1523/1524 リファレンス・サーモメーター
測定、グラフ表示、測定データの記録
３タイプのセンサーに対応

テクニカル・データ• 高精度• PRT：最高確度 ±0.011 ℃• 熱電対：最高確度 ±0.24 ℃• 高精度サーミスター：
最高確度 ±0.002 ℃

2 つのモデル• 1523：1チャンネルの標準モ
デル、25 個の測 定値をメモ
リーへ記録• 1524：2 チャンネル；測定値を15,000 までロギング可能；リ
アルタイム・クロックによるタイム・スタンプ付

幅広い用途に対応する
高精度デジタル温度計
フルークのハート・サイエンティフィック事業部
から新しく発売された1523/24リファレンス・サー
モメーターは、PRT（白金抵抗温度計）、熱電対、サーミスターの測定、グラフ表示および測定値の記録が可能です。この新しい温度指示計器は高精度かつ、測定温度範囲が広く、データの記録、グラフによるトレンドの確認も可能なうえ、ハンドヘルド・タイプでどこにでも持ち運びすることができます。
1523/24 は 現 場 での利用、標準室での測定、データの記録、これら全てを簡単に行うことができます。さらに1524 の 2 チャンネ ル測定ならこれまでの半分の時間で 2 倍の作業が可能です。

高精度かつ確実な測定をどこででもコンプライアンスや生産効率、エネルギー効率、そして首尾一貫した測定結果の取得のためには、測定の精度が重要となります。1523/24では電流反転という測定方法が使われています。これは熱起電力による影響を排除して高精度な温度測定を行う方法で、ハイエンドの温度計で使用される技術です。また、1523/24 の仕様は環境温度 –10 ℃ ～ 60 ℃の広範囲で保証されています。これは特別な高精度抵抗器と安定度の高い電圧源によって、環境温度の影響を受けにくくなっているためです。
フルークの 他のハンドヘルド製 品と同 様、1523/24 は極端な温度や振動の激しい条件のもとでも正確なテストを行うことができ、どこででも安心してご使用いただけます。オプションの磁気ハンガーに掛けておけば、両手で作業しながら簡単にディスプレイを見ることができます。

2 つのモデルから、アプリケーションに合わせてお選びください。
標準室や現場で、温度のトレンドをモニター
1523/24 のディスプレイは128×64 のバックライト付きLCD ディスプレイで、温度変化のトレンドをグラフで表示することができます。グラフの分解能はボタンひとつで変更できます。これによって、温度が安定したかどうかを統計を用いることなく、直ちに知ることができます。またプロセスを時間経過とともに観察し、動作が正常かどうか検証することもできます。
ボタンひとつで読み値をホールドでき、読み値や関連する統計 値を 25 個まで記録しておいて、後で簡単に呼びだすことも可能です。統計値には平均値や最大最小値、標準偏差が含まれます。保存した値は本体のディスプレイ上で確認することもできますし、RS-232 接続と標準付属の9940 I/O Toolkitソフトウェアで PC に転送することもできます。PC にオプションの LogWare II
ソフトウェアをインストールすれば、より多くのデータのモニターと記録が可能になります。
PC の USBコネクターと接続される場合は、別売の RS232‑USB アダプターをご利用ください。
バッテリーは単三電池 3 つで最低 20 時間は動作します。それより長い時間ご利用の場合は、DC電源アダプターをご使用ください。バッテリーの寿命と利便性とを考慮して、省電力機能のオン/オフを切り替えてください。

INFO - CONコネクターで正しい温度を計算
INFO‑CONコネクター内部のメモリー･チップには、接続されたプローブの校正係数を保存しておくことができるため、プローブを指示計器に接続するだけで、その情報は指示計器に転送されます。プローブの校正情報が INFO‑CON コネク
ターから1523/24 に自動的に転送されることで、正確な温度計算処理が保証され、高精度な測定を簡単に行うことができます。
セキュリティーやシステム校正のトレーサビリティーのため、特定のチャンネルや指示計器に対して、プローブにパスワードでロックを掛けることもできます。ユニバーサルTC アダプター、そしてTC 用 INFO‑CONコネクターには、内蔵の高精度サーミスターによる冷接点補償があります。

2 Fluke Corporation 1523/1524 Reference Thermometers

1523 サーモメーター
１チャンネル

1524 サーモメーター
2 チャンネル

1 RS‑232 シリアル・インターフェース・コネクター。
PCとの 通 信、内 蔵メモリー及び INFO‑CONコネクターからのデータの読み取り及び書き込みに。

1 RS‑232 シリアル・インターフェース・コ
ネクター。

2 センサー・コネクター。
（PRT、熱電対、サーミスター）
4 外部電源アダプター・コネクター。
電池交換なしの連続使用に。単三電池で 20 時間動作可能。

1523リファレンス・サーモメー
ターは、1台で 3タイプの温度センサーの測定、グラフ、記録ができる、多機能な1チャンネル温度計です。
PRT/RTD、熱電対、サーミスターに対応しているため、目的に合わせて、適切な温度プローブを柔軟に選択することができます。

2 チャンネル1 センサー･コネクター。
（PRT、熱電対、サーミスター）
3 チャンネル 2 センサー･コネクター。
（PRT、熱電対、サーミスター）
4 外部電源アダプター・コネクター。

1524リファレンス・サーモメー
ターは、これまでの半分の時間で2 倍の作業が可能です。2つのチャンネルに、それぞれ 3タイプの温度センサーに対応します。さらに高速測定が可能で、生産性のアップに貢献します。1524 は、1523 の全ての機能に加えて、データ・ロガーとしての機能も備えており、リアル・タイム・クロックによるタイム・スタンプ付きで 15,000 の測定値を保存可能です。記録のタイミングは1時間に1回から1秒間に 3 回までの間で選択してください。必要に応じて、データをPC にダウンロードして分析することも可能です。

仕様
1523

1524

入力チャンネル

12

分解能

PRT, サーミスター：0.001°
熱電対：0.01°

記録（ロギングは 1524 のみ）

統計値を含む 25 の測定値

サンプル間隔（ノーマル）

1秒統計値を含む25の測定値、及びタイムスタンプ付きの15,000 データのデータロ
ギング

抵抗と電圧の測定確度から温度に換算したときの確度

温度、熱電対温度範囲

測定確度–200 ℃ ～ 0 ℃± 0.61 ℃

0 ℃ ～ 1370 ℃± 0.24 ℃–20 ℃ ～ 0 ℃± 1.09 ℃

0.3 秒

0 ℃ ～ 500 ℃± 0.97 ℃

センサー・タイプ

PRT, RTD, サーミスター , 熱電対

500 ℃ ～ 1750 ℃± 0.49 ℃

熱電対タイプC, E, J, K, L, M, N, T, U, B, R, S

–20 ℃ ～ 0 ℃± 1.05 ℃

統計

最大値 , 最小値 , 平均値 , 標準偏差

0 ℃ ～ 500 ℃± 0.95 ℃

スケール：± 10 ℃，± 1 ℃，± 0.1 ℃，± 0.01℃，
リアル・タイム・データを 10 分間

500 ℃ ～ 1750 ℃± 0.56 ℃

代表サンプル間隔（高速モード）*

トレンド
電源仕様

1 秒（同時測定）

タイプ
KRS

確度は内部基準接点補償に基づいています。外部基準接点を用いた、より高精度な測定についてはテクニカル・マニ
ュアルをご参照ください。

単三電池 3 つ，12 V DC ユニバーサル電源

寸法（H × W × D）

96 ㎜ × 200 ㎜ × 47 ㎜

重量0.65 ㎏

PC インターフェース
安全規格

RS-232, 9940 I/O ToolKit ソフトウェア付属
EN61010-1:2001, CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04

最高確度のための環境条件 : 13 ℃ ～ 33 ℃
ミリボルト・レンジおよび確度
内部冷接点補償-10 mV ～ 75 mV, ±（0.005 % + 5 µV）± 0.2 ℃

抵抗レンジおよび確度

0 Ω ～ 400 Ω ±（0.004 % + 0.002 Ω）
200 Ω～ 50 kΩ ±（0.01 % + 0.5 Ω）
50 k Ω～ 500 kΩ ±（0.03 %）

温度係数 , 電圧測定 :–10 ℃ ～ 13 ℃ , +33 ℃ ～ 60 ℃±（0.001 %/℃ + 1 mV/℃）

温度係数 , 抵抗測定 :–10 ℃ ～ 13 ℃ , +33 ℃ ～ 60 ℃

0.0008 %/℃ + 0.0004 Ω（0 Ω～ 400 Ω）
0.002 %/℃ + 0.1 Ω（0 Ω～ 50 kΩ）
0.06 %/℃ + 0.1 Ω（50 kΩ～ 500 kΩ）

励磁電流（抵抗 レンジ）

1 mA（0 Ω～ 400 Ω）
10 µA（0 Ω～ 50 kΩ）
2 µA（50 kΩ～ 500 kΩ）

プローブと組み合わせた場合の確度
温度5616-12 5615-6 5627A-12 5610-9-200 ℃

0.014

0.025

0.027

n/a

0℃

0.021

0.021

0.049

0.009

100 ℃

0.027

0.028

0.0650.009

300 ℃

0.040

0.043

0.103

n/a

420 ℃

0.050

n/a

0.130

n/a

指示計器の確度、温度プローブの校正の不確かさとドリフトの仕様を含みます。

* 接続するセンサーの種類や接続本数の違いによる、サンプル間隔の詳細についてはテクニカル・マニュアルをご参照ください。

オーダー情報
1523*
1524*
1523-P1
1523-P2
1523-P3
1524-P1
1524-P21524-P3

サーモメーター（ハンドヘルド，1 チャンネル）サーモメーター（ハンドヘルド，2 チャンネル，データ･ロガー）
1523, 5616 PRT［–200 ℃ ～ 420 ℃，NIST トレーサブル校正，100 Ω，6.35 ㎜ × 305 ㎜（1/4 in x 12 in）］，ユニバーサル TC INFO-CON コネクター，TPAK，ケース
1523, 5628 PRT［–200 ℃ ～ 660 ℃，認定校正，25 Ω，6.35 ㎜ × 305 ㎜（1/4 in x 12 in）］，
ユニバーサル TC INFO–CON コネクター，TPAK，ケース1523, 5627A PRT [–200 ℃ ～ 420 ℃，認定校正，100 Ω，6.35 ㎜ × 305 ㎜（1/4 in x 12 in）］，
ユニバーサル TC INFO–CON コネクター，TPAK，ケース
1524, 5616 PRT，ユニバーサル TC INFO-CON コネクター，TPAK，ケース
1524, 5628 PRT，ユニバーサル TC INFO-CON コネクター，TPAK，ケース
1524, 5627A PRT，ユニバーサル TC INFO-CON コネクター，TPAK，ケース* プローブは別売

校正オプション
1523-CAL
1524-CAL
1929-2
1929-5
1930
1935
1925-A

1523 認定校正1524 認定校正
システム検証，PRT と指示計器，認定校正
システム検証，サーミスターと指示計器，認定校正システム校正，PRT と指示計器，認定校正システム校正，サーミスターと指示計器，認定校正
サーミスター認定校正，0 ℃ ～ 100 ℃

1523/1524 Reference Thermometers Fluke Corporation推奨アクセサリー
作業効率を高めるための各種アクセサリーが用意されていますが、その中でも特に役立つものを以下にご紹介いたします。

標準付属品
NISTトレーサブル校正成績書、ユーザー・ガイド、CD-ROM（テクニカル・マニュアル）、12 V DC ユニバーサル電源、RS-232ケーブル、9940 I/O ToolKitソフ
トウェア

オプション
校正済み温度センサー

TPAK
磁気ハンガー5610-9-P

プローブ，高精度サーミスター，ステンレス・スチール，3.18 ㎜×228.6 ㎜（1/8 in×9 in），0 ℃ ～ 100 ℃ ,NISTトレーサブル校正

5615-6-P

プローブ，PRT，100Ω，4.76 ㎜×152.4 ㎜（3/16 in×6 in），–200 ℃ ～ 300 ℃，認定校正

5609-9BND-P

プローブ，PRT，25Ω，6.35 ㎜×305 ㎜（1/4 in×12 in)，曲げ位置は先端より9 インチで 90°，–200 ℃ ～ 660 ℃，校正が別途必要（例 1924–4–7）

FLK80P1

80PK-1，プローブ，熱電対，ビーズ型 タイプ K

FLK80P3

80PK-3A，プローブ，熱電対，表面温度用タイプ K

9935-S

ソフトウェア，LogWare II，シングル・ユーザー

1523-CASE

ケース（1523/1524, プローブ）

FLUKETPAK

TPAK，吊り下げキット

2373-LPRT

アダプター，Lemo ⇔ ミニ・グラバー・クリップ（4 線）

2373-LTC

アダプター，Lemo ⇔ ユニバーサルTC コネクター

2384-P

INFO-CON コネクター，PRT（グレーのキャップ）,スペア

2384-T

INFO-CON コネクター，TC（青のキャップ），スペア

ケース（本体，プローブ）

ユニバーサル
熱電対アダプター

ユニバーサルRTDアダプター株式会社 フルーク〒105-0012

東京都港区芝大門 2-2-11 泉芝大門ビル
TEL：03-3434-0181/ FAX：03-3434-0170
http://www.fluke.com/jp
記載されている仕様等は予告なく変更されることがあります。
©2008 Fluke Corporation. All rights reserved（3383390 Rev A による）

 Fluke Corporation 1523/1524 Reference Thermometers