MS3000

標準仕様書 型式：MS3001
端子台型 絶縁１出力 熱電対温度変換器

概要

熱電対入力信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁 1 出力 熱電対温度変換器です。

型 式 コ ー ド

ＭＳ３００１-□ -□□＿
型式
供給電源
Ｄ:ＤＣ 24Ｖ

Ｑ:ＤＣ 12Ｖ*DC12V 電源仕様は CE 対象外となります。

入力信号
Ｋ: Ｋ熱電対
Ｅ: Ｅ熱電対
Ｊ: Ｊ熱電対
Ｔ: Ｔ熱電対

Ｂ: Ｂ熱電対
Ｒ: Ｒ熱電対
Ｓ: Ｓ熱電対
Ｎ: Ｎ熱電対
０: 上記以外

出力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｚ: 指定電流信号

１ : 0 ～ 10mV DC
２ : 0 ～ 100mV DC
３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC
１Ｗ: ± 10mV DC
２Ｗ: ±100mV DC
３Ｗ: ± 1V DC
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号☞バーンアウトは、上昇が標準となります。

オプション
未記入： なし／Ｄ ： バーンアウト下降／Ｋ ： 高速応答型 （10ms 以下:0～90%）／Ｈ ： ポリウレタン系コーティング／Ｘ ： 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項・型式コード（測定温度範囲）（例）MS3001-D-K6（0～500℃）*温度レンジのご指定は min.10℃単位でご指定下さい。
その他ご指定例
・入力“0”時MS3001-D-0A（WRe5-26 0～2000℃）
・出力“0”時MS3001-D-K0（0～1000℃/出力 2～5V）・ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”時
MS3001-D-KA/X（0～600℃/リニアライザ無し）
・ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は、ｺｰﾄﾞ記号を続けてご指定下さい。（/KX）

仕●電源

様部

許 容 電 圧 範 囲 DC24V : DC24V±10%
DC12V : DC12V±20%
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 250mA ヒューズ
最大消費電力
電源
DC24V
DC12V
50mA 以下 / 100mA 以下
電流出力型
35mA 以下 / 55mA 以下
電圧出力型*上記の数値は定格電源電圧時のものとなります。

●入力部

入 力 抵 抗許 容 信 号 源抵 抗
入力許容電圧冷 接 点 補 償方 式
冷 接 点 補 償精 度
リ ニ ア ラ イ ザ
製作可能範囲通電時：1MΩ以上（停電時：1MΩ以上）
1kΩ以下
30V DC max. 連続
感温素子を変換器に内蔵±0.5℃以内（25℃±15℃）
アナログ方式内蔵（最大６折線）＜標準仕様＞
KＥＪＴ
Ｂ
Ｒ（入力 0%時の温度=0℃）

0～100℃ · 0～1350℃ までの 50℃刻み(例:K 0～ 350℃)
0～100℃ · 0～1000℃ までの 50℃刻み(例:E 0～ 150℃)
0～100℃ · 0～ 800℃ までの 50℃刻み(例:J 0～ 550℃)
0～100℃ · 0～ 400℃ までの 50℃刻み(例:T 0～ 250℃)
0～1200℃ 0～1800℃ までの 100℃刻み(例:B 0～1700℃)
0～400℃ · 0～1700℃ までの 100℃刻み(例:R 0～1400℃)＜準標準仕様＞
熱電対

測定温度範囲（℃）(＋)バイアス(－)バイアス（入力スパンの） （入力スパンの）K-200～+13705 倍まで
1 倍まで
Ｅ-200～+1000
3 倍まで
0.5 倍まで
Ｊ-200～+12005 倍まで
0.5 倍まで
Ｔ-200～+ 400
2 倍まで0.5 倍までＢ
0 ～+1820
5 倍まで―Ｒ- 50～+1760
10 倍まで制限なし
Ｓ- 50～+1760
10 倍まで制限なし
Ｎ-200～+1300
5 倍まで
0.5 倍まで（例1）K-100～400℃⇒入力スパン 500℃、バイアス-0.2 倍（例2）J 300～400℃⇒入力スパン 100℃、バイアス+3 倍☞入力スパン ：3mV 以上☞入力温度範囲が 0℃未満から始まる場合は、部分的に精度が落ちることがあります。
☞B 熱電対の場合は、600℃未満は精度保証外となります。
☞測定温度範囲またはバイアス条件を逸脱する仕様に関しましては特注仕様となります。

MQPDK-100413 Rev.2.20

Page:

1/2

標準仕様書●出力

型式：MS3001

端子台型 絶縁１出力 熱電対温度変換器●取 付 ・ 形 状部

取 付 方 法配 線 方 法
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ
外 形 寸 法質量

最大出力負荷電圧出力(DC)
1V スパン以上
2mA 以下10mV
10kΩ以上100mV
100kΩ以上
電流出力(DC)550Ω以下ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)
バ ー ン ア ウ ト 標準：上昇（下降はオプション仕様となります。）
製作可能範囲
電流信号
電圧信号
出力範囲(DC)
0～20mA-10～10V
出力スパン(DC)4～20mA
10mV～20V
出力バイアス
0～100%-100～100%●材

DIN レール取付
M3.5 ネジ端子接続（脱落防止機構）
0.8～1[N・m]*推奨値
W25.0×H94.0×D40.0mm
90g 以下質本 体 ﾊ ｳ ｼ ﾞ ﾝ ｸ ﾞ ABS 樹脂（UL-94V-0）
端 子 ネ ジ 鉄/ニッケルメッキ
基板 ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）●適 合 規 格
適 合 E C 指 令 EMC 指令(2014/30/EU)
EN61326-1:2013

端子配置図、信号割付*電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となります。
（例 1）4～20ｍA⇒出力スパン 16ｍA、バイアス 25%（例 2）-1～4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%① ②●基 準 性 能③④

変換 精 度±[スパンの 0.1%＋0.5℃{感温素子精度}＋リニアライズ精度]以内（25℃±5℃にて）*リニアライズ精度は入力スパンにより変わります。

入力スパン精度（%）
入力スパン精度（%）
JIS K 0～ 300℃
0.1
JIS K 0～ 600℃
0.15
JIS J 0～ 200℃
0.15
JIS E 0～ 200℃
0.15JIS E 0～ 600℃
0.25
JIS R 0～1600℃
0.5
JIS S 0～1000℃
0.25
JIS T 0～ 300℃
0.25
温応C
信絶度
答M号
縁耐特速R絶抵
電性度
R
縁抗圧

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策
動 作 環 境保存温度①②③④⑤⑥⑦⑧

INPUT ＋
INPUT －N.C
N.C
OUTPUT ＋
OUTPUT －供給＋
電源－⑤ ⑥10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
160ms 以下（0～90%）@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
100dB 以上（500V AC，50/60Hz）
入力－出力－電源各間 絶縁
100MΩ以上（@500V DC）
入力－出力－電源各間
入力－出力－電源各間：1500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）-10～60℃⑦⑧

ブ ロ ッ ク 図

ﾘﾆｱﾗｲZ

熱電対

入力信号＋ ①
入力信号

S

増幅回路

②CJ

絶縁回路

絶縁回路

出力回路

⑤ 出力信号＋⑥ 出力信号－

センサ

＋⑦電源

－⑧回路

供給電源

MQPDK-100413 Rev.2.20

Page:2/2