高精度リニヤゲージ
LGH シリーズ
LGH-0510-B-EH
LGH-0510C-B-EH

ユーザーズマニュアル− 取扱説明書 −ご使用前に本書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。
No. 99MBC123J5
2024 年 1 月 1 日 発行（1）*99MBC123J5*

 商品名および型番の対応
商品名
高精度リニヤゲージ LGH シリーズ

型番
LGH-0510-B-EH
LGH-0510C-B-EH

 本書に関するお願いとご注意
y 本書に記載の使用法に依らない使用により損害が発生した場合には、弊社は一切その責任を負いかねます。
y 本商品を貸与または譲渡するときは、本書を本商品に添付してください。
y 本書を紛失または損傷されたときは、すみやかに営業または代理店に連絡してください。
y 本商品の操作は、本書をよく読んで内容を理解してから行ってください。
y 特に、冒頭の「安全上のご注意」「取り扱い上のご注意」の内容を十分にご理解いただいてから本商品をお使いください。
y 本書の内容は 2024 年 1 月現在の情報に基づいています。
y 本書の内容の一部または全部を転載・複製することは固くお断りいたします。
y 本書に掲載している画面図は、説明の都合上、強調や簡略化、または一部を省略していることがあります。また、機能理解と操作に支障を与えない範囲内で、実際の画面表示と異なることがあります。
y 本文中の会社名、団体名、商品名等は、各社、各団体の商標、または登録商標です。
©2019-2024 Mitutoyo Corporation. All rights reserved.

No. 99MBC123J

取扱説明書で使用されるマーク
取扱説明書で使用されるマークは大別すると 3 種類（注意喚起、行為の禁止・強制、参考情報・参照先）
です。また、マークには汎用的に使用されるものと特定の内容を示すものがあります。特定の内容を示す場合には、マーク内に具体的な内容を示す絵が描かれます。

 潜在的な危険性に対する注意喚起を示すマークや文字危険取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示します。

警告取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を
示します。

注意

取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

注記

取り扱いを誤った場合、「物的損害の発生が想定される」内容を示します。

感電の危険性があることを示します。

 行為の禁止および行為の強制を示すマークや文字行為の禁止の具体的な内容を示します。

行為の強制の具体的な内容を示します。

接地が必要であることを示します。

 参考情報や参照先を示すマークや文字
Tips

本文に記載されている操作方法や手順を特定の条件に適用する場合の参考情報などを示します。

本書または外部取扱説明書に、参照するべき情報がある場合は、参照先を示します。
例：○○の詳細は、「1.2 各部の名称と機能」（2 ページ）iNo. 99MBC123J

安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

警告
カバーを外したり、分解したりしないでください。感電や金属粉の混入によるショートで破損や火災の危険があります。

取り扱い上のご注意 本商品の用途や取り扱いについて
z 本商品は測定器です。
本商品を測定以外の目的に使用しないでください。

z 本商品は工業用商品です。
本商品を工業用以外の用途で使用しないでください。

z 本商品は精密機器です。
y 本商品の取り扱いには十分ご注意ください。また、ご使用時に各部に衝撃を加えたり、無理な力をかけたりしないでください。
y ゲージヘッドの取り付けは、確実に行ってください。
y ゲージヘッドを取り扱う際には、ステムに近い部分を持ってください。スピンドル／ゴムキャップやケーブルは持たないでください。

 設置環境
本商品は屋内使用機器です。また、精密機器である本商品をより高い精度で使用いただけますように
以下の設置条件を考慮して、設置してください。
y 振動
本商品は、なるべく振動の少ない場所に設置してください。振動の多い場所で長い間、ご使用されますと、本商品で使用している精密な部品に不具合が生じ、誤動作する場合があります。止むを得ず、振動のある場所でご使用になる場合は、本商品の下に防振ゴムを敷くなどの処理を講じて振動を少なくしてください。
y 塵埃
設置場所の塵埃は、表示部の電子部品などに悪影響をおよぼしますので、なるべく塵埃の少ない場所に設置してください。
y 光
本商品に直接日光が当たりますと熱の影響によって、本体が変形し、動作に悪影響を与えることになります。窓際など、直接日光が当たる場所に設置せざるを得ない場合は、カーテンなどにより遮光してください。

ii

No. 99MBC123J

y 周囲温度、湿度
本商品の動作環境は、周囲温度 15 °C 〜 25 °C、湿度 30 % 〜 60 %RH です。ただし、急激な温度や湿度が変化する場所は避けてください。
次のような場所で使用する際は、遮へい対策を十分に行ってください。
y 静電気などによる、ノイズが発生する場所
y 電界強度の強い場所
y 電源線／動力線が、近くを通る場所
y 切粉、切削油、水などの影響を直接受ける場所
y 放射線を被曝するおそれのある場所
y 腐食性ガスなどを受けるおそれのある場所

 お手入れについて
本商品の汚れは、繊維の出ない柔らかい布で軽く拭き取ってください。洗剤、シンナーやベンジンな
どの有機溶剤は使用しないでください。

 電源• 使用後は電源スイッチを必ずオフにしてください。
• AC アダプターは、大電流が流れている電源（工作機械や大型の CNC 制御測定機など）とは別の電源に接続してください。
• 市販の電源を使用する場合、機器の電源配線の長さは 30 m 以内とし、1 対 1 で接続してください。

• 電源は、直流 12 V 〜 24 V で出力電流 1 A 以上のものを使用してください。他の大電力機器の電源と共用しないでください。
• 屋外配線は避けてください。

接地は必ず行ってください。 AC アダプターは、アース付きの 3P コンセントを使用してください。

電磁両立性について
本商品は、EMC 指令および英国電磁両立性規制に適合していますが、この要求を超える電磁妨害を受けた場合は保証外となり、適切な対策が必要となります。

iii

No. 99MBC123J

輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意
本商品は、「外国為替及び外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 もしくは外国為替令別表に定める 16の項」によるキャッチオール規制貨物・キャッチオール規制技術（プログラムを含む）です。
本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になる場合があります。
また、本商品に機能を追加するためにオプションの追加や改造を行った場合、「外国為替及び外国貿
易法の輸出貿易管理令別表第 1 もしくは外国為替令別表に定める 1 から 15 の項」によるリスト規制
貨物、リスト規制技術（プログラムを含む）に該当となることがあります。その場合の本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になります。事前に弊社にご相談ください。

欧州諸国などへの輸出に関するご注意
本商品を輸出される際は、英文の取扱説明書 ･ 適合宣言書（場合によっては輸出国公用語）が必要となる場合があります。
詳細につきましては弊社にご相談ください。

日本国内で本商品を廃棄する際のご注意
y 事業者として廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）等の関連法
令に従い、適正な廃棄処理をしてください。
y 個人として廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

分別処理を行っている欧州諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意商品または包装に記されたこのシンボルマークは、欧州諸国の規制である廃電気電子機器指令（WEEE 指令）に基づくもので、本商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。
土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルにご協力ください。
本商品の廃棄方法については、お求めの販売店、または弊社営業の窓口にご相談ください。

iv

No. 99MBC123J

保証
本商品は、厳重な品質管理のもとで製造されていますが、お客様の正常な使用状態において、万一お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合には、無償で修理させていただきます。お求めの代理店、あるいは弊社営業へご連絡ください。ただし、本保証は、ミツトヨ・ソフトウェア・エンドユーザ・
ライセンス契約書の規定に影響を与えないものとします。
次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
y 使用による通常の損耗によって生じた故障および損傷
y メンテナンス上、修理上または取り扱い上の誤りおよび不当な改造による故障および損傷
y お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷
y 火災、塩害、ガス害、異常電圧、雷サージおよび天災地変などによる故障および損傷
y ミツトヨによって指定されまたは許可されているハードウェアまたはソフトウェア以外のハード
ウェアまたはソフトウェアと組み合わせて使用したことによる故障および損傷
y 高度に危険な活動に使用したことによる故障および損傷
本保証は日本国内において適切に設置され、本書に記載される指示に従って操作されている場合にのみ有効です。
本保証に規定される場合を除き、適用される法によって許される最大の範囲で、あらゆる性質の、すべての明示的・黙示的な条件、表明および保証（商品性に関する保証、特定の目的への適合性の保証、
非侵害の保証または取引過程、使用または取引実務から生じる保証を含みますが、これらに限定されません）は、排除されます。
お客様は、お客様が意図された結果を実現するために本商品を選択したことによって生ずるすべての結果についての全責任を引き受けるものとします。

免責
ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーは、いかなる場合においても、収益の損失、利益の損失、もしくはデータの損失、または本商品の使用もしくは使用不能によって生じた特別損害、直接
損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、または懲罰的損害について、原因および責任理論の如何にかかわらず、たとえミツトヨ、その関連会社またはそのサプライヤーが当該損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、責任を負いません。
前記にもかかわらず、ミツトヨが、お客様による本商品の使用によって生じた損害または損失に対して責任があると判断された場合でも、いかなる場合においても、ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーのお客様に対する責任は、契約に基づくと、（過失を含む）不法行為とを問わず、本商品に対してお客様が支払った金額を超えないものとします。
国、州、または管轄地によっては、派生的損害または付随的損害に対する責任の排除または制限を認めていない場合があります。そのような国、州、または管轄地におけるミツトヨの責任は、法に認められる最大の範囲内で排除または制限されるものとします。

v

No. 99MBC123J

本書について 本書の位置付け、ドキュメントマップ
この商品および関連商品のマニュアルは次のとおりです。

z リニヤゲージ関連
LGH-0510-B-EH
LGH-0510C-B-EH
高精度リニヤゲージ LGH シリーズ
ユーザーズマニュアル（本書）z ソフトウェア関連
SENSORPAK
ユーザーズマニュアルz その他
DP-1VA LOGGER
デジマチックミニプロセッサ
ユーザーズマニュアル

 本書の対象読者と目的
z 対象読者
LGH シリーズのリニヤゲージを初めてご使用になる方を対象にしています。
PC の基本操作をご理解いただいていることを前提とします。
また、図面を読んでその指示を理解できることを前提とします。

z 目的
本書は、LGH シリーズのリニヤゲージの概要、各部の機能、使用方法などをご理解いただくことを目的としています。

vi

No. 99MBC123J

 本書の読み方
z 測定するには
あらかじめ、本商品のセットアップ、および必要に応じてパラメーターの設定が必要です。
「1 概要」（1 ページ）〜「3.4 パラメーター設定の概略」（28 ページ）

基本操作については、以下のページをご覧ください。
「4 基本操作」（31 ページ）
応用的な測定を行う場合、上記に加えて以下のページをご覧ください。
「4.6 CEL 別パラメーターの設定」（36 ページ）z 本商品を使用していて操作方法が分からなくなったとき「目次」で知りたい操作が書かれているページを探してください。

z 用語の説明y 内部カウンター（CEL）：4 つのカウンター（CEL1 〜 CEL4）で、入力された計数に対して原点設定、公差判定を実行します。
y BANK：切り替えが可能な表示部。BANK1 には CEL1 と CEL2、BANK2 には CEL3 と CEL4 を表示します。
y UNIT：測定用途に応じた 6 つの入力回路。

Tips
BANK、CEL、UNIT についての詳細は、「3.3.1 カウンターの内部構成」（23 ページ）vii

No. 99MBC123J

目次
取扱説明書で使用されるマーク ……………………………………………………………… i
安全上のご注意 ………………………………………………………………………………… ii
取り扱い上のご注意 …………………………………………………………………………… ii
電磁両立性について …………………………………………………………………………… iii
輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意 …………………………………… iv
欧州諸国などへの輸出に関するご注意 ……………………………………………………… iv
日本国内で本商品を廃棄する際のご注意 …………………………………………………… iv
分別処理を行っている欧州諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意 …………… iv
保証 ……………………………………………………………………………………………… v
免責 ……………………………………………………………………………………………… v
本書について …………………………………………………………………………………… vi
目次 …………………………………………………………………………………………… viii
1

概要 ………………………………………………………………………………………… 1
1.1

主な構成 ……………………………………………………………………………… 1

1.2

各部の名称と機能 …………………………………………………………………… 2
ゲージヘッド ………………………………………………………………………………… 2

1.2.2

カウンター …………………………………………………………………………………… 3

1.3

操作の流れ …………………………………………………………………………… 6

1.4

正確な測定のために ………………………………………………………………… 7

1.5
2

1.2.1

1.4.1

測定時の注意 ………………………………………………………………………………… 7

1.4.2

使用温度環境の指示精度への影響 ………………………………………………………… 7

校正・修理依頼時の注意 …………………………………………………………… 8セットアップ ……………………………………………………………………………… 9
2.1

開梱と同梱物の確認 ………………………………………………………………… 9

2.2

設置 ……………………………………………………………………………………10

2.3

2.2.1

ゲージヘッド …………………………………………………………………………………10

2.2.2

カウンター ……………………………………………………………………………………12

接続 ……………………………………………………………………………………14
2.3.1

電源 ……………………………………………………………………………………………142.3.2

外部機器接続ケーブル ………………………………………………………………………14

2.3.3

接続手順 ………………………………………………………………………………………15

viii

No. 99MBC123J

3

2.4

動作確認 ………………………………………………………………………………16

2.5

スピンドルの点検 ……………………………………………………………………17

パラメーターの設定 ………………………………………………………………………19
3.1

パラメーターの設定手順 ……………………………………………………………19

3.2

パラメーター一覧 ……………………………………………………………………20

3.3

表示モードの詳細 ……………………………………………………………………23

3.4
4

カウンターの内部構成 ………………………………………………………………………23

3.3.2

表示モード選択（パラメーター番号 06）の詳細 ………………………………………24

3.3.3

CEL 別パラメーター…………………………………………………………………………27

パラメーター設定の概略 ……………………………………………………………28

基本操作 ……………………………………………………………………………………31
4.1

表示部 A/B の選択 …………………………………………………………………31

4.2

表示 BANK の切り替え ……………………………………………………………31

4.3

ゼロセット ……………………………………………………………………………32

4.4

プリセット ……………………………………………………………………………32

4.5

公差値の設定 …………………………………………………………………………33

4.6

4.7
5

3.3.1

4.5.1

3 段公差値の設定（3 段選別）………………………………………………………………33

4.5.2

5 段公差値の設定（5 段選別）………………………………………………………………34

CEL 別パラメーターの設定 ………………………………………………………36
4.6.1

CEL 別パラメーターの設定手順……………………………………………………………36

4.6.2

任意の倍率の設定手順 ………………………………………………………………………36

メモリーの登録／読み出し／クリアー ……………………………………………38

外部入出力機能 ……………………………………………………………………………39
5.1

デジマチック出力機能（DP-1VA LOGGER 用）…………………………………39

5.2

USB 通信機能 ………………………………………………………………………39

5.3

RS-232C 通信機能 …………………………………………………………………40

5.4

5.5

5.3.1

接続 ……………………………………………………………………………………………40

5.3.2

通信コマンド …………………………………………………………………………………41

5.3.3

パラメーターの保存・読み込み ……………………………………………………………42

5.3.4

タイミングチャート …………………………………………………………………………44

RS リンク機能 ………………………………………………………………………44
5.4.1

接続 ……………………………………………………………………………………………44

5.4.2

CH（チャンネル）の割り当て ……………………………………………………………45

5.4.3

RS-232C データ出力時間 …………………………………………………………………45

I/O コネクター端子機能 ……………………………………………………………46
5.5.1

接続 ……………………………………………………………………………………………46

5.5.2

出力機能 ………………………………………………………………………………………48ix

No. 99MBC123J

6

7

5.5.3

入力機能 ………………………………………………………………………………………49

5.5.4

タイミングチャート …………………………………………………………………………50

トラブルシューティング …………………………………………………………………53
6.1

トラブルシューティング ……………………………………………………………53

6.2

エラー表示 ……………………………………………………………………………54
6.2.1

エラーコード一覧 ……………………………………………………………………………54

6.2.2

エラー解除方法 ………………………………………………………………………………55

仕様 …………………………………………………………………………………………57
7.1

基本仕様 ………………………………………………………………………………577.2

外観寸法図 ……………………………………………………………………………58

7.3

7.2.1

ゲージヘッド …………………………………………………………………………………58

7.2.2

カウンター ……………………………………………………………………………………59

オプション ……………………………………………………………………………60

営業・サービスの窓口 …………………………………………………………………… App-1

x

No. 99MBC123J

1 概要

1

概要

本商品の特長や各部の名称について説明します。

1.1

主な構成

本商品は、弊社リニヤゲージ商品群のハイエンドシリーズに位置している高分解能で高精度な測長器です。必ず付属の EH カウンター（LGH 専用品）とセットで使用してください。
コード No. 542-720
LGH-0510-B-EH（最小分解能 0.005 µm）
ゲージヘッド標準形

オプション
測定スタンドホルダー A
ホルダー B
専用レリーズ他

コード No. 542-721
LGH-0510C-B-EH（最小分解能 0.005 µm）
ゲージヘッド
低測定力形

付属カウンターの機能の詳細は、

カウンター
EH カウンター（LGH 専用品）

カウンター
EH カウンター（LGH 専用品）「4 基本操作」（31 ページ）1

No. 99MBC123J

1 概要

1.2

各部の名称と機能

1.2.1

ゲージヘッドケーブル長：約 2 m⑤⑥

10.5（ストローク）①④（ステム径）②③
超硬 Sø10 測定子（M2.5）

番号

①
②
③
④
⑤
⑥

名称

備考

ステム
スピンドル／ゴムキャップ

LGH-0510C-B-EH にはゴムキャップはありません

測定子

パーツ No. 120058

レリーズ取り付けねじ
出力ケーブル
シリアルラベル

Tips
ゲージヘッドのシリアル No. は、カウンターと同一 No. が記載されています。

2

No. 99MBC123J

1 概要

1.2.2

カウンター

 前面パネル
①

③

④
⑤
⑥
⑦

②

⑧
番号

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

名称

説明

①
②

Ach（上段表示）

INPUT A（ゲージ入力コネクター）の計数値などを表示します。

Bch（下段表示）

INPUT A（ゲージ入力コネクター）の速度表示などを割り当てます（工場出荷時設定は非表示）。

③

ピークインジケーター

Tips
本商品にはピーク測定機能がないため、ピークインジケータ―は点灯しません。

④

BANK インジケーター

現在選択中の BANK 番号を表示します（工場出荷時設定はBANK1 に固定）。BANK についての詳細は、BANK の切り替え」（31 ページ）⑤⑥⑦

GO/NG インジケーター「4.2 表示

公差判定結果を表示します。

総合判定インジケーター 総合公差判定結果を色別で表示します。
UNIT インジケーター

y I/O コネクター接続時、HOLD 信号入力中に点滅します。
y パラメーターで E 単位を選択したときに点灯します。

⑧［SEL］キーy Ach（上段表示）／ Bch（下段表示）を切り替えます（工場出荷時設定は BANK1 に固定）。
y エラーを解除します。

⑨［P.SET］キー

プリセット値を設定します。

Tips
パラメーター設定時は、パラメーター番号を設定します。

⑩⑪［LIMIT］キー

公差値を設定します。

［MODE］キー

公差・プリセット・任意定数の設定時は、桁を左から右に移動します。

3

No. 99MBC123J

1 概要
番号

⑫

名称

説明

［A_ZERO］キー

Ach（上段表示）の現在値をゼロにします。

Tips• パラメーター設定時に、設定値を進めます。
• 公差・プリセット・任意定数の設定時は、選択桁の数値を増やします。

⑬［B_ZERO］キー

Bch（下段表示）の現在値をゼロにします。

Tips
公差・プリセット・任意定数の設定時は、選択桁の数値を減らします。

 背面パネル
②

⑧

⑨
①
⑩

③
番号

④

⑤

⑥

⑦

名称

説明

①
②

INPUT A（ゲージ入力コネクター） ゲージヘッドを接続します。
RS LINK コネクター（プリンター
出力兼用）

RS リンクケーブルを接続します。SENSORPAK のドングル装着、デジマチック出力兼用です。

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

RS-232C コネクター

RS-232C ケーブルを接続します。

USB コネクター

USB ケーブルを接続します。

I/O コネクター

I/O ケーブルを接続します。

DC ジャックAC アダプターを接続します。

電源スイッチ

電源をオン／オフにします。

アース端子

アース線を接続します。

ケーブルクランプ

電源ケーブルを固定します。

シリアルラベルシリアル No. が記載されています。本カウンターのシ
リアル No. は、ゲージヘッドと同一です。

4

No. 99MBC123J

1 概要

Tips
• 電源ケーブルは脱落防止のため、接続後、ケーブルクランプで固定してください。
• 本商品に付属するカウンター（EH カウンター）は、LGH 専用品です。弊社カタログ記載の標準品とは仕様が一部異なります。
• 本商品には、ピーク測定機能がありません。
• 故障などの理由により、本カウンター単品での追加購入はできません。
• 校正や修理の場合、ゲージヘッド、付属カウンターの 2 点を揃えて、校正、修理にお出しください。ゲージヘッ
ド、付属カウンターのいずれかのみでの校正や修理はできません。

5

No. 99MBC123J

1 概要

1.3

操作の流れ

以下に、基本的な操作の流れを示します。
実線の枠で囲まれた操作は必ず行ってください。破線の枠で囲まれた操作は必要に応じて行ってください。

準備「2 セットアップ」（9 ページ）

セットアップ「3 パラメーターの設定」（19 ページ）

パラメーターの設定

測定

測定ワークを用意（必要に応じてマスターも用意）

Tips
本商品と測定ワークの温度慣らしを十分に行い、電源投入後は 30 分間以上たってから測定を開始します。

「4.5 公差値の設定」（33 ページ）

公差設定

「4.6 CEL 別パラメーターの設定」（36 ページ）

CEL 別パラメーターの設定「4.3 ゼロセット」（32 ページ）ゼロセット／プリセット「4.4 プリセット」（32 ページ）

通常測定

出力

「5 外部入出力機能」（39 ページ）

結果出力

6

No. 99MBC123J

1 概要

1.4

正確な測定のために

1.4.1

測定時の注意• 正確な測定のために、電源投入後は 30 分間以上たってから測定してください。
• 本商品と測定ワークの温度慣らしは、十分行ってください。
• 測定子の先端や測定面のごみ、ほこりや汚れは、測定前によく拭き取ってください。
• 本商品では、下死点（スピンドル突き出し状態）から 0.2 mm の範囲の精度は保証していません。
ゼロセットおよびプリセット設定は、スピンドルを下死点から 0.2 mm 以上持ち上げた位置で行ってください。

ミスカウントやエラーになることがあるので、急激な段差での測定は行
わないでください。

測定ワーク

1.4.2

使用温度環境の指示精度への影響
20 C 以外の環境で使用する場合は、所定の精度が得られないことがあるので、使用温度環境には十分注意してください。

7

No. 99MBC123J

1 概要

1.5

校正・修理依頼時の注意

校正・修理の依頼時は、ゲージヘッドと付属カウンターの 2 点を揃えてお出しください。
開封後に校正・修理で輸送する場合は、ゲージヘッドを付属の防湿袋に入れてください。

密封チャック
防湿袋（付属品）
ゲージヘッド8

No. 99MBC123J

2 セットアップ

2

セットアップ

2.1

開梱と同梱物の確認

初めて箱を開けるときは、以下の構成品が入っていることを確認してください。
品名

パーツ No.

数量

LGH ゲージヘッド

1−

EH カウンター（LGH 専用）

1−

スパナ（測定子交換用）

1

538610ゴム足

4

21HAA078

スタンド（EH カウンター用）

1

02ADN471

ワッシャー（EH カウンター用）

6

21ESA099

AC アダプター

1357651

AC アダプター用電源ケーブル（日本、他）

1

02ZAA000DC プラグ（MP-121M）

1

214938防湿袋

1

21HAA265

検査成績書

1

−

取扱説明書（本書）

1

99MBC123J（和文）99MBC123A（英文）

1

保証書

−

注記
LGH ゲージヘッド、EH カウンターには、同一シリアル No. が付与されています。必ずシリアル No. が同一であることを確認してください。異なるシリアル No. の部品を接続した場合、ゲージの故障につながるおそれがあります。また、精度の保証はありません。

9

No. 99MBC123J

2 セットアップ

2.2

設置

2.2.1

ゲージヘッド 測定子の交換手順
ダイヤルゲージ用オプションの各種特殊測定子・継ぎ足しロッドをご利用いただけます。

注意
先端の鋭利な測定子をご使用の場合には、けがをするおそれがあります。交換作業時や使用時には取り扱いに十分ご注意ください。

注記
測定子を交換する際は、付属のスパナを使用し、スピンドルに無理な回転力や、横方向の強い力を加えないでください。スピンドルに傷が付いたり、作動不良の原因になります。

Tips• 測定子の変更に伴い、外観寸法、測定力の変化、測定方向の制限などが生じる場合があります。
• 標準付属以外の測定子を使用する場合は、測定子の形状により誤差が蓄積されます。

1 スタンドなどからゲージヘッドを取り外す
2 標準付属のスパナをスピンドル先端のスパナ掛けに掛け（下図参照）、スピンドルが回らないように固
定する
スパナ掛け

測定子

3 測定子を傷つけないように柔らかい布を介してペンチで挟んで測定子を取り外す
4 取り外しと逆の順序で、測定子を取り付ける
Tips• 推奨締め付けトルクは、0.5 N・m です。
• 測定子の取り付け後は、測定子が緩んでいないことを確認してください。
• ダイヤルゲージ用各種測定子は、弊社総合カタログ No.13 をご覧ください。

10

No. 99MBC123J

2 セットアップ

 スタンド（オプション）・治具への取り付け手順
1 専用のスタンド（オプション）や、その他の装置の固定ねじを緩める
2 ゲージ取り付け穴にステムを差し込む（ゲージ取り付け穴）

ø15（ゲージ取り付け穴）

ø15 +0.034+0.014+0.034+0.014

固定部品

固定ねじ

固定部品

固定ねじ（止めねじ）

Tips
上図は、ゲージヘッド部を固定する部品の製作加工例です。

3 固定ねじを締めてゲージを固定する
ゲージ取り付け穴は、測定方向に平行になるように加工してください。傾いて取り付いていると測定
誤差の原因となります。
θ

L0

誤差＝ L1 − L0

注記• ゲージを固定する際、締め付けトルクは約 0.5 N・m を目安とし、ステムを必要以上に強く締め付けないでください。必要以上に強く締め付けると、作動不良や故障の原因となることがあります。
• ゲージヘッドが移動するような測定方法の場合は、ケーブルが引っ張られたり、本体に無理な力が加わらないように取り付けてください。破損の原因となります。
専用スタンドなど（オプション）については、「7.3 オプション」（60 ページ）11

No. 99MBC123J

2 セットアップ

 レリーズ（オプション）の取り付け手順
1 ゲージ本体側面のレリーズ取り付けねじのねじを外す
2 専用のレリーズ（オプション）の先端を取り付ける
注記
レリーズを使用しない場合、レリーズ取り付けねじには工場出荷時に取り付けられていたねじを取り付けてください。ねじ穴からごみなどが入ると故障の原因となります。
レリーズ（オプション）については、

2.2.2「7.3 オプション」（60 ページ）カウンター

 パネルへの取り付け手順
1 カウンターを取り付けるための穴をパネルに加工する
横幅（mm）

縦幅（mm）

パネル厚（mm）

138.5 〜 139

68.3 〜 68.7

1.0 〜 3.2

2 固定金具のねじ（下図参照）を緩め、固定金具を外す

固定金具

ねじ

ワッシャー（付属品）

3 パネル前面からカウンター本体を差し込む
4 手順 2 で取り外した固定金具を、パネル背面からカウンターに取り付けて固定する
Tips
下表のとおり、パネルの厚さによって、ワッシャーの使用枚数を調整してください。
パネル厚（mm）

ワッシャー枚数

1.0 〜 1.30

1.4 〜 1.7

1

1.8 〜 2.4

2

2.5 〜 3.2

312

No. 99MBC123J

2 セットアップ

 机上への設置
カウンターを机上に水平に置いて使用する場合、滑り止めと防振のために、付属のゴム足（4 個）を
下図の位置に貼り付けてください。

ゴム足

Tips
ゴム足を貼り付けたまま、パネルに組み込むことはできません。
カウンターを机上に傾斜（約 10 °）させて置いて使用する場合は、固定金具を使ってスタンドをカウンターに取り付けます。固定金具の取り付け手順は、パネルへの取り付け手順と同じです。ワッシャー
は 6 枚使用してください。
「■ パネルへの取り付け手順」（12 ページ）
固定金具

A

約 10 °A 矢視図

スタンド（付属品）

13

ゴム足（付属品）

No. 99MBC123J

2 セットアップ

2.3

接続

2.3.1

電源

付属の AC アダプターと AC アダプター用電源ケーブルをご使用ください。
付属の AC アダプターを使用しない場合、直流電源（電圧 12 V 〜 24 V、出力電流 1 A 以上）をカウンター
1 台につき 1 つご準備ください。電源ケーブルは、付属の DC プラグの端子（下図参照）にハンダ付
けしてください。
- V (GND)+V

DC プラグカバー※短絡防止のため、ケーブルをハンダ付けした後、DC プラグに取り付けてください。

Tips• ゲージヘッドには、カウンターから電源が供給されます。
• 市販の電源を使用する場合、電源配線の長さは 30 m 以内としてください。また、屋外配線は避けてください。

他の大電力機器の電源とは共有しないでください。

2.3.2

外部機器接続ケーブル

外部機器と接続する場合、USB、RS-232C、および I/O コネクター用のケーブルは、お客様がご用意ください。
RS リンクケーブルは、弊社指定品をご使用ください。
USB ケーブルの詳細は、「5.2 USB 通信機能」（39 ページ）

RS-232C ケーブルの詳細は、
I/O ケーブルの詳細は、
RS リンクの詳細は、「5.3 RS-232C 通信機能」（40 ページ）

「5.5 I/O コネクター端子機能」（46 ページ）
「5.4 RS リンク機能」（44 ページ）14

No. 99MBC123J

2 セットアップ

2.3.3

接続手順
注記

LGH ゲージヘッド、EH カウンターは、同一シリアル No. が付与されています。複数台を使用する場合は、同一シリアル No. が付与された部品同士を接続してください。異なるシリアル No. の部品を接続した場合、ゲージの故障につながるおそれがあります。また、精度の保証はありません。
ゲージヘッドとカウンターの接続は電源スイッチを必ずオフにした状態で行ってください。

電源ケーブルとゲージヘッドの出力ケーブルを他の電力線と同じ配管内に配線しないでください。

Tips
電源ケーブルおよび外部機器接続ケーブルは、お客様が使用されている設備機器に、結束バンドや配線ホルダーなどを使用して固定してください。
接地は必ず行ってください。接地しない場合、ノイズの影響を受けやすくなります。

 ゲージヘッドとカウンターの接続手順
1 ゲージヘッド、カウンターのシリアル No. が同一であることを確認する
2 下図のように接続する
INPUT A
リニヤゲージ

アース端子
アース線（別途必要）

電源スイッチ
I：オン
O：オフ

DC ジャックAC アダプター

Tips
コネクターのねじは、しっかりと締めてください。

15

No. 99MBC123J

2 セットアップ

2.4

動作確認

接続が正しく行われているか、以下の手順で確認してください。

1 カウンター背面の電源スイッチをオンにする»

計数スタンバイ状態になる

2 ［SEL］を押す»

計数状態になるTips［A_ZERO］を押すと、それぞれの軸をゼロセットした後、計数状態になります。

3 表示部に計数値が表示されていることを確認する
4 ゲージヘッドの測定子を上下させて、カウンターの計数値が変化することを確認する• 正確な測定のために、電源投入後は 30 分間以上たってから測定してください。
• 本商品と測定ワークの温度慣らしは、十分行ってください。

16

No. 99MBC123J

2 セットアップ

2.5

スピンドルの点検

LGH ゲージヘッドのスピンドルガイド部には高精度リニアボールベアリングを使用しているため、長時間スピンドルが押し込まれた状態が続いた場合や長期にわたりご使用いただいている場合、測定子が通常の下死点まで戻らなくなる現象が起こります。
測定子が測定面／基準面に届かなくなった場合や表示値が不安定になった場合は、下記の手順でスピンドルの点検を行ってください。

Tips
原因はリニアボールベアリングの構成部品のリテーナー（保持具）がずれるためです。この現象は構造上、必ず発生します。
本書では、この現象を「リテーナーずれ」と呼びます。

 リテーナーずれの確認および修正の手順
リテーナーずれの確認は、電源投入後、温度慣らし前に行ってください。

1 カウンター背面の電源スイッチをオンにする»

計数スタンバイ状態になる

2 測定子がフリーの状態でカウンターの［A_ZERO］または［B_ZERO］を押す»

Ach（上段表示）または Bch（下段表示）がゼロセットされる

3 無理な力を加えずにゆっくりと測定子を手で押し込み、動かなくなった位置でのカウンター表示値を
確認する
Tips
カウンター表示値が 10.5 mm 以上であれば正常です。

4 カウンター表示値が 10.5 mm よりも小さい場合はリテーナーずれが発生しているので、測定子の先端をゆっくりと引っ張る»

引き込んでいたスピンドルが引き出され、リテーナーずれが修正される

注記
スピンドルは動かなくなる位置まで引き出してください。この際、無理な力を加えないよう注意してください。
また、スピンドルに回転方向の力を加えないように注意してください。

Tips
引っ張る際の力の目安は、約 5 N です。

5 再度手順 1 〜 3 の作業を行い、リテーナーずれを確認する

17

No. 99MBC123J

2 セットアップ

MEMO

18

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定

3

パラメーターの設定

パラメーターを設定することによって、計数方向や最小表示量などを指定します。測定を開始する前にパラメーターを設定してください。
また、CEL と呼ばれる 4 つの内部カウンターに対する UNIT の接続なども行います。
詳細は、

3.1

「4.6.1 CEL 別パラメーターの設定手順」（36 ページ）

パラメーターの設定手順

パラメーターは、パラメーターモードで設定します。

1 電源スイッチをオンにする»

計数スタンバイ状態になる

2 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］を押す»

パラメーターモードに移行

3 ［P.SET］を繰り返し押して、変更するパラメーター番号を表示する

4 ［A_ZERO］を繰り返し押して、パラメーター値を変更する

Tips
軸（INPUT A / INPUT B）別に設定できる項目では、軸ごとにパラメーターを設定します。入力する軸（ゲージ
ヘッド）に合わせて設定してください。
INPUT A の設定

INPUT B の設定

5 パラメーターの設定を終えたら、［P.SET］を押しながら［A_ZERO］を押す»

計数状態に移行する

19

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定

3.2
番号
00

パラメーター一覧
説明／設定値（太字は初期値を示します）

設定項目
パラメーターモード

パラメーターの設定／保存／読み込みを実行する場合や、任意定数を設定する
場合に使用します。
0：パラメーター設定
1：CEL 別パラメーター設定
2：任意定数設定
3：パラメーター保存
4：パラメーター読み込み

Tips
パラメーターの保存と読み込みの詳細は、（42 ページ）
01

パラメーター初期化「5.3.3 パラメーターの保存・読み込み」

設定値を 1 にすると、単位以外のすべてのパラメーターを工場出荷時設定の状態に戻すことができます。
この設定は一度有効にすると、パラメーターが初期化されるため、設定値は 0（無効）に戻ります。
0：無効（ワンショット）
1：クリアー実行（初期値に戻る）

02

キープロテクト

誤操作防止のため、キー操作を無効にできます。
0：通常
1：キー入力無効

05 （変更禁止）

0：1：（使用不可）

06

CEL ごとに割り付ける UNIT（計数方法）を選択します。割り付ける UNIT を
任意で選択することもできます。

表示モード選択

0：2 座標表示
1：演算表示2：同時表示3：メモリー表示
4：速度表示5：任意 1 軸表示
6：任意 2 軸表示
7：任意 4 軸表示

Tips
表示モードの詳細は、 「3.3.2 表示モード選択（パラメーター番号 06）の詳細」（24ページ）
07

起動時の表示

起動時に、計数スタンバイ状態または計数表示のどちらを表示するか選択します。
0：[- - - -] 表示
1：0.000

20

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定

番号09

説明／設定値（太字は初期値を示します）

設定項目
単位系選択

表示の単位を mm または E 単位に設定できます。E=1/25.4 mm です。設定変
更後、パラメーターを初期化しても初期値に戻りません。
設定値を 1 または 2 にすると、UNIT インジケーターが点灯します。
0：mm
1：E 5/10 万読み
2：E 1/1 万読み
3：（使用不可）10

出力信号ピッチ

ゲージヘッドの出力信号ピッチを軸別に設定できます。ただし、本商品は B
軸（INPUT B）の入力ができないため、B 軸の設定は無効になります。
0：（使用不可）
1：（使用不可）
2：（使用不可）
3：0.2 µm11

計数方向選択スピンドルが押し込まれた場合に、数字が増加するか減少するかを軸別に設定できます。ただし、本商品は B 軸（INPUT B）の入力ができないため、B 軸の設定は無効になります。
0：＋カウント
1：−カウント

12

分解能

ゲージヘッドの分解能を軸別に設定できます。ただし、本商品は B 軸（INPUT
B）の入力ができないため、B 軸の設定は無効になります。
0：（使用不可）
1：（使用不可）
2：（使用不可）
3：（使用不可）
4：0.1 µm
5：0.05 µm
6：0.01 µm
7：0.005 µm
8：（使用不可）13µm 小数点表示

有効にすると µm の位置に小数点が表示されます。
0：無効
1：有効

14 （未使用）

0：1：-

15

計数値を平均化して表示します（最小桁数のちらつきを軽減します）。平均化
する測定回数を指定できます。

スムージング

0：なし
1：16 回
2：32 回
16 （未使用）

0：1：-

21

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定

番号

設定項目

18

速度サンプリング時間

説明／設定値（太字は初期値を示します）
表示モード選択で、速度表示を選択した場合のサンプリング時間を選択します。
0：10 ms
1：50 ms
2：100 ms

20

公差／ BCD 出力モード 公差判定結果出力と BCD 出力を切り替えます。
切り替え *1
0：3 段公差
1：5 段公差
2：BCD 出力21BCD 出力論理 *1

BCD 出力時、正論理（0）と負論理（1）のどちらを使用するか選択します。
+000000 出力時、[ ] 内が DATA 線の電圧、（ ）内が符号の電圧になります。
0：DATA［L］（符号 H）
1：DATA［H］（符号 L）

24

RS-232C ／ USB ／使用する出力端子を選択します。
デジマチック出力（DP1VA LOGGER 用）
0：RS-232C
切り替え *2
1：USB
2：DP-1VA LOGGER（プリンター）

25

データ転送速度 *2

RS-232C のデータ転送速度を選択します。
0：4800 bps
1：9600 bps
2：19200 bps

26

パリティーチェック *2

RS-232C のパリティーチェック方法を選択します。
0：なし
1：奇数
2：偶数

27

データビット *2

RS-232C のデータビット長を選択します。
0：7 bit
1：8 bit28

出力トリガー *2

RS-232C の出力トリガー方法を選択します。
0：RS-232 コマンド（通常時）
1：RS-232 コマンド（チャンネル同期機能あり）
2：HOLD トリガー OUT

30

アナログ出力レンジ

アナログ出力の測定レンジ（分解能レンジ）を選択します。
0：1999 〜− 1999
1：19990 〜− 19990
2：199900 〜− 199900*1 このパラメーターを変更すると、プリセット値・公差値はクリアーされます。
*2 設定を変更した後は、電源スイッチをオフにしてください。再度電源スイッチをオンにすると、設定が有効になります。

22

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定

パラメーター番号 10 は、初期値を変更しないでください。正しい計数値が表示されなくなります。

Tips「Error90」が表示された場合、［SEL］キーを押してエラーを解除した後、設定可能なパラメーター設定値を入力してください。

3.3

表示モードの詳細

3.3.1

カウンターの内部構成

本カウンターは、測定用途に応じた 6 つの入力回路（UNIT_A-F）と、4 つの内部カウンター（CEL1-4）を内蔵しています。
UNIT と CEL の接続を入力セレクターで変更することで、多彩な測定表示を可能にします。
①入力回路部⑤入力セレクター②内部カウンター部

UNIT_A
A 軸計数

A軸

③表示部

⑥出力セレクターBANK1（INPUT_A）

CEL1
原点・公差

UNIT_C
和差演算

Ach

CEL2
原点・公差

Bch

使用不可

UNIT_D
A 軸速度

B軸（INPUT_B）

RS-232
USB
SDP

I/O
公差
BCD

BANK2
CEL3
原点・公差

Ach

CEL4
原点・公差

Bch

使用不可

UNIT_E
B 軸速度
使用不可

DATA I/F※パラメーター選択

使用不可

UNIT_B
B 軸計数④外部出力部※パラメーター選択（ I/O）
アナログ（ I/O）
総合公差判定UNIT_F
メモリー機能①入力回路部

機能ごとに UNIT_A-F まであります。
y UNIT_A：A 軸の計数測定を行います。
y UNIT_D：A 軸の簡易速度測定を行います。
y UNIT_F：表示値を記憶します。（電源スイッチがオフのときも有効）
UNIT_B、UNIT_C、UNIT_E は使用できません。

②内部カウンター

入力された計数を、原点設定、公差判定処理します。

23

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定
BANK1、BANK2 の 2 つがあり、表示を切り替えることができます。

③表示部

y BANK1：Ach = CEL1 表示／ Bch = CEL2 表示
y BANK2：Ach = CEL3 表示／ Bch = CEL4 表示
工場出荷時設定は、パラメーター番号 06 が「5」（任意 1 軸表示）に設定されているため、表示部 B が表示されず、BANK 切り替えができません。パラメー
ター番号 06 を「6」（任意 2 軸表示）に設定することで表示部 B が表示され、「7」（任意 4 軸表示）に設定することで BANK を切り替えられるようになります。
④外部出力部

使用する出力 I/F をパラメーターで選択できます。

⑤入力セレクター

UNIT を、任意の CEL に接続します。

⑥出力セレクター

BANK_1、BANK_2 表示のどちらかを出力します。

UNIT と CEL の接続は、パラメーター番号 06 の表示モード選択で指定できます。

Tips
本商品では、入力回路部の内、UNIT_B、UNIT_C、UNIT_E は使用できません。
パラメーターの設定の詳細は、 「3.1 パラメーターの設定手順」（19 ページ）
CEL 別パラメーターの設定の詳細は、 「3.3.3 CEL 別パラメーター」（27 ページ）表示モードの詳細は、 「3.3.2 表示モード選択（パラメーター番号 06）の詳細」（24 ページ）

3.3.2

表示モード選択（パラメーター番号 06）の詳細

本カウンターでは、パラメーター番号 06 の設定によって、以下のように表示モードを選択できます。
設定値

表示モード

0

2 座標表示

1

演算表示

2

同時表示

3

メモリー表示

4

速度表示

5
（初期値）
6

任意 1 軸表示

7

任意 2 軸表示

任意 4 軸表示

BANK1
CEL1
CEL2
UNIT_A
UNIT_B（A 軸計数）（B 軸計数）
UNIT_CUNIT_A（A±B）（A 軸計数）
UNIT_A
UNIT_A（A 軸計数）（A 軸計数）
UNIT_A
UNIT_F（A 軸計数）（メモリー）
UNIT_A
UNIT_D（A 軸計数）（A 軸速度）UNIT_A−（A 軸計数）
UNIT_A
UNIT_B（A 軸計数）（B 軸計数）（初期値）（初期値）
UNIT_A
UNIT_B（A 軸計数）（B 軸計数）
（初期値）
（初期値）

24

BANK2
CEL3
CEL4
UNIT_A
UNIT_B（A 軸計数）（B 軸計数）
UNIT_CUNIT_B（A±B）（B 軸計数）
UNIT_B
UNIT_B（B 軸計数）（B 軸計数）
UNIT_B
UNIT_F（B 軸計数）（メモリー）
UNIT_B
UNIT_E（B 軸計数）（B 軸速度）−−−−UNIT_C（A±B）（初期値）

UNIT_A（A 軸計数）（初期値）

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定

Tips• パラメーター番号 06 での設定値 0 〜 4 は、CEL への UNIT の接続を変更できません。
• パラメーター番号 06 での設定値 5 〜 7 は、CEL に任意の UNIT を接続できます。
• 設定値 0 〜 4 で UNIT_B（B 軸計数）、UNIT_C（A±B）、UNIT_E（B 軸速度）が割り当てられている CEL は、「Error40」が表示され使用できません。
パラメーターの設定の詳細は、 「3.1 パラメーターの設定手順」（19 ページ）

 表示モードの種類
z 2 座標表示（設定値 0）
BANK1、2 の 2 つのカウンター（CEL）セットを使用して 2 座標を表示します。
BANK1

BANK2

Ach（上段表示）

CEL1

UNIT_A（A 軸計数）

CEL3

UNIT_A（A 軸計数）

Bch（下段表示）

CEL2

Error 40
（UNIT_B（B 軸計数））

CEL4Error 40
（UNIT_B（B 軸計数））

Tips• UNIT_B（B 軸計数）に割り当てられている CEL は、「Error40」が表示され使用できません。
• BANK ごとに原点（プリセット）と公差を設定できます。

BANK 切り替えの詳細は、 「4.2 表示 BANK の切り替え」（31 ページ）
原点の設定（プリセット）の詳細は、 「4.4 プリセット」（32 ページ）
公差の設定の詳細は、 「4.5 公差値の設定」（33 ページ）z 演算表示（設定値 1）
和差演算表示は使用できません。

z 現在値同時表示（設定値 2）
1 つのゲージの現在値を同時に表示します。
BANK1

BANK2

Ach（上段表示）

CEL1

UNIT_A（A 軸計数）

CEL3

Error 40
（UNIT_B（B 軸計数））

Bch（下段表示）

CEL2

UNIT_A（A 軸計数）

CEL4Error 40
（UNIT_B（B 軸計数））

Tips• UNIT_B（B 軸計数）に割り当てられている CEL は、「Error40」が表示され使用できません。
• 原点セットは Ach（上段表示）、Bch（下段表示）のそれぞれで独立しています。

25

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定

z メモリー表示（設定値 3）Ach（上段表示）の値を、Bch（下段表示）に記憶します。メモリーの内容は電源スイッチをオフにしても消去されません。
BANK1

BANK2

Ach（上段表示）

CEL1

UNIT_A（A 軸計数）

CEL3

Error 40
（UNIT_B（B 軸計数））

Bch（下段表示）

CEL2

UNIT_F（メモリー）

CEL4

UNIT_F（メモリー）

Tips• UNIT_B（B 軸計数）に割り当てられている CEL は、「Error40」が表示され使用できません。
• メモリーユニットは BANK1、2 で共通です。同一信号周期出力のゲージを使用してください。
• I/O コネクターからの B_HOLD 信号で、外部から制御できます。
メモリーの登録、読み出し、クリアー手順の詳細は、 「4.7 メモリーの登録／読み出し／クリアー」（38 ページ）
I/O コネクター入出力の詳細は、 「5.5 I/O コネクター端子機能」（46 ページ）z 速度表示（設定値 4）スピンドルの移動速度を簡易表示します。速度の表示単位は、mm/s です。
BANK1

BANK2

Ach（上段表示）

CEL1

UNIT_A（A 軸計数）

CEL3

Error 40
（UNIT_B（B 軸計数））

Bch（下段表示）

CEL2

UNIT_D（A 軸速度）

CEL4Error 40
（UNIT_E（B 軸速度））

Tips• UNIT_B（B 軸計数）、UNIT_E（B 軸速度）に割り当てられている CEL は、「Error40」が表示され使用できません。
• サンプリング時間により下位 1 〜 3 桁表示が固定となる場合があります。
• 速度表示は、簡易計測表示なので正しい値とは限りません。

z 任意 1 軸表示（設定値 5）、任意 2 軸表示（設定値 6）、任意 4 軸表示（設定値 7）使用する CEL 数を 1、2、4 から選択し、それぞれの CEL に任意の UNIT を接続して使用します。パラメーター番号 06 での設定値 0 〜 4 にない測定モードを構築できます。パラメーター番号 06 に 5 〜
7 を設定後、CEL 別パラメーターに従って UNIT を接続して使用してください。

Tips
UNIT_B（B 軸計数）、UNIT_C（A±B）、UNIT_E（B 軸速度）は使用できません。CEL に接続した場合、「Error40」が表示されます。
CEL 別パラメーターの詳細は、 「3.3.3 CEL 別パラメーター」（27 ページ）26

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定

3.3.3

CEL 別パラメーター

CEL 別に設定できるパラメーターについて説明します。
番号40

説明／設定値（太字は初期値を示します）

設定値
個別 CEL 表示選択

パラメーター番号 06 に 5 〜 7 を設定した場合に、表示する UNIT（計数方法）
を CEL 別に選択します。
パラメーター番号 40 の値を変更すると、プリセット値と公差値がクリアーされます。
0：UNIT_A（A 軸計数）
1：（使用不可）
2：（使用不可）
3：UNIT_D（A 軸速度）4：（使用不可）
5：UNIT_F（メモリー）

41

定数演算

内部カウンター値を規定値の倍数、または任意の値の倍数にするかどうかを設定します。設定した定数を内部カウンター値に掛けたものが、測定結果として表示されます。
0：なし
1：1/2 倍
2：2 倍
3：10 倍4：任意設定42

最小桁ブランク

最小桁を非表示にします。
ただし、RS-232C 出力およびプリンターへの印字は、最小桁まで行います。
0：全桁表示1：最小桁ブランク

Tips• 本商品では、パラメーター番号 40 に 1、2、4 は設定できません。
• パラメーター番号 41 に 4（任意設定）を設定した場合、精度保証は無効となります。
• CEL 別パラメーターの設定の詳細は、 「4.6.1 CEL 別パラメーターの設定手順」（36 ページ）27

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定

3.4

パラメーター設定の概略

以下にパラメーター設定の概略フローを示します。

Tips• 下図は、パラメーターの設定順ではありません。
• パラメーター設定時、［P.SET］を押すごとに 00 から順にパラメーター番号が進みます。最後の番号まで進むと、再び 00 に戻ります。
• パラメーター番号 00 で設定値 1（CEL 別パラメーター設定）を選択した場合、パラメーター番号 40 に移行します。42 まで進むと、再び 40 に戻ります。
• 実線の枠で囲まれたパラメーターは必ず設定してください。破線の枠で囲まれたパラメーターは必要に応じて設定してください。
設定開始（パラメーター番号 00 ＝ 0）
パラメーター［09］単位系選択［11］計数方向設定［12］リニヤゲージ
分解能
次ページにつづく

28

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定
前ページからのつづきパラメーター
表示／機能の設定をしますか？
No

Yes［01］パラメーター初期化［02］キープロテクト［06］表示モード選択［07］起動時の表示［13］µm 小数点表示［15］スムージング［18］速度サンプリング時間［40］個別 CEL 表示［41］定数演算［42］最小桁非表示

外部入出力設定をしますか？

Yes［20］公差／ BCD
出力切り替え［21］BCD 出力論理［24］RS-232C ／ USB ／デジマチック
出力切り替え［25］データ転送速度［26］パリティーチェック［27］データビット［28］出力トリガー［30］アナログ出力レンジ

No

設定完了

パラメーターの詳細は、「3.2 パラメーター一覧」（20 ページ）

CEL 別パラメーターの詳細は、「3.3.3 CEL 別パラメーター」（27 ページ）29

No. 99MBC123J

3 パラメーターの設定

MEMO

30

No. 99MBC123J

4 基本操作

4

基本操作

4.1

表示部 A/B の選択

プリセット、公差設定では、Ach（上段表示）か Bch（下段表示）を指定します。

1 ［SEL］を押す»

選択されているチャンネル（Ach（上段表示）または Bch（下段表示））が点滅
表示例

チャンネル番号（CEL 番号）

チャンネル番号（CEL 番号）

表示内容“CH01”：

Ach（上段表示／ CEL1）“A”：

UNIT_A 接続“CH02”：

Bch（下段表示／ CEL2）“b”：

UNIT_B 接続（末桁）” = ”：

定数演算設定（精度保証外）

UNIT 番号UNIT 番号

Tips• 操作軸切り替えにおけるチャンネル番号は、RS-232 通信でのチャンネル番号となります。
詳細は、 「5.4 RS リンク機能」（44 ページ）
• 定数演算が設定されている場合、Bch（下段表示）の最下位桁の LED に［＝］が表示されます。
• エラー発生時は、［SEL］を押して計数状態に戻します。

4.2

表示 BANK の切り替え

本カウンターは、CEL1 〜 4 の内部カウンターを BANK ごとにキーまたは I/O コネクターからの入力信号で切り替えることができます。

1 ［P.SET］を押しながら［MODE］を押す»

表示 BANK が切り替わる

Tips• 現在表示されている BANK は、BANK インジケーターに表示されます。
• 表示モード設定で任意 1 軸表示または任意 2 軸表示が設定されている場合、BANK の切り替えはできません。
測定モードの詳細は、 「3.3.2 表示モード選択（パラメーター番号 06）の詳細」（24 ページ）31

No. 99MBC123J

4 基本操作

4.3

ゼロセット

測定時に Ach（上段表示）、Bch（下段表示）をゼロセットします。

1 ［A_ZERO］または［B_ZERO］を押す» ［A_ZERO］を押すと、Ach（上段表示）の計数値がゼロになる» ［B_ZERO］を押すと、Bch（下段表示）の計数値がゼロになる

4.4

プリセット

現在値を任意の値（プリセット値）に置き換えます。

Tips
I/O コネクターからの PA/PB 信号入力でもプリセットできます。I/O コネクター入出力を利用する場合、あらか
じめ設定されたプリセット値でプリセットされます。

1 ［SEL］を押して、操作するチャンネル（Ach（上段表示）または Bch（下段表示））を選択する
2 ［P.SET］を押す»

小数点が点滅し、直前のプリセット値が表示

3 ［MODE］を押す»

入力桁が右に移動

4 ［A_ZERO］または［B_ZERO］を押す»

プリセット値が変更

Tips
最上位桁のみ ± の符号設定も行います（0 ⇒…⇒ 9 ⇒ -0 ⇒…⇒ -9 ⇒ 0）

5 希望するプリセット値になるまで手順 3 と 4 を繰り返す
6 ［P.SET］を押す»

現在値がプリセット値に置き換わり、計数表示に戻る

Tips
入力をキャンセルする場合は、［SEL］を押してください。計数表示に戻ります。

32

No. 99MBC123J

4 基本操作

4.5

公差値の設定公差判定機能には、3 段公差判定と 5 段公差判定の 2 つがあります。

Tips• あらかじめ、パラメーター番号 20 の設定値を 0（3 段公差）または 1（5 段公差）に設定してください。
• パラメーター番号 20 に 2（BCD 出力）を設定した場合、公差段数は BCD 出力を設定する直前のものになり
ます。

4.5.1

3 段公差値の設定（3 段選別）

公差値 S1 と S4 の設定で、以下のように 3 段公差判定をします。
GO/NG インジケーター

I/O 出力測定値＜ S1

橙点灯

AL1 / BL1S1 ≦測定値≦ S4

緑点灯

AL3 / BL3S4 ＜測定値

赤点灯

AL5 / BL53 段公差値を設定する操作手順を説明します。

1 ［SEL］を押して、操作するチャンネル（Ach（上段表示）または Bch（下段表示））を選択する
2 ［LIMIT］を押す»

GO/NG インジケーターが橙色に点灯（公差値 S1 が選択される）»

小数点が点滅し、直前の公差値が表示

3 ［MODE］を押す»

入力桁が右に移動

4 ［A_ZERO］または［B_ZERO］を押す»

公差値が変更Tips
最上位桁のみ ± の符号設定も行います（0 ⇒…⇒ 9 ⇒ -0 ⇒…⇒ -9 ⇒ 0）

5 希望する公差値になるまで手順 3 と 4 を繰り返す
6 ［LIMIT］を押す»

公差値 S1 が確定»

GO/NG インジケーターが赤色に点灯（公差値 S4 が選択される）

7 手順 3 〜 5 と同様の操作で、公差値 S4 を設定する
8 ［LIMIT］を押す

33

No. 99MBC123J

4 基本操作»

公差値 S4 が確定し、計数状態に戻る

Tips
S1 ≦ S4 以外の設定ではエラーとなります。［SEL］を押して S1 から入力し直してください。

4.5.2

5 段公差値の設定（5 段選別）

公差値 S1 〜 S4 の設定で、以下のような 5 段公差判定をします。
GO/NG インジケーター

I/O 出力測定値＜ S1

橙点灯

AL1 ／ BL1S1 ≦測定値＜ S2

橙点滅

AL2 ／ BL2S2 ≦測定値≦ S3

緑点灯

AL3 ／ BL3S3 ＜測定値≦ S4

赤点滅

AL4 ／ BL4S4 ＜測定値

赤点灯

AL5 ／ BL55 段公差値を設定する操作手順を説明します。

1 ［SEL］を押して、操作するチャンネル（Ach（上段表示）または Bch（下段表示））を選択する
2 ［LIMIT］を押す»

GO/NG インジケーターが橙色に点灯（公差値 S1 が選択される）»

小数点が点滅し、直前の公差値が表示

Tips
公差値は、S1、S2、S3、S4 の順に設定します。GO/NG インジケーターは、以下のように表示します（設定する公差値が選択されます）。
公差値

GO/NG インジケーター

S1

橙点灯

S2

橙点滅

S3

赤点滅

S4

赤点灯

3 ［MODE］を押す»

入力桁が右に移動

4 ［A_ZERO］または［B_ZERO］を押す»

公差値が変更Tips
最上位桁のみ ± の符号設定も行います（0 ⇒…⇒ 9 ⇒ -0 ⇒…⇒ -9 ⇒ 0）

5 希望する公差値になるまで手順 3 と 4 を繰り返す

34

No. 99MBC123J

4 基本操作

6 ［LIMIT］を押す»

公差値 S1 が確定»

OK/NG インジケーターが次に設定する公差値の色に変化

7 手順 3 〜 5 と同様の操作で、公差値 S2、S3、S4 を設定する
8 ［LIMIT］を押す»

公差値 S4 が確定し、計数状態に戻る

Tips
S1 ＜ S2 ＜ S3 ＜ S4 または S1 ＝ S2 ＝ S3 ＝ S4 以外の設定ではエラーとなります。［SEL］を押して S1 から入力し直してください。

35

No. 99MBC123J

4 基本操作

4.6

CEL 別パラメーターの設定

4.6.1

CEL 別パラメーターの設定手順

1 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］を押す»

パラメーターモードに移行

2 ［A_ZERO］を 1 回押して、パラメーター番号 00 を 1（CEL 別パラメーター設定）にする»

CEL 別パラメーターモードに移行

3 ［P.SET］を押して、変更するパラメーター番号を表示する

4 ［A_ZERO］を押して、パラメーターの設定値を変更する

5 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］を押す»

計数状態に戻る

4.6.2

任意の倍率の設定手順

パラメーター番号 41 に 4（任意設定）を設定した場合、定数値を設定します。

Tips
任意定数値は、CEL ごとに設定できます。

1 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］を押す»

パラメーターモードに移行

2 ［A_ZERO］を 2 回押して、パラメーター番号 00 を 2（任意定数設定）にする»

任意定数設定モードに移行

36

No. 99MBC123J

4 基本操作

3 ［P.SET］を押す»

上段に前回設定値、下段に CEL 番号が表示

表示部 A

表示部 B

4 ［MODE］を押す»

入力桁が右に移動

5 ［A_ZERO］を押す»

数値が変更（設定可能範囲：±9.99999）

表示部 A

表示部 B

6 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］を押す»

CEL 番号が変更

表示部 A

表示部 B

7 手順 4 と 5 と同様の動作で、CEL2、CEL3、CEL4 を設定する
8 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］を押す»

計数状態に戻る

37

No. 99MBC123J

4 基本操作

4.7

メモリーの登録／読み出し／クリアー

メモリーの登録、読み出し、クリアーの操作手順を説明します。

Tips
本操作は、パラメーター番号 06 の設定値が 3（メモリー）の場合に有効です。

z メモリーの登録手順
1 ［B_ZERO］を押す»

Ach（上段表示）の現在値が Bch（下段表示）に記憶

z 記憶したデータの読み出し手順
1 ［SEL］を押して、Bch（下段表示）を選択する

z メモリーのクリアー手順
1 ［SEL］を押して、Bch（下段表示）を選択する
2 ［P.SET］を押す»

メモリー値がクリアーされ、Ach（上段表示）の現在値が表示

38

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能

5

外部入出力機能

本商品には、以下のインタフェースが装備されており、外部機器と接続できます。
インタ
フェース

パラメーター設定

デジマチック出力

2

デジマチックミニプロセッサ y 測定データの印刷、統計演（DP-1VA LOGGER）
算結果の印刷など

USB

1

PC（SENSORPAK 専用）

y PC へのデータ出力

RS-232C

0

PC、PLCy PC、PLC へのデータ出力

接続機器（番号 24）機能

y 外部システムからの制御
I/O コネクター−

スイッチ、制御装置などの機 y PLC へのデータ出力器
y カウンターの外部操作

Tips
PLC：プログラマブルロジックコントローラー（Programmable Logic Controller）

5.1

デジマチック出力機能（DP-1VA LOGGER 用）

別売りのデジマチックミニプロセッサ（DP-1VA LOGGER）と接続することで、測定データを紙に印刷できます。接続時は、カウンターの RS リンクコネクター（OUT）にデジマチックケーブルを接続
してください。

Tips• 印刷可能な桁数は 6 桁です。カウンター表示が 7 および 8 桁の場合、下位 6 桁が印刷されます。たとえば、7 桁の「12.34567 mm」を出力した場合、「2.34567 mm」と印刷されます。
• DP-1VA LOGGER をコンパチブルモードに設定してください。
設定方法および操作の詳細は、 別冊の「DP-1VA LOGGER デジマチックミニプロセッサ ユーザーズマニュ
アル」• エラーのときは、アスタリスク（＊）が印字されます。
• デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER 以外の旧機種をご使用の場合は、お求めの代理店、またはお近くの当社営業所にお問い合わせください。

5.2

USB 通信機能

SENSORPAK（弊社商品）がインストールされた PC と、カウンターを USB ケーブル（A-B タイプ）で接続して、カウンターの測定データを PC に取り込むことができます。USB ケーブルは付属されていません。お客様にてご用意ください。

Tips• USB ポートは、SENSORPAK との通信専用です。
• SENSORPAK の USB 通信は、V2 以降に対応します。
• SENSORPAK についての詳細は、別冊の「SENSORPAK ユーザーズマニュアル」

39

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能

5.3

RS-232C 通信機能

RS-232C 経由で PC や PLC と接続して、測定データの取り込みやカウンターの各種設定をリモート操作できます。
また、パラメーターの保存や読み込みも実行できます。

5.3.1

接続

 適合プラグとピンアサイン
適合プラグ：D-sub9 ピン（ソケットコンタクト）、インチねじ仕様
ケーブル：市販のクロスタイプの RS-232C ケーブルを使用してください。
1

6

5

9

カウンター側

PC 側

ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ピン番号 信号名 入出力
2
RXD
IN
3
TXD
OUT
4
DTR
OUT
5
GND
IN
6
DSR
OUT
7
RTS
IN
8
CTS
1, 9
NC

 通信仕様（EIA RS-232C 準拠）
項目説明

ホームポジション

DTE（ターミナル）、クロスケーブルを使用してください。

通信方式

半 2 重、無手順

データ転送速度4800 bps ／ 9600 bps ／ 19200 bps

ビット構成

スタートビット：1
データビット：7 bit ／ 8 bit（ASCII コード、大文字）
パリティー：なし／偶数／奇数
ストップビット：2

Tips• 通信条件はパラメーターで設定してください。
詳細は、 「3.2 パラメーター一覧」（20 ページ）• PC との通信用には、市販のターミナルソフトウェアなどをご使用ください。

40

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能

5.3.2

通信コマンドPC や PLC からのコマンド書式、カウンターからの出力、および動作内容は以下のとおりです。
コマンド書式

対応する出力動作内容

備考

GA**CRLF

G#**,+01234.567CRLF「表示値」を出力

CN**CRLF

CH**CRLF「現在値」に表示切り替え*1 参照

CX**CRLF

CH**CRLF

使用できません

CM**CRLF

CH**CRLF

使用できませんCW**CRLF

CH**CRLF

使用できません

CR**CRLF

CH**CRLF

ゼロセット

CL**CRLF

CH**CRLF

使用できません

CP**,+01234567CRLF

CH**CRLF

プリセット値入力*2 参照

CD**,+01234567CRLF

CH**CRLF

公差値 S1 入力*3 参照

CE**,+01234567CRLF

CH**CRLF

公差値 S2 入力*3 参照

CF**,+01234567CRLF

CH**CRLF

公差値 S3 入力*3 参照

CG**,+01234567CRLF

CH**CRLF

公差値 S4 入力*3 参照

CS**CRLF

CH**CRLF

エラーのキャンセルCK**CRLF

CH**,%CRLF

HOLD の状態を確認*4 参照*1 「**」は RS-232C でのリニヤゲージのチャンネル番号（01 〜 99）を示します（00 は全チャンネル）。チャン
ネル番号 01 〜 04 が、CEL1 〜 CEL4 となります。
出力データの G の後の「#」はデータの種類（N：現在値）を示します。
*2 プリセット値および公差値は、小数点を付けずに ± 記号および数値 8 桁を入力してください。
*3 公差設定は 3 段公差のとき、コマンドは CD → CG、5 段公差のとき CD → CE → CF → CG の順で行います。
以下の場合は、エラーを出力します。この場合、CD コマンドの設定からやり直してください。
・公差の順番が異なる
・段数の設定と送ったデータが異なる
・誤ったデータを送信した*4

CK コマンドの応答出力（%）は、HOLD の状態を示します。
%=0：通常状態／ 1：HOLD 状態
パラメーター番号 28 が 1（チャンネル同期）のとき、CK コマンドを送信すると RS リンクで接続されたす
べてのカウンターは、HOLD 状態になります。
HOLD 状態は、GA コマンドによるデータ読み出しで解除します。
CK コマンドはチャンネル 1 でのみ有効です（CK01CRLF）。

Tips• CRLF は、CR（キャリッジリターン）および LF（ラインフィード）です。
• エラー時の出力は「CH**,Error$$CRLF」となります。$$ はエラーコードです。
詳細は、 「6.2.1 エラーコード一覧」（54 ページ）
• コマンドに対応する応答出力を受け取ったあとに、次のコマンドを送ってください。コマンドに対する応答が無い場合は、通信バッファをクリアーして、1 秒以上間をあけてから、再度コマンドを送ってください。
• キー操作中（パラメーター／プリセット値／公差設定中）、RS 通信機能は一時停止します。計数可能状態に戻るとコマンドおよびデータ出力を実行します。
• 計数スタンバイ状態の解除は、「CS00CRLF」（全チャンネル指定）で行ってください。
• 通信テストとして、ハイパーターミナル（Windows の標準付属ソフト）などを使用し、キーボードから RS232C コマンドをカウンターに送信することで、所定の動作を確認できます。

41

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能

5.3.3

パラメーターの保存・読み込み設定したパラメーターデータをカウンターから PC に出力して、テキスト形式で保存できます。また、PC に保存されているパラメーターデータをカウンターに読み込むことができます。
パラメーターを保存する操作手順を説明します。

Tips
PC との通信には、PC 側に通信ソフトウェアが必要です。市販のターミナルソフトウェアを使用してください。

 パラメーターの保存
1 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］を押す»

パラメーターモードに移行

2 ［A_ZERO］を 3 回押して、パラメーター番号 00 を 3 に設定する
3 ［P.SET］を押す»

右記が 1 秒表示されて、データが PC へ出力»

データ送信完了後、計数スタンバイ状態に戻る

Tips• 伝送条件（固定）：9600 bps、7 ビット、偶数パリティー、ストップビット 2 ビット• カウンターと PC を 1 対 1 で接続してください（リンク接続不可）。

z パラメーターの外部出力例
パラメーターの出力例を以下に示します。

Tips
下表のパラメーター設定値は、お客様が設定した値になります。
≪出力例≫
CQ01,**EH-S [200]**:00≪データ構文≫CQ01,P02_ _ _=[0],0-1:02

CQ01,P10_A_=[1],0-3:36

CQ01,P05_ _ _=[0],0-1:03
CQ01,P10_A_=[1],0-3:36
CQ01,P10_B_=[1],0-3:37

CQ01,P40_3_=[2],0-5:44
CQ01,P40_4_=[0],0-5:45
CQ01,*parameter END*:FF

パラメーター設定値範囲
現在のパラメーター設定値

CQ01,P40_1_=[0],0-5:42
CQ01,P40_2_=[1],0-5:43

内部データ

軸別
パラメーター例
CEL 別パラメーター例

軸（INPUT）番号、または CEL 番号
パラメーター
番号42

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能

 パラメーターの読み込み
パラメーターを読み込む操作手順を説明します。

Tips• パラメーターの読み込みでは、1 つのパラメーターのみを抜き出して変更することはできません。
必ずすべてのパラメーターを 1 つのファイル内に記載して読み込んでください。
• パラメーターの設定を誤ると、正しい計数値が表示されなくなります。
パラメーターの詳細は、 「3.3 表示モードの詳細」（23 ページ）

1 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］を押す»

パラメーターモードに移行

2 ［A_ZERO］を 4 回押して、パラメーター番号 00 を 4 に設定する
3 ［P.SET］を押す
»

右記が表示

4 PC からパラメーターファイルを送信する»

正常に受信されたら右記が表示

5 ［P.SET］を押す»

計数状態に戻る

Tips
パラメーターの読み込み完了後、電源スイッチをオフにして、再度オンにしてください。

43

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能

5.3.4

タイミングチャート

RS-232C コマンド入力と応答出力（パラメーター番号 28 が 0 または 1）
コマンド（RS-232C）
応答出力（RS-232C）HOLD 入力と応答出力（パラメーター番号 28 が 2）
LF

LF
LF

RS_EXT（I/O）

Max. 10 ms

Min. 10 ms

HOLD（I/O） データラッチ 10 µs
応答出力（RS-232C）
RS_EXT（I/O）

Max. 10 ms

LF
Min. 10 ms

Tips• コマンド操作中、RS 出力は保留されます。
• HOLD トリガー選択時は、RS-232C コマンドは無効です。
• RS リンク接続時は、最後尾カウンターの RS_EXT が有効です。

5.4

RS リンク機能

PC（SENSORPAK を含む）や PLC の制御では、RS リンク機能を使用することで、最大 10 台のカ
ウンターを制御できます。

5.4.1

接続

下図のように RS リンクコネクターの IN と OUT を接続します。
先頭カウンター

RS-232C

RS
IN

LINK
OUT

最後尾カウンター
RS LINKIN OUT

RS LINKIN OUT

RS リンク接続ケーブル

Max. 10 台Max. 10 m

Tips• 先頭カウンターの RS リンクコネクター（IN）、最後尾カウンターの RS リンクコネクター（OUT）には、何も接続しないでください。
• リニヤゲージのチャンネル番号は、電源スイッチオン時の初期設定で、先頭カウンターから 01、02、03 の順に自動的に設定されます。
• 10 台以上または 10 ｍ以上での使用については、弊社にご相談ください。
• RS リンク接続用ケーブルについては、「7.3 オプション」（60 ページ） 起動時の注意
y すべてのカウンターを同時に、または先頭カウンターから順番に電源スイッチをオンにしてください。

44

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能
y 起動後［- - - - -］が点滅し、初期設定終了後に計数スタンバイ状態［- - - - -］表示になります。RS
リンク機能は、［SEL］、外部 HOLD 信号、または RS コマンドで解除できます。

Tips
詳細は、

「6.2.1 エラーコード一覧」（54 ページ）y RS-232C 関連パラメーター番号 25 〜 28 は、先頭カウンターのみ変更できます。パラメーターを変更した場合、接続しているすべてのカウンターの電源スイッチを入れ直してください。

5.4.2

CH（チャンネル）の割り当て

RS-232C のコマンドで使用する CH（チャンネル）は、電源投入時にカウンターの状態が判別されて、自動的に付与されます。
先頭のカウンターの CEL から順に、CH が 01 から付与されます。
また、表示モードで任意１軸表示、または任意 2 軸表示を選択しているカウンターでは、使用している CEL にのみ CH が付与され、使用していない CEL には CH が付与されません。
割り当てられる CH：

RS-232C

CH01 CH02

CH03 CH04

CH05

CH06 CH07

CEL1 CEL2

CEL3 CEL4

CEL1 CEL2

CEL3 CEL4

CEL1 CEL2

ChA ChBChA ChBChA ChBChA ChB

BANK1

BANK2

BANK1

BANK2

（P No.06 = 5 : 任意1軸設定）

CH08 CH09

CH10 CH11

CEL3 CEL4

CEL1 CEL2

CEL3 CEL4

ChA ChBChA ChBChA ChBChA ChB

BANK1

BANK2

BANK1

BANK2

（P No.06 = 6 : 任意2軸設定）

先頭のカウンター

表示モードの詳細は、

5.4.3

最後尾のカウンター「3.3 表示モードの詳細」（23 ページ）

RS-232C データ出力時間

全データ出力コマンド（GA00CRLF）による最大出力時間は、以下の計算式で算出できます。
1) 伝送速度 9600 bps の場合
最大出力時間［ms］＝カウンター接続数× 5 ＋接続チャンネル× 17 ＋ 6
計算例
EH-102

1 台＋ 1ch 接続＝ 1 × 5 ＋ 1 × 17 ＋ 6 ＝最大 28 ms

EH-102

10 台＋ 20ch 接続＝ 10 × 5 ＋ 20 × 17 ＋ 6 ＝最大 396 ms

2) 伝送速度 19200 bps の場合
最大出力時間［ms］＝カウンター接続数× 5 ＋接続チャンネル× 8.5 ＋ 3
計算例
EH-102

1 台＋ 1ch 接続＝ 1 × 5 ＋ 1 × 8.5 ＋ 3 ＝最大 16.5 ms

EH-102

10 台＋ 20ch 接続＝ 10 × 5 ＋ 20 × 8.5 ＋ 3 ＝最大 223 ms

Tips
PC の処理時間は含みません。

45

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能

5.5

I/O コネクター端子機能

I/O コネクターにより、公差判定結果や測定データなどを外部へ信号出力できます。また、表示
BANK の切り替え、プリセットの実行などを外部からの信号入力で操作できます。

5.5.1

接続

 適合プラグとピンアサイン
適合プラグ：y オプション No.02ADB440（プラグとカバーのセット）
y 市販品プラグ 10136-3000PE（3M）、カバー 10336-52A0-008（3M）y 市販品プラグ DX40M-36P（ヒロセ）、カバー DX30M-36-CV（ヒロセ）
ケーブル：シールド線を使用し、長さは 3 m 以内としてください。
18

1

36

19
BCD 出力モード

公差判定出力モード

ピン番号

I/O

1､ 2

−

COM

内部で GND に接続

COM

内部で GND に接続

3

O

AL1

Ach（上段表示）公差判定結果出力

A_bit0Ach（上段表示）データ

4

O

AL2

y 該当端子出力：「L」

A_bit1

5O

AL3

A_bit26OAL4y エラ−時出力：
AL1、AL5：「L」

7

O

AL5

8

I/O

ALLGO

総合公差判定結果出力
GO（OK）：「H」
NG：「L」

9O

RS_EXT

RS 出力中：「L」

10

O

NOMAL

計数可能時出力：「L」、エラー時出力：「H」

11

O

BL1

Bch（下段表示）公差判定結果出力

B_bit012OBL2y 該当端子出力：「L」

B_bit1

13

O

BL3

B_bit214OBL4y エラ−時出力：
BL1、BL5：「L」

15

O

BL5

16 〜 21

−

−

未接続

22

O

A_ANG

Ach（上段表示）アナログ出力

23

O

B_ANG

Bch（下段表示）アナログ出力

24

−

AGND

アナログ用 GND

名称

機能

名称

機能

A_bit3
A_SIGN
READY

データ有効：「L」

Bch（下段表示）データ

B_bit3
B_SIGN46

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能
BCD 出力モード

公差判定出力モード

I/O

ピン番号

名称

機能

名称

機能

25

I

SET1

DISP、MODE、PA、PB 入力時：機能設定。入力時、小数点が点滅します。

26

I

SET2

BCD 出力時：BCD 出力トリガー（SET1 のみ使用）

27

I

SET3

28

I

DISP

表示 BANK 指定：SET と複合。入力時、小数点が点滅します。

29

I

MODE

使用できません。

30

I

BCDCK

BCD 出力指定：SET と複合。入力時、小数点が点滅します。

31

I

EXTTRG

USB トリガー

32

I

A_HOLD

Ach（上段表示部）表示 HOLD

33I

B_HOLD

34

I

HOLD

入力時、小数点が点滅します。
Bch（下段表示部）表示 HOLD
入力時、小数点が点滅します。
HOLD ／エラーキャンセル入力
入力時、UNIT インジケーターが点滅します。
35

I

PA

Ach（上段表示部）プリセット
入力時、小数点が点滅します。

36

I

PB

Bch（下段表示部）プリセット
入力時、小数点が点滅します。

Tips• 外部入力は、負論理（L ＝有効）になります。
• I/O は Input/Output の頭文字を指しています。「I」の場合は入力回路を、「O」の場合は出力回路を参照してください。

 入出力回路
出力回路

入力回路

出力が「L」のとき、トランジスタが ON（オープンコレクター）

入力電圧が「L」のとき、入力が有効

カウンター

カウンター

TD62583 相当

出力

外部機器

参考回路

外部機器
5 kΩ

参考回路

+5 V
5 kΩ

0.01 µF
0.01 µFCOM
出力耐圧：Max. 24 V
出力電流：Max. 10 mA
サージ吸収ダイオード
出力飽和電圧：Max. 0.7 V
60 V、100 mA 以上

入力電流：Max. 2 mA
入力電圧：H=4 V 〜 24 V
L=Max. 1 V

オープンコレクター出
力またはリレー出力等を使用してください。

注記
リレー使用時は、サージ吸収ダイオードや保護回路を組み込んでください。保護がない場合、カウンター内部の IC が壊れるおそれがあります。

47

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能

5.5.2

出力機能

 総合公差判定の結果出力すべての CEL の公差判定結果の AND を出力します。複数台接続の場合は複数台の総合判定を出力で
きます。

ALLGO

ALLGO

ALLGO

EH

EH

EH

総合判定
インジケーター

外部出力
ALL_GO

OK

緑色

H

全カウンターまたは
一部 NG

橙色

L

エラー

赤色

L

判定
全カウンター

Tips• 本機能を有効にするには、パラメーター番号 20 の設定値 0 か 1 を選択してください。
• 複数台の総合判定を行う場合、ピン番号 8（ALLGO：総合公差判定結果出力）を結線してください。
• USB 出力では、総合判定インジケーターは正常時に橙色、エラー時に赤色が点灯します。総合公差判定は、SENSORPAK（オプションソフトウェア）で行ってください。
• BCD 出力では、総合判定インジケーターは正常時に緑色、エラー時に、赤色が点灯します。
• タイミングチャートの詳細は、「5.5.4 タイミングチャート」（50 ページ） BCD 出力測定データを、BCD 形式で出力します。Ach（上段表示）と Bch（下段表示）の測定データを同時に最下位桁より 4 ビット単位ずつ出力します。
パラメーター番号 21 を「0」に設定したときのデータ形式は以下のとおりです。
LSD（下位）
D1
A_bit0/B_bit0
A_bit1/B_bit1
A_bit2/B_bit2
A_bit3/B_bit3
A_SIGN/B_SIGN

MSD（上位）
D2

0

1 × 102 × 100
4 × 100
8 × 100
符号D3
1

1 × 102 × 101
4 × 101
8 × 101
BANK

D4
2

1 × 102 × 102
4 × 102
8 × 102
PEAK1

D5
3

1 × 102 × 103
4 × 103
8 × 103
PEAK2

D6

D7

D8

4

1 × 102 × 104
4 × 104
8 × 104

5

1 × 102 × 105
4 × 105
8 × 105

6

1 × 102 × 106
4 × 106
8 × 106

1 × 107
2 × 107
4 × 107
8 × 107

（未使用）

（未使用）

（未使用）

（未使用）

PEAK1

PEAK2

L

L

現在値

BANK1：L、BANK2：H+：H、−：L

Tips
パラメーター番号 21 を「1」に設定すると、出力データの論理が反転します。
パラメーターの詳細は、「3.2 パラメーター一覧」（20 ページ）48

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能
出力データ例（パラメーター番号 21 を「0」に設定したとき）
D1
H
L
L
L
H

A_bit0
A_bit1
A_bit2
A_bit3
A_SIGN

D2
L
L
L
L
H

D3
L
H
H
L
L

D4
H
L
H
L
L

D5
D6
D7
D8
L
H
L
H
L
H
H
L
H
L
L
L
L
L
L
L
（未使用） （未使用） （未使用） （未使用）↓＋ 12345601 ／ BANK2 Ach ／現在値

Tips
• 本機能を有効にするには、パラメーター番号 20（公差／ BCD 出力モード切り替え）の設定値 2（BCD 出力）を選択してください。
• パラメーター番号 21（論理選択）を 1（H）に設定することで、データ出力の論理を反転できます。
• タイミングチャートの詳細は、「5.5.4 タイミングチャート」（50 ページ） アナログ出力
端子間電圧をペンレコーダーやオシロスコープで計測することで、ゲージヘッドのスピンドルの動きを線形的な電圧値としてモニタリングできます。
Ach（上段表示）：ピン番号 22-24
Bch（下段表示）：ピン番号 23-24
4.0 V
2.5 V
1.0 V
-1999

0

パラメーター
番号 30

5.5.3

1999

出力電圧＝ 2.5 V ＋計数値×電圧分解能（0.75 mV）（フルスケール：1.0 V 〜 4.0 V）
応答速度： 10 Hz（更新時間 5 ms）
精度： ±1 %（1.0 V 〜 4.0 V）（精度はフルスケール 4 V に対するもの）
負荷抵抗： 300 kΩ 以上

測定レンジ（mm）（レンジ分解能（mm））
アナログ出力レンジ

0.05 µm
分解能設定0.01 µm
分解能設定

0.005 µm
分解能設定

0− 1999 〜 +1999±0.01995（0.00005）±0.01999（0.00001）±0.001995（0.000005）

1− 19990 〜 +19990±0.19950（0.0005）±0.19990（0.0001）±0.019950（0.00005）

2− 199900 〜 +199900±1.99500（0.005）±1.99900（0.001）±0.199500（0.0005）

入力機能

外部信号入力により、BANK の切り替え、プリセット、メモリーセット・クリアーを実行できます。また、
Ach（上段表示）と Bch（下段表示）の計数値を単独または同時に HOLD できます。

Tips
タイミングチャートの詳細は、「5.5.4 タイミングチャート」（50 ページ）49

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能

5.5.4

タイミングチャート

 公差判定結果出力
S4
S3
OK 領域 →
S2
S1
計数データ

Max. 10 ms

Max. 10 ms

Max. 10 ms

Max. 10 ms

AL1 / BL1
AL2 / BL2

AL3 / BL3
AL4 / BL4
AL5 / BL5

Tips
計数データに対して、公差判定結果の出力は、最大 10 ms の遅れがあります。

50

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能

 BCD 出力
Min.
2 ms

Min. Min. Min.
5 ms 5 ms 5 ms

SET1
BCDCK
READY
D1

D2

Max.
5 ms

D8

Min. 10 ms x 8 = 80 ms

Tips• SET1 および BCDCK（BCD クロック）は入力信号、READY は出力信号です。
• SET1 が入力状態で、BCD クロックが立ち下がると BCD データ（上図 D1、D2 など）が変更されます。BCD デー
タが確定すると READY 信号が立ち下がります。確定までの時間は、BCD クロックの立ち下がりから最大 5
ms 後です。READY 信号は、BCD クロックに連動して立ち上がります。
• データ出力中に SET1 を L にした場合、データ出力が中断し、新たに D1 からのデータ出力が行われます。

 外部信号入力
SET1, 2, 3
MODE
DISP
PA, PB
A/B_HOLD

Min.
5 ms

DATA

Min. 10 ms

Min.
10 ms

Max. 10 ms

下表を参照して、SET 信号を設定してください。
その後、5 ms 以上あけて、変更したい機能の入力信号を 10 ms 以上入力してください。
入力立ち下がりを確認した後、最大で 10 ms 後にデータが変更されます。
DISP（ピン番号 28）：

PA/PB（ピン番号 35、36）：

表示 BANK 切り替え

プリセット

SET3

SET2

SET1

BANK1

H

H

H

BANK2

H

H

L

プリセット

SET3

SET2

SET1

H

H

H

A/B_HOLD（ピン番号 32、33）：
メモリーセット・クリアー
SET3

SET2

SET1

メモリーセット H

H

H

H

H

L

メモリークリアー

51

No. 99MBC123J

5 外部入出力機能

Tips
A/B_HOLD 信号は、該当チャンネルが UNIT F（メモリーユニット）のとき有効です。

 電源 ON ／エラー解除
Min. 2 s

電源Min. 10 ms

HOLD（エラー解除）エラー解除

Max. 10 ms

NORMALMax. 2 s

データ出力

Tips
電源投入時には NORMAL が H（エラー状態）です。エラー解除を行ってから使用してください。

 データホールド
Min. 10 ms

Min. 10 ms

HOLD
データラッチ 10 µs
Max. 15 ms

データ出力 表示ホールド
Min. 10 ms

Min. 10 ms

A_HOLD
B_HOLD
データラッチ 10 ms （＊）
Max. 15 ms

データ出力

Tips
内部カウンターのデータと、表示されているデータには、約 10 ms の遅れが発生します。

52

No. 99MBC123J

6 トラブルシューティング

6

トラブルシューティング

6.1

トラブルシューティング

動作がおかしい場合、以下のトラブルの原因と対処方法を参照してください。
症状
計数値がおかしい（計数しない）原因

対処

HOLD 信号（UNIT 点滅） 外部入力を確認してください。
が入力されている
定数演算機能が設定されている

定数演算機能を解除（パラメーター番号 41 を 0 に設定）してください。

ゲージ出力信号ピッチを変更しているパラメーター番号 10 に適切な値を設定してください。
詳細は、「3.2 パラメーター一覧」（20 ページ）

RS-232C 通信ができ RS-232C ケーブルが正 ケーブル接続を確認してください。
ない
しく接続されていない
RS-232C モードになっ RS-232C モードに設定（パラメーター番号 24 を 0ていないに設定）してください。
コマンドまたは HOLD
トリガーの設定が適切ではない

コマンドまたは HOLD トリガー設定（パラメーター
番号 28）を確認してください。

通信条件の設定が正しくない

通信条件の設定を確認してください。詳細は、パラメーター一覧」（20 ページ）

53

「3.2

No. 99MBC123J

6 トラブルシューティング

6.2

エラー表示

6.2.1

エラーコード一覧

表示／総合公差
インジケーター

RS-232C
出力

NOM
信号

公差／
BCD

Error 10
赤点灯

Error_10

H

L1=L
L5=L
FFFF10電源電圧異常［--------］点滅
―

―

L1=H
L5=H
―

RS リンクの

L1=L
L5=L
FFFF15

電源立ち上げ時の計数スタンバイ状
態、または電源瞬断［--------］
赤点灯

Error_15

H

H

対処／
エラー解除方法

原因

規定の電圧に接続してください
自動解除

初期設定状態

RS リンクケーブル接続を見直してください
自動解除または電源スイッチを再度オンにしてください
電源瞬断のときは電源を見直してください
y［SEL］y CS00CRLF（RS）
y HOLD 入力（I/O）

Error 20
赤点灯

Error_20

H

L1=L
L5=L
FFFF20

超過速度

L1=L
L5=L
FFFF30

計数値が 8 桁以上

測定条件を見直してください
y［SEL］y CS00CRLF（RS）
y HOLD 入力（I/O）

Error 30
赤点灯

Error_30

H

プリセット値を変更してください
y［SEL］y CS00CRLF（RS）
y HOLD 入力（I/O）

Error 40
赤点灯

Error_40

H

L1=L
L5=L
FFFF40

ゲージヘッドの異常、超過速度、または UNIT_B、
UNIT_C、UNIT_Eの使用

y ゲージヘッドの接続を確認してください
y 測定条件を見直してくださいy CEL と UNIT の接続を確認してください
y［SEL］y CS00CRLF（RS）
y HOLD 入力（I/O）

計数値―

Error_50

L

計数状態
計数状態

RS 通信設定異常

RS 通信条件を再設定してくださ
い
自動解除

計数値
―

Error_52

L

計数状態
計数状態

RS コマンド異常RS コマンドを見直してください

Error 55
赤点灯

―

H

L1=L
L5=L
FFFF55

RS リンク異常、HOLD 信号異常ユニットの接続状態、I/O コネク
タ周辺回路、電源などをチェック
してください

自動解除

電源スイッチを再度オンにしてください

54

No. 99MBC123J

6 トラブルシューティング
表示／
総合公差
インジケーター
Error 90―

RS-232C
出力

NOM
信号

公差／
BCD

Error_90

L

計数状態
計数状態

対処／
エラー解除方法

原因
公差設定エラーまたはパラメーター
設定エラー

y 公差値を再入力してくださいy パラメーター値を再入力してく
ださい
［SEL］

Error 95
―

正常出力

L

計数状態
計数状態

キープロテクト

キープロテクトパラメーターを解除してください自動解除

Tips• 対処／エラー解除方法欄の RS は RS-232C コマンド、I/O は外部 HOLD 信号入力です。
• RS-232C のエラー出力フォーマットは、「CH**,Error$$CRLF」です。
• ゲージヘッドが接続されていない場合も、Error 40（ゲージヘッドの異常）が表示されます。
• 表示の Error 90 と Error 95 は、キー操作で公差設定エラーが発生したときに表示されます。
• RS-232C 出力の Error_90 は、RS コマンドで公差設定エラーが発生したときに出力されます。
• パラメーター設定やプリセット値・公差設定時にエラーが発生した場合、カウンター表示が計数状態に戻ってからエラーを出力します。ただし外部出力には、すぐに出力します。

6.2.2

エラー解除方法

エラーの解除方法は、原因によって異なりますが、主に以下の 3 つの方法があります。
y 自動解除y［SEL］を押す
y 外部から HOLD 信号を入力

Tips
エラー表示の詳細は、「6.2.1 エラーコード一覧」（54 ページ）55

No. 99MBC123J

6 トラブルシューティング

MEMO

56

No. 99MBC123J

7 仕様

7

仕様

7.1

基本仕様
コード No.

542-720542-721

型番

LGH-0510-B-EH

LGH-0510C-B-EH

最小分解能 *10.000005 mm（0.005 µm）／ 0.00001 mm（0.01 µm）

測定範囲

10 mm

指示精度（20 °C）*2

0.1 µm繰返し精度（2σ）*20.02 µm

戻り誤差 *20.05 µm

最大応答速度 *2

250 mm/s

ステム径

ø15 h6（0/ − 0.011）

測定子

超硬 Sø10（M2.5 ｘ 0.45）／パーツ No. 120058

測定力

縦姿勢

0.65 N 以下

約 0.1 N

横姿勢

0.55 N 以下

使用不可

逆姿勢

0.45 N 以下

使用不可

使用カウンター

EH カウンター（LGH-0510-B 専用品／標準付属品）

電源・消費電力 *2

付属 AC アダプター、または DC+12 V 〜 +24 V
最大 8.4 W（最大 700 mA）
市販電源は、1 台に付き 1 A 以上の電源を確保してください。

使用温度／湿度範囲

15 °C 〜 25 °C ／ 30 % 〜 60 % RH（非結露）※ 推奨使用温度：20±1 °C

保存温度／湿度範囲 *3− 10 °C 〜 +60 °C ／ 20 % 〜 80 % RH（非結露）本体質量ゲージヘッド：約 380 g（出力ケーブルを含む）
カウンター：約 900 g（AC アダプターを含まず）

CE マーキング／
UKCA マーキング

EMC 指令／電磁両立性規制：EN IEC 61326-1
Immunity test requirement：Clause 6.2 Table2
Emission limit：Class B
RoHS 指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制：EN IEC 63000*1 カウンターで設定変更が可能*2 付属のカウンター使用時*3 開梱後の保存温度／湿度範囲は、使用温度／湿度範囲と同じ

57

No. 99MBC123J

7 仕様

7.2

外観寸法図

7.2.1

ゲージヘッド単位：mm

ケーブル長：約 2 m

R20** ケーブル最小曲げ寸法（ストローク）（ステム径）

超硬 Sø10 測定子（M2.5）

58

No. 99MBC123J

7 仕様

カウンター
単位：mm

電源ケーブルの固定（スタンド取り付け時）（スタンド取り付け時のチルト角）（ゴム足取り付け時）

7.2.2（スタンド取り付け時）

59

No. 99MBC123J

7 仕様

7.3

オプション
品名

コード No. ／パーツ No.

寸法図

971750

LGH 用測定スタンド

60 ページ

971751

ホルダー A

61 ページ

971752

ホルダー B

62 ページ

971753

LGH 用レリーズ

62 ページ

02ADB440

I/O 出力コネクター（カバー付き）―

02ADD950

RS-LINK ／デジマチック接続ケーブル（0.5 m）―

936937

RS-LINK ／デジマチック接続ケーブル（1 m）―

965014

RS-LINK ／デジマチック接続ケーブル（2 m）―

02NGB070

SENSORPAK（PC 取込み用ソフトウェア）―

21HZA137

SENSORPAK 用 I/O ケーブルセット（RS-232C ケーブル）―

264-505

デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER――

ダイヤルゲージ用各種測定子―

詳細は、総合カタログをご覧ください。

 LGH 用測定スタンド
y 外観寸法：250（W）× 300（D）× 365（H）mm
y 質量：23 kg
y 最大測定範囲：0 mm 〜 139 mm
単位：mm

ゲージ取り付け穴

60

No. 99MBC123J

7 仕様

 ホルダー A
単位：mm

ゲージ取り付け穴

M4 六角穴付ボルト（ゲージ固定用）

キリ
ザグリ 深 5.5

ホルダー取り付け面

取り付け基準面

61

No. 99MBC123J

7 仕様

 ホルダー B
単位：mm

ゲージ取り付け穴

2-M5

M4 六角穴付ボルト（ゲージ固定用）

有効深 10取り付け基準面

ホルダー取り付け面

 LGH 用レリーズ
全長504 mm

戻り速度調整ツマミ

62

No. 99MBC123J

63

No. 99MBC123J

営業・サービスの窓口
2023 年 3 月現在
仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
新潟営業所

伊勢崎営業所
さいたま営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒 984-0002

電話：(022) 231-6881

ファクス：(022) 231-6884

仙台市若林区卸町東 1-7-30（※）

〒 984-0002

電話：(024) 931-4331

ファクス：(022) 231-6884

宇都宮市平松本町 796-1〒 321-0932

電話：(028) 660-6240

ファクス：(028) 660-6248

水戸市元吉田町 260-3〒 310-0836

電話：(029) 303-5371

ファクス：(029) 303-5372

新潟市中央区新和 1-6-10
リファーレ新和 1 階 B 号室

〒 950-0972

電話：(025) 281-4360

ファクス：(025) 281-4367

伊勢崎市宮子町 3463-13〒 372-0801

電話：(0270) 21-5471

ファクス：(0270) 21-5613

さいたま市北区宮原町 3-429-1〒 331-0812

電話：(048) 667-1431

ファクス：(048) 667-1434

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-1611

ファクス：(044) 813-1610

川崎市高津区坂戸 1-20-1（※）

〒 213-8533

電話：(03) 3452-0481

ファクス：(044) 813-1610

厚木市中町 2-6-10 東武太朋ビル 2F〒 243-0018

電話：(046) 259-6400

ファクス：(046) 259-6404

富士駐在所

電話：(0545) 55-1677

諏訪営業所

諏訪市中洲 582-2〒 392-0015

電話：(0266) 53-6414

ファクス：(0266) 58-1830

上田駐在所

電話：(0268) 26-4531

浜松営業所

浜松市東区和田町 587-1〒 435-0016

電話：(053) 464-1451

ファクス：(053) 464-1683

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒 466-0064

電話：(052) 741-0382

ファクス：(052) 733-0921

金沢市桜田町 1-26

〒 920-0057

安城営業所
中部オートモーティブ営業所
名古屋営業所
金沢営業所
大阪営業所
神戸営業所

ドマーニ桜田電話：(076) 222-1160

ファクス：(076) 222-1161

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒 559-0034

電話：(06) 6613-8801

ファクス：(06) 6613-8817

神戸市西区丸塚 1-25-15〒 651-2143

電話：(078) 924-4560

ファクス：(078) 924-4562※営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

App-1

草津市大路 2-13-27

京滋営業所
岡山営業所
広島営業所
福岡営業所
センシング営業課
地震機器課

辻第 3 ビル 1F 〒 525-0032

電話：(077) 569-4171

ファクス：(077) 569-4172

岡山市北区田中 134-107〒 700-0951

電話：(086) 242-5625

ファクス：(086) 242-5653

東広島市八本松東 2-15-20〒 739-0142

電話：(082) 427-1161

ファクス：(082) 427-1163

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒 812-0016

電話：(092) 411-2911

ファクス：(092) 473-1470

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-8236

ファクス：(044) 822-8140

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 455-5021

ファクス：(044) 822-8140

 商品の故障および操作方法に関してのご相談・お問い合わせカスタマーサポートセンタ

電話：(0570) 073214

ファクス：(044) 813-1691

y 受付時間：弊社営業日 8:30 〜 12:00 13:00 〜 17:15（16:45*） * 月末最終営業日
y お願い： 測定機器商品（形状測定機、硬さ試験機、座標計測機器、画像測定機、光学機器ほか）に関するお問い合わせの場合は、該当商品のコード番号、シリアル番号をお手元にご用意ください。

App-2

No. 99MBC123J

改訂履歴
発行年月日
2019 年 2 月 1 日
2020 年 12 月 1 日
2021 年 8 月 1 日

改訂 2 版
改訂 3 版
改訂 4 版

版数2024 年 1 月 1 日

改訂 5 版

改訂内容
全面改訂し発行
欧州整合規格変更に伴う対応ほか
UKCA（UK Conformity Assessed）マー
キングの適用による追加および変更
欧州整合規格変更に伴う対応ほか

No. 99MBC123J

株式会社 ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒 213-8533
ホームページ : https://www.mitutoyo.co.jp

Printed in Japan
No. 99MBC123J