携帯型デジタル指示計

デジタル指示計・アンプ

TI-801■ 乾電池式■ ロガー機能搭載■ USB接続で計測データの保存や解析が可能

入力範囲
A/D

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

仕様※.通常︓通常サンプリング時

高速︓高速サンプリング時-3.3～3.3mV/V

非直線性

通常︓±0.02％F.S.±1カウント

温度特性

通常︓零点 ±0.0025％F.S./℃ typ. (入力感度1.0mV/Vにおいて)

高速︓±0.02％F.S.±1カウント
感度︓±0.0025％ of Reading/℃ typ.

高速︓零点 ±0.005％F.S./℃ typ. (入力感度1.0mV/Vにおいて)

感度︓±0.005％ of Reading/℃ typ.

周波数特性

通常︓約0.9Hz(-3dB) (Digital Filter=4において)

A/D変換

通常︓毎秒約8回 (125ms)

高速︓約20Hz(-3dB) (Digital Filter=20において)

印加電圧

DC2V±5％，25mA (350Ω型ロードセル4台接続可能)

調整範囲

零点 -2.8～2.8mV/V

最小入力感度0.2μV/digit (1.0mV/V入力時 表示分解能1/10,000)

校正方法

実負荷校正または等価入力校正

等価入力による校正精度±0.2%FS (スパン量1mV/V、同一条件において)

表示素子

LCD 128×64ドット、白色バックライト付

計測値表示±99999 (ゼロサプレス表示)

最小目盛

1，2，5，10，20，50，100

小数点

0，0.0，0.00，0.000，0.0000

オーバー表示

計測値の点滅表示(A/DオーバーはA/D overの点滅)

単位表示

なし，g，kg，t，N，kN，N･m，kN･m，Pa，kPa，MPa，gf，kgf，tf，mm，%，mV/V，με

動作表示

LC︓ロードセル測定，SG︓ひずみ測定，HM︓ハムチェック

高速︓毎秒約1,000回 (1ms)

感度 ±0.1～±3.0mV/V

NOR︓通常サンプリング，FST︓高速サンプリング

︓電池残量，LOG︓ロギング，TX︓シリアルデータ送信

︓キーロック，︓キャルロック，Z︓風袋引き

I/O

www.toyo-sokki.co.jp

PT︓固定風袋引き，PN︓ネット演算，HOLD︓ホールド
表示更新

通常︓毎秒約8回(125ms)

操作スイッチ

8キースイッチ，

高速︓毎秒約10回(100ms)

︓電源，ZERO︓風袋引き，CLEAR︓風袋値消去，LIGHT(↑)︓LCDバックライト

HOLD(↓)︓ホールド，LOCK(←)︓キーロック，LOG(→)︓ロギング，MENU(ENTRY)︓機能設定

Phone : 045-540-8353

シリアル通信用端子

Micro USB Type-B

記憶

1回分のログデータを不揮発性メモリに記憶

メモリ容量

通常︓最大 4,000データ 日時と測定値

ゲージ入力

別売のブリッジボックスを使用

ゲージ印加電源DC2V±5%ゲージ抵抗120Ω以上

ゲージ率

2 固定 (1mV/V=2,000με)

測定範囲-12,000～12,000με(10-6ひずみ)

測定精度±0.2%Reading±5カウント

温度特性

零点︓±1カウント/℃

ハムチェック
停電対策
電源

感度︓±0.01%Reading/℃

測定範囲︓-15,000～15,000μV

表示更新︓毎秒約10回(100ms)

本体︓各設定値は不揮発性メモリに記憶
本体︓2電源方式

高速︓最大10,000データ 測定値のみと、開始・終了日時

時計︓内蔵バックアップ電池①単三型アルカリ乾電池(LR6) 3本②専用ACアダプタ TI-801-AC-KIT (別売)

消費電流約70mA (ロードセル350Ω、バックライトOFF)(LR6使用時連続約30時間)
使用温度･湿度範囲-10～＋40℃、85％RH以下 (結露なきこと)

本体質量

約350g (シリコンカバー含む、乾電池除く)

付属品

・簡易版取扱説明書（詳細版は当社ホームページよりダウンロード可能）・USBコネクタカバー

・単三型乾電池 (動作確認用) 3本
別売品①TI-801-AC-KIT︓専用ACアダプタキット②TI-801-USB-KIT︓シリアル通信用USBケーブルキット③TB-13m︓1ゲージ法3線式ひずみ測定用ブリッジボックス 120Ω、350Ω両用④TB-2Gm︓2ゲージ法ひずみ測定用ブリッジボックス

130

TPC10-06-2023

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

④a 内蔵時計 年月日時分秒○b 「LC」ロードセル測定，「SG」ひずみ測定，「HM」ハムチェック○c 電池残量(3段階)○d 「LOG」データロギング中点滅，待機中点灯○e 「TX」シリアル通信データ送信中○f 「NOR」通常サンプリング（毎秒8サンプリング）○① LCD表示部
cabg③ik

Handy Indicator
TI-8012022/03/18 15:34:00
LC
LOG TX NOR-1234.5

fkg

hMAX+1234.5 MIN-1234.5
ZPT HOLDjl①d emn「FST」高速サンプリング（毎秒1,000サンプリング）

g 測定値
○h 単位
○i 「MAX」ピークホールド値○j 「MIN」ボトムホールド値○k キーロック中表示○l キャルロック中表示○m 「Z」風袋引き中またはネット演算中表示○n 「PT」固定風袋引き中，「PN」ネット演算値入力済○o 「HOLD」ホールド中
○o

LIGHT
ZERO

LOCK

MENU
ENTRY

②CLEAR
LOG

HOLD

TOYO SOKKI② キースイッチ

電源のON/OFF
CLEAR

長押しで風袋引き動作の取り消し（操作の取り消し または 戻る）

ZERO

長押しで風袋引き

LIGHT

LCDバックライトのON/OFF（数値変更 または 候補選択）

HOLD

ホールド機能有効時 ホールド動作の開始/終了（数値変更 または 候補選択）

LOCK

長押しでキーロック/アンロック（数値設定の桁選択）

LOG

ロギング開始/終了（数値設定の桁選択）

MENU
ENTRY

長押しでファンクション設定移行（変更決定）

デジタル指示計・アンプ⑤

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

フロントパネル表示およびキー操作説明③ センサ接続用レセプタクル④ ACアダプタ入力端子 (DC±5V 別売専用ACアダプタ接続)⑤ MicroUSB type-B端子 ※.USB給電による本体の駆動はできません

外形寸法・端子配列
940

2.5

カン合部から見たセンサ接続用レセプタクル
A

DC 5VC

LOG

USB

ZERO

CLEAR

TOYO SOKKI

81

LIGHT

MENU
ENTRY

Handy Indicator
TI-801

LOCK

HOLD

GB

E
D

A
B
C
D
E
F
G＋EXC
－SIG
－EXC
＋SIG
SHLD
N.C.
N.C.

ロードセル印加電圧(＋)
ロードセル信号入力(－)
ロードセル印加電圧(－)
ロードセル信号入力(＋)
ケーブル用シールドーー

適合プラグコネクタ
PRC03-12A10-7M ※※.多治見無線電機㈱製

www.toyo-sokki.co.jp

シリコンカバー

F

Phone : 045-540-8353

141

TPC10-06-2023

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

131