 MRA（相互承認協定）対応事業者として JCSS

車や化学分析、食品、建設、医療機器業界や学校法校正を実施している。

人、公的機関など多分野の企業で、計測技術者・品2018 年度は、産業界及び顧客のニーズに応えるた

質管理者育成などに利用されている。内容は電気やめ、本社においては、インパルス電圧システムや直温度に関する基礎的な測定技術から、改正された

流交流高電圧計の JCSS 校正を新たに開始した。まISO/IEC 17025、ISO/IEC 10012：計測マネジメン

た、校正サービスを行っている中部、関西、九州支

トシステム−測定プロセス及び測定機器に関する要社において、自動車産業の国際的な品質マネジメン

求事項、不確かさに関するプログラムまで多岐にわ

トシステム規格 IATF 16949 の要求である ISO/IEC

たり、現場で使用できる技術が身につくよう実習や

17025 に対応した各種計測器の JCSS 校正を実施す

演習を取り入れたセミナーも数多く行っている。受るため、電気及び時間の校正範囲の拡張に取り組み、講証明書を発行し、教育訓練の証明として、社内教業務を開始した。特に、顧客先において JCSS 校正育に活用されている。

が可能となったことから、顧客から評価を得ている。

7 これからの取組み

今後は、引き続き産業界及び顧客ニーズに応じた校正範囲の拡張に努め、さらなる品質の向上や顧客

電力小売全面自由化を機に､電気の取引・証明に用満足向上のための取組みを進めていく。

いられる電気計器は､機械式計器から本格的にスマ4 AIF 認証・試験業務

ートメーターに置き換わり､遠隔自動検針や電気の使用状況の見える化など､スマートメーターの通信

スマートメーター、HEMS コントローラー、家庭を通じて､様々な場面での活用が拡がっている。

用エアコンなどの機器間の相互接続性について、認

JEMIC は､電気取引の適正な実施を支える検定機

証・試験業務を実施している。

関として継続的な検定コスト低減に寄与する取組み

2018 年 7 月には、スマートメーターと HEMS コの他、スマートメーターの型式承認、検定等での受ントローラー間 B ルート無線通信規格 Wi－SUN

検者の利便性を高めること等を目的として、B ルー（ワイサン）の物理層試験機関として、Wi－SUN

ト通信規格である Wi-SUN の試験機関として業務

アライアンスから認定を受け、2019 年 12 月から拡開始に向け準備を進めており、ECHONET Lite 及張機能を含めた HAN（ホーム・エリア・ネットワ

び AIF 試験・認証と共に、スマートメーターと EMSーク）の試験業務を開始した。

機器間の通信の相互接続性の確認による信頼性向上

JEMIC は、認証・試験業務を通じて、エネルギに貢献し、電気取引の分野において、将来にわたっー管理システム（EMS）や IoT（モノのインターネて社会に安心を届けられるような取組みを進めていット）の普及・拡大に貢献するとともに、JEMICる。

の持つ技術を活用した新たな価値創造にも力を入れる。電気メーターのワンストップ試験サービス提供に向けた人財育成に取り組んでいる。

5 技能試験
国際規格 ISO/IEC 17043（適合性評価－技能試験に対する一般要求事項）に基づいた技能試験を行っており、校正機関等に技術的能力の証明として利用されている。
ミクちゃん登場！ 2014 年計量記念日「埼玉県県民計量のひろば」

主に、JCSS の認定機関である(独) 製品評価技術基盤機構認定センターが結果を利用する外部技能試
験提供者として技能試験を実施していたが、近年でこばやし とくあき（日本電気計器検定所）

28

〔計量協会報-№12〕

ある計量士の随想（妄想・幻想）

キログラム原器引退と高精度計量プラットフォーム
メトラー・トレド株式会社 産業機器事業部プロダクトマネージャー
1． はじめに

長生 俊矢

脱線から戻すと、その目で見ている値と、実際のこんにちは。メトラー・トレ

真実値は当然ずれが含まれているところに、どれだ

ド産業機器事業部の長生です。

け注意が払われているかということを、特に重量を生まれも育ちも埼玉県内です。

測る計量器においてよく知って頂きたいというとこ社会人になってからは、新潟、

ろから、まずは本文を寄稿させていただいた理由が海外、昭島、赤羽、東大宮、そあります。あとは、この本文を弊社のマーケティン

していま北浦和で生活していま

グ資料の一環にしたいという欲もあるし、そうなる

すが、色々な土地に住んできたことは良かったです。

と弊社製品がもっと売れ、行き着く先には私の報酬

人は変わらない、でも、変える方法として 3 つあがあがる、というところまで夢見て書いていたりと。

る、と大前研一という人がいっていたようですが、

そう、これも脳の欲に対するモチベーション、でし

その 1 つに「住む場所を変える」とありました。個ょう。通常、実際はこの本音は二流領域のひとのは人的な感想ですが、変わらないですね。最近の医療なし。一流の人は、そういったもの (報酬) は後に技術に腸内〇移植っていうのがあります。それは性ついてくる「結果」にしかないということらしい。

格を変えるにはなんとなく効きそうな気がしました。

早く、私もその領域に入りたいです。
さて、ここでお伝えしたいことは、こと計量士的あまり、やりたくないですが。すみません、少しず

視点でなく、顧客（ユーザー）がはかりを使って製つ本題に移行してまいります。
どんな計測器もそうですが、その表示された値と品を作るうえで、実はこうした方がいいのではない

いうのが実に正しく感じられてしょうがないと思いかというメッセージ、弊社のサービスには GWPませんか。昔よく DMM (デジタルマルチメーター、（Good Weighing Practice）という医薬品製造規範テスター) を使いましたが、表示に 6 ケタものや 7の GMP (Good Manufacturing Practice) をもじっ

ケタ？精度？と、購入するときはいろいろ考えるけ

た計量器の管理にまつわるガイドラインがあり、そど、買ってしまっていざ使い始めると、正直、目にの GWP をベースとした説明もしたいと思います。

入ってくる数字そのものが正しい存在として“うのもう少し GWP を詳しく簡単に(?)いうと、計量器購み”にしてしまう。もちろん誤差うんぬんは承知の入時の選定方法の根拠 (DQ:設計時適格性評価) か

うえで。これは、ちょっと脱線しますが、人間の脳ら、計量器の校正・日常点検をどう・どういう頻度

活動的な要素が大きいんだろうなと思う。いいわけ

で実施すればよいか、までなど、顧客の要求精度やだが。百聞は一見にしかず、というほど、「見る」とビジネスリスクに合わせて (←がポイント) のはかいう行為が、長い動物進化の歴史として最も発達しりのライフサイクルを面倒みてしまおう、というサたセンサーのひとつ - 目という「画像センサー」とービスの総称です。

「画像処理」という脳活動が一体となって、そのま

そして、お待ちかねのメトラー・トレド産業機器

ま信じてしまうという判断をする。実は、人間の脳が持つフラッグシップモデルの PBK9・PFK9 シリ

活動っていいように解釈するように、うまく作られーズを紹介・宣伝したいと思います。

ているんだろうな、と。しかしながら、都合の悪いことを「脳活動」のせいにすることは、私だけでは

2． キログラム原器（ちょっとニュースになったので、また余談）ないはずなので、本文中、何か不都合なところが出そう、昔々から単位は生活に密着して使われてい現したらそのように記載するかも知れない。そのよました。日本でも、尺、貫、里……、人間の感覚やうな文を一見したら、まずは疑うことから始めて下生活に沿った形での単位があって、その数字に対しさい。

て直感的・感覚的にその量が頭に入り込んできてい29

〔計量協会報-№12〕
た、らしい。

ところが発生すると、それをまた統一するような単「尺」という文字は親指と人差指を広げた形をか位の表現が発生したりして、その単位の歴史でも画たどったものであり、元々は手を広げたときの親指期的なことでは、国際単位系が国家間の取り決めとの先から中指の先までの長さを 1 尺とする身体尺でして法律としてもその縛りが発生して、現在の豊かあった（Wikipedia）。

な生活の基礎を実は築いている。

なんて美しい！と思った。最初に断っておくが、

そんな、SI 単位も、それぞれの単位の基準という私がアンチ SI 単位とかそういう話ではない。歴史のが歴史によって変わってきている。基本単位 (SI的な必然から単位というものがこういった人間に直単位系) として、長さ[m]、質量[kg]、時間[s]、電流結した部分から発生してきているというその背景・[A]、温度[K]、光度[cd]、物質量[mol]があり、それ

進化・文化が美しいと感じたのであった。

ぞれ定義が決まっている。ところで、面白いことに、
この 7 つの基本単位で、ほかの全ての SI 単位は組

ところで、重さの方はどうだろうか。興味がわいてくる。調べる前にいろいろ思いを馳せめぐらせる

み合わせて表現出来るというものである。

と。縄文時代に重量を目安にする文化があっただろ

さて、その定義であるが、その 7 つの単位においうか。ちょっとそれるが (それてばかりだが…)、面て、唯一定義として“現物”との比較がある単位が、白いことに、縄文時代は、多くの歴史家が改めて研質量。それは、国際キログラム原器という“おもり”

究結果をだしているように、非常に平和で安定したが世界中の質量の基準になっていること。ほかの単ひとつの文明として 1 万年近く継続していたという

位は、現在は、科学的計算根拠が定義されている。
たとえば長さは、真空中で 1 秒の 299,792,458 分

ことには驚きを隠せない。
1 万年というと何世代だろうか。当時の 1 世代人の 1 の時間に光が進む行程の長さ、とある。ところ生が 50 年くらいとして、世代オーバーラップを加で、その国際キログラム原器はパリにあり、厳重に味しても、200 世代程度も。そう考えるとたった 200

保管されているようで、我々計量に携わる者は一度

世代で 1 万年か…ま、いま私が生を受けているのも、は拝みに行きたいまさにメッカのようなものかも知

彼らから脈々と続くトレーサビリティが組み込まれれない。

ていると思うと、感謝である。
話を戻すとして、この重量を目安にするということが、彼らにあったかどうかは、全く素人の私からは想像のみかなぁと思っている。そう、計量法の理念は、文化の向上とある、との記載があり、計量士
試験では「ありがとう」問題の 1 つ、で、私は文化キログラム原器拝礼の図も一つの有機的な生物に近いものと考えているので、逆をいうと文化の向上がないことが、定義の問題もところがところが、そのキログラム原器のお役目大ありだろうが、さきほどの縄文時代、そう、経済が終わる衝撃的なニュースが、ちょうど先日流れて的な取引や経済的比較がなかった時代であった故に、きた。それを聞いてふと頭によぎったシーンが、産平和で安定した時代を想像を超える、ものすごく長

総研のガラス棚に無造作に放置っぽく展示されていい期間にわたって築けたのではないだろうか。採取

るメートル原器。もちろんレプリカでしょうが、まできた魚の重量や木の実の重量を、経済的な取引をさにこのような光景がキログラム原器にも訪れるのせずに、必要な量を必要なときに、または保存してか！と感じた次第です。キログラム原器は当然その過ごしていた時代だったのかな、と勝手に想像し、ような定年後の生活を送るとは思えませんが、100

結論としては、当時は重量という目安はなかったの年後の計量にかかわる人たちにはこの原器がどう映かなと思う。

っているのか興味深いところです。所詮金属の塊です。

さて、そのような時代はやはり終わりを迎え、測る、比べるということが文化、文明の向上に役立つ

3． 正確に測る、とはどういうこと！？

ことが重要な方向に向かっていく。先に述べたそのやっと本題に近づきました。奥が深いです。ただ、文明に、かつ生活に密着した単位が発生し、しかし、考え方としてはシンプルです。計測には必ず誤差がその文明の領域が違う文明（国、地域）との交わる

含まれている、という認識を持ってくれればの話で。
30

〔計量協会報-№12〕
目で見たものをうのみにしない！そう疑うところか

量値。精度等級から決められている最小測定量とはら。GWP 的には、結論からいうと、計測に関わる全く異なるアプローチから算出されます。当然、ガ

誤差の大きさが、あなた自信が許してよい誤差の範ールが 2％だ、と言えば、最小計量値は小さくなり、

囲より小さければ、それは正確な計量と考えてよい

逆に 0.1％だ、と言うと最小計量値は大きな値になのです。下の絵をご覧頂きたい。

っていきます。視覚化すると下図のようなグラフになります（プロセス許容値が 1％での例）。プロセス
許容とはすなわち許容管理幅です。顧客の要求精度から（許容管理幅）から考えるアプローチです。

この若干セクシーなガールが、台はかりの上に試料を載せています。はかりの表示計には 500g と表示されています。前回、メトラー・トレドに校正をはかりは据え付け環境によって精度の影響がある

依頼した際に、その校正証明書に不確さの記載があので、実際は安全係数を用いて最小計量値を最小正って、500g には±3g の不確かさが含まれていると味重量として考えます。

いう情報があった。このガール、優秀極まりなく既

さて、正確に測る、には日常点検も重要です。でに許容誤差範囲（許容管理幅）を規定していたようも、日常点検って何をどうしたらよいのか？がよくで、その範囲は 5g にしていたという。結果、わからないケースが多いかと思います。ま、とりあ
えずたくさんやっとけば間違いない、という発想かガール許容幅 ＞ 不確かさ

らおそらく過剰に日常点検されているのが実状かと。

の不等式が成立し、この計測は精確と言えます。

もしくは、特定計量器でないにも関わらず、計量士

ちょっと待った。その範囲（許容管理幅）の根拠

先生が精度等級に準じて見とけば問題なし！としては？実は、ここが肝です。これはガール(顧客) が決いるなどなど。そうですよね、その日常点検の根拠めることですが、いろいろな調合材料を計量しますって難しいですから。

が、どの材料も目標に対して±1％の範囲に入ってそこでまた GWP サービスの登場です。次ページ

いれば、このガールが製造するモノの品質には影響

図と表は GWP-Verifiction といって、管理に関してがない、リスクが少ないというところからきていまのレポートの 1 部です。こちらも顧客の要求精度やす。

ビジネスリスクにあわせて (←がポイント) その管

さらにちょっと待った！1％っていうけど、500gの 1％と 10g の 1％ではえらい違うんちゃう？こち

理方法が異なってきます。

らの会報をお読みの方は計量のプロということで、4． ロボット計量士の時代

恐縮はなはだしいですが。その通りです。

10 年後無くなる仕事の一覧、って見たことありま

逆にそれは最小計量値という考え方を導きます。

すか？計量士、大丈夫ですかね。このあたり Pro/Con

その校正証明書には 10g 地点での不確かさの記載が（良い点／悪い点）あると思うのですが、どのようあって 2g とありました。となると、10g の 1％はな仕事もそうです、変化に対応していかないと。筋0.01g。

肉隆々なペッパー君（ロボット）が、“どいてどいて”「ガール許容幅＞不確かさ」が成り立たない！ガって言って現場に現れて、20 ㎏分銅をほいって持っール許容幅は 0.01g だけど不確かさが 2g もある！

て検定はじめて、終わり次第その場で口から検査結であれば、測る量を徐々に 10g からあげていくと、果が印字されるかも知れません。もちろん、そのペある地点でガール許容幅と不確かさが一致するとこ

ッパー君のオデコには「検定済」の証印が貼られてろが出てきます。そう、そこが GWP のいう最小計

いたりと（次ページロボット計量士）。
31

〔計量協会報-№12〕
ロボット計量士
登録№：28 号
ホイっ！

5． やっと PBK9・PFK9 の紹介・宣伝
まずはカタログスペック（次ページ図表 1~4）
 図表 1： PBK9 シ リー ズ ： えっ ！ 150 ㎏で0.2g！？ XS 以外は日本での検定取得済！精度▲ GWP-V のサンプルの一部 ▼等級 2 級の 30000 目量です！3 万 e です。
 図表 2：PFK9 シリーズ：おお、1.5t で 2g !? すみません、まだ PFK9 は全モデル日本での検定が取れていません。
ちなみに、XS 以外では
 すべての PBK9/PFK9 モデルで、国内防爆認証（TIIS）取れています！！！
 すべての PBK9/PFK9 モデルで、IP66 かつIP68 です！！！どっぷり浸水しても大丈夫です。
カタログスペックには載っていないですが、超特筆すべき機能に振動フィルターがあります。指示計を介さないモデルの場合は、直接 PLC や PC と接続できますし、振動フィルターが適応フィルターとリニアフィルターで構成され、ローパスフィルタの周
波数まで設定でき、現場の過酷な環境で振動に悩ませることなく正確な計量が実現できるようになります。
百聞は一見にしかず、ぜひご購入してその驚愕なスペックをご堪能ください。
メンテナンスだって簡単です（図表 4）。
ながお しゅんや（メトラー・トレド・一般計量士）

32

〔計量協会報-№12〕
図表 1

図表 2

図表 3

図表 4

33

〔計量協会報-№12〕

研修実施報告 1

埼玉産業振興公社／日本計量振興協会共催

測定基礎研修報告
計量士部会

栗原 良一
埼玉県産業振興公社及び日本計量振興協会との共は個々の測定実務を計量計測（管理）全体の中で位催事業である「測定基礎研修」が本年度も 6 月 26

置付けられるようにするためです。

日(火) 草加市文化会館、9 月 20 日(木) 熊谷さくら

具体的には日計振のテキストを基にパワーポイン

めいとにおいて開催されました。この測定基礎研修

ト資料を作成し進行、研修を行っています。研修会

は愛知県、京都府、静岡県、群馬県、埼玉県等全国場への実習用ノギス、マイクロメータ、測定サンプ

約 10 府県で取り組まれているものですが、埼玉県

ル、日計振テキストのほかにも映写用プロジェクタ

における研修会の講師・実習サポートは、計量士部

ー、パソコンの運搬（返却）作業もあり、こちらは会の部会長の栗原（筆者）と部会員の大島・黒崎の軽減が課題です（この点については埼玉県産業振興

3 名で担当しております。

公社の担当者の方、日計振の溝上様及び当協会石島

日本計量振興協会（日計振）作成のテキストは測事務局長にもご協力をいただいております）。

定の基礎、測定器の基礎知識と使い方（長さ・質量・

この 2 回の研修は定員 20 名に対しそれぞれ 17 名

温度）、測定器の管理等の広範囲な内容です。埼玉（草加）、19 名（熊谷）とほぼ定員近くの受講があ県では、時間の関係もありノギスとマイクロメータ

り、次表の通り研修を行うことができました。本年の測定実習をメインにしていますが、前段に測定全度 3 回目は本年 2 月 7 日(木) にウエスタ川越で開催

般に関する基礎知識もプログラムしています。これ予定です。
くりはら りょういち（計量士部会長）▲

草加会場・大島講師▲ 熊谷会場・黒崎計量士（実習指導）と▲栗原講師

表：測定基礎研修のプログラム
研修項目

担会場・ 6/26：草加市文化会館・17 名
参加者 9/20：熊谷さくらめいと・19 名

草加

熊谷

村岡英成

宮崎悠矢

13:30

はじめに

第1部

〔測定の基礎〕
測定の基礎（国際単位系・測定値の信頼性とトレーサビリティ） 講師
測定器の管理（測定器の選択・合否判定基準・測定器の 5S・国
栗原良一
際規格）

埼玉県産業振興公社

34

当

〔計量協会報-№12〕

第2部〔ノギス、マイクロメータの基礎知識と使い方〕
長さ測定の基礎知識---ノギス・外側マイクロメータ・ブロック
ゲージ・ゲージ・ダイヤルゲージ・ほか
測定実習---ノギス（外側,内側,デップス,段差）及び外側マイクロメータ（外径）でサンプルを測定

16:30

全体的な質疑・アンケート記入

講師・実習
大島勉
実習サポート
栗原良一

講師・実習
栗原良一
実習サポート黒崎隆雄

研修実施報告 2
計量証明事業部会主催

環境計量の歴史とトラックスケールの技術動向について研修
計量証明事業部会の主催で、主任計量者講習会がドミウム）及び四日市ぜんそく（大気汚染）などが開催されました。計量証明事業部会では，計量証明

日本の四大公害病と呼ばれるに至った。

事業の業務上必要な資格として主任計量者の取得を

これら四大公害の発生を受け、1967 年（S42 年）

推進しており，毎年 7 月と 2 月の 2 回、資格取得のには公害対策基本法が制定され、事業者、国及び地ための講習会を開催しているところです。

方公共団体の公害防止に関する責務が明確化され、本講習会は既に主任計量者の資格を有している

さらに 1970 年（S45 年）には、この公害対策基本

方々を対象に、計量関連知識・情報の維持向上を目

法の改正のほか水質汚濁防止法など 14 法案が制定的にフォローアップ的なスタンスで開催されたもの

され、法的な整備が整ったとのことである。

で、今回は「環境計量の歴史」と「トラックスケー

典型的な七公害対象として右ルの技術動向」の 2 大テーマのほか、「自動はかり

表のものがあげられているが、の特定計量器への移行、西暦表記に関する動きなど

1971 年には環境政策の推進のの政省令改正関連」についてのお話などでした。

ために環境庁（現環境省）が設

以下、内容について紹介します。

置され、責任官庁として公害から地球環境の保全も含めた包括的な施策が講じられることにな<典型七公害> 大気汚染 水質汚濁
 騒音
 振動
 悪臭
 土壌汚染 地盤沈下ってきている。


低濃度有害化学物質の計量；ISO 認定試験設備

これら公害・環境汚染の原因となっている有害物

1． 環境計量の歴史と課題

質をナノ・ピコレベル以下で測定する技術、環境計(一社) 埼玉県環境計量協議会・山崎 研一 会長


量の重要性が高まっている。有害化学物質の規制については、表 1 の分類に示す内容について様々な法

公害問題の歴史と対策

律で規制されており、規制対象の主な有害化学物質

環境計量は公害問題とともに発の例を表 2 に示した。

展してきており、日本では明治時これらの有害化学物質は、従来の有害物質と異な代の初期に栃木・群馬を流れる渡り、低濃度で、かつ多種多様にわたるため、高度の良瀬川周辺で起きた足尾銅山の鉱分析技術や高性能な（≒高価な）機器・設備が必要

山廃水による公害が始まりであ

なこと、さらに分析結果の信頼性担保のために、る。

ISO9001、ISO17025 などの要求事項を満たす必要

その後も公害は全国で発生し、水俣病（メチル水があるなど、極めてハードルが高いものとなってい銀）、新潟水俣病（第二水俣病）、イタイイタイ病（カる。
35

〔計量協会報-№12〕
表 1：多岐にわたる分野を対象にした有害物質の規制
分 類
労働環境の安全／衛生環境の維持
住居等の安全／衛生環境の維持を規定
一般環境への拡散防止を規定



法律名
労働安全衛生法
建築基準法（シックハウス）
ビル衛生管理法学校環境衛生基準など
水質汚濁防止法、大気汚染防止法、土壌汚染防止法など

計量法と環境計量

1974 年（S49 年）に計量法が改定され、従来の計量士制度に加えて、新たに環境計量士制度及び環境
計量証明事業の登録制度がスタートした。

図 1：P-D-C-A サイクルの例

表 2：主な有害化学物質
物質名
カドミウム及びその化合物
シアン化合物

用途など
顔料、ニッカド電池など
殺鼠剤の減量有機燐化合物（パラチオン、メ
チルパラチオン、メチルジメト
ン及び EPN に限る）

農薬など

鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の
水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル（PCB）
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
ジクロロエタン
ジクロロエチレン
トリクロロエタン
ジクロロプロペン
ベンゼン
セレン及びその化合物



環境計量の課題
国際認証の推進、人材育成、高額機器など

計量法における環境計量は国内の法律であり、外国との取引においては ISO 17025 などの認定施設
でのデータが求められる。また、この際、電子媒体

バッテリーなど
金属メッキ、顔料など
火山灰、石炭などでの計量証明書が欧米では定常化しており、国内での対応が必要となってきている。
測定技術者の養成という観点では BOD（生物化学

温度計、蛍光灯、農業用殺菌剤

的酸素要求量；水質の一指標）測定などが自動化さ

トランス、コンデンサーなど
金属洗浄液など
ドライクリーニングの溶剤など
金属洗浄剤など
フロンの製造原料
殺虫剤など
塩化ビニリデンの材料
金属洗浄など農薬など
薬品、都市ガス副生物
コピー機感光ドラム

れており、分析技能を必要としないとか、測定対象物質が多岐にわたるなどがあるが、データ解析等では経験ある技術者の養成は必要である。
何よりも測定装置が高額であり、多大な設備投資が求められる（表 3）。
表 3：装置・施設の種類と価格
計量対象

装置・施設
ガスクロマトグラフィー質
ダイオキシン、PCB
量分析計とその測定室
金属（鉛，鉄，カド 誘導プラズマ質量分析計
ミニウム，亜鉛等） （ICP-MS）
高速液体クロマトグラフィ
農薬等
ー質量分析計（LC-MS-MS）

計量法における環境計量の対象、制度は次の 4 つである。
①

濃度：大気、水質、土壌②

音圧レベル（騒音）③振動加速度レベル（振動）④

特定計量事業者認定制度（MLAP）

価 格
1 億円
+1 億円
5,000 万円
5,000 万円

このほかの課題としては行政の縦割りがあり、計量法の所管は経済産業省だが、環境基準、排水規制

 2001 年（H13 年）ダイオキシン類など極微等の所管は環境省であり、両省でシステムに違いが

量分析の精度の確保のため法改正あり、記録作成が二重手間となっている。

 ISO 17025/IEC 類似のマネージメントシス



テムの導入による国際化

新たな事業展開：災害防止への寄与

近年、東日本大震災に次いで、熊本・北海道東部

マネージメントシステムとは、経営目的を達成す

地震、九州北部・西日本豪雨など自然災害が多数発るための P-D-C-A サイクル（下図）をベースとした

生したが、防災体制を想定して行政と環境計量証明

活動や実践ルールの仕組みであり、P・計画を立て、事業者との災害防止協定等の締結が行われており、D・実施運用してみて、C・点検を行い、これを踏ま

埼玉県環境計量協議会もこの活動に参加している。

えた A・見直しを行い、さらに P-D-C-A を継続的に災害等が発生した際に埼玉県（企業局、産業廃棄物

行い、改善・改良を重ねていく手法である。

36

〔計量協会報-№12〕
指導課、大気環境課）からの要請により対応を図る



様々な機能

ものである。

1)

セフティモード
指示計にセフティモードを搭載しており、過積載、

2． 最近のトラックスケールの技術動向

偏荷重の確認ができ、また、車輌の斜め乗り・脱輪

鎌長製衡株式会社・岩井 誠司 統括部長
などの異常の検出なども含め、異常発生を知らせる機能がある。

トラックスケールの選択

2)

鎌長製衡は香川県高松市に本WEB サーバーシステム

社・工場を置くトラックスケール

RS232C（通信ケーブルの規格の 1 種）を用いたなどの産業用はかり、計量システ

WEB サーバーシステムによる通信により、データ

ム、計測制御、リサイクル用処理が離れた場所でも閲覧・編集を可能にすることがで機器の製造・販売を行う創業 140

き、さらに、マニフェスト（産業廃棄物管理票）の年の会社であるが、本日はトラックスケールの技術

発行の一括管理、車輌ナンバーの自動読み取りシス

動向について紹介を行う。

テムとの連携が可能になる。
3)

機構部が埋め込まれている形式のトラックスケー

その他の機能ルの構造は図 2 のとおりである。地中にピットを作

IC カードに会社名，車輌ナンバー，品目などの登りトラックスケールを設置するタイプで、主桁・荷録を行っておくことにより，IC カードをかざすだけ

重検出部ともに地中のピット内にあるため計量台面

で非接触データ読み取りが可能になり，トラックスと地上面が同レベルでフラットとすることができる。

ケール使用時のデータが記録され，自動料金徴収機，自動釣り銭機へと連動が可能となる．
4)

三次元重心測定機能付きトラックスケール
1) セフティーモードでの偏荷重の延長になるが、トラック輸送の安全・安心を確保、横転事故の防止のため、三次元で車輌の前後、左右、高さのバランスを計測する装置である。トラックスケールに荷物を搭載したトラックを載せるとこれらの情報が瞬時に測定され、偏加重などを知らせてくれるというものである（図 4 参照）。
図 2：埋め込み式（ピットタイプ）トラックスケール

逆に機構部が地上に出ているピットレスタイプでは、図 3 のように前後にトラック乗降用のスロープが必要となるが、トラックスケールを埋め込むピットが不要であるため、移設が容易で、かつピットタ
イプで必要な排水処理が簡易となるメリットがある。
埋め込みタイプ、地上タイプとも機構部に薄型があるので、敷地に合わせて選択が可能となっている。

図 4：偏加重測定の一例

ロードセル
ロードセル

図 3：地上型のトラックスケール

37

〔計量協会報-№12〕
項目

検定

器差検査における試験荷重

ひょう量付
近3． 最近の計量行政の動向
埼玉県計量協会・金井 一榮会長


質量の計量証明事業と政省
令改正管理された車両等を基準分銅等の荷重に置換え

金井会長から計量証明事業の視点から質量関連の政省令改正の動向について概要が紹介された。
1)

繰返し性

和暦表記から西暦表記に公差の適用

既に平成 29 年 10 月から検定済

5)証印などには、西暦表記が可能になっており、平成

基準分銅、実用基準分銅を使用、車両
等の置換不
可
ひょう量の
約 1/2 の荷重
検定公差

計量証明検査・代検査
ひょう量の 3/4 付近（ひょう量が 1t を超え 10t 未満のはかり）
ひょう量の 3/5 付近（ひょう量が 10t 以上のはかり）
ひょう量が 2t を超え 20t 以下のはかりのひょう量の 1/4 を超える検査箇所
ひょう量が 20t を超えるはかりの 5t を超える検査箇所
ひょう量の約 1/4 の荷重
使用公差検定の有効期間と検定実施機関
 検定有効期間 6 年：適正計量管理事業所で使用

31 年＝2019 年 1 月 1 日からは原則西暦表記へ移行

する自動はかりとなるが、当面は混在が許容されている。

 検定有効期間 2 年：上記以外
 検定実施期間：産業技術総合研究所と指定検定

2019.1

‘19.1

2019
1

機関
以上の講演を終え、出席者には修了書が金井会長から手渡されました。

2019 年 1 月に検定等を実施した場合の表記例

2)

検定を行う者（経済産業大臣の指定を受けた者）
トラックスケールの検定は、都道府県が実施していたが、指定検定機関でも実施が可能となった。
3)

検定と計量証明検査・代検査
検定方法と計量証明検査・代検査の方法の違いの主なものは、右上の表のとおりである。
4)

自動はかりが特定計量器にホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤ

スケール、自動捕捉式はかりなどが特定計量器となり、取引・証明に使用するものは、検定が必要にな

記事担当：編集委員会った。

研修実施報告 3埼玉県計量協会主催

計量士部会

黒崎 隆雄

計量法、計量計測管理、質量の計量など、実習も交えて研修
製造部門向け適正計量管理主任者講習会が昨年

け”適正計量管理主任者講習会としました。受講者

11 月 22 日（木）13:00～16:50 埼玉県計量検定所 3は 10 名でした。

階会議室において開催されました。前回は、薬剤関「Ⅰ．計量法の概要」では、埼玉県計量検定所の係・流通関係の方々に参加していただきたいと考え、

立入検査・登録指導担当の方に講師をお願いし、計文面を替えて参加を呼びかけましたが、結果として

量法の体系、計量法の目的、単位の統一、計量標準参加がありませんでしたので、今回は“製造部門向の供給、正確な計量器等の供給、適正な計量の実施、
38

〔計量協会報-№12〕
自主的計量管理の推進、法制度の的確公生執行の 9

ついて講義されました。副題として「仕損を発生さ項目に分けて細かく講義をいただきました。

せにくくする考え方」について細かく説明されました。
「Ⅳ．はかりの基礎知識と実習」は私、黒崎が担当しました（下写真・中央）。講義内容は、はかりの基礎知識と使用上の注意、はかりの検査方法です。
検査方法では、HMO 級はかりと 1・2・3・4 級はかりの検査内容の違いについて特に説明しました。

講習会プログラム

13:00～16:50

演題／内容
開講あいさつⅠ．計量法の概要

講師等
計量士部会長
栗原良一
埼玉県計量
検定所職員

Ⅱ．計量計測管理
国際単位系（SI）
トレーサビリティ
計測管理（統計の基礎・測定の信頼性等）
計測関係の国際規格

計量士部会長栗原良一

Ⅲ．質量の計量管理と ISO
計量の要素
計量管理と ISO
会社の損失を最小限にする

計量士部会
佐々木康文

Ⅳ．はかりの基礎知識と実習
基礎知識と使用上の注意
検査方法

計量士部会
黒崎隆雄

分銅を使用しての検査実習（はかり 4 台で実習）

はかりの検査実習は、大島計量士（下写真・左）、
佐々木計量士、栗原計量士、私の 4 名で、はかり 4台の検査方法について指導を行いました。昨年は、はかりの点検方法でしたが、今回ははかりの検査方法に変更して、検査用紙に従い受講者に分銅を使用して検査を行っていただきました。

計量士部会
大島 勉 ほか「Ⅱ．計量計測管理」は、栗原計量士部会長が担当しました。講義内容は、国際単位系（SI）、トレーサビリティ、計測管理、計測関係の国際規格の 4
項目に分けて説明されました。国際単位系では、11月 16 日の国際度量衡総会において 7 つ基本単位の定義うち 4 つの基本単位の改定案が承認されたことが紹介されました。その 4 つとは、
「質量」
、
「電流」
、

使用したはかりの内訳は、電気抵抗線式はかり M「温度」、「物質量」です。これらの定義は、2019
年 5 月 20 日の「世界計量記念日」に新定義に移行

級 60 kg、電気抵抗線式はかりＭ級 3 kg、電気抵抗します。特に質量の定義は、130 年ぶりに「国際キ線式はかり 3 級 3 kg、バネ式指示はかり 1 kg です。

ログラム原器」から、不変の物理定数である「プラ受講者は、慣れない分銅の取扱いに苦慮しながらはンク定数」に改定されることが紹介されました。講

かりの検査実習に積極的に参加し、検査方法の技術

義の計測管理の項目では、特に統計の基礎についての習得に努めていました。
最後に講習会の修了証書を栗原計量士部会長から不確かさ等を詳細に説明されました。

受講者に授与し、講習会を終了しました。

「Ⅲ．質量の計量管理と ISO」は、佐々木計量士
が計量の各要素、質量計定期検査の役割、計量管理

くろさき たかお（計量士）と ISO、会社の損失を最小限にすることの 4 項目に39

〔計量協会報-№12〕

平成 30 年度計量管理部会主催研修見学会

研修実施報告 4（国研）産業技術総合研究所 研修見学会報告
計量管理部会 副部会長

荒川 英樹

計量管理部会主催による国立研究開発法人 産業

進められ、プランク定数に基づく新たなキログラム

技術総合研究所（産総研 AIST）の研修見学会が昨の定義に移行することが決定しました（見学日はま

年 11 月 9 日(金)に開催されました。参加者は、計量だ決定前でした）。

管理部会員 6 名を含む 11 名でした。

現在、国際度量衡協会では、上記質量（キログラ

1． 産総研と計量標準ム）を含む電流（アンペア）、温度（ケルビン）、物
質量（モル）の計 4 単位について普遍的で不変な物

今回見学した産総研は、日本最大規模の国立研究理定数に基づき定義の改定を進めています。この定開発法人であり、産業技術分野における様々な研究開発を総合的に行う経済産業省所管の研究組織です。
以下に産総研の人員及び決算を示しますが、文字通
員

研究職員
事務職員
テクニカルスタッフ
その他
研究員受入実績

2,331 名699 名1,549 名489 名5,356 名同じ測定技術を用いて基本単位が定義されることとなります。この基礎物理定数の不確かさをいかに小り日本最大の研究法人となっています。
人

義改定が完了すると、基礎物理定数の値が定められ、

さくし、精密に測定する技術を開発することが産総2017 年度決算額
収入：1,085 億円
支出：1,046 億円

研での今後の重要な業務と言えるでしょう。

3． 研修見学会
NMIJ には 4 研究部門（工学計測標準研究部門、物理計測標準研究部門、物質計測標準研究部門、分産総研の研究対象は幅広く、我が国の産業技術の析計測標準研究部門）と 1 普及センター（計量標準

ほぼ全てをカバーしており、2015 年 4 月より研究

普及センター）がありますが、今回見学したのは、組織を 7 つの領域に再編しています。そのうちの一「サイエンス・スクエア・つくば」と工学計測標準

つに計量標準総合センターがあり、質量・時間・長研究部門の「プランク定数精密測定システム」及びさといった計測における標準（計量標準）の整備と物理計測標準研究部門の「光格子時計」です。

いう重要なミッションを担っています。計量標準総(1) サイエンス・スクエアつくば合センター（NMIJ）では、国際単位系（SI）の 7
つの基本単位とそれらを組み合わせた数多くの組みサイエンス・スクエアつくばは、産総研の研究と立て量の標準を開発・維持し社会に提供しています。

成果を試作品展示や解説動画などを使ってわかりや

2． 基本単位の見直し（人工物から基礎物理定
数へ）

すく紹介している産業技術ショールームとなっています。
ここでは、ガイドの説明付きの見学でした。AIST

時間の標準の定義は、当初地球の公転周期などにヒストリーのコーナーでは、産総研の前身機関も含よっていたものが、セシウム 133 原子の放射周期のめた長い歴史の研究成果が、年代ごとにリストにさ継続時間より算出するようになりました。また、長れ、タッチパネルで展示されていました（写真下）。

さの標準も当初はメートル原器だったものが、真空中の光の速さと時間の積による定義に変更されています。これは、「唯一のもの」に頼った時代が終わり、「普遍的で不変なもの」を利用する時代を迎えた結果です。現在、変わらず人工物を単位の定義としているのが質量の標準で、国際キログラム原器の質量が 1 kg の定義となっています。しかし、国際キログ
ラム原器の質量は、長期的には表面の汚染などにより変動してしまうことがわかってきたため、普遍的イノベーションゾーンでは産総研の研究成果を 3な基礎物理定数に基づいた定義に改定すべく研究がつの展示ゾーンに分けて試作品や動画解説を交えて40

〔計量協会報-№12〕
紹介していました。ワンダーオブサイエンスでは、は 28 ケイ素単結晶から研磨された球体を用いてお光や音の不思議を体感できるコーナーのほか、産総り、その質量と体積を精密に測定し、密度を決定し研が研究に使用してきたロボットが展示されていまてシリコン原子の数を数えることによりプランク定した。

数を算出しています。その測定精度たるや、直径約▼ ガイド説明付きでの見学

94 mm のシリコン単結晶を±0.6 nm の誤差という
ほぼ原子間距離に相当するとてつもない精度で、その測定を可能にしたのが超高精度のレーザー干渉計と表面分析システムです。その測定システムと球体を直接見ることができたのは、貴重な体験となりました。

▼ 球体直径測定用レーザー干渉計▼ シリコン単結晶球体

ここで出迎えてくれたのはアザラシ型セラピーロ
ボットのパロです。パロは、世界で最もセラピー効果があるロボットとしてギネスブックにも登録されており、30 カ国以上で活躍しています。光センサによりまぶしいと顔をそむけ、触感センサに(3) 物理計測標準研究部門（時間）より触られると反応
し、加速度センサによ

産総研では、時間周波数国家標準を維持管理し、り抱かれると喜びま

ユーザーに校正サービスを提供していますが、協定

す。お堅い展示物の中での息抜きになって世界時（UTC）にトレーサブルな周波数遠隔校正シ
セラピーロボット

ステムについて見学しました。

いました。ここは、一般の方も見学可能ですが、全国家標準と UTC は、24 時間 365 日比較されてい体的な印象としては、体験的なものは少なく技術開るとのことですが、秒から下の 9 桁まで表示されて発の展示がメインとなっているため、関連技術に関いる状態は、3 桁目以降は全く見えない状態でした。
現在、秒はセシウム原子の周波数である 92 億 Hz

わった方でないと難しい内容だと感じました。

のマイクロ波を基に定義されています。セシウム原(2) 工学計測標準研究部門（質量関係）
場所を移動し、産総研の全体説明があった後、工子時計は 3,000 万年に 1 秒しか狂わないというとて学計測標準研究部門のプランク定数精密測定システ

つもない精度ですが、さらにこの精度を約 1,000 倍

ムの見学をしました。ここは、一般の方は入室でき向上させる光格子時計を実現したということです。

ない場所で、今回、計量協会の見学会にて特別に見この光格子時計は 138 億年で 1 秒以下の誤差しかせて頂いた場所となります。前述のとおり、国際キ生じないというから、まさに驚きです。携帯電話のログラム原器は普遍的なものではない（130 年で 50周波数の混信を避け、カーナビゲーションの位置精μg 増えていたとのことです）ため、プランク定数に度を更に向上させるために、より精度の高い研究を基づく新たなキログラムの定義に移行します。産総

進めています。
▼ 周波数遠隔校正システム

研は、シリコン球体の密度と格子定数の絶対測定から求められるアボガドロ定数によってキログラムを定義する国際アボガドロプロジェクトに参加しており、プランク定数を世界最高レベルの精度で測定しました。産総研では約 40 年前に X 線結晶密度法という方法を用いてプランク定数の精密測定に着手しましたが、米国標準技術研究所（NIST）がキップル
バランス法という方法で測定したプランク定数と一致しなかったため、定義改正に至らなかった過去があるとのことでした。今回のプランク定数の測定に
41

〔計量協会報-№12〕

4． まとめ
今回の見学では、計量標準における日本最高機関の精度について触れることができ、非常に貴重な体験となりました。また、我が国が国際単位系（SI）の基本単位の定義の決定に直接関与するのは初めてとのことで、約 130 年ぶりとなるキログラムの定義改定に貢献する歴史的な研究に使用された装置を平成最後の年に見学できたのは意義深いものがあります。
あらかわ

ひでき（大正製薬㈱）の仕事はというと、ちょうど足立区医師会の計量士による代検査が始まり、その補助要員として検査業務に携わることになりましたが、ペーパードライバ
ーにもかかわらず、事務所のあった港区海岸の旧東京都計量検定所から足立区へ、夏の暑い盛りに、東京都計量検定所 OB 計量士 1 名と先輩協会職員、そして私の計 3 名で足立区へ通っての巡回検査は夏ということもあり、重労働であったことを記憶しています。その当時の状況からは、今の東京都計量協会の隆盛を想像できませんでした。
実は、その時に現宮城県計量協会・佐藤正使専務
理事が、後輩として入ってきたのでした。ですので、40 年来の知り合いということになります。

計量士登録後本格業務スタート
計量士としての仕事としては、登録したのが昭和
59 年 1 月のことでしたので、そこからが本格的なス株式会社 三越伊勢丹

タートといえると思います。そういうことで、はか恵田 豊

りの代検査事業も足立区医師会から東京都内の医療機関に拡大し、さらには教育委員会関連の仕事とし受賞は同僚・諸先輩のご指導の賜物
これからは計量業界へ恩返しをて、小中学校の体重計や給食の厨房で使用するはかりなどの検査に拡大していき、私が在籍していた当時で検査部門の職員が 5 人程度だったかと思います。

この度、平成 30 年度の経済産業省産業技術環境

現在の状況は 40 人体制になっていると、聞き及ん

局長表彰を受賞する機会を得ましたことは、正直いでいるので、おおよそ 8 倍程度になっているというって、とうとうここまで仕事を続けられたという感ことになります。

慨がひとしおです。

伊勢丹へ転職 埼玉との関わり

計量士補助要員で予備スタート

その後、縁あって当時の㈱伊勢丹に昭和 61 年 6

思い起こせば、計量の仕事に初めて携わったのは、月に転職することになりますが、そこで、もうお亡

昭和 53 年の 7 月に東京都計量協会に計量士の補助

くなりになって早いもので 13 年くらいになるかと要員として採用されたことから始まりました。最初42

〔計量協会報-№12〕
思いますが、元埼玉県計量士会会長を務めた木下鐵対外業務については浦和店から代理で出るようにと男さんに出会うこととなりました。ということは、の依頼があってのことでしたが、埼玉県計量士会に前任の計量士会長が佐藤正使さんでしたから、そのは、それ以前から B 会員で入会していたように思い意味では、埼玉県の計量にはご縁があったのかもします。それから、流通部会にも木下さんの現役当時れません。木下さんとは 10 歳違いでしたので、そから顔を出させていただいていたので、比較的スムの後、約 20 年の間、一緒に仕事をさせていただきーズに埼玉県の計量関連団体業務に入っていけたよました。

うに思います。

百貨店計量士としての様々な経験

計量行政審議会の部会でプレゼン

百貨店の計量士としては入社時にお世話になった、いろいろな経験はその頃から、させていただきま

浦和店の開店時に計量管理を担当していた計量士のしたが、エピソードとしては、薮内計量行政室長当前田明さんの意向もあり、新宿店の食品に入社早々

時に、計量管理の実際について聴き取り調査をされに配属され、翌年の昭和 62 年 2 月に商品試験室にた機会があり、当日は、計量管理の話を同僚計量士

異動するまでの約 8 か月を過ごしましたが、最初にとさせていただいたところ、1 週間後に経済産業省配属されたのが催事担当で、特に何ができるというに来て計量行政委審議会の部会でプレゼンすること

わけでもなかったので、懸命に声を出して週替わりになってしまい、急きょ資料を作り、プレゼンをしの催事の販売応援などをやって過ごしたところ、そたのが対外的にお話をするきっかけになったようにれまで大声を出して働く機会がなかったので、一週思います。

間で声がつぶれたのを思い出します。中元期、歳暮

それ以降、次々と人前でお話しする機会が増え、期には忙しいところに行かされ、そこで包装の仕方

日本計量振興協会の流通計量士向けの講習には埼玉などを教えてもらい、最後の配置先はグローサリーの藤田さんと共に講師をしたりという機会に恵まれ、（食料雑貨）でしたので、ほぼ一日中立ち仕事で、さらには埼玉県の流通部会長を引き受けた時以来、休憩時間が待ち遠しかったのを覚えています。そし毎年 2 月の流通向け主任者養成講習会講師の担当はて、2 月の定期異動で立川店・吉祥寺店の担当計量

定番になってしまいました。

士として配属され、立川店に常駐しましたが、おお

これまでの経歴の一部ではありますが、自分が今

よそ 1 年未満で新宿店から通う方式に改められ、そ現在あるのは、よき同僚や諸先輩に叱咤激励されごれ以来、新宿店の仕事もして、立川店、吉祥寺店の指導ご鞭撻いただいたからだこそですので、感謝に

計量管理の実務を積んで流通業の計量管理を身につ堪えません。本賞を受賞できましたことはこれで終けることになった次第です。そして、木下さんの浦

わりではなく、さらに計量業界への恩返しをしなけ

和店に異動したのに伴い、新宿店の計量管理を担うればと思っておりますので、今後とも引き続きご指ことになりました。

導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

埼玉県計量協会との関わりは、木下さんの定年退

えだ ゆたか（㈱三越伊勢丹）

職に伴い、社員計量士が自分しかいなかったため、

経済産業⼤⾂表彰、産業技術環境局⻑表彰及び記念⾏事（抜粋）1．経緯・⽬的
経済産業省では、社会全体の計量制度に対する理解の普及を図るために、昭和 27 年より計量記念⽇を定めており、。今年度は、11⽉1⽇（⽊曜⽇）に、計量制度にご尽⼒いただいた計量関係功労者等に対し、⼤⾂等による表彰を⾏う記念式典を⾏うものである。
2．計量記念⽇式典の概要
開催日：11⽉1⽇（⽊曜⽇）
会 場：ホテルインターコンチネンタル東京ベイ

計量記念⽇式典においては、以下の表彰を⾏う。
(1)経済産業⼤⾂表彰（計量関係功労者）
多年にわたって計量関係事業の発展、計量器の発達・改善、計量思想の普及⼜は計量⾏政の運営等に尽⼒し、その功績が顕著であると認められた者を表彰。
(2)産業技術環境局⻑表彰（計量制度運営等貢献者）
計量⼠国家試験貢献者、その他計量制度の運営等に特に貢献したと認められる者であって、その功績が顕著であると認められた者を表彰。

43

〔計量協会報-№12〕

当協会は、今年度も埼玉県の後援並びに計量関係団体等との連携により、第 13 回「県民計量のひろば」を 11 月 1 日（木）に大宮の DOM ショッピン
グセンターで開催し、適正な計量の実施と理解を深めるための普及活動を実施しました。
会場では、計量器の展示、はかってみよう、ヨー▲ 身近な計量コーナーの展示▲ タクシーメーターの展示

ヨープレゼント、体験健康測定、環境と計量・電気
計器コーナー、タクシーメーター・容量線入りグラ
ス・各種パネル展示などを行いました。また、お楽しみコーナーでは、重さ当てクイズ・スタンプラリ
ーを、また、コバトン（埼玉県のマスコット）とのふれあいコーナーも行いました。

▲ 開始前のミーティング／検定所所長あいさつ▲ 電気計器コーナー(日本電気計器検定所) ▲ 容量線付きグラス
欧州で普
及してい
入る容量
線付きグ
ラスを国
内でも定
着を図っ
て行く活
動です。

▲

環境と計量コーナー（埼玉県環境計量協議会）▲

体験健康測定▲ 訪問者で賑わう環境と電気計器のコーナー▲ ヨーヨー プレゼントコーナー▲ 重さ当てクイズ コーナー

後援：埼玉県
協賛団体：埼玉
県環境計量協議会、日本電気計器検定所▲ スタンプラリー▲ コバトンと写真▲ 松山副会長

44

閉会のあいさつ〔計量協会報-№12〕「埼玉県民の日」
記念

計量検定所
施設公開
明治 4 年に廃藩置県が行われ、11 月 14 日（旧暦）に荒川より東の地域に「埼玉県」が誕生しましたが、その後、
明治 9 年に埼玉県と旧入間県が合併して、今の埼玉県とほぼ同じ形になったとのことです。その後昭和 46 年、ちょうど100 年目に当たるのを記念して、11 月 14 日を「県民の日」とし定めたようです。
県民の日には、県庁が一般公開され、右上に示したように様々なイベントが行われますが、当協会では、埼玉県の依頼を受けて、11 月の計量強調月間中でもあるこの日に、適正な計量の実施と理解を深めるため、県計量検定所の施設公開における普及・啓発活動のお手伝いを行いました。

◀ 検定所職員トリオ
による受付

パネルによる計量普及・啓発活動 ▶

◀ 重さ当てゲーム ▶
111g ピッタリ賞に挑戦！

◀ アメ、もらえるのかなぁ？
もらえないんだって～”(-“”-)” ▶

県民の日の主な趣旨：県の歴史を知り、自治の意識を高め、豊かな福祉社
会の実現を目指そう！
県民の日の主な協賛事業
 県庁舎、知事室や県議会議事堂、知事公館などを特別公開
 県内の各私鉄から原則県内区間の一日乗車券などの販売
 埼玉会館にて「県民の日記念式典」を開催
 県立高等学校、公立小・中・高等学校などの休校
 県立の博物館・美術館や県内各市町村など一部の有料施設の無料化
 県内・県外の一部テーマパークの入場料の無料化など

45

常設展示室
での説明

〔計量協会報-№12〕

カンボジア訪問記 1

出会いが行動を変える株式会社 日本製衡所

岩渕 孝男

カンボジア社会に尽く💛 カンボジア日本語学校への教育機材の寄贈されている活動に多く

私の所属する大宮中央ロータリークラブは国際奉の会員が感銘を受け、仕活動の一環として、2017 年 11 月にカンボジアの国際奉仕事業費を「山シェムリアップ（右上地図参照）にある「山本日本本日本語学校」への支語学校」に TV やプロジェクター、コピー機などの援に充てようじゃない

教育機材を寄贈し、その贈呈式に出席するためメンかと意見がまとまりまバー9 名と訪問しました。

した。

「山本日本語学校」は山本宗夫氏が 30 年前にカ「山本日本語学校」

ンボジアに旅行会社を設立。シェムリアップはアンへの支援品を検討してコールワットなど世界遺産の遺跡群が多く、日本人

カンボジアはインドシナ半島の南いる議論の最中にメンバーの一人の見冨会員より観光客も大勢訪れることから日本語通訳の育成を思「別の奉仕の話で恐縮だけど、実は私の知り合いのい立ち、現地の 18 歳以上の青少年に一年間無償で奥村さんという女性が、カンボジアのバッタンバン

生活と学業を支援しています。彼らは卒業するとガ（右上地図参照）にある「Hope of Children」とい

イド養成プログラムを学び適正審査の後にツアーガう孤児院でボランティアをしていて、11 月のカンボ

イドの仕事がスタートします。

ジア訪問を伝えたところ出来たら未使用のシーツや贈呈式では 50 名の生徒と現地スタッフ 8 名から毛布をプレゼントして貰えないだろうか、お礼は出手作りのレイと心を込めて作られたお菓子のもてな

来ないけど、私達の日程に合わせてシェムリアップ

しを受け、さらに「上を向いて歩こう」の大合唱のまで取りに行くと言っているんだが」どうだろうか、

歓迎に奉仕することによって我々が癒されることをその話にプロジェクトメンバーは眠っている寝具な改めて知り、感激というご褒美をいただくことがでらすぐに集まるんじゃないか」との意見でまとまり、きました。

早速 Hope of Children 支援プロジェクトを立ち上山本宗夫氏との出会いは、当クラブの泉会員がシげると多くの会員から沢山の寝具が集まりました。

ェムリアップにあるフンセン・ワットスバァイ中学

カンボジア到着の夜、私達は山本宗夫さん主催の校に長年、支援を続けていることが山本氏の知ると歓迎会に招かれ、当地の生活やアンコールワットのころとなり、泉会員が山本氏を当クラブの例会に招話を伺っていたところ、女性が突然現れ「プレゼンき「山本日本語学校」設立の経緯や教育内容を伺い、トを受け取りに来た奥村と申します」。頭を刈上げて46

〔計量協会報-№12〕いたので最初は尼さんかと思いました。見冨さんか

私には大きなモットーがあります。子供達が自立らの紹介に奥村さんは、カンボジアの孤児院でボラできるように身の回りのことは全て子供たちにやらンティアを始めたきっかけを、4 年前に放映された

せています。日本の家を売り払ったお金で孤児院をテレビ東京の「世界ナゼ、そこに日本人」という番

広い場所に移し、寝泊まりする宿舎や校舎も建てま

組が私の心を動かしました。さらに伺うとバッタンした。また、Hope of Children を自立させることをバンのタコック村で暮らすたった一人の日本人女性、目的に 2 年前に「HOC カフェ」をオープンしまし岩田亮子さんがお寺の住職が開いている Hope ofた。

Children という孤児院で、困難な環境にも弱音を吐しかし、現実は運営するのが精一杯で、利益はあかず孤軍奮闘する彼女の生き方に共感し「自分も貧まり出ていません。孤児院の運営費は最低でも毎月しい人の為に力を貸そう」と考え、2 年前から Hope

20 万円かかります。そこで、日本の支援者のご厚意

of Children でスタッフとして働いているとのことで講演活動を通じて資金集めをしております。お陰でした。さらに、奥村さんは続けて、「現在、孤児達

で何とかやり繰りはできているけど、本当は子供達

は 3 歳から 15 歳まで 30 名います。6 歳以上の子供の身の回りの世話をしながら勉強（日本語）や体育

達には学校に通わせています。米や野菜を栽培してを教え、一緒に過ごしたいんです。そして、夢は子いるけど、自給自足に至っていません。国からの援供達が大学を出て自立して巣立っていくことなんで助がないので岩田亮子さんは資金集めに苦心していす。

ます。ですからどんな寄付でもありがたいんです。

と岩田さんは言い、満面の笑顔で我々にお礼を述

実は明日、岩田亮子さんが皆さんにお会いしたいとべました。

バッタンバンからこちらにやってきます。
」と話され💛 2018 年度の国際奉仕プロジェクトはました。

話を伺い困難な中でも孤児院の環境を改善しよう

翌日、岩田亮子と奮闘している岩田亮子さんの生き様に、我々一同さんを昼食会に招敬服しサイフの紐が緩みました。

き、持参した寝具

岩田亮子さんが帰った後、私達は奉仕の在り方にを渡し、何故国際ついて話し合いを持ちました。学生の半分以上がバ

貢献の道がシェム

イクで通学している「山本日本語学校」はかなり恵

リアップの「Hope

まれているよね。それより、食費が 1 日一人当たり

of Children」とい

1 ドルの Hope of Children への奉仕を優先すべきでう孤児院だったのはなかったのか。

か伺ったところ、次のように、これ

私達は日々様々な人や場所やモノとの「出会い」
左から奥村さん、岩田さんがあるけれど、何らかの要因が自分の側にないと「出までのご自身の体会い」は起こらないと聞きます。

験を語られました。

我々カンボジア訪問団は岩田亮子さんとの「出会💛 カンボジアで私財投じてボランティア

い」によって、2018 年度の国際奉仕プロジェクトをHope of Children に決定し、この 9 月に支援内容を

JAL の客室乗務員として働いていた時に、アフリカでの井戸掘りを知り感銘を受けました。私もいつまとめるために現地調査を行ってきました。

かは海外の人のためになりたいと考え、43 歳で退職
して JICA の一員として国際貢献の道に進みました。
JICA でキャリアを積み、カンボジアで人身売買の撲滅活動を支援していた時、目の当たりにしたのが誌面の関係で続きは次号・第 13 号（2018 年 7 月発刊）に掲載させていただきます。
いわふち

たかお（埼玉県計量協会 前会長）

過酷な環境で暮らす孤児たちでした。ポル・ポトは知識人を大量に虐殺したため、子供たちを教育できる大人が少ないことを知り、2009 年に日本の家を引

Youtube で岩田亮子さんに会えます

き払いカンボジア移り住み、バッタンバンの児童養

カンボジア・バッタンバンの孤児院『Hope of Children』
www.youtube.com/watch?v=SXPkVq66etc

護施設 Hope of Children でボランティア活動を始
めました。
47

〔計量協会報-№12〕

1.3

第 4 回理事会

平成 30 年 10 月

5 日（金）(1) 関東甲信越地区計量団体連絡協議会について(2) 県民計量のひろば（開催概要）について
埼玉県計量協会の理事会は、協会報第 11 号掲載(3) （計量記念日ポスターの配布）分に続き平成 30 年度は第 2 回から 4 回まで開催さ(4) その他

れておりますので、これらの協議・報告事項につい 臨時総会後の事務手続き状況報告について紹介致します。

て 新年賀詞交歓会について

なお、今年度は臨時総会の開催がありましたので

31 年 1 月 18 日（金）ブリランテ武蔵野

併せて記載いたします。

で開催（講演会・交歓会）

1

平成 30 年度理事会
1.1

第 2 回理事会

 主任計量者講習会について（11/7）（再案
平成 30 年 7 月 13 日（金）内）

(1) 関東甲信越地区計量団体連絡協議会につ 適正計量管理主任者講習会（製造部門）

いて（11/22）について(2) 「県民計量のひろば」について

 研修見学会について(3) 臨時総会の開催について（定款の変更）

 協会報第 12 号の編集計画について(4) 平成 30 年度埼玉県計量協会の予算額修正

2

について

～指定検定機関への対応に伴う定款の変更～(5) その他

計量法政省令改正による環境の変化に対応して、(6) 計量協会報 11 号について

事業の一層の拡充を図るため、事業遂行上必要な(7) 入会の承認について
1.2

臨時総会 平成 30 年 9 月 18 日（火）第 3 回理事会

定款の関連事項の変更について審議を行うことを

平成 30 年 8 月 23 日（木）

目的に臨時総会が開催された。
当日出席 26 名の会員と 191 名の委任状により、(1) 職務執行状況について

全会員 300 名の 72.3％（過半数以上）の出席で、(2) 関東甲信越地区計量団体連絡協議会につ総会は成立となり、審議の結果、下記 2 項目を定いて款に追記することで承認された。

(3) 県民計量のひろば（開催概要）について

 指定検査機関による検定の実施並びに特定(4) その他

計量器の検定業務の実施

 新年賀詞交歓会について

 前項の事業は主に埼玉県において行う。

31 年 1 月 18 日（金）ブリランテ武蔵野 （余剰金の処分制限）この法人は余剰金のにて開催予定（講演会・交歓会）

分配をすることはできない。
今後、指定検定機関として体制の整備を進めていくことが確認され、散会となった。

▲

30 年度第 4 回理事会風景
臨時総会風景 ▶
記事担当：石島48

徹（埼玉県計量協会・事務局長）

〔計量協会報-№12〕♠ 協会からのお知らせのページ

埼玉県計量協会関連行事の実施状況・予定
月日

行事名

参加者数

開催場所

平成 30 年7 月 11 日(水)19 名

第 1 回主任計量者講習会（資格取得）
平成 30 年度第 2 回理事会
13 日(金)「計量協会報」2018. 7 月 №11 発行

14 名

31 日(火)8 月 17 日(金)23 日(木)9 月 3 日(月)18 日(火)20 日(木)
10 月 1 日(月)5 日(金)

会員他送付
10 名

自動はかりの指定検定機関及び検定に関する勉強会

検定所
計機健保会館

関東甲信越地区計量団体連絡協議会代表者会議③

1名

平成 30 年度第 3 回理事会

11 名

県民計量のひろば第 1 回実行委員会

20 名

第 10 回計量計測管理技術研修推進事業小委員会

4名

検定所

臨時総会

26 名

検定所

測定基礎研修（熊谷会場）
計量ポスター発送

20 名

さくらめいと平成 30 年度第 4 回理事会

12 名「協会報」第 2 回編集委員会

9名

検定所

全会員へ送付

10 月 12 日(金) 平成 30 年度関東甲信越地区計量団体連絡協議会
11 月 1 日(木)

検定所
検定所

第 13 回県民計量のひろば

18 名
会場対応 40 名

検定所
栃木県宇都宮市
ホテルニューイタヤ
DOM ショッピングセンター

7 日(水)

主任計量者講習会（有資格者向け）

17 名

検定所

9 日(金)

研修見学会（計量管理部会）

11 名

産業総合研究所

14 日(水)埼玉県民の日施設公開協力

5名

検定所

22 日(木)適正管理講習会（生産部門）

10 名

検定所

12 月中
13 日(水)平成 30 年度第 5 回理事会（文書）平成 30 年度第 2 回計量士部会会議

17 名

検定所

14 日(金)関東甲信越地区計量団体連絡協議会代表者会議④3名

計機健保会館－（文書による理事会）

平成 31 年
1 月 9 日(水)平成 31 年計量団体・業界・機関合同賀詞交歓会

2名

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰｸ半蔵門

11 日(金)埼玉県商工団体等新春のつどい

2名

知事公館

18 日(金)埼玉県計量協会賀詞交歓会

ブリランテ武蔵野「計量協会報」2019 年 1 月 №12 発行予定

会員他送付

1 月中
2 月 5 日(火)

適正計量管理講習会（流通部門）予定

検定所

7 日(木)
2 月中

測定基礎研修予定（川越会場）予定
第 2 回主任計量者講習会（計量証明事業部会）予定

ウエスタ川越検定所

22 日(金)第 17 回全国計量士大会（福岡）福岡市西鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

3 月 7 日(木)関東甲信越地区計量団体連絡協議会事務担当者会議

群馬県川場温泉

～815
日(金)
日(金)

平成 30 年度第 6 回理事会予定

検定所

平成 31 年度第 1 回理事会予定
4 月中旬「協会報」第 1 回編集委員会予定

検定所

会計監査予定5 月中旬

埼玉県計量協会第 7 回定時総会予定

さいたま市「道山閣」

49

〔計量協会報-№12〕◆ 役員会・講習会のご案内
役員・会員各位へは随時ご案内をいたします。また、ホームページで掲載しますのでご覧下さい。

 埼玉県計量協会ホームページ http://www.saikeikyou.or.jp/
 ご不明な点がありましたら事務局までお問い合わせ下さい。☎048-666-4787◆ 指定定期検査機関より埼玉県、特定市の指定定期検査機関、指定計量証明検査機関として、大型はかり、電気式はかり等の定期検査を実施しています。31 年度の定期検査実施地区は B 地区、32 年度は A 地区です。
 A 地区とは偶数年に検査を実施する市町村です。
（例：平成 32 年、平成 34 年・・）
 B 地区とは寄数年に検査を実施する市町村です。
（例：平成 31 年、平成 33 年・・）
埼玉県計量検定所ホームページ各特定市でご確認下さい。
 特定市（さいたま市・川越市・越谷市・熊谷市・川口市・所沢市・春日部市・草加市）です。
◆ 代検査を依頼されたい方は
当ホームページで代検査を行う計量士をご覧になれます。依頼等については、計量士に直接お問い合わ
せいただきますようお願いいたします。
◆ 「県民計量のひろば」御礼
11 月 1 日は「計量記念日」です。11 月 1 日（木）DOM ショッピングセンター（大宮駅西口）で開催されました計量記念日事業「県民計量のひろば」（第 13 回）では、総勢 40 名の皆様のご協力をいただきました。ありがとうございました。
後

援：埼玉県
協 賛 団 体：日本電気計器検定所、（一社）埼玉県環境計量協議会
協賛事業所：（株）日本製衡所、（株）エー・アンド・デイ、埼玉ユニオンサービス（株）
スペクトリス(株) 来場者数：1,550 名・重さ当てゲーム：750 名

 スタンプラリー：100 組 ・コバトンと撮ろう！写真コーナー150 組
 血圧・体組成計測定 204 名・ヨーヨープレゼント 100 名※ ホームページに当日の写真を掲載しておりますので、ご覧下さい。
◆ 主任計量者資格取得講習会のご案内
2 月に開催予定です。会員様へは、事前にはがきでご案内します。
詳しくはホームページでご覧ください（1 月 16 日アップ予定です）
 受講費：会員 2,000 円、非会員 4,000 円◆ 会費のお願い平成 30 年度の会費納入をお願いしております。
納め忘れがないか、ご確認をお願いいたします。
◆ 埼玉県収入証紙を販売しています
協会事務局では、県のさまざまな申請のための埼玉県収入証紙の販売をしています。
必要なときには、是非当協会でお求めください。
記事担当：安田 明美（埼玉県計量協会）
50

〔計量協会報-№12〕
世界では駆け出しであるが、日々の仕事を大事にしつつ、新しい様々な刺激を受ける事にも積極的になっていたいと考えている。さぁ、新時代。どんな場面が訪れるのか、バッチコーイ！！

🍀 ソフトボール、試合の結果に一喜一憂
10 年ほど前から、趣味で地元自治会のソフトボー
ルクラブに所属している。ソフトボールは野球の球をだいぶ大きくしたような競技であるから、野球経
験者には割と取っ付きやすい。しかし、私のように
野球未経験者では最初は人数の当てにもされず、大差負け模様の試合終わりに外野でチョコっと出してもらっては走者一掃のエラーをする、という、入団
したての頃は涙無しでは語れぬ有様であった。
担当・いわた てつし（編集委員）

ただ、野球をする事に昔から憧れがあり、練習は嬉々として続けたのが徐々に実を結び、高い参加率（これ重要！）もあってか段々スタメンで使ってもらえるようになった。

Q：野球部の練習とかで言ってる“バッチコーイ“ってどういう意味ですか？

クラブもこのところ急激に強くなり、所属する市のリーグ戦では今期からトップリーグに昇格する事

A：ベストアンサーに選ばれた回答意味としては「何が何でもボールを捕ってやる」という気持ちを表したもので、「バッターこっちに来い」の略ですね。
そしてこれも実は短縮された言葉で、「バッターこっちにボール打てよ！オレが捕ってやるぜ！」という言葉が短縮されたものです (短縮といっても後ろ半分をとっただけですが…) 。
まとめると、「バッターこっちにボール打てよ！オレが捕ってやるぜ！」→「バッターこっちに来い」→「バッチコイ」という具合に短縮されていきました。
上記のように、「何が何でもボールを捕ってやる」という気持ちを表した言葉で、なおかつ試合中に発する一種の掛け声なので、より短い方が言いやすく気合も入りやすかったのでしょうね。

が決まっている。もちろん、それは私の力によるものでは無い。今でも私は試合前、会場から全速力で逃げ出したくなる。もう、クラブには以前のような牧歌的な雰囲気は無く、ピリピリとした緊張感を味わう事が最大の楽しみであるかのようだ。個人的には良い結果が出ない事も多いが、それでも私はその中で結果を出す喜びを知ってしまった。好機にヒットを打つ、ピンチでアウトを取ればヒーローで、そのチャンスを掴み損ねれば戦犯だ。つくづく残酷な競技だな、とため息をつきながら私は今後もそれを続けているだろう。

YAHOO！ 知恵袋よりレベルはともあれ、日曜日だけでも体を動かす事
でだいぶリフレッシュ出来ている気がする。計量の仕事に関わりだしてから 17 年ほど経つ。まだこの51

〔計量協会報-№12〕

広告掲載のお願い
本号ではご覧のとおり 5 社に広告をいただいております。
ご支援ありがとうございます。
今後ともこの今回の 5 社のパターンを原型にしますが、そのほかにも「埋め草」的な対応で、本文中の空スペースにモノクロの広告を挿入することも可能かと思いますので、事務局へ気軽にご相談ください。更なる皆様のご支援をお待ちしております。

 広告掲載会社（50 音順）
株式会社 イシダ 埼玉営業所
株式会社 エー・アンド・デイ
埼玉自動車工業株式会社
株式会社 寺岡精工 東京営業所
株式会社 日本製衡所
 広告料

一般社団法人 埼玉県計量協会

A4 全面カラー広告：20,000 円／1 回（原則年 2 回掲載）
A5 カラー広告（A4 の 1/2）
：10,000 円／1 回（原則年 2 回掲載）

－第 12 号－
発行日：平成 31 年 1 月 18 日（年 2 回発行）
発行者：一般社団法人 埼玉県計量協会
計量協会報編集委員会〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町 2 丁目 254 番地 1
埼玉県計量検定所内
TEL：048-666-4787／FAX：048-668-0330
E-mail：soumu@saikeikyou.or.jp
会
長
編集委員長
編 集 委 員

金井 一榮
寺田 三郎
佐々木幸司
荒川 英樹
岩田 哲士
眞島 悠輔

52

矢島
恵田
栗原

廣一
豊
良一

佐藤
哲
杉田 博之
安田 明美
（事務局）