Használati útmutató

Színes LCD monitor

FontosKérjük, használat előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót ésa telepítési kézikönyvet.
• A monitor beállításait lásd a telepítési kézikönyvben.
• A legfrissebb termékinformációk – a jelen használati útmutatót isbeleértve – a weboldalunkon elérhetők.
www.eizoglobal.com

SZIMBÓLUMOK
A jelen kézikönyvben és a terméken az alábbi szimbólumokat használjuk. A szimbólumok
kritikus fontosságú információt jeleznek. Kérjük, figyelmesen olvassa el.
A VIGYÁZAT szimbólummal jelölt információ be nem tartása súlyos
sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.

VIGYÁZATA FIGYELEM szimbólummal jelölt információ be nem tartása közepes fokú
sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.

FIGYELEM
Körültekintésre vagy óvatosságra figyelmeztet. Például a(z)szimbólum az „áramütés” veszélyére hívja fel a figyelmet.
Tiltott eljárást jelez. Például a(z)szét!”

szimbólum jelentése: „Ne szerelje

A terméket kifejezetten abban a régióban való használatra alakítottuk ki, ahova eredetileg
szállítottuk.
Ha ezen a régión kívül üzemelteti, előfordulhat, hogy a termék nem felel meg a műszakielőírásoknak.
A jelen kézikönyv az EIZO Corporation előzetes, írásos engedélye nélkül sem részben, sem
egészben nem reprodukálható, nem tárolható és nem adható át sem elektronikus, sem
mechanikus, sem más formában.
Az EIZO Corporation nem köteles semmilyen, a számára elküldött anyag vagy információ
bizalmas kezelésére, hacsak erről előzetesen meg nem állapodtak. Bár minden tőlünk
telhetőt megteszünk a jelen útmutató tartalmának naprakészen tartása érdekében, kérjük,
vegye figyelembe, hogy az EIZO termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
2ÓVINTÉZKEDÉSEKÓVINTÉZKEDÉSEKFontosA terméket kifejezetten arra a régióra alakítottuk ki, ahova eredetileg szállítottuk. Ha ezen arégión kívül üzemelteti, előfordulhat, hogy a termék nem felel meg a műszaki előírásoknak.
Az Ön személyes biztonsága és a termék megfelelő karbantartása érdekében kérjük,
figyelmesen olvassa el az „ÓVINTÉZKEDÉSEK” részt és a monitoron található
figyelmeztetéseket.

A biztonsági figyelmeztetés helye

Szimbólumok a berendezésen
Szimbólum

A szimbólum jelentéseFőkapcsoló: Nyomja meg a monitor teljes áramtalanításához.
Főkapcsoló: Nyomja meg a monitor fő áramkörének bekapcsolásához.
Bekapcsoló gomb: Nyomja meg a monitor be- és kikapcsolásához.
Váltóáram
Áramütésveszély
FIGYELEM
WEEE-jelölés: A terméket a háztartási hulladéktól külön ártalmatlanítsa; egyes
anyagok újrahasznosíthatóak lehetnek.
CE-jelölés: EU-megfelelőségi jelölés a tanácsi irányelv és/vagy előírás (EU)rendelkezéseivel összhangban.
Gyártó
Gyártás dátuma
Figyelem: A szövetségi törvények (USA) alapján a készülék csak engedéllyel
rendelkező egészségügyi szakember által vagy orvosi rendelvényre forgalmazható.
Orvostechnikai eszköz az EU-ban

3ÓVINTÉZKEDÉSEKSzimbólum

A szimbólum jelentése
Importőr az EU-ban
Az Egyesült Királyság jogszabályainak való megfelelést igazoló jelzés
Egyesült királyságbeli felelős személy
Meghatalmazott képviselő Svájcban
Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben

4ÓVINTÉZKEDÉSEKVIGYÁZATVIGYÁZAT
Ha a berendezés füstölni kezd, égett szaga van vagy furcsa hangot ad, azonnal kapcsolja ki afőkapcsolót és forduljon az EIZO képviselethez tanácsért.
A hibás egység megjavítására tett kísérlet tüzet vagy áramütést okozhat, illetve kárt tehet aberendezésben.

VIGYÁZAT
Ne szerelje szét és ne módosítsa az egységet.
A készülék felnyitása esetén a nagyfeszültségű vagy forró alkatrészek áramütést vagyégési sérülést okozhatnak. Az egységen végrehajtott módosítások tüzet vagyáramütést okozhatnak.

VIGYÁZAT
A javítást bízza képesített szerviztechnikusra.
Ne próbája meg megjavítani a terméket, mert a burkolatok felnyitása tüzet vagy áramütést okozhat,
illetve kárt tehet a berendezésben.

VIGYÁZAT
Az idegen tárgyakat és a folyadékokat tartsa távol a berendezéstől.
A készülékre ráeső fém alkatrész, éghető anyag vagy folyadék tüzet vagy áramütést
okozhat, illetve kárt tehet a berendezésben.
Ha tárgy vagy folyadék jutott a burkolat alá, azonnal húzza ki a tápkábel dugaszát acsatlakozó aljzatból. Mielőtt újra használatba venné, ellenőriztesse szakképzettszerviztechnikussal.

VIGYÁZAT
A berendezést erős, stabil helyre tegye.
A nem megfelelően elhelyezett berendezés leeshet, ami sérülést okozhat.
Ha a berendezés leesik, azonnal áramtalanítsa a készüléket, és kérjen tanácsot a helyi EIZO
képviselettől. Sérült egységet ne használjon tovább. A sérült egység tüzet vagy áramütést okozhat.

5ÓVINTÉZKEDÉSEKVIGYÁZAT
A berendezést csak arra megfelelő helyen használja.
Ellenkező esetben tűz keletkezhet, áramütést szenvedhet vagy a berendezés
megsérülhet.
• Ne használja kültéren.
• Ne helyezze semmilyen közlekedési eszközbe (hajó, repülőgép, vonat, gépjármű
stb.).
• Ne helyezze poros vagy párás környezetbe.
• Ne helyezze olyan helyre, ahol víz fröccsenhet a képernyőre (fürdőszoba, konyhastb.).
• Ne helyezze olyan helyre, ahol a képernyő közvetlenül gőzzel érintkezhet.
• Ne helyezze hőfejlesztő vagy párásító készülékek közelébe.
• Ne helyezze olyan helyekre, ahol közvetlen napfény érheti a készüléket.
• Ne helyezze olyan környezetekbe, ahol gyúlékony gáz található.
• Ne helyezze maró gázokat (például kén-dioxidot, hidrogén-szulfidot, nitrogéndioxidot, klórt, ammóniát vagy ózont) tartalmazó környezetbe.
• Ne helyezze olyan környezetbe, amelyben jelen vannak a következő anyagok: por,
légköri korróziót felgyorsító komponensek (például nátrium-klorid és kén),vezetőképes fémek stb.

VIGYÁZATA műanyag csomagolást csecsemőktől és kisgyermekektől tartsa távol.
A műanyag csomagolás fulladásveszélyes.

VIGYÁZAT
A mellékelt tápkábellel csatlakoztassa az Ön országában szabványos hálózati dugaszoló
aljzathoz.
Ügyeljen rá, hogy a tápkábel névleges feszültségét ne lépje túl. Ellenkező esetben tűz keletkezhet
vagy áramütést szenvedhet.
Tápellátás: 100–240 VAC, 50/60 HzVIGYÁZAT
A tápkábelt a csatlakozódugasznál fogva húzza ki az aljzatból.
Ha a kábelt húzza meg, kárt tehet benne, és tüzet vagy áramütést okozhat.

VIGYÁZAT
A berendezést csak földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
Ha ezt elmulasztja, tüzet vagy áramütést okozhat.

6ÓVINTÉZKEDÉSEKVIGYÁZAT
Használja a megfelelő feszültséget.
• A berendezés csak meghatározott feszültséggel használható. Ha nem a jelen „Használati
útmutató”-ban meghatározott feszültséget használ, azzal tüzet vagy áramütést okozhat, illetve
kárt tehet a berendezésben.
Tápellátás: 100–240 VAC, 50/60 Hz• Ne terhelje túl az áramkört, mert ezzel tüzet vagy áramütést okozhat.

VIGYÁZAT
A tápkábelt körültekintően kezelje.
Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, illetve ne húzza meg és ne csomózza össze atápkábelt. A sérült tápkábel tüzet vagy áramütést okozhat.

VIGYÁZAT
A kezelő a termék megérintésével egyidejűleg nem érintheti meg a beteget.
A terméket nem a betegek általi megérintésre tervezték.

VIGYÁZATNe érintse meg a csatlakozót és a kábelt, ha szikrázik!
Áramütést szenvedhet.

VIGYÁZAT
Karos állvány csatlakoztatásakor, kérjük, olvassa el az állvány felhasználói kézikönyvét, ésbiztonságosan rögzítse azt.
Máskülönben a berendezés leválhat, ami személyi sérüléshez és/vagy a berendezéskárosodásához vezethet.
Telepítés előtt ellenőrizze, hogy az asztalok, falak vagy a telepítéshez használatos egyéb felületek
megfelelő mechanikai szilárdságúak-e.
Ha a berendezés leesik, azonnal áramtalanítsa a készüléket, és kérjen tanácsot a helyi EIZO
képviselettől. Sérült egységet ne használjon tovább. A sérült egység tüzet vagy áramütést okozhat.
A dönthető állvány ismételt csatlakoztatásakor kérjük, használja ugyanazokat a csavarokat, éshúzza meg azokat erősen.

VIGYÁZATNe érintse meg közvetlenül a sérült LCD-panelt puszta kézzel.
Ha bőre bármelyik része közvetlenül érintkezett a panellel, alaposan mossa meg.
Ha a folyékony kristály a szemébe vagy a szájába jut, azonnal öblítse ki bő vízzel és
kérjen orvosi segítséget. Ellenkező esetben toxikus reakció léphet fel.

VIGYÁZAT
Ha a telepítés magas helyen történik, kérje egy szakértő segítségét.
Ha a monitort magas helyre telepítik, fellép a termék vagy annak alkatrészei leesésének veszélye,ami sérülést okozhat. A monitor telepítéséhez kérjen segítséget tőlünk vagy egy építési
munkálatokra szakosodott szakembertől, beleértve annak ellenőrzését, hogy a terméken látható-esérülés vagy alakelváltozás a telepítés előtt és után is.

7ÓVINTÉZKEDÉSEKFIGYELEM
FIGYELEM
Ne nézzen közvetlenül a háttérvilágítás vagy a munkalámpa fényforrásába.
Ez potenciálisan szemkárosodást és látásproblémákat okozhat.

FIGYELEM
Ne fejtsen ki túl nagy erőt a munkalámpa karjára.
A kar nagy erővel történő hajlítása vagy csavarása károsodáshoz vagy meghibásodáshoz vezethet.

FIGYELEM
Használat előtt ellenőrizze az eszköz állapotát.
Csak azután kezdje el a használatot, miután megbizonyosodott arról, hogy nincsenek problémák amegjelenített képpel.
Több egység használata esetén csak akkor kezdje el használni őket, miután megbizonyosodott,hogy a képek megfelelően jelennek meg.

FIGYELEM
A rögzíthető kábeleket/vezetékeket rögzítse biztonságosan.
Ha a kábelek/vezetékek nincsenek biztonságosan rögzítve, kimozdulhatnak, így a képek
megjelenítése megszűnhet, ami a műveletek megszakításához vezethet.

FIGYELEM
Az egység áthelyezésekor húzza ki a kábeleket és távolítsa el a tartozékokat.
Ellenkező esetben a kábelek és tartozékok leválhatnak a mozgatás során, ami sérülést okozhat.

FIGYELEM
A berendezés szállítását az előírtak szerint végezze.
• A termék mozgatásakor erősen fogja meg a monitor alját.
• A 30 hüvelyk vagy ennél nagyobb képátlójú monitorok nehezek. A monitor
kicsomagolásához és/vagy mozgatásához legalább két személy szükséges.
• Ha az Ön modellje rendelkezik fogantyúval a monitor hátoldalán, akkor fogja meg
és tartsa erősen a monitor alját és fogantyúját.
Ha leejti a berendezést, kárt tehet benne, vagy személyi sérülést okozhat.

FIGYELEM
Vigyázzon, hogy ne csípje be a kezét.
Ha hirtelen erővel akarja a monitor magasságát vagy szögét beállítani, becsípheti és megsértheti akezét.

8ÓVINTÉZKEDÉSEKFIGYELEM
Ne zárja el a burkolat szellőzőnyílásait.
• Ne helyezzen semmit a szellőzőnyílásokra.
• Az egységet ne helyezze nem megfelelően szellőztetett vagy nem megfelelő
méretű helyre.
• Ne használja a berendezést lefektetve, illetve fejjel lefelé.
A szellőzőnyílások eltakarása megakadályozhatja a megfelelő légáramlást, ami tüzet
vagy áramütést okozhat, illetve kárt tehet a berendezésben.

FIGYELEM
Ne érintse meg a tápkábel csatlakozódugaszát nedves kézzel.
Áramütést szenvedhet.

FIGYELEM
Ne helyezzen semmit a tápkábel csatlakozódugaszának környékére.
Ez megkönnyíti a tápellátás megszüntetését probléma esetén, illetve a tűz vagyáramütés megelőzését.

FIGYELEM
A tápkábel csatlakozódugasza és a monitor szellőzőnyílása körüli területeket rendszeresen
tisztítsa meg.
A területre kerülő por, víz vagy olaj tüzet okozhat.

FIGYELEM
Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel dugaszát a csatlakozó aljzatból.
Ha a berendezés tisztítását úgy végzi, hogy az csatlakozik az elektromos hálózathoz, áramütést
szenvedhet.

FIGYELEM
Ha hosszabb ideig nem fogja használni a berendezést, kapcsolja ki azt, majd a biztonság és
az energiatakarékosság érdekében húzza ki a tápkábel dugaszát a csatlakozó aljzatból.

FIGYELEM
A terméket a helyi vagy a felhasználási hely szerinti ország jogszabályainak megfelelően
ártalmatlanítsa.

FIGYELEM
EGK-n belüli és svájci illetőségű felhasználók esetén:Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos eseményeket jelenteni kell a gyártónak és afelhasználó és/vagy a beteg tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

9

A monitorra vonatkozó megjegyzés

A monitorra vonatkozó megjegyzés
Felhasználási javallatok
A termék radiológiai képek megjelenítésére szolgál képzett orvosok által végzett áttekintés,elemzés és diagnózis céljából. A kijelző nem mammográfiára készült.
Figyelem• Ez a termék nem in vitro diagnosztikai célú felhasználásra készült.
• A jelen útmutatóban foglaltaktól eltérő használat esetén a termékre nem vonatkozik a jótállás.
• A jelen útmutatóban foglalt műszaki adatok csak a termékkel szállított tápkábelek és az EIZOáltal meghatározott jeltovábbító kábel használata esetén érvényesek.
• A termékkel csak az EIZO által meghatározott EIZO tartozékokat és termékeket használja.

Használati óvintézkedések• Hosszabb ideig való használat során romolhat az alkatrészek (pl. az LCD-panel és aventilátor) állapota. Rendszeresen ellenőrizze ezek megfelelő működését.
• Ha a képernyőtartalom egyetlen kép hosszabb ideig tartó megjelenítését követően
változik meg, utókép maradhat látható. Használja a képernyőkímélőt vagy az
energiatakarékos funkciót, hogy ne maradjon ugyanaz a kép a képernyőn túlságosan
hosszú ideig. A megjelenített képtől függően rövid idő elteltével is megjelenhet utókép.
Ilyen esetben a kép megváltoztatása vagy a tápellátás néhány órára való kikapcsolása
megoldhatja a problémát.
• A monitorkép stabilizálódása jó néhány percet vesz igénybe. A monitor áramellátásának
bekapcsolása vagy a monitor energiatakarékos módból történő újraindítása után várjon
néhány percet, mielőtt újra használja a monitort.
• Ha a monitor hosszabb ideig folyamatosan be van kapcsolva, a kijelzőn foltok vagy
beégések jelenhetnek meg. A monitor élettartamának maximalizálása érdekében
javasoljuk, hogy rendszeresen kapcsolja ki a monitort.
• Az LCD-panel háttérvilágítása meghatározott élettartamú. A használati mintátólfüggően, mint például hosszú, folytonos használati idő, a háttérvilágítás élettartama
rövidülhet, cserére lehet szükség. Ha a képernyő elsötétül vagy villogni kezd, vegye fel
a kapcsolatot az EIZO képviselettel.
• A képernyőn lehetnek hibás pixelek vagy néhány fényes pont. Ez az LCD-panel
jellemzőiből fakad, nem a termék meghibásodását jelenti.
• Ne fejtsen ki erős nyomást az LCD-panelre vagy a keret szélére, mert ez kijelzési
hibákhoz (pl. interferenciamintákhoz) vezethet. Ha folyamatosan nyomást fejt ki az LCD
panel felületére, akkor tönkremehet a folyadékkristály, vagy károsodhat az LCD-panel.
(Ha a nyomás által okozott minták az LCD-panelen maradnak, egy darabig hagyja amonitort fekete vagy fehér képernyővel. A minták eltűnhetnek.)• Ne karcolja vagy nyomja meg az LCD-panelt éles tárggyal, mert ezzel kárt tehet benne.
Ne tisztítsa a panelt papírtörlővel, mert megkarcolhatja.
• Ne érjen a beépített kalibrációs érzékelőhöz (a beépített elülső érzékelőhöz). Ez
csökkentheti a mérési pontosságot, vagy a berendezés károsodásához vezethet.
• A környezettől függően a beépített fényerő-érzékelő által mért érték eltérhet az önálló
fényerőmérőn megjelenő értéktől.
• Amikor hideg helyiségbe viszi a terméket, amikor hirtelen emelkedik a hőmérséklet,
vagy hideg helyiségből meleg helyiségbe viszi a terméket, páralecsapódás keletkezhet
a termék felületén vagy belsejében. Ilyen esetben ne kapcsolja be a készüléket. Várjon,
amíg a páralecsapódás eltűnik, különben kárt tehet a készülékben.
10A monitorra vonatkozó megjegyzés

A monitor hosszú ideig történő használata
Minőség-ellenőrzés
• A monitorok kivetítési minőségére a bemeneti jelek minősége, valamint a termékállapotának romlása is hatással van. Az orvosi szabványoknak/útmutatásoknak való
megfelelés érdekében végezzen szemrevételezéses ellenőrzéseket és rendszeresállandósági teszteket (pl. szürkeskála-ellenőrzést) az adott alkalmazásnak megfelelően,és szükség szerint végezzen kalibrálást. A RadiCS (opcionális) monitorminőségellenőrző szoftverrel minőség-ellenőrzést végezhet, amely megfelel az orvosi
szabványoknak/előírásoknak.
• A monitor bekapcsolását vagy az energiatakarékos módból való visszakapcsolását
követően várjon legalább 15 percet a monitor különböző minőség-ellenőrzési
tesztjeinek, kalibrálásának vagy képernyő-beállításának végrehajtása előtt.
• Azt javasoljuk, hogy a monitorokat az ajánlott szintre vagy alacsonyabbra állítsa, hogy
csökkenthető legyen a hosszú távú használat által okozott fényerőváltozás, és
fenntartható legyen a stabil fényerő.
• A beépített kalibrációs érzékelő (integrált elülső érzékelő) mérési eredményeinek akülön megvásárolható külső érzékelőhöz történő beállításához a RadiCS (opcionális) /RadiCS LE szoftver(mellékelve) segítségével hajtsa végre az integrált elülső érzékelő
és a külső érzékelő közötti korrelációt. A rendszeres korreláció lehetővé teszi az
integrált elülső érzékelő mérési eredményének a külső érzékelővel megegyező szinten
tartását. A korrelációval kapcsolatos részletekről olvassa el a RadiCS / RadiCS LE
szoftver felhasználói kézikönyvét.
Figyelem• A monitor megjelenítési állapota váratlanul megváltozhat működési hiba vagy váratlanbeállításváltozás miatt. A monitor képernyőjének beállítása után ajánlott a monitort zárolt
vezérlőgombokkal használni.
A beállítással kapcsolatos részleteket illetően olvassa el a Telepítési kézikönyvet (a CD-ROMon).

Tisztítás
• Ajánlott a rendszeres tisztítás, hogy a készüléket újszerű állapotban tartsa és
meghosszabbítsa annak élettartamát.
• A készüléken lévő foltok óvatos áttörléssel eltávolíthatók benedvesített puha kendővel
vagy a ScreenCleaner képernyőtisztító használatával.
Figyelem• Folyadék közvetlenül ne érintkezzen a monitorral. Ha mégis folyadék kerül a készülékre, azonnal
törölje le.
• Ne kerüljön folyadék a résekbe vagy a termék belsejébe.
• Ha vegyszert, például alkoholt vagy fertőtlenítőszert használ a termék tisztításához vagyfertőtlenítéséhez, az a felület fényességének megváltozását, mattulását, kifakulását, valamint a
megjelenített kép minőségének romlását okozhatja. Ne használjon rendszeresen vegyi
anyagokat.
• A tisztításhoz soha ne használjon hígítót, benzint, viaszt vagy súrolószert, mert ezek a készülék
károsodását okozhatják.
• A tisztítással és fertőtlenítéssel kapcsolatos további információkért látogasson el weboldalunkra.
Így találja meg: Lépjen be a www.eizoglobal.com oldalra, és a kereséshez írja be a „disinfect”
szót az oldal keresőmezőjébe.

11A monitorra vonatkozó megjegyzés

Vegyszeres fertőtlenítés• A készülék fertőtlenítéséhez az általunk már tesztelt vegyi anyagok használatát
javasoljuk (lásd az alábbi táblázatot). Megjegyzés: Ezen vegyszerek használata sem
garantálja, hogy a termék nem sérül vagy nem romlik a felület megjelenése.
Kategória

Vegyszer típusa

Termék, példa

Alkoholalapú

Tiszta szesz (etil-alkohol)

EtanolAlkoholalapú

Izopropanol

Izopropil-alkohol (IPA)

Klór

Nátrium-hipoklorit

PureloxBiguanidok

Klórhexidin-glükonát

Hibitán oldat

Alkoholalapú

Benzalkónium-klorid

Welpas

Aldehidalapú

Glutár-aldehid

Sterihyde

Aldehidalapú

Glutár-aldehid

Cidex Plus28

Amfoter felületaktív anyag

Alkil-diamino-etilglicin hidroklorid

Szatenidin oldat

A monitor kényelmes használata
• A túl sötét vagy túl világos képernyő kényelmetlen lehet a szemnek. A monitor
fényerejét a környezeti viszonyoknak megfelelően állítsa be.
• Ha túl hosszú időn át nézi a monitort, elfáradhat a szeme. Óránként tartson 10 perc
szünetet.
• Megfelelő távolságból és szögből nézze a képernyőt.

Kiberbiztonsági figyelmeztetések és felelőségek• A firmware frissítését az EIZO Corporation vagy annak forgalmazóján keresztül kellelvégezni.
• Ha az EIZO Corporation vagy annak forgalmazója a firmware frissítésére ad utasítást,
azt haladéktalanul végezze el.

12

TARTALOMTARTALOM
ÓVINTÉZKEDÉSEK ....................................................................................................

3

Fontos .................................................................................................................

3

A biztonsági figyelmeztetés helye...........................................................

3

Szimbólumok a berendezésen................................................................

3VIGYÁZAT ..........................................................................................................

5

FIGYELEM ..........................................................................................................

8

A monitorra vonatkozó megjegyzés......................................................................... 10
Felhasználási javallatok ...................................................................................... 10
Használati óvintézkedések.................................................................................. 10
A monitor hosszú ideig történő használata ......................................................... 11Minőség-ellenőrzés................................................................................. 11
Tisztítás................................................................................................... 11
Vegyszeres fertőtlenítés ......................................................................... 12
A monitor kényelmes használata ........................................................................ 12
Kiberbiztonsági figyelmeztetések és felelőségek................................................ 12
1 Bevezetés.................................................................................................................... 15
1.1

1.2

1.3

Jellemzők ............................................................................................................ 15
1.1.1

Szabad elrendezés ................................................................................. 15

1.1.2

Egyszerű kábelvezetés ........................................................................... 15

1.1.3

Támogatja a videokijelző és a tápellátás egyetlen USB Type-Ckábellel történő csatlakoztatását............................................................. 15

1.1.4

Hibrid monokróm és színes kijelző ......................................................... 16

1.1.5Minőség-ellenőrzés................................................................................. 16

1.1.6

Dokkolóállomás-funkció .......................................................................... 16

1.1.7

Világítási funkcióval felszerelve (RadiLight)............................................ 16

1.1.8

Helytakarékos kivitel ............................................................................... 17

1.1.9

Monitor vezérlése egérrel és billentyűzettel............................................ 17

A csomag tartalma .............................................................................................. 18
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 18

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 18

1.2.3

A RadiCS LE használata ........................................................................ 19

Kezelőszervek és funkciók.................................................................................. 20
1.3.1

Elölnézet ................................................................................................. 20

1.3.2

Hátulnézet............................................................................................... 21

2 Telepítés / csatlakoztatás .......................................................................................... 23
2.1

Telepítés előtt...................................................................................................... 23
2.1.1

2.2

Telepítési feltételek ................................................................................. 23

Csatlakozókábelek .............................................................................................. 24

13

TARTALOM
2.3

A RadiLight Focus (munkalámpa) csatlakoztatása ............................................. 29

2.4

Tápellátás bekapcsolása..................................................................................... 29

2.5

A képernyő magasságának és szögének beállítása ........................................... 30

2.6

A csatlakozófedél felhelyezése ........................................................................... 31

2.7

A RadiLight Area / RadiLight Focus használata.................................................. 32

3 Hiba – Nincs kép......................................................................................................... 33
4 Műszaki adatok........................................................................................................... 35
4.1Műszaki adatok listája ......................................................................................... 35
4.1.1

Típus ....................................................................................................... 35

4.1.2

LCD-panel............................................................................................... 35

4.1.3

Videojelek ............................................................................................... 35

4.1.4

USB......................................................................................................... 35

4.1.5

Hálózat.................................................................................................... 36

4.1.6

Tápellátás ............................................................................................... 36

4.1.7

Fizikai jellemzők...................................................................................... 36

4.1.8

Az üzemeltetési környezettel szembeni követelmények......................... 36

4.1.9

Szállítás / tárolás feltételei ...................................................................... 36

4.2

Támogatott felbontás .......................................................................................... 37

4.3

Tartozékok .......................................................................................................... 37

Függelék...................................................................................................................... 38
Orvosi szabvány.................................................................................................. 38
A berendezés besorolása ....................................................................... 38
EMC-információ .................................................................................................. 39
Javallott használati környezetek ............................................................. 39Műszaki leírások ..................................................................................... 40

14

Bevezetés | 1

1 Bevezetés
Köszönjük, hogy az EIZO színes LCD monitort választotta.

1.1 Jellemzők
1.1.1 Szabad elrendezés• A termék PbyP (Kép a képpel) és PinP (Kép a képben) funkciókkal van ellátva, melyek
lehetővé teszik akár három jel egyidejű megjelenítését.

Egyetlen

PbyP

Egyetlen + PinP
(Kép a képben)

PbyP (kép a képpel)+ PinP (Kép a képben)• A monitor One Cable PbyP (Egy kábel, kép a képpel) funkciójával a képek PbyP (Kép a
képpel) módban jelennek meg egyetlen jeltovábbító kábel használatával.

1.1.2 Egyszerű kábelvezetés
A monitor rendelkezik USB Type-C® (USB-C®) kimeneti csatlakozóval.
A kimeneti csatlakozóból a jel továbbítható egy másik monitorra.

1.1.3 Támogatja a videokijelző és a tápellátás egyetlen USB Type-C kábellel történő
csatlakoztatását
Ez a termék USB-C-csatlakozóval van felszerelve, amely egyszerre teszi lehetővé avideojelek továbbítását (DisplayPort™ Alt Mode), valamint az áramellátást (USB Power
Delivery).
Külső monitorként használva legfeljebb 94 W teljesítményt biztosít a csatlakoztatottnotebook PC-nek.

Videojelek

Tápellátás

15

1 | Bevezetés

Megjegyzés• A videojelek megjelenítéséhez a csatlakoztatott eszköznek támogatnia kell a videojelek átvitelét(DisplayPort Alt Mode).
• A töltés funkció használatához a csatlakoztatott eszköznek támogatnia kell az USB Power
Delivery használatával történő töltést.
• Csak a következő USB-kábelek használata esetén lehet maximum 94 W teljesítményt
biztosítani:– CC150SS81G-5A (mellékelve)• A csatlakoztatott eszközök akkor is tölthetők, ha a monitor energiatakarékos üzemmódban van.

1.1.4 Hibrid monokróm és színes kijelző
A Hybrid Gamma PXL funkció engedélyezésével a termék automatikusan megkülönbözteti
ugyanazon kép monokróm és színes részeit adott pixel szinten, és optimális átmenettel
jeleníti meg azokat.

1.1.5 Minőség-ellenőrzés
• A monitor beépített kalibrációs érzékelővel (Integrált elülső érzékelő) rendelkezik. Ez azérzékelő lehetővé teszi a monitor számára a kalibrálás (Önkalibrálás) elvégzését és a
Szürke skála ellenőrzését egymástól függetlenül.
• A mellékelt RadiCS LE szoftver segítségével elvégezheti a monitor kalibrálását és azelőzmények kezelését.
• A RadiCS monitorminőség-ellenőrző szoftverrel olyan minőség-ellenőrzést végezhet,
amely megfelel az orvosi szabványoknak/előírásoknak.

1.1.6 Dokkolóállomás-funkció
Ez a monitor LAN-porttal és USB-hubbal van felszerelve, ami lehetővé teszi adokkolóállomásként való használatát. Az USB-C-kábel csatlakoztatásával stabil hálózati
környezetet hozhat létre olyan notebookokon vagy táblagépeken is, amelyek nem
rendelkeznek LAN-porttal. USB-kompatibilis perifériás eszközöket is használhat és
okostelefonokat is tölthet (lásd „A dokkolóállomás-funkció használata” című részt atelepítési kézikönyvben).

1.1.7 Világítási funkcióval felszerelve (RadiLight)
RadiLight Area (háttérvilágítás)• A RadiLight Area a monitor beépített háttérvilágítási funkciója. Ez a monitor hátuljárólérkező fény közvetve megvilágítja a helyiséget, így még gyengén megvilágított
környezetben is hatékonyan lehet kiértékelni a radiológiai felvételeket.
RadiLight Focus (munkalámpa)16

Bevezetés | 1• A RadiLight Focus egy eltávolítható munkalámpa. Megvilágítja a munkaterületetolvasás, dokumentumírás vagy a billentyűzet használata közben.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Helytakarékos kivitel
A monitor több USB-csatlakozóval van felszerelve (upstream). Több számítógépetműködtethet egy USB-eszközkészlettel (egér, billentyűzet, stb.).

1.1.9 Monitor vezérlése egérrel és billentyűzettel
A RadiCS / RadiCS LE monitorminőség-ellenőrző szoftver segítségével egérrel vagy
billentyűzeten keresztül végrehajthatja a következő monitor műveleteket:• A CAL Switch üzemmódok bekapcsolása• A bemeneti jel megváltoztatása• Ez a funkció hozzárendel bármilyen CAL Switch (CAL-kapcsoló) módot a képernyő egy
részéhez, és megjelenít egy képet (Point-and-Focus)• PinP alablak (Hide-and-Seek) megjelenítése vagy elrejtése• USB eszközt használó számítógépek átváltása (Switch-and-Go)• Energiatakarékos módba való belépés (Backlight Saver)• Olyan funkció, amely ideiglenesen növeli a fényerőt a diagnosztikai képek
láthatóságának javítása érdekében (Instant Backlight Booster)Megjegyzés• A RadiCS / RadiCS LE szoftver egyidejűleg lehetővé teszi a PinP alablak megjelenítését vagy
elrejtését és az USB eszközök működtetésére használt számítógépek átváltását. A beállítási
eljárással kapcsolatosan hivatkozzon a RadiCS / RadiCS LE felhasználói kézikönyvére.

17

1 | Bevezetés

1.2 A csomag tartalma
Ellenőrizze, hogy a következők mindegyike megtalálható-e a csomagban. Ha ezek közül
bármelyik hiányzik vagy sérült, lépjen kapcsolatba forgalmazójával vagy a helyi EIZO
képviselővel.
Megjegyzés• Javasoljuk, hogy a dobozt és a csomagolóanyagot tegye el a termék esetleges jövőbeli
költöztetéséhez vagy szállításához.

• Monitor• Tápkábel• Digitális jeltovábbító kábel (DisplayPort – DisplayPort): PP300-V14 x 2• Digitális jeltovábbító kábel (HDMI - HDMI): HH300PR x 1• USB 2.0 kábel (USB-A - USB-B): UU300 x 2• USB-C kábel (USB-C - USB-C): CC150SS81G-5A x 1• Csatlakozófedél (bal)• Csatlakozófedél (jobb)• RadiLight Focus (munkalámpa)• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Használati útmutató

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
A CD-ROM a következő tételeket tartalmazza. Olvassa el a lemezen található „Readme.txt”
fájlt a szoftverindítási és a fájlhivatkozási eljárásokról.
• Readme.txt fájl
• RadiCS LE monitor minőség-ellenőrzési szoftver (Windows rendszerre)• Felhasználói kézikönyv– A monitor használati útmutató– Monitortelepítési kézikönyv– RadiCS LE felhasználói kézikönyv• Külső méretek

1.2.2 RadiCS LE
A RadiCS LE lehetővé teszi a következő minőség-ellenőrzési és monitorműveleteket. A
szoftverrel vagy beállítási eljárásokkal kapcsolatos további információkért hivatkozzon a
RadiCS LE felhasználói kézikönyvére.
Minőség-ellenőrzés
• Kalibrálás elvégzése
18

Bevezetés | 1• Teszteredmények megjelenítése egy listában és tesztjelentés létrehozása• Az Önkalibrálási cél és végrehajtási ütemterv beállítása
Monitorműveletek• A CAL Switch üzemmódok bekapcsolása• A bemeneti jel megváltoztatása• Ez a funkció hozzárendel bármilyen CAL Switch (CAL-kapcsoló) módot a képernyő egy
részéhez, és megjelenít egy képet (Point-and-Focus)• PinP alablak (Hide-and-Seek) megjelenítése vagy elrejtése• USB eszközt használó számítógépek átváltása (Switch-and-Go)• Energiatakarékos módba való belépés (Backlight Saver)• Olyan funkció, amely ideiglenesen növeli a fényerőt a diagnosztikai képek
láthatóságának javítása érdekében (Instant Backlight Booster)• Olyan funkció, amely a monitor fényerejét automatikusan a környezeti fényszinthez
igazítja, ha szöveges módba állítja (Auto Brightness Control)
Figyelem• A RadiCS LE műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A RadiCS LE legújabb
verziója letölthető a weboldalunkról: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 A RadiCS LE használataA RadiCS LE telepítésével és használatával kapcsolatos információk megtalálhatók a
RadiCS LE felhasználói kézikönyvben (a CD-ROM-on).
A RadiCS LE használatakor a tartozék USB-kábel segítségével csatlakoztassa a monitort aszámítógépéhez. A monitor csatlakoztatásával kapcsolatos további információkért lásd 2.2
Csatlakozókábelek [} 24].

19

1 | Bevezetés

1.3 Kezelőszervek és funkciók
1.3.1 Elölnézet
12

Kb. 30°3

4

1. Integrált elülső érzékelő
(mozgatható)

Ezt az érzékelőt használhatja a kalibrálás és a szürkeskálaellenőrzés elvégzéséhez.

2. Fényerő-érzékelő

Ez az érzékelő méri a környezeti megvilágítást. A környezeti
megvilágítás mérése a RadiCS / RadiCS LE minőség-ellenőrzési
szoftver segítségével kerül elvégzésre.

3. Kezelőkapcsolók

Megjeleníti a kezelési útmutatót. Beállítja a menüket a kezelésiútmutatónak megfelelően.

4. Tápkapcsoló

Be- és kikapcsolja a monitort.
A bekapcsolásjelző a tápellátás bekapcsolásakor kigyullad. A
bekapcsolásjelző színe a monitor működési állapotától függően
változik.
Zöld: Normál üzemmód, Narancssárga: Energiatakarékos mód,
Nem világít: Fő tápellátás vagy tápellátás kikapcsolva

20Bevezetés | 1

1.3.2 Hátulnézet
1

7

2

8

5

6
3

4

9

10

11

12

13

14

1. ﻿RadiLight Area
(háttérvilágítás)A monitor beépített háttérvilágítási funkciója. A monitor hátuljárólérkező fény közvetve világítja meg a helyiséget.

2. ÁllványÁllítsa be a képernyő magasságát és dőlésszögét (döntse és
forgassa).

3. Főkapcsoló

Be- és kikapcsolja a monitort.

4. Tápkábel-csatlakozó

Itt csatlakozik a tápkábel.

5. Biztonsági zár

Megfelel a Kensington MicroSaver biztonsági rendszernek.

6. Kábeltartó

Segítségével a kábelek megfeleően elrendezhetők.

7. USB-A-csatlakozó(downstream)

Egy USB-perifériaeszközhöz való csatlakoztatásra szolgál (lásd „A
dokkolóállomás-funkció használata” című részt a telepítési
kézikönyvben).

8. Munkalámpa
csatlakozója

A RadiLight Focus csatlakoztatására használható.

9. HDMI-csatlakozó

HDMI-kimenettel rendelkező asztali számítógéphez való
csatlakoztatásra szolgál.

10. DisplayPort-csatlakozó

DisplayPort-kimenettel rendelkező asztali számítógéphez való
csatlakoztatásra szolgál.

: Ki,

: Be

21

1 | Bevezetés

22

11. USB-C-csatlakozó(upstream)

USB-C-kimenettel rendelkező asztali számítógéphez való
csatlakoztatásra szolgál. Ez továbbítja az USB-jelet is, amely az
USB-kapcsolatot vagy a dokkolóállomás-funkciót igénylő szoftverek
használatához szükséges (lásd „A dokkolóállomás-funkció
használata” című részt a telepítési kézikönyvben).

12. USB-C csatlakozó(downstream)

Lánccsatlakozás beállításához csatlakoztassa a kábelt egy másik
monitor USB-C upstream csatlakozójába. Továbbá egy USBperifériaeszközt is csatlakoztathat (lásd „A dokkolóállomás-funkció
használata” című részt a telepítési kézikönyvben).

13. LAN-port

LAN-kábellel egy hálózati hubhoz vagy routerhez történő
csatlakoztatásra szolgál a dokkolóállomás-funkció hálózati
csatlakozójának használatakor (lásd „A dokkolóállomás-funkció
használata” című részt a telepítési kézikönyvben).

14. USB-B-csatlakozó(upstream)

A számítógéphez történő csatlakoztatásra szolgál, ha USB-C
csatlakozással nem rendelkező asztali számítógépen USB
csatlakozást igénylő szoftvert használ, vagy ha a termék USB hub
funkcióját használja.

Telepítés / csatlakoztatás | 2

2 Telepítés / csatlakoztatás
2.1 Telepítés előtt
Figyelmesen olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK [} 3] részt, és mindig kövesse az
utasításokat.
Ha a terméket lakk bevonatú pultra helyezi, akkor a szín hozzátapadhat az állvány aljához agumi összetétele miatt. Használat előtt ellenőrizze az asztal felületét.

2.1.1 Telepítési feltételek
Ha a monitort állványra szereli, hagyjon elegendő szabad helyet a monitor oldalainál,
hátuljánál és tetejénél.
Figyelem• Úgy állítsa be a monitort, hogy a képernyőre ne essen zavaró fény.

23

2 | Telepítés / csatlakoztatás

2.2 Csatlakozókábelek
Figyelem• Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a monitor, az asztali számítógép és a perifériás eszközök
ki vannak-e kapcsolva.
• A meglévő monitornak a jelen monitorra való cseréjekor ügyeljen arra, hogy az új monitornak és
az asztali számítógépnek a csatlakoztatása előtt a 4.2 Támogatott felbontás [} 37] részben
foglaltak szerint módosítsa az asztali számítógép felbontási beállításait és vertikális szkennelési
frekvenciáját az ennél a monitornál használható értékekre.
• Ha nehéz csatlakoztatni a kábeleket, állítson a képernyő dőlésszögén.

1. Csatlakoztassa a jeltovábbító kábeleket.
Ellenőrizze a csatlakozóvégek alakjait, majd csatlakoztassa a kábeleket.
Egyetlen képernyő

Jeltovábbító kábel: HH300PR
Jeltovábbító kábel: PP300-V14
Jeltovábbító kábel: CC150SS81G-5A

Figyelem• Az alapértelmezett beállításként a DisplayPort 1 csatlakozó jele kerül megjelenítésre. Más
csatlakozókról érkező jelet szeretne megjeleníteni, változtassa meg a bemeneti jelet (lásd „Abemeneti jelek megváltoztatása” című részt a telepítési kézikönyvben).
• Ha az USB-C csatlakozót nem csak videokijelzésre, hanem a RadiCS / RadiCS LE
monitorminőség-ellenőrzésre és USB-eszközök (USB-kompatibilis perifériák) csatlakoztatására
is használja, akkor a Beállítások menüben a „USB Selection” értéket „USB-C” értékre kell állítani.
A részleteket illetően olvassa el a telepítési kézikönyvet (a CD-ROM-on).
• HDMI®-jelek korlátozott tartományban jeleníthetők meg.

24

Telepítés / csatlakoztatás | 2
PbyP (Kép a képpel) (DisplayPort 1 / DisplayPort 2) megjelenítés

Jeltovábbító kábel: PP300-V14

Jeltovábbító kábel: PP300-V14

Figyelem• PbyP (Kép a képpel) (DisplayPort 1 / DisplayPort 2) megjelenítéshez a „PbyP Settings” értéket
kell beállítani a Beállítások menüben. A részleteket illetően olvassa el a telepítési kézikönyvet (aCD-ROM-on).
• Amikor PbyP módban két számítógépről érkező képeket jelenít meg, bizonyos minőségirányítási funkciók (pl. kalibrálás) használata korlátozott lehet.

25

2 | Telepítés / csatlakoztatás
PbyP (Kép a képpel) (egykábeles PbyP) megjelenítés

Jeltovábbító kábel: PP300-V14

Jeltovábbító kábel: CC150SS81G-5A

Figyelem• PbyP (One Cable PbyP) megjelenítéshez csatlakoztassa a DisplayPort 1 csatlakozóhoz vagy az). Továbbá a Beállítások menüben be kell állítaniai a
USB-C csatlakozóhoz (Upstream:„PbyP Settings” értéket. A részleteket illetően olvassa el a telepítési kézikönyvet (a CD-ROMon).
• Ha az USB-C csatlakozót nem csak videokijelzésre, hanem a RadiCS / RadiCS LE
monitorminőség-ellenőrzésre és USB-eszközök (USB-kompatibilis perifériák) csatlakoztatására
is használja, akkor a Beállítások menüben a „USB Selection” értéket „USB-C” értékre kell állítani.
A részleteket illetően olvassa el a telepítési kézikönyvet (a CD-ROM-on).

26

Telepítés / csatlakoztatás | 2
PinP (Kép a képben ablak) megjelenítés
Példa: HDMI-csatlakozó használatával

Jeltovábbító kábel: HH300PR
Jeltovábbító kábel: PP300-V14

Figyelem• PinP (Kép a képben ablak) megjelenítéshez a Beállítások menüben be kell állítaniai a „PinP
Settings” értéket. A részleteket illetően olvassa el a telepítési kézikönyvet (a CD-ROM-on).
• Ha egy HDMI-jelet egyetlen képernyőn jelenít meg, a PinP (Kép a képben ablak) megjelenítés
funkció nem használható.

27

2 | Telepítés / csatlakoztatás
További lánccsatlakozásos monitorok csatlakoztatása
A DisplayPort 1 csatlakozó vagy az USB-C csatlakozó bemeneti jele (Upstream:
kiküldésre kerül egy másik monitorra.

)

Csatlakozás számítógéphez

USB-C-kábel

Jeltovábbító kábel: PP300-V14
Jeltovábbító kábel: CC150SS81G-5A

Jeltovábbító kábel: CP200(opcionális, külön vásárolható)

Figyelem• A lánckapcsolathoz használható monitorokkal és videokártyákkal kapcsolatos további
információkért látogasson el az EIZO weboldalára:(www.eizoglobal.com)• Egy lánccsatlakozásos monitorcsatlakozás kialakításához csatlakoztassa a DisplayPort 1). Továbbá az Adminisztrátor
csatlakozóhoz vagy az USB-C csatlakozóhoz (Upstream:
beállítások menüben be kell állítaniai a „Daisy Chain” értéket. A részleteket illetően olvassa el atelepítési kézikönyvet (a CD-ROM-on).
• Az USB-C (downstream:) csatlakozóra alapértelmezés szerint egy kupak van
csatlakoztatva. A csatlakozó használata előtt távolítsa el a kupakot.

2. Dugja be a tápkábelt egy fali aljzatba, másik végét csatlakoztassa a monitorhoz.
A tápkábelt teljesen dugja a monitorba.
3. Ha nem USB-C csatlakozást használ, és ha RadiCS / RadiCS LE szoftvert használ,
vagy USB-eszközt (USB-kompatibilis) csatlakoztat a monitorhoz, csatlakoztasson egy
USB 2.0 kábelt a monitor USB-B csatlakozója és a számítógép USB-A csatlakozója
közé.
USB 2.0 kábel: UU300

Figyelem• A monitor olyan számítógéphez való csatlakoztatása esetén, amelyre RadiCS / RadiCS LE
szoftver került telepítésre, csatlakoztassa a kábelt az USB-B 1() vagy USB-C-csatlakozóba).
(upstream:• USB-B 2 () használata előtt távolítsa el a kupakot. Ezenkívül módosítsa az „USB Selection”
opciót a beállítás menüben (lásd az „USB kiválasztása” című részt a telepítési kézikönyvben).

28Telepítés / csatlakoztatás | 2

2.3 A RadiLight Focus (munkalámpa) csatlakoztatása
Csatlakoztassa a RadiLight Focus (munkalámpa) lámpát a monitor helyi világítás
csatlakozójához.
Csak a csatlakozóra merőlegesen tartva lefelé lehet csatlakoztatni.

1
2

Eltávolításához húzza ki, miközben a monitorhoz csatlakozó részt az ábrán az 1-gyel jelzett
irányba fordítja.

2.4 Tápellátás bekapcsolása
gombot a monitor-tápellátás bekapcsolásához.
1. Érintse meg a
A monitor tápellátásjelzője zölden kezd el világítani.
Ha a jelzőfény nem kezd el világítani, lásd 3 Hiba – Nincs kép [} 33].
Megjegyzés• Ha bármelyik működtető kapcsolót megérinti, kivéve akapcsolót, amikor a monitor ki van
kapcsolva, avillogni kezd, hogy tudassa, hol található a tápkapcsoló.

2. Kapcsolja be a számítógépet.
Megjelenik a képernyőkép.
Ha egy kép nem jelenik meg, további tanácsért lásd 3 Hiba – Nincs kép [} 33].

29

2 | Telepítés / csatlakoztatás

Figyelem• Első csatlakoztatáskor vagy a csatlakozási mód megváltoztatásakor előfordulhat, hogy a kijelző
beállítása, például a felbontás vagy a kijelző méretaránya nem megfelelő. Ellenőrizze aszámítógép beállításait.
• Energiatakarékossági okokból ajánlott a monitort kikapcsolni a bekapcsológombbal. Amikor nem
használja a monitort, kikapcsolhatja a fő tápellátást, vagy lecsatlakoztathatja a tápcsatlakozót,
hogy teljesen megszüntesse a tápellátást.

Megjegyzés• A monitor élettartamának maximalizálása érdekében a fényerőromlás és energiafogyasztás
csökkentésével végezze el az alábbiakat:– Használja a számítógép vagy a monitor energiatakarékos funkcióját.
– Használat után kapcsolja ki a monitort.

2.5 A képernyő magasságának és szögének beállítása
Tartsa két kézzel a monitor felső és alsó szélét vagy bal és jobb szélét, és állítsa be amonitor magasságát, dőlésszögét és elforgatását úgy, hogy a munkájához az alegideálisabb legyen.

Figyelem• A beállítás befejeztével ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
• A magasság és a szög beállítását követően húzza át a kábeleket a kábeltartón.
• Amikor a monitor szögét vagy helyzetét olyankor állítja be, amikor a helyi világítás fel vanszerelve, ügyeljen arra, hogy ne fejtsen ki erőt a munkalámpára. Ezzel kárt tehet acsatlakozóban vagy karban.

30Telepítés / csatlakoztatás | 2

2.6 A csatlakozófedél felhelyezése
1. Rendezze a kábeleket a kábeltartóban.

2. Helyezze fel a csatlakozófedelet.

Példa: A csatlakozófedél (jobb) felhelyezése

Figyelem• Ügyeljen arra, hogy biztonságosan rögzítse, így biztosítva a megfelelő szellőzést a monitor
belsejében.

Megjegyzés• A kábeltakaró eltávolításához húzza azt maga felé.

31

2 | Telepítés / csatlakoztatás

2.7 A RadiLight Area / RadiLight Focus használata
1. Győződjön meg arról, hogy a monitor és a számítógép be van kapcsolva.
2. A kezelőkapcsolókkal kapcsolja be/ki a RadiLight Area vagy a RadiLight Focus funkciót.
Állítsa be a RadiLight Area fényerejét.

RadiLight Focus be-/kikapcsolása
RadiLight Area
Fényerő le / Fényerő fel / Be-/Kikapcsolás

Figyelem• A LED-ek különbözősége miatt a színekben és a fényerőben még ugyanazon termék esetében
is lehetnek különbségek.
• A következő környezetekben előfordulhat, hogy a RadiLight Area használata esetén nem érhető
el elegendő mértékű megvilágítás.
– Ha nagy a faltól vagy a mennyezettől való távolság– Ha a fal vagy a mennyezet olyan anyagból készült, amely nem jól veri vissza a fényt, vagy
sötét színű
• A RadiLight Focus irányának megváltoztatásakor a szöget úgy állítsa be, hogy nem csak a
csúcsot, hanem a kart is tartja.

Megjegyzés• A RadiLight Area beállításával kapcsolatos részleteket illetően olvassa el a Telepítési
kézikönyvet (a CD-ROM-on).

32

Hiba – Nincs kép | 3

3 Hiba – Nincs kép
A bekapcsolásjelző nem gyullad ki• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e.
• Kapcsolja be a monitor hátoldalán lévő főkapcsolót.
• Érintse meg a(z)gombot.

• Kapcsolja ki a monitor hátoldalán található főkapcsolót, majd pár perc múlva kapcsoljabe újra.

A bekapcsolásjelző kigyullad: Zöld
• Növelje a(z) „Brightness”, „Contrast” vagy „Gain” értékeket a beállítás menüben. A
részleteket illetően olvassa el a telepítési kézikönyvet (a CD-ROM-on).
• Kapcsolja ki a monitor hátoldalán található főkapcsolót, majd pár perc múlva kapcsoljabe újra.

A bekapcsolásjelző kigyullad: Narancssárga• Változtassa meg a bemeneti jelet. A részleteket illetően olvassa el a telepítési
kézikönyvet (a CD-ROM-on).
• Mozgassa meg az egeret vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.
• Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a jeltovábbító kábel megfelelően csatlakozik-e. Csatlakoztassa ajeltovábbító kábeleket a megfelelő bemeneti jelcsatlakozókhoz.
• Kapcsolja ki a monitor hátoldalán található főkapcsolót, majd kapcsolja be újra.

A bekapcsolásjelző villog: Narancssárga, Zöld
• A csatlakoztatást az EIZO által meghatározott jeltovábbító kábellel végezze. Majd
kapcsolja ki a monitor hátoldalán található főkapcsolót, majd pár perc múlva kapcsoljabe újra.

A(z) „No Signal” üzenet jelenik meg a képernyőn.
Példa:• A fenti üzenet azért jelenhet meg, mert egyes számítógépek nem küldenek kimeneti
jelet azonnal bekapcsolás után.
• Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a jeltovábbító kábel megfelelően csatlakozik-e. Csatlakoztassa ajeltovábbító kábeleket a megfelelő bemeneti jelcsatlakozókhoz.
) csatlakozót használ a lánccsatlakozás kimeneti• USB-C (downstream:
csatlakozójaként. A képernyőn akkor sem jelenik meg semmi, ha az asztali
számítógéphez van csatlakoztatva.
• Változtassa meg a bemeneti jelet. A részleteket illetően olvassa el a telepítési
kézikönyvet (a CD-ROM-on).
33

3 | Hiba – Nincs kép• Kapcsolja ki a monitor hátoldalán található főkapcsolót, majd kapcsolja be újra.

A(z) „Signal Error” üzenet jelenik meg a képernyőn.
Példa:• Ellenőrizze, hogy a számítógép konfigurálása megfelel-e a monitor felbontásának és
vertikális szkennelési frekvenciájának (lásd 4.2 Támogatott felbontás [} 37]).
• Indítsa újra a számítógépet.
• Válasszon megfelelő beállítást a grafikus kártya segédprogramja használatával. A
részletekért olvassa el a grafikus kártya felhasználói kézikönyvét.

A „DP Unsupported” üzenet jelenik meg a képernyőn

• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott kábel az EIZO által ajánlott jeltovábbító kábel-e.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz USB-C-csatlakozója támogatja-e a videojelkimenetet (DisplayPort Alt Mode). A részletekért forduljon a készülék gyártójához.
• Csatlakoztasson egy DisplayPort-kábelt vagy egy HDMI-kábelt.

34Műszaki adatok | 44 Műszaki adatok
4.1 Műszaki adatok listája
4.1.1 Típus
RX670

Csillogásmentes

RX670-AR

Visszaverődésmentes

4.1.2 LCD-panel
Típus

Színes (IPS)

Háttérvilágítás

LED

Méret

76,2 cm (30,0")Felbontás

3280 képpont x 2048 sor

Kijelző mérete (V x F)

645,5 mm x 403,0 mm

Képpont mérete (V x F)

0,197 mm x 0,197 mm

Kijelző színei

10 bites (DisplayPort / USB-C): Legfeljebb 1,07
milliárd szín (a körülbelül 543 milliárd színű
palettáról)8 bites (DisplayPort / HDMI): 16,77 millió szín (akörülbelül 543 milliárd színű palettából)Betekintési szög (V / F, jellemző)178˚ / 178˚Javasolt fényerő

500 cd/m2

Kontrasztarány (jellemző)1800:1

Válaszidő (jellemző)25 ms (fekete -> fehér -> fekete)

4.1.3 Videojelek
Bemeneti csatlakozók

DisplayPort x 2, USB-C (DisplayPort Alt Mode) x
1, HDMI x 1

Kimeneti csatlakozók

USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1

Vízszintes letapogatási frekvencia
Vertikális szkennelési frekvencia*1

31 kHz – 127 kHz
59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz)

Képkocka-szinkronizációs mód

59 Hz – 61 Hz

A videokártya órajel-frekvenciája

25 MHz – 440 MHz*1 A támogatott vertikális szkennelési frekvencia a felbontástól függ. További információkért lásd 4.2

Támogatott felbontás [} 37].

4.1.4 USB
Csatlakozó

Upstream

USB-C x 1, USB-B x 2

Downstream

USB-A x 3, USB-C x 1

Szabvány

USB műszaki adatok, 2.0-ás verzió

Adatátviteli sebesség

480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps

Tápellátás

Upstream

USB-C: Maximum 94 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3
A, 20 V/4,7 A)

Downstream

USB-A: Maximum 500 mA csatlakozónként
USB-C: Maximum 15 W (5 V/3 A)

35

4 | Műszaki adatok

4.1.5 Hálózat
Csatlakozó

RJ-45 (USB LAN-adapter)

Támogatott operációs rendszerek*1

Windows 11
Windows 10 (32 bites / 64 bites)
macOS Sierra (10.12) vagy újabb

Vezetékes LAN

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 Az EIZO támogatása akkor szűnik meg, amikor az operációs rendszer beszállítójának

támogatása.

4.1.6 Tápellátás
Bemenet100 – 240 VAC ±10%, 50/60 Hz, 2,80 – 1,20 A

Maximális teljesítményfelvételMax. 279 W*1

Energiatakarékos üzemmód

Max. 0,5 W*2

Készenléti üzemmód

Max. 0,5 W*3*1 Ha külső terhelés van csatlakoztatva, „Mode”: „4-Custom”, „Brightness”: „100%”, a RadiLight

Focus be van kapcsolva, a RadiLight Area fényereje maximális*2 A DisplayPort importálás használatakor, amikor az USB upstream csatlakozó nincs csatlakoztatva,„Power Save”: „High”, „DP Power Save” : „On”, „One Cable PbyP” : „Off”, a RadiLight Focus
csatlakoztatva van, a RadiLight Focus ki van kapcsolva, nincs külső terhelés csatlakoztatva*3 Amikor az USB upstream csatlakozó nincs csatlakoztatva, „DP Power Save”: „On”, „One Cable

PbyP” : „Off”, a RadiLight Focus csatlakoztatva van, a RadiLight Focus ki van kapcsolva, nincs
külső terhelés csatlakoztatva

4.1.7 Fizikai jellemzők
Méretek (Szé x Ma x Mé)

682,0 mm x 490,5 mm – 590,5 mm x 225,0 mm(Dőlés: 0˚)
682,0 mm x 534,7 mm – 634,7 mm x 295,2 mm(Dőlés: 30˚)

Méretek (Szé x Ma x Mé) (állvány nélkül)

682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm

Nettó súly

Kb. 15,8 kg

Nettó súly (állvány nélkül)

Kb. 11,7 kg

Magasságállítási tartomány

100 mm (Dőlés: 0˚)

Dőlés

Fel 30˚, le 5˚Forgás70˚

4.1.8 Az üzemeltetési környezettel szembeni követelmények
Hőmérséklet

0˚C–35˚C

Páratartalom

20%–80% relatív páratartalom (páralecsapódás
nélkül)Légnyomás

540 hPa–1060 hPa

4.1.9 Szállítás / tárolás feltételeiHőmérséklet

-20˚C–60˚C

Páratartalom

10 %–90 % relatív páratartalom (páralecsapódás
nélkül)Légnyomás

200 hPa–1060 hPa

36Műszaki adatok | 4

4.2 Támogatott felbontás
A monitor a következő felbontásokat támogatja:✓: támogatott, -: nem támogatott
Felbontás

Vertikális
szkennelési
frekvencia(Hz)

DisplayPort / USB-C

HDMI

Egyetlen
PbyPPinPEgyetlen
PinPképernyő megjeleníté megjeleníté képernyő megjelenítésss

640 x 480

59,940✓640 x 480

60,000-720 x 400

70,087✓720 x 480

59,940-720 x 480

60,000

-

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

800 x 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 x 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 x 1600

59,963

-

-

✓

-

✓

1200 x 1920

59,940

-

-

✓

-

✓

1280 x 720

59,940

-

-

-

✓

✓

1280 x 720

60,000

-

-

-

✓

✓

1280 x 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 x 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

*1

1640 x 2048

59,985

-

✓

-

-

-

1920 x 1080

59,940

-

-

-

✓

✓

1920 x 1080

60,000

-

-

-

✓

✓

1920 x 1200

59,950

-

-

✓*1

-

✓*1

2560 x 1600

59,972

-

-

-

✓*2

-

59,981

*1

-

-

✓*3

-

3280 x 2048✓

*1 Ajánlott felbontás*2 Ajánlott felbontás amikor „LMM Mode (HDMI)” az „On” értékre van állítva a „Administrator

Settings”-ban*3 Ajánlott felbontás amikor „LMM Mode (HDMI)” az „Off” értékre van állítva a „Administrator

Settings”-ban

4.3 Tartozékok
A következő tartozékok külön megvásárolhatók.
A legújabb opcionális tartozékokra és a kompatibilis grafikus kártyára vonatkozó információt
a weboldalunkon találja.
(www.eizoglobal.com)
Kalibráló készlet

RadiCS UX2 5.1.3-as verzió vagy újabb
RadiCS Version Up Kit 5.1.3-as verzió vagy újabb

Network QC Management Software

RadiNET Pro 5.1.3-as verzió vagy újabb

Tisztítókészlet

ScreenCleaner

VESA adapter vékony klienshez vagy mini PChez

PCSK-R1

Jeltovábbító kábel (USB-C - DisplayPort)

CP200

37

Függelék

Függelék
Orvosi szabvány• Biztosítani kell, hogy a rendszer megfeleljen az IEC60601-1 előírásainak.
• Az elektromos árammal működő berendezések elektromágneses hullámokat
generálnak, ami befolyásolhatja vagy akadályozhatja a monitor működését, sőt,meghibásodást is okozhat. A berendezést olyan helyen használja, ahol nem érik ilyen
hatások.

A berendezés besorolása• Áramütéssel szembeni védelem: I. osztály• EMC-osztály: IEC60601-1-2, 1. csoport, B osztály• Az orvosi eszköz besorolása (EU): I. osztály• Üzemmód: Folyamatos• IP-osztály: IPX0

38

Függelék

EMC-információ
RadiForce RX670 képes az orvosi képek megfelelő megjelenítésére.

Javallott használati környezetek
A(z) RX670 RadiForce termékeket az alább meghatározott környezetben való használatra
terveztük.
• Professzionális egészségügyi létesítmények, például klinikák és kórházak• Az otthoni egészségügyi ellátási környezetnek számító lakóhelyek, például lakások és
otthonokAz alábbi környezetek nem alkalmasak a RadiForce RX670 használatára:• Otthoni egészségügyi ellátási környezetek, kivéve a lakóotthonokat• Magas frekvenciájú sebészeti műszerek, például elektrosebészeti kések közelsége• Rövidhullámú terápiás berendezések közelsége• RF árnyékolt helyiség orvosi berendezések rendszereivel MRI-hez• Árnyékolt helyen Speciális környezetekben• Járművekbe (beleértve a mentőautókat) beszerelve• Egyéb speciális környezetekVIGYÁZAT• A RadiForce RX670 speciális óvintézkedéseket igényel az elektromágneses összeférhetőség
vonatkozásában, amelyeket alkalmazni kell. Figyelmesen olvassa el az elektromágnesesösszeférhetőséggel kapcsolatos információkat és az „ÓVINTÉZKEDÉSEK” részt ebben adokumentumban, és tartsa be az alábbi utasításokat a termék telepítése és működtetése során.

VIGYÁZAT• Ne használja a RadiForce RX670 terméket más berendezések közvetlen közelében vagy azok
tetején. Ha az ilyen használat mégis elkerülhetetlen, a berendezés működését meg kell figyelni,
hogy a normál működés biztosítható legyen az adott konfigurációban is.

VIGYÁZAT• Hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezés használatakor tartsa azt legalább 30
cm-re (12 hüvelykre) bármilyen alkatrésztől, beleértve a Radiforce RX670 kábeleit is. Ellenkező
esetben a berendezés teljesítményének csökkentését okozhatja.

VIGYÁZAT• Ha további berendezéseket csatlakoztat a jelbeviteli vagy -kimeneti részhez és ezáltal
konfigurálja az orvosi rendszert, Ön felelős azért, hogy a rendszer megfeleljen az IEC60601-1-2előírásainak.

VIGYÁZAT• Ne érintse meg jelbemeneti/-kimeneti csatlakozókat RadiForce RX670 használata közben. Ez
befolyásolhatja a megjelenített képet.

39

FüggelékVIGYÁZAT• Mindenképp a termékhez csatlakoztatott vagy az EIZO által meghatározott kábeleket használja.
Az EIZO által ajánlott kábelektől eltérő kábelek használata a berendezés megnövekedhet
elektromágneses kibocsátását vagy lecsökkent elektromágneses védettségét és nem megfelelő
működését eredményezheti.
Jelátviteli csatlakozó Max. kábelhosszÁrnyékolás

Ferritmag

Ajánlott kábel

DisplayPort

3mÁrnyékolt

Ferritmagok nélkül

PP300-V14

HDMI

3m

Árnyékolt

Ferritmagokkal

HH300PR

USB-C

1,5 m

Árnyékolt

Ferritmagok nélkül

CC150SS81G-5A

2mÁrnyékolt

Ferritmagok nélkül

-3m

Árnyékolt

Ferritmagokkal

UU300 / MD-C93

3mÁrnyékolt

Ferritmagok nélkül

-Ethernet

30 m

Nem árnyékolt Ferritmagok nélkül

-AC-nyílás

3m

Nem árnyékolt Ferritmagok nélkül

Földelővezetékkel(upstream)
USB-C(downstream)
USB-B(upstream)
USB-A(downstream)(vagy AC-bemenet)Műszaki leírások
Elektromágneses kibocsátás
A RadiForce RX670 termékeket az alább meghatározott elektromágneses környezetbenvaló használatra terveztük.
A vevő vagy a RadiForce RX670 felhasználója köteles a megfelelő környezetet biztosítani a
RadiForce RX670 számára.
Kisbocsátási teszt

Megfelelő
ség

Elektromágneses környezet – Útmutató

Rádiófrekvenciás
kibocsátás
CISPR11

1. csoport A RadiForce RX670 csak a belső működéshez használ
rádiófrekvenciás energiát.

Rádiófrekvenciás
kibocsátás
CISPR11

B osztály

Harmonikus
kibocsátás
IEC61000-3-2

D osztály

Ezért a rádiófrekvenciás kisugárzás nagyon alacsony, nemvalószínű, hogy interferenciát okozna a közeli elektronikus
berendezésekkel.

Feszültségingadozás / Megfelelvillódzás
IEC61000-3-3

40

A RadiForce RX670 termék minden környezetben (beleértve alakókörnyezetet is) alkalmazható, és közvetlenül csatlakoztathatóa háztartási célra használt, közüzemi elektromos hálózatra.

Függelék
Elektromágneses immunitás
A RadiForce RX670 az alábbi megfelelőségi szinteken (C) került tesztelésre az
IEC60601-1-2 szerint meghatározott professzionális és otthoni egészségügyi környezetek
tesztelési követelményeinek (T) megfelelően.
A vevő vagy a RadiForce RX670 felhasználója köteles a megfelelő környezetet biztosítani.
Védettségi vizsgálat Tesztelési szint (T)Megfelelőségi szint(C)

Elektromágneses környezet –Útmutató

Elektromos kisülés(ESD)
IEC61000-4-2±8 kV érintkezéses
kisülés

±8 kV érintkezéses
kisülés

±15 kV légi kisülés±15 kV légi kisülés

Csak fa-, beton- vagy
csempeborítású padlón
használja. Szintetikus anyaggal
fedett padló esetén a relatív
páratartalom legyen legalább
30%.

Gyors elektromos
tranziens / burst
jelenség
IEC61000-4-4±2 kV tápvezetékek±2 kV tápvezetékek±1 kV bemeneti/
kimeneti vezetékek±1 kV bemeneti/
kimeneti vezetékek

Túlfeszültség
IEC61000-4-5±1 kV vezetéktől
vezetékig

±1 kV vezetéktől
vezetékig

±2 kV vezetéktől
földig±2 kV vezetéktől
földigFeszültségesés, rövid 0% UT (100% esés,áramkimaradás ésUT) 0,5 ciklus és 1
feszültségingadozás ciklus
a tápvezetéken
70% UT (30% esés,
IEC61000-4-11
U ) 25 ciklus / 50 Hz

0% UT (100% esés,UT) 0,5 ciklus és 1
ciklusA mágneses mezők
frekvenciája
IEC61000-4-8

30 A/mA fő áramellátás feleljen meg azáltalános kereskedelmi vagy
kórházi környezetnek.
A fő áramellátás feleljen meg azáltalános kereskedelmi vagy
kórházi környezetnek.

A hálózati áramellátás feleljen
meg az általános kereskedelmi
vagy kórházi környezetnek. Ha a
70% UT (30% esés, RadiForce RX670 használata
UT) 25 ciklus / 50 Hz áramszünet közben isTelengedhetetlen, javasoljuk, hogy
0 % UT (100 % esés, 0 % UT (100 % esés, a RadiForce RX670 készüléket
UT) 250 ciklus / 50 Hz UT) 250 ciklus / 50 Hz üzemeltesse szünetmentes
tápegységről vagy
akkumulátorról.

30 A/m(50 / 60 Hz)

A mágneses mező frekvenciája
feleljen meg az általános
kereskedelmi vagy kórházi
környezetnek.
A terméket használat közben
legalább 15 cm-re kell tartanitápfrekvenciás mágneses mezők
forrásától.

41

Függelék

Védettségi vizsgálat Tesztelési szint (T)Megfelelőségi szint(C)

Elektromágneses környezet –Útmutató
Hordozható vagy mobil
rádiófrekvenciás kommunikációs
berendezést ne használjon a
RadiForce RX670 rendszer
bármely részéhez (beleértve akábeleket) közelebb, mint az adó
frekvenciájára vonatkozó képlet
szerinti ajánlott védőtávolság.

Rádiófrekvenciásmezők által kiváltott
vezetett zavarok
IEC61000-4-6

Sugárzott
rádiófrekvenciásmezők
IEC61000-4-3

3 Vrms150 kHz és 80 MHz
között6 Vrms
ISM*1 és amatőr
rádiós*2 sávok 150
kHz és 80 MHz
között10 V/m80 MHz–2,7 GHz

3 VrmsJavasolt védőtávolság
d = 1,2√P

6 Vrmsd = 1,2√P

10 V/md = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
Ahol „P” az adó gyártó által
wattban (W) mért maximáliskimenőteljesítménye, és „d” ajavasolt védőtávolság méterben(m). A beépített rádiófrekvenciás
adók helyi elektromágnesesmérések szerinti*3 térerőssége
legyen kisebb, mint az adottfrekvenciatartomány
megfelelőségi szintje*4.
A következő szimbólumokkal
ellátott berendezések közelébeninterferencia léphet fel.

Megjegyzés• Az UT a fő váltóáramú tápellátás feszültsége az ellenőrzési szinten.
• 80 MHz és 800 MHz között a nagyobb frekvenciatartomány a mérvadó.
• A rádiófrekvenciás mezők vagy sugárzott rádiófrekvenciás mezők által kiváltott vezetett
zavarokra vonatkozó ezen útmutatások nem biztos, hogy minden helyzetben alkalmazhatók. Az
elektromágneses hullámok terjedését a környező szerkezetek, tárgyak és emberek által okozott
elnyelődés és visszaverődés is befolyásolja.
*1 A 150 kHz és 80 MHz közötti ISM-(ipari, tudományos és orvosi) sávok a következők: 6,765

MHz-6,795 MHz, 13,553 MHz-13,567 MHz, 26,957 MHz-27,283 MHz és 40,66 MHz-40,70 MHz.
*2 A 0,15–80 Mhz közötti amatőr rádiósávok a következők: 1,8–2,0 MHz, 3,5–4,0 MHz, 5,3–5,4 MHz,

7–7,3 MHz, 10,1–10,15 MHz, 14–14,2 MHz, 18,07–18,17 MHz, 21,0–21,4 MHz, 24,89–24,99
MHz, 28,0–29,7 MHz és 50,0–54,0 MHz.
*3 A telepített adók (mobil és vezetékes telefonok, rádiók bázisállomásai, amatőr rádióadók, AM és

FM rádiós sugárzás, TV-s műsorszórás) térereje elméletileg nem határozható meg pontosan. A
telepített rádiófrekvenciás adók elektromágneses sugárzásának értékeléséhez helyszíni
mérésekre lehet szükség. Ha a RadiForce RX670 használatának környezetében a mért térerő
meghaladja a rádiófrekvenciás határértékeket, a Radiforce RX670 működését meg kell figyelni,
hogy a normál működés biztosítható legyen. Rendellenes működés esetén további intézkedésekre
van szükség, pl. a RadiForce RX670 elfordítása vagy áthelyezése.

42

Függelék*4 A 150 kHz – 80 MHz tartományon felül a térerősség legyen alacsonyabb, mint 3 V/m.

43

Függelék
A hordozható vagy mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszköz és a RadiForce
RX670 termék közötti javasolt védőtávolságok
A RadiForce RX670 készüléket olyan környezetben való használatra terveztük, ahol arádiófrekvenciás zavarás kontrollált. A vevő vagy a RadiForce RX670 felhasználója segíthet
az elektromágneses interferencia megakadályozásában, ha fenntartja a hordozható vagy
mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezés (adó) és a Radiforce RX670 közötti
minimális (30 cm) távolságot. A RadiForce RX670 készüléket a következő megfelelőségi
szinteken (C) tesztelték a következő rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatásokban aközeli elektromágneses mezőkkel szembeni védettség előírt tesztelési szintjein (T).
Tesztfrekve Sávszéless
ncia
ég*1
(MHz)
(MHz)

Szolgáltatás*1

Moduláció*2

Tesztelési szint
(T)*3
(V/m)

Megfelelősé
gi szint (C)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Impulzusmoduláci 27
ó*2
18 Hz

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM±5 kHz eltérés
1 kHz szinusz

28

28

710

704–787

LTE-sáv 13, 17

Impulzusmoduláci 9
ó*2
217 Hz9

800–960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE Band 5

Impulzusmoduláci 28
ó*2
18 Hz

28

1700–1990

GSM 1800;
Impulzusmoduláci 28
CDMA 1900;
ó*2
GSM 1900;
217 HzDECT;
LTE-sáv 1, 3, 4, 25;
UMTS

28

2450

2400–2570

Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-sáv 7

Impulzusmoduláci 28ó*2
217 Hz28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Impulzusmoduláci 9
ó*2
217 Hz

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Egyes szolgáltatásoknál csak a feltöltési frekvencia lett feltüntetve.
*2 A hordozó modulációja 50%-os életciklusú szögletes hullámjellel.
*3 A tesztelési szintek maximális teljesítmény és 30 cm-es védőtávolság mellett kerültek

kiszámításra.

44

FüggelékAz ügyfél vagy a RadiForce RX670 felhasználója a közeli mágneses mezők által okozottinterferenciát úgy tudja elnyomni, hogy a rádiófrekvenciás adó és a RadiForce RX670 között
minimális távolságot (15 cm) tart. A RadiForce RX670 készüléket a következő
megfelelőségi szinteken (C) tesztelték a közeli elektromágneses mezőkkel szembeni
védettség előírt tesztelési szintjein (T).
Teszt frekvencia

Moduláció

Tesztelési szint (T)(A/m)

Megfelelőségi szint (C)(A/m)

30 kHzCW (Folyamatos
hullám)8

8134,2 kHz

Impulzusmoduláció*1

65

65

7,5

7,5

2,1 kHz
13,56 MHz

Impulzusmoduláció*1
50 kHz*1 A hordozó modulációja 50%-os életciklusú szögletes hullámjellel.

Más hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseknél (adó) ahordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezés (adó) és a RadiForce
RX670 termék közötti minimális távolság az alábbi ajánlásoknak megfelelően, akommunikációs berendezés maximális kimeneti teljesítménye alapján.
Az adó névleges
maximális kimeneti
teljesítménye(W)

A jeladó frekvenciájának megfelelő elválasztási távolság(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

A fenti felsorolásban nem található maximális kimeneti teljesítményű adók esetében a „d”védőtávolság méterben (m) az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel becsülhető meg,ahol a „P” az adó gyártó által meghatározott maximális kimenő teljesítménye wattban (W).
Megjegyzés• 80 MHz és 800 MHz között a nagyobb frekvenciatartományra vonatkozó védőtávolság amérvadó.
• A rádiófrekvenciás mezők vagy sugárzott rádiófrekvenciás mezők által kiváltott vezetett
zavarokra vonatkozó ezen útmutatások nem biztos, hogy minden helyzetben alkalmazhatók. Az
elektromágneses hullámok terjedését a környező szerkezetek, tárgyak és emberek által okozott
elnyelődés és visszaverődés is befolyásolja.

45

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024