ルピナスで広がる
家族ひとり一人の健康管理

健康管理機器をお持ちの端末（スマートフォンやタブレット等）、またはルピナスロボ付属のタブレットとペアリングすることで、測定データを管理することができます。端末をお持ちの方はアプリ・ルピナスリンク 365 を、端末をお持ちでない方はルピナスロボのタブレットをご利用ください。

スマートフォン・タブレットをお持ちの方
スマートフォン・タブレットをお持ちでない方

この目印があるページは、スマートフォ
ン・タブレットをお持ちの方とお持ちでない方の使用方法が違います。

AndroidiOS

この目印 が ある ページ は 、AndroidとiOSの画面表示などが違います。

毎日の健康管理アプリ

ルピナスリンク３６５を使ってみよう

1 「ルピナスリンク365」を使ってみよう

2

2 アクティブメジャーを使ってみよう

9

3 手首式血圧計を使ってみよう

174 体組成計を使ってみよう

25

家族の健康管理アプリ

5 「ルピナス見守り365」を使ってみよう

37

6 Q&A

45

●ご使用上の注意点●商品改良やバージョンアップのため、予告なくタブレット画面のデザイン・操作方法など、一部仕様を変更することがございます。
●端末（スマートフォンやタブレット等）のBluetooth設定がOFFの場合は、機器との接続（ペアリング）ができませんので、
Bluetooth設定をONにしてください。
●機器との接続（ペアリング）時に端末（スマートフォンやタブレット等）の位置情報のアクセスやカメラの使用許可を求められることがありますので、
ア
プリを使用する際は「許可」を選択してください。
●端末（スマートフォンやタブレット等）
を変更した場合は、アプリと各機器の接続を切った上で認証コードを再発行し、改めてログインしてください。
●マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用したサービスで表示されるアドバイスは、利用者の健康管理の参考に役立てていただくことを目的としております。
●測定値は環境や測定機器の使い方、測定姿勢などの様々な要因で変化しますので参考値となります。不安のある方は専門機関や医師の診察・診断をおすすめします。
●Android、GooglePlayは、GoogleInc.の商標です。●AppStoreは、AppleInc.のサービスマークです。

1

1 ルピナスリンク365を使ってみよう「ルピナスリンク365」
でできること毎日の健康管理アプリ「ルピナスリンク365」をご使用いただくことで、外出先でもご自身の身体状態を確認することができます。

「ルピナスリンク365」の取得と起動（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）
1「ルピナスリンク365」のアプリを取得してみよう。

次ページへ※AndroidまたはiOSのアプリに対応した端末（スマートフォンやタブレット等）にダウンロードしてください。
※アプリをダウンロードする際、端末の位置情報のアクセスやカメラの使用許可を求められることがありますので
「許可」を選択してください。
※アプリ動作環境

1「ルピナスリンク365」のダウンロード方法

2種類の方法でアプリを検索できます。
方法1

QRコード読み取りアプリを使う。

方法2

GooglePlayで「ルピナスリンク365」
を検索する。
ルピナスリンク365

iOS
1

2

ルピナスリンク３６５を使ってみよう

AndroidiOS9.0以降、Android4.3以降に対応しています。

インストールをタッチしてダウンロードしてく
ださい。

検索

「ルピナスリンク365」のダウンロード方法

2種類の方法でアプリを検索できます。
方法1

QRコード読み取りアプリを使う。

方法2

AppStoreで「ルピナスリンク365」
を検索する。
ルピナスリンク365

2

入手をタッチしてダウンロードしてください。

検索2

1 ルピナスリンク365を使ってみよう「ルピナスリンク365」の取得と起動（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）

ルピナスリンク３６５を使ってみよう

3

2

ルピナスロボのタブレットを操作し認証コードを取得しよう。

1ロ グイン画面で、接続する人の名前をタッチしてください。

2

メインメニュー の 設定 ボタンをタッチしてください。

3

マイリンク ボタンをタッチしてくださ※認証コードを取得する前に、ルピナスロボのWi-Fi設定と使用者登録をおこなってください。

い。

次ページへ4

スマートフォンと接続 ボタンをタッチしてください。

ルピナスリンク３６５を使ってみよう

5 「ルピナスリンク365」のコード認証
画面に入力する接続用の認証コードが表示されます。

4

1 ルピナスリンク365を使ってみよう「ルピナスリンク365」の起動（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）
3

端末（スマートフォンやタブレット等）にインストールした「ルピナスリ
ンク365」のアイコンをタッチしてアプリを起動
してください。

4取得した認証コードを入力し、コード認証ボタンをタッチしてください。

5

ホーム画面が表示されログインが完了します。

※アルファベットは半角大文
字、数字は半角で入力してください。（大 文字、小文
字、全角、半角が区別されます。）

Android

ルピナスリンク３６５を使ってみよう

XXXXXXXX

※位置情報を「許可」にしてください。

iOS

XXXXXXXX●「 ルピナスリンク3 6 5 」のダ ウン
ロード方法は P2 をご確認ください。

●スマートフォンのBluetooth設定をONにしてください。
●認証コードの発行方法については、
P3をご確認ください。
●初回にコード認証をおこなうと、次回以降は自動でログインされます。
●端末（スマートフォンやタブレット等）を変更した場合は、アプリと各機器の接続を切った上で認証コードを再発行し、改めてログインしてください。
●「後で確認」
を選択するとゲストとしてログインされます。そのため測定データが履歴として保存されません。
（iOSをお使いの方のみ）

5※端末（スマートフォン・タブレット）のフォントサイズや文字サイズを大きくする設定をされていると画面が正しく表示されない場合がございます。

「ルピナスリンク365」の使い方（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）

端末（スマートフォンやタブレット等）とペアリング済みのアクティブメジャー、体組成計、手首式血圧計を使って測定すると、データが「ルピナスリンク365」に同期されます。測定データを基にアドバイスも表示されます。
※アプリを閉じている時は同期されません。
ペアリングとは…
Bluetoothを使って機器と機器の接続設定をおこなうことです。最初にペアリングを行うと、測定するたびに自動的にペアリングをした受信機器に測定データが送られます。

●目標歩数設定

一日の目標歩数を設定できます。

●アドバイス更新設定

 ドバイス通知が表示される
ア
時間を設定できます。
 語表示（日本語、英語）を選言択できます。

●ログアウト

ログアウトします。

今日のアドバイスが表示されます。
毎日のアドバイスは、
アプリを開くたびに更新されます。

おすすめのマッサージコースが表示されます。

●脈拍ルピナスリンク３６５を使ってみよう●言語選択

設定ボタンをタッチすると、アク
ティブメジャーの電池残量や接続状態の確認、
ディスプレイの設定を変更することができます。

最新の脈拍数を表示します。
タッ
チすると、履歴をグラフで確認で
きます。

●歩数
最新の歩数・距離・消費カロリーを表示します。タッチすると、歩数と消費カロリーの履歴をグラフで確認できます。

●睡眠
最新の睡眠時間を表示します。
タッチすると、履歴をグラフで確認できます。

●測定
タッチすることで、今週のアドバ
イスが表示されます。今週のアドバイスは、毎週土曜日に更新されます。

測定ボタンをタッチすると体組
成計、手首式血圧計との接続（ペアリング）や測定データを受信する画面が開きます。

タッチすることで、今月のアドバ
イスが表示されます。今月のアドバイスは、毎月1日に更新されます。

●同期
同期ボタンをタッチすると、
マッ
サージチェアのタブレットに登録されているユーザ情報が表示
されます。

6

1 ルピナスリンク365を使ってみよう「ルピナスリンク365」の使い方（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）

脈拍履歴画面

ルピナスリンク３６５を使ってみよう

各日付の値をタッチすることで、その日のグラフが表示されます。
脈拍数が１４０以上になった際には、スマー
トフォンにお知らせが届きます。
（プッシュ通知をO Nにしてください。）

各日付の値をタッチすることで、その日のグラフが表示されます。
深い眠り、浅い眠り、覚醒 時 間 のそれぞ れが表示されます。

歩数履歴画面チェア情報

各日付の値をタッチすることで、その日のグラフが表示されます。
歩数、消費カロリーがそれぞれが表示されます。

7

睡眠履歴画面

同期ボタンをタッチすることで、マッサージ
チェアのタブレットに登録されているユーザ情報が表示されます。

アクティブメジャーのペアリング解除方法
設定ボタンをタッチしてください。設定画面を一番下までス
クロールし「デバイス連携を解除する」
をタッチしてください。

ルピナスリンク３６５を使ってみよう

ホーム画面の表示が「ペアリングされていません」に変わります。
これでペアリングが解除されました。

※iOSをお使いの場合は上記操作を行った後、
端 末（i P h o n e 、i Pa dなど）の設 定アプリのBluetooth接続機器の一覧から「LSBand2」を削除してください。

8

2 アクティブメジャーを使ってみよう
アクティブメジャーでできること
脈拍、歩数、距離、消費カロリー、睡眠時間を測定できます。測定データはアプリ「ルピナスリンク
365」やマッサージチェアのタブレットで管理することができます。日々の健康管理にお役立てください。

各部の名称とはたらき裏面

表面
リストバンドシリアルナンバー

センサー

USB端子

充 電 方 法液晶画面
アクティブメジャーを使ってみよう

電池残量が少なくなると、充電マークが表示されます。
タッチキー［タッチキー］
液晶画面のタッチキーをタッチすると各測定値を確認することができます。
［USB端子］
充電をするときに使用します。
［センサー］
緑のセンサーランプが点滅しますが充電中は点滅しません。
製 品 特 長●Bluetooth® 通信機能付。測定したデータをアプリ「ルピナスリンク365」
やマッサージチェア付属のタブレット
でチェックできます。
●アクティブメジャーは防水仕様となっており、日常生活では問題ありませんが、入浴やサウナはご使用を避けてください。
●歩数は、雑振動を測定しないように、連続１０歩以上歩いた場合のみカウントを行います。独自の計測を行っておりますので、他の歩数計と数値が異なる場合があります。
9

液晶画面の見方
液晶画面
タッチキーをタッチするたびに「時計」⇒「歩数」⇒「心拍数」⇒「歩行距離」⇒「消費カロリー」⇒「エクササイズ」の順に表示されます。
「ルピナスリンク365」の「設定」
ボタンから縦表示／横表示を変更できます。
※設定の変更は、接続状態が「接続中」の時におこなってください。
※液晶画面の設定（縦表示／横表示）
によって表示が異なります。

●縦表示の場合は測定数値が3桁になると「数字 K」（K＝1000）と表示されます。
歩数125歩は【0.1K】（小数点以下１桁まで表示）となります。
 表示の場合は●横【125 STEPS】と表示されます。
※マッサージチェアのタブレットとペアリングされている方は設定変更ができません。

歩数

心拍数

歩行距離

消費カロリー

アクティブメジャーを使ってみよう

時計

エクササイズ※約5秒間なにも操作がない場合は、液晶表示が消えます。
※ボタンを押したとき（右図1）が表示されたら電池残量が残りわずかです。
なるべく早めに充電してください。
※電池残量がなくなるとボタンを押したとき（右図2）が表示され画面の切り替えはできません。

エクササイズモード
エクササイズモードとは……安静にしている状態より多くのエネルギーを消費する動きをしている時間（エクササ
イズ）を計測するモードです。

●画面表示をエクササイズにします。表示中にタッチキーを長押しすると本製品が振動し、エクササイズモードが開始されます。
もう一度長押しをすると停止できます。
装着方法●手の甲側、尺骨の突起にかからない位置に装着します。腕に隙間なく密着するように装着してください。 ※本製品を着用する手首（左右）は「ルピナスリンク365」の「設定」ボタンから変更できます。

●計 測されたデータはペアリングを行った機器に自動的に転送されます。
※通信範囲内でアプリを起動していないと測定時はデータ転送されません。
※転送できなかったデータは最長7日間保持されます。

10

2 アクティブメジャーを使ってみよう
ペアリング方法（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）●ルピナスリンク365とペアリングを行います。

1「ルピナスリンク365」
を起 動すると、認 証 画
面 が 表 示 さ れ ま す。
認 証コ ード入 力 後 、
コード認証 ボタンをタッ
チしてください。

2

アクティブメジャー の
タッチキーをタッチして液 晶 画 面 に「 O p e n
App To Connect」と
表 示 させてください 。
しばらくすると消える
ので、その後30分以内にペアリングしてください。

4アクティブメジャーと同梱されている登録用QR
コード用紙に印刷されたQRコードをカメラで読み込み、ペアリングを開始します。

OpenAppToConnect

XXXXXXXX
タッチキー

アクティブメジャーを使ってみよう※一 度ペアリングが完了し、時計などが表示されているアクティブメ
ジャーには表示されませんので、2回目以降はそのままペアリングを開始してください。

3

ホーム画面右上の
ペアリ
ングボタンをタッチしてください。

「 Q R コ ードを 読 み 込
む 」ボタン をタッチしてくだ さ い 。カメラ が「 O N 」になっていることを確認してください。
カメラが起動します。

端末（スマートフォンやタブレット等）のカメラ、位置情報を「許可」にしてください。（Android
をお使いの方のみ）※シリアルナンバーを入力しても接続（ペアリング）は可能です。
1.登録用QRコードの下に記載されています。
（SN：に続く数字16桁）
2.リストバンドのロックを外した箇所にあります。
（P9参照）※ペ アリングできな
い場合は、1と2が一 致しているかご確認下さい。

11

5

ペアリングが完了するまでしばらく時間がかかる場合があります。

6

ホーム画面上に「アクティブメジャー（LSBand2）」と表示されるとペアリング完了です。
アクティブメジャーの液晶画面には、時計が表示されます。
アクティブメジャーを装着し、測定を開始してください。
ルピナスリンク365を開くと、測定データがアプリにも同期されます。

Android

アクティブメジャーの設定
アクティブメジャーを使ってみよう●電池残量、接続状態
アクティブメジャーの電池残量と接続状態を確認できます。
●脈拍測定
脈 拍測定をOFFにすることができます。
●ナイトモード睡 眠中にアクティブメジャーの表示を消灯します。

iOS●メジャー装着
装着する腕を設定します。
●画面表示
液晶画面の表示を縦または横に変更で
きます。
●時計表示
時計表示を12時間表記または24時間
表記どちらかに変更できます。
●ディスプレイ設定
アクティブメジャーの各測定値の表示、非表示の選択が可能です。OFFにすると、
アクティブメジャーに表示されなくなります。
●デバイス連携を解除する
タッチするとアクティブメジャーとのペアリングが解除されます。
（ iOSをお使いの場 合は上 記 操 作を行った後 、
端末（iPhone、iPadなど）の設定アプ
リのBluetooth接続機器の一覧から「LSBand2」を削除してください）12

2 アクティブメジャーを使ってみよう
ペアリング方法（スマートフォン・タブレットをお持ちでない方）●ルピナスロボのタブレットとペアリングを行います。

アクティブメジャーを使ってみよう

1

ル ピナスロボ付属のタ
ブレットを操作して下さい。ログイン画面で、接続する人の名前をタッチしてください。

5

「 アクティブメジ ャ ー
接 続 開 始 」ボ タン をタッチしてください。

7

2

メインメニュー の「 設定」ボタンをタッチして
ください。

6

アクティブメジャー の
タッチキーをタッチして液 晶 画 面 に「 O p e n
App To Connect」と
表 示 させてください 。
しばらくすると消える
ので、その後30分以内にペアリングしてください。

カメラの位置はこちらです。

3「マイリンク」
ボタンをタッチしてください。

OpenAppToConnect

タッチキー

4

13

「マッサージチェアと接続」ボタンをタッチしてください。

※一 度ペアリングが完了し、時計などが表示されているアクティブメ
ジャーには表示されませんので、2回目以降はそのままペアリングを開始してください。

「 Q Rコード」ボタンをタッチしてください。タ
ブレットのカメラが起動
します。

8

アクティブメジャーと同梱されている登録用QRコード用紙に印刷されたQRコードを、
タブレットのカメラにかざして下さい。

8

シリアルナンバーを入力しても接続（ペアリング）は可能です。

1.登録用QRコードの下に記載
されています。
（ SN：に続く数字16桁）

シリアルナンバー（16桁）

2.リストバンドのロックを外した箇所にあります。
（ P9参照）※ペアリングできない場合は、1と2が一致しているかご確認下さい。

QRコードの読み取りに成功す
ると、アクティブメジャーと自動で接続されます。

10

マイリンクのアクティブメジャー接続状況が「マッサージチェアと接続済みです」に変わります。

アクティブメジャーを使ってみよう

9

アクティブメジャーのペアリングを解除する
1

マイリンクの「ペアリング解除」ボタンをタッチしてください。

2「閉じる」
ボタンをタッチ
してください。

3

アクティブメジャー接続
状況が「マッサージチェ
アと未接続です」
に変わ
ります。

14

2 アクティブメジャーを使ってみよう
アクティブメジャーの測定データをルピナスロボに取り込む
ルピナスロボと接続（ペアリング）
したアクティブメジャーは、
ルピナスロボのタブレットに、測定データを取り込んでください。

1

ルピナスロボ付属のタブレットを操作して下さい。
ログイン画面で測定データを取り込みたい人の名前をタッチして、メインメニューの「測定管理」
ボタンをタッチして下さい。
※測定データの取り込みには時間がかかる場合があります。
アクティブメジャーをタブレットに近づけてしばら
くお待ちください。
※測 定データの取り込みにはルピナス
ロボのWi-Fi設定が必要となります。

測定データの取り込みに成功すると測定管理画面のグラフに脈拍の測定データが表示されます。
●グラフ下のボタンをタッチすると、各期間のグラフが表示されます。
●「データ入力」ボタンをタッチす
ると、
日時指定で脈拍を手入力することもできます。

3「歩数」ボタンをタッチしてください。
測定管理画面のグラフに歩数の測定データが表示されます。
●グ ラフ下のボタンをタッチすると、各期間のグラフが表示されます。
●「データ入力」ボタンをタッチす
ると、
日時指定で歩数を手入力することもできます。

アクティブメジャーを使ってみよう

2

15

4

「睡眠」ボタンをタッチしてください。
測定管理画面のグラフに睡眠の測定データが表示されます。
●グ ラフ下のボタンをタッチすると、各期間のグラフが表示されます。
●「データ入力」ボタンをタッチす
ると、
日時指定で睡眠時間を手入力することもできます。

アクティブメジャーを使ってみよう

16

3 手首式血圧計を使ってみよう
手首式血圧計でできること
手軽に血圧を測れる手首式血圧計をご用意しました。病院では緊張等で本来の正しい血圧が測れない場合があります。日々家庭で測定した血圧記録は、医師が治療方針を決定する際、重要な参考データにもなります。

各部の名称とはたらき
本

体

手首カフ

ディスプレイMEMボタン

手首カフ

START·STOPボタン
SETボタン

バッテリーカバー手首式血圧計を使ってみよう［MEMボタン］［SETボタン］［バッテリーカバー］
記憶している測定値を見るときや、 日 付·時計設定時、日付／時刻など このカバ一を開け、単4形乾電池を
日付・時刻設定時に数字を合わせる を決定するときに押します。
また、記 2本セットします。
ときに押します。
憶している測定値を逆順に見ると
きに押します。
［START·STOPボタン］［手首カフ］
血 圧を測定するときに押します。
ま 手首に巻くタイプの圧迫帯。手首にたペアリング設定時、測定を中止し しっかりと巻きます。
たり、電源を切るときにも押します。
製 品 特 長●Bluetooth® 通信機能付。測定したデータをアプリ「ルピナスリンク365」
やマッサージチェア付属のタブレット
でチェックできます。
●2人のユーザが個別でデータ管理できます。
● バックライトで、測定した数字を見やすく表示。
●測定値を60回分まで本体に記憶可能。
●収納や持ち運びに便利な専用収納ケ一ス付。

17

表示部の見方
ディスプレイ

手首式血圧計を使ってみよう

血圧計の動作原理
手首カフ内圧力を最高血圧以上に徐々に加圧していくと、手首カフ内圧力に心拍と同期した脈動現象が現れます。
この脈動の出始めは小さく、加圧に従い大きくなり、
やがて最大振幅を示した後、再び小さ＜なる山型のパターンになります。
オシロメトリック方式の血圧計は、
この脈動分の振幅波形情報とカフ内圧力をマイクロコンピューターで解析して、最高血圧および最低血圧を決定しています。
高血圧の目安WHO(世界保健機関）、ISH(国際高血圧学会）
では、病院での血圧測定をもとに右表の血圧の分類を制定しています。
高血圧の目安は140mmHg/90mmHg以上とされています。

※至適血圧とは標的器官である脳・心臓・腎臓などの臓器障害を起こさないために正常値よりも理想的な血圧値ということで設定されたものです。
1997年11月に改訂された米国高血圧合同委員会第6次報告(JNC-VI)より

18

3 手首式血圧計を使ってみよう
ペアリング設定方法（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）●ルピナスリンク365とペアリングを行います。

1「ルピナスリンク365」
を 起 動 す る と 、認 証
画 面 が 表 示されます。
認 証コ ード入 力 後 、
コード認証 ボタンをタッ

チしてください。

2

接続／測定画面が表示されます。

血圧計の 接続 ボタンをタッチして、ペアリング
しましょう。
端 末（ スマ ー トフォン や タ ブレット等 ）のカメラ、位 置 情報を「許可」にしてください。
（ A n d r o i d をお 使 い の 方 のみ）Android3

手首式血圧計の電源が切れている状態のとき、「START·STOP」ボタンを約3秒間長押しす
ると、ペアリングを開始します。

※「START·STOP」
ボタンを押すと電源が切れます。また、ボタンを押さないまま約60秒間放置した場合もオートパワーオフにより電源が切れます。

XXXXXXXX

手首式血圧計を使ってみよう

ホーム画面が表示されます。
画 面 を 下 に 移 動 さ せると 、iOS

測定 ボタンが表示されますのでタッチしてください。

※端末（スマートフォン・タブレット）のフォントサイズや文字サイズを大きくする設定をされていると画面が正しく表示されない場合がございます。

19

手首式血圧計の画面が下記のように表示されます。

4

ユーザ選択をおこないます。
「ルピナスリンク365」の使用者毎にユーザを分けて設定することで、測定後のデータをアプ
リに自動で送ることが
できます。

5

ペアリングに成功した場合は、端末（スマートフォンやタブレッ
ト等）・手首式血圧計の画面表示が下記のように変わります。
※ペアリングに失敗した場合は再度 2 からやり直してください。

端末の表示

血圧計の表示測定／接続画面に「ペアリング済み」が表示され、選択したユー
ザの番号が表示されます。また、

手首式血圧計に下記の画面が表示され電源が切れます。

測定 ボタンの色が紫色に変化します。

Android（例：ユーザ1としてペアリングをする場合）

ペアリングが失敗した場合は下の画面が表示されます。

手首式血圧計を使ってみようiOS（例：ユーザ1としてペアリングをする場合）
ユーザを変更する場合
2 から再度ペアリングを行い、4 で変更したいユーザ番号を選択してください。

ペアリングを解除する
ペアリングの解除はできません。
他の端末で使用する場合は、その端末にアプリをダウンロードし、ペアリングしてください。
同じユー
ザ番号を選択しても、後からペアリングした端末と接続されます。

20

3 手首式血圧計を使ってみよう
手首式血圧計の測定方法
1

測定前の準備1 手首カフを巻＜

3 測定姿勢をとる

左手の手のひらを上に向け、表示部を上にして手を通します。

テーブルなどにひじをつけます。

手首カフと心臓の高さを合わせてください。
※高さが変わると血圧値が変わります。

手のひらを上にして力を抜いてください。

※手首カフは、原則として左手に巻いて測定してください。

♥※左手を怪我している場合や血流循環不良と医師が判断した場合は、右手で測定してください。

2 手首カフの先を持って、布ファスナーの全面がしっかりと付くように指で軽く押さえてください。

毎日同じ時刻に、同じ側の手首と姿勢で測定しましょう。1日3回の測定をおすすめします。
安静にリラックスした状態を約1分間保った後、測定を開始してください。
1回目・・・・・起床後（夜間の血圧に一番近く、体を動かした影響がほとんど加わらないため）

手首式血圧計を使ってみよう

2回目・・・・・昼 食前（食事の影響が無く、1日のうちで一番高い血圧値に近いため）※測定可能な手首周囲は約13.5〜21.5cmです。
※手首カフは素肌に巻いてください。
※衣服の袖口などを巻き込まないようにしてください。
※ぴったり巻かないと正しく測定できないことがあります。

3回目・・・・・就 寝前(1日の血圧値の平均値に近いデータが得られるため）朝・昼・晩の測定で自分の血圧パターンを知って、血圧管理にご活用ください。

※手首カフの余った部分がとめられていなくても、測定には影響がありません。

次のような場合は、正しい血圧値が得られません。

測定中は次のことを守ってください。

●食後1時間以内やお酒を飲んだあと●体、腕、指先や本体は動かさないでください。

●運動や入浴の直後(20分以上たってから安静状態で測定してください）●電子レンジなどの強い電磁波を発する機器の近くで使わないでください。
強い電波の影響によって、正確に測定できなくなったり、誤動作の原因になります。

●コーヒー、紅茶を飲んだり、喫煙したあと●寒い場所での測定（室温は20℃くらいで測定してください）●話をしないでください。

●尿意があるとき（排尿後、数分待ってから測定してください）
その他、安全上・ご使用上の注意については取扱説明書をご確認ください21スマートフォン・ タブレットをお持ちの方

2 「ルピナスリンク365」の測定／接続画面に表示される

測定 ボタンをタッチしてください。画面に「測定を行ってください」と表示されます。
※端末（スマートフォンやタブレット等）のBluetoothをONにしてください。

Android

iOS

次ページへ

手首式血圧計を使ってみよう

スマートフォン・ タブレットをお持ちでない方2

手首式血圧計はルピナスロボのタブレットとペアリングした状態で出荷しています。

データをタブレットに取1 血圧計で測定し、り込みます。
メインメニューの「測定管理」
をタッチしてください。
2 測定管理画面の「血圧」ボタンをタッチし、「データ入力」ボタンをタッチしてくだ
さい。

次ページへ

ボ
3 「血圧計と接続」
タンをタッチしてください。

22

3 手首式血圧計を使ってみよう
手首式血圧計の測定方法
3

血圧計で測定を行ってください。

4

手首式血圧計の電源が切れている状態から操作してください。
ボタンを1回押します。
1 「START·STOP」
電源が入り、最後に使用したユーザのアイコンが点滅します。

最高血圧・最低血圧・脈拍数が表示されたら測定終了です。測定値表示固定後、Bluetooth®マークが点滅し、ペアリング設定した端末（スマートフォンやタブレット等）
ヘ自動的に測定結果が転送されます。
また、測定結果は自動的に手首式血圧計
本体にも記億されます。

ボタンあるいは
「SET」
ボタンで
「ユー
2 「MEM」
ザ1」、「ユーザ2」、「ゲスト」
を切り替えます。

手首式血圧計を使ってみよう※測定終了後に手首カフの空気がぬけます。
※電源を切り忘れた場合でも、オートオフ機能により約1分間で自動的に電源が切れます。

※
「ゲスト」
を選択すると測定結果は表示しますが、データは送信されません。

ボタンを押すと、測定がはじ
3 「START·STOP」
まります。

23

5

ルピナスリンク365

5

ルピナスロボのタブレットに測定データが取り込まれます。

6

今回の測定結果が表示されます。
●グラフ下のボタンをタッチすると、各期間のグラフが表示されます。
●「 データ入力」ボタンをタッチ「手動で入力」ボタンをタッチす
ると、日時指定で血圧を手入力することもできます。

Bluetooth（ペアリング）の設定をタッチし、「血2 「Bluetooth」
圧計」
を選択してください。

4 手首式血圧計の電源が切れている状態のとき、「 START·
STOP」ボタンを約3秒間長押しすると、ペアリングを開始します。

3 血圧計側のユーザ番号を選択
し「ペアリング開始」ボタンをタッチしてください。

手首式血圧計の画面が下記のように表示されます。

「ペ
5 ペアリングが開始されるとアリング中」と表示されます。

手首式血圧計を使ってみよう

「設定」
ボタン
1 メインメニューのをタッチしてください。

「ペア
6 ペアリングが完了するとリングに成功しました。」と表示されます。

24

4 体組成計を使ってみよう
体組成計でできること
体重だけではなく、体脂肪率の測定、さらに体水分率や推定骨量、筋肉率の測定などの体組成（筋肉や脂肪、骨など体を構成する組織）をチェックして体のバランスを知ることが肥満の予防・改善をはじめ健康管理に役立ちます。

各部の名称とはたらき
ディスプレイ
測定マーク

表面

電極部
測定部

▼ボタン
SETボタン▲ボタン

ペアリングボタン

裏面
電池カバー
脚部
体組成計を使ってみよう［S E T ボ タン］測定開始時や個人登録を始めるとき、設定および決定に使用します。
［▲／▼ボタン］個人データの選択、登録内容の選択に使用します。
※表面ボタンはタッチセンサー方式になっております。操作の際はボタンをゆっくりと押すように触れてください。
製 品 特 長●Bluetooth® 通信機能付。測定したデータをアプリ「ルピナスリンク365」
やマッサージチェア付属のタブレット
でチェックできます。
●のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。
●体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、基礎代謝、BMIを測定。
●暗いところでも見やすいバックライト付表示画面。
●体重を5kgから150kgまで100g単位ではかれます。
●個人データ（年齢、身長、性別）
を4人まで登録可能。
※●口ーバッテリー表示 。
 ※電池が消耗すると測定台にのったときに表示部に「Lo」と表示され、電源が自動的に切れます。

25

表示部の見方
ディスプレイ

体組成計を使ってみよう

測 定マーク26

4 体組成計を使ってみよう
体組成値の測定結果の判定●	体脂肪率（単位：％） 脂肪率とは体重に占める体脂肪の割合です。健康的な体脂肪率の適正値は男性の場合は30歳未満で14〜
体20%、30歳以上で17〜23%。女性の場合は30歳未満で17〜24%、30歳以上で20〜27%とされています。
表示される数値自体は目安とし、数値の増減で日々の健康管理にお役立てください。

● 体水分率（単位：％） 水分率とは、体内に含まれる水分の割合です。体内の水分には、体温調節や栄養の運搬など重要な役割が体あります。標準値は、おおむね女性で50%(±5%)男性で55%(±5%)です。あくまで参考値ですので、測定結果の変化の推移を判断材料としてご使用することをお勧めします。

● 筋肉率（単位：％） 肉率とは体重に占める筋肉の割合です。筋肉は体を動かすという他に基礎代謝量と密接な関係がありま筋す。一般的に、身長・体重が同じ人でも、筋肉率の多い人の方が、より多くのエネルギ一を消費するため、基礎代謝量は高くなります。標準値は、おおむね女性で体重の34%以上、男性で40%以上です。測定した値は、数値自体を判断するよりも、増減で判断してください。急激な増減があったときには注意しましょう。

● 推定骨量（単位：kg)
 定骨量とは、骨の中に含まれるミネラルの量です。骨の中に含まれるミネラルの主成分はカルシウムです。
推
標準値は一般的には体重の約4%と言われております。しかし、あくまでも一般論であり、年齢・身長・体重・体質などによって個人差があり数値も大き＜変わってきます。
体組成計を使ってみよう27

● 基礎代謝量（単位：kcal)

 礎代謝量とは、生命を維持するために消費されるエネルギーです。体温の維持や呼吸、心臓を動かすなど
基がそれに該当します。基礎代謝量が高いほど、太りにくいからだといえます。また、様々な要因によって基礎代謝量は変わります。ひとつの目安として考えてください。
性別

女性

男性

年齢

基礎代謝量(kcal)

参照身長(cm)

体重(kg)

基礎代謝量(kcal)

参照身長(cm)

体重(kg)

10〜11歳

1260

144.0

36.3

1330

142.0

35.6

12〜14歳

1410

155.1

47.5

1520

160.5

49.0

15〜17歳

1310

157.7

51.9

1610

170.1

59.7

18〜29歳

1110

158.0

50.0

1520

170.3

63.2

30〜49歳

1150

158.0

53.1

1530

170.7

68.5

50〜69歳

1100

153.5

53.0

1400

166.6

65.3

70歳以上

1020

148.0

49.5

1290

160.8

60.0

日本人の食事摂取基準 2015 年版（身体活動レベル 1) より抜粋

体組成計を使ってみよう● BMI MI(ボディマス指数）は、体重と身長の関係から算出される肥満度を表す指数です。
B
BMIの計算方法は体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)です。
目安として下記の判定を参考にしてください。
BMI値

18.4以下18.5〜19.9

20.0〜24.9

25.0〜34.9

35.0以上

判定

やせ

スリム

標準

肥満

高度肥満

28

4 体組成計を使ってみよう
ペアリング設定方法（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）●ルピナスリンク365とペアリングを行います。

1「ルピナスリンク365」
を 起 動 す る と 、認 証
画 面 が 表 示されます。
認 証コ ード入 力 後 、
コード認証 ボタンをタッ

チしてください。

2

接続／測定画面が表示されます。

体組成計の 接続 ボタンを押して、ペアリングし
ましょう。

3

体組成計の裏側にあるペアリングボタンを約3秒間長押ししてください。

端 末（ スマ ー トフォン や タ ブレット等 ）のカメラ、位 置 情報を「許可」にしてください。
（ A n d r o i d をお 使 い の 方 のみ）Android
XXXXXXXX

表側の画面が下記のように表示されます。

体組成計を使ってみよう

ホーム画面が表示されます。画iOS面を下に移動させると、 測定
ボタンが 表 示 され ますの でタッチしてください。

※端末（スマートフォン・タブレット）のフォントサイズや文字サイズを大きくする設定をされていると画面が正しく表示されない場合がございます。

29

4

ユーザ選択をおこないます。
「ルピナスリンク365」の使用者毎にユーザを分けて設定することで、測定後のデータをアプ
リに自動で送ることが
できます。

5

ペアリングに成功した場合は、端末（スマートフォンやタブレット等）・体組成計の画面表示が下記のように変わります。
※ペアリングに失敗した場合は再度 2 からやり直してください。

端末の表示

体組成計の表示

測定／接続画面に「ペアリング済み」が表示され、選択したユー
ザの番号が表示されます。また、体組成計に下記の画面が表示されます。

測定 ボタンの色が紫色に変化します。

Android（例：ユーザ1としてペアリングをする場合）

ペアリングが失敗した場合は下の画面が表示されます。

体組成計を使ってみようiOS（例：ユーザ1としてペアリングをする場合）
ユーザを変更する場合
2 から再度ペアリングを行い、4 で変更したいユーザ番号を選択してください。

ペアリングを解除する
ペアリングの解除はできません。
他の端末で使用する場合は、その端末にアプリをダウンロードし、ペアリングしてください。
同じユー
ザ番号を選択しても、後からペアリングした端末と接続されます。

30

4 体組成計を使ってみよう
個人データの登録「23歳」「女性」
身長「160cm」を入力する場合。
個人データの登録をしましょう。 ※例）個人データ登録番号「P2」に、※【スマートフォン・タブレットをお持ちの方】「ルピナスリンク365」と「体組成計」をペアリングした後、個人データの登録をおこなってください。
ペアリング方法については P29 をご確認ください。

※【スマートフォン・タブレットをお持ちでない方】
マッサージチェアのタブレットと体組成計はペアリングして出荷しています。
測定前に個人データの登録をおこなってください。

設定手順
1 体組成計のディスプレイ
表示が消えていることを確

ボタンに触れてく認してださい。
「 P1」が表示されます。

※登録番号点滅中に約10秒間何もしないと表示が［0.0kg］になり、しばらくすると電源が切れます。

6 体重の登録
ディスプレイに「0.0kg」と表示されたら、素足で電極部に足の裏を合わせて静かにのってください。
素足で使用してください。
その際に、足の裏の水やほこりなどは、
よく落としてください。

※［0.0kg］表示になってもSETボタンを約3秒間触れることで、再度［P1］が表示されます。

2 登録番号の登録
または
ボ タ ン に触れて登録したい番号(P1からP 4まで ）を 表 示させ
ボタンに触 れてください。
3 性別の登録

体組成計を使ってみよう

またはボ タン に
触れて性別を選択し、ボタンに触れてください。
4 身長の登録またはボ タン に
触れて身長を入力し 、ボタンに触れてください。
※ ボタンは1回触れることに1cmずつ増え、 ボタンは1
回触れることに1cmずつ減ります。触れ続けると速く進みます。
※入力範囲は100〜220cmです。

5 年齢の登録またはボタンに触れて年齢を入力し 、 ボ
タンに触れてください。
※ ボタンは1回触れることに1歳ずつ増え、 ボタンは1回
触れるごとに1歳ずつ減ります。触れ続けると速く進みます。
※入力範囲は10〜90歳です。

31⃝転倒防止のため、静かにのりおりしてください。
⃝
［0.0kg］
が表示されてからすみやかにのってください。

できる限り裸に近い状態で測定してください。
ま
た立ったまま、
リラックスした状態で測定してください。
⃝着衣の重さが測定結果に誤差を生じさせます。
⃝座ったり、
しゃがんだ状態だと正確な測定ができません。

本製品は平らな硬い床に設置した状態で使用してください。傾いた床や畳やじゅうたんなどの柔らかい床面の上では正しい体重測定ができない場合があります。
多量な水分を摂取した後や食後を避けて測定してください。
また、毎回同じ時刻に測定することをお勧めします。
⃝体重や体水分率は一日の中でも変化します。
そのため、毎回測定する時刻などの条件を一定にすることによって測定結果を比較し、推移を知ることができます。

7 測定中はパターンが左右に点滅を繰り返し、点滅が終了した時点で判定結果が表示されます。

つま先側とかかと側の電極部に足裏が均等に接触するように乗ってください。
（下図参照）
また電極部に水やほこりなどがついているときは、取り除いてから使用してください。

※体重を測定し、一回以上体組成の測定を完了しないと個人デー
タの自動判別は働きません。

20歳以下、60歳以上、アスリートの方やスポ一ツを専門におこなっている方、妊娠中の方、人工透析患者の方、体水分の変化を誘発させる薬を服用されている方につきましては、体組成の測定結果は本来の測定値と大きな差が出ることがあります。参考値としてください。
体組成の測定には正しい個人データを入力のうえ、測定してください。
⃝性別、身長、年齢が正しく入力されていないと、正しい測定
結果を得ることができません。

データ転送について測定終了後、下の転送マークが表示され測定データは自動的に「ルピナスリンク365」に転送されます。

体組成計を使ってみよう⃝本製品は電極部から足の裏を通して微弱電流を体内に流します。
そのため、電極部と足の裏がしっかり接触していな
いと、正しい測定ができません。

転送マーク
データの転送が成功した場合、自動的に電源が切れます。

記憶マーク
データの転送ができなかった場合、または転送しない場合は記憶マークが表示されます。測定データを本製品で記憶し、自動的に電源が切れます。
※本製品内で過去の測定データを確認することはできません。

その他、安全上・ご使用上の注意については取扱説明書をご確認ください32

4 体組成計を使ってみよう
体組成計の測定方法
スマートフォン・ タブレットをお持ちの方
スマートフォン・ タブレットをお持ちでない方体組成計を使ってみよう

33

1 「ルピナスリンク365」の測定／接続画面に表示される
画面に「測定を行ってください」と表示されます。

測定 ボタンをタッチしてください。

※端末（スマートフォンやタブレット）のBluetoothをONにしてください。
※はじめて測定する時は、体組成計の個人データ登録をおこなってから測定してください。
（P31）※端末（スマートフォン・タブレット）のフォントサイズや文字サイズを大きくする設定をされていると画面が正しく表示されない場合がございます。

Android1iOS

体組成計はルピナスロボのタブレットとペアリングした状態で出荷しています。

1 体組成計で測定し、データをタブレットに取り込みます。
メインメニューの「測定管理」
をタッチしてください。

「データ入
2 測定管理画面の「体重」ボタンをタッチし、力」
ボタンをタッチしてください。

3 「体組成計と接続」ボ
タンをタッチしてください。

2

素足で、電極部に足の裏を合わせて静かにのってください。

本製品は平らな硬い床に設置した状態で使用してください。傾いた床や畳やじゅうたんな
どの柔らかい床面の上では正しい体重測定ができない場合があります。

3

測定中はパターンが左右に点滅を繰り返し、点滅が終了した時点で判定結果が表示
されます。

次ページへ

次ページへ

個人データを自動認識する
判定結果は、体重・個人データ番号（1回目のみ）
・
体脂肪率・体水分率・筋肉率・推定骨量・基礎代
謝量・BMIの順で表示され、それを2回繰り返した
後、自動的に電源が切れます。
※自動認識は前回測定から±2.0kg以内の体重で判断しています。体重の増減が前回測定から2.0kg以上あった場合は自動認識できず、体重表示のみで電源が切れます。
その場合は個
人データの登録から登録番号を選び、再度設定をしてはかってください。
（P31〜32参照）※自動認識は前回測定から±2.0kg以内の体重で判断している
ため、登録データの体重値に近いデータが複数あった場合、画面に登録データの候補が左右に表示されます。
おりていただき、左側を選択したい場合はは を押します。

を、右側を選択したい場合

体組成計を使ってみよう

例）登録データ「P1」と「P2」の体重値が近い場合「P1」を選択したい場合、 を押します。

※微量の電流を流すことで測定するため、足の裏を電極部に密着させてください。
（P31〜32参照）

例）
登録データ
「P1」
「
、P3」
「
、P4」
の体重値が近い場合、
下図のように2つの画面が繰り返し表示されます。

※転倒防止のため、静かにのりおりしてください。
※くつ下は脱いで、素足でのってください。
※パターン点滅が終了するまでは、おりないでください。

「P4」を選択したい場合、右上の図のように「P4」が表示されているときにを押します。

※体重が表示されるまで、また体重が表示されてからもしばら
くの間は静かにのっていてください。
パターンが点滅を繰り返し体脂肪率が表示されます。
※パターンの点滅が終了するまで、おりないでください。
※測定後は転送マークが表示され、通信ができる状態の場合、測定データは自動的に「ルピナスリンク365」に転送されます。転送できない場合は記憶マークが表示されます。
（P32参
照）

34

4 体組成計を使ってみよう
体組成計の測定方法
45

体組成計を使ってみよう

35

測定が終了すると結果のデータが転送されます。

ルピナスリンク365の表示

5

ルピナスロボのタブレットに測定データが取り込まれます。

6

今回の測定結果が表示されます。
●グラフ下のボタンをタッチすると、各期間のグラフが表示されます。
●「 データ入力」ボタンをタッチ「手動で入力」ボタンをタッチす
ると、測定された日時を指定して各項目に数値を手入力することができます。

Bluetooth（ペアリング）
の設定
「設定」
ボタン
1 メインメニューのをタッチしてください。
「体組
2 「Bluetooth」をタッチし、成計」を選択してください。

4 体組成計の裏側にあるペアリ
ングボタンを約3秒間長押ししてください。

3 「ユーザ番号（P1〜P4)」ボタンをタッチして「ペアリング開始」ボタンをタッチしてください。

「ペ
5 ペアリングが開始されるとアリング中」表示されます。

体組成計を使ってみよう「ペア
6 ペアリングが完了するとリングに成功しました。」と表示されます。
表側の画面が下記のように表示されます。

36

5 ルピナス見守り365を使ってみよう
ルピナス見守り365でできること
アプリを通して家族の健康状態を確認することができます。また、離れて暮らす家族の見守りも可能です。
大きな数値の変化があった場合はメールでお知らせする機能もあります。
※ルピナス見守り365はルピナスシリーズをお持ちでない方も利用できます。

「ルピナス見守り365」の取得と起動（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）
1「ルピナス見守り365」のアプリを取得してみよう。
※AndroidまたはiOSのアプリに対応した端末（スマートフォンやタブレット等）にダウンロードしてください。
※アプリをダウンロードする際、カメラの使用許可を求められることがありますので「許可」
を選択してください。

Android1「ルピナス見守り365」のダウンロード方法

2種類の方法でアプリを検索できます。
方法1

QRコード読み取りアプリを使う。

方法2

GooglePlayで「ルピナス見守り365」を検索する。
ルピナス見守り365

ルピナス見守り３６５を使ってみようiOS
1

インストールをタッチしてダウンロードしてく
ださい。

検索

「ルピナス見守り365」のダウンロード方法

2種類の方法でアプリを検索できます。
方法1

QRコード読み取りアプリを使う。

方法2

AppStoreで「ルピナス見守り３６５」を検索する。
ルピナス見守り365

37

2

検索

2

入手をタッチしてダウンロードしてください。

2

見守りたいルピナス使用者（見守りユーザ）の登録をおこないます。
ルピナスロボ付 属のタブレットで、見 守りたいルピナス使用者の「 家 族 見 守りユーザコード」を発行してください。

1

ログイン画面で見守りたいルピナ
ス使用者（見守りユーザ）を選択
してください。

次ページへ

メインメニューの 設定 ボタンをタッチしてください。

3

家族見守り ボタンをタッチしてく

ルピナス見守り３６５を使ってみよう

2

ださい。

38

5 ルピナス見守り365を使ってみよう「ルピナス見守り365」の取得と起動（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）
4

ルピナス見守り３６５を使ってみよう

39

家族見守りQRコードが表示されます。

3

端末（スマートフォンやタブレット等）にイ
ンストールした「ルピナス見守り365」のア
イコンをタッチしてアプリを起動してください。

4

はじめに利用規約をご確認ください。
同意いただける場合は「利用規約に同意する」にチェックを入れ、新規登録ボタンをタッチしてユーザの新規登録をおこなってく
ださい。

次ページへ

ルピナス見守り３６５を使ってみよう40

5 ルピナス見守り365を使ってみよう「ルピナス見守り365」の取得と起動（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）
5

アプリ「ルピナス見守り365]を使用する方のユーザ登録をおこないます。
入力が終わりましたら内容を確認し、登録ボタンをタッチしてください。
登録後、ログインI Dとパスワードをログイン画面（P40-4）に入力し、「次回以降、
自動的にログインする」にチェックを入れ「ログイン」
ボタンをタッチしてください。次回以降は自動でログインされます。

●ログインID
4文字以上のお好きなIDを入力してください●パスワード
8文字以上を設定してください●パスワード確認
もう一度パスワードを入力してください●ニックネーム
アプリ内で画面に表示されます●メールアドレス メールアドレスを登録すると、見守りユーザの健康状態が、設定した規定値から外れた際に通知を受け取ることが出来ます。
（規定値の設定方法は P44 ）また、ログインID・パスワードを忘れた場合再発行が出来ます。
ご注意ください

ルピナス見守り３６５を使ってみよう

お客様がお使いのメールサービスによっては、セキュリティ設定のためメールが正しく届かないことがあります。
「info@family-inada.com」からのメールを受信できるように設定をお願いします。

ログイン ID

パスワード

ニックネーム

メールアドレス

41

6

アプリ
「ルピナス見守り365」を開き、左上にある ボタンをタッチし、見守り登録を選択してください。

7「Robo以外の方」「 Roboの方」を選択する
画面が表示されます。
「Roboの方」
をタッチすると自動的に端末（スマートフォンやタブ
レット等）のカメラが起動します。
マッサージチェアのタブレットに表示されているQRコード（P40-4）のQRコードをカメラで読み込んでください。

8

複数の見守りユーザを登録する場合は、見守りユーザ毎に「家族見守りユーザコー
ド」を発行して登録する必要があります。

※ご自身のコードおよびご家族のコードを登録できます。

ルピナス見守り３６５を使ってみよう●複 数の見 守りユーザを登 録する場 合は、ボタンを押してください。

続けて登録●見 守りユーザの登 録を終了する場 合は、 一覧画面を見る
ボタンを押してください。登録済みの見守りユーザを確認することができます。

42

5 ルピナス見守り365を使ってみよう「ルピナスリンク見守り３６５」の使い方（スマートフォン・タブレットをお持ちの方）

ボタン
プロフィール・見守り登録などの各種設定変更などができます。

●ホーム
ホームボタン●プロフィール
メールアドレスの登録、ニッ
クネームの変更ができます●見守り登録複 数の見守りユーザを登録することができます。
●ログアウトログイン状態を解除できます。
●利用規約
利 用 規 約 の 確 認 ができます。

ルピナス見守り３６５を使ってみよう●オーナーズサイト
ユーザ様への情報発信サイ
トが開きます。
ログインするには、オーナーズカードに記載されている
IDとパスワードが必要です。

43

見守り一覧
見守り登録をした、ユーザの一覧が表示されます。
見守り一覧画面にある各ユーザのボタンを押すと、見守りユーザのデータを確認することができます。

見守り詳細規定値設定ボタン

ユーザの健康状態を確認することができます。
各項目をタッチすると、履歴をグラフで確認できます。

規定値設定ボタンをタッチすると各項目の規定値と通知の設定ができます。
規定値を入力し、通知を「ON」にしてください。設定
した値に達した場合、登録したメールアドレスに通知が届きます。

ルピナス見守り３６５を使ってみよう

ご注意くださいお客様がお使いのメールサービスによっては、セキュリティ
設定のためメールが正しく届かないことがあります。
「info@family-inada.com」からのメールを受信できるように設定をお願いします。

体重

身長

体脂肪率

筋肉量

水分量

基礎代謝

血圧

脈拍

※見守りユーザのデータを確認する際、画面の更新に時間がかかる場合があります。

44

6 Q&A
Q

アクティブメジャー、血圧計、体組成計は推奨機種以外でも使用できますか。

A

使用することはできません。

Q
A⃝ファミリーイナダのヘルスケアデバイスシリーズ「アクティブメジャー FWW-100」「手首式血圧計 FBM-100」「 体組成計 FBS-100」 をご利用ください。

アクティブメジャーの取扱説明書に記載されている「専用アプリとの連携機能」
は使用でき
ますか。
対応していない機能があります。使用できる機
能はルピナスリンク365の設定画面から変更
できます。

Q

マッサージチェアのタブレットに、ルピナスリ
ンク365の認証コードが表示されません。

A

ご確認ください。
⃝マッサージチェアのWi-Fi設定をおこなってください。

⃝ログイン画面で使用者を選択してください。ゲストログ
インの場合は認証コードを取得できません。

Q
A

アクティブメジャーのタッチキーを押してもQ 「Open App To Connect」と表示されません。

A

ご確認ください。
⃝充 電がなくなっていませんか。充電をおこなってください。
（P9）⃝一度ペアリングしたアクティブメジャーには表示されません。時計表示のままペアリングをおこなってください。
（P11、P13）

Q

アクティブメジャーの充電がすぐになくなります。

A

ご確認ください。
⃝充 電器のUSBポートに「USB端子」を接続してください。
シリアルナンバー側の端子を接続すると充電できま
せん。
（P9）

⃝充電後、
ルピナスリンク365を開き、設定ボタンをタッチして下さい。電池残量が100%になっているかご確認く
ださい。
（P12）

Q

ルピナスリンク365とアクティブメジャーがペアリングできません。

A

ご確認ください。

ルピナスリンク365の認証コードを端末（スマートフォンやタブレット等）に入力しても認証されません。

⃝端末（スマートフォンやタブレット等）の電源を切り、再起動してからペアリングをおこなってください。
⃝
【Androidをお使いの方】端末の位置情報（現在地）とBluetoothがONになっているかご確認ください。

⃝他の端末とペアリングされていませんか。他の端末とのペアリングを解除してからペアリングをおこなってくだ
さい。
（P8）

ご確認ください。

⃝Q Rコード用 紙 のシリアルナンバーとアクティブメ
ジャー本体のシリアルナンバーが一致していますか。
P11、P14）⃝タブレットに表示されている通りに、半角アルファベット
大文字と半角数字を入力してください。
（P5）⃝ルピナスリンク365をアンインストールし、再度ダウン
ロードをおこなってください。

⃝間違えやすい文字にご注意ください。
※数字のゼロ「0」とアルファベット大文字のオー「O」※数字のイチ「1」とアルファベット大文字のアイ「I」

 ッサージチェアのタブレットより、認証コードを再発⃝マ
行して入力してください。
Ｑ＆Ａ

45

Q

アクティブメジャーのタッチキーを押しても液晶画面に何も表示されません。

A

充電がなくなっていませんか。充電をおこなってください。
（P9）

Q

ルピナスリンク365と血圧計、体組成計がペアリングできません。

A

ご確認ください。
⃝
【 Androidをお使いの方】端末（スマートフォンやタブレット等）の位置情報（現在地）とBluetoothをONにし  てください。
⃝
【 A n d r o i d をお 使 い の 方 】ユー ザ 番 号 を 選 択 後 、「INADA血圧計」「INADA体組成計」の文字をタッチして下さい。
（P20、P30）

Q
A

アクティブメジャーのQRコード用紙を紛失したため、ペアリングできません。

アクティブメジャー本体に記載されているシリアルナンバーを入力してください。
（P11、P14）

Q

ルピナスリンク365とアクティブメジャーのペ
アリングを解除したい。

A

次のことをおこなってください。

Q

ルピナスリンク365と血圧計、体組成計のペア
リングを解除したい。

A

ペアリングは解除できません。

A

アクティブメジャーの液晶画面に「数字 K」と表示されます。

A

液晶画面の設定（縦表示／横表示）によって表示が異なります。
⃝ルピナスリンク365の設定ボタンから縦表示／横表示を変更できます。設定の変更は、接続状態が「接続中」の時におこなってください。
⃝縦表示の場合は測定数値が 3 桁になると「数字 K」（K＝ 1000）と表示されます。歩数 125 歩は【0.1K】（小数点以下１桁まで表示）となります。横表示の場合は【125 STEPS】と表示されます。

⃝ルピナスリンク365の設定画面を開き、一番下までスクロールしてください。
「デバイス連携を解除する」をタッチして下さい。
（P8）⃝
【 iOSをお使いの方】上記操作の後、端末（iPhone、iPadなど）の設定アプリのBluetooth接続機器の一覧
から「LSBand2」を削除してください。
（P8）

Q

Q

⃝マッサージチェアのタブレットとペアリングされている方は縦表示／横表示の設定変更ができません。

Q

アクティブメジャーの充電中、液晶画面に充電マークが表示されません。

A

ご確認ください。

⃝他の端末で使用する場合は、その端末にアプリをダウンロードし、ペアリングをおこなってください。同じユーザ
番号を選択しても、後からペアリングした端末と接続されます。

アクティブメジャーの液晶画面に表示される
日時が合っていません。

アクティブメジャーは充電が切れている間は、時計が止まっています。次のことをおこなってください。
⃝
【 ルピナスリンク365をお使いの方】ルピナスリンク
365を開き、設定画面の接続状態が接続中になるまで
お待ちください。端末（スマートフォンやタブレット等）の日時が同期されます。
⃝
【マッサージチェアのタブレットをお使いの方】
タブレッ
トに表示されている日時が正しいか確認してください。
測定データの取り込みをおこない、
アクティブメジャーとタブレットを接続すると、タブレットの日時が同期さ
れます。
（P15）

ルピナスリンク365に表示される身長、体重の数値が異なっています。

A

体組成計をペアリングした後、個人データの登録をおこなってください。
（P31）

Q

アクティブメジャー、血圧計、体組成計を購入したい。

A

弊社通信販売サイト「イナダモール」
をご利用ください。
⃝オーナーズサイトにログインし、
トップページの「イナダモール」のバナーよりお進みください。

⃝ペアリング前のアクティブメジャーは充電中、液晶画面に充電マークは表示されません。
タッチキーを押すと「Open App To Connect」と「電池マーク」が表示されます。

Q

血圧計、体組成計に同梱されていた乾電池がすぐになくなりました。

A同梱されている乾電池は動作確認用のものです。新しい乾電池をご用意ください。

Q

ルピナスリンク365に測定データが表示されません。

A

ゲストでログインしていませんか。
⃝
【 iOSをお使いの方のみ】コード認証画面で「後で確認」
を選択すると、ゲストとしてログインするため、測定データの履歴が保存されません。
マッサージチェアのタ
ブレットより認証コードを発行し、ルピナスリンク365に入力してください。
（P3）

Q

ルピナスリンク365に血圧計、体組成計の測定データが転送されません。

A

ご確認ください。

Ｑ＆ＡQ⃝充 電器のUSBポートに「USB端子」を接続してください。
シリアルナンバー側の端子を接続すると充電できま
せん。
（P9）

⃝測定方法をご確認ください。
（P22、P33）⃝端 末（スマートフォンやタブレット等）のBluetoothをONにしてください。

⃝複数人が同じユーザ番号でペアリングしていませんか。
後にペアリングした方がそのユーザ番号になります。
⃝再度、ペアリングしてください。

46