デジタル指示計

デジタル指示計・アンプ

DLS-5025B■ DIN96×48mm■ ４点コンパレータ付き■ 各種アナログ出力対応

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

型式
オプション

DLS-5025B -電源- 無し
１２３５無しAC85～264V（標準仕様）
DC
DC24V±10%（オプション）
オプションなし
4～20mA 電流出力
0～±5V 両極性電圧出力
RS-232C シリアルデータ出力
0～10V 片極性電圧出力

仕様

変換部
A/D
表示部
変換部
I/O

www.toyo-sokki.co.jp

入力範囲-3.3～3.3mV/V

入力感度0.25μV/Digit以上

非直線性±0.02％F.S.±1カウント

温度特性

零点︓±0.0025％F.S./℃ typ.（入力感度︓1.0mV/Vにおいて）

周波数特性

約2Hz（-3dB）

印加電圧

DC5V±5％，60mA（350Ω型変換器4台接続可能）

零点調整-2.8mV/V～2.8mV/V

感度調整-3.0mV/V～3.0mV/V

計量値表示

LED7セグメント5桁，文字高さ10mm，赤色

表示範囲±99999（ゼロサプレス）

小数点無し，0.0，0.00，0.000，0.0000（任意桁に設定可能）

オーバー表示

全桁点滅表示

1.0mV/V入力時 最大表示分解能︓1/20,000

0.5mV/V入力時 最大表示分解能︓1/10,000
感度︓±0.0025％ of Reading/℃ typ.

入力信号が-3.3mV/V以下と、3.3mV/V以上。または表示値が5桁を超える場合

単位

kg, g, t, N, kN, N・m, kN・m, kPa, MPa, mm, %, ℓ, mV/V

サンプリング周期

60msec.（約16,7回/秒）

操作スイッチキースイッチ11キー

外部指令入力

オートゼロ，オートゼロリセット，CMD(コマンド)

制御用出力

出力信号︓4点リレー接点 4bit 1コモン（電源OFF時は接点ブレイク）
接点容量︓DC24V, 1A（抵抗負荷）

付属単位シール貼り付けによる。

AC125V, 0.5A（抵抗負荷）

アナログ出力シリアル出力Phone : 045-540-8353

コンパレータ4点

上限・下限切替，落差補正・ヒステリシス設定付き（NET/GROSS値比較選択可）

出力信号

表示値に連動したD/Aアイソレート出力，スケーリング機能
4～20mA（負荷抵抗︓０～510Ω）…OP-1
0～10V（負荷抵抗︓5kΩ以上）…OP-50～±5V（負荷抵抗︓5kΩ以上）…OP-2
オーバー・アンダー共にF.S.に対し5%出力可能

総合分解能

表示分解能に連動（最大 約1/10,000）

非直線性±0.1%F.S.（表示値に対して）

温度特性

零点・感度共に±0.01%F.S./℃

インターフェイス

RS-232C規格準拠（アイソレート出力）

伝送速度

2400BPS

伝送プロトコル

調歩同期（非同期）

伝送フォーマット

データビット︓7bit，ストップビット︓2bit，パリティ︓EVEN，データ︓ASCIIコード

停電対策

各設定データは不揮発性メモリに書き込み

電源電圧

AC85～264V, 50/60Hz標準仕様（DC24V±10%︓オプション）

消費電力

約20VA

温度・湿度範囲－10～40℃, 20～85%R.H.（結露なきこと）

取付方法

パネルマウント

本体質量約1kg

搭載機能

オートゼロ，ゼロトラッキング，プリセット風袋引き，スケールディビジョン，デジタルフィルタ，キャルロック
キーロック，表示ホールド，NET/GROSS表示切替，ゼロ補正，コンパレータ，カレントループ出力，ピークホールド
モーションディテクト，等価入力校正，アナログ出力(オプション)，RS-232C(オプション)

116

TPC10-06-2023

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

⑧⑬⑩⑫② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑭ ⑪① 計量値② S.P. ITEMキー ︓［コンパレータ設定モード］へ移行します。
③ CAL ITEMキー ︓［校正モード］へ移行します。
④ FUNC ITEMキー︓［ファンクションモード］へ移行します。
⑤ AZキー︓［計量モード］で1秒間押し続けると、オートゼロがセットされます。
⑥ AZ.Rキー
︓［計量モード］で1秒間押し続けると、オートゼロが解除されます。
⑦ BACKキー
︓数値設定を行う際、桁の選択を1つ左へ移すことができます。
⑧ NEXTキー︓数値設定を行う際、桁の選択を1つ右へ移すことができます。
⑨ DOWNキー
︓数値設定を行う際、選択中の桁の数値を1つ下げることができます。
⑩ UPキー
︓数値設定を行う際、選択中の桁の数値を1つ上げることができます。
⑪ ESCキー︓機能選択中または数値設定時、設定を中止し前の表示に戻すために使用します。
⑪ESCキー︓項目選択中（点滅していない状態）で押すと、［計量モード］に戻ります。
⑪ ESCキー︓また、［計量モード］で2秒間押し続けると、キーロック／ロック解除を切り換えます。
⑫ ENTERキー
︓設定内容表示が点滅している時に押すと、新しい設定値に更新されます。
⑫ ENTERキー︓
変更が行われた場合は、2秒間と表示します。
⑫ ENTERキー︓
設定内容が不適切な場合は、とエラー表示し、操作は無効になります。
⑫ ENTERキー︓
表示が点滅していない［確認状態」で押した場合は、設定値の更新はされません。
⑬ 動作表示LED︓各機能の動作状態を点灯・消灯により表示します。
⑭ 単位シール
︓kg その他は付属単位シール貼り付けによる。

配線接続
1

端子No.1︓＋EXC

2

端子No.2︓－EXC

ロードセル印加電圧（－）

3

端子No.3︓＋SIG

ロードセル信号入力（＋）

4

端子No.4︓－SIG

ロードセル信号入力（－）

端子No.5︓ SHL

シールド

51112196AZ

7AZ.R

外部指令入力（オートゼロ）
外部指令入力（オートゼロリセット）

8CMD

外部指令入力（コマンド）

9D.COM

10OP＋オプション出力

11OP－

オプション出力（GND）

21

電源 AC85～264V（DC＋20～＋27V︓オプション）

外部指令入力コモン

22

電源 AC85～264V（0V︓オプション）

20

E

18S-OUT

19S-OUT

12RY1

コンパレータ１接点出力

13RY2コンパレータ２接点出力

14RY3コンパレータ３接点出力

15RY4コンパレータ４接点出力

16RY.COM

17RY.COM

接地
カレントループ出力（無極性）※.適用圧着端子︓幅6mmまでのM3用※.適用電線︓AWG24～16接点出力コモン

www.toyo-sokki.co.jp

1

ロードセル印加電圧（＋）

外形寸法
966デジタル指示計・アンプ⑨ ⑦104

Phone : 045-540-8353①

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

フロントパネル表示およびキー操作説明

17

パネルカット
48+0.844 04391+0.692 0

TPC10-06-2023

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

117