PROCESS AUTOMATION

ガイドガイ
ドウェーブレーダレベル計
ウェ ブレ ダレベル計

液体/粉体計測用

CAT.NO.984C

ガイドウェーブレーダレベル計

SLG250/260 シリーズ
液体/粉体計測用■ 動作原理ガイドウェーブレーダレベル計・SLG250/260形は、時間領域反射率測定法（TDR ; Time DomainReﬂectometry）を採用しています。
プローブ上端から下に向けて発射された高周波信号は、プローブ（ロッドまたはケーブル）に沿って発射波進み、測定物表面で反射します。反射した信号はプローブを逆行し、センサで受信されます。センサは発射してから受信するまでにかかった時間をレベルに換算し、出力します。

測定物表面からの反射波がプローブを伝ってセンサに戻ります。

空気の比誘導率=1

測定可能比誘導率=1.4〜100
比誘導率が低い液 体（炭化水素など）の場合、反射波の一部はプローブを伝って測定物を透過します。

毎秒24万回の高周波信号がプローブを伝って発射されます。

■ 特長● 電流パルスはプローブ（ロッド・ワイヤ−・同軸）を伝わるため、電波を放射することなく電磁界の広がりも少ないため、狭い場所への設置も可能です。
● 非常に低い比誘電率の計測も可能です。
（εr≧1.4；同軸タイプ）● 様々なプローブバリエーションにより、多彩なアプリケーションに対応できます。
（ロッドタイプ、ワイヤータイプ、同軸タイプ）● 2線式のため、配線コストの削減が可能です。
● 表示部は日本語表示が可能で、バックライト機能を搭載しているため、操作性に優れています。

■標準仕様および形式
SLG250

対プ

ロ

プー象物ブ

長プ ロ ー ブ 外 径
不感帯※1 上部

※1 下部

精
動作特性

温表

示

位

周期

電気的特性

速

φ2 mm

φ8 mm
80 mm Min.

力号

抵

抗負荷

アナログ出力

1点

周囲状況

−

使用温度（プロセス温度）度−40〜＋80 ℃

度

20〜80 ％ RH材質付ねじリ

テーナプ

ローブ

その他

寸

電線
グラント

投入材

SUS316 相当

SUS316L 相当（108）
上部不感帯 80mm Min.

−

SUS316L 相当 / PFA

SUS316L 相当 / PPS GF 40

ノンアスベスト（Klingersil C-4400）
FPM / FKM
SUS316L 相当−−−−

SUS316L 相当

法

G 3／4

口

M20×1.5 相当（2ヶ所、片側閉止プラグ付）

質

ポリアミド

適 合ケーブル 径

φ6〜φ12 mm

接 続 ケ ーブ ル
※5 質

SUS316L 相当 / PPS GF 40−

PPS GF 40

Oリング（ 内 部 ）ト

下部不感帯 0mm Min.

ADC（ポリエステル粉体塗装）/ PC
SUS316L 相当

ガ ス ケ ッ ト付

5IP66 / 68（NEMA6P）
ADC（ポリエステル粉体塗装）

ー取

12 kN Max.
−40〜＋150 ℃

造線

4.0 MPa Max.
−−40〜＋80 ℃

ハ ウ ジ ン グ

電

4〜20 mA DC（HART通信）

670 Ω（24 V DC電源 / バックライト ; OFF時）（図1参照）、 372 Ω（24 V DC電源 / バックライト ; ON時）
（図1参照）
600 kPa Max.

イ

100

0.5 sec.

1.5 kN Max.

エεr≧1.5

3 sec. Max.

0.6 MPa Max.

度

バ（173）

εr≧1.4

耐 圧 力（ 静 圧 に て ）カ（プローブ長）±0.003 ％/℃（アナログ出力に対して）
εr≧1.6

引構（150）0 mm Min.

±2 mm（IEC 60770-1準拠の計測条件にて）

約0.76 W（供給電源 ; 35 V DC / アナログ出力 ; 21.5 mA DC時）

電信温（108）

0 mm Min.
※21 m/min. Max.

費囲

φ4 mm
80 mm Min.

9.6〜35 V DC（2線式 / バックライト ; OFF時）、 16〜35 V DC（2線式 / バックライト ; ON時）

力

湿

φ２１．
３ mm
30 mm Min.

源

消

強

0.501〜60 m

0.3〜6 m度

出張

上部不感帯 30mm Min.

粉体

0.501〜75 m※3 ス テ ッ プ 応 答 時 間

従ワイヤータイプ

mm、m、 ft

単取

下部不感帯 0mm Min.

同軸タイプ

液体5桁、 ７×13mmサイズLCD レベル値、計測状態、反射波形などの表示

測電（φ20）

示
測ウ（173）

ロッドタイプ性計

計測基準位置G3/4（φ21.3）

1 mm計※4 周（プローブ長）

下部不感帯 0mm Min.

ワイヤータイプ

計測可能比誘電率

追G3/4（φ4）（φ8）

0.3 μA表

外部接続端子

計測基準位置

（L1:100〜1000mm）値

特外部接続端子φ5φ6

アナログ出力値
度

（92）

（17）

（108）

（173）

（17）

（108）
下部不感帯 0mm Min.

（φ20）

度

分解能

計測基準位置
G3/4

（φ2）

（50）

イ
定

外部接続端子（プローブ長）（L1）（プローブ長）G3/4

上部不感帯 80mm Min.

計測基準位置5（173）（17）

外部接続端子M8（有効深さ 15mm）

測（92）

（92）

（92）

タ

SLG260（17）式

上部不感帯 80mm Min.

形

2心シールドケーブル（推奨 ; CVVS, 1.25mm 2 ）量

約 1.2 kg

約 1.5 kg

約 2.1 kg

約 1.5 kg

プローブ質量（m当たり）

約 16 g/m

約 400 g/m

約 1110 g/m

約 78 g/m※1. 上部、下部不感帯は、比誘電率、プローブ長により異なります。
※2. ●プロセス条件 : 温度 ＋18〜＋30 ℃、湿度 45〜75％ R. H. 、圧力 86〜106 kPa A● 計測物 : 水
● 設置条件 : φ1mの金属タンク、障害物からの距離500mm以上以下の領域では精度が異なります。
● SLG250・
ワイヤータイプ■計測基準位置より 0.08〜0.3m : ＋15mm /−2mm ■プローブ先端より 0.1m : ＋2mm /−10mm● SLG250・
ロッドタイプ

計測基準位置より 0.08〜0.3m : ＋15mm /−2mm ■プローブ先端より 0.02m : ＋2mm /−10mm● SLG250・同軸タイプ■計測基準位置より 0.03〜0.15m : ＋15mm /−2mm ■プローブ先端より 0.05m : ＋2mm /−10mm● SLG260・ワイヤータイプ■計測基準位置より 0.08〜0.3m : ＋15mm /−2mm ■プローブ先端より 0.1m : ＋2mm /−10mm※3. 計測面の急激な変化（0.5m Max.）の90％に追従するのに要する時間。
※4. 周囲温度としては−40〜＋80℃、LCDは−20℃以下、または＋70℃以上になると正常に表示できない可能性があります。
ただし、周囲温度が−20〜＋70℃の範囲に戻れば、正常に表示します。
※5. 質量はプローブ長が1mの場合で表示しております。
注）. 上記外形図は表示器確認用窓があるタイプとなっております。
★ . サニタリー仕様の製作も可能です。
（SLG240シリーズ）

図1 許容負荷抵抗
負荷抵抗（Ω）
35.0V 1181Ω
（バックライトOFF時）

1000
16V 0Ω

■35.0V 884Ω
（バックライトON時）

9.6V 0Ω500
許容負荷抵抗010 15 20 25 30 35
電源電圧（V）ご注文の際には、次の事項をご連絡ください。
●装置名称 / 用途名●タンク略図称()途()●プロセス条件

A

台管

φD1

用h7・測定物温度max.()℃ / min.()℃max.()℃ / min.()℃

・タンク内圧力□開放タンクh2

スパン点位置・タンク内温度
台管部詳細
h6h1h4h5

φD3

B
台管C

マンホール

h8h3

ゼロ点位置

φD4

※タンク形状が異なる場合は、別紙などにて形状/寸法を記入してください。

マンホール部詳細

Max.()MPa(G) /Min. ()MPa(G)□有 □無□有 □無・粉塵の有無□水蒸気 □測定物ベーパ□有 □無・カクハン機・付着性の有無●タンク形状及び寸法

・タンク高さ(h1)(・タンク直径(φD1)(・タンク天井形状
・タンク底形状

□平面状
□平面状

・投入方法

(・投入口位置□中央□中央・排出口位置)m)m

/

□円錐状
□円錐状

・タンク材質/接液部材質 (角形タンクの場合 (□パラボラ状□パラボラ状)/))m × ()m・天上部寸法(h2) ()m

・底部寸法(h3)()m・排出方法()□側壁付近 (側壁からの距離□側壁付近 (側壁からの距離mm)

・投入量()mm)

・排出量()●設置条件

・障害物有無□タンク中央□側壁付近 (側壁からの距離(A) :mm)
□マンホール (内径(φD4) :mm / 位置(B) :mm / 位置(C) :□無□有 ( □はしご
□コイル
□梁
□その他

・台管内径(φD3)()mm

・台管高さ(h7)()mm・ゼロ点位置(h5)(・ハウジング部最高温度()℃・スパン点位置(h4)(・取付位置

・設置高さ(h6)()mm

mm / 高さ(h8) :mm))

・許容計測速度()m/min.

)m・許容計測精度(±)mm)m

・取付サイズ()●測定物に関する条件()

・測定物状態 □ 安息角(・測定物性状□見掛比重 ()・SUS304/SUS316に対する腐食性の有無 □ 有・測定物比誘電率()

（・粘度

●電源電圧

□24V DC □その他(・測定物名称取得防爆規格海外規格°)

□無）
cP)

CSA/FM ClassⅠ, Div.1, Groups A,B,C, and D, Class Ⅱ, Div.1, Groups E,F, and G T4, ClassⅢ
ATEX Ⅱ 1G EEx ia ⅡCT4

製品改良のため、おことわりなく仕様変更することがありますのでご了承ください。
製造元

取扱店

発売元

本社/〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-32

本 社 営 業 部 /〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-29
TEL.06-6386-8141㈹ FAX.06-6386-8140
東 京 支 店/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03-5835-3311㈹ FAX.03-5835-3316
名古屋営業所/〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TEL.052-731-5751㈹ FAX.052-731-5780
九 州 営 業 所 /〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TEL.093-521-9830㈹ FAX.093-521-9834

ノーケンホームページ http://www.nohken.com/

2015. 3. 1,000