ABS デジマチック
インジケータ ID-C
ID-C0525NXB
ID-C1025NXB
ID-C0550NXB
ID-C1050NXB

ユーザーズマニュアル
これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
No. 99MAH057J2
This is a copy.
2023 年 6 月 1 日 発行
Strictly prohibit providing this to any third parties.

■ 本書の対象商品名および型番
商品名

型番
ID-C0525NXB

ABS デジマチックインジケータ

ID-C

ID-C1025NXB
ID-C0550NXB
ID-C1050NXB■ 本書に関するお願いとご注意
y 本書の内容は 2023 年 6 月現在の情報に基づいています。
y 本書の内容の一部または全部を転載・複製することは固くお断りいたします。
y 本書に掲載している画面図は、説明の都合上、強調や簡略化、または一部を省略していることがあります。また、機能理解と操作に支障を与えない範囲
内で、実際の画面表示と異なることがあります。
これはコピーです。
y 本文中の会社名、団体名、商品名等は、各社、各団体の商標、または登録商
第三者への提供は固く禁止します。
標です。
This
is a copy.
©2021-2023 Mitutoyo Corporation. All rights reserved.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J

本書で使用されているマーク■ 潜在的な危険性に対する注意喚起を示すマークや文字

危険
警告
注意
注記

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示します。
取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。
取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される」内容を示します。
取り扱いを誤った場合、「物的損害の発生が想定される」内容を
示します。
引火注意
ガスに引火する危険性があることを示します。

■ 行為の禁止および行為の強制を示すマーク
行為の禁止の具体的な内容を示し行為の強制の具体的な内容を示し

ます。

ます。

■ 参考情報や参照先を示すマークや文字
Tips

本文で説明している操作方法や手順に関連する詳細情報および参考情報を示します。
本書または外部の取扱説明書に、参照するべき情報がある場合は、参照先を示します。
例：○○の詳細は、「1.2 各部の名称と寸法」（2 ページ）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057Ji安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害、商品の不具合を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

危険
周囲に揮発性ガスが発生するおそれのある場所では、本商品を使用しないでください。ガスに引火するおそれがあります。

警告• お客様による本商品の修理や改造は行わないでください。
• 万一、本商品を落としたり、破損したりした場合は、電源を OFF にして電池を取り外し、お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口へご連絡ください。
• 本商品に使用するオプションは、必ず本書で指定しているものを使用してください。

■ 電池の取り扱い
本商品はリチウム金属電池（CR2032）を使用しています。以下の注意事項を守ってご使用ください。

警告• 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
• 電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
• 万一、電池のアルカリ性溶液が漏れて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、もし目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

注意
これはコピーです。
電池は充電式ではないので充電しないでください。＋−を正しく入れてください。液第三者への提供は固く禁止します。
漏れや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J

ii

取り扱い上のご注意■ 本商品の用途や取り扱いについて
y 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
y 電気ペンなどを用いて記入しないでください。故障の原因となります。
y 尖ったもの（ドライバー・ボールペンの先など）でキー操作をしないでください。
y 摺動部のスピンドルに対し、垂直な方向の荷重や、ねじれがかかるような使用は避けてください。

■ 使用環境y 直射日光のあたる場所、極端に暑い所・寒い所での使用、保管は避けてください。
y 空気の希薄な場所や高圧の場所では、材料の劣化などによる故障のおそれがあります。
y 湿気の多い場所での保管、水やクーラントの飛沫がかかる場所での使用は避けてください。
y 電気的ノイズの大きい場所での使用は誤動作のおそれがあります。
y オプションのダイヤルゲージスタンドなどに確実に固定し、振動のない場所
でご使用ください。
y 温度変動が大きい場所では、構成部品や固定治具類の熱膨張により誤差が生じます。できる限り温度変動の少ないところでご使用ください。また、本商品を異なる温度の場所に移動して使用する際は、十分に周囲の温度に慣らしてからご使用ください。

■ お手入れについて
y 本商品の汚れは、繊維の出ない柔らかい布で軽く拭き取ってください。洗剤、シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
y スピンドルの汚れは動作不良の原因になります。アルコールを含ませた布な
どできれいに汚れを拭き取り、ご使用ください。

これはコピーです。
y スピンドルには、潤滑油などを注油しないでください。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
iii

電磁両立性について
本商品は、EMC 指令および英国電磁両立性規制に適合していますが、この要求を超える電磁妨害を受けた場合は保証外となり、適切な対策が必要となります。

保証
本商品は、厳重な品質管理のもとで製造されていますが、お客様の正常な使用状態において、万一お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合には、無償で修理させていただきます。お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口（「営業・サービスの窓口」（App-1 ページ））へご連絡ください。ただし、本保証は、ミツトヨ・ソフトウェア・エンドユーザ・ライセンス契約書の規定に影響を与えないものとします。
次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
y 使用による通常の損耗によって生じた故障および損傷
y メンテナンス上、修理上または取り扱い上の誤りおよび不当な改造による故障および損傷y お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷
y 火災、塩害、ガス害、異常電圧、雷サージおよび天災地変などによる故障および損傷
y ミツトヨによって指定されまたは許可されているハードウェアまたはソフト
ウェア以外のハードウェアまたはソフトウェアと組み合わせて使用したことによる故障および損傷
y 高度に危険な活動に使用したことによる故障および損傷
本保証は日本国内において適切に設置され、本書に記載される指示に従って操作されている場合にのみ有効です。
本保証に規定される場合を除き、適用される法によって許される最大の範囲で、あらゆる性質の、すべての明示的・黙示的な条件、表明および保証（商品性に関する保証、特定の目的への適合性の保証、非侵害の保証または取引過程、使用または取引実務から生じる保証を含みますが、これらに限定されません）は、
これはコピーです。
排除されます。
第三者への提供は固く禁止します。
お客様は、お客様が意図された結果を実現するために本商品を選択したことにThis
is a copy.
よって生ずるすべての結果についての全責任を引き受けるものとします。
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J

iv

免責
ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーは、いかなる場合においても、収益の損失、利益の損失、もしくはデータの損失、または本商品の使用もしくは使用不能によって生じた特別損害、直接損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、または懲罰的損害について、原因および責任理論の如何にかかわらず、
たとえミツトヨ、その関連会社またはそのサプライヤーが当該損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、責任を負いません。
前記にもかかわらず、ミツトヨが、お客様による本商品の使用によって生じた損害または損失に対して責任があると判断された場合でも、いかなる場合においても、ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーのお客様に対する責
任は、契約に基づくと、（過失を含む）不法行為とを問わず、本商品に対してお客様が支払った金額を超えないものとします。
国、州、または管轄地によっては、派生的損害または付随的損害に対する責任の排除または制限を認めていない場合があります。そのような国、州、または管轄地におけるミツトヨの責任は、法に認められる最大の範囲内で排除または制限されるものとします。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057Jv

本書について
本書は、本商品の概要、各部の機能、セットアップ、使用方法、保守内容などをご理解いただくことを目的としています。

■ 本書の読みかた
5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）実施する作業手順、または実施する作業手順の概要を示します。

1 ［F2］キーを押す»

演算機能選択が可能になる

2 演算機能の実行／停止を選択する
1 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、実行／停止が切り替わる

具体的な作業手順を示します。

2 ［F2］キーを押す
実行［on］を選択した場合：»演算機能表示（A）が点滅し、前回設定した演算係数が表示される

Tips
表示された演算係数が正しい場合、［F2］キーを押してください。演算係数の設定が確

補足情報を示します。

定し、次のパラメーター項目に移ります。
停止［oFF］を選択した場合：»

選択が確定し、次のパラメーター項目に移る（

参照先を示します。

「5.7 アナログバー表示選択」（51 ページ）に進む）

3 演算係数を設定する
1 ［F2］キーを長く押す»

符号が点滅し、設定可能になる»符号を変更しない場合は、3 に進む

2 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、符号が切り替わる

3 ［F2］キーを押す»

符号が確定し、隣の桁が点滅する

4 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、数値が 1 ずつ増減する

5 ［F2］キーを押す»

数値が確定し、隣の桁が点滅する»

キーを押すたびに、点滅する桁が右へ移動する

上記の 4 ～ 5 を繰り返し、すべての桁の数値を確定させる（例：-6.4641）»

最下位の桁の数値を確定すると、演算機能表示（A）が点滅する

49

No. 99MAH057J

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
vi

■ かっこ、数字（ 1 、1）の表記
本書で使用しているかっこ、および数字表記の意味を示します。
（ ）（丸かっこ）直前の内容の説明、補足説明を示します。

「 」（かぎかっこ）

強調する語句を示します。また、参照文で参照先を示します。

［ ］（角かっこ）

画面に表示される項目（メニュー、ダイアログ、ボタン、
タブなど）、およびコントローラーやキーボードのキーを表します。また、お客様が意図的に入力／選択する項目を示します。

1 、2 、 3 …
1、2、3…

作業の順番と、その内容を示します。
（ 1 ：親手順、1：子手順）■ キーの表記について
本書では、押すキーの名称、操作（キーを押す時間の長さと回数）、手順の進捗
方向を矢印で示しています。
例：［F2］キーの場合
F2［F2］キーを押してすぐ離す（短押し）F2［F2］キーを約 2 秒以上押して離す（長押し）［F1］キー［F2］キー［F3］キー

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
vii

目次
本書で使用されているマーク ............................................................................................. i
安全上のご注意 .................................................................................................................. ii
取り扱い上のご注意 .......................................................................................................... iii
電磁両立性について .......................................................................................................... iv
保証 ................................................................................................................................... iv
免責 .................................................................................................................................... v
本書について ..................................................................................................................... vi
目次 ................................................................................................................................. viii
1

概要 ............................................................................................................................. 1
1.1

本商品の概要 ……………………………………………………………………… 1

1.2

各部の名称と寸法 ………………………………………………………………… 2
1.2.1

2

1.2.2

表示部（LCD）............................................................................................. 4

1.2.3

標準付属品................................................................................................... 6

使用前の準備 .............................................................................................................. 7
2.1

上向き姿勢で使用する場合 ……………………………………………………… 7

2.2

スタンド・治具への取り付け …………………………………………………… 8

2.3

3

本体 ............................................................................................................. 2

2.2.1

ステムによる取り付け................................................................................. 8

2.2.2

各種裏ぶたによる取り付け ......................................................................... 9

リフティングレバー・リフティングノブの取り付け ……………………… 10
2.3.1

リフティングレバー .................................................................................. 10

2.3.2

リフティングノブ（オプション）...............................................................11

2.4

測定子の交換 …………………………………………………………………… 12

2.5

表示部の角度調整 ……………………………………………………………… 13

使い方の基本 ............................................................................................................ 15
3.1

使用前の注意 …………………………………………………………………… 15

3.2
電池のセット・交換 …………………………………………………………… 15
これはコピーです。
3.3
電源の ON/OFF ………………………………………………………………… 18
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J

viii

3.4

3.5
4

3.4.1

測定モード................................................................................................. 19

3.4.2

パラメーター設定モード ........................................................................... 19

測定系の切り替え ……………………………………………………………… 20

測定方法 ................................................................................................................... 21
4.1

5

測定モードとパラメーター設定モードについて …………………………… 19

絶対値測定（ABS）……………………………………………………………… 214.1.1

測定原点やプリセット値の設定 ................................................................ 224.1.2

測定の操作................................................................................................. 244.2

比較測定（INC）………………………………………………………………… 25

4.3

ピーク検出 ……………………………………………………………………… 26

4.4

公差判定 ………………………………………………………………………… 29

4.5

表示値のホールド ……………………………………………………………… 30

4.6

キーのカスタマイズ …………………………………………………………… 31

4.7

表示値の外部出力 ……………………………………………………………… 32
4.7.1

外部機器との接続 ...................................................................................... 32

4.7.2

外部出力の操作 ......................................................................................... 33

パラメーターの設定 ................................................................................................. 35
5.1

パラメーター項目の選択 ……………………………………………………… 35

5.2

測定モード選択 ………………………………………………………………… 38

5.3

カウント方向の選択 …………………………………………………………… 40

5.4

最小表示量選択 ………………………………………………………………… 41

5.5

公差判定表示方法の選択と許容値の設定 …………………………………… 42
5.5.1

表示方法の設定 ......................................................................................... 425.5.2

許容値（上限値・下限値）の設定............................................................. 44

5.6

演算機能選択と演算係数設定 ………………………………………………… 46

5.7

アナログバー表示選択 ………………………………………………………… 52

5.8

スイッチ機能選択 ……………………………………………………………… 55

5.9

ファンクションロック設定 …………………………………………………… 59

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
ix

5.10

その他機能変更 ………………………………………………………………… 60
5.10.1

設定項目の選択 ......................................................................................... 60

5.10.2

校正時期警告選択・設定 ........................................................................... 61

5.10.3

デジマチック出力選択............................................................................... 66

5.10.4

オート OFF 設定........................................................................................ 67

5.10.5

オールリセット ......................................................................................... 68

6

使用後の注意 ............................................................................................................ 69

7

エラー表示と対策..................................................................................................... 71

8

入出力機能................................................................................................................ 77
8.1

入出力コネクター ……………………………………………………………… 77

8.2

デジマチック d1/d2（出力）…………………………………………………… 78

9仕様 ........................................................................................................................... 81

10

アクセサリー（オプション）.................................................................................... 83

11

引き取り修理について（有償）................................................................................ 85

営業・サービスの窓口 ...............................................................................................App-1

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
x

1 概要

1

概要

1.1

本商品の概要

本商品は、スピンドルの変位量をデジタル表示する標準型デジマチックインジ
ケータです。
次のような特長を持っています。
y 公差判定結果の表示機能を備えています。（「4.4 公差判定」（29 ページ））y 変位する測定値のピーク値（振れ幅、最大値、最小値）の保持が可能です。
（「4.3 ピーク検出」（26 ページ））y 原点や公差値への接近状態が確認しやすいアナログバー表示を備えています。
（「1.2.2 表示部（LCD）」（4 ページ））y 本商品の利用のしかたに合わせて、各キー（［F1］キー、［F2］キー、［F3］キー）の短押し操作に割り当てられた機能を変更（カスタマイズ）できます。
（「4.6

キーのカスタマイズ」（31 ページ））y シリアル通信機能により、外部から各種設定を行うことが可能です。
（「8 入出力機能」（77 ページ））

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
1

1 概要

1.2

各部の名称と寸法

1.2.1

本体

ID-C0525NXB、ID-C1025NXB
ø19.2

33.2

11

①

57.7

②

⑪
ø59

③

70
19.5

84.8

④
⑤
⑥

0

ø8 -0.009

⑩

⑦

40.8

ø4.8

⑨
7.3

26

⑧

単位：mm

① キャップ⑦ ステム② 入出力コネクター（カバー付）⑧ スピンドル③ 表示部（LCD）⑨ 測定子④ ［F1］キー⑩ 電池ホルダー
これはコピーです。
⑤ ［F2］キー⑪ 平裏ぶた
第三者への提供は固く禁止します。
⑥ ［F3］キーThis is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
2

1 概要
ID-C0550NXB、ID-C1050NXB
33.2

ø19.2

11

①

85.2

②

⑪
ø59

③

97.3

⑩

0

ø8 -0.009

⑦
⑧
⑨

65.3

ø4.8
7.3

52

19.5

110.6

④
⑤
⑥

単位：mm

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
3

1 概要

1.2.2

表示部（LCD）
② ③④
①
⑮
⑭
⑬

⑤
⑥
⑦

⑫
⑪

⑯

⑩

⑨⑧
⑱⑲⑳

⑰
校正時期警告表示①（

ファンクションロック表示「5.10.2 校正時期警告選択・設定」（61 ページ））

プリセット表示「5.5 公差判定表示方法の選択と許容値の設定」（42 ページ））⑥（「4.1.1 測定原点やプリセット

値の設定」（22 ページ））

公差判定表示（OK）③（「5.9 ファンクションロック設定」（59 ページ））

公差判定表示（-NG）②（⑤（

「5.5 公差判定表示方法の選択⑦ 単位表示と許容値の設定」（42 ページ））
公差判定表示（+NG）

キーカスタマイズ表示

これはコピーです。
④ （ 「5.5 公差判定表示方法の選択 ⑧ （ 「4.6 キーのカスタマイズ」と許容値の設定」（42 ページ））（31 ページ））
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
4

1 概要
電池電圧低下警告表示⑨（

演算機能表示⑮（「7 エラー表示と対策」（71 ページ））
測定値表示（公差判定拡大表示）⑩（「5.6 演算機能選択と演算係数設定」（46 ページ））「5.5 公差判定表示方法の選択

アナログバー表示⑯（「5.7 アナログバー表示選択」と許容値の設定」（42 ページ））（52 ページ））

ホールド表示アナログバー目量表示⑪（⑰（「4.5 表示値のホールド」（30 ページ））「5.7 アナログバー表示選択」（52 ページ））
最小値検出表示⑫ 符号表示⑱（「4.3 ピーク検出」（26 ページ））
逆カウント表示⑬（

振れ幅検出表示⑲（「5.3 カウント方向の選択」「4.3 ピーク検出」（26 ペー（40 ページ））ジ））

INC 表示最大値検出表示⑭（⑳（「4.2 比較測定（INC）」（25 ページ））「4.3 ピーク検出」（26 ページ））

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
5

1 概要

1.2.3

標準付属品

■ リフティングレバー（ユビカケ）■ 電池ホルダーオープナー

Tips
上部の穴はストラップを付けるなど、紛失防止に活用できます。

■ リチウム金属電池 CR2032（機能確認用、1 個）■ 取扱説明書・保証書■ 検査成績書

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
6

2 使用前の準備

2

使用前の準備2.1

上向き姿勢で使用する場合

本商品の使用姿勢は、測定子下向きから水平方向までです。
測定子を上向き姿勢で使用する場合は、スピンドルが基点まで戻らないため、内部のコイルスプリングを逆姿勢用コイルスプリング（オプション）に交換してください。
パーツ No. 02ACA571（ID-C0525NXB、ID-C1025NXB）
パーツ No. 02ACA773（ID-C0550NXB、ID-C1050NXB）

1 4

2

3
B

A

1 背面のねじ（5 箇所）を 0 番のプラスドライバーで外し、平裏ぶたを取り外す
2 ばね掛け部フック部を A → B の順にピンセットなどでつまんで、コイルスプリ
ングを取り外す

取り外したコイル部分を手で無理に引っ張らないでください。

3 交換するコイルスプリングをばね掛け部 B → A の順に取り付ける
4 平裏ぶたを載せ、背面のねじ（5 箇所）を 0 番のプラスドライバーで締める
Tips• 本商品を測定子下向きから水平方向まででの姿勢で使用する場合は、標準のコイル
これはコピーです。
スプリングに戻してください。
第三者への提供は固く禁止します。
• 取り外したコイルスプリングは紛失しないように保管してください。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J

7

2 使用前の準備

2.2

スタンド・治具への取り付け

2.2.1

ステムによる取り付け

本商品をスタンドなどに取り付けて測定するときは、スタンドのホルダーにステムを取り付けます。

注記
止めねじなどでステムを直接締め付けて固定する方法はできるだけ避けてください。
300 cN・m 以上の締め付けトルクでねじを締め付けると、スピンドルが動かなくなる
ことがあります。

1

2

ステム
ø8+0.02+0.005

1 スタンドなどのホルダーにステムを取り付ける
2 ホルダーのねじを締める
Tips
スタンドなどのホルダーは、ø8 G7（+0.005 〜 +0.02）mm 穴を持つ、すり割付のものを使用してください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
8

2 使用前の準備

2.2.2

各種裏ぶたによる取り付け

ダイヤルゲージ用の各種裏ぶた（オプション）を利用して、本商品を治具に固定できます。各種裏ぶたの詳細は、ミツトヨ精密測定機器・総合カタログを参照してください。
例：耳金付き裏ぶたの場合

1

2

3

平裏ぶた

A

1 背面のねじ（A を除く 4 箇所）をプラスドライバー（0 番）で外す
2 平裏ぶたの上にオプションの裏ぶたを重ね、 1 で外したねじで取り付ける
3 裏ぶたを治具に固定する

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
9

2 使用前の準備

2.3

リフティングレバー・リフティングノブの取り付け

リフティングレバー（標準付属品）やリフティングノブ（オプション）を取り付けることができます。

2.3.1

リフティングレバー

1 スピンドルが回らないように、ウエスなどを介してプライヤーなどで固定する
2 リフティングレバーをスピンドルに差し込む
3 リフティングレバーを回して、向きを調整する

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
10

2 使用前の準備

2.3.2

リフティングノブ（オプション）

本商品に取り付け可能なリフティングノブ（オプション）については、「10

アクセサリー（オプション）」（83 ページ）を参照してください。

注記
リフティングノブが緩んだ状態で使用すると、内部部品や測定ワークを損傷するおそれがあります。

2 リフティングノブ

3 リフティングノブのキャップ

1
本商品のキャップ

ブッシュ上端

1 本商品のキャップを反時計方向に回して取り外す
2 スピンドルが回らないように、ウエスなどを介してプライヤーなどで固定し、リフティングノブをスピンドル上端のねじ（M2.5）に取り付ける
このとき、スピンドルは上に押し上げる

3 リフティングノブのキャップを回してブッシュ上端に固定する
Tips• 取り外したキャップは紛失しないように保管してください。
• キャップの下についているリングは外さず、リフティングノブのキャップを取り付けてください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
11

2 使用前の準備

2.4

測定子の交換

測定子を交換する際は、プライヤーなどを 2 本用意してください。
オプションとして、各種測定子を揃えております。詳細は、ミツトヨ精密測定
機器・総合カタログを参照してください。

注記
測定子の交換時には、スピンドルを固定して測定子を回してください。本商品が破損するおそれがあります。

1

3

2

1 測定子とスピンドル付近をウエスで覆い、プライヤーなどでスピンドルを挟む
2 もう 1 本のプライヤーで測定子をウエス上から挟んで、測定子を取り外す
3 取り外したときと同様の手順で、新しい測定子を取り付ける
Tips• 測定子の変更に伴い、外観寸法・測定力の変化、測定方向の制限が生じる場合があります。
• 測定精度は、測定子の器差（フラット測定子の直角度、ローラ測定子の芯振れなど）が累積したものになります。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
12

2 使用前の準備

2.5

表示部の角度調整

表示部は、初期位置から時計回りに 90°（A）、反時計回りに 240°（D）まで回転します。読み取りやすい角度に調整してください。
A

B
C

D

注記
• B、C の位置にストッパーが入っていますので、これを超えて回転させないでくださ
い。故障の原因となります。
• 表示部を引き抜いたり、押し込んだりしないでください。故障の原因となります。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
13

2 使用前の準備

MEMO

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
14

3 使い方の基本

3

使い方の基本3.1

使用前の注意（短押し）／（長押し）

スピンドルと本体の隙間から埃、ミストなどが侵入し、作動不良や故障の要因となる場合があります。塵埃、ミストなどの多い環境での使用は避けてください。

3.2

電池のセット・交換

本商品は、リチウム金属電池（CR2032）1 個を使用します。
本商品は出荷時、電池がセットされていません。電池をセットしてからお使い
ください。

注意
• 電池は必ず CR2032（リチウム金属電池）をご使用ください。異なる種類の電池を使用した場合、爆発するおそれがあります。
• 電池ホルダーを取り外す際に、爪を損傷するおそれがありますのでご注意ください。

注記• 電池ホルダーを取り外す場合は、先の尖ったものを用いたり、無理にこじあけたりしないでください。電池ホルダーが破損する場合があります。
• 電池および電池ホルダーが正しく取り付けられていないと、破損や故障の原因となります。
• 3 か月以上本商品を使用しない場合、電池の液漏れによる機器の破損のおそれがあります。電池を取り外し、別々に保管してください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
15

3 使い方の基本

1（短押し）／

2

CR2032（長押し）

3

1 電池ホルダーオープナー（標準付属）またはマイナスドライバーなどを使い、電池ホルダーを外す

Tips
電池を交換する場合は、電池ホルダーから古い電池を取り出します。

2 電池を “ ＋ ” 表示が下向きになるように電池ホルダーにセットする
3 電池ホルダーを元どおり取り付ける
校正時期警告機能が OFF の場合：»

電源が ON になり、［------］が表示される

校正時期警告機能が ON の場合：»

電源が ON になり、［todAy］が表示される

Tips• 上記操作を行っても数値が表示されない場合は、電池をセットし直してください。
• 付属の電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満たさない場

これはコピーです。
合がありますのでご了承ください。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
16

3 使い方の基本（短押し）／（長押し）

4 ［F2］キーを押す
校正時期警告機能が OFF の場合：»

測定モード（現在位置表示）となる

測定モード（現在位置表示）

校正時期警告機能が ON の場合：»

現在の年月日が表示される［F2］キーを押して、現在の年月日を確認する（例：2020 年 8 月 25 日）
F2
年

F2
月

F2
日

測定モード
（現在位置表示）Tips• 年月日を変更する場合は、「5.10.2 校正時期警告選択・設定」（61 ページ）の

手順 3 を参照してください。
• 校正時期警告の ON/OFF や校正時期の設定の詳細は、 「5.10.2 校正時期警告選択・設定」（61 ページ）を参照してください。
• 電池交換の場合の測定モードは、電池を取り出す前の表示方法および測定系となります。
例：ピーク検出、絶対値測定（ABS）• 電池の廃棄にあたっては、条例、規制などに従ってください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
17

3 使い方の基本

3.3（短押し）／（長押し）

電源の ON/OFF
F3
F3● 電源を ON にする［F3］キーを押す»

測定モードで立ち上がる

Tips
電源 ON 時の測定系は、電源 OFF 時の測定系となります。詳細は、「3.5 測定系の切り替え」（20 ページ）● 電源を OFF にする［F3］キーを長く押す»

表示部が消灯する

Tips
各種設定の途中で電源を OFF にすると、設定中の内容はすべてキャンセルされ、設定前の状態に戻ります。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
18

3 使い方の基本

3.4（短押し）／（長押し）測定モードとパラメーター設定モードについて

本商品には、測定モードとパラメーター設定モードの 2 つのモードがあります。

3.4.1

測定モード

通常測定、演算測定、公差判定、表示値のホールド、表示値の外部出力などを行います。
測定モードでは、測定値の表示方法を 3 種類から選択できます。
スタンダード 1

スタンダード 2

ピーク検出 *1
変位する測定値の測定値表示

変位する測定値を直接表示します。

ピーク値を保持して表示します。

アナログバー表示
キーカスタマイズ*2*1： ピーク検出の詳細は、

あり

なし

あり

可能

不可能

不可能

「4.3 ピーク検出」（26 ページ）を参照してください。
*2： キーカスタマイズの詳細は、「4.6 キーのカスタマイズ」（31 ページ）を参照してください。

3.4.2

パラメーター設定モード

各種パラメーターの設定を行うモードです。詳細は、 「5 パラメーターの設定」（35 ページ）を参照してください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
19

3 使い方の基本

3.5（短押し）／（長押し）測定系の切り替え

本商品では測定ワークに応じて、以下の 2 つの測定系を切り替えて測定できます。
測定系

説

絶対値測定（ABS）

明

測定原点を設定（プリセット）して、測定ワークの寸法を測定します。測定原点は任意の値に設定できるので、多様な測定ワークに対応できます。

比較測定（INC）

基準となるマスターで基点を設定（表示値をゼロセット）
し、その位置と測定ワークとの差を測定します。

ABS

INC

F2
F2

0

● 絶対値測定（ABS）に切り替える［F2］キーを長く押す● 比較測定（INC）に切り替える［F2］キーを押す

Tips
絶対値測定（ABS）から比較測定（INC）へ切り替えた場合は、表示値も同時にゼロセッ
トされますのでご注意ください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
20

4 測定方法（短押し）／

4

測定方法

4.1

絶対値測定（ABS）（長押し）

測定原点を設定（プリセット）して、測定ワークの寸法を測ります。

注記
原点設定や指定の値へプリセットを行う場合は、スピンドルを下死点から 0.2 mm 以上

0.2mm 以上持ち上げた位置で行ってください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
21

4 測定方法

4.1.1（短押し）／（長押し）測定原点やプリセット値の設定

Tips
プリセット値を変更しない場合は、「4.1.2 測定の操作」（24 ページ）の手順

1 -3 に進んでください。

1

2 F2

3 -1
F2
3 -2
F1/F3

3 -3
F2

3 -4

F1

F3
F2

F1

F3

3 -5
F2
3 -6

4 F2
これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J

22

4 測定方法（短押し）／（長押し）

1 絶対値測定である（INC 表示が消灯している）ことを確認する
Tips
比較測定になっている場合は、測定系を絶対値測定に切り替えてください。詳細は、「3.5 測定系の切り替え」（20 ページ）

2 ［F2］キーを長く押し、測定原点の設定（プリセット）を開始する»

プリセット表示（［P］）が点滅し、前回設定したプリセット値が表示される

3 プリセット値を設定する
1 ［F2］キーを長く押す»

符号が点滅し、プリセット値が設定可能になる

2 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、符号が切り替わる

3 ［F2］キーを押す»

符号が確定し、隣の桁が点滅する

4 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、数値が 1 ずつ増減する

5 ［F2］キーを押す»

数値が確定し、隣の桁が点滅する»

キーを押すたびに、点滅する桁が右へ移動する

6

上記の 4 〜 5 を繰り返し、すべての桁の数値を確定する»

最下位の桁の数値を確定すると、プリセット表示（［P］）が点滅する

4 ［F2］キーを押し、測定原点の設定（プリセット）を終了する»

プリセット表示が消灯し、設定が終了する

Tips• 途中でプリセット設定を中止する場合は、［F1］キーを長く押してください。
• プリセット値が間違っていた場合は、［F2］キーを長く押して、手順 3 を最初からやり直してください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
23

4 測定方法

4.1.2（短押し）／

（長押し）

測定の操作

1 -2
F2

1 -3
F2

2

1 -1
30.0000

30.0000

30.0000

1 測定原点（原点位置）を決める
1 基準となるマスターをセットする
2 ［F2］キーを長く押す»

プリセット表示（［P］）が点滅し、前回設定したプリセッ卜値（例：30.0000 mm）
が表示される3

プリセット値を確認し、［F2］キーを押す»

測定原点がプリセット値に設定され、測定可能になる

Tips• 設定したプリセット値と測定原点は、電源を OFF にしても保持されます。ただし、オールリセットしたときにはプリセット値がクリアされますので再設定してください。
• プリセット値は、最小表示量の切り替えに合わせて自動的に換算されますが、換算誤差が発生することがあります。最小表示量を切り替えた場合は、プリセット値の確認をお勧めします。

2 マスターを測定ワークに取り換えて絶対値測定を行う

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
24

4 測定方法

4.2（短押し）／（長押し）比較測定（INC）

基準となるマスターの寸法をゼロに設定して、測定ワークとの寸法差を測ります。

1

3
F2

0

2

4

1 比較測定である（INC 表示が点灯している）ことを確認する
Tips
絶対値測定になっている場合は、測定系を比較測定に切り替えてください。詳細は、「3.5 測定系の切り替え」（20 ページ）

2 基準となるマスターをセットする
3 ［F2］キーを押す»

表示値がゼロに設定される

4 マスターを測定ワークに取り換えて比較測定を行う

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
25

4 測定方法

4.3（短押し）／

（長押し）

ピーク検出

ピーク検出では、測定ワークに測定子を接触させた状態で移動、回転させて測定を行い、変位のピーク値として検出した振れ幅（TIR）、最大値（Max）、最小値（Min）の 3 つを切り替えて表示します。

● 現在値表示
常に現在の測定値が表示されます。

● 振れ幅（TIR）表示
測定値の変位に対して、常に振れ幅（最大値−最小値）が表示されます。最大値、最小値の更新に合わせて［Max］または［Min］が点滅します。
公差判定結果は、振れ幅に対して表示されます。

Tips• パラメーター設定モードの「アナログバー表示選択」で［Auto］を選択している場合、測定値の変位に対してアナログバーの指針が常に表示範囲内に収まるようにアナロ
グバー目量が自動的に変更されます。
• 公差判定は、設定した上／下限値の幅と測定値の振れ幅が比較されます。

● 最大値（Max）表示
測定値の変位に対して、常に最大値が表示されます。最大値の更新に合わせて［Max］が点滅します。
公差判定結果は、最大値に対して表示されます。

Tips• 絶対値測定では、任意の最大値をプリセットして、その位置を基準とした測定ができます。プリセット設定については、「4.1 絶対値測定（ABS）」の「4.1.1 測定原点やプリセット値の設定」（22 ページ）
• 測定値の変位に対してアナログバーの指針が表示範囲を超えると、自動的に指針が中央位置に戻ります。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
26

4 測定方法（短押し）／（長押し）● 最小値（Min）表示
測定値の変位に対して、常に最小値が表示されます。最小値の更新に合わせて［Min］が点滅します。
公差判定結果は、最小値に対して表示されます。

Tips• 絶対値測定では、任意の最小値をプリセットして、その位置を基準とした測定ができます。プリセット設定については、「4.1 絶対値測定（ABS）」の「4.1.1 測定原点やプリセット値の設定」（22 ページ）
• 測定値の変位に対してアナログバーの指針が表示範囲を超えると、自動的に指針が中央位置に戻ります。

F1

1

2
F1
現在値表示

F1
振れ幅（TIR）表示F1
最大値（Max）表示

最小値（Min）表示F2

3

1 測定モードがピーク検出になっている（ピーク検出表示が点灯している）こと
を確認する

Tips
• 測定モードでの表示方法の切り替えの詳細は、「5.2 測定モード選択」（38 ページ）

• 測定モードでの表示方法がピーク検出になった時点で、ピーク検出が開始されます。

2 ［F1］キーを押して、ピーク検出表示を切り替える»

キーを押すたびに、ピーク検出表示が切り替わる

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
27

4 測定方法（短押し）／（長押し）

3 ［F2］キーを押し、ピーク値をリセットして測定を開始する»

選択したピーク検出表示の値が表示されるピーク検出では、測定の対象に測定子を接触させた状態で測定を開始してくだ
さい。

Tips
• 振動や衝撃などによる変位も検出しますので、測定時はご注意ください。
• 再度［F2］キーを押すまでピーク検出が継続されます。新たなピーク検出を開始す
るときは、［F2］キーを押してピーク値をリセットしてください。
• ピーク検出中に、表示値のホールドができます。詳細は、 「4.5 表示値のホールド」（30 ページ）• ホールド中に測定モードをピーク検出に切り替えることで、保持している振れ幅、最大値、最小値を確認できます。表示値のホールド中は、現在値表示には移りません。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
28

4 測定方法

4.4（短押し）／

（長押し）

公差判定

上限・下限許容値を設定して、測定値の合否判定ができます。
許容値は、絶対値測定（ABS）／比較測定（INC）それぞれに設定できます。
設定については、「5.5 公差判定表示方法の選択と許容値の設定」（42 ページ）を参照してください。

● 公差判定結果表示
通常表示（測定値と判定結果）
–NG

OK

+NG

–NG

OK

+NG

拡大表示
（判定結果のみ）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
29

4 測定方法

4.5（短押し）／（長押し）

表示値のホールド

外部機器と接続していない場合、表示値をホールド（固定）できます。

Tips
公差判定拡大表示中は、ホールド機能は働きません。公差判定拡大表示については、「4.4 公差判定」（29 ページ）

1

2

F3

F3

1 ［F3］キーを押す»

ホールド表示（［H］）が点灯し、表示値がホールドされる（測定ワークを取り除いても表示値を保持）

2 表示値ホールド中に［F3］キーを押す»

ホールド表示（［H］）が消灯し、ホールドが解除される（現在のスピンドル位置を表示）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
30

4 測定方法

4.6（短押し）／（長押し）キーのカスタマイズ

本商品の利用のしかたに合わせて、各キー（［F1］キー、［F2］キー、［F3］キー）の短押し操作に割り当てられた機能を変更（カスタマイズ）できます。
各キーのカスタマイズは、パラメーター設定モードの「スイッチ機能選択」で行います。詳細は、「5.8 スイッチ機能選択」（55 ページ）を参照してくだ

さい。
例 1：

［F1］キー［F2］キー［F3］キー［dir］［P.CALL］［hoLd］

カウント方向切り替え

プリセットリコール

表示値ホールド［F2］キー［F3］キー

例 2：［F1］キー［nonE］［ZEro］［nonE］

機能しない

ゼロセット

機能しない

Tips
• キーのカスタマイズは、測定モードが「スタンダード 1」のときのみ有効です。
• キーのカスタマイズを行った後、デフォルトの機能割り当てに戻すときは、スイッチ機能選択を「デフォルト（［dEF］）」に変更してください。詳細は、 「5.8 スイッチ機能選択」（55 ページ）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
31

4 測定方法

4.7（短押し）／（長押し）

表示値の外部出力

本商品に接続ケーブルを接続することにより、表示値を様々な外部機器（外部表示器、外部プリンター、PC など）に出力することが可能です。

Tips• 本商品に接続可能な接続ケーブル（オプション）については、「10 アクセサリー（オプション）」（83 ページ）
• 接続ケーブルのピンアサイン、出力データフォーマット、タイミングチャートについては、「8 入出力機能」（77 ページ）

• 外部出力機能を利用する際は、接続するデータ処理装置の取扱説明書をよくお読み
ください。

4.7.1

外部機器との接続
注記

接続ケーブルを強く引っ張らないでください。故障の原因となります。
接続ケーブルカバー

2
3

1 ［F3］キーを長く押す»

電源 OFF となる

2 本商品の入出力コネクターのカバーを取り外す
Tips• 取り外したカバーは紛失しないように保管してください。
• 接続ケーブルを使用しない場合は、必ずカバーを取り付けてください。

3 本商品に接続ケーブルを接続する

これはコピーです。
接続ケーブルのコネクターの向きに注意して（▲マークを合わせる）、しっかり
第三者への提供は固く禁止します。
と差し込んでください。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
32

4 測定方法（短押し）／（長押し）4 もう一方のコネクターを外部機器に接続する
接続ケーブルを取り外す際は、先端のコネクターを持ってください。

4.7.2

外部出力の操作接続している外部機器へ表示値を出力します。
本操作は、本商品を外部機器に接続している場合にのみ有効です。
10.0155 mm を出力

接続ケーブル

1F3

1 測定モード中に［F3］キーを押す»

接続している外部機器に表示値が出力される

Tips• 外部機器より出力要求（REQ）を入力する場合は、スピンドルが停止した状態で行ってください。スピンドル作動時に出力要求（REQ）が入力されると、間違った値を出力したり、データ出力そのものができないことがあります。
• インターバルの短い出力要求（REQ）が入力された場合、データ出力ができないことがあります。
• 公差判定拡大表示中は［F3］キーによる外部出力はできません。外部機器からの出力要求（REQ）が入力された場合のみ、測定値を外部へ出力します。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
33

4 測定方法（短押し）／

（長押し）

MEMO

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
34

5 パラメーターの設定（短押し）／

5

パラメーターの設定

5.1

パラメーター項目の選択（長押し）パラメーター設定モードには、以下のパラメーター項目があります。
y ID-C0525NXB、ID-C0550NXB：9 種類
y ID-C1025NXB、ID-C1050NXB：8 種類■ パラメーター一覧
表示
ModE

設定内容

初期設定
スタンダード 1

測定モード選択dir.

カウント方向選択

正方向

rES.

最小表示量選択

0.0005 mm（ID-C0525NXB、ID-C0550NXB）
toL.

公差判定表示選択と許容値設定

表示 OFF

CALC.

演算機能選択と演算係数設定

演算 OFF

A-bAr

アナログバー表示選択

表示 ON

S-SEL

スイッチ機能選択

デフォルト

F-Loc

ファンクションロック設定

ロック OFF

othEr

その他機能変更-

CAL.ALt

校正時期警告選択・設定

警告 OFF

outPut

デジマチック出力選択

デジマチック d2（ID-C0525NXB、ID-C0550NXB）
Auto.oF

オート OFF 設定

OFF

rESEt

オールリセット-

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
35

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）■ パラメーター項目の表示順序
F1
F2

F1
F1

F1

F3
F2

F1

F1

F2
F3

「5.8 スイッチ機能選択」（55 ページ）

「5.9 ファンクションロック設定」（59 ページ）

F3
F2

F3

「5.7 アナログバー表示選択」（52 ページ）

F3
F2

F1

「5.6 演算機能選択と演算係数設定」（46 ページ）

F3
F2

F1

「5.5 公差判定表示方法の選択と許容値の設定」（42 ページ）

F3
F2

F1

「5.4 最小表示量選択」（41 ページ）

F3

F2
F1

「5.3 カウント方向の選択」（40 ページ）

F3
F2

F1

「5.2 測定モード選択」（38 ページ）

「5.10 その他機能変更」（60 ページ）・・・・

「5.10.2 校正時期警告選択・設定」（61 ページ）
「5.10.3 デジマチック出力選択」（66 ページ）
「5.10.4 オート OFF 設定」（67 ページ）
「5.10.5 オールリセット」（68 ページ）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
36

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）Tips• 途中でパラメーターの設定を中止する場合は、［F1］キーを長く押してください。ただし、確定前の設定は反映されません。
• パラメーターの設定は、電源を OFF にしても保持されます。ただし、オールリセッ
トしたときには設定が工場出荷状態に戻るので、再設定してください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
37

5 パラメーターの設定

5.2（短押し）／（長押し）測定モード選択

測定モードを「スタンダード 1」「スタンダード 2」「ピーク検出」から選択できます。

2

1

3
F2

F3

F2

F1

スタンダード 2

F3

F3

F1

F1

スタンダード 1

次の項目へ

ピーク検出

1 ［F2］キーを押す»

測定モードが選択可能になる

2 ［F1］キーまたは［F3］キーを押して、測定モードを設定する»

キーを押すたびに、測定モードが切り替わる

3 ［F2］キーを押す»

設定が確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.3 カウント方向の選択」（40 ページ）に進む）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
38

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）

Tips
スタンダード（1、2）とピーク検出では、各キー（［F1］キー、［F2］キー、［F3］キー）の短押し時の機能割り当てが異なります。
測定モード
スタンダード 1
スタンダード 2
ピーク検出［F1］キー［F2］キー［F3］キー

カスタマイズ可能（初期設定：「なし」、「ゼロセット」、「データホールド」）
なし
ピーク検出表示
切り替え

ゼロセット

データホールド

ピーク検出開始

データホールド

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
39

5 パラメーターの設定

5.3（短押し）／（長押し）カウント方向の選択

スピンドルの移動方向に対するカウント方向が選択できます。
プラスカウント

マイナスカウント

1

2
F2

3
F1/F3

F2

次の項目へ

1 ［F2］キーを押す»

カウント方向が選択可能になる

2 ［F1］キーまたは［F3］キーを押して、カウント方向を選択する［▼］消灯：スピンドル上昇時にプラスカウント［▼］点滅：スピンドル上昇時にマイナスカウント»

キーを押すたびに、カウント方向が切り替わる

3 ［F2］キーを押す»

設定が確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.4 最小表示量選択」（41 ページ）に進む）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
40

5 パラメーターの設定

5.4（短押し）／（長押し）

最小表示量選択

以下の機種では、最小表示量が選択できます。
ID-C0525NXB、ID-C0550NXB

1

2

F3

F2

3
F2

次の項目へ

F3

F3

F1

F1

F1

1 ［F2］キーを押す»

最小表示量が選択可能になる

2 ［F1］キーまたは［F3］キーを押して、最小表示量を設定する»

キーを押すたびに、最小表示量が切り替わる

3 ［F2］キーを押す»

設定が確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.5 公差判定表示方法の選択と許容値の設定」（42 ページ）に進む）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
41

5 パラメーターの設定

5.5（短押し）／（長押し）公差判定表示方法の選択と許容値の設定

公差判定時の表示方法選択と許容値（上限値・下限値）を設定できます。
許容値は、絶対値測定（ABS）／比較測定（INC）それぞれの測定系に設定できます。

Tips
絶対値測定（ABS）／比較測定（INC）の切り替え方法は、 「4.1 絶対値測定（ABS）」（21 ページ）、

5.5.1「4.2 比較測定（INC）」（25 ページ）

表示方法の設定

2

F2

3 -1

3 -2
F2

次の項目へ

F1

F1

F3

F3

公差判定機能 OFF

F1

公差判定機能 ON
拡大表示

3 -2

F3

公差判定機能 ON
通常表示

F2

F2

3 -2

許容値（上限値・下限値）の設定へ

1 公差判定機能を使いたい測定系であることを確認する
Tips
絶対値測定（ABS）／比較測定（INC）の切り替え方法は、 「3.5 測定系の切り替え」（20 ページ）

2 ［F2］キーを押す»

公差判定機能が設定可能になる

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
42

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）

3 判定結果の表示方法を設定する
1 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、表示方法が切り替わる

2 ［F2］キーを押す「公差判定機能 ON（通常表示または拡大表示）」を選択した場合：» ［▶］が点滅し、前回設定した上限値が表示される
上限値の設定を飛ばす場合は、更に［F2］キーを押す（「5.5.2 許容値（上限値・下限値）の設定」（44 ページ）の手順 2 に進む）

「公差判定機能 OFF」を選択した場合：»

設定が確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.6 演算機能選択と演算係数設定」（46 ページ）に進む）

Tips
測定モード選択で「ピーク検出」を選んでいる場合は、「拡大表示」は選択できません。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
43

5 パラメーターの設定

5.5.2（短押し）／（長押し）許容値（上限値・下限値）の設定

1 -1

F2

1 -2
F1/F3

1 -3

F2

1 -4

F1

1 -5

F3
F2

F2
F1

1 -6

F3

F2

2 -1

2 -2

F2

F2

次の項目へ

1 上限値を設定する
1 ［F2］キーを長く押す»

符号が点滅し、設定可能になる»符号を変更しない場合は、3 に進む

これはコピーです。
2 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す» キーを押すたびに、符号が切り替わる
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
44

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）

3 ［F2］キーを押す»

符号が確定し、隣の桁が点滅する

4 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、数値が 1 ずつ増減する

5 ［F2］キーを押す»

数値が確定し、隣の桁が点滅する»

キーを押すたびに、点滅する桁が右へ移動する

上記の 4 〜 5 を繰り返し、すべての桁の数値を確定する»

最下位の桁の数値を確定すると、［►］が点滅する

6 ［F2］キーを押す»

上限値の設定が確定する» ［◄］が点滅し、前回設定した上限値が表示される

2 下限値を設定する
1 上限値と同様に設定する（手順 1 ）2 ［F2］キーを押す»

設定が確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.6 演算機能選択と演算係数設定」（46 ページ）に進む）

Tips• 途中で設定を中止・取り消す場合は、［F1］キーを長く押してください。
• 上限値 ＜ 下限値に設定した場合は［Err 90］とエラー表示され、設定値は確定されません。［F2］キーを押してエラー表示を解除し、上限値 ＞ 下限値となるよう、上限値から再設定してください。（「7 エラー表示と対策」（71 ページ））• 「通常表示」、「拡大表示」に別々の許容値を設定することはできません。
• 許容値は、最小表示量の切り替えに合わせて自動的に換算されますが、換算誤差が発生することがあります。最小表示量を切り替えた場合は、許容値の確認をお勧めします。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
45

5 パラメーターの設定

5.6（短押し）／（長押し）演算機能選択と演算係数設定

本商品は、通常測定以外にスピンドルの移動量に演算係数を乗じて結果を表示
する演算測定が行えます。

Tips
演算機能を使うと、下図のようにスピンドルの移動量を半径差に演算し、表示できます。
下図の場合、演算係数（A）は次のようになります。
R=Ax A= –sin θ/2
sin 60°=–= – 6.4641
1 - sin θ/2
1 - sin 60°

Rθ (120°)

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
46

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）絶対値表示（ABS）：半径値表示Rθ (120°)
プリセット値＋ A ×スピンドル移動量

比較測定（INC）：半径差表示Rθ (120°)

これはコピーです。A ×スピンドル移動量
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
47

5 パラメーターの設定（短押し）／

（長押し）

1 F2
2 -1
F1/F3

F2
2 -2

F2
2 -2
F2
F2
3 -1

次の項目へ

3 -2
F1/F3

F2
3 -3

3 -4

F1

3 -5

F3
F2

F1

F2

F3

F2

3 -6
これはコピーです。
次の項目へ
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J

48

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）

1 ［F2］キーを押す»

演算機能選択が可能になる

2 演算機能の実行／停止を選択する
1 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、実行／停止が切り替わる

2 ［F2］キーを押す
実行［on］を選択した場合：»演算機能表示（A）が点滅し、前回設定した演算係数が表示される

Tips
表示された演算係数が正しい場合、［F2］キーを押してください。演算係数の設定が確定し、次のパラメーター項目に移ります。
停止［oFF］を選択した場合：»

選択が確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.7 アナログバー表示選択」（52 ページ）に進む）

3 演算係数を設定する
1 ［F2］キーを長く押す»

符号が点滅し、設定可能になる»符号を変更しない場合は、3 に進む

2 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、符号が切り替わる

3 ［F2］キーを押す»

符号が確定し、隣の桁が点滅する

4 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、数値が 1 ずつ増減する

5 ［F2］キーを押す»

数値が確定し、隣の桁が点滅する» キーを押すたびに、点滅する桁が右へ移動する
これはコピーです。
上記の 4 〜 5 を繰り返し、すべての桁の数値を確定させる（例：-6.4641）
第三者への提供は固く禁止します。
» 最下位の桁の数値を確定すると、演算機能表示（A）が点滅する
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J

49

5 パラメーターの設定（短押し）／

6

設定した数値を再確認し、［F2］キーを押す»

演算係数の設定が確定し、次のパラメーター項目に移る
（

（長押し）

「5.7 アナログバー表示選択」（52 ページ）に進む）

Tips• 途中で設定を中止・取り消す場合は、［F1］キーを長く押してください。
• 演算処理の結果、表示値オーバーフローエラー（Err 30）となることがあります。
詳細は、「7 エラー表示と対策」（71 ページ）

• 工場出荷時の演算係数の設定は、A=1 となっています。
• 演算係数 A=00.0000 に設定した場合は、演算係数設定エラー（Err 91）となります。
［F2］キーを押して、A ≠ 0 になるように再設定してください。
• 最小表示量を切り替えても、演算係数は換算されません。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
50

5 パラメーターの設定（短押し）／

（長押し）

MEMO

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
51

5 パラメーターの設定

5.7（短押し）／（長押し）

アナログバー表示選択

アナログバー表示の ON/OFF を設定できます。また、表示されるアナログバー
目量（ 20 目盛）の設定を変更できます。

1 F2
2 -1
F1/F3

2 -2

F2

2 -2

F2

次の項目へ

F1
F1

F3

F1

F3

3 -1

F3
F2
3 -2
次の項目へ

［F2］キーを押す
1これはコピーです。

第三者への提供は固く禁止します。
» アナログバー表示選択が可能になるThis is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
52

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）2 アナログバー表示の ON/OFF を選択する
1 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、アナログバー表示の ON/OFF が切り替わる

2 ［F2］キーを押す
アナログバー表示 ON［on］を選択した場合：»

アナログバー目量が設定可能になる
アナログバー表示 OFF［oFF］を選択した場合：»

選択が確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.8 スイッチ機能選択」（55 ページ）に進む）

3 アナログバー目量を設定する
1 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、アナログバー目量の設定が切り替わる
ID-C0525NXB、ID-C0550NXB

ID-C1025NXB、ID-C1050NXB

Auto

Auto

0.0005

−

0.001

−

0.002

−

0.005

−

0.01

0.01

0.02

0.02

0.05

0.05

0.1

0.1

0.2

0.2

0.5

0.5

2 ［F2］キーを押す»

アナログバー目量の設定が確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.8 スイッチ機能選択」（55 ページ）に進む）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
53

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）Tips
アナログバー目量を［Auto］に選択した際は、下記の条件の場合に自動的にアナログバー
目量が切り替わります。
• ピーク検出振れ幅（TIR）表示時：振れ幅がアナログバー表示範囲内に入るアナログ
バー目量• 公差判定機能 ON 時：公差値がアナログバー表示範囲に入るアナログバー目量• 最小表示量切り替え時：最小表示量と同じアナログバー目量

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
54

5 パラメーターの設定

5.8（短押し）／（長押し）スイッチ機能選択

各キー（［F1］キー、［F2］キー、［F3］キー）の短押し時の機能割り当てをよく使うものに変更できます（スイッチ機能）。
［F1］キー［F2］キー［F3］キー

Tips
変更の操作は測定モードに関わらず可能ですが、変更した機能が有効になるのは、測定モードが「スタンダード 1」のときのみです。

1

F2

2 -1
F1/F3

3 -1

3 -2

F1

F1

F3

F2

F3

次の項目へ

2 -2 F2

F3

F3

F1

3 -3
F2

F1

2 -2 F2

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
» スイッチ機能選択が可能になるThis is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J

1 ［F2］キーを押す

55

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）2 スイッチ機能のデフォルト／カスタマイズを選択する
1 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、スイッチ機能のデフォルト／カスタマイズが切り替わる

2 ［F2］キーを押す
カスタマイズ［cuStoM］を選択した場合：» ［F1］キーの機能割り当てが設定可能になり、［F1］が点滅する
デフォルト［dEF］を選択した場合：»

選択が確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.9 ファンクションロック設定」（59 ページ）に進む）

3 ［F1］キーに割り当てる機能を設定する
1 ［F2］キーを押す» ［F1］キーに割り当てる機能が選択可能になる

2 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、機能が切り替わる

3 ［F2］キーを押す» ［F1］キーの機能割り当てが確定し、［F2］が点滅する

4 ［F2］キーに割り当てる機能を設定する
F3

F2

F3

F2

F3

F1

F1

F1

1 ［F1］キーと同様に設定する（手順 3 ）2 ［F2］キーを押す» ［F2］キーの機能割り当てが確定し、［F3］が点滅する

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
56

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）

5 ［F3］キーに割り当てる機能を設定する
F3

F2

F2

次の項目へ

F3

F3

F1

F1

F1

F1

F3

F3

F1

1 ［F1］キーと同様に設定する（手順 3 ）2 ［F2］キーを押す» ［F3］キーの機能割り当てが確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.9 ファンクションロック設定」（59 ページ）に進む）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
57

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）■ 各キーに割り当て可能な機能［F1］キー［F2］キー［F3］キー［nonE］［nonE］［nonE］

なし

なし

なし

［dir］

［ZEro］［hoLd］

カウント方向切り替え

ゼロセット

表示値ホールド［grAd］
アナログバー
目量切り替え［P.CALL］［dir］

プリセットリコール *1

カウント方向切り替え̶

アナログバー［grAd］［A.ctr］
アナログバー
センタリング *2

目量切り替え［A.ctr］

̶̶

アナログバー
センタリング *2*1： 表示値を設定されているプリセット値に置き換えて、測定原点を設定します。
*2： アナログバー目量の設定により、指針が表示の範囲外になっているときな
どに、指針の表示位置を目盛中央に移動します。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
58

5 パラメーターの設定

5.9（短押し）／（長押し）

ファンクションロック設定

ファンクションロックを設定すると、表示部にファンクションロック表示（ ）が点灯し、電源 ON/OFF、表示値のホールド／解除、表示値の出力、ファンクショ
ンロック機能の解除以外の操作ができないようになります。

1
F2

2
F1/F3

3
F2

次の項目へ

1 ［F2］キーを押す»

ファンクションロック設定が可能になる

2 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、ファンクションロックの ON/OFF が切り替わる

3 ［F2］キーを押す»

設定が確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.10 その他機能変更」（60 ページ）に進む）

Tips• ファンクションロックは、パラメーター設定モードを終了し、測定モードに戻った
ときから有効になります。
• ファンクションロック設定後に、ロックされている項目の設定を行う場合は、手順2 で［oFF］を選択し、ファンクションロックを解除してから各設定を行ってください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
59

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）5.10 その他機能変更
5.10.1 設定項目の選択「その他機能変更」には、3 種類のパラメーター項目があります。

F2
F2
F1
F1

「5.10.2 校正時期警告選択・設定」（61 ページ）

F3
F2

F1

F1

「5.10.3 デジマチック出力選択」（66 ページ）

F3
F2

F1

「5.10.4 オート OFF 設定」（67 ページ）

F3
F2「5.10.5 オールリセット」（68 ページ）

F3

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
60

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）5.10.2 校正時期警告選択・設定
現在年月日と校正年月日、事前警告年月日を設定することで、表示部に校正時
機到来の警告表示（ ）を点灯させます。
校正時期警告機能の有効／無効、現在年月日、校正年月日、事前警告年月日の設定を変更できます。

Tips［F3］キーによる電源 ON/OFF では現在年月日の再設定は不要ですが、電池を取り外すと電源再投入時に現在年月日の再設定が必要になります。

1

2 -1

F2

F1/F3

2 -2

2 -2

F2

次の項目へ

F2

手順 3 へこれはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
61

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）

1 ［F2］キーを押す»

校正時期警告が設定可能になる

2 校正時期警告の ON/OFF を選択する
1 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、校正時期警告の ON/OFF が切り替わる

2 ［F2］キーを押す
ON［on］を選択した場合：»

現在の年月日が設定可能になり、［todAy］が点滅する
OFF［oFF］を選択した場合：»

選択が確定し、「その他機能変更」の次のパラメーター項目に移る（「5.10.3 デジマチック出力選択」（66 ページ）に進む）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
62

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）3 現在の年月日を設定する
3 -3
3 -1

3 -2

3 -5

F2

F2

F1

F3 3 -4
F2

F1F3 3 -6
F2

F1

F3

F1

F3

3 -7
F2

手順 3 -3 ~ 5 参照

3 -8
F2

3 -9
F2
F2 3 -93 -10

手順 3 -3 ~ 5 参照

F2

3 -11
F2

3 -12
F2
F2 3 -12

3 -13

F2

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
63

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）

1 ［F2］キーを押す»

年表示が点滅する»

年数の設定を飛ばす場合は、更に［F2］キーを押す（8（月数の設定）に進む）

年数の設定

2 ［F2］キーを長く押す»

年の十の位が点滅する

3 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、数値が 1 ずつ増減する

4 ［F2］キーを押す»

十の位の設定が確定し、年の一の位が点滅する

5 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、数値が 1 ずつ増減する

6 ［F2］キーを押す»

一の位の設定が確定し、年表示が点滅する

7 ［F2］キーを押す»

月表示が点滅する»

月数の設定を飛ばす場合は、更に［F2］キーを押す（11（日数の設定）に進む）

月数の設定

8 ［F2］キーを長く押す»

月の十の位が点滅する

9 上記の 3 〜 6 と同様の手順で月数を設定する
10 ［F2］キーを押す»

日表示が点滅する»

日数の設定を飛ばす場合は、更に［F2］キーを押す（手順 4 に進む）

日数の設定

11 ［F2］キーを長く押す»

日の十の位が点滅する

12 上記の 3 〜 6 と同様の手順で日数を設定する

これはコピーです。
13 ［F2］キーを押す
第三者への提供は固く禁止します。
» 校正年月日が設定可能になり、［CALib］が点滅する
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
64

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）

手順 3 参照

4
F2

F2

F2

5

F2

手順 3 参照

F2

F2

F2

F2
次の項目へ

4 校正年月日を設定する
1 現在の年月日と同様に設定する（手順 3 ）2 ［F2］キーを押す»

事前警告年月日が設定可能になり、［AdV.］が点滅する

5 事前警告年月日を設定する
1 現在の年月日と同様に設定する（手順 3 ）2 ［F2］キーを押す»

設定が確定し、「その他機能変更」の次のパラメーター項目に移る（「5.10.3 デジマチック出力選択」（66 ページ）に進む）

Tips
各年月日を以下のように設定した場合は、校正時期設定エラー（Err 92）になります。
• 校正年月日 ＜ 現在年月日• 校正年月日 ＜ 事前警告年月日

これはコピーです。
• 事前警告年月日 ＜ 現在年月日［F2］キーを押して、現在年月日 ＜ 事前警告年月日 ＜ 校正年月日になるように再設定
第三者への提供は固く禁止します。
してください。詳細は、 「7 エラー表示と対策」（71 ページ）This
is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
65

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）5.10.3 デジマチック出力選択
以下の機種では、表示値の外部出力を行う際のデータ形式の設定を変更できます。
デジマチック d1（6 桁出力）、デジマチック d2（8 桁出力）から選択します。
ID-C0525NXB、ID-C0550NXB

1

2 -1
F1/F3

F2

2 -2
F2

次の項目へ

1 ［F2］キーを押す»

デジマチック出力選択が設定可能になる

2 デジマチック出力のデータ形式を選択する
1 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、［d1］と［d2］が切り替わる

2 ［F2］キーを押す»

設定が確定し、「その他機能変更」の次のパラメーター項目に移る（「5.10.4 オート OFF 設定」（67 ページ）に進む）

Tips
データ形式の詳細は、「■ データフォーマット」（78 ページ）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
66

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）5.10.4 オート OFF 設定
オート OFF 機能の ON/OFF が設定できます。ON にすると、20 分間測定値の変化、キー操作、出力要求などがない場合に、自動的に電源が OFF になります。

1
F2

2
F1/F3

3
F2

次の項目へ

1 ［F2］キーを押す»

オート OFF 設定が可能になる

2 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、オート OFF の ON/OFF が切り替わる

3 ［F2］キーを押す»

設定が確定し、次のパラメーター項目に移る（「5.10.5 オールリセット」（68 ページ）に進む）

Tips• オート OFF は、パラメーター設定モードを終了し、測定モードに戻ったときから有効になります。
• オート OFF 後に電源を ON にするときは、［F2］キーを押してください。
• パラメーター設定モード中は、オート OFF 機能は働きません。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
67

5 パラメーターの設定（短押し）／（長押し）5.10.5 オールリセット
本商品の全設定を工場出荷時の状態に戻します。

Tips• オールリセットを実行すると、オールリセット実行前の設定には戻せません。
• 途中でキャンセルする場合は、［F1］キーを押してください。1 つ前の手順に戻ります。
• 各設定の工場出荷時の状態は、「5.1 パラメーター項目の選択」（35 ページ）

1

2 -1
F1/F3

F2

2 -2

F2

2 -2

F2

3
F2

オールリセット実行

1 ［F2］キーを押す»

オールリセットが実行可能になる

2 オールリセット実行の可否を選択する
1 ［F1］キーまたは［F3］キーを押す»

キーを押すたびに、［no］と［YES］が切り替わる

2 ［F2］キーを押す［YES］を選択した場合：実行確認» ［YES］が点滅する［no］を選択した場合：中止

これはコピーです。
» オールリセットが中止し、［othEr］表示に戻る
第三者への提供は固く禁止します。
3 ［F2］キーを押す
This
is a copy.
» オールリセットが実行され、終了すると［------］が点滅する
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
68

6 使用後の注意

6

使用後の注意y 外観部の汚れは、繊維の出ない柔らかい布（シリコンクロスなど）で軽く拭
き取ってください。

注記
ベンジンや化学ぞうきんなどで拭いたり、金属磨きなどを使用した場合、表面が変色したり、塗料が剥がれたりすることがあります。
洗剤、シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
y スピンドルの汚れは動作不良の原因になります。アルコールを含ませた布な
どできれいに汚れを拭き取り、ご使用ください。
y スピンドルには、潤滑油などを注油しないでください。
y 高温や高湿になる場所、ほこり、オイルミストの多い場所を避けて保管してください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
69

6 使用後の注意

MEMO

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
70

7 エラー表示と対策

7

エラー表示と対策

No.

エラー名

LCD 表示
末桁が E

原因

対策

センサ信号を合成

スピンドルが高速動作中することができなに発生することがありまい。

すが、測定には影響ありません。
そのままご使用ください。
* 静止状態で発生する場―

ABS 合成エラー

合は、センサの故障が考えられます。お求めの販売店、または
弊社営業・サービスの窓口へご連絡ください。（「11 引き取り修理について（有償）」（85 ページ））―

電池電圧が低く新しい電池に交換してくなっている。

ださい。

電池の消耗により新しい電池に交換してく

電池電圧低下測定を行うことが

ださい。

エラー

できない。

電池電圧低下
警告表示
Err 1515

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
71

7 エラー表示と対策
No.

エラー名

LCD 表示Err 30原因

対策

表示値が表示可能

表示値が表示可能桁数に範囲を超えている。 戻ると、エラーは自動的に解除されます。
y 最小表示量を再設定してください。
y 演算係数を再設定して30

表示値オーバーください。

フローエラー（「5.1 パラメーター

項目の選択」（35 ページ）、「5.4 最小表

示量選択」（41 ページ）、「5.6 演算機能

選択と演算係数設定」（46 ページ））
Err 40

急激な温度変化にスピンドルが高速動作中

より、検出部が結に発生することがありま露したか、それ以すが、測定には影響あり外の原因で検出部ません。

が汚染されている。 そのままご使用ください。
y 静止状態で発生する場
合は、電源を OFF にし、2 時間ほど温度慣
40

センサ汚染検出らしを行ってくださ

エラー

い。
y 温度慣らしを行っても復帰しない場合は修理が必要です。お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口へご連絡くださ
これはコピーです。
い。（ 「11 引き取り
第三者への提供は固く禁止します。 修理について（有償）」（85 ページ））This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J

72

7 エラー表示と対策
No.

エラー名

LCD 表示Err 41

原因対策

内部接続に異常が商品の故障が考えられまある。

す。お求めの販売店、または弊社営業・サービ

41

内部接続エラースの窓口へご連絡ください。（「11 引き取り修理について（有償）」（85 ページ）
Err 5050

シリアル通信コマ

シリアル通信コマンド

シリアル通信

ンド［B7］（強制 ［B8］（エラー解除）を送

強制エラー

エラー表示）を受信してください。

信した。
Err 51
51

シリアル通信コマ

シリアル通信コマンド

校正時期警告ンド［89］（校正［89］（校正時期警告強制

強制エラー

時期警告強制表示） 表示）を送信してくださを受信した。
Err 6161

い。

何らかの原因で、 ［F1］キーを押して測定

設定値書き換え

前回使用時から設モードに戻り、各種設定

異常エラー

定値が書き換わっ値を確認の上、再設定している。

てください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
73

7 エラー表示と対策
No.

エラー名

LCD 表示Err 62

原因

対策

設定を保存するこ

y 電源を OFF にした後、とができない。

再度電源を ON にし、設定値を読み込む

各種設定値を確認のことができない。

上、再設定してください。
y 電源を再度 ON にしても同様のエラーが発生する場合は、商品の故障が考えられます。お62

求めの販売店、または

設定値保存異常弊社営業・サービスのエラー

窓口へご連絡ください。（「11 引き取り修理について（有償）」（85 ページ）y エラーが頻繁に発生する場合は、供給電圧が不安定になっていることが考えられます。供
給電圧の確認を行ってください。
Err 6363

内部プログラム
異常エラー

内部のプログラム

商品の故障が考えられまに異常が発生したす。お求めの販売店、まため、測定を行う

たは弊社営業・サービ

ことができない。

スの窓口へご連絡ください。（「11 引き取り修理について（有償）」（85 ページ）

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
74

7 エラー表示と対策
No.

エラー名

LCD 表示Err 90

原因

対策

上限値が下限値よ上限値を下限値よりも大りも小さい値に設

きい値に設定してくださ定されている。
90

い（上限値 ＞ 下限値）。

許容値設定

（

エラー

項目の選択」（35 ペー「5.1 パラメーター

ジ）、 「5.5.2 許容値（上限値・下限値）の設定」（44 ページ））
Err 91

演算係数がゼロに演算係数をゼロ以外の数設定されている。

値に再設定してください。

91

演算係数設定（エラー

項目の選択」（35 ペー「5.1 パラメーター

ジ）、「5.6 演算機能

選択と演算係数設定」（46 ページ））
Err 9292

校正年月日設定

校正年月日と事前

現在年月日 ＜ 事前警告

警告年月日が、現年月日 ＜ 校正年月日に在年月日以前に設なるようにしてくださ定されている。

い。
（

エラー「5.1 パラメーター

項目の選択」（35 ページ）、「5.10.2 校正

時期警告選択・設定」（61 ページ））

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
75

7 エラー表示と対策
No.

エラー名

LCD 表示Err 95 ▶

原因

対策

上限値が表示可能y 上限値を再設定してく範囲を超えている。

ださい。
y 最小表示量を再設定してください。

許容値（上限値）（

オーバーフロー

項目の選択」（35 ペー

エラー「5.1 パラメーター

ジ）、「5.5.2 許容値（上限値・下限値）の設定」（44 ページ）、「5.4 最小表示量選択」（41 ページ））
Err 95 ◀

下限値が表示可能y 下限値を再設定してく範囲を超えている。

ださい。
y 最小表示量を再設定してください。

95

許容値（下限値）（

オーバーフロー

項目の選択」（35 ペー

エラー

ジ）、

「5.1 パラメーター「5.5.2 許容値（上限値・下限値）の設定」（44 ページ）、「5.4 最小表示量選択」（41 ページ））
Err 95 P

プリセット値が表

y プリセット値を再設定

示可能範囲を超えている。

してください。
y 最小表示量を再設定してください。

プリセット値（「4.1.1 測定原点やオーバーフロー

プリセット値の設定」

エラー（22 ページ）、「5.1

パラメーター項目の選択」（35 ページ）、

これはコピーです。
「5.4 最小表示量選択」
第三者への提供は固く禁止します。（41 ページ））
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
76

8 入出力機能

8

入出力機能
本商品の入出力機能には、デジマチック d1/d2（出力）とデジマチック S1（入出力）があります。
y デジマチック d1：ミツトヨデジマチック商品の 6 桁出力
y デジマチック d2：ミツトヨデジマチック商品の 8 桁出力
y デジマチック S1：ミツトヨデジマチック商品の双方向シリアル入出力

Tips
デジマチック S1 は、弊社独自の双方向シリアル通信です。
本商品と、測定データ収集ソフトウェア USB-ITPAK V3.0（パーツ No. 06AGR543）がインストールされた PC を接続する * ことで実現できます。
* 以下の専用オプション（VCP ドライバーのインストールが必要）を介してください。
• USB インプットツール IT-020U（パーツ No. 264-020）• USB インプットツール ダイレクト USB-ITN-SF（パーツ No. 06AGQ001F）

8.1

入出力コネクター
（8）
（1）

ピン番号

デジマチック d1/d2
信号

I/O

（1）

GND

-

（2）

DATA

O

（3）

CK

O

（4）

RD

O

（5）

REQ

I

（6）

N.C.

-

（7）

N.C.

-

（8）

N.C.

-

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
77

8 入出力機能Typ. 20 kΩ
Min. 10 kΩ
Max.100 kΩ
REQ
CMOS

入力

出力

3.3 V

DATA, CK, RD
IOL = 200 mA 時
VOL = 0.2 V
負荷電圧：DC3 〜 6 V
負荷電流：Max. 200 mA

8.2

デジマチック d1/d2（出力）デジマチック d1/d2 は、REQ 信号に対して表示値のデータを外部機器に出力します。

■ データフォーマット
● デジマチック d1
（1）
d1

d2

d3

d4

（2）

d5

d6

MSD

d7

d8

d9

d10

d11

LSD

（3）
+： 0（0000） （4）-： 8（0001）

d12

d13

（5）
X.X.X.X.X.X.X.X
2（0100）3（1100）4（0010）（6）
mm：0（0000）（1）出力順（3）符号各ディジット：d1 → d13（4）測定値（6 桁）

1 ディジット内の各ビット：（5）小数点

bit0 → bit3

（6）単位（2）オール「F（1111）」
例：123.456 mm
1111 1111 1111 1111 0000 1000 0100 1100 0010 1010 0110 1100 0000
F

F

F

F

+

1

2

3

4

5

6

3

mm

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
78

8 入出力機能● デジマチック d2+： 0（0000）（4）-： 8（0001）

（1）
d1

d2

d3

MSD

d4

d5

d6

（2）（3）

d7

d8

d9

d10

d11

LSD

d12

d13

（6）
X.X.X.X.X.X.X.X
2（0100）3（1100）4（0010）（7）
mm：0（0000）（5）（1）出力順（4）符号各ディジット：d1 → d13（5）測定値

1 ディジット内の各ビット：（8 桁：d3 〜 d4、d6 〜 d11）

bit0 → bit3

（6）小数点（2）データ形式：8（0001）（7）単位（3）F（1111）
例：-1234.5675 mm
0001 1111 1000 0100 0001 1100 0010 1010 0110 1110 1010 0010 0000
8

F

1

2

-

3

4

5

6

7

5

4

mm

■ タイミングチャート
*
RD
REQ
DATA

1 bit

CK

t5

t1

t2

t3

2 bit

52 bit

10 ms ≦ t1 < 150 ms
0.1 ms ≦ t2 < 0.2 ms
0.1 ms ≦ t3 < 0.2 ms
0.05 ms ≦ t4 < 0.25 ms
t5 はお使いの機器により異なります。

t4* REQ は、CK が出力されるまで Low を保持してください。
また、最終（52 bit 目）の CK の出力が完了する前に High に戻してください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
79

8 入出力機能

MEMO

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
80

9 仕様

9

仕様

型番

ID-C0525NXB

ID-C1025NXB

コード No.

543-720B

543-725B

測定範囲

25.4 mm

最小表示量

0.0005 mm

最小表示量切り替え

ID-C0550NXB

ID-C1050NXB

543-730B

543-735B

50.8 mm
0.01 mm

0.0005/0.001/
0.01 mmなし

0.0005 mm
0.0005/0.001/
0.01 mm

0.01 mmなし

指示誤差（MPE）
部分測定範囲行き PMPE*1

0.003 mm0.02 mm

0.005 mm0.04 mm

全測定範囲行き EMPE*1

0.003 mm0.02 mm

0.005 mm0.04 mm

0.002 mm0.02 mm

0.002 mm0.02 mm

0.002 mm0.01 mm

0.002 mm0.01 mm

戻り誤差 HMPE*1

繰返し精密度 RMPE
ステム径
測定子

*1

ø8 mm
超硬（結合部ねじ M2.5 × 0.45）
パーツ No. 901312（標準付属）

測定力（MPL）

1.8 N 以下

2.3 N 以下

測定方向

スピンドル水平方向まで使用可

質量

195 g

保護等級 *2

IP42 相当 *3

190 g

260 g

245 g

EMC 指令／電磁両立性規制：EN IEC 61326-1
CE マーキング／
UKCA マーキング

Immunity test requirement：Clause 6.2 table 2
Emission limit：Class B
RoHS 指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制：
EN IEC 63000

電源方式

リチウム金属電池 CR2032（3.0V）

電池寿命 *4

通常使用：約 2.5 年、連続使用：約 2,700 時間

位置検出方法

静電容量方式アブソリュートリニアエンコーダ

応答速度

無制限

7 セグメント表示

11 mm

アナログバー表示

20 目盛

これはコピーです。
表示部回転
330°
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
81

9 仕様
ゼロセット、プリセット、ピーク検出 *5、カウント方向切り
主機能替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクショ
ンロック、オート OFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警
告表示、エラー警告表示

データ出力

デジマチック d1、デジマチック d2

入出力

デジマチック S1

温度範囲

使用温度範囲：0 °C 〜 40 °C、
保存温度範囲：-10 °C 〜 60 °C
取扱説明書・保証書、検査成績書、標準付属品

リチウム金属電池 CR2032、
電池ホルダーオープナー（パーツ No. 21EAB049）、
リフティングレバー（パーツ No. 21EAA426）*1：20 °C、通常測定時。
*2：保護等級（IP: International Protection）表示は IEC 60529/JIS C 0920 に基づきます。
*3：工場出荷時状態での数値です。
*4：電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。上記数値は目安としてお考えく
ださい。
*5：ピーク検出速度は 50 回 /s です。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
82

10 アクセサリー（オプション）

10

アクセサリー（オプション）

y リフティングノブ：パーツ No. 21EZA197（ID-C0525NXB、ID-C1025NXB）
y リフティングノブ：パーツ No. 21EZA200（ID-C0550NXB、ID-C1050NXB）
y 逆姿勢用コイルスプリング：パーツ No. 02ACA571（ID-C0525NXB、
ID-C1025NXB）
y 逆姿勢用コイルスプリング：パーツ No. 02ACA773（ID-C0550NXB、
ID-C1050NXB）
y 接続ケーブル：パーツ No. 06AGL011（1 m、平形ストレート）y 接続ケーブル：パーツ No. 06AGL021（2 m、平形ストレート）* 上記以外のアクセサリー（オプション）は、ミツトヨ精密測定機器・総合カタ
ログを参照してください。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
83

10 アクセサリー（オプション）

MEMO

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
84

11 引き取り修理について（有償）11

引き取り修理について（有償）以下のような不具合が発生した場合は、引き取り修理（有償）が必要です。お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口へご連絡ください。
y スピンドルの作動が悪い
y 精度不良y スピンドル静止時、末桁に［E］が表示する
y 計数値、液晶表示の異常
y［Err 40］のまま復帰しない
y［Err 41］のまま復帰しない
y［Err 63］のまま復帰しない
y 電源が入らない* 基本の構成部品の交換や、交換部品が多い場合は、修理を辞退させていただくことがあります。

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
85

11 引き取り修理について（有償）MEMO

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J
86

営業・サービスの窓口
下記 URL を参照してください。
https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
App-1

株式会社 ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒 213-8533
ホームページ : https://www.mitutoyo.co.jp

これはコピーです。
第三者への提供は固く禁止します。
This is a copy.
Strictly prohibit providing this to any third parties.
No. 99MAH057J