BỘ KIỂM THỬ ĐỘ CÁCH ĐIỆN/TÍNH LIÊN TỤC KỸ THUẬT SỐ

KEW 3551 / 3552 / 3552BT

Bộ kiểm thử điện trở cách điện 6 phạm viĐược bảo vệ hoàn toàn khỏi hiện tượngvô tình kết nối với mạch điện có điện!

Chỉ báo trạng thái cách điệncho phép đánh giá Pass/Failnhanh hơnCao(Pass)Thấp(Fail) Tốc độ đo đẳng cấp nhanh nhất thế giới (0,5 giây) Có 6 phạm vi dùng để kiểm thử điện trở cách điện(50/100/125/250/500/1000 V) Đo độ cách điện lên tới 40GΩ Kiểm thử cách điện chẩn đoán PI, DARModel tiêu chuẩnCó chức năng ghi nhớCó chức năng ghi nhớ vàliên lạc thông qua Bluetooth®

Dễ dàng xác định điện trở thấp hay caobằng màu đèn nền LCD.
Có thể đặt các giá trị tham chiếu khác nhaucho từng điện trở cách điện tương ứng.
(3552 / 3552BT)

KEW 3551

KEW 3552

KEW 3552BT

Khi sử dụng Ứng dụng của chúngtôi, bạn có thể tiến hành đo và lưu tựđộng, giảm nhu cầu ghi chú tại hiệntrường. (chỉ 3552BT)*Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về việc mua 3552BT.

Đèn LED & đèn nền màn hìnhKiểm thử cách điện chẩn đoánTạo điều kiện làmviệc ở vị trí có ánhsáng yếu.
Cảm biến độ sáng
BẬT/TẮT đèn nềnLCD và đèn LEDchiếu điểm.

PIPolarization Index

PI =PITiêu chíDARChức năng ghi nhớ/truyền dữ liệuGiá trị điện trở cách điện 1 phút sau khi khởi động4,0 trở lên
Tốt nhất

4,0 đến 2,0Tốt

2,0 đến 1,0Cảnh báo

1,0 trở xuốngKhông hợp lệ

Dielectric Absorption Ratio

DAR =DARTiêu chí(có trên KEW3552/3552BT)

Giá trị điện trở cách điện 10 phút sau khi khởi độngCó thể chuyển bộ nhớ trong lên tới 1000số đo sang PC bằng bộ điều hợp tùychọn 8212-USB.

Giá trị điện trở cách điện 1 phút sau khi khởi độngGiá trị điện trở cách điện 15 giây sau khi khởi động1,4 trở lên
Tốt nhất

1,25 đến 1,0Tốt

1,0 trở xuốngKhông hợp lệMang đến sự linh hoạt tối đa bằng các chức năng sau.
 Đo điện trở cách điện (6 phạm vi) Đo điện áp AC/DC Kiểm thử tính liên tục @200mA, Điện trở thấpLiên lạc thông qua Bluetooth®
(KEW 3552BT)

Truyền dữ liệu đo được trựctiếp sang máy tính bảnghoặc thiết bị Điện thoại
thông minh tương thích.
Tiết kiệm thời gian - dễdàng tạo báo cáo.
Có sẵn trên trang web tải xuống miễn phí.

Model thích hợp đáp ứng nhu cầu của bạn*Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về việc mua 3552BT.

Model Thông số kỹ thuật KEW 3551 / 3552 / 3552BT
Điện trở cách điệnĐiện áp kiểm thửPhạm vi đo(Tự động đặt phạm vi đo)
Giá trị trung bình

50V

100V

125V

KEW 3551
250V

500V

1000V

10MΩ

100MΩ

200MΩ

4,000/40,00/ 4,000/40,00/4,000/40,00/ 4,000/40,00/ 4,000/40,00/ 4,000/40,00/
400,0/2000MΩ 400,0/4000MΩ
100,0MΩ
200,0MΩ
250,0MΩ
400,0/500,0MΩ
/20GΩ* 1/40GΩ* 12MΩ

5MΩĐiện trởcách điện6 phạm vi

KEW 3552

KEW 3552BT

Bộ nhớPCliên lạc

Bluetooth®

 Phụ kiệnPhạm vi đo hiệu quả đầu tiên 0,100 đến 10,00MΩ 0,100 đến 20,00MΩ 0,100 đến 25,00MΩ 0,100 đến 50,0MΩ 0,100 đến 500MΩ 0,100 đến 1000MΩ
Độ chính xácPhạm vi đo hiệu quả thứ hai
Độ chính xácDòng điện định mức±2%rdg±2dgt

0,050 đến 0,099MΩ

10,01 đến 100,0MΩ 20,01 đến 200,0MΩ 25,01 đến 250,0MΩ 50,1 đến 500MΩ

±5%rdg1,0 đến 1,1mA@0,05MΩDòng điện đoản mạch đầu ra Tối đa 1,5mA

Ω/Tính liên tục*³Phạm vi điện trở

40,00/400,0/4000ΩĐiện áp mạch hở

5V(4 đến 6,9V)

Độ chính xácĐiện áp

Chung@0,1MΩ

Dòng điện đoPhạm vi

Độ chính xácTiêu chuẩn áp dụngGiao diện liên lạc

Kích thước/Trọng lượngNguồn điệnPhụ kiệnPhụ kiện tùy chọn@0,125MΩ

@0,25MΩ

501 đến 2000MΩ 1001 đến 4000MΩ

@0,5MΩ

@1MΩ

7260
Dây dẫn thử có
công tắc điều khiển từ xa

7261A
Dây dẫn thử có
kẹp cá sấu9121
Dây đeo vai±2,5%rdg±8dgt

9173
Hộp đựng mang đi200mA trở lên8017ANối dài mũi thử điện Phụ kiện tùy chọnAC 2,0 đến 600V(45 đến 65Hz)DC -2,0 đến -600V +2,0 đến +600V±1%rdg±4dgt

IEC 61010 CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V
IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,4, IEC 61326-1,2-2, IEC 60529(IP40)
USB*¹, Bluetooth® *²

97(D)x156(R)x46(S)mm/Khoảng 490g (gồm cả pin)

7243A
Đầu dò hình chữ L(1,650mm)

LR6/R6(AA)(1,5V) x 48016
8212-USBMũi thử điệnBộ điều hợp USB
Pickelcó "KEW Report(Phần mềm)"7260(Dây dẫn thử có công tắc điều khiển từ xa), 7261A(Dây dẫn thử có kẹp cá sấu),8017A(Nối dài mũi thử điện), 9173(Hộp đựng mang đi), 9121(Dây đeo vai), LR6(AA)x4, Sách hướng dẫn7243A(Đầu dò hình chữ L), 8016(Mũi thử điện Pickel),8212-USB(Bộ điều hợp USB có "KEW Report(Phần mềm)")*¹, 9186A(Hộp đựng mang đi), 9187(Hộp dây)

*1 Chỉ 3552/3552BT *2 Chỉ 3552BT, Bluetooth® là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc.
*3 Phạm vi điện trở thấp được bảo vệ bằng cầu chì tích hợp (0,5 A/1000 V, Đường kính 6,3 x 32 mm)Cảnh báo an toàn:

9186A
Hộp đựng mang đi9187
Hộp dâyVui lòng đọc kỹ và toàn bộ "Cảnh báo an toàn" trong sách hướng dẫn đi kèm với thiết bị để sử dụng đúng.
Nếu không tuân thủ các quy tắc an toàn, có thể xảy ra hỏa hoạn, trục trặc, giật điện, v.v. Do đó, phải bảo đảmvận hành thiết bị theo định mức bộ nguồn và điện áp chính xác được thể hiện trên mỗi thiết bị.

Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu, liên hệ:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

Tờ rơi này được tạo vào tháng 1 năm 2024. Nội dung của tờ rơi này có thể thay đổi mà không cần thông báo.

LC_3551_3552_3552BT_2_1_Jan24_AD_vi