EN

PermaFlo™ Pink
Flowable Composite

Product Description
PermaFlo™ Pink composite is a light-cured,
radiopaque, methacrylate-based flowablecomposite. PermaFlo Pink composite contains
1µm average particle size with narrow upper limit
particle distribution. It is thixotropic, 68% filled.
For all products described, carefully read andunderstand all instructions and SDS information
prior to use.
Delivery Form(s)• 1.2 ml delivery syringe• Delivery tip:⸰ Micro 20 ga tip
Indications for Use/Intended Purpose
Restorative composites are used for direct andindirect restorations in both the anterior andposterior regions.
Contraindications• Do not use on patients with known
sensitivity to methacrylates or other resins.
If dermatitis, rash, or other allergic reaction
is observed, rinse exposed area thoroughly
and have patient consult their physician.
• For patients or users with allergy concerns,
refer to product allergen document availableat www.ultradent.com. If allergic reaction
is observed, rinse exposed area thoroughlywith water and have the patient consult
their physician.
Warnings and Precautions• Resins can be sensitizing. Do not use
on patients with a known sensitivity toacrylates or other resins. If allergic reaction,dermatitis, or rash develops, have patient
consult their physician.
• To avoid cross-contamination, use clean
gloves and a clean instrument.
• Redirect overhead light to prevent
premature polymerization.
• To optimize bond to each succeeding layer,
do not remove oxygen inhibition layer
between incremental layers of composite.
• Ensure composite is totally polymerized
between layers; partially cured material
could cause pulpal irritation and will have
deficient physical properties.

Stepwise Instructions

Preparation
1) Remove luer lock cap and securely attach a
recommended delivery tip onto syringe.
2) Verify flow and consistency prior to applying
intraorally. If resistance is met, replace tip
and try again.
3) Isolate preparation with retraction cord and/or rubber dam to control sulcular fluid.
4) Etch according to
manufacturer's instructions.
5) Apply bonding agent to preparationaccording to manufacturer's instructions.
Use1) Apply first layer of PermaFlo Pink composite(0.5–1.5 mm) and light cure. Follow with
2 mm increments, curing after eachincrement. For curing lights with an intensityof ≥ 800 mW/cm2 in the wavelength
region of 385–515 nm, cure each layerfor 10 seconds. A final cure of 20 seconds
is recommended.
2) Shape and finish using preferred method.
Processing
To avoid cross-contamination, wipe syringe withan intermediate level disinfectant between uses
and use a disposable barrier sleeve. If a barrier
sleeve is not used, syringe should be treatedas single-use
Storage and Disposal
Dispose of waste according to local rules,
guidelines, and regulations.
Miscellaneous Information
Report any serious incident to the manufacturer
and the competent authority.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

IT

PermaFlo™ Pink
Composito fluido

Descrizione del prodotto
Il composito PermaFlo™ Pink è un composito fluido
fotopolimerizzabile, radiopaco, a base di metacrilato.
Il composito PermaFlo Pink contiene particelle diuna dimensione media di 1µm con una distribuzione
stretta delle particelle al limite superiore. È
tissotropico, riempito al 68%.
Per tutti i prodotti descritti, prima dell’utilizzo, leggere
attentamente e comprendere tutte le istruzioni e leinformazioni contenute nella scheda di sicurezza.
Aspetto del prodotto confezionato• Siringa di erogazione da 1,2 ml• Puntale di erogazione:
⸰ Puntale micro 20 ga
Indicazioni per l’uso/Scopo previsto
I compositi da restauro vengono utilizzati per restauri
diretti e indiretti sia nella regione anteriore che inquella posteriore.
Controindicazioni• Non usare su pazienti con sensibilità accertata
verso metacrilati o altri tipi di resine. Se
vengono riscontrate dermatiti, eruzioni
cutanee o altre reazioni allergiche, sciacquareabbondantemente l'area esposta e diindirizzare il paziente a consultare il proprio
medico specialista.
• Per pazienti o utenti con problemi di allergie,fare riferimento al documento sugli allergeni
presenti nel prodotto disponibile all'indirizzo
www.ultradent.com. Se si manifestano reazioni
allergiche, lavare accuratamente con acquala zona interessata e indirizzare il paziente asottoporsi ad un consulto medico specialistico.
Avvertenze e precauzioni• Le resine possono essere sensibilizzanti.
Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota
agli acrilati o ad altri tipi di resine. In caso
di reazioni allergiche, dermatiti o eruzioni
cutanee, il paziente deve consultare il proprio
medico specialista.
• Per evitare la contaminazione crociata, utilizzare
guanti puliti e
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m
m

m

m

m

m
m

mm
M

m
mm

m

m

m
mW m

M
m

mm

m

m
m

m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m

m

m m
m

m

PermaFlo™ Pink
Flydbart komposit

Produktbeskrivelse
PermaFlo™ Pink-komposit er et lyshærdet,
røntgenfast, methacrylatbaseret flydbart
komposit. PermaFlo Pink komposit indeholder 1µm gennemsnitlig partikelstørrelse med en smaløvre grænse partikelfordeling. Det er tixotropisk,
68% fyldt.
Sørg for omhyggeligt at læse og forstå alleanvisninger og SDS-oplysninger for alle de beskrevne
produkter inden brug.
Leveringsudgave(r)• 1,2 ml leveringssprøjte• Indføringsspids:
⸰ Micro 20 ga spids
Indikationer for brug/tilsigtet formål
Restorative kompositter bruges til direkte og
indirekte restaureringer i både de forreste og
bageste regioner.
Kontraindikationer• Må ikke anvendes på patienter med kendt
følsomhed over for methacrylater eller andre
harpikser. Hvis dermatitis, udslæt eller anden
allergisk reaktion observeres, skylles det
behandlede område grundigt, og anmod
patienten om at kontakte sin læge.
• For patienter eller brugere medallergiproblemer henvises til
produktallergendokumentet, som findes på
www.ultradent.com. Hvis der observeres enallergisk reaktion skylles det eksponeredeområde grundigt med vand, og patienten skal
konsultere sin læge.
Advarsler og forholdsregler• Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende.
Undgå anvendelse på patienter med kendt
følsomhed overfor acrylater eller andre
harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk
reaktion, dermatitis eller udslæt, skal patienten
konsultere deres læge.
• Brug rene handsker og et rent instrument for atundgå krydskontaminering.
• Omdiriger overbelysning for at forhindre fortidlig polymerisation.
• For at optimere bindingen til hvert
efterfølgende lag må ilthæmningslaget mellem
inkrementelle lag af komposit ikke fjernes.
• Sørg for, at komposit er fuldstændigt
polymeriseret mellem lagene; delvist hærdet
materiale kan forårsage pulpal irritation og vil

have mangelfulde fysiske egenskaber.
Trinvise instruktioner

Klargøring
1) Fjern luerlåshætten, og fastgør en anbefalet
leveringsspids på sprøjten.
2) Kontrollér flow og konsistens inden påføring
intraoralt. Hvis der mødes modstand udskiftes
spidsen og der forsøges igen.
3) Isoler forberedelsen med tilbagetrækningssnor
og/eller gummidæmning for atstyre sulfatvæsken.
4) Æts efter producentens anvisninger.
5) Påfør bindemiddel på præparatet i henhold til
producentens anvisninger.
Brug1) Påfør det første lag PermaFlo Pink-komposit(0,5-1,5 mm) og lyshærd. Følg med trin
på 2 mm, hærdning efter hvert trin. Tilhærdningslys med en intensitet på ≥ 800 mW/
cm2 i bølgelængdeområdet på 385–515 nm
skal hvert lag hærdes i 10 sekunder. En sidstehærdning på 20 sekunder anbefales.
2) Form og afslut med den foretrukne metode.
Forarbejdning
For at undgå krydskontaminering, skal dutørre sprøjten med et desinfektionsmiddel
på middelniveau mellem brug og bruge etbarrierehylster til engangsbrug. Hvis der ikke
anvendes et barrierehylster, skal sprøjten behandles
som engangsbrug
Opbevaring og bortskaffelse
Bortskaffelse af affald skal være i henhold til lokale
regler, retningslinjer og forskrifter.
Diverse oplysninger
Rapportér enhver alvorlig hændelse til producenten
og den kompetente myndighed.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Pink
Течен композит

Описание на продукта
Композитът PermaFlo™ Pink е фотополимерен,рентгеноконтрастен, течен композит на базатана метилметакрилат. Композитът PermaFlo Pink
съдържа частици със среден размер 1µm с тясна
горна граница на разпределение на частиците. Той етиксотропен, с 68% пълнител.
За всички описани продукти преди употреба
внимателно прочетете и разберете всички
инструкции и съдържанието на информационния
лист за безопасност (SDS).
Форма(и) на доставка
• 1,2ml спринцовка за нанасяне
• Накрайник за поставяне:⸰ Накрайник Micro 20 gaПоказания за употреба/Предназначение
Възстановителните композити се използват задиректни и индиректни възстановявания както впредната, така и в задната области.
Противопоказания
• Не използвайте при пациенти с известна
чувствителност към метакрилати или други
смоли. Ако се наблюдава дерматит, обривили друга алергична реакция, изплакнете
изложената зона старателно и инструктирайте
пациента да се консултира с неговия
личен лекар.
• За пациенти или потребители с алергия вижте
документа за алергени на продукта, наличен
на www.ultradent.com. Ако се наблюдава
алергична реакция, изплакнете изложената
зона обилно с вода и накарайте пациента да секонсултира с лекаря си.
Предупреждения и предпазни мерки
• Смолите могат да бъдат сенсибилизиращи.
Не използвайте при пациенти с известна
чувствителност към акрилати или други смоли.
Ако се развие алергична реакция, дерматит илиобрив, помолете пациента да се консултира снеговия лекар.
• За да избегнете кръстосано замърсяване,използвайте чисти ръкавици и чист инструмент.
• Пренасочете горното
осветление, за да предотвратите
преждевременната полимеризация.
• За да оптимизирате връзката към всеки
следващ слой, не премахвайте инхибиращия
кислорода слой между инкременталните слоевеот композит.
• Уверете се, че композитът е напълно
полимеризиран между слоевете; частично
втвърден материал може да предизвика

DA

BG

дразнене на пулпата и ще има недостатъчни
физични свойства.
Поетапни инструкции
Подготовка
1) Свалете капачка от присъединителния
конус на спринцовката и здраво прикрепете
препоръчания накрайник за нанасянекъм спринцовката.
2) Проверете потока и консистенцията, предида приложите интраорално. Ако срещате
съпротивление, сменете накрайника иопитайте отново.
3) Изолирайте препарата с ретракционна
корда и/или рубердам за контрол насулкуларната течност.
4) Ецвайте според инструкциитена производителя.
5) Нанесете свързващ агент върху подготовката
съгласно инструкциите на производителя.
Използвайте
1) Нанесете първия слой от композит PermaFlo
Pink (0,5–1,5 mm) и леко полимеризирайте.
Следвайте с нараствания от 2 мм, катополимеризирайте след всяко нарастване. Заполимеризиращи лампи с интензитет ≥ 800
mW/cm2 в областта на дължина на вълната
385–515 nm, полимеризирайте всеки слойза 10 секунди. Препоръчва се окончателно
полимеризиране от 20 секунди.
2) Оформете и завършете по предпочитанияот Вас метод.
ОбработванеЗа да се избегне кръстосано замърсяване, избършете
спринцовката с междинно дезинфекционно средство
между употребите и използвайте защитна втулка заеднократна употреба. Ако не се използва защитен
калъф, спринцовката трябва да се третира катоеднократна употреба
Съхранение и изхвърляне
Изхвърляйте отпадъците в съответствие с местните
правила, указания и разпоредби.
Обща информация
Съобщавайте за всеки сериозен инцидент напроизводителя и на компетентния орган.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

DE

PermaFlo™ Pink
Fleißfähiges Komposit

Produktbeschreibung
PermaFlo™ Pink Komposit ist ein lichthärtendes,
röntgendichtes, fließfähiges Komposit auf
Methacrylatbasis. PermaFlo Pink Komposit enthält eine
durchschnittliche Partikelgröße von 1 µm mit einer
engen oberen Grenzpartikelverteilung. Es ist thixotrop,
mit einem Fülleranteil von 68 %.
Für alle beschriebenen Produkte vor
Verwendung sorgfältig alle Anleitungen undSicherheitsdatenblätter lesen.
Lieferform(en)• Spritze (1,2 ml)• Applikationsspitze:⸰ Micro 20 ga Spitze
Anwendungsbereich/Verwendungszweck
Füllungs-Komposite werden für direkteund indirekte Restaurationen im Front- undSeitenzahnbereich verwendet.
Kontraindikationen• Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit
gegenüber Methacrylaten oder anderen Harzen
anwenden. Falls Dermatitis, Hautausschlagoder andere allergische Reaktionen beobachtet
werden, den exponierten Bereich gründlich
ausspülen und dafür sorgen, dass der Patientseinen Arzt aufsucht.
• Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf
Allergien finden Sie Informationen im AllergenProduktdokument unter www.ultradent.com.
Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion
den exponierten Bereich gründlich mit Wasser
spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen
Arzt konsultiert.
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen• Harze können sensibilisierend sein. Nicht bei
Patienten mit bekannter Sensibilität gegen
Acrylate oder andere Harze anwenden. Der
Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wennallergische Reaktionen, Dermatitis oder
Hautausschlag auftreten.
• Saubere Handschuhe und ein sauberes
Instrument verwenden, um Kreuzkontaminationzu vermeiden.
• Operationslampe wegdrehen, damit einevorzeitige Polymerisation verhindert wird.
• Die Sauerstoff-Inhibitionsschicht zwischen den
inkrementellen Schichten des Komposits nicht
entfernen, um die Bindung an jede nachfolgende
Schicht zu optimieren.
• Stellen Sie sicher, dass das Komposit zwischen den
Schichten vollständig polymerisiert ist; teilweise
ausgehärtetes Material kann zu Reizungen der

Pulpa führen und weist mangelhafte physikalische
Eigenschaften auf.
Schrittweise Anleitung
Vorbereitung
1) Entfernen Sie die Luer-Lock-Kappe und bringen
Sie eine empfohlene Applikationsspitze sicher
an der Spritze an.
2) Überprüfen Sie den Fluss und die Konsistenz vor
der intraoralen Anwendung. Wenn ein Widerstandauftritt, ersetzen Sie die Spitze und versuchen
Sie es erneut.
3) Präparat mit Retraktionsfaden und/oder
Kofferdam isolieren, um Sulkusflüssigkeit
zu kontrollieren.
4) Nach Herstellerangaben ätzen.
5) Haftvermittler nach Herstellerangaben auf die
Präparation auftragen.
Gebrauch
1) Erste Schicht PermaFlo Pink Komposit (0,5-1,5mm) auftragen und lichthärten. Fahren Sie
mit 2 mm-Schritten fort und härten Sie nachjedem Schritt aus. Bei Aushärtung von Lampen
mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm2 im
Wellenlängenbereich von 385–515 nm jede
Schicht 10 Sekunden lang aushärten. Eineabschließende Aushärtung von 20 Sekunden
wird empfohlen.
2) Mit der bevorzugten Methode formen
und fertigstellen.
Verarbeitung
Die Applikationsspitze vor jeder Benutzung mit einem
Desinfektionsmittel mittlerer Konzentration abwischen
und eine entfällt-Schutzhülle für den einmaligen
Gebrauch verwenden, um eine Kreuzkontaminationzu vermeiden. Wenn keine entfällt-Schutzhülle
verwendet wird, sollte die Applikationsspitze als EinwegApplikationsspitze behandelt werden
Lagerung und Entsorgung
Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien
und Bestimmungen entsorgen.
Sonstige Angaben
Alle schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller undzuständigen Behörden zu melden.
www.ultradent.com / +1-800-552-5512 / 801-572-4200

ES

PermaFlo ™ Pink
Composite fluido

Descripción del producto
El composite PermaFlo ™ Pink es un composite fluido
fotopolimerizable, radiopaco, a base de metacrilato.
El compuesto PermaFlo Pink contiene un tamaño departícula promedio de 1 µm con una distribución departículas de límite superior estrecho. Es tixotrópico,relleno al 68%.
Para todos los productos descritos, lea atentamente
y comprenda todas las instrucciones y la informaciónde la hoja de datos de seguridad antes de usarel producto.
Presentación• Jeringa de administración de 1,2 ml• Punta de administración:
⸰ Punta micro 20 ga
Indicaciones de uso/Fin previsto
Los composites restauradores se utilizan para
restauraciones directas e indirectas en las regiones
anterior y posterior.
Contraindicaciones• No usar en pacientes con sensibilidad conocida
a los metacrilatos u otras resinas. Si se observa
dermatitis, erupción u otra reacción alérgica,enjuague bien el área expuesta y haga que elpaciente consulte a su médico.
• Para los pacientes o usuarios con problemasde alergia, consulte el documento de alérgenos
del producto disponible en www.ultradent.com.
Si se observa una reacción alérgica, enjuague
bien el área expuesta con agua y haga que elpaciente consulte a su médico.
Advertencias y precauciones• Las resinas pueden ser sensibilizantes. No
utilizar en pacientes con una sensibilidad
conocida a los acrilatos u otras resinas. Si sedesarrolla una reacción alérgica, dermatitis
o erupción, haga que el paciente consultea su médico.
• Para evitar la contaminación cruzada, use
guantes limpios y un instrumento limpio.
• Redirigir la luz del Equipo dental para evitar lapolimerización prematura.
• Para optimizar la adhesión entre capas, noelimine la capa de inhibición de oxígeno entre
capa y capa de composite.
• Asegúrese de que el composite esté totalmente
polimerizado entre capas; El materialparcialmente fraguado podría causar irritación
pulpar y tendrá propiedades físicas deficientes.

Instrucciones paso a paso

Preparación
1) Retire la tapa de cierre luer y coloque deforma segura una punta de administración
recomendada en la jeringa.
2) Verifique el flujo y la consistencia antes de laaplicación intraoral. Si encuentra resistencia,
reemplace la punta y pruebe nuevamente.
3) Aislar la preparación con cordón de retraccióny / o dique de goma para controlar el
fluido sulcular.
4) Grabe de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
5) Aplique un agente adhesivo a la preparación deacuerdo con las instrucciones del fabricante.
Uso1) Aplique la primera capa de composite PermaFlo
Pink (0,5–1,5 mm) y fotopolimerice. Siga con
incrementos de 2 mm, polimerizando despuésde cada incremento. Para las lámparas depolimerización con una intensidad de ≥ 800
mW / cm2 en la región de la longitud de onda
de 385–515 nm, polimerice cada capa durante
10 segundos. Se recomienda un polimerizado
final de 20 segundos.
2) Dar forma y terminar usando elmétodo preferido.
Procesamiento
Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa
con un desinfectante de nivel intermedio entre cadauso, y utilice una funda de barrera desechable. Si no
se usa una funda de barrera, la jeringa debe tratarse
como si fuera de un solo uso
Almacenamiento y descarte
Descarte los residuos de acuerdo con las normas,
directrices y regulaciones locales.
Información variada
Informe cualquier incidente grave al fabricante y a laautoridad competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Pink
Juokseva komposiitti

Tuotteen kuvaus
PermaFlo™ Pink -komposiitti on valokovettuva,
röntgenpositiivinen, metakrylaattipohjainen,
juokseva komposiitti. PermaFlo Pink-komposiitin
hiukkaskoko on keskimäärin ~1 μm kapealla
hiukkasjakauman ylärajalla. Se on tiksotrooppinen,
68 % täyteainepitoinen.
Lue huolellisesti ja sisäistä kaikkien kuvattujen
tuotteiden ohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet
ennen tuotteiden käyttöä.
Antotapa/-tavat• 1,2 ml:n annosteluruisku• Annostelukärki:⸰ 20 ga:n mikrokärki
Käyttöaiheet/-tarkoitus
Korjaavia komposiitteja käytetään sekä etu- että
takaosan suoriin ja epäsuoriin korjauksiin.
Vasta-aiheet• Älä käytä potilailla, joiden tiedetään olevan
herkkiä metakrylaateille tai muille hartseille.
Jos havaitaan ihottumaa, ihottumaa tai muuta
allergista reaktiota, huuhtele altistunut aluehuolellisesti ja pyydä potilasta ottamaan
yhteys lääkäriin.
• Katso allergioiden osalta tuotteen
allergeenidokumentti, joka on saatavana
osoitteessa www.ultradent.com. Jos allergisia
reaktioita havaitaan, huuhtele altistunut
alue huolellisesti vedellä ja kehota potilasta
ottamaan yhteys lääkäriin.
Varoitukset ja varotoimet• Hartsit voivat olla herkistäviä. Älä käytä
potilaille, joiden tiedetään olevan herkkiä
akrylaatille tai muille hartseille. Jos allerginen
reaktio, ihottuma tai ihottuma kehittyy, kehota
potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin.
• Käytä puhtaita käsineitä ja puhdasta
instrumenttia välttääksesi ristikontaminaation.
• Suuntaa toimenpidevalo ja
huonevalo muualle ennenaikaisen
polymerisoitumisen välttämiseksi.
• Seuraavan kerroksen optimaalisen tarttumisen
vuoksi hapettumista estävää kerrosta ei saa
poistaa yhdistelmämuovin kerrosten väliltä.
• Varmista, että komposiitti on täysin
polymeroitunut kerrosten väliin; osittainkovettunut materiaali voi aiheuttaa
hammasytimen ärsytystä ja sillä on

puutteelliset fysikaaliset ominaisuudet.
Vaihekohtaiset ohjeet

Valmistelu
1) Poista Luer Lock -korkki ja kiinnitä suositeltu
annostelukärki tukevasti ruiskuun.
2) Tarkista virtaus ja koostumus ennen
suunsisäistä annostelua. Jos vastustusta
havaitaan, vaihda kärki ja yritä uudelleen.
3) Eristä valmiste kiristysnauhalla ja/taikumisululla hallitaksesi sulkulaarista nestettä.
4) Etsaa valmistajan ohjeiden mukaan.
5) Levitä sidosainetta valmisteeseen valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
Käyttö
1) Levitä ensimmäinen kerros PermaFlo Pink
-komposiittia (0,5–1,5 mm) ja koveta valolla.
Lisää 2 mm:n välein ja koveta jokaisen
lisäyksen jälkeen. Kun kovetat valolla,
jonka intensiteetti on ≥ 800 mW/cm2
aallonpituusalueella 385-515 nm, koveta
jokaista kerrosta 10 sekunnin ajan. Lopuksi
suositellaan kovettamista 20 sekunnin ajan.
2) Muotoile ja viimeistele halutulla menetelmällä.
Prosessointi
Ristikontaminaation välttämiseksi pyyhi ruisku
keskitason desinfektioaineella käyttökertojen
välillä ja käytä kertakäyttöisiä ruiskunsuojia.
Jos ruiskunsuojaa ei käytetä, ruiskua tulee
käsitellä kertakäyttöisenä
Säilytys ja hävittäminen
Hävitä jäte paikallisten sääntöjen, ohjeiden ja
määräysten mukaisesti.
Sekalaiset tiedot
Ilmoita vakavista tapauksista valmistajalle ja
toimivaltaiselle viranomaiselle.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

PermaFlo™ Pink
Tekući kompozit

Opis proizvodaRužičasti PermaFlo ™ kompozit svjetlosno je
stvrdnut, radiopakan, tekući kompozit na bazi
metakrilata. Ružičasti PermaFlo kompozit sadrži
prosječnu veličinu čestica od 1 μm s uskom
gornjom granicom raspodjele čestica. Tiksotropanje, 68% ispunjen.
Za sve opisane proizvode pažljivo pročitajte iproučite sve upute i sigurnosno-tehničke podatke
prije uporabe.
Oblici isporuke• Potisna šprica od 1,2 ml• Vršak za potiskivanje:⸰ Mikro 20 ga vršak
Indikacije za uporabu/namjenu
Restauracijski kompoziti koriste se za izravne ineizravne restauracije u prednjoj i stražnjoj regiji.
Kontraindikacije• Ne koristiti za pacijente s poznatom
osjetljivošću na metakrilate ili druge smole.
Ako se primijeti dermatitis, osip ili druga
alergijska reakcija, temeljito isperite izloženo
područje i neka pacijent potraži savjet
svog liječnika.
• Za pacijente ili korisnike s alergijama
pročitajte dokument s informacijama oalergenima na www.ultradent.com. U slučaju
pojave alergijske reakcije, izloženo područje
temeljito isperite vodom i neka se pacijent
posavjetuje sa svojim liječnikom.
Upozorenja i mjere opreza• Smole mogu izazvati alergiju. Ne koristiti napacijentima za koje je poznato da su osjetljivi
na akrilate ili druge smole. Ako se razvije
alergijska reakcija, dermatitis ili osip, neka sepacijent posavjetuje sa svojim liječnikom.
• Da biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju,
koristite čiste rukavice i čist instrument.
• Preusmjerite svjetlo iznad glave kako biste
spriječili preuranjenu polimerizaciju.
• Da biste optimizirali vezu svakog sljedećeg
sloja, ne uklanjajte inhibicijski sloj kisikaizmeđu inkrementalnih slojeva kompozita.
• Uvjerite se da je kompozit potpuno
polimeriziran između slojeva; djelomično
otvrdnuti materijal mogao bi izazvati iritacijuFIHRpulpe te će imati manjkava fizička svojstva.
Upute za postupak
Priprema1) Skinite Luer Lock čep i čvrsto pričvrstite
preporučeni vršak za potiskivanjena štrcaljku.
2) Prije intraoralne primjene provjerite protok
i dosljednost. Ako postoji otpor, zamijenite
vršak i pokušajte ponovno.
3) Izolirajte pripravak s uvlačnom vrpcom
i/ili gumenom branom za kontrolu
sulkularne tekućine.
4) Jetkajte prema uputama proizvođača.
5) Nanesite vezivno sredstvo na pripravakprema uputama proizvođača.
Uporaba
1) Nanesite prvi sloj ružičastog kompozita
PermaFlo (0,5–1,5 mm) i očvrsnite svjetlom.
Nastavite s koracima od 2 mm, stvrdnjavajući
nakon svakog koraka. Za polimerizacijska
svjetla intenziteta ≥ 800 mW/cm2 u
području valne duljine od 385–515 nm,
sušite svaki sloj 10 sekundi. Preporučuje sezavršno sušenje od 20 sekundi.
2) Oblikujte i završite primjenomželjene metode.
ObradaDa biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju, obrišite
brizgaljku sredstvom za dezinfekciju srednjerazine između upotrebe i upotrijebite jednokratnu
zaštitnu pregradu. Ako se ne koristi zaštitna
pregrada, špricu treba tretirati kao sredstvo za
jednokratnu uporabu
Skladištenje i odlaganjeOdložite otpad prema lokalnim pravilima,smjernicama i propisima.
Ostale informacije
Prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu svaki
ozbiljan incident.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

FR

PermaFlo™ Pink
Composite fluide rose

Description du produit
Le composite PermaFlo™ rose est un composite
fluide photopolymérisé, radio-opaque, à basede méthacrylate. Le composite PermaFlo rose secaractérise par une taille de particule moyennede 1 µm avec une distribution de particules dansla limite supérieure étroite. Il est thixotrope,chargé à 68 %.
Pour tous les produits décrits, lisez attentivement
et assurez-vous de bien comprendre toutes
les instructions et informations de la FDS
avant utilisation.
Type(s) d’application• Seringue d’application de 1,2 ml• Embout d’application :⸰ Embout micro 20 ga
Indications d’utilisation/Utilisation prévue
Les composites de restauration sont utilisés pour les
restaurations directes et indirectes dans les régions
antérieure et postérieure.
Contre-indications• Ne pas utiliser sur des patients présentant une
sensibilité connue aux méthacrylates ou autres
résines. Si une dermatite, une éruption cutanée
ou une autre réaction allergique est observée,
rincer abondamment la zone exposée etdemander au patient de consulter son médecin.
• Pour les patients ou utilisateurs souffrantd’allergies, reportez-vous au document surles allergènes du produit disponible sur
www.ultradent.com. Si une réaction allergique
est observée, rincer abondamment la zone
exposée à l’eau et demander au patient deconsulter son médecin.
Avertissements et précautions• Les résines peuvent être sensibilisantes. Ne pas
utiliser sur des patients ayant une sensibilité
connue aux acrylates et autres résines. Si uneréaction allergique, une dermatite ou uneéruption cutanée se développe, demander aupatient de consulter son médecin.
• Pour éviter la contamination croisée, utiliser desgants propres et un instrument propre.
• Rediriger le scialityque pour éviter une
polymérisation prématurée.
• Pour optimiser la liaison entre chaque couche
successive, ne pas retirer la couche inhibitriced’oxygène entre les couches du composite.
• Assurez-vous que le composite est totalement

polymérisé entre les couches ; le matériau
partiellement polymérisé peut provoquer
une irritation pulpaire et aura des propriétés
physiques déficientes.
Instructions par étapes
Préparation
1) Retirer le capuchon Luer Lock et fixer
solidement l’embout d’application recommandé
sur la seringue.
2) Vérifier le débit et la consistance avant
l’application intraorale. En cas de résistance,
remplacer l’embout et réessayer.
3) Isoler la préparation avec un fil de rétraction et/ou une digue en caoutchouc pour contrôler leliquide sulculaire.
4) Mordancer selon les instructions du fabricant.
5) Appliquer L'adhésif sur la préparation selon les
instructions du fabricant.
Utilisation
1) Appliquer la première couche decomposite PermaFlo Rose (0,5 à 1,5 mm) et
photopolymériser. Poursuivre en incréments
de 2 mm, en polymérisant après chaqueincrément. Pour les lampes à polymériser d’une
intensité ≥ 800 mW/cm2 dans la plage delongueurs d’onde de 385 à 515 nm, polymériser
chaque couche pendant 10 secondes.
Une polymérisation finale de 20 secondes
est recommandée.
2) Mettre en forme et terminer en utilisant laméthode souhaitée.
Traitement
Pour éviter toute contamination croisée, essuyer
la seringue avec un désinfectant de niveau
intermédiaire entre les utilisations et utiliser unmanchon barrière jetable. Si un manchon De
protection n’est pas utilisé, la seringue doit êtretraitée comme à usage unique
Stockage et élimination
Éliminer les déchets conformément aux règles,
directives et réglementations locales.
Informations diverses
Signaler tout incident grave au fabricant et à
l’autorité compétente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PT

PermaFlo™ Pink
Compósito fluido

Descrição do produto
O compósito PermaFlo ™ Rosa é um compósito fluido
fotopolimerizável, radiopaco, à base de metacrilato.
O compósito PermaFlo contém partículas com um
tamanho médio de 1μm com uma distribuição
estreita de partícula no limite superior. É tixotrópico,
68% preenchido.
Para todos os produtos descritos, leia atentamente ecompreenda todas as instruções e informações nas
FDS antes de utilizar.
Forma(s) de aplicação
• Seringa de aplicação de 1,2 ml• Pontas de aplicação:⸰ Ponta micro 20 ga
Indicações de utilização/Finalidade prevista
Os compósitos restauradores são utilizados para
restaurações diretas e indiretas nas regiões anterior
e posterior.
Contraindicações
• Não utilizar em pacientes com sensibilidade
conhecida aos metacrilatos ou outras resinas.
Se for observada dermatite, erupção cutânea
ou outra reação alérgica, enxágue a áreaexposta completamente e peça ao paciente que
consulte o seu médico assistente.
• Para pacientes ou utilizadores com problemasde alergia, consulte o documento alergénico do
produto disponível em www.ultradent.com. Se
for observada uma reação alérgica, lave bem aárea exposta com água e peça ao paciente que
consulte o seu médico.
Advertências e Precauções• As resinas podem ser sensibilizantes. Não
utilizar em pacientes com uma sensibilidade
conhecida a acrilatos ou outras resinas.
Se ocorrer uma reação alérgica, dermatite
ou erupção cutânea, peça ao paciente que
consulte o seu médico.
• Para evitar contaminação cruzada, use luvas
limpas e um instrumento limpo.
• Redirecionar o foco odontológico para evitar apolimerização prematura.
• Para aperfeiçoar a união a cada camada
subsequente, não remova a camada de inibição
de oxigénio entre as camadas incrementais
do compósito.
• Certifique-se de que o composto esteja
totalmente polimerizado entre as camadas;o material parcialmente polimerizado podecausar irritação pulpar e terá propriedades
físicas deficientes.
Instruções passo a passo
Preparação
1) Remova a tampa luer lock e fixe com segurança
uma ponta de aplicação recomendada
na seringa.
2) Verifique o fluxo e a consistência antes deaplicar por via intraoral. Se houver resistência,
substitua a ponta e tente novamente.
3) Isole a preparação com cabo de retração e/ou um dique de borracha para controlar ofluido sulcular.
4) Faça o condicionamento ácido de acordo com
as instruções do fabricante.
5) Aplique o agente de ligação à preparação deacordo com as instruções do fabricante.
Utilização
1) Aplique a primeira camada do compósito
PermaFlo Rosa (0,5–1,5 mm) e fotopolimerize.
Continue com incrementos de 2 mm,
polimerizando após cada incremento. Paraluzes de polimerização com uma intensidade de≥ 800 mW/cm2 na região do comprimento de
onda de 385–515 nm, polimerize cada camada
durante 10 segundos. Recomenda-se uma
polimerização final de 20 segundos.
2) Molde e termine utilizando o método preferido.
Processamento
Para evitar a contaminação cruzada, limpe a
seringa com um desinfetante de nível intermédio
entre utilizações e utilize uma manga de barreira
descartável. Se não for utilizada uma manga debarreira, a seringa deve ser tratada como sendo deutilização únicaArmazenamento e eliminação
Elimine os resíduos de acordo com as regras,
diretrizes e regulamentos locais.
Informações Diversas
Comunique qualquer incidente grave ao fabricante e
à autoridade competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Pink
Flytende kompositt

Produktbeskrivelse
PermaFlo™ Pink-kompositt er en lysherdet,
røntgentett, metakrylatbasert flytende kompositt.
PermaFlo Pink-kompositt inneholder 1 µm
gjennomsnittlig partikkelstørrelse med smal øvregrense for partikkelfordeling. Den er tiksotropisk,
fylt 68 %.
For alle produktene som er beskrevet, mådu lese nøye og forstå alle instruksjoner og
sikkerhetsdatablad-informasjon før bruk.
Leveringsskjema(er)• 1,2 ml leveringssprøyte• Leveringsspiss:⸰ Micro 20 ga-spiss
Indikasjoner for bruk / tiltenkt formål
Restorative kompositter brukes til direkte og
indirekte restaureringer i både fremre og
bakre regioner.
Kontraindikasjoner• Må ikke brukes på pasienter med kjent
følsomhet for metakrylater eller andre
harpikser. Hvis det oppstår dermatitt, utslett
eller annen allergisk reaksjon, skyll det
utsatte området grundig, og la pasienten
kontakte lege.
• For pasienter eller brukere
med allergiproblemer, se
produktallergendokumentet som du finner
på www.ultradent.com. Hvis det oppstår
en allergisk reaksjon, skyll det eksponerteområdet grundig med vann og få pasienten tilå kontakte sin lege.
Advarsler og forholdsregler• Harpikser kan være sensibiliserende. Må ikke
brukes på pasienter med kjent følsomhet
for akrylater eller andre harpikser. Hvis det
oppstår allergisk reaksjon, dermatitt eller
utslett, må du be pasienten kontakte sin lege.
• Bruk rene hansker og et rent instrument for åunngå krysskontaminering.
• Snu unna overlys for å forhindre fortidlig polymerisasjon.
• For å optimalisere bindingen for hvert
etterfølgende lag, ikke fjern inhiberingslaget
for oksygen mellom inkrementelle lag
av kompositt.
• Sørg for at kompositten er fullstendig
polymerisert mellom lagene; delvis herdet

Trinnvise instruksjoner
Klargjøring
1) Fjern luerlåshetten og fest en anbefalt
leveringsspiss på sprøyten.
2) Kontroller flyt og konsistens før påføring
intraoralt. Hvis du føler motstand, bytt spissog prøv igjen.
3) Isoler preparatet med tilbaketrekningssnor
og/eller gummidam for å
kontrollere sulfatvæsken.
4) Ets i henhold til produsentens instruksjoner.
5) Påfør bindemiddel på preparatet i henhold til
produsentens instruksjoner.
Bruk1) Påfør det første laget av PermaFlo Pinkkompositt (0,5–1,5 mm) og herd lett. Følg
med trinn på 2 mm, herd etter hvert trinn. For
herdingslys med en intensitet på ≥ 800 mW/
cm2 i bølgelengdeområdet på 385–515 nm,
herdes hvert lag i 10 sekunder. En endelig kur
på 20 sekunder anbefales.
2) Form og finish med foretrukket metode.
BehandlingFor å unngå krysskontaminering, tørk sprøyten med
et mellomliggende desinfeksjonsmiddel mellom
bruk og bruk engangsbarrierehylse. Hvis en
barrierehylse ikke brukes, må sprøyten behandles
som til engangsbruk
Lagring og kassering
Kast avfall i henhold til lokale regler, retningslinjer
og forskrifter.
Diverse opplysninger
Rapporter en alvorlig hendelse til produsenten og
den kompetente myndigheten.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

PermaFlo™ Pink
Tekutý kompozit

Popis produktu
Kompozit PermaFlo™ Pink je světlem tvrzený,rentgenokontrastní, tekutý kompozit na bázi
metakrylátu. Kompozit PermaFlo Pink obsahujeprůměrnou velikost částic 1 µm s úzkým horním
limitem distribuce částic. Je tixotropní, plněný
na 68 %.
U všech popsaných produktů si před použitím
pečlivě přečtěte všechny pokyny a informace
v bezpečnostním listu a ujistěte se, že jste
jim porozuměli.
Forma (formy) dodání• Aplikační stříkačka 1,2 ml• Aplikační špička:⸰ Mikrošpička 20 ga
Indikace pro použití / určený účelVýplňové kompozity se používají pro přímé inepřímé náhrady v přední i zadní oblasti.
Kontraindikace• Nepoužívat u pacientů se známou citlivostína metakryláty nebo jiné pryskyřice. Pokud
je pozorována dermatitida, vyrážka nebo
jiná alergická reakce, důkladně opláchněte
exponovanou oblast a požádejte pacienta, aby
se poradil se svým lékařem.
• V případě pacientů nebo uživatelů s alergiemi
si pročtěte dokument popisující alergeny
v produktech, který je k dispozici na adrese
www.ultradent.com. Pokud dojde k alergické
reakci, opláchněte zasažené místo důkladně
vodou a požádejte pacienta, aby se poradilse svým lékařem.
Varování a bezpečnostní opatření
• Pryskyřice mohou být senzibilizující.
Nepoužívejte u pacientů se známou citlivostína akryláty nebo jiné pryskyřice. Pokud se
objeví alergická reakce, dermatitida nebovyrážka, požádejte pacienta, aby se poradils lékařem.
• Abyste předešli křížové kontaminaci,používejte čisté rukavice a čistý nástroj.
• Přesměrujte horní světlo tak, abyste zabránili
předčasné polymeraci.
• Chcete-li optimalizovat vazbu na každou
následující vrstvu, neodstraňujte vrstvu
inhibující kyslík mezi jednotlivými
vrstvami kompozitu.
• Zajistěte, aby byl kompozit mezi vrstvami zcelaNOmateriale kan forårsake irritasjon i pulpa og vil
ha mangelfulle fysiske egenskaper.

CS

polymerizován; částečně vytvrzený materiál bymohl způsobit podráždění pulpu a bude mít
nedostatečné fyzikální vlastnosti.
Pokyny krok za krokemPříprava
1) Sejměte uzávěr luer lock a bezpečně
nasaďte doporučenou aplikační špičku na
injekční stříkačku.
2) Před intraorální aplikací ověřte průtok akonzistenci. Pokud se setkáte s odporem,vyměňte špičku a zkuste to znovu.
3) Izolujte přípravek retrakční šňůrou a/nebo
kofferdamem pro kontrolu sulkulární tekutiny.
4) Leptejte podle pokynů výrobce.
5) Na přípravu naneste pojivo podle
pokynů výrobce.
Použití1) Naneste první vrstvu kompozitu PermaFlo Pink
(0,5–1,5 mm) a vytvrďte světlem. Pokračujtes přírůstky po 2 mm, vytvrzujte po každém
přírůstku. U vytvrzovacích světel o intenzitě
≥ 800 mW/cm2 v oblasti vlnových délek
385–515 nm vytvrzujte každou vrstvu po
dobu 10 sekund. Doporučuje se konečné
vytvrzování po dobu 20 sekund.
2) Tvarujte a dokončujte preferovanou metodou.
Zpracování
Abyste zamezili křížové kontaminaci, otřete stříkačku
mezi použitími středně silným dezinfekčním
prostředkem a mezi použitími používejte
jednorázový ochranný návlek. Pokud se nepoužije
ochranný návlek, měla by se injekční stříkačkapoužívat jako jednorázová
Skladování a likvidace
Odpad zlikvidujte podle místních pravidel, pokynů
a předpisů.
Různé informace
Oznamte výrobci a příslušnému orgánu všechnyzávažné incidenty.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

PermaFlo™ Pink
Stromend composiet

Productomschrijving
PermaFlo™ Roze is een lichtuithardend, radiopaak,
vloeibaar composiet op methacrylaatbasis.
PermaFlo Roze composiet bevat 1 µm gemiddeldedeeltjesgrootte met een smalle deeltjesverdeling aan
de bovengrens. Het is thixotroop, 68% gevuld.
Lees voor elk beschreven product alle instructies
en SDS-informatie aandachtig door en begrijp deze
alvorens het product te gebruiken.
Leveringsvorm(en)• 1,2 ml injectiespuit• Leveringspunt:⸰ Micro 20ga punt
Indicaties voor gebruik/beoogde doel
Restauratieve composieten worden gebruikt voor
directe en indirecte restauraties in zowel de gebiedenvoor als achter.
Contra-indicaties• Niet gebruiken bij patiënten met bekende
gevoeligheid voor methacrylaten of andere
harsen. Als dermatitis, uitslag of een andereallergische reactie wordt waargenomen, spoel
het blootgestelde gebied dan grondig en laatde patiënt haar/zijn arts raadplegen.
• Voor patiënten of gebruikers met allergieën,raadpleeg het document over allergene
producten op www.ultradent.com. Als er een
allergische reactie wordt waargenomen, spoel
dan de blootgestelde zone grondig met wateren laat de patiënt haar/zijn arts raadplegen.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen• Harsen kunnen overgevoeligheid veroorzaken.
Niet gebruiken bij patiënten van wie bekend
is dat zij gevoelig zijn voor acrylaten of andere
harsen. Als een allergische reactie, dermatitisof uitslag ontstaat, moet de patiënt haar/zijnarts raadplegen.
• Gebruik schone handschoenen en een schoon
instrument om kruisbesmetting te voorkomen.
• Richt de operatielamp om vroegtijdige
polymerisatie te voorkomen.
• Om de hechting van elke opeenvolgende laagte optimaliseren, mag de zuurstofremmendelaag tussen de opeenvolgende composietlagenniet worden verwijderd.
• Zorg ervoor dat de composiet tussen de lagenvolledig gepolymeriseerd is; gedeeltelijk
uitgehard materiaal kan irritatie van depulpa veroorzaken en zal gebrekkige fysischeeigenschappen hebben.

NL

Stapsgewijze instructies
Voorbereiding
1) Verwijder de luerlock-dop en bevestig stevig
een aanbevolen toedieningspunt op de spuit.
2) Controleer de uitstroom en consistentie
voordat u intraoraal aanbrengt. Als u weerstandondervindt, vervangt u de punt en probeert
het opnieuw.
3) Isoleer het preparaat met terugtrekkoord en/of rubber dam om sulculaire vloeistof onder
controle te houden.
4) Ets volgens de instructies van de fabrikant.
5) Bindmiddel volgens de instructies van defabrikant op het preparaat aanbrengen.
Gebruik
1) Breng de eerste laag PermaFlo Roze composiet(0,5–1,5 mm) aan en hard uit met licht. Volg
met stappen van 2 mm, na elke stap uitharden.
Voor uithardingslampen met een intensiteitvan ≥ 800 mW/cm2 in het golflengtegebiedvan 385-515 nm, hardt u elke laag 10 seconden
uit. Een laatste uitharding van 20 seconden
wordt aanbevolen.
2) Vorm en werk af volgens de methode van
uw voorkeur.
Verwerking
Veeg, om kruisbesmetting te voorkomen, de spuit
af met een desinfectiemiddel van gemiddeld niveau
tussen verschillende toepassingen en gebruik
een barrièrehuls voor eenmalig gebruik. Als een
barrièrehuls niet wordt gebruikt, moet de spuit
worden behandeld als zijnde voor eenmalig gebruik
Opslag en verwijdering
Gooi afval weg volgens de lokale regels, richtlijnen
en voorschriften.
Overige informatie
Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en aan debevoegde autoriteit.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Pink
Flytbar komposit

Produktbeskrivning
PermaFlo™ Pink komposit är en ljushärdad,strålsäker, metakrylatbaserad flytande komposit.
PermaFlo Pink komposit innehåller ~ 1µm
genomsnittlig partikelstorlek med smal övregränspartikelfördelning. Den är tixotrop, 68 % fylld.
Läs igenom bruksanvisningarna och
säkerhetsdatabladen för alla beskrivna produkter
före användning.
Leveransform(er)• 1,2 ml leveransspruta• Appliceringsspets:⸰ Micro 20 ga spets
Indikationer för användning/avsett syfte
Restaurerande universalkomposit används för direkta
och indirekta restaureringar i både de främre ochbakre regionerna.
Kontraindikationer• Använd inte till patienter med kändöverkänslighet för metakrylater eller andra
resiner. Om dermatit, utslag eller annanallergisk reaktion observeras, skölj det
exponerade området grundligt och rådfråga
patientens läkare.
• Besök www.ultradent.com för att se dokumentom produktallergener för patienter eller
användare med allergiproblem. Om en allergisk
reaktion observeras, skölj det exponeradeområdet grundligt med vatten och uppmana
patienten att konsultera sin läkare.
Varningar och försiktighetsåtgärder
• Resiner kan vara sensibiliserande. Använd
inte på patienter med känd överkänslighet för
akrylater eller andra hartser. Om en allergisk
reaktion, dermatit eller utslag uppträder, bepatienten att kontakta sin läkare.
• Använd rena handskar och ett rent instrument
för att undvika korskontaminering.
• Rikta bort ljus ovanifrån för att förhindra för
tidig polymerisering.
• För optimerad bonding av varje följande lager
bör det syreinhiberande lagret mellan de olika
lagren komposit inte avlägsnas.
• Se till att kompositen är helt polymeriserad
mellan skikten; delvis härdat material kan
orsaka pulpairritation och ha bristfälliga
fysikaliska egenskaper.
Instruktioner steg-för-steg
Förberedelse

1) Ta bort luer lock-hättan och fäst

rekommenderad leveransspets på sprutan.
2) Kontrollera flödet och konsistensen innan duapplicerar intraoralt. Om motstånd känns, byt ut
spetsen och försök igen.
3) Isolera preparatet med indragningssladd
och/eller kofferdamm för att ha kontrollöver sulkulvätskan.
4) Etsa enligt tillverkarens anvisningar.
5) Applicera bondingsmedel på preparatet enligt
tillverkarens anvisningar.
Användning
1) Applicera det första skiktet PermaFlo Pink
komposit (0,5–1,5 mm) och ljushärda. Följ med
2 mm steg; härdning efter varje steg. Med
härdljus med en intensitet av ≥ 800 mW/cm2
i våglängdsområdet 385–515 nm, härda varje
lager i 10 sekunder. En avslutande härdning om
20 sekunder rekommenderas.
2) Forma och avsluta med önskad metod.
Bearbetning
För att undvika korskontamination, torka sprutan
med ett medelstarkt desinfektionsmedel mellan
användningarna och använd en skyddsfolie förengångsbruk. Om en skyddsfolie inte används, ska
sprutan kasseras
Förvaring och avfallshantering
Avfallshantera enligt lokala regler, riktlinjer
och förordningar.
Övrig information
Anmäl en eventuell allvarlig händelse till tillverkaren
och den behöriga myndigheten.
www.ultradent.com / +1 800 552 5512 / +1 801
572 4200

PermaFlo™ Pink
Λεπτόρρευστη σύνθετη ρητίνη

Περιγραφή προϊόντοςΗ σύνθετη ρητίνη PermaFlo ™ Pink είναι μίαφωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή, με μεθακρυλική
βάση λεπτόρρευστη σύνθετη ρητίνη. Η σύνθετη
ρητίνη PermaFlo Pink περιέχει μέσο μέγεθος
σωματιδίων 1μm με στενό ανώτερο όριο κατανομής
σωματιδίων. Είναι θιξοτροπική, με ενισχυτικές ουσίες
σε ποσοστό 68%.
Για όλα τα προϊόντα που περιγράφονται, πρέπει ναδιαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε όλες τιςοδηγίες και τις πληροφορίες στα δελτία δεδομένων
ασφάλειας (SDS) πριν από τη χρήση.
Μορφή(-ές) Χορήγησης• Σύριγγα χορήγησης 1,2 ml• Ρύγχος χορήγησης:⸰ Ρύγχος Micro 20 gaΕνδείξεις χρήσης/Προοριζόμενη χρήσηΟι σύνθετες ρητίνες χρησιμοποιούνται για άμεσες
και έμμεσες αποκαταστάσεις τόσο στην πρόσθια όσοκαι στην οπίσθια περιοχή
Αντενδείξεις• Μην το χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με γνωστή
ευαισθησία σε μεθακρυλικά ή άλλες ρητίνες.
Εάν παρατηρηθεί δερματίτιδα, εξάνθημα ήάλλη αλλεργική αντίδραση, ξεπλύνετε καλάτην εκτεθειμένη περιοχή και ζητήστε από τονασθενή να συμβουλευτεί το γιατρό του.
• Για ασθενείς ή χρήστες με ανησυχίες γιααλλεργίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση
αλλεργιογόνων του προϊόντος στη διεύθυνση
www.ultradent.com. Εάν παρατηρήσετε
αλλεργική αντίδραση, ξεπλύνετε τηνεκτεθειμένη περιοχή με νερό και ζητήστε απότον ασθενή να συμβουλευτεί τον γιατρό του.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις• Οι ρητίνες μπορεί να είναι ευαισθητοποιητικές.
Μην τις χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με γνωστή
ευαισθησία σε ακρυλικά ή άλλες ρητίνες. Εάνεμφανιστεί αλλεργική αντίδραση, δερματίτιδαή εξάνθημα, ζητήστε από τον ασθενή νασυμβουλευτεί τον γιατρό του.
• Για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη
μόλυνση, χρησιμοποιήστε καθαρά γάντια καικαθαρό εργαλείο.
• Στρέψτε τον προβολέα της έδρας προςαποτροπή πρόωρου πολυμερισμού.
• Για να βελτιστοποιήσετε τη συγκόλληση σεκάθε επόμενο στρώμα, μην αφαιρέσετε τοστρώμα αναστολής του οξυγόνου μεταξύ τωνELσταδιακών στρωμάτων της σύνθετης ρητίνης.
• Βεβαιωθείτε ότι η σύνθετη ρητίνη
πολυμερίζεται πλήρως μεταξύ των στρωμάτων.
Το μερικώς πολυμερισμένο υλικό θα μπορούσε
να προκαλέσει ερεθισμό του πολφού και θαέχει ανεπαρκείς φυσικές ιδιότητες
Οδηγίες βήμα-βήμαΠροετοιμασία
1) Αφαιρέστε το πώμα ασφάλισης luer καιστερεώστε με ασφάλεια ένα συνιστώμενο
ρύγχος χορήγησης στη σύριγγα.
2) Επαληθεύστε τη ροή και την πυκνότητα
πριν από την ενδοστοματική εφαρμογή. Εάναισθανθείτε αντίσταση, αντικαταστήστε τορύγχος και προσπαθήστε ξανά.
3) Απομονώστε την παρασκευή με νήμααπώθησης ούλων και/ή ελαστικό απομονωτήρα
για τον έλεγχο του ουλικού υγρού.
4) Αδροποιήστε σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
5) Εφαρμόστε συγκολλητικό παράγονταστην παρασκευή σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
Χρήση1) Εφαρμόστε το πρώτο στρώμα της σύνθετης
ρητίνης PermaFlo Pink (0,5-1,5 mm) καιφωτοπολυμερίστε. Ακολουθήστε με στρώματα
πάχους 2 mm, φωτοπολυμερίζοντας
μετά από κάθε στρώμα. Για συσκευές
φωτοπολυμερισμού με ένταση ≥ 800 mW/
cm2 στην περιοχή μήκους κύματος 385-515
nm, φωτοπολυμερίστε κάθε στρώμα για10 δευτερόλεπτα. Συνιστάται ένας τελικός
φωτοπολυμερισμός 20 δευτερολέπτων.
2) Διαμορφώστε και τελειώστε χρησιμοποιώντας
την προτιμώμενη μέθοδο.
Επεξεργασία
Για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση,σκουπίστε τη σύριγγα με ένα απολυμαντικό μέτριας
ισχύος μεταξύ των χρήσεων και χρησιμοποιήστε
προστατευτικό κάλυμμα μίας χρήσης. Εάν δενχρησιμοποιηθεί προστατευτικό κάλυμμα, η σύριγγα
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προϊόν για μίαμόνο χρήση.
Αποθήκευση και Απόρριψη
Απορρίψτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς
κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς.
Διάφορες πληροφορίες
Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό στονκατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /801-572-4200

PermaFlo™Pink
Voolav komposiit

Toote kirjeldus
PermaFlo ™ roosa komposiit on valguskõvastuv,
radiokindel, metakrülaatpõhine voolav komposiit.
PermaFlo roosa komposiit sisaldab keskmiselt 1 µm
osakesi, mille osakeste ülemine piir on kitsas. Seeon tiksotroopne, 68% täidetud.
Lugege kõigi kirjeldatud toodete puhul enne
kasutamist hoolikalt juhiseid ja ohutuskaardil olevat
teavet ning veenduge, et saaksite kõigest aru.
Pealekandmisvorm(id)• 1,2 ml paigaldussüstal
• Paigaldusotsik:
⸰ Mikro 20 ga otsik
Kasutusnäidustus/sihtotstarve
Taastavaid komposiite kasutatakse otseseks ja
kaudseks restaureerimiseks nii eesmises kui ka
tagumises piirkonnas.
Vastunäidustused• Mitte kasutada patsientidel, kellel on
teadaolev tundlikkus metakrülaatide või
muude vaikude suhtes. Dermatiiti, lööbe
või muu allergilise reaktsiooni täheldamisel
loputage katmata ala hoolikalt ja
konsulteerige patsiendi arstiga.
• Allergiakahtlusega patsientide võikasutajate korral tutvuge toote allergeenide
dokumendiga veebilehel www.ultradent.com.
Allergilise reaktsiooni täheldamisel loputage
kokkupuutekohta hoolikalt veega ja palugepatsiendil oma arsti poole pöörduda.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
• Vaigud võivad olla sensibiliseerivad. Mitte
kasutada patsientidel, kellel on teadaolev
tundlikkus akrülaatide või muude vaikude
suhtes. Allergilise reaktsiooni, dermatiidi võilööbe tekkimisel peab patsient pidama nõuoma arstiga.
• Ristsaastumise vältimiseks kasutage puhtaid
kindaid ja puhast instrumenti.
• Enneaegse polümerisatsiooni vältimiseks
suunake pealtvalgustus mujale.
• Sideme optimeerimiseks iga järgneva kihigaärge eemaldage hapnikku inhibeerivat kihti
komposiidi täiendavate kihtide vahelt.
• Veenduge, et komposiit oleks kihtide vahel
täielikult polümeriseerunud; osaliseltkõvastunud materjal võib põhjustadapulpipõletikku ja sellel on puudulikudSV

füüsikalised omadused.

ET

Sammsammulised juhised
Ettevalmistamine
1) Eemaldage lueri lukukork ja kinnitage süstlale
kindlalt soovitatud kohaletoimetamisotsik.
2) Enne intraoraalset manustamist kontrollige
voolu ja järjepidevust. Kui vastupanu on
saavutatud, asendage otsik ja proovige uuesti.
3) Isoleerige preparaat tagasitõmbamisnööri ja/
või kummist tammiga, et kontrollida vedelikku.
4) Söövitada vastavalt tootja juhistele.
5) Kandke sideainet valmistisele vastavalt
tootja juhistele.
Kasutamine
1) Kandke esimene kiht PermaFlo roosat
komposiiti (0,5–1,5 mm) ja kuivatage kergelt.
Järgige 2 mm sammuga, kõvenedes pärast
iga suurendamist. Valgustite tugevusega≥ 800 mW/cm2 lainepikkuse piirkonnas
385–515 nm kõvendage iga kihti 10 sekundit.
Soovitatav on teha lõplik valguskõvastamine
kestusega 20 sekundit.
2) Kuju ja viimistlus eelistatud meetodil.
Töötlemine
Ristsaastumise vältimiseks pühkige süstalt
kasutuskordade vahel keskmise taseme
desinfitseerimisvahendiga ja kasutage ühekordselt
kasutatavat kaitsekatet. Kui te kaitsekatet ei
kasuta, tuleb süstalt käsitleda ühekordselt
kasutatava vahendina
Ladustamine ja kõrvaldamine
Jäätmete kõrvaldamine kohalike eeskirjade, juhiste
ja regulatsioonide kohaselt.
Muu teave
Teavitage tõsistest juhtumitest tootjat ja
pädevat asutust.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

유동성 복합재설명한 모든 제품을 사용하기에 앞서모든 지침 및 SDS 정보를 신중하게 읽고숙지하시기 바랍니다.
전달 형태• 1.2ml 전달 주사기• 전달 팁:⸰ 마이크로 20ga 팁사용 방법/용도수복용 복합재는 전치부와 구치부모두에서 직접 수복물과 간접수복물에 사용됩니다.
금기 사항• 메타크릴레이트이나 기타 레진에대한 과민성이 있는 것으로알려진 환자에게는 사용하지마십시오. 피부염, 발진 또는 다른알레르기 반응이 관찰될 경우,노출된 부위를 물로 깨끗이 헹구고환자가 의사의 진료를 받을 수있도록 조치하십시오.
• 알레르기가 우려되는환자나 사용자의 경우,
www.ultradent.com에서 해당제품의 알레르기 유발 물질에 관한정보를 참고하십시오. 알레르기반응이 관찰되면, 노출된 부위를물로 철저히 헹군 다음 해당환자가 의사의 진료를 받을 수있도록 조치하십시오.
경고 및 주의 사항• 레진은 민감 반응을 유발할 수
있습니다. 아크릴산염이나 그외 레진 관련 민감성이 확인된환자에게는 사용하지 마십시오.
알레르기 반응, 피부염 또는 발진이발생한 경우, 환자가 의사의 진료를받을 수 있도록 조치하십시오.
• 교차 오염을 방지하려면,깨끗한 장갑과 깨끗한기구를 사용하십시오.
• 조기 중합을 방지하려면 오버헤드라이트 방향을 조정하십시오.
• 각 후속 층에 대한 접합을최적화하려면, 복합재의 증분층사이에 있는 산소억제층을
제거하지 마십시오.
• 복합 재료가 층들 사이에서 완전히KO중합되었는지 확인하십시오.
부분적으로 경화된 재료는 치수자극을 유발할 수 있으며 물리적특성이 부족할 수 있습니다.
단계별 지침지대치1) 루어락(Luer Lock) 캡을 제거한후, 권장하는 전달 팁을 주사기에단단히 부착하십시오.
2) 구강 내에 바르기 전에 흐름과농도를 확인하십시오. 저항이느껴지면, 팁을 교체하고다시 시도하십시오.
3) 열구액을 조절하기 위해 수축코드 및/또는 러버댐으로
지대치를 격리하십시오.
4) 제조업체의 지침에따라 에칭하십시오.
5) 제조업체의 지침에 따라 지대치에접착제를 바르십시오.
사용법1) PermaFlo Pink 복합재(0.5–1.5mm)의 첫 번째 층에 바른다음 광중합하십시오. 각 증분후에 경화되도록 2mm 증분을따르십시오. 385~515nm 파장영역에 속한 800mW/cm2 이상강도의 광중합 생성을 위해, 각층을 10초 동안 경화하십시오. 20
초간의 마무리 경화를 권장합니다.
2) 선호하는 방법을 사용하여 모양을만들고 마무리하십시오.
프로세싱교차 오염을 방지하려면, 사용 사이에 중간 수준의 소독제로 주사기를 닦고 일회용 배리어 슬리브를 사용하십시오. 배리어 슬리브를 사용하지 않으면, 일회용 주사기를 사용해야 합니다보관 및 폐기현지 규정, 지침, 규제에따라 폐기하십시오.
기타 정보심각한 사고 발생 시 제조업체와 관할기관에 신고하십시오.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Pink
Tekutý kompozit

Popis výrobku
Kompozit PermaFlo™ Pink je svetlom
tuhnúci, rádioopakný, tekutý kompozit nabáze metakrylátu. Kompozit PermaFlo Pink
obsahuje priemernú veľkosť častíc 1 μm súzkou hornou hranicou distribúcie častíc. Je
tixotropný, 68 % naplnený.
Pred použitím akéhokoľvek výrobku si
pozorne prečítajte a pochopte všetky
pokyny a informácie uvedené na karte
bezpečnostných údajov.
Formy aplikovania• 1,2 ml aplikačná injekčná striekačka• Aplikačný hrot:⸰ Mikro hrot 20 ga
Indikácie na použitie/Určený účelRestoratívne kompozity sa používajú na
priame a nepriame rekonštrukcie v prednej
aj zadnej oblasti.
Kontraindikácie• Nepoužívať u pacientov so známou
citlivosťou na metakryláty aleboiné živice. Ak sa objaví dermatitída,vyrážka alebo iná alergická reakcia,
dôkladne opláchnite exponovanú
oblasť a požiadajte pacienta, aby saporadil so svojím lekárom.
• Informácie pre pacientov s alergiou
nájdete v dokumente o alergénoch
pre výrobok, ktoré sú k dispozíciina www.ultradent.com. Ak sa
objaví alergická reakcia, opláchnite
exponované miesto dôkladne vodou
a odporučte pacientovi konzultáciu
s jeho lekárom.
Varovania a bezpečnostné opatrenia• Živice môžu byť senzibilizujúce.
Nepoužívať u pacientov so známou
citlivosťou na akryláty alebo inéživice. Ak sa vyskytne alergická
reakcia, dermatitída alebo vyrážka,požiadajte pacienta, aby sa poradil sosvojím lekárom.
• Na zabránenie krížovej kontamináciepoužívajte čisté rukavicea čistý nástroj.
• Presmerujte horné svetlo, aby ste
zabránili predčasnej polymerizácii.
• Na optimalizáciu väzby na každú
nasledujúcu vrstvu neodstraňujte
vrstvu inhibujúcu kyslík medzi
prírastkovými vrstvami kompozitu.

流动性复合材料

对于所描述的产品，使用前请仔细阅读并理解所有说明和
SDS 信息。
输送形式• 1.2 毫升输送注射器• 注射针头：⸰ 微型 20 ga 尖端适用症/预期目的
修复复合材料用于前部和后部区
域的直接和间接修复。
禁忌症• 切勿用于已知对甲基丙烯酸酯或其他树脂过敏的患者。
如果观察到皮炎、皮疹或其他过
敏反应，请彻底冲洗暴露区域
并让患者就医。
• 对于有过敏顾虑的
患者或用户，请参见
www.ultradent.com 上的产
品过敏原文件。
如果观察到过
敏反应，请用水彻底冲洗暴露区域并让患者就医。
警告和注意事项• 树脂可导致过敏。
切勿用于已知对丙烯酸酯或其他树脂过敏的患者。
如果出现过敏反应、皮炎或皮疹，请让患
者就医。
• 为避免交叉污染，请使用干净
的手套和干净的器械。
• 调整顶灯的方向，以防止过早聚合。
• 为了优化每个后续层的粘合，不要去除复合材料增量层
之间的氧抑制层。
• 确保复合材料在层间完全聚合；部分固化的材料可能会引起牙髓刺激，并会导致物理
性能不足。
分步说明

SK

• Zaistite, aby bol kompozit medzi
vrstvami úplne polymerizovaný;čiastočne vytvrdený materiál by mohol
spôsobiť podráždenie pulpy a budemať nedostatočné fyzikálne vlastnosti.
Pokyny pre postup
Príprava
1) Odstráňte uzáver Luer lock a bezpečnenasaďte odporúčaný dávkovací hrot
na injekčnú striekačku.
2) Pred intraorálnou aplikáciou overte
prietok a konzistenciu. Ak pocítite
odpor, vymeňte hrot a skúste to znova.
3) Izolujte prípravok navíjacím lankom
a/alebo gumovou priehradkou na
kontrolu sulkulárnej tekutiny.
4) Leptajte podľa pokynov výrobcu.
5) Na prípravok naneste spojivo podľa
pokynov výrobcu.
Použitie
1) Naneste prvú vrstvu kompozitu
PermaFlo Pink (0,5–1,5 mm) a
vytvrďte svetlom. Nasledujte s
prírastkami 2 mm, vytvrdzujte pokaždom prírastku. Svetlami na
vytvrdenie s intenzitou ≥ 800 mW/
cm2 v oblasti vlnových dĺžok 385–515
nm vytvrdzujte každú vrstvu 10
sekúnd. Odporúča sa konečné
vytvrdzovanie po dobu 20 sekúnd.
2) Tvarujte a vyhlaďte povrch pomocou
preferovanej metódy.
Spracovanie
Aby ste predišli krížovej kontaminácii,utrite injekčnú striekačku z dezinfekčným
prostriedkom strednej úrovne medzipoužitiami a používajte jednorazový
sterilný sáčok. Ak sa nepoužíva ochranné
puzdro, injekčná striekačka má byť použitá
ako jednorazová
Skladovanie a likvidácia
Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi
predpismi, smernicami a nariadeniami.
Rôzne informácieVýrobcovi a príslušnému orgánu nahlástekaždú vážnu udalosť.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

PermaFlo™ Pink

产品描述PermaFlo™ Pink 复合材料是
一种光固化、不透射线、基于甲基丙烯酸酯的可流动复合材
料。
PermaFlo Pink 复合材料
的平均粒径为 1µm，粒径分布
上限窄。
它是触变性的，填充率
为 68%。

LV• Pārliecinieties, ka kompozīts irpilnībā polimerizēts starp slāņiem;daļēji sacietējis materiāls var izraisīt
pulpas kairinājumu, un tam būsnepietiekamas fizikālās īpašības.
Lietošanas instrukcija soli pa solim
Sagatavošana
1) Noņemiet luera bloķēšanas vāciņu un
droši pievienojiet ieteicamo piegādāto
uzgali šļircei.
2) Pirms ievadīšanas intraorālipārbaudiet plūsmu un konsistenci. Ja
saskaraties ar pretestību, nomainiet
uzgali un mēģiniet vēlreiz.
3) Izolējiet preparātu ar ievilkšanas
saiti un/vai gumijas aizsprostu, lai
kontrolētu sulkulāro šķidrumu.
4) Kodiniet saskaņā arražotāja norādījumiem.
5) Uzklājiet saistvielu preparātamsaskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Lietošana
1) Uzklājiet pirmo PermaFlo Rozākompozīta slāni (0,5–1,5 mm) un
sacietiniet to gaismā. Turpiniet ar 2
mm slāni, sacietējot pēc katra slāņa.
Lai sacietinātu gaismā ar intensitāti ≥800 mW/cm2 viļņu garuma apgabalā385–515 nm, katru slāni cietiniet
10 sekundes. Ieteicamais galīgās
sacietēšanas laiks ir 20 sekundes.
2) Veidojiet un pabeidziet, izmantojot
vēlamo metodi.
Apstrāde
Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās,noslaukiet šļirci ar vidēja līmeņa
dezinfekcijas līdzekli starp lietojumiem unizmantojiet vienreizējo barjeras uzmavu. Jabarjeras uzmava netiek izmantota, šļirce
jāuzskata par vienreizējas lietošanas
Uzglabāšana un utilizēšana
Utilizējiet atkritumus saskaņā ar vietējiem
noteikumiem un pastāvošo kārtību.
Cita informācija
Par jebkuru nopietnu incidentu ziņojietražotājam un kompetentajai iestādei.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

ZH准备1) 取下鲁尔锁帽并将推荐的输送尖端牢固地连接到注
射器上。
2) 在口腔内应用之前验证流量和一致性。
如果遇到阻力，请更换喷嘴并重试。
3) 用牵开绳和/或橡皮障隔离准备以控制龈沟液。
4) 根据制造商的说明进行蚀刻。
5) 根据制造商的说明将粘合剂涂抹在制剂中。
使用1) 涂抹第一层 PermaFlo Pink
复合材料（0.5-1.5 毫米）
并光固化。
以 2 毫米为增量进行，每次增量后固化。
对于385–515 nm 波长范围内强度 ≥ 800 mW/cm2 的固化灯，每层固化 10 秒。
建议最
终固化 20 秒。
2) 使用首选方法塑造和完成。
处理为避免交叉污染，请在使用间
隔用中级消毒剂擦拭注射器，
并且使用一次性屏障套。
如果不使用屏障套，则应将注射器视为
一次性使用
储存和处置
根据当地规则、准则和法规处
置废弃物。
其他信息
向制造商和主管部门报告任何严重事故。
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

EN - For professional use only
DE - Nur zur Anwendung durch den Zahnarzt
FR - Pour usage professionnel seulement
NL - Alleen voor professioneel gebruik
IT - Solo per uso professionale
ES - Solo para uso profesional
PT - Apenas para utilização profissional
SV - Endast för professionell användning
DA - Kun til professionel brug
FI - Vain ammattikäyttöön
EL - Για επαγγελματική χρήση μόνοCS - Pouze pro odborné použití.
BG - Само за професионално ползване
HR - Samo za profesionalnu uporabu
ET - Ainult professionaalseks kasutuseks
HU - Kizárólag professzionális felhasználásra
GA - Le haghaidh úsáide gairmiúla amháin
LV - Tikai profesionālai lietošanai
LT - Tik profesionaliam naudojimui
MT - Għall-użu professjonali biss
RO - Numai pentru uz profesional
SK - Len na profesionálne použitie
SL - Samo za profesionalno uporabo
NO - Kun for profesjonell brukPL - Wyrób wyłącznie do użytku profesjonalnego.
RU - Только для профессионального использования
TR - Sadece profesyonel kullanım için
AR - ‫لالستخدام من قِبل متخصصين فقط‬TH - สำำ�หรัับการใช้้งานระดัับมืืออาชีีพเท่่านั้้�น
KO - 전문가 전용
ZH - 仅供专业人士使用
JA - 専門家のみが使用できます

PermaFlo™ Pink
Takus kompozitas

Produkto aprašymas
„PermaFlo™ Pink“ kompozitas yra šviesa
kietinamas, spinduliuotės, metakrilato
pagrindo takus kompozitas. Kompozito„PermaFlo Pink“ vidutinis dalelių dydis yra 1
μm ir siaura viršutinė dalelių pasiskirstymo
riba. Jis yra tiksotropinis, užpildo 68%.
Prieš naudodamiesi visais aprašytais
produktais, atidžiai perskaitykite ir
supraskite visas instrukcijas ir saugos
duomenų lapų informaciją.
Pristatymo forma (-os)• 1,2 ml tiekimo švirkštas• Tiekimo antgalis:⸰ Mikro 20 ga antgalis
Naudojimo indikacijos / paskirtis
Restauraciniai kompozitai yra naudojami
tiesioginėms ir netiesioginėms
restauracijoms tiek priekinėje, tiekužpakalinėje srityse.
Kontraindikacijos• Negalima naudoti pacientams, kurie
yra jautrūs metakrilatams ar kitoms
dervoms. Jei pastebimas dermatitas,bėrimas ar kita alerginė reakcija,
atsargiai nuplaukite paveiktą vietą ir
kreipkitės į gydytoją.
• Pacientams ar vartotojams, kuriems
gali pasireikšti alerginė reakcija, – žr.
produktų alergenų dokumentą
esantį svetainėje www.ultradent.com.
Jei pastebima alerginė reakcija,
kruopščiai nuplaukite paveiktą vietą
vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
• Dervos gali sukelti padidėjusį
jautrumą. Negalima naudoti
pacientams, kuriems nustatytas
jautrumas akrilatams ar kitoms
dervoms. Jei atsiranda alerginė
reakcija, dermatitas ar bėrimas,
kreipkitės į gydytoją.
• Norėdami išvengti kryžminioužteršimo, naudokite švarias pirštines
ir švarų instrumentą.
• Nukreipkite papildomą
šviesą, kad išvengtumėte
priešlaikinės polimerizacijos.
• Norėdami optimizuoti sukibimą
su kiekvienu paskesniu sluoksniu,
nepašalinkite deguonies
slopinimo sluoksnio tarp mišinio

PermaFlo™ Pink
Tekoči kompozit

Opis izdelka
PermaFlo™ Pink kompozit je svetlobno
polimeriziran, radioopačen, tekoč kompozit
na osnovi metakrilata. Kompozit PermaFlo
Pink vsebuje povprečno velikost delcev 1 μm
z ozko zgornjo mejno porazdelitvijo delcev.
Je tiksotropen, 68% zapolnjen.
Za vse opisane izdelke pred uporabonatančno preberite in se seznanite
z vsemi navodili in informacijami iz
varnostnega lista.
Oblika(e) dobave• 1,2 ml dozirna brizga• Konica za dovajanje:⸰ Konica micro 20 ga
Indikacije za uporabo/
predvideni namen
Obnovitveni kompoziti se uporabljajo za
neposredne in posredne restavracije v
sprednjem in zadnjem predelu.
Kontraindikacije• Ne uporabljajte pri bolnikih z znano
občutljivostjo za metakrilate ali
druge smole. Če opazite dermatitis,
izpuščaje ali drugo alergijsko reakcijo,temeljito izperite izpostavljeno
območje in napotite bolnika, naj se
posvetuje s svojim zdravnikom.
• Pri bolnikih ali uporabnikih, ki imajotežave z alergijo, glejte dokument oalergenih izdelkih, ki je na voljo na
spletni strani www.ultradent.com.
Če opazite alergijsko reakcijo,
izpostavljeno območje temeljito
sperite z vodo, bolnik pa se mora otem posvetovati s svojim zdravnikom.
Opozorila in previdnostni ukrepi• Smole lahko povzročajo občutljivost.
Ne uporabljajte pri bolnikih zznano občutljivostjo na akrilate ali
druge smole. Če pride do razvoja
alergijske reakcije, dermatitisa ali
izpuščajev, naj se pacient posvetuje ssvojim zdravnikom.
• Da se izognete navzkrižni
kontaminaciji, uporabite čiste rokavicein čist instrument.
• Preusmerite zgornjo svetlobo, dapreprečite prezgodnjo polimerizacijo.
• Za optimizacijo vezi za vsako naslednjo
plast ne odstranite zaviralnega
sloja kisika med inkrementalnimi

流動性コンポジット

記載されているあらゆる製品について、ご使用前に手引きとSDS情報をすべてしっかりと読み、理解して
ください。
提供形態
• デリバリーシリンジ1.2ml• デリバリーチップ：
⸰ マイクロ20gaチップ
使用方法/用途
修復用コンポジットは、前部と後部の両方で直接および間接の修復に使用されます。
禁忌・禁止• メタクリレートまたは他の樹脂に対する感受性がわかっている患者には使用しないでください。
皮膚炎、発疹、または他のア
レルギー反応が観察された場
合は、露出した領域を完全に洗い流し、患者は医師に相談してください。
• 患者または使用者にアレルギー疾患がある場合は、WWW.
ultradent.comで入手可能な製品のアレルゲンに関する説明書をご参照ください。
アレルギー反応が観察された場合は、接触した部分を水でよくすすぎ、医師に相談するよう患者に指示してください。
警告および注意事項• 樹脂は感作性があります。
アク
リレートやその他の樹脂に過敏症がある患者には使用しないでください。
アレルギー反応、皮膚炎、または発疹が発生した場合は、医師に相談するよう患者に指示してください。
• 相互汚染を避けるために、清潔な手袋と清潔な器具を使用してください。
• ヘッドライトの向きを変えて、本材が早く硬化しすぎないようにしてください。
• その後の各層への結合を最適化
するには、複合材の増分層間にSL

plastmi kompozita.
• Poskrbite, da bo kompozit popolnoma
polimeriziran med sloji; delno
utrjen material lahko povzročidraženje pulpe in ima pomanjkljive
fizikalne lastnosti.
Navodila po korakih
Priprava
1) Odstranite pokrovček z nastavkom po
Luerju in varno pritrdite priporočeno
konico za dovajanje na brizgo.
2) Pred intraoralno uporabo preverite
tok in konsistenco. Če naletite
na upor, zamenjajte konico in
poskusite znova.
3) Izolirajte pripravek z uvlečno vrvjo
in/ali gumijastim pripomočkom zazaščito ustnega predela za nadzor
sukularne tekočine.
4) Jedkajte po navodilih proizvajalca.
5) Na pripravo nanesite vezivno sredstvo
v skladu z navodili proizvajalca.
Uporaba
1) Nanesite prvi sloj kompozita PermaFlo
Pink (0,5–1,5 mm) in strjujte z lučjo.
Nadaljujte z inkrementi 2 mm;vsakemu naj sledi strjevanje. Za luči
za utrjevanje z jakostjo ≥ 800 mW/
cm2 v območju valovne dolžine
385–515 nm vsako plast sušite 10
sekund. Priporočljivo je končno
20-sekundno strjevanje.
2) Oblikujte in zaključite z uporaboželene metode.
Obdelava
Da se izognete navzkrižni kontaminaciji,
obrišite brizgo z zmernim razkužilom med
uporabo in uporabite rokav za prepreko
za enkratno uporabo. Če se ne uporablja
zaščitni ovoj, je treba brizgo obravnavati kot
pripomoček za enkratno uporabo
Skladiščenje in odstranjevanje
Odpadke odstranjujte v skladu z lokalnimi
pravili, smernicami in predpisi.
Razne informacije
Obvestite proizvajalca in pristojni organ ovsakem resnem incidentu.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

PermaFlo™ Pink

製品説明
PermaFlo™ピンクコンポジットは、
光硬化、放射線不透過性、
メタクリレ
ートベースの流動性コンポジットです。
PermaFloピンクコンポジットの平均粒子サイズは1µmで、粒子分布の上限が狭くなっています。
チキソトロピー性で、68％充填されています。

LTinkrementinių sluoksnių.
• Užtikrinkite, kad kompozitas būtųvisiškai polimerizuotas tarp sluoksnių;iš dalies sukietėjusi medžiaga
gali sudirginti pulpą ir pasireikšti
prastomis fizinėmis savybėmis.
Etapinės instrukcijos
Paruošimas
1) Nuimkite Luer dangtelį ir tvirtai
pritvirtinkite rekomenduojamą antgalį
ant švirkšto.
2) Prieš švirkšdami į burnos ertmę,patikrinkite srovę ir pastovumą. Jei
jaučiamas pasipriešinimas, pakeiskite
antgalį ir bandykite dar kartą.
3) Izoliuokite preparatą įtraukimo
kordu ir (arba) guminiu užtvaru, kadkontroliuotumėte plyšių skystį.
4) Ėsdinkite pagal gamintojo instrukcijas.
5) Preparatą pagal gamintojo
instrukcijas tepkite su rišikliu.
Naudojimas
1) Užtepkite pirmąjį „PermaFlo Pink“
kompozito sluoksnį (0,5–1,5 mm) ir
sukietinkite šviesa. Sekite iki 2 mm
augimą; kietėjimas po kiekvieno
padidinimo. Norėdami kietintišviesas, kurių stipris yra ≥ 800 mW/ cm2, esant 385–515 nm bangos
ilgiui, kietinkite kiekvieną sluoksnį 10
sekundžių. Rekomenduojama galutinė
20 sekundžių vulkanizacija.
2) Formuokite ir užbaikite
pasirinktu metodu.
Apdorojimas
Siekiant išvengti kryžminio užsikrėtimo,švirkštą valykite tarpinio lygio dezinfekavimo
priemone naudojimo metu ir naudokite
vienkartinę barjerinę movą. Jei barjerinė
mova nenaudojama, švirkštas turi būtilaikomas vienkartiniuSandėliavimas ir šalinimas
Atliekas šalinkite pagal vietines taisykles,
gaires ir reglamentus.
Įvairi informacija
Apie kiekvieną rimtą incidentą
būtina pranešti gamintojui ir
kompetentingai institucijai.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

JAある酸素抑制層を取り除かないでください。
• コンポジットが層間で完全に重合していることを確認します。
部分的に硬化した材料は、歯髄刺激性があり、物理的特性は不十分なです。
各段階の手順準備1) ルアーロックキャップを取り外し、推奨されるデリバリーチッ
プをシリンジにしっかりと取り付けます。
2) 口腔内に塗布する前に、流れと一貫性を確認してください。
抵抗感がある場合は、
チップを交換して再試行してください。
3) 収縮コードおよび/またはラバー
ダムで調合を分離して、溝状の液体を制御します。
4) メーカーの指示に従ってエッチングします。
5) 製造元の指示に従って、接着剤を調製に塗布します。
使用
1) PermaFloピンクコンポジット（0.5〜1.5 mm）の最初の層を塗布し、光硬化させます。
2 mm
刻みで続け、各刻みの後に硬化させます。
385〜515nmの波長領域で強度が800mW / cm2以
上の光を硬化させる場合は、各層を10秒間硬化させます。
最終硬化は20秒行うようお勧めします。
2) 好みの方法で形を整えて仕上げます。
処理
交差汚染を避けるため、使用後は中程度の消毒剤でシリンジを拭き、使い捨てのバリアスリーブを使用してください。
バリアスリーブを使用しない場
合、シリンジは使い捨てとして扱う必要があります
保管と廃棄使用地の規則、ガイドライン、規制に従って廃棄物を処分してください。
その他の情報重大な問題が発生した場合は、製造元および所管官庁に報告してください。
www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

MD
EN - Medical Device
DE - Medizinprodukt
FR - Dispositif médical
NL - Medisch instrument
IT - Dispositivo medico
ES - Dispositivo medico
PT - Dispositivo médico
SV - Medicinska naprava
DA - Medicinsk anordning
FI - Lääketieteellinen laite
EL - Ιατροτεχνολογικό προϊόν
CS - Lékařské zařízen
BG - Медицинско изделие
HR - Medicinski uređajET - Meditsiiniseade
HU - Orvostechnikai eszköz

GA - Uirlis leighis
LV - Medicīniskā ierīce
LT - Medicinos prietaisas
MT - Apparat mediku
RO - Dispozitiv medical
SK - Lekársky prístroj
SL - Medicinska naprava
NO - Medisinsk enhet
PL - Wyrób medyczny
RU - Медицинское Изделие
TR - Tıbbi Cihaz
AR - ‫جهاز طبي‬TH - อุุ ปกรณ์์ทางการแพทย์์์
KO - 의료 기기
ZH - 医疗器械JA - 医療機器

PermaFlo™ Pink
Kompost li Jiċċirkola

Deskrizzjoni tal-Prodott
Il-kompost PermaFlo™ Roża huwa kompost
li jiċċirkola bbażat fuq il-metakrilat, jiġimnixxef bid-dawl u radjopaku. Il-kompost
PermaFlo Roża fih daqs medju ta’ partiċella
ta' 1µm b'distribuzzjoni dejqa ta’ partiċelli
fin-naħa ta’ fuq. Huwa tixotropiku,
mimli 68%.
Għall-prodotti deskritti kollha, aqra
bir-reqqa u ifhem l-istruzzjonijiet ul-informazzjoni kollha tal-SDS qabel l-użu.
Forma/Forom tal-Kunsinna• Siringa tal-kunsinna ta’ 1.2 mL• Ponta tal-Applikazzjoni:⸰ Ponta Mikro ta’ 20 ga
Indikazzjonijiet għall-Użu/LGħan Maħsub
Komposti ta’ restawr jintużaw għal restawr
dirett u indirett kemm fir-reġjuni ta'
quddiem kif ukoll ta’ wara.
Kontra-indikazzjonijiet• Tużax fuq pazjenti b’sensittivitàmagħrufa għal metakrilati jew rażaoħra. Jekk tiġi osservata dermatite,
raxx, jew xi reazzjoni allerġika oħra,laħlaħ sewwa ż-żona esposta ugħid lill-pazjenti biex jikkonsultaw
lit-tabib tagħhom.
• Għal pazjenti jew utenti bi problemi
ta’ allerġiji, irreferi għad-dokument
dwar l-allerġen tal-prodott li huwa
disponibbli fuq www.ultradent.com.
Jekk tiġi osservata reazzjoni allerġika,laħlaħ sewwa bl-ilma ż-żona espostau għid lill-pazjenti biex jikkonsultaw
it-tabib tagħhom.
Twissijiet u Prekawzjonijiet• Ir-raża tista’ toħloq sensitizzazzjoni.
Tużax fuq pazjenti b’sensittivitàmagħrufa għall-akrilati jew tipioħra ta’ raża. Jekk tiżviluppa
reazzjoni allerġika, dermatite, jew
raxx, għid lill-pazjenti jikkonsultaw
lit-tabib tagħhom.
• Biex tevita cross-contamination, uża
ingwanti nodfa u strument nadif.
• Dawwar id-dawl ta’ fuq rasek biex
tevita polimerizzazzjoni prematura.
• Biex tottimizza r-rabta ma’ kull saffsuċċessiv, tneħħix is-saff tal-inibizzjoni
tal-ossiġenu bejn is-saffi inkrimentali
tat-taħlita.

PermaFlo™ Pink
Текучий композит

Описание продукта
PermaFlo™ розовый - это светоотверждаемый
рентгеноконтрастный текучий композит наоснове метакрилата. Композит PermaFlo розовый
содержит частицы среднего размера 1 мкм сузким верхним пределом распределения частиц.
Тиксотропный, имеет наполненность на 68%.
Перед использованием внимательно прочитайтеи уясните инструкции для всех перечисленных
продуктов, а также всю информацию впаспорте безопасности.
Форма поставки
• Шприц для доставки объемом 1,2 мл• Насадки-дозаторы:⸰ Насадка Micro 20 gaПоказания к применению/назначение
Реставрационные композиты используются дляпрямых и непрямых реставраций как передних,так и боковых отделов.
Противопоказания
• Не используйте препараты длялечения пациентов с повышенной
чувствительностью к метакрилатам идругим композитам. Если наблюдается
дерматит, сыпь или другая аллергическая
реакция, тщательно промойте открытую
область и попросите пациента
проконсультироваться с врачом.
• Для пациентов или пользователей,имеющих проблемы с аллергией,см. документ о присутствующих впродукте аллергенах, доступныйна веб-сайте www.ultradent.com.
При возникновении аллергической
реакции тщательно промойте область
вмешательства водой и попросите
пациента проконсультироваться с еголечащим врачом.
Особые указания имеры предосторожности
• Смолы могут повышать чувствительность.
Не используйте препараты для лечения
пациентов с известной повышенной
чувствительностью к акрилатам и другим
смолам. При развитии аллергической
реакции, дерматита или сыпи обратитеськ врачу.
• Во избежание перекрестного загрязнения
используйте чистые перчатки ичистые инструменты.
• Перенаправьте верхний
свет, чтобы предотвратить
преждевременную полимеризацию.
• Для достижения оптимального
сцепления с каждым последующим

คอมโพสิิทแบบลื่่�นไหล

สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมดที่่�อธิิบาย โปรดอ่่าน
และทำำ�ความเข้้าใจกัับคำำ�แนะนำำ�และข้้อมููล
SDS ทั้้�งหมดก่่อนการใช้้งาน
แบบฟอร์์มการจััดส่่งสิินค้้า
• กระบอกฉีีดยาขนาด 1.2 มล.
• ปลายกระบอกฉีีด:⸰ หัวจี้ ไมโคร 20 gaข้้อบ่ง่ ชี้้สำ� �ำ หรัับการใช้้งาน/วััตถุุประสงค์์
ที่่�กำำ�หนดไว้้
วััสดุคุ อมโพสิิตเพื่่�อการอุุ ดฟัันจะใช้้ได้้ทั้้�งทาง
ตรงและทางอ้้อมทั้้�งในบริิเวณด้้านหน้้าและด้้าน
หลัังของขากรรไกร
ข้้อห้้าม
• ห้้ามใช้้กัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีความไวต่่อสารเมทา
คริิเลตหรืือเรซิินอื่่�น ๆ หากพบผิิวหนััง
อัักเสบผื่่�นแดงหรืืออาการแพ้้อื่� ่น ๆ ให้้ล้้างบริิเวณที่่�สัมั ผััสโดยละเอีียดและให้้ผู้้�
ป่่วยปรึึกษาแพทย์์
คำำ�เตืือนและข้้อควรระวััง
• เรซิินสามารถทำำ�ให้้ไวแสงได้้ ห้้ามใช้้
กัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีความไวต่่ออะคริิเลตหรืือ
เรซิินชนิิดอื่� ่น ๆ หากเกิิดอาการแพ้้
ผิิวหนัังอัักเสบ หรืือมีีผื่่�นขึ้้�น ให้้ผู้้�ป่ว่ ยปรึึกษาแพทย์์
• เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งการปนเปื้้� อนข้้ามให้้ใช้้
ถุุงมืือที่่�สะอาดและเครื่่�องมืือที่่�สะอาด
• หัันโคมไฟส่่องปากไปทางอื่่�นเพื่่�อป้้องกััน
การทำำ�ปฏิิกิิริยิ ากัับแสงก่่อนเวลาสมควร
• เมื่่�อต้้องการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการยึึด
ติิดให้้กัับชั้้�นแต่่ละชั้้�นที่่�กำำ�ลังั สำำ�เร็็จ
อย่่าเอาชั้้�นยัับยั้้�งออกซิิเจนระหว่่างชั้้�น
incremental ของคอมโพสิิตออก
• ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคอมโพสิิตได้้เป็็น
โพลีีเมอร์์ทั้้�งหมดระหว่่างชั้้�น; วััสดุทีุ่ ่�บ่ม่
บางส่่วนอาจทำำ�ให้้เกิิดการระคายเคืืองต่่อ
เนื้้�อเยื่่�อและจะมีีคุุณสมบััติิทางกายภาพ
ที่่�บกพร่่อง
คำำ�แนะนำำ�ทีีละขั้้�นตอน
การจััดเตรีียม
1) ถอดฝาครอบ Luer Lock และติิดเข็็ม

EN - Importer
DE - Importeur
FR - Importateur
NL - Importeur
IT - Importatore
ES - Importador
PT - Importador
SV - Importör
DA - Importør
FI - Maahantuoja
EL - Εισαγωγέας
CS - Dovozce
BG - Вносител
HR - Uvoznik
ET - Importija
HU - Importőr
GA - Allmhaireoir
LV - Importētājs
LT - Importuotojas
MT - Importatur
RO - Importator
SK - Dovozca
SL - Uvoznik
NO - Importør
PL - Importer
RU - Импортер
TR - İthalatçı
AR - ‫المستورد‬TH - ผู้้�นำำ�เข้้า
KO - 수입자
ZH - 进口商
JA - 輸入業者

PL

PermaFlo™ Pink
Płynny kompozyt

Opis produktu
Kompozyt PermaFlo™ Pink jestświatłoutwardzalnym, nieprzepuszczalnym
dla promieni rentgenowskich, płynnym
kompozytem na bazie metakrylanu. Kompozyt
PermaFlo Pink zawiera cząstki o średniej
wielkości 1 µm z wąską górną granicą
rozkładu cząstek. Jest tiksotropowy, zawiera
68% wypełniacza.
W przypadku wszystkich opisanych
produktów przed użyciem należy uważnie
przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje ikarty charakterystyki.
Forma aplikacji• Strzykawka podająca 1,2 ml• Aplikator:
⸰ Aplikator Micro 20 ga
Wskazania do stosowania / Przeznaczenie
Kompozyty do wypełnień są używane do
bezpośrednich i pośrednich wypełnień
zarówno w odcinku przednim, jak i tylnym.
Przeciwwskazania• Nie używać u pacjentów ze stwierdzoną
nadwrażliwością na metakrylany
lub inne żywice. W przypadku
zaobserwowania zapalenia skóry,
wysypki lub innej reakcji alergicznej
dokładnie wypłukać narażony obszar iskonsultować się z lekarzem.
• W przypadku pacjentów lubużytkowników z problemami
alergicznymi należy zapoznać się z
dokumentem dotyczącym alergenów
w produkcie dostępnym na stronie
www.ultradent.com. W przypadku
zaobserwowania reakcji alergicznej
dokładnie przepłukać narażony
obszar wodą i skierować pacjenta na
konsultację do lekarza prowadzącego.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
• Żywice mogą działać uczulająco. Nieużywać u pacjentów ze stwierdzoną
nadwrażliwością na akrylany lub inneżywice. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna,
zapalenie skóry lub wysypka, pacjent
powinien skonsultować się z lekarzem.
• Aby uniknąć przeniesienia zakażenia,należy używać czystych rękawiczek iczystego narzędzia.
• Aby nie dopuścić do przedwczesnej
polimeryzacji, należy odchylić lampę
unitu na bok.
• Aby zoptymalizować wiązanie z każdą
następną warstwą, nie usuwać warstwy

RU

inhibicji tlenowej między kolejnymi
warstwami kompozytu.
• Upewnij się, że kompozyt jest całkowicie
spolimeryzowany między warstwami;częściowo utwardzony materiałmoże powodować podrażnienie
miazgi i będzie miał wadliwewłaściwości fizyczne.
Szczegółowe instrukcje
Przygotowanie
1) Zdejmij zatyczkę typu luer lock i
bezpiecznie zamocuj zalecany aplikator
do strzykawki.
2) Sprawdź przepływ i konsystencję
preparatu przed zastosowaniem w
jamie ustnej. Jeśli napotkasz opór,
wymień aplikator i spróbuj ponownie.
3) Odizoluj miejsce preparacji za pomocą
nici retrakcyjnej lub koferdamu w celu
kontroli płynu dziąsłowego.
4) Wytraw zgodnie z
instrukcją producenta.
5) Nanieś środek wiążący w
miejsce preparacji zgodnie z
instrukcją producenta.
Użycie1) Nałóż pierwszą warstwę kompozytu
PermaFlo Pink (0,5–1,5 mm) i utwardź
lampą. Kontynuuj w warstwach 2mm,
utwardzając po każdej warstwie. W
przypadku lamp polimeryzacyjnych onatężeniu ≥ 800 mW/cm2 w zakresie
długości fali 385–515 nm, utwardzajkażdą warstwę przez 10 sekund.
Zalecane jest utwardzanie ostatniej
warstwy przez 20 sekund.
2) Wymodeluj i wykończ
preferowaną metodą.
Odkażanie
Aby uniknąć zakażeń krzyżowych, pomiędzy
kolejnymi zastosowaniami strzykawkę należy
przecierać środkiem dezynfekującym poziomupośredniego i używać jednorazowego rękawa
ochronnego. Jeśli nie używa się rękawa
ochronnego, strzykawkę należy traktować jako
wyrób jednorazowy
Przechowywanie i utylizacja
Odpady utylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami, wytycznymi i rozporządzeniami.
Inne informacje
Wszelkie poważne incydenty należy zgłosić
producentowi i odpowiedniemu organowi.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

PermaFlo™ Pink

‫المركب الراتنجي السائل ذو اللون الزهري‬слоем не удаляйте слой ингибирования
кислорода между последовательными
слоями композита.
• Убедитесь, что композит полностью
полимеризуется между слоями; частично
затвердевший материал может вызвать
раздражение пульпы и будет иметь
недостаточные физические свойства.
Пошаговые инструкции
Подготовка
1) Снимите люэровский наконечник инадежно прикрепите рекомендуемый
наконечник для доставки к шприцу.
2) Перед внутриротовым использованием
проверьте текучесть и консистенцию. Есличувствуется сопротивление, замените
наконечник и попробуйте снова.
3) Изолируйте препарат с помощью
ретракционной нити и/или раббердамомдля контроля сулькулярной жидкости.
4) Протравите в соответствии синструкциями производителя.
5) Нанесите адгезив напрепарат в соответствии синструкциями производителя.
Использование
1) Нанесите первый слой композита
PermaFlo розовый (0,5–1,5 мм) иотвердите светом. Продолжайте с шагом
2 мм, отверждая после каждого шага. Дляфотополимеризатора с интенсивностью
≥ 800 мВт / см2 в диапазоне длин волн385–515 нм, отверждайте каждый слойв течение 10 секунд. Рекомендуется
конечное отверждение в течение
20 секунд.
2) Придайте форму,обработайте и отполируйте
предпочтительным способом.
Надлежащее обращениеВо избежание перекрестного загрязнения
протирайте шприц между применениями
дезинфицирующим средством средней
активности и используйте одноразовые
защитные чехлы. Если защитные чехлы неиспользуются, шприцы следует рассматриватькак одноразовые
Хранение и утилизация
Утилизируйте отходы в соответствии с местными
правилами, инструкциями и нормами.
Прочая информация
Сообщите о любых серьезных инцидентах
производителю и компетентному органу.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

PermaFlo™ Pink
รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์
คอมโพสิิต PermaFlo™ Pink เป็็นคอมโพสิิตที่่�
ไหลได้้ มีีเมทาคริิเลตเป็็นหลััก เป็็นวััตถุุทึึบรัังสีี
บ่่มด้้วยแสง คอมโพสิิต PermaFlo Pink คอมโพสิิต PermaFlo มีีขนาดอนุุภาคเฉลี่่ย� ~1μmพร้้อมการกระจายอนุุภาคที่่�จำ�กัำ ัดบนที่่�แคบ นี่่�
คืือ thixotropic เติิมมวล 68%

MT• Kun żgur li l-kompost huwa totalment
polimerizzat bejn is-saffi; materjal
parzjalment niexef jista’ jikkawża
irritazzjoni tal-polpa u jkollu
proprjetajiet fiżiċi defiċjenti.
Istruzzjonijiet Pass PassTħejjija
1) Neħħi t-tapp tal-luer lock u waħħal
sew il-ponta tal-applikazzjoni
rakkomandata fuq is-siringa.
2) Ivverifika l-fluss u l-konsistenza
qabel ma tapplika ġol-ħalq. Jekk
tintlaħaq reżistenza, ibdel il-ponta uerġa’ pprova.
3) Iżola l-preparazzjoni b'korda tal-irtiraru/jew diga tal-lastiku biex tikkontrollal-fluwidu sulkulari.
4) Naqqax skond l-istruzzjonijiettal-manifattur.
5) Applika aġent li jgħaqqad malpreparazzjoni skond l-istruzzjonijiettal-manifattur.
Użu1) Applika l-ewwel saff ta’ kompost
PermaFlo Roża (0.5-1.5 mm) u nixxef
bid-dawl. Segwi b'inkrementi ta’
2 mm, nixxef wara kull inkrement.
Għat-tnixxif bid-dwal b'intensità ta’≥ 800 mW/cm2 fir-reġjun tal-firxa ta'
385-515 nm, nixxef kull saff għal 10
sekondi. Tnixxif finali ta’ 20 sekonda
huwa rakkomandat.
2) Ifforma u temm billi tuża’metodu preferut.
Ipproċessar
Biex tevita kontro-kontaminazzjoni, imsaħ
is-siringa b'diżinfettant tal-livell intermedju
bejn l-użi u uża komma li tintrema wara li
tintrema. Jekk ma tintużax ilqugħ tal-lqugħ,is-siringa għandha tiġi ttrattata bħala
użu ta’ darbaĦażna u Rimi
Armi l-iskart skont ir-regoli, il-linji gwida u
r-regolamenti lokali.
Informazzjoni Mixxellanja
Irrapporta kwalunkwe inċident serju lillmanifattur u lill-awtorità kompetenti.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200‫وصف المنتج‬‫ هو مركب أسنان راتنجي‬PermaFlo™ Pink ‫مركب‬‫سائل مصنوع من مادة الميثاكريالت ومدعم بنسبة‬‫ يتصلب بالضوء ظاهر اشعاعيا وذو خاصية‬68%‫ يبلغ متوسط حجم الجسيمات‬.‫انسياب متغيره‬‫ مايكرومتر مع حد أقصى‬1 ‫المدعمة للمركب حوالي‬.‫محدود لتوزيع الجسيمات‬‫ يُرجى قراءة‬،‫بالنسبة لجميع المنتجات المذكورة‬‫وفهم جميع التعليمات والمعلومات الواردة في‬.‫صحيفة بيانات السالمة بعناية قبل االستخدام‬‫شكل (أشكال) العبوه‬‫ مل‬1.2 ‫	•محقنة توصيل‬:‫	•أنبوب التوصيل‬⸰ ‫ سايق ريغص بوبنأ‬20‫ الغرض المنشود‬/‫دواعي االستعمال‬‫تستخدم مركبات األسنان الترميمية للترميمات‬‫المباشرة وغير المباشرة في كل من المناطق‬.‫األمامية والخلفية لألسنان‬‫موانع االستعمال‬‫	•ال تستخدم المنتج مع المرضى الذين لديهم‬‫حساسية معروفة للميثاكريليت أو الراتنجات‬‫ إذا لوحظ حدوث التهاب جلدي أو‬.‫األخرى‬‫ اغسل‬،‫طفح جلدي أو أي رد فعل تحسسي آخر‬‫المنطقة المصابة جيدًا واطلب من المريض‬.‫استشارة الطبيب المتابع له‬‫	•بالنسبة للمرضى أو المستخدمين الذين‬‫ يُرجى االطالع عىل‬،‫يعانون من الحساسية‬‫الوثيقة المتعلقة بالحساسية تجاه المنتج‬‫ وإذا لوحظ‬.www.ultradent.com ‫عىل‬‫ فعليك غساللمنطقة‬،‫وجود رد فعل تحسسي‬‫المكشوفة بأكملها بالماء وتوجيه المريض‬.‫الستشارة الطبيب‬‫التحذيرات واالحتياطات‬‫ ال‬.‫	•يمكن أن تكون الراتنجات مادة محسسة‬‫تستخدمه عىل المرضى الذين يعانون من‬.‫حساسية معروفة لألكريالت أو راتنجات أخرى‬‫وإذا ازداد رد الفعل التحسسي أو التهاب‬‫ فاطلب من المريض‬،‫الجلد أو الطفح الجلدي‬.‫استشارة الطبيب‬‫ يرجى استخدم قفازات‬،‫	•لتجنب انتقال العدوى‬.‫وأدوات نظيفة‬‫	•يرجى ابعاد الضوء التابع لكرسي‬‫	•التصاق كل طبقة بالتي تليها ال تقم بإزالة‬‫طبقة تثبيط األكسجين بين الطبقات المتراكبة‬.‫من المركب‬‫	•تأكد من أن المركب قد تبلمر بشكل تام‬‫بين الطبقات؛ إذ يمكن أن تسبب المواد‬‫المعالجة جزئ ًيا تهيجًا في اللب وعيوب ًا في‬.‫الخصائص الفيزيائية‬‫تعليمات خطوة بخطوة‬TH‫التحضير‬‫انزع غطاء صمام ليور وقم بتركيب أنبوب‬1).‫التوصيل الموصى به بشكل آمن في المحقنة‬‫تحقق من التدفق واالتساق قبل االستخدام‬2)‫ استبدال الطرف و حاول مرة أخرى‬.‫داخل الفم‬.‫في حالة الشعور بالمقاومة‬‫قم بعزل المنطقة المراد عالجها بخيوط‬3)‫العزل و\أو حاجز العزل المطاطي للتحكم في‬.‫السائل التلمي‬‫قم باستخدام الحمض لتخريش سطح السن‬4).‫وف ًقا لتعليمات الشركة الصانعة‬‫قم بوضع المادة الرابطة للمواد الراتنجيه عىل‬5).‫سطح السن وف ًقا لتعليمات الشركة المصنعة‬‫االستخدام‬PermaFlo Pink ‫ضع الطبقة األوىل من مركب‬1)‫ مم) و قم‬1.5 ‫ مم إىل‬0.5 ‫(بحجم يتراوح من‬
2 ‫ ثم أضف طبقه بسماكة‬.‫بتصليبها بالضوء‬‫مم في كل مره مع العمل عىل تصليبها ضوئيا‬‫ثوان بواسطة‬10 ‫قم بتصليب كل طبقة لمدة‬ٍ‫ ميغاواط‬800 ≥ ‫جهاز التصليب الضوئيبكثافة‬‫ في منطقة بطول موجي يتراوح من‬2‫ سم‬/‫ يُوصى بالتصليب‬.‫ نانومتر‬515 ‫ إىل‬385.‫ ثانية‬20 ‫النهائي لمدة‬‫قم بالتشكيل والتشطيب باستخدام‬2)..‫الطريقة المفضلةلديك‬‫المعالجة‬‫تخلص من النفايات وف ًقا للقواعد واإلرشادات‬.‫واللوائح المحلية‬‫التخزين والتخلص‬‫تخلص من النفايات وف ًقا للقواعد واإلرشادات‬.‫واللوائح المحلية‬‫معلومات متنوعة‬‫يتم اإلبالغ عن أي حادث خطير إىل الشركة المصنعة‬.‫والسلطة المختصة‬www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

PermaFlo™ Pink
Akışkan KompozitÜrün Açıklaması
PermaFlo™ Pink kompozit, ışıkla sertleşen,radyoopak, metakrilat bazlı akıcı bir
kompozittir. PermaFlo Pink kompozit, dar
üst limit partikül dağılımlı 1µm ortalama
partikül boyutu içerir. Tiksotropiktir,%68 dolduruculudur.
Açıklanan tüm ürünler için kullanmadanönce tüm talimatları ve SDS bilgilerini
dikkatlice okuyun ve anlayın.
Uygulama Şekli (şekilleri)• 1.2 ml uygulama şırıngası• Uygulama ucu:⸰ Mikro 20 ga uç
Kullanım Endikasyonları/
Kullanım Amacı
Restoratif kompozitler hem anterior hem
de posterior bölgelerde direkt ve indirekt
restorasyonlar için kullanılır.
Kontrendikasyonlar• Metakrilatlara veya diğer rezinlere
hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda
kullanmayın. Dermatit, döküntü veya
başka bir alerjik reaksiyon görülürse
alerji gelişen alanı iyice yıkayın
ve hastaya doktoruna danışması
gerektiğini belirtin.
• Alerji sorunları olan hastalar veya
kullanıcılar için www.ultradent.com
adresinde bulunan ürün alerjen
belgesine bakın. Alerjik reaksiyon
görülürse maruz kalan bölgeyi suyla
iyice yıkayın ve hastaya doktorabaşvurmasını söyleyin.
Uyarılar ve Önlemler• Rezinler duyarlılık oluşturabilir.
Akrilat veya diğer rezinlere karşı
hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda
kullanmayın. Alerjik reaksiyon,
dermatit veya döküntü meydana
gelirse, hastaya doktoruna danışması
gerektiğini belirtin.
• Çapraz kontaminasyonu önlemekiçin temiz eldivenler ve temiz bir
alet kullanın.
• Erken polimerizasyonu önlemek içintepe ışığını başka yöne çevirin.
• Takip eden her tabakaya bağlanma
gücünü optimize etmek içinkompozitin inkremental tabakaları
arasındaki oksijen inhibisyon
tabakasını kaldırmayın.

ฉีีดยาที่่�แนะนำำ�ให้้แน่่น
2) ตรวจสอบการไหลและความสม่ำำ��เสมอ
ก่่อนใช้้ภายในช่่องปาก หากมีีการต้้าน ให้้เปลี่่ย� นหััวจี้้แ� ล้้วลองอีีกครั้้�ง
3) แยกการเตรีียมด้้วยสายดึึงกลัับและ/หรืือแผ่่นยางอนามััยเพื่่�อควบคุุม
ของเหลวที่่�เป็็นกรด
4) กััดตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�ผลิิต
5) ใช้้สารยึึดติิดเพื่่�อเตรีียมตามคำำ�แนะนำำ�
ของผู้้�ผลิิต
การใช้้
1) ใช้้วัสดุั คุ อมโพสิิต PermaFlo Pink
(0.5–1.5 มม.) ชั้้�นแรกและฉายแสง
ตามด้้วยการเพิ่่�มทีีละ 2 มม. บ่่มหลัังจาก
การเพิ่่�มขึ้้�นแต่่ละครั้้�ง สำำ�หรัับการบ่่มแสง
ที่่�มีีความเข้้ม ≥ 800 mW/cm2 ในบริิเวณความยาวคลื่่�น 385–515 นาโนเมตร ให้้บ่ม่ แต่่ละชั้้�นเป็็นเวลา 10 วิินาทีี
แนะนำำ�ให้้รักั ษาขั้้�นสุุดท้้าย 20 วิินาทีี
2) สร้้างรููปร่า่ ง ปรัับพื้้� นผิิว และปรัับการบด
เคี้้�ยวโดยใช้้วิธีีิ การที่่�ต้้องการ
การประมวลผล
เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งการปนเปื้้� อนข้้าม ให้้เช็็ดกระบอก
ฉีีดยาด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อระดัับกลางระหว่่างการใช้้
งานและใช้้ปลอกหุ้้�มแบบใช้้แล้้วทิ้้�ง หากไม่่ได้้ใช้้
ปลอกหุ้้�มควรใช้้กระบอกฉีีดยาแบบใช้้ครั้้�งเดีียว
การจััดเก็็บและการกำำ�จััด
กำำ�จัดั ขยะตามกฎระเบีียบ แนวทางและข้้อ
กำำ�หนดของท้้องถิ่่�น
ข้้อมููลเบ็็ดเตล็็ด
รายงานเหตุุการณ์์ร้า้ ยแรงใด ๆ ต่่อผู้้�ผลิิตและ
หน่่วยงานที่่�รับั ผิิดชอบ
www.ultradent.com / 1-800-552-5512/ 801-572-4200

ARTR• Kompozitin katmanlar arasında
tamamen polimerize olmasınısağlayın; kısmen sertleşmiş materyal
pulpa tahrişine neden olabilir ve
fiziksel özelliklerde yetersizliğe
sahip olacaktır.
Adım Adım Talimatlar
Hazırlık
1) Luer lock kapağını çıkarın ve önerilen
bir uygulama ucunu şırıngaya güvenlişekilde takın.
2) Ağız içi uygulamadan önce akışı
ve tutarlılığı doğrulayın. Dirençlekarşılaşılırsa, ucu değiştirin ve
tekrar deneyin.
3) Sulküler sıvıyı kontrol etmek içinretraksiyon kordonu ve/veya lastikörtü ile preparasyonu izole edin.
4) Üreticinin talimatlarına göre aşındırın.
5) Üreticinin talimatlarına göre
preparasyona bağlama
maddesi uygulayın.
Kullanım
1) PermaFlo Pink kompozitinin ilk
katmanını (0,5–1,5 mm) uygulayınve ışıkla sertleştirin. 2 mm'lik
inkrementlerle takip edin, her
inkrementten sonra polimerize edin.
385–515 nm dalga boyu bölgesinde≥ 800 mW/cm2 yoğunluğa sahipışıkları sertleştirmek için her katmanı
10 saniye polimerize edin. 20 saniyelik
son bir polimerizasyon önerilir.
2) Tercih edilen yöntemi kullanarakşekillendirin ve cilalayın.
İşlemden Geçirme
Çapraz kontaminasyonu önlemek için her
kullanımdan sonra şırıngayı orta düzeyli bir
dezenfektan ile dezenfekte edip silin ve tek
kullanımlık bariyer kılıfı kullanın. Bariyer
kılıfı kullanılmıyorsa, şırınga tek sefer
kullanılıp atılmalıdır
Saklama ve İmhaAtıkları yerel kurallara, yönergelere ve
düzenlemelere göre imha edin.
Çeşitli Bilgiler
Ciddi herhangi bir olay olması durumundaüreticiye ve yetkili makama bildirin.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

8 0 0 . 5 5 2 . 5 5 1 2 |u l t r a d e n t . c o m011922© 2022 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 1010822AR02 020122

PermaFlo™ Pink제품 설명
PermaFlo™ Pink 복합재는 광중합형방사선 불투과성 메타크릴레이트 기반의유동성 복합재입니다. PermaFlo Pink
복합재는 평균 입자 크기가 1μm이며,입자 분포의 상한선이 좁습니다. 68%
채워진 요변성입니다.

RO

inhibare a oxigenului dintre straturile
incrementale ale compozitului.
• Asigurați-vă că compozitul este complet
polimerizat între straturi; materialulparțial polimerizat poate provoca
iritații ale camerei pulpare și va avea
proprietăți fizice deficitare.
Instrucțiuni etapizatePregătire1) Scoateți capacul tip luer lock și atașați
un vârf de administrare recomandatpe seringă.
2) Verificați fluxul și consistența înainte
de a aplicarea intraorală. Dacăîntâmpinați rezistență, înlocuiți vârful șiîncercați din nou.
3) Izolați preparatul cu un șnur deretracție și/sau baraj de cauciuc pentru
a controla lichidul sulcular.
4) Gravați conform
instrucțiunilor producătorului.
5) Aplicați agentul de cimentare
la preparare conform
instrucțiunilor producătorului.
Utilizare
1) Aplicați primul strat de compozit
PermaFlo Pink (0,5-1,5 mm) și
fotopolimerizați. Continuați cucreșteri de 2 mm, polimerizând dupăfiecare creștere. Pentru lămpile depolimerizare cu o intensitate de ≥ 800
mW/cm2 în lungimea de undă de
385–515 nm, polimerizați fiecare strat
timp de 10 secunde. Se recomandă opolimerizare finală de 20 de secunde.
2) Modelați și finisați utilizând
metoda preferată.
Prelucrarea
Pentru a evita contaminarea încrucișată,ștergeți seringa cu un dezinfectant
intermediar între utilizări și folosiți un husade protecție de unică folosință. Dacă nu seutilizează o husă de protecție, seringa trebuie
tratată ca fiind de unică folosință
Depozitare și eliminare
Eliminați deșeurile în conformitate cu
normele, orientările și reglementările locale.
Informații diverse
Raportați orice incident grav producătorului
și autorității competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

Plūstošs kompozīts

Australian Sponsor:
Ultradent Australia Pty Ltd
16/1 Market St. Sydney, NSW 2000
1800 29 09 29 | www.ultradent.com.au

Compozit fluid

PermaFlo™ Pink
Produkta apraksts
PermaFlo™ Rozā kompozīts ir gaismāsacietējošs, radioaktīvo apstarojumu
necaurlaidīgs, metakrilāta bāzes plūstošs
kompozīts. PermaFlo Rozā kompozīts
satur 1 µm vidējo daļiņu izmēru ar šauru
augšējās robežas daļiņu sadalījumu. Tas ir
tiksotropisks, 68% piepildīts.
Pirms sākat izmantot jebkuru no augstāk
minētajiem produktiem, uzmanīgi izlasiet
visu tā lietošanas instrukciju un drošības
datu lapu.
Piegādes forma(s)• 1,2 ml piegādes šļirce
• Piegādājamie uzgaļi:⸰ Mikro 20 ga uzgalis
Lietošanas indikācijas/
paredzētais mērķis
Atjaunojošos kompozītmateriālus izmanto
tiešai un netiešai atjaunošanai gan
priekšējā, gan aizmugurējā reģionā.
Kontrindikācijas• Nelietot pacientiem ar zināmu jutību
pret metakrilātiem vai citiem sveķiem.
Ja tiek novērots dermatīts, izsitumi vai
cita veida alerģiska reakcija, rūpīgi
noskalojiet skarto vietu un lūdziet
pacientam konsultēties ar savu ārstu.
• Alerģiskiem pacientiem vai
lietotājiem skatīt produktu alergēnu
dokumentu, kas pieejams vietnē
www.ultradent.com. Ja tiek novērota
alerģiska reakcija, rūpīgi izskalojiet
iedarbībai pakļauto vietu ar ūdeni uniesakiet pacientam vērsties pie ārsta.
Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
• Sveķi var izraisīt paaugstinātu jutību.
Nelietojiet pacientiem ar paaugstinātu
jutību pret akrila vai citiem sveķiem. Japarādās alerģiska reakcija, dermatīts
vai izsitumi, pacientam jākonsultējasar ārstu.
• Lai izvairītos no savstarpējas
inficēšanās, izmantojiet tīrus cimdus
un tīru instrumentu.
• Novirziet virsgaismu, lai novērstu
priekšlaicīgu polimerizāciju.
• Lai optimizētu sasaisti ar katru
nākamo slāni, nenoņemiet starp
kompozītmateriāla pieaugošajiem
slāņiem esošo skābekļa
kavēšanas slāni.

Manufactured by:
Ultradent Products, Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South)
South Jordan, Utah 84095 USA
Manufactured in the USA from globally sourced materials
Ultradent Products GmbHAm Westhover Berg 30
51149 Cologne Germany

PermaFlo™ Pink
Descrierea produsului
Compozitul PermaFlo™ Pink este un compozit
fluid, fotopolimerizabil, radioopac, pe bază demetacrilat. Compozitul PermaFlo Pink conține
dimensiunea medie a particulelor de 1µm cu
o distribuție de particule cu limită superioară
îngustă. Este tixotrop, cu conținut de materialde umplere de 68 %.
Pentru toate produsele descrise, citiți cuatenție și înțelegeți toate instrucțiunile și
informațiile din fișa cu date de securitateînainte de utilizare.
Formă(e) de administrare• Seringă de administrare de 1,2 ml• Vârf de administrare:⸰ Vârf micro 20 ga
Indicații de utilizare/
Destinația produsului
Compozitele restaurative sunt utilizate pentru
restaurări directe și indirecte atât în regiunile
anterioare, cât și în cele posterioare.
Contraindicații
• A nu se utiliza la pacienții cu osensibilitate cunoscută la metacrilați
sau alte rășini. Dacă se observă
dermatită, roșeață sau altă reacție
alergică, clătiți temeinic zona
expusă și îndrumați pacientul să
consulte medicul.
• În cazul pacienților sau utilizatorilor
cu probleme legate de alergii,
consultați documentul privindalergenii produsului, disponibil la
www.ultradent.com. Dacă se observă
o reacție alergică, clătiți bine zona
expusă cu apă și solicitați-i pacientului
să consulte un medic.
Avertismente și precauții
• Rășinile pot fi sensibile la expunere.
A nu se utiliza la pacienții cu osensibilitate cunoscută la acrilați saualte rășini. Dacă apar reacții alergice,dermatită sau erupții cutanate,
consultați medicul.
• Pentru a evita contaminareaîncrucișată, folosiți mănuși curate și un
instrument curat.
• Redirecționați lumina
suspendată pentru a preveni
polimerizarea prematură.
• Pentru a optimiza cimentarea la fiecare
strat succesiv, nu îndepărtați stratul de

HUkompozit növekményes rétegei között.
• Győződjön meg arról, hogy a kompozit
teljesen polimerizálódott a rétegek
között; a részben kikeményedett anyag
pulpális irritációt okozhat, és hiányos
fizikai tulajdonságokkal rendelkezik.
Lépésenkénti utasításokElőkészítés
1) Távolítsa el a luer lock zárókupakját
és rögzítse biztonságosan az ajánlott
adagolóhegyet a fecskendőre.
2) Az intraorális alkalmazás előtt
ellenőrizze az áramlást és az állagot. Ha
ellenállás tapasztalható, cserélje ki ahegyet, és próbálja újra.
3) Izolálja a készítményt visszahúzó
zsinórral és/vagy gumi gáttal, hogyszabályozza a szulkuláris folyadékot.
4) A gyártó utasításai szerint végezze
a maratást.
5) A gyártó utasításai szerint vigyen felkötőanyagot a készítményre.
Használat
1) Vigye fel az első réteget PermaFlo
Pink kompozitból (0,5–1,5 mm) és
fénykeményítse. Kövesse 2 mm-es
lépésekben, minden növekmény
után keményítse. A 385-515 nm
hullámhosszú tartományban ≥ 800
mW/cm2 intenzitású keményítőfény
esetén minden réteget 10 másodpercig
kell keményíteni. Ajánlott 20
másodperces végső kikeményedés.
2) Formázza és fejezze be a
kívánt módszerrel.
Feldolgozás
A keresztszennyeződés elkerülése érdekében
törölje le a fecskendőt egy közepes szintű
fertőtlenítőszerrel a felhasználások között, éshasználjon eldobható védőborítót. Ha nem
használnak védőborítót, a fecskendőt egyszer
használatosnak kell tekinteni
Tárolás és ártalmatlanítás
A hulladékot a helyi szabályok, irányelvek éselőírások szerint kell ártalmatlanítani.
Egyéb információk
Jelentsen minden súlyos balesetet agyártónak és az illetékes hatóságnak.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

Flowable Composite

Folyékony kompozit

PermaFlo™ Pink

PermaFlo™ Pink
Termékleírás
A PermaFlo™ Pink kompozit egy fényre kötő,sugárzást nem befolyásoló, metakrilát alapú
folyékony kompozit.
A PermaFlo Pink kompozit 1μm átlagosrészecskeméretet tartalmaz, szűk felső
határértékű részecskeeloszlással. Tixotróp,
68%-ban töltött.
Minden bemutatott termék esetén használatelőtt gondosan olvassa el és értelmezze azösszes utasítást és a biztonsági adatlapon
található információkat.
Kiszerelés(ek)• 1,2 ml-es adagoló fecskendő
• Adagolóhegy:
⸰ Micro 20 ga hegy
Felhasználási javallat/
Rendeltetésszerű felhasználás
A helyreállító kompozitokat közvetlen és
közvetett helyreállításra használják mind az
elülső, mind a hátsó régióban.
Ellenjavallatok• Nem alkalmazható olyan betegeknél,
akik érzékenyek a metakrilátokra vagy
más gyantákra. Ha dermatitist, kiütést
vagy egyéb allergiás reakciót észlelnek,
alaposan öblítse le a kitett területet, és
forduljon orvoshoz.
• Allergiában szenvedő betegek vagy
felhasználók esetén olvassa el a
www.ultradent.com weboldalon
elérhető, a termék allergénjeirevonatkozó dokumentumot.
Amennyiben allergiás reakciót észlel,
az érintett területet öblítse le alaposanvízzel, és a beteg forduljon orvosához.
Figyelmeztetések és óvintézkedések• A gyanták túlérzékenységet
okozhatnak. Ne használja olyan
pácienseknél akiknél ismert az
akrilátokra vagy más gyantákra
való érzékenység. Allergiás reakció,bőrgyulladás vagy kiütés esetén apáciens forduljon a háziorvosához.
• A keresztszennyeződés elkerülése
érdekében használjon tiszta kesztyűt és
tiszta műszert.
• Irányítsa át a felső fényt az idő előtti
polimerizáció megelőzése érdekében.
• Az egymást követő rétegekhez való
kötés optimalizálása érdekében ne
távolítsa el az oxigéngátló réteget a