SPECIFICATIONS

デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL§１．概ＤＬＳ−５０２９

要本器は台秤やタンク・ホッパースケール等での計量に最適な、ひずみゲージ式トランスデューサ専用の汎用型デジタル指示計で、オートゼロ(AZ)機能、上下限動作等の比較モードを選択可能な2ch コンパレータやピークホールド機能等を備えている。
キャリブレーションを含む全ての操作は、ワンタッチキー操作または設定内容をデジタルスイッチで設定してキースイッチを押すだけであり、極めて容易な操作で使用可能である。

§２．仕様

２−１．アナログおよびA/D変換部1). 入力感度

1μV/digit以上
0.4mV/V〜2.0mV/VにてFS設定可能(基準感度:1.0mV/V)

2). 非直線性±0.03％FS±1カウント

3). 温度特性

零点±0.01％FS/℃

感度±0.01％Reading/℃4). 周波数特性

約1Hz5). トランスデューサ電源

DC5V±5％,60mA(350Ω型トランスデューサ4台接続可能)

２−２．表示部1). 表示種類
①計量表示

LED 7セグメント4桁、赤色、文字高さ10mm②動作表示

LED、赤色、4個2). 計量値表示
表示範囲±９９９９ (ゼロサプレス表示)

表示分解能

入力感度、2.0mV/V 入力時

最大 1/9,999〃

1.0mV/V 入力時〃1/5,000〃

0.4mV/V 入力時〃1/2,000

入力信号が-0.2mV/V以下と2.0mV/V以上、または表示値が9999を超える場合はオーバー表示を行う。
小数点任意桁に設定可能 (無し, , , )オーバー表示

全桁点滅

単kg

位

その他は付属単位シール貼り付けによる

種類：kg, g, t, N, kN, N･m, kN･m, kPa, MPa, mm, %サンプリング周期3). 動作表示

東洋測器株式会社△
1250msec. (4回／秒)
LO, HI, AZ(オートゼロ), PH(ピークホールド)Page

1／5Spec No.

ＴＡ４０００５５Ｄ△1SPECIFICATIONS

２−３．零点・感度調整
1). 零点調整-0.2mV/V〜1.5mV/V

2). 感度調整

0.4mV/V〜2.0mV/V

２−４．I/O部1). 操作スイッチ①キースイッチ

ペンタッチ操作3キー、各機能設定用(ZERO,SPAN,FUNC)②デジタルスイッチ

サムホイール型4桁＋極性：2組( LO,HIコンパレータ定量値設定用 )2). 外部指令入力 (3bit)①オートゼロ (AZ)

ワンショットメーク接点 (パルス幅0.2sec)②オートゼロリセット(AZ.R)③ピークホールド (PH)〃
継続メーク接点信号3). 制御用出力①出力信号

リレー接点出力：2点
LO,HI各1c接点(電源OFF時、a〜c間ブレイク)
使用リレー：オムロンG5V-1②接点容量

DC 24V, 1A(抵抗負荷)

AC110V, 0.5A (抵抗負荷)

２−５．各機能仕様
1). オートゼロ機能 (ＡＺ)
外部[AZ]指令により、現在の計量値を零にし、その点からの増減量を表示する。
本機能動作時[AZ]LEDが点灯。外部[AZ.R]指令により元の計量値の表示に戻す事が可能。
2). 最小目設定機能 (Ｓ．ＤＩＶ)
計量値の最小目盛(表示の送り数)を設定可能。
表示分解能以内で1、2、5、10が設定可能。(初期値=1)3). デジタルフィルタ機能 (ＤＦ)
DF設定回数の計量値の移動平均演算を行う。
平均回数設定OFF,2,4,8,16,32回(初期値=4回 : DF=4回の時、周波数特性fc=約1Hz)
4). ピークホールド機能 (ＰＨ)
外部[PH]信号入力中、その間のピーク値を保持する。

東洋測器株式会社

Page

2／5

Spec No.

ＴＡ４０００５５Ｄ△1

SPECIFICATIONS

5). コンパレータ機能
表示値に対して比較を行う2chのコンパレータ機能で、LO,HI各々1cリレー接点信号を出力する。
またヒステリシス幅設定が可能。
比較モード

ファンクション設定により、3 種類の比較モードを選択可能
上下限動作

HI:上限動作、LO:下限動作･････初期設定

上限･上上限動作

HI:上限動作、LO:上限動作

下限･下下限動作

HI:下限動作、LO:下限動作

定量設定値

0〜±9999（LO,HI各々デジタルスイッチにより設定）

ヒステリシス幅設定値

0〜99（LO,HI共通設定）:初期値=0

比較対象データ

表示値に対して比較を行う。(AZ,PH機能と連動)比較判定(ON条件)

下限動作：[計量値≦定量設定値]にてON

比較動作サンプリング(250msec.)毎に行う。

上限動作：[計量値≧定量設定値]にてON

２−６．操作仕様
1). 零点調整

計量部が無負荷の状態で[ZERO]キーを1秒間押す

2). 感度調整

計量部に既知重量を乗せた状態で、上段デジタルスイッチ(HI)に既知重量値を設定し、[SPAN]キーを1秒間押す

3). 機能設定

下段デジタルスイッチ(LO)4桁の上位2桁にファンクション番号、下位2桁に設定値を設定し、[FUNC]キーを1秒間押す
FUNC
設定内容
No.
01 デジタルフィルタ
02030405

２−７．総

ヒステリシス小数点位置
最小目盛
コンパレータ動作

設定範囲
00:1回, 01:2回, 02:4回, 03:8回, 04:16回,05:32回
00〜9900:無し, 01:, 02:, 03:
01:1送り, 02:2送り, 05:5送り, 10:10送り
00:上下限, 01:上限･上上限, 02:下限･下下限

出荷時
設定0200000100

合1). 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)

各設定データは不揮発性ﾒﾓﾘ(EEPROM)に書き込み。
(最大10万回)

2). 電源電圧

AC100V±10％、50/60Hz：標準仕様
DC 24V±5％:オプション3). 消費電力

約10VA4). 使用温度･湿度範囲

0〜＋40℃、20〜85％ R.H.

5). 取り付け方法

パネルマウント型

6). 重

約1kg

量

東洋測器株式会社

Page

3／5Spec No.

ＴＡ４０００５５Ｄ△1SPECIFICATIONS§３．端子配列1). ロードセルおよび外部指令接続用端子台
上段7.62mmピッチ圧着端子用端子台
No.

△
1

接 続 信 号ロード セ ル

1.

+EXC

印加電圧(＋)

2.
3.

-EXC+SIG

印加電圧(−)
ロードセル出力(＋)

4.

-SIG

ロードセル出力(−)

5.
6.
7.
8.
9.

SHL
AZ
AZ.R
PH
D.COM

シールド(ﾛｰﾄﾞｾﾙ,外部指令)
オートゼロ指令
オートゼロリセット
ピークホールド指令
外部指令COM

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子2). 出力信号および電源接続用端子台
下段7.62mmピッチ圧着端子用端子台
No.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

接 続 信 号
aLOcbaHIcb
E
AC100V
AC100V

LO接点出力HI接点出力接地
電源(AC100V)
電源(AC100V)※.ＤＣ電源仕様(オプション)
17. DC24V
電源(+DC24V)
18.

0V

電源(0V)

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子3). 結線上の注意
各ケーブルのシールドは本器または各接続計器の何れか一方で接地する事。

東洋測器株式会社

Page

4／5

Spec No.

ＴＡ４０００５５Ｄ△1

SPECIFICATIONS§４．型式一覧、附属品
４−１．型 式
電源仕様変更は弊社工場に於いてのみ可能。(工場出荷時オプション)
ＤＬＳ−５０２９−ＤＣ
デジタル指示計電源仕様

無記入：ＡＣ１００Ｖ(標準仕様)
ＤＣ：ＤＣ２４Ｖ(オプション)

４−２．附属品1). 取扱説明書

1部2). 単位シール

1枚3). ヒューズ

1本4). 端子台カバー

2本§５．外形寸法

東洋測器株式会社

Page

5／5

Spec No.

ＴＡ４０００５５Ｄ△1