Hart Scientific6331、7321、7341、7381大深度コンパクト・バス

ェアMET/TEMP Ⅱと組み合わせると、電源オンから数分で自動的にプローブ校正を始められます。

バスをガラス温度計の校正にも使う場合はオプションのガラス温度計校正キットがお勧めです。キットの液体レベル・アダプター・チューブを用いると、液体のメニスカス（表面張力による液体の凹凸面）をバスの上部から約15 mm以内に持ち上げます。
キットには、液体レベル・アダプター・チューブの上部に取り付け、最大10本のガラス温度計を取り付けるための保持具も含まれます。8倍に拡大するスコープをバスの前深い挿入長、高い安定度、低価格のバス面に取り付けると、温度目盛りと液体レベ・深度457 mm（18インチ）、16リットルの液体バス
・ガラス温度計校正にも最適（ガラス温度計校正キットオプション使用）

ルとの対照をはっきりさせることができます。

・速く、静かで、経済的なコンパクト・バス
大深度コンパクト・バスには1時間当りの安新製品大深度コンパクト・バスは、4モデル

定度と均一度は、±0.007 ℃〜0.025 ℃

定度のデータと設定確度の検証の試験レで温度範囲−80 ℃〜300 ℃をカバーしまの間にあります。

ポートが付属します。オーバーフロー・タンク

す。長軸のPRT、SPRT、ガラス温度計には、流体膨張で生じる余分な流体をしっかも対応できるように全モデルが深さ457

購入する温度校正機器の性能を理解してり捕らえ、液体が収縮した時に再利用できmmのタンクを装備しています。開口部の下さい。製造元により、必要とされる仕様るようになっています。ドレイン・バルブを標寸法は、120 mm×172 mmですので一度が限定的で解釈が難しいことがあります。 準装備しているため、必要に応じて簡単ににたくさんの温度センサーを校正することが次ページ仕様概要では、それぞれのバスのバスのタンクを空にできます。

できます。たった15.9リットルの液体容量で、 全温度範囲における安定度と均一度ばか大深度コンパクト・バスの全ての利点を享りでなく、測定時に使用する液体について受できます。

も説明しています。

ハートが独自に開発したクラス最高の温度

ハートの制御システムは、温度を早く下げた制御装置を使用しているこのシリーズは、 い場合には自動的に冷却機能を働かせ、校正の信頼性に要求される性能を備えて温度を早く上げたい場合には自動的に冷います。7381の特徴は、全温度範囲にお却機能シャット・ダウンします。設定温度でいて安定度と均一度が±0.007 ℃以内で最高の安定度を実現するよう最も良い冷あることです。7341と7321は、環境温度却レベルに自動調整されます。

以下で安定度は最高±0.005 ℃、均一度は最高±0.007 ℃です。そして6331の安26

バスをハートの温度計、温度校正ソフトウ

2019-DCBガラス温度計校正用キットには、10本のガラス温度計を取り付けるための保持具と、温度計の読み値の5から15mm以内に液面を引き上げる液体レベル・アダプター・チューブが含まれます。2069
拡大スコープの倍率は8倍以上で、各大深度コンパクト・バス本体正面に簡単に取り付けられます。

コンパクト・バス

仕様概要
仕様

6331

7321

7341

7381

−40 ℃〜150 ℃
35 ℃〜300 ℃−20 ℃〜150 ℃−80 ℃〜110 ℃±0.007 ℃ at 100 ℃（オイル5012） ±0.005 ℃ at −20 ℃（エタノール） ±0.005 ℃ at −40 ℃（エタノール） ±0.006 ℃ at −80 ℃（エタノール）±0.010 ℃ at 200 ℃（オイル5017） ±0.005 ℃ at 25 ℃（水）
±0.005 ℃ at 25 ℃（水）
±0.005 ℃ at 0 ℃（エタノール）±0.015 ℃ at 300 ℃（オイル5017） ±0.007 ℃ at 150 ℃（オイル5012） ±0.007 ℃ at 150 ℃（オイル5012） ±0.005 ℃ at 110 ℃（オイル5012）
均一度±0.007 ℃ at 100 ℃（オイル5012） ±0.007 ℃ at −20 ℃（エタノール） ±0.007 ℃ at −40 ℃（エタノール） ±0.007 ℃ at −80 ℃（エタノール）±0.017 ℃ at 200 ℃（オイル5017） ±0.007 ℃ at 25 ℃（水）
±0.007 ℃ at 25 ℃（水）
±0.007 ℃ at 0 ℃（エタノール）±0.025 ℃ at 300 ℃（オイル5017） ±0.010 ℃ at 150 ℃（オイル5012） ±0.010 ℃ at 150 ℃（オイル5012） ±0.007 ℃ at 100 ℃（オイル5012）
加熱時間＊135 ℃から300 ℃まで140分 25 ℃から150 ℃まで120分 25 ℃から150 ℃まで120分 25 ℃から100℃まで60分（オイル5017）（オイル5012）（オイル5012）（オイル5012）
冷却時間＊1
300 ℃から100 ℃まで15時間 25 ℃から−20 ℃まで110分 25 ℃から−40℃まで120分 25 ℃から−80 ℃まで6時間（エタノール）（エタノール）未満（エタノール）
安定時間
15〜20分温度設定
押しボタンによるデータ入力、デジタル表示；0.00018°（高分解能モード）
設定温度分解能 0.01°
ディスプレイ分解能 0.01°
デジタル設定確度 ±1 ℃
デジタル設定 ±0.1 ℃
繰り返し性
アクセス開口部 120×172 mm（4.7×6.8 in）
457 mm（18 in）（ガラス温度計校正キットを含まず）
深度482 mm（19 in）（ガラス温度計校正キットを含む）
液体に接触する 304ステンレス・スチール
部分の材料
電力＊1
要指定：115 VAC（±10 %）、要指定：115 VAC（±10 %）、 要指定：115 VAC（±10 %）、 要指定：230 VAC（±10 %）、50/60 Hz、15 Aまたは、230 VAC 60 Hz、14 Aまたは、230 VAC 60 Hz、16 Aまたは、230 VAC 10.5 A 、50 Hzまたは60 Hz（±10 %）、50 Hz、8 A（±10 %）、50/60 Hz、8 A（±10 %）、50 Hz、7 A
容量15.9 R（4.2ガロン）
寸法
幅356×奥行き788×高さ1067 mm（14×31×42 in）（フロアーからタンクのアクセス開口部まで940 mm［37 in］）
重量
41 kg（90 lb.）
62 kg（137 lb.）
68 kg（150 lb.）
91 kg（200 lb.）
自動化パッケージ Interface-it ソフトウェア、RS-232付属（オプションでIEEE-488）＊1
公称値115 Vのレート（オプションで230 V）
温度範囲
安定度

オーダー情報モデル

オプションおよびアクセサリー

6331
大深度コンパクト・バス、
40 ℃〜300 ℃
7321
大深度コンパクト・バス、−20 ℃〜150 ℃
7341
大深度コンパクト・バス、−40 ℃〜150 ℃
7381
大深度コンパクト・バス、−80 ℃〜110 ℃

2012-DCB
スペア・アクセス・カバー、プラスチック（7321/7341/7381用）
2020-6331
スペア・アクセス・カバー、ステンレス・スチール（6331用）
2019-DCB
ガラス温度計校正キット（バス・アダプター・チューブ、および温度計保持具が付属）

コンパクト・バス

2069
8倍 拡大スコープ、マウント付
2001-IEEE
IEEE-488インターフェイス

27