耐熱無線センサータグ

温湿度計測

気圧計測

熱電対計測

VT-M300型（実寸大）センサーに対する要望がますます高くなっています。

要望１： 計器を現場で確認するのは大変。リアルタイムで、簡単に遠隔地で確認したい。

要望２：沢山の測定点を多様な項目で測定したい。一つの集録装置で全てのデータを記録したい。また、狭い場所に設置したいため、小さいセンサー本体がよい。

要望３：広域なフィールドで測定する必要がある。ケーブルを引き回すのは大変。設置場所が、高温になる場所もある。

要望４：測定点がアクセスしにくい所にある。気軽に把握したい。
センサーの設置場所が、かなり低温になる可能性がある。

⇒ すべてVT-M300で解決できます！
製品概要

耐熱性能が高く、無線通信もできるセンサー VT-M300
本装置は、温度・湿度・気圧・熱電対による温度を計測可能な小型で軽量なセンサユニットです。標準で１２０℃の環境下でも測定が可能です。

VT-M300の使用環境

本装置の主な特徴①６０点までの同時計測が可能。すべてのデータは1本のUSBアンテナにて回収できます。
②電源はボタン電池。約１ヶ月の無線通信での使用が可能です。（ST仕様）
5秒毎の測定で電池の寿命は約1ヶ月（常温付近での運用）③無線受信によるリアルタイムデータの確認
リアルタイムでのデータの画面表示による速やかな現状把握が可能です。
③耐熱仕様により１２０℃の環境下でも装置を設置可能（HT仕様）
設置場所に制限を受けにくい環境耐性を持ちます。
④測定できる項目は4種類。温度・湿度・気圧（THPタイプ）・熱電対（K2タイプ）
温度・湿度・気圧センサーはオンボード（THPタイプ）。熱電対は市販のK型
熱電対であれば、接続可能(K2タイプ）。
⑤耐熱120℃の樹脂ケース
耐熱樹脂の削り出し加工によるケースをご用意。樹脂なのでお客様による追加工も簡単です。ビスによる固定用プレートも別途ご用意できます。

センサ仕様 THPタイプ
温度・湿度・気圧が各1チャンネル測定可能な仕様（THPタイプ）

VT-M300-THP（HT）
実寸大
機種

VT-M300-THP（HT)，VT-M300-THP(ST)外形寸法

56×37×12(mm)電源(ボタン電池）

HT仕様は耐熱CR-2032電池（弊社販売）
ST仕様はCR-2032（マクセル）

動作保障環境温度
温度

無線通信規格IEEE 802.15.4 技適モジュール

無線通信距離設置場所による（見通では最大200ｍ）-40℃～+120℃（HT仕様）-20℃～+85℃（ST仕様） 湿度 100%Rh以下

温度

湿度

気圧

測定温度

測定湿度

測定範囲

-40℃～+120℃（HT仕様）-20℃～ +85℃（ST仕様）

100%Rh未満

0.50気圧～1.15気圧

測定精度

測定精度

測定精度

±1℃（校正可能精度）
実力値 ±0.1℃±3%Rh未満（校正可能精度）
実力値 ±1.8%Rh±2kPa （校正可能精度）

機種

USBアンテナ

外形寸法65×10×20(mm) （アンテナ部を含む）

電源

USBポートから給電

動作保障環境

常温・常湿

無線通信規格IEEE 802.15.4 技適モジュール

無線通信距離設置場所による（見通最大200ｍ）

USBアンテナ（実物大）センサ仕様K2タイプ

K型熱電対が２チャンネル測定可能な仕様（K2タイプ）

VT-M300-K2(HT)
実寸大 ふたも付きます。
ケースの仕様変更は可能です。
機種

VT-M300-K2（HT），VT-M300-K2（ST）

外形寸法

102×93×65(mm)電源（ボタン電池）

HT仕様は耐熱CR-2032電池（弊社販売）
ST仕様はCR-2032（マクセル）

動作保障環境温度
温度
湿度

無線通信規格IEEE 802.15.4 技適モジュール

無線通信距離設置場所による（見通 最大２００ｍ）-40℃～+120℃（HT仕様）-20℃～+85℃（ST仕様）
100%Rh以下

熱電対１

熱電対２

測定温度

測定湿度

使用するK型熱電対の仕様による使用するK型熱電対の仕様による

測定精度

測定精度

熱電対の仕様による（一般的には2℃未満）

熱電対の仕様による（一般的には2℃未満）

機種

USBアンテナ
THPタイプと同仕様

減圧環境でも運用できます

120℃に耐熱の基板を採用

専用ソフト
ワイヤレス通信を使用して測定結果をパソコンでリアルタイムに表示・収録できます。

USBアンテナ（親機）との接続設定・測定・ファイル記録（データ記録）の操作ができます。

測定間隔は、５秒間隔の固定です。
（高速なデータ収録は行えません。）
センサーからの電波強度が表示されます。電池電圧から、およその電池寿命が推定できます。
表示されているすべてのデータをCSVファイル形式で保存することが可能です。
センサーの数だけ、このモニター画面が表示されます。
アプリケーション動作環境
OS

CR-2032 耐熱電池
動作環境-40℃～+125℃に対応した耐熱電池です。

Windows 7 （32bit/64bit)
Windows 8
Windows 10電源

ボタン電池 （必ず下記のボタン電池をご使用ください）

型番

125℃以下：HT仕様

弊社販売 耐熱CR-2032電池

型番

85℃以下：ST仕様

CR-2032 マクセル社製

動作環境-40℃～+125℃（HT仕様），-20℃～85℃（ST仕様）

定格容量

CR-2032 220mAh

定格電圧

DC3.0V

ご注意

運用する動作環境により、必ず適切なボタン電池をご使用ください。
不適合のボタン電池を使用した際の故障・不具合などの責任は負えませんので、あらかじめご了承ください。

導入事例① 原料粉体の常時温度・湿度の監視（ファイバードラム内に設置も可能）② 乾燥コンベアでの製品表面温度測定③ 冷凍庫内でのサンプル表面温度測定（庫外からのモニタリング）④ 包装容器内の温度・湿度変化（無線通信で集録）⑤ タンク、ホッパー内の環境測定⑥ 地中埋没させて、気中・地中環境差測定⑦ 工場環境測定・データ収集
お客様のご要望に合わせて、センサの最適な組み合わせをご提案いたしております。
特注仕様の製品もお受け賜りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

離れた建物間でも通信できます。
（中継器が必要です）

大量のデータが集録でき、より詳細な解析が可能です。

－40℃でも測定可能です。

環境集録装置としてフィールドに設置可能です。

多点の温度分布が測定可能です。

その他のオプション
・各センサの校正証明書

・無線中継機メーカー発行の校正証明書が別途有償で発行できます。認定校正機関の校正証明書も別途有償で発行できます。（個別に選択が可能です。
例：温度のみ） お問い合わせください。

お客様のご要望により、別途ご準備させていただきます。お問い合わせください。

使用上の注意1.

本体、耐熱天秤、センサは１２０℃までの環境に設置することが可能ですが、それ以上の温度環境下に設置をいたしますと、故障する原因となります。

2.

室外見通し距離であれば、最大約２００ｍの離れた場所に設置したセンサからデータを受信できますが、電波障害やセンサの設置位置の関係上、十分に電波が受信できない場合がございます。中継機を使用することで、通信距離を延長することも可能です。

3.

本装置は結露が発生する場所・条件ではご使用いただけません。急激に変化する環境下での測定の場合には、結露が発生しないよう、十分ご配慮ください。

4.

本装置は防爆仕様ではございません。引火性や爆発の危険のある環境下でのご使用はできません。

保証
1.

ご購入後１年間につきまして、仕様範囲内でのご使用中に発生した故障につきましては、無償修理をさせていただきます。故障した装置につきまして、弊社までご送付いただき、修理完了品をセンドバックする方法にて、対応させていただきます。

2.

測定用ソフトウェアにつきまして、出荷時における最新バージョンにて出荷させていただきますが、納品後の更新は全て有償となります。予めご了承ください。

3.

本製品の納品につきまして、基本的に現品のお渡しのみとなります。別途、メーカーによる本装置の操作方法及び一般的な保守について、現地でのご説明をご希望の場合には、別途有償にて承ります。

是非、本センサーのご導入をご検討ください。
デモ機をご用意いたしております。
お気軽にお申し付けください。

設計・販売元

販売代理店

株式会社ナノシーズ〒463-8561 名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-99（独）産業技術総合研究所内 中部産学官連携研究棟３階
TEL 052-736-8417

FAX 052-736-8435

http://www.nanoseeds.co.jp

info@nanoseeds.co.jp

耐熱無線センサー

温湿度計測

気圧計測

電圧計測

水分乾燥減量計測

水分吸着量計測

熱電対計測

ロードセルアンプ

Ver.6.0製品概要

従来の測定器より可能性が広がるVT-M200
本装置は、多種多様なセンサーを接続できる小型で軽量なセンサーユニットです。標準で１２０℃の環境下での測定が可能で標準センサー（温度・湿度・気圧）はオンボードで搭載されております。
表面温度モジュールによる表面温度の測定、耐熱天秤を使用した乾燥減量・水分吸着量の測定、熱電対による対象物の温度測定などが可能なモジュールがあります。またユーザーが所有する様々なアナログセンサー（電圧出力付）を接続してデーターを環境データと同時にデジタル保存できます。MicroSDカードを使用してデータ集録ができますので、電波が途切れても集録可能です。

本装置の主な特徴①ハイブリット記録方式（無線＋SDカード）
データの喪失を最小限に抑える、同時２方式のデータ収録システム②無線受信によるリアルタイムデータの確認
リアルタイムでのデータ・グラフの表示による速やかな現状把握③耐熱仕様により１２０℃の環境下でも装置を設置可能
設置場所に制限を受けにくい環境耐性。１２０℃耐久用の電池もご準備。
④多種多様なセンサーを接続できるマルチプラットホーム
電圧信号を出力するセンサーであれば接続・データ収録可能。物理量に変換する
便利な専用ソフト。
⑤堅固なボディで省スペース
耐圧２００ｋｇ以上の削り出し加工による黒アルマイト仕上のボディ。しかも、タバコケースサイズの小型サイズ

専用ソフト

ワイヤレス通信を使用して測定結果をパソコンでリアルタイムに表示・収録できます。また、測定間隔や耐熱天秤設定などが行えます。

測定間隔は、２～３６０００秒間隔で設定できます。（高速なデータ収録は行えません。）
各測定値の経時グラフが表示できます。
ファイル記録にて表示されているすべての測定データをCSVファイル形式で保存することが可能です。

リアルタイムでのグラフ表示が可能です。

アプリケーション動作環境
OS

Windows 7 （32bit/64bit)
Windows 8
Windows 10

ソフトウェアは、本体に標準で付属いたします。CD-Rでの添付となります。
集録したCSVデータをエクセル上で自動的にグラフに描画できるソフトが付属します。ご希望によりご使用可能です。（別途、Microsoft Excelが必要です。）

製品一覧

VT-M200 耐熱無線センサー 標準セット

耐熱無線センサ本体とUSBアンテナの標準セットです。温湿度・気圧の測定、および電圧の測定ができます。測定結果は、リアルタイムにPCの専用ソフトに表示されます。また、microSDカードに同時に測定結果を収録できます。

VT-M200R

耐熱無線センサー 耐熱天秤セット

耐熱無線センサー本体とUSBアンテナの標準セットに専用の架台に耐熱天秤と赤外表面温度モジュールが付いたセットです。サンプル表
面温度の変化を赤外表面温度センサーで測定しながら、荷重を測定することができます。

VT-M200L

耐熱無線センサー ロードセルアンプセット

耐熱無線センサー本体にロードセルアンプが組み込まれたタイプです。標準付属品のコネクタを使用することにより、市販のロードセルのNDIS規格コネクタとの接続が可能です。

VT-M200V

耐熱無線センサー 赤外表面温度セット

耐熱無線センサー本体に赤外表面温度計が内蔵されたタイプです。

VT-M200A

電池専用タイプ
温度＋湿度＋気圧＋熱電対 各１ｃh

本体内部に取り付け可能な電池による動作が可能です。単三電池の半分の大きさの電池で、約1週間の動作が可能です。温度、湿度、気圧、熱電対が各１ch可能です。USBケーブルによる給電は出来ません。SDカードによるデータ記録ができます。

センサー仕様（１）機種

VT-M200

外形寸法

102×93×65(mm) （突起部を含む）

電源

USBバスパワーまたはDC5V（市販の携帯用USB電源使用可能）

動作保障環境

温度 -40℃～+120℃
湿度 100%Rh以下
結露が発生しないようにご注意ください。

無線通信規格IEEE 802.15.4 技適モジュール

無線通信距離設置場所による（見通 最大２００ｍ）

有線通信規格USB2.0メモリーカード

microSDカード、microSDHCカード

その他

本体とPCをUSBケーブルで接続することによりUSBア
ンテナなしでも専用ソフトにてデータ収録が可能

セット内容

VT-M200本体
USBアンテナ
電圧測定用ミノムシケーブル
耐熱USBケーブル １ｍ（※VT-M200R天秤セットには、５ｍが付属します。）
専用ソフト

温度

湿度

気圧

電圧

測定温度

測定湿度

測定範囲

測定範囲

-40～+120℃

100%Rh未満

0.50気圧～1.15気圧0Ｖ～10Ｖ

測定精度

測定精度

測定精度

測定精度

±2℃（校正可能精度）
実力値 ±0.1℃±5%Rh未満（校正可能精度）
実力値 ±1.8%Rh±2kPa （校正可能精度）

±0.1V

機種

USBアンテナ

外形寸法60×10×20(mm) （アンテナ部を含む）

電源

USBバスパワー

動作保障環境

常温・常湿

無線通信規格IEEE 802.15.4 技適モジュール

無線通信距離設置場所による（見通最大200ｍ）

有線通信規格USB

センサー仕様（２）赤外表面温度モジュール

機種

VT-M200R

外形寸法

152×130×106(mm)動作保障環境

温度 -40℃～+120℃
湿度 100%Rh以下
結露が発生しないようにご注意ください。

セット内容

・VT-M200標準セット（※１）（※１）センサー仕様については標準セットを参照

・赤外表面温度モジュール
・耐熱電子天秤・架台

耐熱天秤モジュールVT-M200
本体
専用架台

機種

赤外表面温度モジュール

外形寸法

49×56×23(mm)電源

本体より供給対象物測定範囲-70℃～+380℃

測定精度

±5℃

接続

専用線にて本体と接続（ケーブル長430mm）

機種

耐熱天秤モジュール

外形寸法

117×62×43(mm) （突起部含む）

電源

本体より供給秤量範囲

最大秤量20ｇ（耐荷重30ｇ）

測定精度

FS（フルスケール）の0.5%以内

接続

専用線にて本体と接続（ケーブル長250mm）

測定表示桁数

下3桁（0.001ｇ）

秤量容器

専用容器（汎用品でも可能）

機種

VT-M200R専用架台

外形寸法

152×130×106(mm)VT-M200Rの測定実施例

による測定実施例

庫内温度

乾燥減量

サンプル温度

水分乾燥減量測定
表は、でん粉＋アルコール２種の混合サンプルの乾燥減量試験です。
サンプルの表面温度の計測が出来る為、乾燥の速度から、どの成分が蒸発しているのか、特定することが出来ます。

センサー仕様（３）汎用ロードセルの接続が可能です。

機種

VT-M200L

外形寸法

102×93×65(mm) （突起部を含む）

電源

USBバスパワーまたはDC5V（市販の携帯用USB電源使用可能）

動作保障環境

温度 -40℃～+120℃
湿度 100%Rh以下
結露が発生しないようにご注意ください。

無線通信規格IEEE 802.15.4 技適モジュール

無線通信距離設置場所による（見通 最大２００ｍ）

有線通信規格USB2.0メモリーカード

microSDカード、microSDHCカード

その他

本体とPCをUSBケーブルで接続することによりUSBア
ンテナなしでも専用ソフトにてデータ収録が可能

セット内容

VT-M200Lロードセルアンプ本体
USBアンテナ
電圧測定用ミノムシケーブル
耐熱USBケーブル １ｍ
専用ソフト
NDIS規格コネクタケーブル

温度

湿度

気圧

電圧

ロードセル

測定温度

測定湿度

測定範囲

測定範囲

測定範囲

-40～+120℃

100%Rh未満

0.50気圧～1.15気圧0Ｖ～10Ｖ

使用するロードセルに依存

測定精度

測定精度

測定精度

測定精度

測定精度

±2℃（校正可能精度）
実力値 ±0.1℃±5%Rh未満（校正可能±2kPa±0.1V

使用するロードセルに依存

精度）（校正可能精度）

実力値 ±1.8%Rh

機種

USBアンテナ

外形寸法60×10×20(mm) （アンテナ部を含む）

電源

USBバスパワー

動作保障環境

常温・常湿

無線通信規格IEEE 802.15.4 技適モジュール

付属品NDIS規格コネクタケーブル

接続

専用線にて本体に接続（ケーブル長250mm）

コネクタ

NDIS規格丸形コネクタ

センサー仕様（４）対象物の表面温度と雰囲気温度の同時測定が可能です。

機種

VT-M200V

外形寸法

102×93×65(mm) （突起部を含む）

電源

USBバスパワーまたはDC5V（市販の携帯用USB電源使用可能）

動作保障環境

温度 -40℃～+120℃
湿度 100%Rh以下
結露が発生しないようにご注意ください。

無線通信規格IEEE 802.15.4 技適モジュール

無線通信距離設置場所による（見通 最大２００ｍ）

有線通信規格USB2.0メモリーカード

microSDカード、microSDHCカード

その他

本体とPCをUSBケーブルで接続することによりUSBア
ンテナなしでも専用ソフトにてデータ収録が可能

セット内容

VT-M200V赤外表面温度モジュール本体
USBアンテナ
電圧測定用ミノムシケーブル
耐熱USBケーブル １ｍ
専用ソフト

温度湿度気圧

電圧

赤外表面温度

測定温度

測定湿度

測定範囲

測定範囲

測定範囲

-40～+120℃

100%Rh未満

0.50気圧～1.15気圧0Ｖ～10Ｖ-70℃～+380℃

測定精度

測定精度

測定精度

測定精度

測定精度

±2℃（校正可能精度）
実力値 ±0.1℃±5%Rh未満

±2kPa

±0.1V

（校正可能精度）（校正可能精度）±５℃（全温度範囲で最大）

実力値 ±1.8%Rh

機種

USBアンテナ

外形寸法60×10×20(mm) （アンテナ部を含む）

電源

USBバスパワー

動作保障環境

常温・常湿

無線通信規格IEEE 802.15.4 技適モジュール

無線通信距離設置場所による（見通最大200ｍ）

有線通信規格USB

オプション

機種

Ｋ型熱電対接続モジュール

外形寸法

51×31×21(mm)電源

本体より供給動作保障環境

温度 -40℃～+120℃
湿度 100%Rh以下
結露が発生しないようにご注意ください。

対象物測定範囲-200℃～+1350℃

測定精度接続される熱電対の精度に依存

接続

専用線にて本体と接続（ケーブル長1500mm）※VT-M200B粉体圧力計・VT-M200Lロードセルアンプには接続できません。
※耐熱天秤モジュールとの同時使用はできません。VT-M200R天秤セットに接続する場合は、耐熱天秤モジュールを取り外しての接続になります。

コネクタ

オメガ社製 Ｋ型標準コネクタ

機種

赤外表面温度モジュール

外形寸法

49×56×23(mm)電源

本体より供給動作保障環境

温度 -40℃～+120℃ 湿度 100%Rh以下
結露が発生しないようにご注意ください。

製品やサンプルの表面の温度測定が可能です。

対象物測定範囲-70℃～380℃

測定精度±５℃（全温度範囲で最大）

本製品は、赤外表面温度モジュー
ルのみの製品となります。

接続専用線にて本体と接続（ケーブル長1500mm）※VT-M200V赤外表面温度セットには、接続できません。
※外付温湿度モジュールと同時使用はできません。

機種

外付温湿度モジュール

外形寸法

30×50×20(mm)電源

本体より供給動作保障環境

温度 -40℃～+120℃ 湿度 100%Rh以下
結露が発生しないようにご注意ください。

対象物測定範囲

温度 -40℃～+120℃
湿度 0%％Rh～100%Rh

測定精度

温度 ±2℃ （校正可能精度） 実力値 0.1℃
湿度 ±5%Rh（校正可能精度） 実力値 1.8%Rh

接続

専用線にて本体と接続※VT-M200V赤外表面温度セットには、接続できません。
※赤外表面温度モジュールとは同時使用はできません。

既存の装置、測定器のＫ型熱電対の信号をデジタル化して収録することが可能です。
熱電対は、別売りです。本製品は、アンプ部のみの製品となります。

低温層や恒温槽などでの温度・湿度の高精度測定が可能です。
本体の温湿度を併用することにより、温湿度が同時に2チャンネル測定が可能になります。

電池専用タイプ VT-M200A

温度＋湿度＋気圧＋熱電対（1ch）「電池専用モデル」を新発売しました。電池の消費を抑えながら、SDカードにも記録できる優れものです。1/2AA電池を採用しています。高温環境下でなければ、通常温度電池、充電式電池も使用可能です。

○ 電池は内臓式なので、かさばりません。
○ SDカードで集録が可能です。
○ 電池は「耐熱（120℃以下）」「通常温度（85℃以下）」「充電式（室温）」が選べます。
○ 通常電池は連続で約1週間、測定できます。
○ 標準で温度・湿度・気圧・熱電対の各1chの測定が可能です。

無線機能・使用ソフト等、基本的な性能は他のモデルと同じですが、このモデルは、これ以上のセンサー増設ができません。温度、湿度、気圧、熱電対の各1chのみの測定になります。

動作環境-40℃～+120℃に対応した耐熱電池です。
充電式電池ではありません。

機種

耐熱電池

外形寸法

Φ14.5mm×25mm

電池サイズ

1/2 AA

動作環境

温度

電池名

塩化チオニルリチウム一次電池

定格電圧

DC3.6V

定格出力容量

約1000mAｈ-40℃～+120℃ （85℃までの通常温度電池、充電式電池もあります。）※ 充電式電池ではありません。

上記の耐熱電池を使用した場合、３０分間隔の測定で約1週間の連続測定が可能です。

導入事例① 原料粉体の乾燥減量・乾燥恒量の測定（105℃環境）③ 乾燥コンベアでの製品表面温度測定（80℃環境）⑤ 冷凍庫内でのサンプル表面温度測定（-20℃環境）⑦ 錠剤の水分吸着量測定・フィルム透水性測定（常温）⑨ 粉体貯留容器の底面での粉体垂直荷重測定⑪ 熱電対によるワークの測定（120℃環境）⑬ タンク、ホッパー内の環境測定（非液体原料）⑮ 工場環境測定・データ収集等の導入事例があります。

② 高温条件下でのロードセル荷重測定（120℃環境）④ スラリー溶液の乾燥減量測定（60℃環境）⑥ 錠剤の乾燥減量測定（105℃環境）⑧ 液体の固形分量測定（105℃環境）⑩ 指定環境条件下での試料の重量変動測定⑫ 造粒物の水分量計測（105℃環境）⑭ 地中埋没させて、気中・地中環境差測定センサー

お客様のご要望に合わせて、センサの最適な組み合わせをご提案いたしております。特注仕様の製品もお受け賜りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

その他のオプション・各センサーの校正証明書・耐熱USBケーブル ５ｍ※VT-M200本体には、耐熱USBケーブル１ｍが付属されます。
※耐熱天秤セットには、耐熱USBケーブル５ｍが付属されます。（１ｍは付属されません。）

メーカー校正証明書（有償）、または認定校正機関の校正証明書（有償）が発行できます。
センサー個別に選択が可能です。例：温度のみ）お問い合わせください。

・熱電対・電池・無線中継機
・耐熱天秤モジュール用秤量容器
内容物の投入量によって、深さが数種類ございます。
お問い合わせください。

お客様のご要望により、別途ご準備させていただ
きます。お問い合わせください。

・耐熱電池ケース
120℃環境下でも使用可能な耐熱電池ケースをご用意いたしております。本ケース用電池もご相談ください。

使用上の注意1.

本体、耐熱天秤、センサーは１２０℃までの環境に設置することが可能ですが、それ以上の温度環境下に設置をいたしますと、故障する原因となります。

2.

室外見通し距離であれば、最大約２００ｍの離れた場所に設置したセンサーからデータを受信できますが、電波障害やセンサーの設置位置の関係上、十分に電波が受信できない場合がございます。中継機を使用することで、通信距離を延長することも可能です。

3.

本装置は結露が発生する場所・条件ではご使用いただけません。急激に変化する環境下での測定の場合には、結露が発生しないよう、十分ご配慮ください。

4.

本装置は防爆仕様ではございません。引火性や爆発の危険のある環境下でのご使用はできません。

保証
1.

ご購入後１年間につきまして、仕様範囲内でのご使用中に発生した故障につきましては、無償修理をさせていただきます。故障した装置につきまして、弊社までご送付いただき、修理完了品をセンドバックする方法にて、ご対応させていただきます。

2.

測定用ソフトウェアにつきまして、出荷時における最新バージョンにて出荷させていただきますが、納品後の更新は全て有償となります。予めご了承ください。

3.

本製品の納品につきまして、基本的に現品のお渡しのみとなります。別途、メーカーによる本装置の操作方法及び一般的な保守について、現地でのご説明をご希望の場合には、別途有償にてお承りいたします。

設計・販売元

販売代理店

株式会社ナノシーズ〒463-8561 名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-99（独）産業技術総合研究所内 中部産学官連携研究棟３階
TEL 052-736-8417

FAX 052-736-8435

http://www.nanoseeds.co.jp

info@nanoseeds.co.jp