DANSYSTEM

2012-10-31＊＊＊＊＊＊＊ＬＭＳ－３ リミットセンサー＊＊＊＊＊＊＊
ＬＭＳ－3リミットセンサーは、ＣＬＴ－１部品直線性試験装置を抵抗器生産ライン上で使用するために、ＣＬＴ－１で測定した第３高調波のリミットを設定し、リミット値を超えた場合に不良品選別のための信号を出力するインターフェースです。
測定タイミング信号が入力されると、内部で設定された時間（１０ｍＳ～６０ｍＳ）内にＣＬＴ－１の１０ＫＨｚ電圧を測定部品に印加し、測定結果をＧＯ／ＮＧ信号で出力します。
入出力信号は各種オプションに対応できます。

フロントパネル良品と判定した時点灯
１０ＫＨｚがＯＮの時点灯不良品と判定した時点灯

リミット設定値

ＣＬＴ－１０ＣＯＮＴＡＣＴＣＨＥＣＫＥＲＬＭＳ－３
ＬＩＭＩＴ
ＳＥＮＳＯＲNG LEVELL E V E L
ＬＩＭＩＴ

SSETET

TRIG
ＴＲＩＧ
ＯＮ
ＴＲＩＧ

GOG O

NG N G

POWER
POWER

ON

TEST

パワースイッチ
ＯＮ ： トリガー測定（通常の測定状態）
ＴＥＳＴ：連続測定（１０ＫＨｚが常時ＯＮ、ＣＬＴ－１設定時に使用）

リミット設定：３０ＫＨｚ計がフルスケール時に１０００（測定レンジには無関係）（例．３０ＫＨｚ計のふれの５０％以上を不良とする場合、５００と設定。）

使用方法
１． まずＣＬＴ－１とＬＭＳ－２間のケーブルを接続します。
２． 測定タイミングセンサーを接続し、ＣＬＴ－１とＬＭＳ－２の電源をＯＮにします。
３． ＬＭＳ－２のリミットを設定します。
４． ＬＭＳ－２の１０ＫＨｚ表示ランプ下のスイッチをＴＥＳＴにし、ＣＬＴ－１の１０ＫＨｚを印加します。スイッチをＴＥＳＴからＯＮにすると、ＣＬＴ－１の１０ＫＨｚがＯＦＦになります。
（測定タイミング入力が入った時のみ、１０ＫＨｚが設定された時間だけＯＮになります。）
５．測定タイミング信号がはいるたびに、ＧＯ／ＮＧを判定し、出力します。
出力は次の測定まで保持されます。

有限会社 ダンシステム〒275-0022 千葉県習志野市香澄1-3-6-104 Tel. 047-451-5790 Fax. 047-451-5793

DANSYSTEM Ltd. 1-3-6-104, Kasumi, Narashino, Chiba 275-0022, JAPANE-mail. ch@dansystem.co.jp, www.dansystem.co.jp
Tel. +81-47-451-5790 Fax. +81-47-451-5793

DANSYSTEM

2012-10-31

バックパネル
１００Ｖ電源ＩＮ

ＧＯ／ＮＧ出力（オープンコレクタ）

１００Ｖ

ＭＥＡＳＵＲＥ

１２Ｖ

ＩＮ

ＯＵＴ

ＯＵＴ
ＯＵＴ

０Ｖ

１２Ｖ

ＣＬＴ－１

ＣＬＴ－１０
ＣＬＴ－１００Ｖ

DANSYSTEM Ltd.

測定タイミングセンサー入力（１２Ｖはセンサー用出力）
ＣＬＴ－１に接続
ＣＬＴ－１出力コネクター
１０ＫＨｚＯＮ／ＯＦＦ（ＣＬＴ－１出力ｐ３へ）
７

１１０２３８
１１０Ｖ（ＣＬＴ－１出力ｐ７へ）

４９
１２５３０ＫＨｚＬＥＶＥＬ（ＣＬＴ－１出力ｐ１へ）６ＣＬＴ－１出力コネクタはすでに生産中止で入手できません。
下記プラグなどで代用します。

Ａ30mm
48mm

通常のタイプ（Ａを少しつぶして使用）

有限会社 ダンシステム〒275-0022 千葉県習志野市香澄1-3-6-104 Tel. 047-451-5790 Fax. 047-451-5793

DANSYSTEM Ltd. 1-3-6-104, Kasumi, Narashino, Chiba 275-0022, JAPAN

小さいタイプ（最適です。）

E-mail. ch@dansystem.co.jp, www.dansystem.co.jp
Tel. +81-47-451-5790 Fax. +81-47-451-5793

DANSYSTEM

2012-10-31

内部基板上で設定可能＊測定時間：

６ｍＳ－５０ｍＳ
標準は約２０ｍＳに設定＊測定タイミングスタート ： 立ち下りまたは立ち上がりまたは・１２Ｖパルスまたはトランジスタによるスイッチング
・内部で１０ＫΩ抵抗により１２Ｖにプルアップしてあります。
標準は立ち上がりに設定＊出力：・ＮＧでＯＮまたはＮＧでＯＦＦ（オープンコレクタ）・出力を次回測定（次回測定タイミング入力による測定）まで保持または、コンパレーターは測定タイミング入力に関係なく連続動作、連続出力・７個までのシフト回路内蔵（ＮＧ出力を０－７までＤＩＰスイッチで設定）
・出力電源の標準は１２Ｖ／１Ａ
標準はＮＧでＯＮ，出力を次回測定まで保持，

＊その他

：

オプションで出力電源、内蔵可測定タイミング

測定開始

測定終了

測定端子

測定トリガー（立下りも可）ＧＯ／ＮＧ出力（オープンコレクタ）

10-60mS

測定トリガーは測定パルスの立下りにも内部で設定できます。
測定時間（測定開始から測定終了まで）は約２０ｍＳにセットしてありますが、内部で１０ｍＳ－６０ｍＳの間で設定可能です。
ＧＯ／ＮＧ出力は、出力が前回の測定結果と同じ場合はその結果を保持します。

有限会社 ダンシステム〒275-0022 千葉県習志野市香澄1-3-6-104 Tel. 047-451-5790 Fax. 047-451-5793

DANSYSTEM Ltd. 1-3-6-104, Kasumi, Narashino, Chiba 275-0022, JAPANE-mail. ch@dansystem.co.jp, www.dansystem.co.jp
Tel. +81-47-451-5790 Fax. +81-47-451-5793

DANSYSTEM

2012-10-31

内部基板

コネクター

LM324

1VR2

ｐｉｎ44093-1
VR1555
4013

Tr.1
SW2

Tr.2
Tr.4

4093-2

Tr.3

4049

13144015
SHIFT

DIP.SW

SW112345678

内部基板コネクター

内部設定
ＶＲ１：ｐｉｎ４が１．０００Ｖになるよう調整
ＶＲ２：測定時間調整（１０－６０ｍＳ）（反時計方向いっぱいが１０ｍＳ．）
ＳＷ１：
ＮＧで出力がＯＮ
ＮＧで出力がＯＦＦ
ＳＷ２：立ち上がりで測定スタート
立下りで測定スタート

ＤＩＰスイッチ：１がシフトゼロ
８がシフト７

有限会社 ダンシステム〒275-0022 千葉県習志野市香澄1-3-6-104 Tel. 047-451-5790 Fax. 047-451-5793

DANSYSTEM Ltd. 1-3-6-104, Kasumi, Narashino, Chiba 275-0022, JAPAN1234567891011121314１２Ｖ
３０ＫＨｚ入力
０－１Ｖ入力
１ＶＯＵＴ
１０ＫＨｚＯＮ／ＯＦＦ出力ＯＮ／ＴＥＳＴ
１０ＫＨｚＯＮ表示ＬＥＤ
測定スタートＩＮ
リミットＧＯ－ＯＵＴ（オプション）
ＮＧ表示ＬＥＤ
ＧＯ表示ＬＥＤ
ＯＵＴ表示ＬＥＤ（オプション）
リミット出力０Ｖ

E-mail. ch@dansystem.co.jp, www.dansystem.co.jp
Tel. +81-47-451-5790 Fax. +81-47-451-5793

DANSYSTEM

2012-10-31

ＬＭＳ－３回路図
コネクター
12V

130KHz IN

2ＬＭ３２４4.7K

1214４０９３（1）
313５V

120.1

11４０９３（1）3 122118510691345000.1

62K
30.10-1V

12V

1V

1K
680

40.1

VR1TEST

152V

4015(SHIFT)

54.7K

ON

Tr261,94.7K

Tr110KHz ON/OFF
12V

10KHzON LED
74.7K

470

Tr410K

DIP.SW
12345678

1312V

MEASURE

80.1

10K

12V

11125４０９３（2）SW2810412V

10NG LED

470

12V

11GO LED470

6４０９３（2）6４０９３（2）90.01

7512OUT 13４０４９４０４９112343.3K

350.1

210K

12V

NE555
TIMER
61K
712V

0V

14

Tr3SW110VR25K

OUT(12V)

ＵＲＴ－Ｃ１０５Ｎ（水銀リレー）
5V

12V

有限会社 ダンシステム〒275-0022 千葉県習志野市香澄1-3-6-104 Tel. 047-451-5790 Fax. 047-451-5793

DANSYSTEM Ltd. 1-3-6-104, Kasumi, Narashino, Chiba 275-0022, JAPANE-mail. ch@dansystem.co.jp, www.dansystem.co.jp
Tel. +81-47-451-5790 Fax. +81-47-451-5793