製品仕様

プローブ
品名

表示ユニット

無線風速・温度プローブ

型名

無線風速・温湿度プローブ

AF101

計測対象

計測範囲

(表示分解能)
計測精度

風速
温度湿度
風速
温度
湿度

応答性

(90 %応答)
温度補償精度

風速
温度
湿度

動作環境

AF111

清浄な空気流0.01〜30 m/s (0.01 m/s)

-20〜70 ℃ (0.1 ℃)-

2〜98 %RH (0.1 %RH)

±3 %RH

約 1 秒 (風速0→1 m/s時)

約 30 秒 (風速1 m/s時)-

Bluetooth通信・ケーブル接続 (プローブ)
単3乾電池×2 本、Model AF101 / AF111 / AF202

ACアダプター (AC 100〜240 V、50/60 Hz)
約50時間 (20 ℃、アルカリ電池使用時)
約125 g (電池含む)

付属品

約 60 秒 (無風時)

単3乾電池×2 本 (テスト用)、プローブケーブル (1.5 m)、取扱説明書

0〜50 ℃の範囲において±指示値の5 %別売品

Bluetooth通信 (iOS/Androidアプリ、表示ユニッ

計測ソフトウェア（スマートフォン・タブレットアプリ）

もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給

約20時間 (風速5 m/s、20℃、アルカリ電池使用時)

約150 g

約175 g

ACアダプター、プローブケーブル (最大30 mまで対応)

プローブキャップ、成績書

伸縮延長棒 (型名：AX102、税別価格：22,000円)

New

あらたに湿度センサー付きプローブをラインナップ

Google Play Store、App Storeから無償でダウンロードできます。

品名

風速計計測ソフトウェア

動作環境

タッチパネル式のカラー液晶を搭載し、Android OS

OS

Android 7以降、iOS 13以降

型名

AF901、AF902

もしくは iOSで動作する端末

無線通信

Bluetooth 4.0以降

機能

計測値ホールド、時定数切替 (1 or 5 秒)、

風量演算、時系列グラフ表示、上下限設定、キャリングケース、単3乾電池×2本 (テスト用)、取扱説明書、
ストラップ金具 (三脚取付穴へ固定)、

ワイヤレス 風速・温湿度計

計測値ホールド、平均・最大・最小値演算 (99データ)、

重量単3乾電池×2 本、別売品

AF202

時定数切替 (1 or 5 秒)、バックライトAUTO／OFF、

電池寿命±0.5 ℃

盛り刻印)、三脚取付穴 (ストラップ金具兼用)

付属品

5〜40 ℃ (結露のないこと)-残量、通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ (mm目

重量 (電池含む)

動作環境

電源

電源ON/OFF、計測値ホールド)、LED表示 (電池電池寿命

表示ユニット

型名±指示値の2 % or 0.05 m/sの大きい方ト)、ケーブル接続 (表示ユニット)、手元スイッチ (電源品名

機能-20〜70 ℃ (結露のないこと)

機能

風速計JIS規格「JIS-T8202」
適合

連続データ取り込み、CSVデータ作成・保存※ Bluetooth無線技術では約5 m程度までの距離で通信できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
また、接続する機器や計測環境によっては、接続できなかったり、通信に時間を要する場合があります。

寸法図（単位：mm）
プローブ

伸縮ロッド部
1段目：φ7，2段目:φ8
3段目：φ9，4段目:φ10

プローブ先端拡大図 (センサー位置)※ 製品にスマートフォンは含まれません

温度、温度補償

プローブケーブル

25AF101

表示ユニット225〜656

φ940

φ830497〜1546

φ10324〜756

12862336〜76823.5■ 専用アプリで風量演算、連続データ取り込み、グラフ表示、データ保存が可能■ 内蔵の伸縮延長ロッドや伸縮延長棒を用いて高い場所の計測も思いのままダクト内計測時の挿入深さ確認に最適■ φ9 mm(AF111はφ10mm)の目盛り付きプローブは、●お問い合わせ■ 安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス

アリアテクニカ株式会社〒562-0035
大阪府箕面市船場東2-1-20 ABCビル6階
TEL：072-735-7333
FAX：072-735-7285
Mail：info@aria-tecnica.co.jp

ワイヤレス風速・温度計 AF101set ( AF101 + AF202 ) ： ￥98,000 (税別)
New ワイヤレス風速・温湿度計 AF111set ( AF111 + AF202 ) ： ￥138,000 (税別)
無線風速・温度プローブ AF101 単体 ： ￥78,000 (税別)
New 無線風速・温湿度プローブ AF111 単体 ： ￥118,000 (税別)

■ ワイヤレス通信、ケーブル接続のどちらも選択できるハイブリッド仕様

25

AF111

148

1500

116

100風速

※ 別売品です。

38.5

湿度

109

28.5
18.5

伸縮延長棒

https://ureruzo.com※製品仕様は改善のため、予告なく変更する場合がございます。 ※本カタログの記載内容は2021年1月現在のものです。

https://satosokuteiki.com/
Cat.No. AF101-008

アリアテクニカ株式会社
www.aria-tecnica.co.jp

ワイヤレス通信で計測の可能性は次のステージへ。
用途に合わせて３つの使い方

23 スマートフォン + ワイヤレス

表示ユニット + ケーブル

ストレートにもL型にも固定することができる最大外径9 mmの目盛り付きプローブはダクト内の計測にも便利で、風速センサー部の挿入位置をmm単位で確認できます。海外規格のダクト測定口(3/8インチ)にも挿入できます。

New

L型 (90 °固定)

ストレート

縮で伸mま00 m

5m

約65m

プローブ単体で天井高2700 mmまで計測

プローブは先端がL型に曲がるだけでなく、伸縮ロッドが内蔵されていますので、プローブ単体で天井高2700 mmまで計測することができます。
※身長160 cmの計測者を基準として算出しています。

伸縮延長棒でさらに高所の計測にも2700 mmまで

スマートフォンやタブレット端末に専用アプリケーション(無料ダウンロード)をインストールすれば、現在お使いの端末が計測器に早変わりします。

例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。
※ケーブル接続は、表示ユニットのみ対応しています。

プローブ側にも操作ボタンを配置

計測値のホールドや計測の開始/停止などの基本操作を行うことができます。また、LEDランプで通信状態やバッテリー残量などを確認することができます。

操作ボタン

無線通信の届く範囲(5m)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。
計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。
ダクト点検口からプローブを挿入する際、ケーブルを引っかけて破損する心配もありません。

あらたに湿度センサー付きプローブをラインナップ

2700 mm以上も1 表示ユニット + ワイヤレス

目盛り付きのI・L型伸縮プローブ

プローブには三脚取付穴(UNC1/4)が配置されていますので、別売の伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。
市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。

表示ユニットでシンプルに計測

シンプルに計測値を表示するだけでなく、計測データを最大99個記憶することができ、最大・最小・平均値の演算が可能です。白色バックライト搭載で暗所でも測定値が確認できます。

ロッド先端は角度調整可能

表示ユニットを固定して片手で計測可能ソフトケース付属

三脚取付穴

専用キャリングケースが付属

スマートフォン・タブレットで簡単操作

計測ソフトウェアでは、通常の計測値表示に加えて、グラフ表示や連続のデータ取り込み、CSV保存を行うことができます。
風速・温度・湿度個別に上下限値を設定することで、画面上にアラート表示も行えます。

プローブに付属する専用のキャリングケースは、表示ユニットやスマートフォン(6インチ相当まで)なども収納できます。

風量計測0.05 m/sの微風速から30 m/sと幅広い風速範囲をカバーし、熱式風速計では最高クラス±2%の計測精度を実現しました。

空調ダクトや吹出し・吸込口などの風速・風量計測に䚷䚷␒ྕ 䚷 : A123456
䚷䚷Ⓨ⾜᪥ : 2017ᖺ6᭶13᪥
䚷䚷␒ྕ 䚷 : A123456

ᰯṇド᫂᭩
ရྡ

↓⥺㢼㏿䞉

ᆺྡ

AF101〇㐀␒ྕ

100001ᗘ䝥䝻䞊䝤ရྡ

⾲♧䝴䝙䝑䝖

ᆺྡ

AF201〇㐀␒ྕ

100002

䚷䚷Ⓨ⾜᪥ : 2017ᖺ6᭶13᪥ᰯṇ᪥2017ᖺ3᭶2᪥

Ẽᅽ

1013.0 hPaᗘ

23.4 䉝‵ᗘ

56.7 %RH䚷䚷␒ྕ 䚷 : A123456

䝖䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱䞊య⣔ᅗ䚷䚷Ⓨ⾜᪥ : 2017ᖺ6᭶13᪥ᡂ䚷⦼䚷᭩⊂❧⾜ᨻἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ 䠄䠝䠥䠯䠰䠅ရྡᅜᐙᇶ‽↓⥺㢼㏿䞉ᆺྡᰯṇ⤖ᯝ䛿䚸ḟ㡫௨㝆䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䛣䛸䜢ド᫂䛧䜎䛩䚹♫እᰯṇᶵ㛵ᰯṇ䛻⏝䛔䛯ᇶ‽ჾ➼

本器は風速計のJIS規格 JIS-T8202に適合した日本製の風速計です。国内トレーサビリティ体系での校正証明書および成績書が発行できます。
※表示ユニットを組み合わせたケーブル接続時での発行となります。

多彩なアプリケーション

連続データ計測

ワイドレンジ、2%の高い計測精度

JIS適合、国内トレーサブルの高品質

伸縮延長棒AX102使用例

ᇶ‽ჾ

ᆺྡ

〇㐀␒ྕ

ᛶ⬟

䝯䞊䜹䞊

┤ὶ㟁ᅽィ

34401A

US36092379-୍ḟᇶ‽ჾ䝠䝳䞊䝺䝑䝖䝟䝑䜹䞊䝗⇕ᘧ㢼㏿ィ

6141

6014880䡚50m/s᪥ᮏ䜹䝜䝬䝑䜽䝇䞞-50䡚0䉝஧㔜⟶ᗘィ

-6204஧㔜⟶ᗘィ

-6287

0䡚50䉝

᪥ᮏィ㔞ჾᕤᴗ䞞ᰯṇタഛ᪥ᮏィ㔞ჾᕤᴗ䞞

஧㔜⟶ᗘィ

-6130

50䡚100䉝᪥ᮏィ㔞ჾᕤᴗ䞞୍⯡㈈ᅋἲே
᪥ᮏရ㉁ಖドᶵᵓ
(JQA)

⇕ᘧ㢼㏿ィ

ᅜ⳹䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䝃䞊䝡䝇ᰴᘧ఍♫┤ὶ㟁ᅽィᗘ䝥䝻䞊䝤

AF101〇㐀␒ྕ
100001᪥ᮏィ㔞ჾᕤᴗရྡ
⾲♧䝴䝙䝑䝖ᰴᘧ఍♫ᆺྡ

AF201〇㐀␒ྕ

100002஧㔜⟶ᰯṇ᪥2017ᖺ3᭶2᪥

Ẽᅽ

1013.0 hPaᗘ

23.4 䉝‵ᗘ

56.7 %RH

ᗘィ

㢼㏿
タᐃ㢼㏿
ᗘヨ㦂⿦⨨
(m/s)

㢼Ὕ⿦⨨

↓⥺㢼㏿䞉 ᗘ䝥䝻䞊䝤⾲♧䝴䝙䝑䝖䜰䝸䜰䝔䜽䝙䜹ᰴᘧ఍♫

ᣦ♧್
(m/s)

ㄗᕪ(m/s)௙ᵝ(m/s)ุᐃ0.01±0.05

ྜ᱁0.01±0.05ྜ᱁

0.03±0.10

ྜ᱁-0.01±0.20

ྜ᱁

0.500.51

1.00

1.01

5.00

5.03

10.00

9.99
19.80

-0.20

±0.40

ྜ᱁

29.70

-0.30

±0.60

ྜ᱁

タᐃ㢼㏿(䉝)

ᣦ♧್
(䉝)

ㄗᕪ(䉝)

௙ᵝ(䉝)

ุᐃ

-10.0

-9.9

0.10

±0.5

ྜ᱁

20.0

19.9

-0.10

±0.5

ྜ᱁

60.0

60.1

0.10

±0.5

ྜ᱁

20.00
䜰䝸䜰䝔䜽䝙䜹ᰴᘧ఍♫30.00ᗘ䜰䝸䜰䝔䜽䝙䜹ᰴᘧ఍♫

排気設備やドラフトチャンバーの性能確認に冷却ファンを使用した製品の開発・性能評価に