Instrucciones de uso

Monitor LCD en color

Importante
Lea las instrucciones de uso y el manual de instalación antes deusar el dispositivo.
• Consulte el manual de instalación para ver la configuración y los ajustes
del monitor.
• Encontrará la información más reciente del producto, incluidas las
instrucciones de uso, en nuestro sitio web.
www.eizoglobal.com

SÍMBOLOS
En este manual y en este producto se utilizan los símbolos que aparecen a continuación. El
significado de estos símbolos es importante. Lea con atención la información siguiente.

ADVERTENCIA

Hacer caso omiso de la información contenida en una
ADVERTENCIA puede provocar lesiones graves y poner en riesgo la
vida.
Hacer caso omiso de la información contenida en una PRECAUCIÓN
puede provocar lesiones leves y/o daños materiales o en el producto.

PRECAUCIÓN
Indica una advertencia o precaución. Por ejemplo,
existe un riesgo de "descarga eléctrica".
Indica una acción no permitida. Por ejemplo,
desmontar".

indica quesignifica "No

Este producto se ha adaptado específicamente para su uso en la región a la que se ha
enviado originalmente.
Si se usa fuera de dicha zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a lo
indicado en las especificaciones.
No se permiten la reproducción, el almacenamiento en cualquier sistema de recuperaciónde información ni la transmisión en forma alguna o a través de medios electrónicos,
mecánicos o de cualquier otro tipo de ninguna parte de este manual sin el consentimiento
previo por escrito de EIZO Corporation.
EIZO Corporation no tiene ninguna obligación de mantener la conﬁdencialidad del materialo de la información suministrados, salvo que así se acuerde previamente en función de la
recepción de dicha información por parte de EIZO Corporation. Aunque se ha hecho todo lo
posible por garantizar que la información contenida en este manual esté actualizada, es
preciso tener en cuenta que las especificaciones del producto EIZO están sujetas acambios sin previo aviso.
2

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES
Importante
Este producto se ha adaptado específicamente para su uso en la región a la que se ha
enviado originalmente. Si se usa fuera de dicha zona, es posible que el producto no
funcione con arreglo a lo indicado en las especificaciones.
Para garantizar su seguridad y un mantenimiento adecuado, lea atentamente la sección de"PRECAUCIONES" y las precauciones relativas al monitor.

Ubicación de las notas de precaución

Símbolos que aparecen la unidad
Símbolo

Este símbolo indica
Interruptor de alimentación principal: Presione este botón para apagar la
alimentación principal del monitor.
Interruptor de alimentación principal: Presione este botón para encender laalimentación principal del monitor.
Botón de alimentación: Presione para encender o apagar la alimentación delmonitor.
Corriente alterna
Alerta de riesgo de descarga eléctrica
PRECAUCIÓN
Marcado RAEE: Los productos deberán eliminarse por separado; los materiales
pueden reciclarse.
Marcado CE: Marca de conformidad de la UE de acuerdo con las disposiciones dela Directiva o Reglamento del Consejo (UE).
FabricanteFecha de fabricación
Precaución: la ley federal (EE. UU.) establece que este dispositivo solo puede
venderlo un profesional médico autorizado y que solo puede venderse por ordende este.

3

PRECAUCIONES

Símbolo

Este símbolo indica
Dispositivo médico en la UE
Importador en la UE
Marca que indica el cumplimiento de los reglamentos de Reino Unido
Persona responsable en Reino Unido
Representante autorizado en Suiza
Representante autorizado en la Comunidad Europea

4PRECAUCIONESADVERTENCIA
ADVERTENCIA
Si la unidad empieza a echar humo, huele a quemado o hace ruidos extraños, desconecte
inmediatamente todas las conexiones de alimentación y póngase en contacto con el
representante de EIZO.
Intentar utilizar una unidad defectuosa puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños
en el equipo.

ADVERTENCIA
No desmonte ni modifique la unidad.
Abrir la carcasa podría provocar una descarga eléctrica o quemaduras causadas porla alta tensión o la alta temperatura de las piezas. Modificar la unidad podría provocar
un incendio o una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA
Todas las reparaciones necesarias debe realizarlas un técnico cualificado.
No intente reparar este producto por su cuenta, puesto que abrirlo o quitar las cubiertas podría
causar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
Mantenga los líquidos y los objetos extraños alejados de la unidad.
Si alguna pieza metálica, material inflamable o líquido penetrara accidentalmente en la
carcasa, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
Si algún objeto o líquido caen dentro de la unidad, desconéctela inmediatamente.
Asegúrese de que un técnico cualificado revise la unidad antes de volver a utilizarla.

ADVERTENCIA
Coloque la unidad en un lugar sólido y estable.
Si la unidad se coloca sobre una superficie inadecuada, puede caerse y provocar lesiones.
Si la unidad se cae al suelo, desconéctela inmediatamente y póngase en contacto con el
representante local de EIZO. No siga utilizando una unidad dañada. Si usa una unidad dañada,podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

5

PRECAUCIONESADVERTENCIA
Utilice la unidad en una ubicación adecuada.
De lo contrario, pueden producirse incendios, descargas eléctricas o daños en elequipo.
• No la instale al aire libre.
• No la instale en ningún medio de transporte (barco, avión, tren, automóvil, etc.).
• No la instale en entornos húmedos o polvorientos.
• No la instale en lugares en los que la pantalla pueda sufrir salpicaduras (baño,
cocina, etc.).
• No la instale en lugares en los que el vapor de agua esté en contacto directo con lapantalla.
• No la instale cerca de humidificadores ni de aparatos que generen calor.
• No la instale en lugares en los que el producto reciba luz solar directa.
• No la instale en entornos con gas inflamable.
• No la instale en entornos con gases corrosivos (como dióxido de azufre, sulfuro dehidrógeno, dióxido de nitrógeno, cloro, amoníaco y ozono).
• No la instale en entornos con polvo, componentes que aceleran la corrosión en laatmósfera (como cloruro de sodio y azufre), metales conductores, etc.

ADVERTENCIA
Mantenga las bolsas de plástico del embalaje fuera del alcance de los niños.
Las bolsas de plástico del embalaje pueden causar asfixia.

ADVERTENCIA
Utilice el cable de alimentación que acompaña al equipo y conéctelo a la toma de corriente
estándar de su país.
Asegúrese de no superar la tensión nominal del cable de alimentación. De lo contrario, podrían
producirse un incendio o una descarga eléctrica.
Alimentación eléctrica: 100-240 VCA 50/60 Hz

ADVERTENCIA
Para desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe con firmeza y tirede él.
Si tira directamente del cable, puede dañarlo y provocar un incendio o una descarga
eléctrica.

ADVERTENCIA
El equipo debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra.
De lo contrario, se pueden producir un incendio o una descarga eléctrica.

6

PRECAUCIONESADVERTENCIA
Utilice la tensión adecuada.
• Esta unidad ha sido diseñada para su uso exclusivo con una tensión determinada. Si se conecta
a una tensión distinta de la especificada en estas "Instrucciones de uso", puede provocarse un
incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
Alimentación eléctrica: 100-240 VCA 50/60 Hz• No sobrecargue el circuito de alimentación, ya que ello podría provocar un incendio o una
descarga eléctrica.

ADVERTENCIA
Maneje el cable de alimentación con cuidado.
No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, ni tampoco lo ate ni tirede él. Si usa un cable de alimentación dañado, podría provocar un incendio o una
descarga eléctrica.

ADVERTENCIA
El operario no debería tocar al paciente mientras toca el producto.
Este producto no se ha diseñado para que lo toquen los pacientes.

ADVERTENCIA
No toque nunca el enchufe ni el cable de alimentación si empiezan a caer
truenos.
De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA
Para instalar un soporte con brazo, consulte el Manual del usuario del soporte y coloque launidad de forma segura.
De lo contrario, la unidad se podría soltar y podrían producirse lesiones o daños en el equipo.
Antes de la instalación, asegúrese de que los escritorios, las paredes y demás superficies tengan la
suficiente resistencia mecánica.
Si la unidad se cae al suelo, desconéctela inmediatamente y póngase en contacto con el
representante local de EIZO. No siga utilizando una unidad dañada. Si usa una unidad dañada,podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para volver a instalar el soporte inclinable,utilice los mismos tornillos y apriételos con firmeza.

ADVERTENCIA
No toque con las manos desnudas un panel LCD que haya sufrido daños.
Si alguna parte de la piel entra en contacto directo con el panel, lávese a fondo.
Si el cristal líquido entra en contacto con los ojos o la boca, lávese inmediatamente
con abundante agua y solicite atención médica. De lo contrario, podría sufrir una
reacción tóxica.

7

PRECAUCIONESADVERTENCIA
Para instalarlo en lugares elevados, solicite la ayuda de un profesional.
Al instalar el monitor en un lugar elevado, existe el riesgo de que el producto o alguna de sus
piezas caigan y provoquen lesiones. Solicite nuestra ayuda o la de un profesional especializado en
trabajos de construcción al instalar el monitor, incluida una inspección del producto en busca dedaños o deformidades tanto antes como después de instalar el monitor.

8

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN
No mire directamente a la fuente de luz de la luz trasera o la luz de trabajo.
Puede provocar molestias oculares y problemas de visión.

PRECAUCIÓN
No aplique una fuerza excesiva en el brazo de la luz de trabajo.
Si dobla o tuerce el brazo con demasiada fuerza, podría provocar daños o un mal funcionamiento.

PRECAUCIÓN
Compruebe el estado operativo antes de usar la unidad.
Inicie su uso después de asegurarse de que no hay problemas con la imagen visualizada.
Cuando utilice múltiples unidades, inicie su uso después de asegurarse de que las imágenes sevisualizan correctamente.

PRECAUCIÓN
Fije de forma segura los cables que dispongan de una opción de fijación.
Si no se fijan de forma segura, los cables podrían desconectarse y, por tanto, las imágenes podrían
cortarse y sus operaciones podrían quedar interrumpidas.

PRECAUCIÓN
Desconecte los cables y retire los accesorios al trasladar la unidad.
De lo contrario, los cables o los accesorios podrían soltarse durante el traslado, lo que podría
causar lesiones.

PRECAUCIÓN
Traslade o instale la unidad conforme a los métodos especificados.
• Cuando desplace el producto, sujete con firmeza la parte inferior del monitor.
• Los monitores de 30 pulgadas o más son pesados. Al desempaquetar y/otransportar el monitor, asegúrese de que lo hacen al menos dos personas.
• Si su modelo de dispositivo dispone de un asa en la parte posterior del monitor,
utilícela y sujete con firmeza el asa y la parte inferior del monitor.
Si la unidad se cae, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

PRECAUCIÓN
Proceda con cuidado para no pellizcarse las manos.
Si aplica fuerza sobre el monitor de forma repentina para ajustar su altura o ángulo, podría
pellizcarse las manos y sufrir lesiones.

9

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN
No tape las ranuras de ventilación del aparato.
• No coloque ningún objeto sobre las ranuras de ventilación.
• No instale la unidad en un lugar con mala ventilación o en un espacio inadecuado.
• No utilice la unidad en posición tumbada ni boca abajo.
Cubrir las ranuras de ventilación impide la adecuada circulación del aire y podría
provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

PRECAUCIÓN
No toque el enchufe de corriente con las manos mojadas.
De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN
No coloque ningún objeto alrededor del enchufe de corriente.
De este modo, podrá desconectar el enchufe de corriente fácilmente en caso de que
haya algún problema para evitar un incendio o una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN
Limpie periódicamente la zona alrededor del enchufe de corriente y la ranura de ventilacióndel monitor.
El polvo, el agua o el aceite adheridos en esta zona pueden provocar un incendio.

PRECAUCIÓN
Desenchufe la unidad antes de limpiarla.
Si limpia la unidad mientras está conectada a una toma de corriente, puede sufrir una descarga
eléctrica.

PRECAUCIÓN
Por razones de seguridad y para ahorrar energía, si tiene previsto no utilizar la unidad
durante un periodo de tiempo prolongado, apáguela y desconecte el enchufe de corriente dela toma de corriente.

PRECAUCIÓNDeseche este producto cumpliendo la legislación de la localidad o el país de residencia.

PRECAUCIÓN
Para usuarios dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza:
Informe de cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo al Fabricante y la
Autoridad competente del Estado Miembro en el que reside el usuario o paciente.

10

Aviso sobre este monitor

Aviso sobre este monitor
Indicaciones de uso
Este producto está indicado para utilizarse en la visualización de imágenes radiológicas
para la revisión, el análisis y el diagnóstico por parte de profesionales médicos cualificados.
No ha sido concebido para su uso en mamografías.
Atención• Este producto no ha sido diseñado para un uso de diagnóstico in vitro.
• Si el producto se usa con fines distintos de los descritos en este manual, podría perderse la
cobertura de la garantía.
• Las especificaciones estipuladas en este manual solo se aplican al usar los cables dealimentación suministrados con el producto y los cables de señal especificados por EIZO.
• Con este producto deben usarse únicamente los accesorios y productos EIZO especificados por
EIZO.

Precauciones de uso• Algunas piezas (como el panel LCD y el ventilador) pueden deteriorarse si se utilizan
durante largos períodos de tiempo. Compruebe periódicamente que funcionan con
normalidad.
• Cuando se cambia en pantalla la imagen que se ha estado visualizando durante unperiodo de tiempo prolongado, es posible que permanezca una imagen. Utilice elsalvapantallas o la función de ahorro de energía para evitar que la misma imagen se
vea en pantalla durante periodos prolongados. Esta imagen persistente podría aparecer
incluso después de un breve tiempo, en función de su naturaleza. Para eliminar este
tipo de fenómenos, cambie la imagen o mantenga el botón de alimentación apagado
durante varias horas.
• Son necesarios varios minutos para que la visualización del monitor se estabilice. Antesde utilizar el monitor, espere unos minutos o más después de encender la alimentacióno después de activar el monitor a partir del modo de ahorro de energía.
• Si el monitor está en funcionamiento continuo durante un largo período de tiempo,
pueden aparecer manchas o quemaduras. Para maximizar la vida útil del monitor, se
recomienda apagarlo periódicamente.
• La luz de fondo del panel LCD tiene una vida útil fija. Según el patrón de uso, como el
funcionamiento continuo durante largos períodos de tiempo, es posible que la vida útilde la luz de fondo se agote antes, por lo que requerirá una sustitución. Cuando lapantalla se oscurezca o comience a parpadear, póngase en contacto con el
representante local de EIZO.
• La pantalla puede tener píxeles defectuosos o un reducido número de puntos
luminosos. Esto se debe a las características del panel LCD en sí y no es un mal
funcionamiento del producto.
• No ejerza una presión fuerte sobre la superficie o el marco exterior del panel LCD, ya
que podría provocar fallos en la visualización, como patrones de interferencia, etc. Unapresión constante aplicada sobre el panel LCD puede deteriorar el cristal líquido odañar el panel. Si quedan marcas de presión en el panel LCD, deje el monitor con una
pantalla blanca o negra; puede que el síntoma desaparezca.
• No arañe ni presione el panel LCD con objetos afilados, ya que esto podría dañarlo. No
intente limpiar el panel con pañuelos de papel, ya que podría rayarlo.
• No toque el sensor de calibración incorporado (Sensor delantero integrado). De lo
contrario, podría reducir la precisión de la medición o provocar daños en el equipo.
11

Aviso sobre este monitor• El valor medido por el sensor de iluminancia integrado podría diferir del valor que semuestra en un luminómetro independiente según el entorno.
• Se puede formar condensación en la superficie o el interior de este producto cuando se
coloca en una habitación fría, cuando la temperatura aumenta de forma repentina ocuando se traslada de una habitación fría a una caliente. En tal caso, no encienda el
producto. En lugar de ello, espere a que desaparezca la condensación; de lo contrario,
podrían producirse daños en el producto.

Uso del monitor durante periodos de tiempo prolongados
Control de calidad• La calidad de visualización de los monitores depende del nivel de calidad de lasseñales de entrada y la degradación del producto. Realice comprobaciones visuales ypruebas de estabilidad periódicas (incluida la comprobación de escala de grises) para
cumplir con los estándares/directrices médicos según su aplicación y lleve a cabo lacalibración cuando sea necesario. El software de control de calidad del monitor RadiCS(opcional) le permite llevar a cabo un control de calidad que cumpla con los estándares/
directrices médicos.
• Espere 15 minutos o más después de encender el monitor o de activarlo a partir delmodo de ahorro de energía antes de realizar pruebas de control de calidad,
calibraciones o ajustes de pantalla.
• Se recomienda ajustar el brillo de los monitores al nivel recomendado o más bajo con el
fin de reducir los cambios en la luminosidad provocados por el uso prolongado y paramantener un brillo estable.
• Para ajustar los resultados de medición del sensor de calibración integrado (Sensordelantero integrado) a los de un sensor externo que se venda por separado, realice lacorrelación entre el Sensor delantero integrado y el sensor externo utilizando RadiCS(accesorio opcional) o RadiCS LE (incluido). Las correlaciones periódicas le permiten
mantener el resultado de medición del Sensor delantero integrado en un nivel
equivalente al del sensor externo. Para obtener más información sobre la correlación,
consulte el Manual del usuario de RadiCS / RadiCS LE.
Atención• El estado de visualización del monitor puede cambiar inesperadamente debido a un error de
funcionamiento o un cambio inesperado en los ajustes. Una vez ajustada la pantalla del monitor,
se recomienda utilizarlo con los interruptores de funcionamiento bloqueados.
Para obtener información detallada sobre la configuración, consulte el Manual de instalación (enel CD-ROM).

Limpieza• Se recomienda realizar una limpieza periódica para mantener el producto como nuevo yprolongar su vida útil.
• Las manchas en los productos se pueden eliminar humedeciendo parte de un paño
suave con agua, o con nuestro ScreenCleaner, y frotando con suavidad.

12

Aviso sobre este monitor

Atención• No permita que el producto entre en contacto directo con líquidos. En ese caso, límpielo deinmediato.
• No permita que se introduzcan líquidos por los huecos del producto o dentro del mismo.
• Algunos productos químicos de limpieza o desinfección, como el alcohol o el desinfectante,
pueden provocar variaciones en el brillo, pérdidas de lustre y decoloraciones, además de
deterioros en la calidad de la imagen. No use productos químicos de forma habitual.
• No utilice nunca disolventes, benceno, cera ni limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar el
producto.
• Para obtener más información sobre limpieza y desinfección, consulte nuestro sitio web.
Cómo buscar: Acceda a www.eizoglobal.com y escriba "disinfect" en el cuadro de búsqueda delsitio

Desinfección con productos químicos• A la hora de desinfectar productos, se recomienda utilizar productos químicos que
hayamos puesto a prueba (consulte la tabla siguiente). Tenga en cuenta que el uso deestos elementos no garantiza que el producto no pueda resultar dañado o deteriorado.
Categoría

Tipo de producto químico

Producto de ejemplo

Con base de alcohol

Etanol de frotar (alcohol etílico)EtanolCon base de alcohol

Isopropanol

Alcohol isopropílico (IPA)

Cloro

Hipoclorito de sodio

PureloxBiguanida

Gluconato de clorhexidina

Solución Hibitane

Con base de alcohol

Cloruro de benzalconio

WelpasCon base de aldehído

Glutaral

Sterihyde

Con base de aldehído

GlutaralCidex Plus28

Surfactante anfótero

Hidrocloruro de alquildiaminoetilglicina

Solución de Satenidin

Para un uso cómodo del monitor• Una pantalla demasiado oscura o brillante puede afectar a sus ojos. Ajuste el brillo delmonitor según las condiciones ambientales.
• Mirar el monitor durante periodos prolongados de tiempo cansa la vista. Haga una
pausa de 10 minutos cada hora.
• Mire la pantalla desde la distancia y el ángulo adecuados.

Responsabilidades y advertencias de ciberseguridad• La actualización del firmware debe llevarse a cabo a través de EIZO Corporation o desu distribuidor.
• Si EIZO Corporation o su distribuidor le indican que debe actualizar el firmware, hágalo
inmediatamente.

13ÍNDICEÍNDICE
PRECAUCIONES ........................................................................................................

3

Importante ...........................................................................................................

3

Ubicación de las notas de precaución ....................................................

3

Símbolos que aparecen la unidad ..........................................................

3

ADVERTENCIA...................................................................................................

5

PRECAUCIÓN ....................................................................................................

9

Aviso sobre este monitor .......................................................................................... 11
Indicaciones de uso ............................................................................................ 11
Precauciones de uso........................................................................................... 11
Uso del monitor durante periodos de tiempo prolongados ................................. 12
Control de calidad ................................................................................... 12
Limpieza.................................................................................................. 12
Desinfección con productos químicos .................................................... 13
Para un uso cómodo del monitor ........................................................................ 13
Responsabilidades y advertencias de ciberseguridad ........................................ 13
1 Introducción................................................................................................................ 16
1.1

1.2

1.3

Características .................................................................................................... 16
1.1.1

Disposición libre...................................................................................... 16

1.1.2

Cableado sencillo.................................................................................... 16

1.1.3

Admite la visualización de vídeo y la alimentación eléctrica con una
sola conexión por cable USB tipo C ....................................................... 16

1.1.4

Visualización híbrida monocromo y color ............................................... 17

1.1.5

Control de calidad ................................................................................... 17

1.1.6

Función de estación de acoplamiento .................................................... 17

1.1.7

Equipado con una función de iluminación (RadiLight)............................ 17

1.1.8

Diseño para ahorrar espacio................................................................... 18

1.1.9

Uso del monitor con el ratón y el teclado................................................ 18

Contenido del paquete ........................................................................................ 19
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 19

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 20

1.2.3

Cómo utilizar RadiCS LE ........................................................................ 20

Controles y funciones.......................................................................................... 21
1.3.1

Parte delantera ....................................................................................... 21

1.3.2

Parte trasera ........................................................................................... 22

2 Instalación y conexión............................................................................................... 24
2.1

Antes de la instalación ........................................................................................ 24
2.1.1

2.2

14

Condiciones de instalación ..................................................................... 24

Conexión de los cables ....................................................................................... 25ÍNDICE
2.3

Conexión de RadiLight Focus (luz de trabajo) .................................................... 30

2.4

Encendido ........................................................................................................... 30

2.5

Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla....................................................... 31

2.6

Colocación de la tapa del conector ..................................................................... 32

2.7

Uso de RadiLight Area / RadiLight Focus ........................................................... 33

3 No aparece ninguna imagen ..................................................................................... 34
4 Especificaciones ........................................................................................................ 36
4.1

Lista de especificaciones .................................................................................... 36
4.1.1

Tipo ......................................................................................................... 36

4.1.2

Panel LCD............................................................................................... 36

4.1.3

Señales de vídeo .................................................................................... 36

4.1.4

USB......................................................................................................... 36

4.1.5

Red ......................................................................................................... 37

4.1.6

Alimentación ........................................................................................... 37

4.1.7

Especificaciones físicas .......................................................................... 37

4.1.8

Requisitos ambientales de operación ..................................................... 37

4.1.9

Condiciones de transporte y almacenamiento........................................ 37

4.2

Resoluciones compatibles .................................................................................. 38

4.3

Accesorios........................................................................................................... 38

Apéndice ..................................................................................................................... 39
Estándar médico ................................................................................................. 39
Clasificación del equipo .......................................................................... 39
Información sobre compatibilidad electromagnética (CEM)................................ 40
Entornos de uso previsto ........................................................................ 40
Descripciones técnicas ........................................................................... 41

15

1 | Introducción

1 Introducción
Gracias por haber elegido un monitor LCD en color de EIZO.

1.1 Características
1.1.1 Disposición libre• Este producto está equipado con las funciones PbyP (imagen por imagen) y PinP
(imagen en imagen), que permiten visualizar hasta tres señales a la vez.

SimplePbyP

Simple + PinP

PbyP + PinP• El monitor ofrece la función One Cable PbyP, que muestra imágenes en el modo PbyP
con un solo cable de señal.

1.1.2 Cableado sencillo
El monitor está equipado con un terminal de salida de USB tipo C® (USB-C®).
Desde el terminal de salida, es posible enviar una señal a otro monitor.

1.1.3 Admite la visualización de vídeo y la alimentación eléctrica con una sola
conexión por cable USB tipo C
Este producto está equipado con un conector USB-C y admite la transmisión de señales devídeo (modo ALT de DisplayPort™), así como la alimentación eléctrica (suministro eléctrico
por USB).
Proporciona un máximo de 94 W de alimentación a un ordenador portátil conectado cuando
se utiliza como un monitor externo.

Señales de vídeo

Alimentación eléctrica

16Introducción | 1

Nota• Para mostrar las señales de vídeo, el dispositivo conectado debe admitir la transmisión deseñales de vídeo (modo ALT de DisplayPort).
• Para utilizar la función de carga, el dispositivo conectado debe admitir la carga de dispositivos
mediante el suministro eléctrico por USB.
• Solo en el caso de que se utilicen los siguientes cables USB, se puede proporcionar un máximo
de 94 W de alimentación.
– CC150SS81G-5A (incluido)• Se pueden cargar los dispositivos conectados aunque el monitor esté en modo de ahorro deenergía.

1.1.4 Visualización híbrida monocromo y color
Si la función Hybrid Gamma PXL está habilitada, este producto diferencia automáticamente
entre las partes monocromática y a color de la misma imagen a nivel de píxeles, y las
muestra respectivamente en gradientes óptimos.

1.1.5 Control de calidad• El monitor tiene un sensor de calibración incorporado (Sensor delantero integrado).
Este sensor permite al monitor realizar la calibración (SelfCalibration) y la Compr. esc.
grises por separado.
• Con RadiCS LE (incluido), podrá realizar la calibración del monitor y gestionar elhistorial.
• El software de control de calidad del monitor RadiCS le permite llevar a cabo un control
de calidad que cumpla con los estándares/directrices médicos.

1.1.6 Función de estación de acoplamiento
Este monitor está equipado con un puerto LAN y un hub USB que permiten utilizarlo comouna estación de acoplamiento. Al conectar un cable USB-C, puede crear un entorno de red
estable incluso en ordenadores portátiles o dispositivos de tableta que no están equipados
con puertos LAN. También puede usar dispositivos periféricos compatibles con USB ycargar smartphones (consulte "Cómo usar la función de estación de acoplamiento" en el
manual de instalación).

1.1.7 Equipado con una función de iluminación (RadiLight)
RadiLight Area (luz de fondo)• RadiLight Area es una función de iluminación trasera integrada en el monitor. Ilumina la
habitación de forma indirecta desde la parte trasera del monitor, lo que permite realizar
interpretaciones radiológicas eficientes en entornos con poca iluminación.
RadiLight Focus (luz de trabajo)17

1 | Introducción• RadiLight Focus es una luz de trabajo extraíble. Puede iluminar el lugar de trabajo paraleer, escribir documentos o utilizar un teclado.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Diseño para ahorrar espacio
El monitor está equipado con varios conectores USB (conexión de flujo ascendente). Puede
utilizar varios PC con un mismo conjunto de dispositivos USB (ratón, teclado, etc.).

1.1.9 Uso del monitor con el ratón y el teclado
Con el software de control de calidad del monitor RadiCS/RadiCS LE puede realizar lassiguientes operaciones del monitor con el ratón y el teclado:• Cambiar los modos CAL Switch• Cambiar las señales de entrada• Función que asigna cualquier modo CAL Switch a una parte de la pantalla y muestra
una imagen (Point-and-Focus)• Mostrar u ocultar la ventana auxiliar de PinP (Hide-and-Seek)• Cambiar los PC que utilizan los dispositivos USB (Switch-and-Go)• Pasar al modo de ahorro de energía (Backlight Saver)• Una función que aumenta temporalmente el brillo para mejorar la visibilidad de lasimágenes diagnósticas (Instant Backlight Booster)18

Introducción | 1

Nota• El software RadiCS/RadiCS LE permite mostrar u ocultar la ventana auxiliar de PinP y cambiar
el PC utilizado para manejar los dispositivos USB al mismo tiempo. Para obtener más
información sobre el procedimiento de configuración, consulte el Manual del usuario de RadiCS/
RadiCS LE.

1.2 Contenido del paqueteCompruebe que todos los elementos siguientes estén incluidos en el paquete. Si falta
alguno o cualquiera de ellos presenta daños, póngase en contacto con su distribuidor o unrepresentante local de EIZO.
Nota• Se recomienda guardar los materiales de embalaje para poder utilizarlos en caso de tener que
mover o transportar el producto.

• Monitor• Cable de alimentación• Cable de señal digital (DisplayPort - DisplayPort): PP300-V14 x 2• Cable de señal digital (HDMI - HDMI): HH300PR x 1• Cable USB 2.0 (USB-A - USB-B): UU300 x 2• Cable USB-C (USB-C - USB-C): CC150SS81G-5A x 1• Tapa del conector (izquierda)• Tapa del conector (derecha)• RadiLight Focus (luz de trabajo)• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instrucciones de uso

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
El CD-ROM contiene los elementos siguientes. Consulte "Readme.txt" en el disco paraobtener información sobre los procedimientos para iniciar el software o consultar losarchivos.
• Archivo Readme.txt• Software de control de calidad del monitor RadiCS LE (para Windows)• Manual del usuario– Instrucciones de uso de este monitor– Manual de instalación del monitor– Manual del usuario de RadiCS LE• Dimensiones exteriores
19

1 | Introducción

1.2.2 RadiCS LE
RadiCS LE le permite realizar las siguientes operaciones del monitor y de control decalidad. Para obtener más información sobre el software o los procedimientos deconfiguración, consulte el Manual del usuario de RadiCS LE.
Control de calidad• Ejecutar la calibración• Mostrar los resultados de las pruebas en una lista y crear un informe de pruebas• Configurar el objetivo de SelfCalibration y el programa de ejecución
Operaciones del monitor• Cambiar los modos CAL Switch• Cambiar las señales de entrada• Función que asigna cualquier modo CAL Switch a una parte de la pantalla y muestra
una imagen (Point-and-Focus)• Mostrar u ocultar la ventana auxiliar de PinP (Hide-and-Seek)• Cambiar los PC que utilizan los dispositivos USB (Switch-and-Go)• Pasar al modo de ahorro de energía (Backlight Saver)• Una función que aumenta temporalmente el brillo para mejorar la visibilidad de lasimágenes diagnósticas (Instant Backlight Booster)• Una función que ajusta automáticamente el brillo del monitor para adaptarse a la luz
ambiente cuando se establece el modo de texto (Auto Brightness Control)
Atención• Las especificaciones de RadiCS LE están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Puede
descargar la versión más reciente de RadiCS LE de nuestro sitio web: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 Cómo utilizar RadiCS LE
Para obtener información sobre cómo instalar y utilizar RadiCS LE, consulte el Manual delusuario de RadiCS LE (en el CD-ROM).
Al utilizar RadiCS LE, conecte el monitor al PC con el cable USB suministrado. Paraobtener más información sobre cómo conectar el monitor, consulte 2.2 Conexión de loscables [} 25].

20

Introducción | 1

1.3 Controles y funciones
1.3.1 Parte delantera
1

2

Aprox. 30°

34

1. Sensor delantero
integrado (móvil)Este sensor se emplea para realizar la calibración y la Compr. esc.
grises.

2. Sensor de iluminancia

Este sensor mide la iluminación del entorno. La medición de lailuminación del entorno se lleva a cabo mediante el software decontrol de calidad RadiCS/RadiCS LE.

3. Interruptores defuncionamiento

Muestra la guía de funcionamiento. Configure los menús de acuerdo
con la guía de funcionamiento.

4. Interruptor dealimentación

Enciende o apaga la unidad.
El indicador del interruptor se enciende cuando se conecta laalimentación. El color del indicador varía según el estado operativodel monitor.
Verde: modo de funcionamiento normal; Naranja: modo de ahorrode energía,
apagado: alimentación principal o alimentación apagada

21

1 | Introducción

1.3.2 Parte trasera
1

7

2

8

5

6
3

4

9

22

10

11

12

13

14

1. RadiLight Area (luz defondo)

Función de iluminación trasera integrada en el monitor. Ilumina la
habitación de forma indirecta desde la parte trasera del monitor.

2. Soporte

Ajusta la altura y el ángulo (inclinación y giro) del monitor.

3. Interruptor dealimentación principal

Enciende o apaga la alimentación principal.

4. Conector dealimentación

Conecta el cable de alimentación.

5. Ranura de bloqueo deseguridad

Este bloqueo admite el sistema de seguridad MicroSaver deKensington.

6. Portacables

Ayuda a tener los cables organizados.

7. Conector USB-A(conexión de flujo
descendente)

Se conecta a un dispositivo USB periférico (consulte "Cómo usar la
función de estación de acoplamiento" en el manual de instalación).

8. Conector de la luz detrabajo

Se conecta a RadiLight Focus.

9. Conector HDMI

Se conecta a un PC con salida HDMI.

10. Conector DisplayPort

Se conecta a un PC con salida DisplayPort.

: apagado,: encendido

Introducción | 1

11. Conector USB-C(conexión de flujo
ascendente)

Se conecta a un PC con salida USB-C. También transmite la señal
USB necesaria para utilizar un software que requiera una conexión
USB o la función de estación de acoplamiento (consulte "Cómo usar
la función de estación de acoplamiento" en el manual deinstalación).

12. Conector USB-C(conexión de flujo
descendente)

Para establecer una conexión en cadena margarita, conecte elcable al conector USB-C de conexión de flujo ascendente de otro
monitor. Además, puede conectar un dispositivo USB periférico (vea"Cómo usar la función de estación de acoplamiento" en el manual
de instalación).

13. Puerto LAN

Se conecta a un enrutador o hub de red con un cable LAN para
utilizar la conexión de red de la función de estación de acoplamiento(consulte "Cómo usar la función de estación de acoplamiento" en el
manual de instalación).

14. Conector USB-B(conexión de flujo
ascendente)

Se conecta a un ordenador cuando se utiliza un software quenecesite una conexión USB en un PC sin conexión USB-C o cuando
se utiliza la función de hub del USB de este producto.

23

2 | Instalación y conexión

2 Instalación y conexión
2.1 Antes de la instalación
Lea atentamente las PRECAUCIONES [} 3] y siga siempre las instrucciones.
Si instala este producto sobre un escritorio lacado, el color puede adherirse a la parteinferior del soporte debido a la composición de la goma. Compruebe la superficie delescritorio antes de usarlo.

2.1.1 Condiciones de instalación
Cuando instale el monitor en un estante, asegúrese de que haya suficiente espacio a loslados, detrás y encima del monitor.
Atención• Coloque el monitor de forma que la luz no interfiera con la pantalla.

24Instalación y conexión | 2

2.2 Conexión de los cables
Atención• Compruebe que el monitor, el PC y los periféricos estén apagados antes de conectarlos.
• Si sustituye su monitor actual por este otro, vea 4.2 Resoluciones compatibles [} 38] paracambiar en el PC los valores de configuración de la resolución y la frecuencia de barrido vertical
por los que estén disponibles para este monitor antes de proceder a la conexión del PC.
• Si resulta difícil insertar los cables, ajuste el ángulo de la pantalla.

1. Conecte los cables de señal.
Compruebe las formas de los conectores y conecte los cables.
En la visualización de una sola pantalla

Cable de señal: HH300PR
Cable de señal: PP300-V14
Cable de señal: CC150SS81G-5A

Atención• En la configuración predeterminada, se muestra la señal del conector DisplayPort 1. Si quiere
visualizar la señal de otro conector, cambie la señal de entrada (vea "Cambiar las señales deentrada" en el manual de instalación).
• Si utiliza un USB-C no solo para la visualización de vídeo, sino también para el control decalidad del monitor con RadiCS / RadiCS LE, y conecta dispositivos USB (periféricos
compatibles con USB), debe establecer "Selección de USB" en "USB-C" en el menú de ajustes.
Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
• En el caso de las señales HDMI®, se puede mostrar en un rango limitado.

25

2 | Instalación y conexión
En la visualización PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2)

Cable de señal: PP300-V14

Cable de señal: PP300-V14

Atención• Para la visualización PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2), debe configurar "Ajustes PbyP" en elmenú de ajustes. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CDROM).
• Al utilizar la visualización PbyP desde dos PC, es posible que algunos aspectos del control decalidad, como la calibración, queden limitados.

26

Instalación y conexión | 2
En la visualización PbyP (One Cable PbyP)

Cable de señal: PP300-V14

Cable de señal: CC150SS81G-5A

Atención• Para la visualización PbyP (One Cable PbyP), se debe conectar al conector DisplayPort 1 o al). Además, debe configurar la opción
conector USB-C (conexión de flujo ascendente:"Ajustes PbyP" en el menú de ajustes. Para obtener más información, consulte el Manual deinstalación (en el CD-ROM).
• Si utiliza un USB-C no solo para la visualización de vídeo, sino también para el control decalidad del monitor con RadiCS / RadiCS LE, y conecta dispositivos USB (periféricos
compatibles con USB), debe establecer "Selección de USB" en "USB-C" en el menú de ajustes.
Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

27

2 | Instalación y conexión
En la visualización PinP (pantalla auxiliar)
Ejemplo: Uso del conector HDMI

Cable de señal: HH300PR
Cable de señal: PP300-V14

Atención• Para la visualización PinP (pantalla auxiliar), debe configurar la opción "Ajustes PinP" en elmenú de ajustes. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CDROM).
• Cuando se visualiza una señal HDMI en una sola pantalla, no se puede utilizar la función devisualización PinP (pantalla auxiliar).

28

Instalación y conexión | 2
Al conectar otros monitores mediante una conexión en cadena margarita
La señal de entrada en el conector DisplayPort 1 o el conector USB-C (conexión de flujo) se utilizará de salida en otro monitor.
ascendente:

Conectar al PC

Cable USB-C

Cable de señal: PP300-V14

Cable de señal: CC150SS81G-5A

Cable de señal: CP200(opcional, se vende por separado)

Atención• Visite el sitio web de EIZO para obtener más información sobre los monitores y tarjetas gráficas
que pueden utilizarse para una conexión en cadena margarita:(www.eizoglobal.com)• Para configurar una conexión en cadena margarita, se debe conectar al conector DisplayPort 1). Además, debe configurar la opcióno al conector USB-C (conexión de flujo ascendente:"Daisy Chain" en el menú de ajustes de administrador. Para obtener más información, consulte
el Manual de instalación (en el CD-ROM).
• Hay una tapa en el puerto USB-C (conexión de flujo descendente:tapa cuando lo vaya a utilizar.

) por defecto. Retire la

2. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente y al conector de alimentacióndel monitor.
Inserte el cable de alimentación correctamente en el monitor.
3. Si no utiliza una conexión USB-C y utiliza RadiCS / RadiCS LE o conecta un dispositivo
USB (periférico compatible con USB) al monitor, conecte un cable USB 2.0 del conector
USB-B del monitor al conector USB-A del PC.
Cable USB 2.0: UU300

Atención• Si conecta el monitor a un PC en el que se haya instalado RadiCS/RadiCS LE, conecte el USB) o USB-C (conexión de flujo ascendente:).
B1(• Cuando utilice el USB-B 2 (), retire la tapa antes. Además, debe cambiar la configuración"Selección de USB" en el menú de ajustes (vea "Selección de USB" en el manual deinstalación).

29

2 | Instalación y conexión

2.3 Conexión de RadiLight Focus (luz de trabajo)
Conecte RadiLight Focus (luz de trabajo) al conector de la luz de trabajo del monitor.
Solo se puede conectar hacia abajo en posición perpendicular al conector.

1
2Para retirarlo, tire de él al mismo tiempo que gira la pieza que conecta con el monitor, en la
dirección que se indica con el punto 1 en la ilustración.

2.4 Encendido
para encender el monitor.
1. Pulse
El indicador del interruptor de alimentación del monitor se enciende en verde.
Si el indicador no se enciende, vea 3 No aparece ninguna imagen [} 34].
Nota
• Si con el monitor apagado toca cualquiera de los interruptores de funcionamiento, excepto
empieza a parpadear para indicarle dónde está el interruptor de alimentación.

,

2. Encienda el PC.
Aparece la imagen de pantalla.
Si no aparece ninguna imagen, vea 3 No aparece ninguna imagen [} 34] para obtener
más información.

30Instalación y conexión | 2

Atención• Al conectar por primera vez o cambiar el método de conexión, algunos ajustes de visualización,
como la resolución y la escala, pueden no ser los apropiados. Compruebe que la configuracióndel PC sea correcta.
• Se recomienda apagar el monitor por medio del botón de alimentación para ahorrar energía.
Cuando no utilice el monitor, puede apagarlo o desconectarlo del enchufe de corriente de forma
que se corte la alimentación eléctrica completamente.

Nota• Para maximizar la vida útil del monitor, evitar la degradación del brillo y reducir el consumo
eléctrico, lleve a cabo lo siguiente:– Use la función de ahorro de energía del PC o el monitor.
– Cuando haya terminado de utilizar el monitor, apáguelo.

2.5 Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla
Sujete con ambas manos los extremos superior e inferior o izquierdo y derecho del monitor
para regular la altura, la inclinación y el giro de la pantalla, y conseguir la posición detrabajo óptima.

Atención• Cuando se haya completado el ajuste, asegúrese de que los cables estén bien conectados.
• Después de ajustar la altura y la inclinación, introduzca los cables en el portacables.
• Cuando ajuste el ángulo o la posición del monitor con la luz de trabajo conectada, procure no
aplicar fuerza a la luz para evitar dañar el conector o el brazo.

31

2 | Instalación y conexión

2.6 Colocación de la tapa del conector
1. Organice los cables en el portacables.

2. Coloque la tapa del conector.

Ejemplo: Colocación de la tapa del conector (derecha)

Atención• Asegúrese de que quede bien encajada para garantizar una buena ventilación dentro delmonitor.

Nota• Para retirar la tapa del conector, tire de ella.

32

Instalación y conexión | 2

2.7 Uso de RadiLight Area / RadiLight Focus
1. Asegúrese de que el monitor y el ordenador estén encendidos.
2. Utilice los interruptores de funcionamiento para encender o apagar RadiLight Area oRadiLight Focus.
Ajuste el brillo de RadiLight Area.

RadiLight Focus Encender o apagar
RadiLight Area
Menos brillo / Más brillo / Encender o apagar

Atención• Debido a las variaciones de los LED, es posible que los colores y el brillo cambien incluso en elmismo producto.
• Es posible que no consiga una iluminación suficiente con RadiLight Area en los siguientes
entornos:– Si hay mucha distancia hasta la pared o el techo.
– Si la pared o el techo están hechos de materiales que no reflejan bien la luz o son de colores
oscuros.
• Al cambiar la dirección de RadiLight Focus, ajuste el ángulo sosteniendo el brazo además de la
punta.

Nota• Para obtener información detallada sobre la configuración de RadiLight Area, consulte el Manual
de instalación (en el CD-ROM).

33

3 | No aparece ninguna imagen

3 No aparece ninguna imagen
El indicador del interruptor de alimentación no se enciende• Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente.
• Encienda el interruptor de alimentación principal en la parte trasera del monitor.
• Toque.

• Apague el interruptor de alimentación principal en la parte trasera del monitor y vuelva aencenderlo transcurridos unos minutos.

El indicador del interruptor de alimentación se enciende:
Verde• Aumente el "Brillo", el "Contraste" o la "Ganancia" en el Menú de ajustes. Para obtener
más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
• Apague el interruptor de alimentación principal en la parte trasera del monitor y vuelva aencenderlo transcurridos unos minutos.

El indicador del interruptor de alimentación se enciende:
Naranja• Cambie la señal de entrada. Para obtener más información, consulte el Manual deinstalación (en el CD-ROM).
• Mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado.
• Compruebe si el PC está encendido.
• Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Conecte los cables deseñal a los conectores de la señal de entrada correspondiente.
• Apague el interruptor de alimentación principal en la parte trasera del monitor y vuelva aencenderlo.

El indicador del interruptor de alimentación parpadea:
Naranja, Verde• Conéctelo con un cable de señal especificado por EIZO. A continuación, apague elinterruptor de alimentación principal en la parte trasera del monitor y vuelva aencenderlo transcurridos unos minutos.

El mensaje "Señal no" aparece en pantalla.
Ejemplo:• Es posible que aparezca el mensaje mostrado anteriormente, ya que algunos PC no
emiten una señal inmediatamente después de haberse encendido.
• Compruebe si el PC está encendido.
• Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Conecte los cables deseñal a los conectores de la señal de entrada correspondiente.

34

No aparece ninguna imagen | 3) se utiliza para la salida de la conexión• El USB-C (conexión de flujo descendente:en cadena margarita. La pantalla no se muestra aunque esté conectada a un PC.
• Cambie la señal de entrada. Para obtener más información, consulte el Manual deinstalación (en el CD-ROM).
• Apague el interruptor de alimentación principal en la parte trasera del monitor y vuelva aencenderlo.

El mensaje "Error de señal" aparece en pantalla.
Ejemplo:• Compruebe si el PC está configurado para satisfacer los requisitos de resolución yfrecuencia de barrido vertical del monitor (vea 4.2 Resoluciones compatibles [} 38]).
• Reinicie el PC.
• Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar la configuración adecuada.
Consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica para obtener más información.

El mensaje "DP no soportado" aparece en pantalla• Compruebe si el cable conectado es un cable de señal recomendado por EIZO.
• Compruebe si el USB-C del dispositivo conectado admite la salida de señales de vídeo(modo ALT de DisplayPort). Para obtener más información, póngase en contacto con elfabricante del dispositivo.
• Conéctelo a un cable DisplayPort o un cable HDMI.

35

4 | Especificaciones

4 Especificaciones
4.1 Lista de especificaciones
4.1.1 Tipo
RX670

Antirreflejos

RX670-AR

Antirreflexión

4.1.2 Panel LCD
Tipo

Color (IPS)

Luz de fondo

LED

Tamaño30,0 " (76,2 cm)

Resolución

3280 puntos x 2048 líneas

Área de visualización (H x V)

645,5 mm x 403,0 mm

Tamaño de píxel (H × V)

0,197 mm x 0,197 mm

Colores de visualización

Color de 10 bits (DisplayPort/USB-C): hasta
1070 millones de colores (de una paleta deaproximadamente 543 000 millones de colores)
8 bits (DisplayPort/HDMI): 16,77 millones decolores (de una paleta de aproximadamente
543 000 millones de colores)Ángulo de visualización (H/V, típico)

178˚/178˚

Brillo recomendado

500 cd/m2

Tiempo de contraste (típico)1800:1

Tiempo de respuesta (típico)

25 ms (negro -> blanco -> negro)

4.1.3 Señales de vídeo
Conectores de entrada

DisplayPort x 2, USB-C (modo ALT de
DisplayPort) x 1, HDMI x 1

Terminales de salida

USB-C (modo ALT de DisplayPort) x 1

Frecuencia de barrido horizontal

31 kHz – 127 kHz

Frecuencia de barrido vertical*1

59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz)

Modo de sincronización de trama

59 Hz – 61 Hz

Frecuencia del reloj de puntos

25 MHz – 440 MHz*1 La frecuencia de barrido vertical que es compatible varía de acuerdo con la resolución. Paraobtener más información, vea 4.2 Resoluciones compatibles [} 38].

4.1.4 USB
PuertoConexión de flujo
ascendente

USB-C x 1, USB-B x 2Conexión de flujo
descendente

USB-A x 3, USB-C x 1

Estándar

Especificación USB revisión 2.0

Velocidad de comunicación

480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps

Alimentación
eléctrica

Conexión de flujo
ascendente

USB-C: 94 W como máximo (5 V/3 A, 9 V/3 A,
15 V/3 A, 20 V/4,7 A)

Conexión de flujo
descendente

USB-A: 500 mA como máximo por puerto

36

USB-C: 15 W como máximo (5 V/3 A)

Especificaciones | 4

4.1.5 Red
PuertoRJ-45 (adaptador LAN USB)

Sistemas operativos compatibles*1

Windows 11
Windows 10 (32 bits/64 bits)
macOS Sierra (10.12) o versiones posteriores

LAN con cable

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 La asistencia de EIZO terminará cuando finalice la asistencia del proveedor del SO.

4.1.6 Alimentación
Entrada100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz , 2,80–1,20 A

Consumo energético máximo

279 W o menos*1

Modo de ahorro de energía

0,5 W o menos*2

Modo de espera

0,5 W o menos*3*1 Cuando se conecta una carga externa, "Modo": "4-Custom", "Brillo": "100%", RadiLight Focus está

activado, el brillo de RadiLight Area está al máximo
*2 Cuando se usa la entrada DisplayPort y el puerto USB de conexión de flujo ascendente no estáconectado, "Ahorro ener.": "Alto", "DP Power Save": "Encendido", "One Cable PbyP": "Off",RadiLight Focus está conectado, RadiLight Focus está desactivado, no hay ninguna carga externaconectada*3 Cuando el puerto USB de conexión de flujo ascendente no está conectado, "DP Power Save":"Encendido", "One Cable PbyP": "Off", RadiLight Focus está conectado, RadiLight Focus está
desactivado, no hay ninguna carga externa conectada

4.1.7 Especificaciones físicas
Dimensiones (anch. x alt. x prof.)

682,0 mm x 490,5 mm – 590,5 mm x 225,0 mm(Inclinación: 0˚)
682,0 mm x 534,7 mm – 634,7 mm x 295,2 mm(Inclinación: 30˚)Dimensiones (anch. x alt. x prof.) (sin soporte)

682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm

Peso neto

Aprox. 15,8 kg

Peso neto (sin soporte)

Aprox. 11,7 kg

Rango de ajuste de altura

100 mm (inclinación: 0˚)

Inclinación

Hacia arriba 30˚, hacia abajo 5˚

Giro

70˚

4.1.8 Requisitos ambientales de operación
Temperatura

0 ˚C–35 ˚C

Humedad20 %–80 % H.R. (sin condensación)

Presión atmosférica

540 hPa–1060 hPa

4.1.9 Condiciones de transporte y almacenamiento
Temperatura-20 ˚C–60 ˚C

Humedad

10 %–90 % H.R. (sin condensación)

Presión atmosférica

200 hPa–1060 hPa37

4 | Especificaciones

4.2 Resoluciones compatibles
El monitor admite las siguientes resoluciones:✓: Admitida, -: No admitida
Resolución

Frecuencia de
DisplayPort / USB-C
HDMI
barridoVisualizaci Visualizaci Visualizaci Visualizaci Visualizaci
vertical (Hz) ón de unaón PbyPón PinPón de una
ón PinPsola
solapantallapantalla

640 x 480

59,940

✓

✓

✓

✓

✓

640 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

720 x 400

70,087

✓

✓

✓

✓

✓

720 x 480

59,940

-

-

-

✓

✓

720 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

800 x 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 x 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 x 1600

59,963

-

-

✓

-

✓

1200 x 1920

59,940

-

-

✓

-

✓

1280 x 720

59,940

-

-

-

✓

✓

1280 x 720

60,000

-

-

-

✓

✓

1280 x 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 x 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

1640 x 2048

59,985

-

✓*1

-

-

-

1920 x 1080

59,940

-

-

-

✓

✓

1920 x 1080

60,000

-

-

-

✓

✓

-

*1

✓

-

✓*1

-

*2

-

*3

-

1920 x 1200
2560 x 1600
3280 x 2048

59,950-59,972-

59,981

*1

✓

-

-

✓
✓

*1 Resolución recomendada*2 Resolución recomendada cuando "Modo LMM (HDMI)" se establece en "Encendido" en "Ajustes

de administrador"*3 Resolución recomendada cuando "Modo LMM (HDMI)" se establece en "Apagado" en "Ajustes deadministrador"

4.3 Accesorios
Los accesorios siguientes están disponibles por separado.
Para obtener información actualizada sobre los accesorios opcionales y sobre la tarjeta
gráfica compatible más reciente, consulte nuestro sitio web.
(www.eizoglobal.com)
Kit de calibración

RadiCS UX2 versión 5.1.3 o posterior
RadiCS Version Up Kit versión 5.1.3 o posterior

Software de gestión del control de calidad de laredRadiNET Pro versión 5.1.3 o posterior

Kit de limpieza

ScreenCleaner (limpiador de pantallas)

Adaptador VESA para cliente delgado o miniPC

PCSK-R1

Cable de señal (USB-C - DisplayPort)

CP200

38

Apéndice

Apéndice
Estándar médico
• Deberá garantizarse que el sistema final cumpla con los requisitos de la norma
IEC60601-1.
• Los equipos alimentados por energía eléctrica pueden emitir ondas electromagnéticas,
que podrían influir en, limitar o causar un mal funcionamiento del monitor. Instale elequipo en un entorno controlado en el que se eviten tales efectos.

Clasificación del equipo• Tipo de protección frente a descargas eléctricas: Clase I• Clase CEM: IEC60601-1-2 Grupo 1, Clase B• Clasificación del producto sanitario (UE): Clase I• Modo de funcionamiento: continuo• Clase IP: IPX0

39

Apéndice

Información sobre compatibilidad electromagnética (CEM)
RadiForce RX670 tiene la capacidad de mostrar imágenes médicas correctamente.

Entornos de uso previsto
RadiForceRX670 ha sido diseñado para su uso en los entornos que se indican acontinuación.
• Entornos de centros sanitarios profesionales como clínicas y hospitales• Domicilios, como residencias y casas, en entornos de asistencia sanitaria a domicilio
Los siguientes entornos no son convenientes para utilizar RadiForce RX670:• Entornos de asistencia sanitaria a domicilio, sin incluir domicilios• Cerca de equipos quirúrgicos de alta frecuencia como un bisturí electroquirúrgico• Cerca de equipos terapéuticos de onda corta• En habitaciones protegidas contra señales de RF de sistemas médicos para IRM• En entornos específicos protegidos• En vehículos, entre otros, ambulancias• Otros entornos específicos
ADVERTENCIA• RadiForce RX670 exige adoptar precauciones especiales con respecto a la CEM y se debe
instalar. Es necesario leer detenidamente la información sobre CEM y la sección"PRECAUCIONES" de este documento. Además, se deben respetar y seguir las instrucciones al
instalar y utilizar el producto.

ADVERTENCIA• RadiForce RX670 no debe usarse pegado a otros equipos ni montado encima o debajo de otros
equipos. Si fuera necesario su uso de tal manera, deberá observarse el equipo o el sistema para
comprobar que funciona con normalidad en la configuración en la que se va a utilizar.

ADVERTENCIA• Si utiliza un equipo de comunicación por RF portátil, manténgalo a 30 cm (12 pulgadas) o más
de cualquier pieza, incluidos los cables, de RadiForce RX670. De lo contrario, podría producirse
una degradación del rendimiento de este equipo.

ADVERTENCIA• La persona que conecte equipos adicionales a las entradas o salidas de señal en laconfiguración de un sistema médico será responsable de que el sistema cumpla con losrequisitos estipulados en IEC60601-1-2.

ADVERTENCIA• No toque los conectores de entrada/salida de la señal mientras esté utilizando RadiForce
RX670. De lo contrario, la imagen mostrada podría verse afectada.

40

Apéndice

ADVERTENCIA• Asegúrese de utilizar los cables suministrados con el producto o cables recomendados por
EIZO.
El uso de otros cables distintos a los recomendados por EIZO puede provocar un incremento delas emisiones electromagnéticas o una reducción de la inmunidad electromagnética de este
equipo, así como un funcionamiento incorrecto.
Puerto de señal

Longitud máx.
del cable

Protección

Núcleo de ferrita

Cable
recomendado

DisplayPort

3m

Protegido

Sin núcleos de ferrita PP300-V14

HDMI

3m

Protegido

Con núcleos deferrita

USB-C

1,5 m

Protegido

Sin núcleos de ferrita CC150SS81G-5A

2m

Protegido

Sin núcleos de ferrita -3m

Protegido

Con núcleos deferrita

3m

Protegido

Sin núcleos de ferrita -Ethernet

30 m

Sin protección Sin núcleos de ferrita -Enchufe de CA

3m

Sin protección Sin núcleos de ferrita Con cable detierra

HH300PR(conexión de flujo
ascendente)
USB-C(conexión de flujo
descendente)
USB-B(conexión de flujo
ascendente)
USB-A

UU300/MD-C93(conexión de flujo
descendente)(o entrada de CA)

Descripciones técnicas
Emisiones electromagnéticas
RadiForceRX670 ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se
indica a continuación.
El cliente o el usuario de RadiForce RX670 deben asegurarse de que se utilice RadiForce
RX670 en dichos entornos.
Prueba de emisiones Cumplimi
ento
Emisiones de RF
CISPR11

Grupo 1

Pautas sobre el entorno electromagnético
RadiForce RX670 usa energía de RF solo para su
funcionamiento interno.
Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es
probable que causen interferencias en los equipos electrónicos
cercanos.

Emisiones de RF
CISPR11

Clase B

Emisiones dearmónicos
IEC61000-3-2

Clase D

Fluctuaciones detensión/emisiones deparpadeos
IEC61000-3-3

CumpleRadiForce RX670 es adecuado para su uso en todos los ámbitos,
incluidos los residenciales y los conectados directamente a la redeléctrica pública de baja tensión que abastece a los edificios
destinados al uso doméstico.

41

Apéndice
Inmunidad electromagnética
RadiForce RX670 se ha probado en los siguientes niveles de conformidad (C) según losrequisitos de ensayo (T) para los entornos sanitarios profesionales especificados en
IEC60601-1-2.
El cliente o el usuario de RadiForce RX670 deben asegurarse de que se utilice en dichos
entornos.
Ensayo deinmunidad

Nivel de ensayo (T)Nivel deconformidad (C)Descarga
electrostática (ESD)
IEC61000-4-2

Descarga decontacto de ±8 kVDescarga decontacto de ±8 kVDescarga de aire de±15 kV

Descarga de aire de±15 kV

Transitorios
eléctricos rápidos/en
ráfagas
IEC61000-4-4

Líneas eléctricas de±2 kV

Líneas eléctricas de±2 kV

Líneas de entrada/
salida de ±1 kV

Líneas de entrada/
salida de ±1 kV

Sobretensión
IEC61000-4-5±1 kV línea a línea±1 kV línea a línea±2 kV línea a tierra±2 kV línea a tierra

Caídas de tensión,
0 % UT (caída delinterrupciones breves 100 % en UT) 0,5
y variaciones deciclos y 1 ciclo
tensión en las líneas 70 % U (caída delTde suministro de
30 % en UT)
energía eléctrica
25 ciclos/50 Hz
IEC61000-4-11
0 % UT (caída del
100 % en UT)
250 ciclos/50 Hz

0 % UT (caída del
100 % en UT) 0,5
ciclos y 1 cicloCampos magnéticos 30 A/m
a frecuencia de red (50/60 Hz)
IEC61000-4-8

30 A/m

70 % UT (caída del
30 % en UT)
25 ciclos/50 Hz
0 % UT (caída del
100 % en UT)
250 ciclos/50 Hz

Pautas sobre el entorno
electromagnético
Los suelos deben ser de madera,
hormigón o baldosas cerámicas.
Si los suelos están recubiertos
de algún material sintético, la
humedad relativa debe ser almenos del 30 %.
La calidad de la corriente
suministrada por la red eléctrica
debe ser la habitual en entornos
comerciales u hospitalarios
normales.
La calidad de la corriente
suministrada por la red eléctrica
debe ser la habitual en entornos
comerciales u hospitalarios
normales.
La calidad de la corriente
suministrada por la red eléctrica
debe ser la habitual en entornos
comerciales u hospitalarios
normales. Si el usuario de
RadiForce RX670 necesita queel dispositivo siga funcionando apesar de que haya cortes en elsuministro de la red de energía
eléctrica, se recomienda
conectar RadiForce RX670 a unsistema de alimentación eléctrica
ininterrumpida o una batería.
Los campos magnéticos a
frecuencia de red deben
encontrarse en los niveles
característicos de una instalación
típica en un entorno comercial u
hospitalario normal.
El producto debe mantenerse aunos 15 cm, como mínimo, de lafuente de campos magnéticos a
frecuencia de red durante su
uso.

42

Apéndice

Ensayo deinmunidad

Nivel de ensayo (T)Nivel deconformidad (C)Pautas sobre el entorno
electromagnético
El equipo de comunicaciones RF
portátil y móvil no debería
utilizarse más cerca de cualquierparte de RadiForce RX670,
incluidos los cables, que la
distancia de separación
recomendada calculada desde laecuación aplicable a lafrecuencia del transmisor.

Perturbaciones
conducidas,
inducidas por loscampos de RF
IEC61000-4-6Campos de RF
radiada
IEC61000-4-3

3 Vrms3 VrmsDe 150 kHz–80 MHz
Bandas 6 Vrms
6 Vrms
ISM*1 y radio
aficionado*2 entre 150
kHz y 80 MHz
10 V/m
10 V/m80 MHz–2,7 GHz

Distancia de separación
recomendada
d = 1,2√P
d = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3 √P, 800 MHz–2,7 GHz
Donde "P" es la potencia nominal
máxima de salida del transmisor
en vatios (W) según el fabricantedel transmisor y "d" es ladistancia de separación
recomendada en metros (m). Las
intensidades de campo detransmisores de RF fijos,
conforme se determinen
mediante un estudioelectromagnético de campo*3,
deben ser menores que el nivel
de conformidad en cada rango
de frecuencias*4.
Pueden producirse interferencias
cerca de equipos que tengan elsímbolo siguiente.

Nota• UT es la tensión de CA de la red antes de aplicar el nivel de ensayo.
• A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
• Estas pautas sobre las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de RF o campos
radiados de RF, pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética
se ve afectada por la absorción y la reflexión en estructuras, objetos y personas.
*1 Las bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a

6,795 MHz, de 13,553 MHz a 13,567 MHz, de 26,957 MHz a 27,283 MHz y de 40,66 MHz a
40,70 MHz.
*2 Las bandas de radioaficionados entre 0,15 MHz y 80 MHz son de 1,8 MHz a 2,0 MHz, de 3,5 MHz

a 4,0 MHz, de 5,3 MHz a 5,4 MHz, de 7 MHz a 7,3 MHz, de 10,1 MHz a 10,15 MHz, de 14 MHz a
14,2 MHz, de 18,07 MHz a 18,17 MHz, de 21,0 MHz a 21,4 MHz, de 24,89 MHz a 24,99 MHz, de
28,0 MHz a 29,7 MHz y de 50,0 MHz a 54,0 MHz.
*3 Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para

radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados,

43

Apéndiceemisoras de radio AM y FM y emisoras de televisión, no se pueden predecir con exactitud deforma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por transmisores de RF fijos,
debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio electromagnético de campo. Si laintensidad del campo medida en el lugar en el que se usa RadiForce RX670 supera el nivel deconformidad de RF correspondiente indicado anteriormente, debe vigilarse RadiForce RX670 a finde comprobar que funciona correctamente. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede quesean necesarias medidas adicionales, como la reorientación o la reubicación de RadiForce
RX670.
*4 En el rango de frecuencias comprendido entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades de campo

deben ser inferiores a 3 V/m.

44

ApéndiceDistancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por RF
portátiles o móviles y RadiForce RX670
RadiForce RX670 está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que secontrolen las perturbaciones por emisiones de RF radiada. El cliente o el usuario de
RadiForce RX670 pueden contribuir a evitar que se produzcan interferencias
electromagnéticas manteniendo una distancia mínima (30 cm) entre los equipos decomunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y RadiForce RX670. RadiForce
RX670 se ha probado en los siguientes niveles de conformidad (C) según los requisitos deniveles de ensayo (T) de inmunidad para los campos electromagnéticos de proximidad enlos siguientes servicios de comunicación por RF.
Servicio*1

Frecuencia
de ensayo(MHz)

Ancho debanda*1(MHz)

385

380 – 390TETRA 400450

430 – 470

710

Modulación*2

Nivel de ensayo
(T)*3
(V/m)

Nivel deconformida
d (C)
(V/m)

Modulación por
impulsos*2
18 Hz

27

27

GMRS 460,
FRS 460

FM
desviación de±5 kHzsinusoidal de
1 kHz

28

28

704 – 787

Banda LTE 13, 17

Modulación por
impulsos*2
217 Hz99800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
Banda LTE 5

Modulación por
impulsos*2
18 Hz

28

28

1700 – 1990 GSM 1800;
Modulación por
CDMA 1900;
impulsos*2
GSM 1900;
217 HzDECT;
Banda LTE 1, 3, 4,
25;
UMTS

28

28

2450

2400 – 2570 Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
Banda LTE 7

Modulación por
impulsos*2
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800 WLAN 802.11 a/n

Modulación por
impulsos*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 En algunos servicios solo se incluyen las frecuencias de enlace ascendente.
*2 La portadora se modula utilizando una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %.
*3 Los niveles de prueba se calcularon con la potencia máxima y 30 cm de distancia de separación.

45

Apéndice
El cliente o el usuario de RadiForce RX670 puede suprimir la interferencia causada por loscampos magnéticos de proximidad manteniendo una distancia mínima (15 cm) entre eltransmisor de RF y RadiForce RX670. RadiForce RX670 se ha probado en los siguientes
niveles (C) de rendimiento para los niveles de prueba (T) requeridos de la inmunidad decampo magnético de proximidad.
Frecuencia de ensayo

Modulación

Nivel de ensayo (T)(A/m)

Nivel de conformidad
(C)
(A/m)

30 kHzCW (onda continua)

88134,2 kHz

Modulación por
impulsos*1

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Modulación por
impulsos*1
50 kHz*1 La portadora se modula utilizando una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %.

En el caso de otros equipos de comunicación por RF portátiles y móviles (transmisores),debe mantenerse una distancia mínima entre dichos equipos y RadiForce RX670, según lo
recomendado a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo decomunicaciones.
Potencia nominal
máxima de salida deltransmisor(W)

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

En el caso de los transmisores cuya potencia nominal máxima de salida no figura en latabla anterior, la distancia de separación recomendada "d" en metros (m) se puede calcularpor medio de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde "P" es la potencia
nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
Nota• A 80 y 800 MHz se debe aplicar la distancia de separación para un rango de frecuencias más
alto.
• Estas pautas sobre las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de RF o campos
radiados de RF, pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética
se ve afectada por la absorción y la reflexión en estructuras, objetos y personas.

46

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024