ＨＴシリーズ

デジタルはかり取扱説明書
適用機種
HT-300HT-3000
HT-500HT-5000

1WMPD4001779F

1. 安全にお使いいただくために
こ の 取 扱 説 明 書 に は 、 お 買 い 上 げ の製 品 を 安 全 に お 使 い い た だ く た
め 、 守 っ て い た だ き た い 事 項 が 記 載さ れ て い ま す 。 そ の 表 示 と 図 記
号の意味は次のようになっています。

警告

この表記は、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

（１） 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
（２） 本書の内容については将来予告無しに変更することがあります。
（３） 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄りの弊社営業所へご連絡ください。
（４） 当社では、本機の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求については、（３）項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
©2014 株式会社 エー・アンド・デイ
株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製･改変などを行うことはできません。

警告
修理

ケースを開けての修理は、サービスマン以外は行わないでください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷したり火災の原因となったりします。

機器の異常
機器に異常が認められた場合は、速やかに使用をやめ、「故障中」を示す貼紙をするか、誤って使われることのない場所に移してください。そのままの使用継続は大変危険です。修理は、お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

2. 使用上の注意
環境

はかりは精密機器です。設置する環境には十分注意してください。
特に直射日光の当たる場所や高温多湿となるところ、埃の多い場所で長時間使用すると故障の原因になります。また、風の当たる場所や振動の多い不安定な場所で使うと、著しく精度が落ちる場合があります。しっかりした水平な台の上でお使いください。
－ 1 －取り扱い 計量皿を持って移動したり、本体に衝撃を与えたりしないでください。また、計量皿に衝撃的荷重やひょう量以上の荷重をかけないでください。
このはかりは防水仕様ではありません。水などが内部に入ると故障の原因になります。
COLOR BAR を交換する場合は、計量皿を取りはずしてください。
長期間使わない場合や AC アダプタのみで使う場合は、電池を抜いてください。
温度

はかりを極端に暑い場所や寒い場所（-10～40℃以外）および高湿の環境下で使用することは避けてください。

3. はじめに
この度は、デジタルはかり HT シリーズをお買いあげいただきありがとうございます。ご使用にあたっては本書をお読みいただき、内容を良くご理解の上、正しくお取り扱いください。本書は問題発生時に必要となりますので、大切に保管してください。

4. 各部名称
HOLD キー
表示値を固定または固定を解除するときに押します。
ON:OFF キー
電源をオン/オフします。

COLOR BAR

RE-ZERO キー
表示値をゼロにするときに押します。
シリアル番 号 (裏 面 ）HOLD
計量値を固定表示している時に点灯します。

表示器

極性計量値の極性を示します。
安定マーク
計量値が安定していると点灯します。
風袋引中マーク
風袋引中であることを示します。

計量単位 g
電池マーク
電池残量の目安です。

ゼロ点マーク
ゼロ点で点灯します。
－ 2 －5. 取扱方法
電池カバー

5.1. 電池の入れ方と交換方法
電池カバーをはずし、新しい単三形乾電池 4 個をケースの極性表示に合わせて正しく入れてください。付属の電池は動作確認用なので電池寿命が短い場合があります。
単三形乾電池 4 個

注意 電池の極性（ + / - ）をケースの表示に合わせて正しく入れてください。
 電池の交換は、4 個同時にまとめて行ってください。
 異なった種類の電池、新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
 電池交換時に計量皿を下にして置くと、質量センサに無理な力が加わり破損する恐れがあります。過度の力がかからないよう注意してください。
 電池交換後は、電池カバーを確実に取り付けてください。

5.2. ＡＣアダプタの接続

ゴムキャップ注意AC アダプタAC 電源をご使用の場合は、必ず 専 用 の AC ア ダ プ タ（ AXTB266、AX-TB294 または AXTB196 ： 別 売 ）を お使いください。
AC アダプタ
右図にあるゴムキャップを開き、 入力ジャックAC アダプタを接続してください。

5.3. 基本操作
1. ON:OFF キーを押すと、全表示点灯の後ゼロを表示します。
2.計量皿に物をのせ、安定マークがついたら読みとります。
3. RE-ZERO キーを押すと表示がゼロになります。必要に応じてご使用ください。
4. HOLD キーを押すとその時点の表示を固定します。もう一度押すと固定は解除されます。また、 RE-ZERO キーを押すと固定は解除されゼロ表示になります。

－ 3 －5.4. ステンレス皿使用上の注意
 ステンレス皿をご使用になる場合は、7.校正（ キャリブレーション）を参考にゼロ点だけの校正を行ってください。

5.5. エラー表示
eeeee

ひょう量を超えています。速やかに計量物を降ろしてください。

------

電源オン時計量皿に何かのっています。取り除いてください。

Lllbe

電池がなくなりました。交換してください。

6. 内部設定
6.1. 内部設定モードに入る
1.電源 を オ フ に し ま す 。
2. RE-ZERO キーを押しながら

ON:OFF

キーを押します。

・表示が p-1.02 ("1.02"は一例です）となる場合:

6.2.操作方法 (Case1)参照:

6.3.操作方法 (Case2)参照

・表示が poff ＊ となる場合

6.2. 操作方法 (Case 1)
HOLD:内部設定項目を選択します。

RE-ZERO:各項目の設定値を変更します。

ON:OFF:内部設定の操作を終了し電源をオフします。

バージョン表示から開始し、 HOLD キーを押すことによって内部設定項目が以下のように切り替わります。

"○"は 現 在 の 設 定 値 を 示 し ま す 。
各 内 部 設 定 項 目 を 表 示 し て い る と き、 RE-ZERO キーを押すと、それぞれの設定値を変更できます。
設定値の変更を登録するには（"○"マ ー ク が 消 灯 し た 設 定 表 示 に て ）、HOLD キーを押して end 表示を確認してください。

－ 4 －6.2.1 オートパワーオフ機能
オートパワーオフ機能は安定表示(安定マーク点灯）が約 5 分続くと自動的に電源が切れる機能です。
poff0
オートパワーオフ機能働かないpoff1
オートパワーオフ機能働く
6.2.2 フィルター条件
使用環境や用途に応じて計量の応答スピードを優先するか、外部振動などに対する計量の安定度を優先するかを指定します。
Cond0
Cond1
Cond2

応答が速い / 振動や風の影響を受けやすい
中間的な応答、外部の影響度(出荷時設定）
応答が遅い / 振動や風の影響を受けにくい

6.2.3 ゼロトラッキング機能
温度など周囲環境の変化により生ずるゼロ点のゆっくりした変化に追従して表示をゼロに保つ機能です。
trc 0
trc 1

ゼロトラッキング機能働かない
ゼロトラッキング機能働く（出荷時設定）

6.2.4 小数点形状選択
pnt 0
pnt 1

ドット（．）を選択（出荷時設定）
カンマ（,）を選択

6.2.5 内部設定初期化
初 期 化 を 行 う と 、 内 部 設 定 を出 荷 時 設 定 に 戻 し ま す 。
1. init

表示にします。

2. RE-ZERO キーを押すと"○"が 点 灯 し ま す 。
3. "○"が 点 灯 し て い る 状 態 で HOLD キーを押すと endとなり、出荷時設定に戻ります。

表示

6.3. 操作方法 (Case 2)
6.3.1.オートパワーオフ機能
オートパワーオフ機能は安定表示(安定マーク点灯）が約 5 分続くと自動的に電源が切れる機能です。
1. 下記いずれかの表示がされますので RE-ZERO キーを押して一方を選択した後、 HOLD キーを押してください。
poff0
オートパワーオフ機能働かないpoff1
オートパワーオフ機能働く
2. end を表示した後自動的に計量状態に戻ります。
－ 5 －7. 校正（キャリブレーション）
正確な計量を行うために、最初に設置したときや遠隔地に移動したときには、校正（キャリブレーション ）を行うことをお奨めします。また、計量精度維持の為に定期的に行うことをお奨めします。

7.1. 校正準備
電源オフ状態で、 RE-ZERO キーと、 HOLD キーを押しながらON:OFF キーを押すと、 Cal と表示されます。
次のいずれかを選択して校正してください。
・ RE-ZERO キーを押す：分銅を使って校正する。
7.2. 分銅を使用する校正参照
キーを押す：重力加速度値の設定により校正する。
・ HOLD7.3. 重力加速度値設定参照
校正用の分銅は以下のものをお使いください。分銅は別にお買い求めください。
HT-300:HT-3000:
HT-500:HT-5000:

300g ±0.01g
3000g ±0.1g
500g ±0.01g
5000g ±0.1g

7.2. 分銅を使用する校正
1. Cal 表示で RE-ZERO キーを押すと Cal0 が表示されます。
2. 計量皿に何ものせずに安定マーク点灯を待ち RE-ZERO キーを押してください。ゼロ点が校正され Calf 表示となります。
 ゼロ点だけの校正で終了する場合、 Calf 表示のときに HOLD キーを押してください。校正を終了し自動的に計量状態に戻ります。
3. Calf 表示で、計量皿中央に校正用分銅をのせ、安定マーク点灯を待ってから RE-ZERO キーを押してください。分銅による校正が終了し、 ° CendF を表示した後自動的に計量状態に戻ります。
4.分銅をおろし、ON:OFF キーで電源をオフにして終了です。

7.3. 重力加速度設定
は か り は 工 場 出 荷 時 に 、 重 力 加 速 度 9.798m/s²に 対 し て 校 正 さ れています。お使いの場所の重力加速度がこれとは異なり、また校正用の分銅を用意できない場合、末尾の重力加速度マップを参考にして重力加速度の値を設定してください。
1. Cal 表示で HOLD キーを押すと重力加速度 9.798 が表示されます。
－ 6 －6.1.で p-1. 0 2 ("1.02"は 一 例 で す ） 表 示 と な る 場 合 、
RE-ZERO キ ー を 押 し て く だ さ い 。
変更桁が点滅を始めます。
2. 使用 場 所の 重 力加 速 度値 を 、次 の キー を 使っ て 選択してください。
HOLD キーを押す:点滅桁が移動します。
RE-ZERO キーを押す :点滅桁の値が+1 されます。
3. HOLD キーを押しながら RE-ZERO キーを押し、RE-ZERO キーを押したままで HOLD キーを離します。
CendF 表示した後、自動的に Cal 表示になります。
4. ON:OFF キーで電源オフにして終了です。

7.4. 校正値を出荷時状態に戻す
 校 正 値 、 重 力 加 速 度 の 値 を 工場 出 荷 時 の 状 態 に 戻 す こ と が で きま す 。 例 え ば 、 正 し い 分 銅 がな い に も か か わ ら ず 分 銅 を 使 っ た
校 正 を 行 っ て し ま っ た 場 合 でも 、 元 に 戻 す こ と が で き ま す 。
 こ の 機 能 は 6.1.で p-1. 0 2 ("1.02"は 一 例 で す ） 表 示 と な る もので使用可能です。
1. Cal 表示で HOLD キーを 2 回押すと Clr 表示になります。
2. RE-ZERO キーを押すと Clrno 表示になります。
もう一度 RE-ZERO キーを押すと Clrgo 表示に変わります。出
荷時状態に戻すには、この表示で次に進みます。
3. HOLD キーを押しながら RE-ZERO キーを押し、RE-ZERO キーを押したままで HOLD キーを離します。
校正値を出荷時状態に戻し、CendF を表示した後、自動的に Cal表示になります。
 Clrno 表示で上記の手順を行うと、校正値を出荷時状態に戻さずに Clr 表示に戻ります。
4. ON:OFF キーで電源オフにして終了です。

－ 7 －8. 仕モデル
ひょう量
最小表示
表示単位
直線性
再現性(標準偏差)スパンドリフト
使用温湿度範囲
表示
表示書換回数
電源
電池寿命
計量皿寸法
本体寸法/質量
校正分銅値
標準付属品
別売アクセサリー様
HT-300310g
0.1g

HT-3000
3100g
1g

HT-500510g
0.1gHT-50005100g
1gg
±0.2g
0.1g

±2g
±0.2g
±2g
1g
0.1g
1g
±0.015%/°C（ 5°C~35°C）-10°C~40°C、85% RH 以下（結露しないこと）
7 セグメント LCD 文字高 13.5 mm
約 10 回 / 秒
単三形乾電池（R6P/LR6）4 個または AC アダプタ
約 450 時間（23°C、アルカリ乾電池使用時）※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
132 (W)×130 (D) mm
136 (W)×195 (D)×47 (H) mm/約 550g（ 電池含む）
300g±0.01g 3000g±0.1g 500g±0.01g 5000g±0.1g
取扱説明書、単三形乾電池 4 個（動作確認用）、カラーバー（3 色）、NAME プレート
AC アダプタ（AX-TB266 または AX-TB294）、ステンレス皿（HT-10JA）－ 8 －－ 9 －

保 証 書この度は弊社の製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
末永くご愛用頂くため、弊社の点検サービスをお勧めいたします。
下記の通り製品に限り保証いたしますので、この保証書は大切に保管しておいてください。

記(１) 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、納品日より１ヵ年間無償にて修理いたします。ただし、製品の運用を理由とする損失、損失利益等のご請求には前記にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
(２) 次のような場合には保証期間内でも有償修理といたします。
(ｲ) 不適当な取扱または使用による故障。
(ﾛ) 弊社または弊社が委託した者以外による改造または修理に起因する故障。
(ﾊ) 火災、地震、水害、異常気象、その他の天災地変をはじめ、故障の原因が本製品以外の理由による故障または損傷。
(ﾆ) 取扱説明書に記載されている必要な設置条件、及び保守が満たされない場合。
(ﾎ) ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
(３) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
※ お買い上げ店または弊社営業所にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。

品名 エー・アンド・デイ デジタルはかり
型名 HT シリーズ (HT-300 / HT-3000 / HT-500 / HT-5000)
お客様お名前
ご住所□□□-□□□□

様

ご購入日
年月日
ご購入店 (ご購入店名を必ずご記入ください)
保証期間

ご購入日より１年間

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋３-２３-１４ (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル５Ｆ)