RA3100

オムニエース

取扱説明書

1WMPD4004114E

注意(1) ご使用中に異常が起きた場合は、直ちに電源を切ってください。
異常の原因がどうしてもわからないときは、ご購入先または巻末に記載のお問い合わせ窓口・営業所にご連絡ください。
(2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
(3) この取扱説明書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。株式会社エー・アンド・
デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断複製は禁止されています。
(4) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れ、ご意見などお気づきの点がございましたら、お手数ですがご連絡ください。
(5) (株)エー・アンド・デイでは、本機の運用を理由とする損失、逸失利益及び、本製品の欠陥により発生する直接、間接、特別または、必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にデータの損失の責任を一切負いません。(4)項にかかわらずいかなる責任も負いかねます。
2020 株式会社 エー・アンド・デイ
オムニエース及び、omniace は株式会社エー・アンド・デイの登録商標です。
Microsoft、Windows 及び、Windows10 IoT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または、商標です。
米国 Adobe Corporation が著作権を所有するソフトウェアを SIL Open Font License に基づき使用しています。
本書に記載されている商品名および社名は日本国内または他の国における各社の商標または登録商標です。

はじめに

はじめに
この度は、データアクイジション装置オムニエース RA3100（以下、RA3100 または本製品と称す。
）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、RA3100 およびオプションの入力モジュールの取り扱い上の注意や取り扱い方法を説明したものです。ご使用前には、
この取扱説明書をよく読んでいただき、正しくお取扱いくださるよう
お願い申しあげます。取扱説明書の内容について不明な点がございま
したら、弊社までお問い合わせください。

《ＣＤの取扱説明書》
名称RA3100 取扱説明書

1WMPD4004114E

内容
本書
RA3100 の取扱方法や設定方法について説明しています。

3

梱包内容の確認

梱包内容の確認開梱の際には冬期の寒い時期などに急に暖かい部屋で開梱いたしますと、製品の表面に露を生じ、動作に異常をきたす恐れがあるので、室温に十分馴染ませてから開梱するようお願いいたします。

梱包内容の確認
本製品は十分な検査を経てお客様へお届けいたしておりますが、ご受領後開梱しましたら、外観に損傷がないかご確認ください。また、本製品の仕様、付属品等につきましてもご確認をお願いいたします。
万一、損傷・欠品等がございましたら、ご購入先または巻末に記載の営業所にご連絡ください。

《RA3100 梱包内容》
品名※

型式・文書番号

数量

備考

オムニエース 本体

RA31001

AC 100 V ～ 240 V

簡易操作マニュアル

1WMPD4004115

1

使用上の注意事項、操作方法などが記載

取扱説明書 CD-ROM

1WMEK4010464

1

RA3100 取扱説明書収録

ＡＣ電源コード

1KO6165-200

1

感熱記録紙

YPS-106

1 巻 30 m ロール記録紙、（製品は 1 箱 5 巻）

記録紙ホルダ5633-17942

品質保証登録カード

1WDEK4011334

1

検査合格証

1WDPD4002876

1

AC 125 V 系、プラグ A (B)タイプ※
PSE 適合、UL/CSA 規格適合
記録紙両端、各 1 個

プラグタイプは国内の一般的な呼称。( )カッコ内は IEC の分類。

https://www.iec.ch/worldplugs/《モジュール梱包内容》
品名

型式・文書番号

2ch 電圧モジュール

RA30-1014ch 電圧モジュール

RA30-102

2ch 高速電圧モジュール

RA30-1032ch AC ひずみモジュール

RA30-104

16ch ロジックモジュール

RA30-1052ch 温度モジュール

RA30-1062ch 高電圧モジュール

RA30-107

2ch 周波数モジュール

RA30-108

2ch 加速度モジュール

RA30-109

リモート制御モジュール

RA30-1124ch 電圧モジュール

RA30-113｢ご使用になる前に｣

1WMPD4004140

数量

備考

いずれか

センサ接続コネクタ 2 セット付属

1 モジュール

4

1WMPD4004114E

保証

安全にご使用いただくために安全上の対策―警告・注意
本製品は、EN61010 規格に従い設計、検査された製品です。
本製品は、安全に配慮して製造しておりますが、お客様の取扱いや操作上のミスが大きな事故につながる可能性があります。そのような危険を回避するために、必ず取扱説明書を熟読し、内容を十分にご理解いただいた上で使用してください。また、本製品及び取扱説明書では、本製品を安全に使用していただくために以下のような表示をしており、それぞれ次のような意味があります。
本製品のご使用にあたって、以下の事項を必ずお守りください。なお、取扱注意に反した行為による障害については保証できません。また、「できないこと」や「行ってはいけないこと」は極めて多くあり、説明書に全て記載することはできません。従いまして、説明書に「できる」と書いていない限り「できない」とお考えください。

警告サインの意味
この内容を無視して取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項、及び、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い事項が書かれています。
この内容を無視して取扱いを誤った場合、人が傷害を負う危険が想定される事項、及び、物的損害のみの発生が想定される事項が書かれています。

図記号の意味記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意事項（左図の場合は感電注意）が記されています。
記号はしてはいけないこと（禁止）を示しています。具体的な禁止内容は、の中や近くに文書や絵で示します。左図の場合「分解禁止」を示します。
記号は必ず守っていただきたいこと（強制）を示しています。具体的な強制内容は、の中や近くに文書や絵で示します。左図の場合「守っていただきたいこと」を示します。

電源
供給電源が本製品の定格銘板に記載されている定格内であることを確認してください。
定格以上の電圧を入力すると本製品が破損し、火災の原因にもなります。また、感電や火災等を防止するため、ＡＣ電源コードは必ず本製品付属のものを正しくお使いください。

保護接地
本製品の電源を入れる前に必ず大地に保護接地を行ってください。保護接地は本製品を安全にご使用いただき、お客様及び周辺機器を守るために必要です。なお、下記の注意を必ずお守りください。
本製品に付属のＡＣ電源コードは、接地線のあるＡＣ電源コードなので、保護接地端子付き３極電源
コンセントに接続してください。
保護接地を行う際、接地線の水道管への接続は、大地とつながっていない場合があるので行わないでください。ガス管への接続はたいへん危険なので絶対に接続しないでください。
本製品に電源が供給されている場合に、保護接地線の切断や結線を外したりしないように注意してください。このような状態になりますと本製品の安全は保証できません。

1WMPD4004114E

5

本書の記号過電圧カテゴリ（設置カテゴリ）
本製品の過電圧カテゴリは、カテゴリⅡです。分電盤等のライン(CAT Ⅲ)、送電線からの引込線等(CAT Ⅳ)に接続すると機器の破損の原因になるので、上位カテゴリでは使用しないでください。

測定カテゴリ
本製品の測定入力端子の測定カテゴリは、実装されているモジュールによって異なります。
モジュールの仕様にあった測定カテゴリ内での測定に使用してください。モジュールの仕様を超えた測定カテゴリでは使用しないでください。

入力信号の接続
本製品の保護接地端子を確実に接地してから被測定装置への接続を行ってください。
本製品と測定器等を接続するとき、同相許容入力電圧範囲を超えないようにご注意ください。
範囲を超えた電圧を入力しますと、本製品の故障の原因となり、たいへん危険です。

ガス中での使用
可燃性、爆発性のガス、また蒸気のある雰囲気内で使用しないでください。お客様及び本製品に危険をもたらす原因となります。

ケースの取り外し
本製品のケース取り外しは、本体内部に高電圧部分があるためたいへん危険です。
弊社及び弊社指定のサービスマン以外が行うことを禁止します。

ＡＣ電源入力部ヒューズ
本製品で使用しているＡＣ電源入力部ヒューズは、本体内にあるためお客様では、交換できません。
万一ヒューズが切れていると思われる時は、ご購入先または巻末に記載の営業所にご連絡ください。

バックアップ用電池の取扱い（廃棄時の注意）
本製品ではコイン形リチウム電池（一次電池）を使用しています。
本製品を廃棄する際には、弊社営業所、または代理店にお申し付けください。(巻末)

6

1WMPD4004114E

保証取扱い上の注意
以下の事項に十分注意して本製品をお取扱いください。誤った取扱いをしますと、誤動作や故障の原因となります。
本製品の操作方法を理解している人以外の使用を避けてください。
本製品は、電気測定器の安全規格 EN61010-1 での過電圧カテゴリⅡ（CATⅡ）を満たす場所で使用してください。
本製品は、汚染度 2 の製品です。
本製品は、Class A（工業環境用）の製品です。
家庭環境で使用すると無線妨害を生ずることがあります。そのような場合は使用者が適切な対策を施してください。
本製品は、下記の保存環境の場所で保管してください。特に、夏期には長時間直射日光の当たる場所や温度が異常に高くなる場所（自動車内等）での保管は避けてください。
保存温度範囲：-20 ～ 60 ℃、 保存湿度範囲：20 ～ 85 ％RH(結露しないこと)。
本製品は、下記の動作環境の場所でお使いください。
動作温度範囲：0 ～ 40 ℃、

動作湿度範囲：35 ～ 85 ％RH(結露しないこと)。

本製品は、以下のような場所では使用しないでください。また、本製品の周囲等にも十分注意して使用
してください。
直射日光や暖房器具等で高温または多湿になる場所、結露する場所。
水のかかる場所。
塩分・油・腐食性ガスがある場所。
ほこりの多い場所。
振動の激しい場所。
強い電磁界が発生している場所。
本製品内部の温度上昇を防ぐため、本製品には通風孔があいています。
本製品の周りを囲んだり、周りにものを置いて通風孔をふさぐようなことは絶対に行わないでください。本製品内部温度の異常上昇につながり、故障の原因となります。
紙などの燃えやすいものを本製品の近くに置かないでください。
電源電圧の変動に注意し、本製品の定格を超えると思われるときはご使用にならないでください。
雑音の多い電源や、高圧電源の誘導等による雑音がある場合は、誤動作の原因となるので、ノイズフィ
ルタ等を使用してください。
本製品では内蔵 SSD を使用しております。
SSD 動作中（保存中、読み出し中）に電源を切らないでください。保存または読み出し中のデータが壊れることがあります。
本製品では静電容量式タッチパネルを使用しております。
タッチパネル面を押す場合は素手の指先で軽く押してください。手袋をしたままだと、反応しない場合があります。また、タッチパネル面を鋭利なもので押したり、必要以上に強く押さないでください。３ヶ所
以上を同時に押すと、正常に動作しません。選択の場合は必ず１ヶ所のみ、ピンチイン・ピンチアウトの場合は 2 か所を押すようにしてください。

1WMPD4004114E

7

本書の記号

液晶ディスプレイ
本製品では、表示部に TFT カラー液晶ディスプレイを使用しておりますが、画面の一部に常時点灯または点灯しないドットが存在する場合があります。また、液晶ディスプレイは、特性上、温度変化等で多少ムラが発生する場合があります。これらは故障ではないので、予めご了承ください。
記録紙は弊社指定のものを使用してください。指定以外の記録紙を使用すると記録ができなかったり、印字用サーマルヘッドの寿命を縮めることになる場合があります。
長時間同じ位置に直線状の波形またはベタ黒状態の波形を記録すると、サーマルヘッドのその部分の素子の寿命が短くなります。時々波形の記録ポジションを変更することをお勧めします。
長時間、ベタ黒状態の波形を印字すると記録紙の印字カスがサーマルヘッドに溜まり、印字できなくな
ることがあります。定期的にサーマルヘッドの清掃をしてください。
長期間保管する場合、プリンタカバーをロックしていると記録紙送りのプラテンが変形してしまい、印
字にムラが生じることがありますが、故障ではありません。
記録前の記録紙を長期間保管する場合は 本体から記録紙を取り外しポリ袋に入れ、またメーカ出荷梱
包状態であれば、そのままの状態で温度 25 ℃以下、 湿度 70 %RH 以下、暗所にて保管管理してくだ
さい。
記録後の記録紙を長期間保管する場合は温度 25 ℃以下、 湿度 70 %RH 以下、 暗所でファイリング
して保管してください。ファイルを使用する場合は可塑剤を含まない物（ポリエチレン、ポリプロピレン製等）を使用してください。
記録紙が次の材料、製品に触れていると印字面が変色あるいは退色したり、発色が悪くなったりと品質に悪影響を与える恐れがあります。
塩化ビニル製品、有機化合物、接着テープ、消しゴム、ゴムマット、マジック、サインペン、修正液、
カーボン、ジアゾ感光紙、ハンドクリーム、整髪料、化粧品、財布などの皮革製品など。
本製品の通風孔にとがった棒などを差し込まないでください。
本体表面を清掃する場合は、電源を切ってから、換気のよい場所でガーゼなどの柔らかい布に、エタノー
ルを少量含ませて軽く拭いてください。ベンジン、シンナーや化学雑巾を使用すると変形や変色する場合があるので使用しないでください。
本製品を輸送するときは最初にお届けした梱包箱・梱包材料を使用するか、それと同等以上の梱包箱・梱包材料にて輸送してください。
本製品の精度を維持するために、定期的な校正をお勧めします。一年に一度定期校正（有償）を行うことにより、信頼性の高い測定が行えます。

8

1WMPD4004114E

保証Windows 10 IoT

本製品では、OS に Windows 10 IoT を採用しています。ご使用にあたっては以下の説明をよく読んでいただき、理解頂いた上でご使用ください。
ライセンス
本製品で使用している OS、Windows 10 IoT は組み込み専用のライセンスとして提供されるものです。
本製品を汎用 PC として機能させることはできず、RA3100 としての用途に限定されます。
本製品に組み込まれているシステムを複製して使用することはできません。
電源の ON/OFF
本製品の電源は、ＡＣ電源コードを接続するだけでスタンバイ状態になり、僅かにスタンバイ電源を消費します。パネルの 電源 スイッチを押すと主電源が起動し、モニタ状態になります。
電源を切るときは、本製品の内蔵の SSD がアクセスされていないことを確認のうえ行ってください。
電源

スイッチを押すと[シャットダウン]画面が表示されるので、 はい をタップして終了させてください。電源コードを直接引き抜いて電源を切ると、SSD 上のデータが破損する場合があり、SSD が使用できなくなる可能性があります。
長期間、使用しない場合は本製品のシャットダウンが完了したうえで、電源コードも抜いてください。
ネットワークでのご使用本製品をネットワークに接続される場合は、他の業務に影響を与えることのない様ネットワーク管理者にご確認のうえ実施してください。
コンピュータウィルス
本製品は性能を十分に引き出すために Windows 標準機能以外のウィルス検索・駆除ソフトは装備していません。ネットワークに接続する場合、外部メディアを接続する場合は十分注意してください。
その他
弊社で提供する以外のプログラムを組み込んだ場合、OS の設定を変更した場合、またキーボード、マウス等を接続してプログラムを強制停止された場合の動作は保証いたしかねます。

当社製品の廃棄ＥＵ内
EU 各国法令により、右記のマークがついた電気電子機器の廃棄については、家庭廃棄物と区別する必要があります。それは電気的な付属品、充電器、ＡＣアダプタなどを含みます。電気電子機器についているマークは、現在の EU 各国に適用されます。

ＥＵ外
使用済み電気電子機器を EU 外で廃棄するときは、各地域の当局に、適正な処理方法を問
い合わせてください。

1WMPD4004114E

9

本書の記号

FCC 準拠情報
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. Thisequipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used inaccordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential areais likely to cause harmful interference in which casethe user will be required to correct the interference at his own expense.

本書の記号
本取扱説明書で使用している表記、記号には、以下のような意味があります。
この内容を無視して取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項、及び、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い事項が書かれています。
この内容を無視して取扱いを誤った場合、人が傷害を負う危険が想定される事項、及び、物的損害のみの発生が想定される事項が書かれています。

Note
Tips

この内容を無視して取扱いを誤った場合、本製品が誤動作したり、測定データを消去したりする可能性が想定される事項が書かれています。
設定上の制約や補足説明が書かれています。
参照頁を表します。
タップは、画面に表示されたキー等を指先で軽くタッチする動作。
例

画面キーの選択や設定などに使います。

スワイプは、画面を指で押して特定の方向に移動させる動作。
例[サムネイル] 画面、[チャネル設定] 画面等で使用します。

ピンチインは、画面を２本の指でタッチして間隔を縮める動作で、画面を縮小します。
例

画面の表示内容・波形振幅・時間軸等の縮小に使用します。

ピンチアウトは、画面を２本の指でタッチして間隔を広げる動作で、画面を拡大します。
例
__

キー
キー

[ ] 画面k (小文字)K (大文字)画面の表示内容・波形振幅・時間軸等の拡大に使用します。

囲んだ文字は、操作パネル部にあるキーを表します。
例

START キー
で囲んである文字は、画面に表示されているタッチパネルキーを表します。

例

CH

キー

[ ]で囲んである文字は、画面の項目の文字を表します。
例[モジュール１]例

1 kg ＝ 1000 g

1 KB ＝ 1024 Bytes

10

1WMPD4004114E

保証

保証
保証要項
弊社の製品は設計から製造工程にわたって、充分な品質管理を経て出荷されていますが、万が一ご使用中に故障だと思われた場合、弊社に修理の依頼をされる前に、装置の操作方法に問題はないか、電源電圧に異常はないか、ケーブル類の接続に異常はないかなどをお調べください。
修理のご要求や温度校正は、ご購入先または巻末に記載の営業所にご連絡ください。その場合には、機器の形式（RA3100）、製造番号、及び故障状況の詳細をお知らせください。
なお、弊社の保証期間及び保証規程を次に示します。

保証規程
1.

保証期間 ： 製品の保証期間は､納入日より 1 年です。

2.

保証内容 ： 保証範囲は､機器の本体のみで付属品は含みません。
保証期間内の故障については､必要な修理を無償で請け負いますが､次の場合は、弊社規程によって修理費を申し受けます。
不正な取扱いによる損害、または故障。
火災､地震､交通事故、その他の天変地異により生じた損傷、または故障。
弊社もしくは弊社が委嘱した者以外による分解､修理､改造によって生じた損傷､または故障。
機器の使用条件を越えた環境下での使用または保管による故障。
定期校正。
納入後の輸送または移転中に生じた損傷､または故障。
印字用サーマルヘッドは､保証期間内であっても使用状況により保証範囲外とさせていただきます。
使用条件：印字パルス数 30,000,000 パルス以上 または、記録長 30 km 以上。
内蔵 SSD､ファン､バックアップ用コイン電池は消耗品扱いとし､保証範囲外とさせていただきます。
内蔵 SSD､外部メディアに記録されたデータは本製品の故障の内容､原因にかかわらず保証しかねます。記録データは必ずバックアップをおとりください。

3.

保証責任 ： 弊社の製品以外の機器については、その責任を負いません。

1WMPD4004114E

11

目次

目次
はじめに............................................................................................................................................................. 3
梱包内容の確認 .................................................................................................................................................. 4
安全にご使用いただくために ............................................................................................................................ 5
当社製品の廃棄 .................................................................................................................................................. 9
FCC 準拠情報 .................................................................................................................................................. 10
本書の記号 ....................................................................................................................................................... 10
保証 ................................................................................................................................................................... 11
各部の名称と機能概要 ................................................................................................................ 19
各部の名称................................................................................................................................ 19
ディスプレイ部 ........................................................................................................................ 21
操作パネル................................................................................................................................ 22
インタフェース部 ..................................................................................................................... 23
入力モジュール部 ..................................................................................................................... 23
画面と設定メニュー ................................................................................................................. 24
サイドメニュー .................................................................................................................... 24
コントロールバー ................................................................................................................. 25
本体画面の入力操作 ................................................................................................................. 27
回転ノブ ............................................................................................................................... 27
数値入力ダイアログ ............................................................................................................. 27
選択パレットダイアログ ...................................................................................................... 28
ソフトキーボード ................................................................................................................. 28
測定準備 ...................................................................................................................................... 29
電源を ON する前に ................................................................................................................. 29
本製品の設置、使用環境 ...................................................................................................... 29
入力モジュールの装着.......................................................................................................... 31
記録紙の装着 ........................................................................................................................ 32
外部機器との接続 ................................................................................................................. 36
電源を ON／OFF する ............................................................................................................. 37
ＡＣ電源コードの接続.......................................................................................................... 37
電源を ON する手順 ............................................................................................................. 37
正常起動の確認 .................................................................................................................... 38
時計の設定 ............................................................................................................................ 38
精度のよい測定を行うための準備 ....................................................................................... 38
電源を OFF する手順 ........................................................................................................... 38
測定の流れ................................................................................................................................... 39
測定の流れ................................................................................................................................ 39
測定の設定................................................................................................................................... 40
測定モードの選択 ..................................................................................................................... 40
特長 ...................................................................................................................................... 40
測定モードによる機能差 ...................................................................................................... 40
選択方法 ............................................................................................................................... 41
12

1WMPD4004114E

目次
入力感度を下げ、入力ケーブルを接続する ............................................................................. 42
入力チャネルの設定 ................................................................................................................. 44
CH 設定サブメニュー （RA30-101 の場合） .................................................................... 44
入力 CH を設定する ............................................................................................................. 45
記録方式の選択 ........................................................................................................................ 49
記録紙のみへの記録 ............................................................................................................. 49
ファイルと記録紙への記録 .................................................................................................. 49
記録設定 ................................................................................................................................... 50
サンプリング速度の設定 ...................................................................................................... 50
記録デバイスのサンプリング速度 ....................................................................................... 51
最大記録可能時間 ................................................................................................................. 52
トリガ設定................................................................................................................................... 55
トリガの種類 ............................................................................................................................ 55
メモリトリガ ............................................................................................................................ 55
メモリトリガの設定 ............................................................................................................. 55
プリトリガ................................................................................................................................ 58
プリトリガの設定 ................................................................................................................. 58
スタートトリガ ........................................................................................................................ 59
スタートトリガの設定.......................................................................................................... 59
入力信号を測定する .................................................................................................................... 60
本体動作の状態遷移 ................................................................................................................. 60
モニタ表示とペンレコ記録 ...................................................................................................... 61
モニタ表示機能 .................................................................................................................... 61
ペンレコ記録 ........................................................................................................................ 64
印字テキストの機能 ............................................................................................................. 66
記録の開始と終了 ..................................................................................................................... 70
記録設定 ............................................................................................................................... 70
記録開始と記録終了 ............................................................................................................. 76
記録のポーズとバックスクロール ....................................................................................... 77
記録データを再生する ................................................................................................................ 78
記録データの選択 ..................................................................................................................... 78
記録データの再生 ..................................................................................................................... 79
再生画面の操作 .................................................................................................................... 80
サムネイル ............................................................................................................................ 80
カーソル ............................................................................................................................... 82
プリントアウト .................................................................................................................... 83
メモリブロックの選択.......................................................................................................... 83
X-Y 波形 ................................................................................................................................... 84
X-Y 表示設定 ....................................................................................................................... 84
X-Y 制御................................................................................................................................ 85
FFT 解析 ................................................................................................................................... 86
検索機能 ................................................................................................................................... 87
検索の種類と操作 ................................................................................................................. 87
検索方法の種類と設定項目 .................................................................................................. 89
ピーク値検索（最大値・最小値） ....................................................................................... 91
ピーク値検索（極大値・極小値） ....................................................................................... 92
レベル検索（LEVEL UP・LEVEL DOWN） ........................................................................ 94
1WMPD4004114E

13

目次ウィンドウ検索（WIN IN・WIN OUT） .............................................................................. 96
ロジック検索 ........................................................................................................................ 99
トリガ検索 .......................................................................................................................... 100
マーク検索 .......................................................................................................................... 100
検索表示メニュー ............................................................................................................... 101
ジャンプ機能 .......................................................................................................................... 102
ジャンプの種類と操作........................................................................................................ 103
ジャンプ条件の種類と設定項目 ......................................................................................... 104
データの先頭・中心・最後 ................................................................................................ 105
日付設定 ............................................................................................................................. 105
時刻設定 ............................................................................................................................. 106
ポイント(samples) ............................................................................................................. 106
カーソル ............................................................................................................................. 107
各種設定の詳細 ......................................................................................................................... 108
設定ファイル作成 ................................................................................................................... 108
記録設定 ................................................................................................................................. 109
記録 .................................................................................................................................... 109
チャネル一覧 ...................................................................................................................... 110
シート ................................................................................................................................. 113
プリンタ ............................................................................................................................. 116
その他 ................................................................................................................................. 118
本体設定 ................................................................................................................................. 119
環境 .................................................................................................................................... 119
通信 .................................................................................................................................... 121
表示 .................................................................................................................................... 127
その他 ................................................................................................................................. 128
管理 ........................................................................................................................................ 129
ファイル管理 ...................................................................................................................... 129
メンテナンス ...................................................................................................................... 139
操作履歴 ............................................................................................................................. 141
バージョン管理 .................................................................................................................. 142
オプションモジュールの使い方 ................................................................................................ 143
2ch 電圧モジュール（RA30-101） ....................................................................................... 143
概要 .................................................................................................................................... 143
入力チャネルの設定 ........................................................................................................... 143
測定時の設定 ...................................................................................................................... 144
参考資料 ............................................................................................................................. 146
4ch 電圧モジュール（RA30-102） ....................................................................................... 147
概要 .................................................................................................................................... 147
入力チャネルの設定 ........................................................................................................... 147
測定時の設定 ...................................................................................................................... 148
参考資料 ............................................................................................................................. 150
2ch 高速電圧モジュール（RA30-103） ................................................................................ 151
概要 .................................................................................................................................... 151
入力チャネルの設定 ........................................................................................................... 151
測定時の設定 ...................................................................................................................... 152
参考資料 ............................................................................................................................. 154
14

1WMPD4004114E

目次
2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）.............................................................................. 155
概要 .................................................................................................................................... 155
接続方法 ............................................................................................................................. 155
入力チャネルの設定 ........................................................................................................... 156
測定時の設定 ...................................................................................................................... 158
参考資料 ............................................................................................................................. 160
16ch ロジックモジュール（RA30-105） .............................................................................. 169
概要 .................................................................................................................................... 169
入力チャネルの設定 ........................................................................................................... 169
測定時の設定 ...................................................................................................................... 171
参考資料 ............................................................................................................................. 172
オプション .......................................................................................................................... 174
2ch 温度モジュール（RA30-106） ....................................................................................... 176
概要 .................................................................................................................................... 176
入力チャネルの設定 ........................................................................................................... 176
測定時の設定 ...................................................................................................................... 177
参考資料 ............................................................................................................................. 179
スペアパーツ ...................................................................................................................... 183
2ch 高電圧モジュール（RA30-107） ................................................................................... 184
概要 .................................................................................................................................... 184
入力チャネルの設定 ........................................................................................................... 184
測定時の設定 ...................................................................................................................... 185
参考資料 ............................................................................................................................. 187
2ch 周波数モジュール（RA30-108） ................................................................................... 188
概要 .................................................................................................................................... 188
チャネルと各設定の関係 .................................................................................................... 188
入力電圧と測定モードの設定 ............................................................................................. 189
測定時の設定 ...................................................................................................................... 190
参考資料 ............................................................................................................................. 200
2ch 加速度モジュール（RA30-109） ................................................................................... 201
概要 .................................................................................................................................... 201
入力チャネルの設定 ........................................................................................................... 201
測定時の設定 ...................................................................................................................... 202
ケーブル ............................................................................................................................. 206
参考資料 ............................................................................................................................. 207
リモート制御モジュール（RA30-112）................................................................................ 209
概要 .................................................................................................................................... 209
本製品への実装 .................................................................................................................. 209
チャネルの設定 .................................................................................................................. 210
波形確認用出力端子 ........................................................................................................... 211
測定時の設定 ...................................................................................................................... 211
参考資料 ............................................................................................................................. 212
オプション .......................................................................................................................... 216
4ch 電圧モジュール（RA30-113） ....................................................................................... 219
概要 .................................................................................................................................... 219
入力チャネルの設定 ........................................................................................................... 219
測定時の設定 ...................................................................................................................... 220
参考資料 ............................................................................................................................. 222
1WMPD4004114E

15目次
資料 ........................................................................................................................................... 223
バージョン一覧 ...................................................................................................................... 223
サンプリングのデータ形式 .................................................................................................... 224
NORMAL サンプリング ...................................................................................................... 224
P-P サンプリング .............................................................................................................. 224
サンプリング .......................................................................................................................... 225
内部サンプリング ............................................................................................................... 225
外部サンプリング ............................................................................................................... 225
サンプリング速度と紙送り速度の関係 .............................................................................. 225
スケール変換（物理量換算）................................................................................................. 226
波形反転 ................................................................................................................................. 227
スケール変換との併用........................................................................................................ 227
FFT 解析 ................................................................................................................................. 228
解析ファンクション ........................................................................................................... 228
AVG 処理 ............................................................................................................................ 231
解析結果の単位 .................................................................................................................. 232
Web ブラウザで本製品に接続 ............................................................................................... 233
パソコンのシステム要件 .................................................................................................... 233
準備 .................................................................................................................................... 233
接続方法 ............................................................................................................................. 233
遠隔操作画面 ...................................................................................................................... 234
本体情報画面 ...................................................................................................................... 235
Web ブラウザからの RA3100 リモート操作方法 .............................................................. 236
Web ブラウザの表示言語の切り替え ................................................................................. 237
FTP で本製品のデータをダウンロード.................................................................................. 238
準備 .................................................................................................................................... 238
ダウンロード方法 ............................................................................................................... 238
データ転送.............................................................................................................................. 239
手順 .................................................................................................................................... 239
サンプリングデータ ........................................................................................................... 240
測定データブロック ........................................................................................................... 241
リモート制御 .......................................................................................................................... 243
記録の開始/停止 ................................................................................................................. 243
ペンレコの開始/停止 .......................................................................................................... 244
フィードの開始/停止 .......................................................................................................... 245
AD カウント値と測定値の関係 .............................................................................................. 246
AD カウント値を物理量へ変換 .............................................................................................. 247
保守・メンテナンス .................................................................................................................. 248
記録紙・プリンタ記録データの管理／取扱い ....................................................................... 248
記録紙の交換と記録紙残量モニタ ..................................................................................... 248
記録紙の保管 ...................................................................................................................... 248
プリンタ部のエラー ........................................................................................................... 249
記録データのバックアップ .................................................................................................... 249
内蔵 SSD のエラー ............................................................................................................. 250
ディスプレイの清掃 ............................................................................................................... 250
サーマルヘッドの清掃・寿命................................................................................................. 250
清掃 .................................................................................................................................... 250
寿命 .................................................................................................................................... 250
16

1WMPD4004114E

目次
プラテンローラの保守 ........................................................................................................... 250
停電 ........................................................................................................................................ 251
バッテリの交換 ...................................................................................................................... 251
ファンの交換 .......................................................................................................................... 251
本製品廃棄時の注意 ............................................................................................................... 251
トラブルシューティングと点検 ............................................................................................. 252
仕様 ........................................................................................................................................... 254
一般仕様 ................................................................................................................................. 254
本体基本仕様 ...................................................................................................................... 254
一般仕様 ............................................................................................................................. 255
機能仕様 ................................................................................................................................. 257
測定機能 ............................................................................................................................. 257
SSD 記録 ............................................................................................................................ 257
メモリ記録 .......................................................................................................................... 258
プリンタ記録 ...................................................................................................................... 258
トリガ機能 .......................................................................................................................... 259
波形モニタ機能 .................................................................................................................. 260
X-Y 波形............................................................................................................................. 261
FFT 解析 ............................................................................................................................. 261
設定・記録管理 .................................................................................................................. 262
インタフェース仕様 ........................................................................................................... 263
通信 .................................................................................................................................... 264
その他（メンテナンス・操作履歴・バージョン管理） .....................................................265
モジュール仕様 ...................................................................................................................... 266
2ch 電圧モジュール（RA30-101） .................................................................................... 266
4ch 電圧モジュール（RA30-102） .................................................................................... 267
2ch 高速電圧モジュール（RA30-103） ............................................................................. 268
2ch AC ひずみモジュール（RA30-104） ........................................................................... 269
16ch ロジックモジュール（RA30-105） ........................................................................... 270
2ch 温度モジュール（RA30-106） .................................................................................... 271
2ch 高電圧モジュール（RA30-107）................................................................................ 273
2ch 周波数モジュール（RA30-108）............................................................................... 274
2ch 加速度モジュール（RA30-109）................................................................................ 277
リモート制御モジュール（RA30-112） ............................................................................. 279
4ch 電圧モジュール（RA30-113） ................................................................................... 280
外観図 ..................................................................................................................................... 281
本体外観図 .......................................................................................................................... 281
2ch 電圧モジュール（RA30-101）外観図 ......................................................................... 282
4ch 電圧モジュール（RA30-102）外観図 ......................................................................... 283
2ch 高速電圧モジュール（RA30-103）外観図 .................................................................. 284
2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）外観図 ................................................................ 285
16ch ロジックモジュール（RA30-105）外観図 ................................................................ 286
2ch 温度モジュール（RA30-106）外観図 ......................................................................... 287
2ch 高電圧モジュール（RA30-107）外観図...................................................................... 288
2ch 周波数モジュール（RA30-108）外観図...................................................................... 289
2ch 加速度モジュール（RA30-109）外観図...................................................................... 290
リモート制御モジュール（RA30-112）外観図 .................................................................. 291
4ch 電圧モジュール（RA30-113）外観図......................................................................... 292
1WMPD4004114E

17

目次
オプションパーツ ...................................................................................................................... 293
ケーブル類 一覧 .................................................................................................................... 293
プローブ・クランプメータ 一覧 ........................................................................................... 294
アクセサリ.............................................................................................................................. 295
スペアパーツ 一覧 ................................................................................................................. 295
使用しているソフトウェアのライセンス情報............................................................................................... 296

18

1WMPD4004114E

1. 各部の名称と機能概要 － 1.1. 各部の名称

各部の名称と機能概要
本製品の各部名称について説明します。

各部の名称
正面
ハンドル（折り畳み式）

SD カードスロット
USB

ディスプレイ部

操作パネル部

電源スイッチ
コーナーパッドUSB

LAN

SCREEN LOCK

ビデオ出力 DVI-D

KEY LOCKCOM
インタフェース部

プリンタ部
入力モジュール(9 スロット)

ＡＣ電源ソケット

左側面

1WMPD4004114E

右側面

19

1. 各部の名称と機能概要 － 1.1. 各部の名称

上面
ハンドル（折り畳み式）

背面
スタンド

20

1WMPD4004114E

1. 各部の名称と機能概要 － 1.2. ディスプレイ部

ディスプレイ部
本製品のディスプレイ部は、タッチパネル付き TFT カラー液晶ディスプレイです。
ディスプレイ上に波形モニタ、設定キーを表示し、直接パネルに触れることにより設定を行います。
波形モニタ

サイドメニュー

波形のスクロール
画面をタップ
して設定操作

波形をピンチイン(縮小)／ピンチアウト(拡大)コントロールバー

波形モニタ：

波形モニタ上で入力信号の状態を観測、記録データを再生することができます。ピンチイン／アウトすることで波形の縮小／拡大、波形のスクロールが行えます。

サイドメニュー：表示画面を切替え、各入力モジュールの設定、記録条件の設定、収録の設定、トリガの設定、デジタル表示などを行います。

コントロールバー： コントロールバーにはサンプリング等の基本制御、サムネイル表示、カーソル表示、
ペンレコ機能など波形モニタでよく使われる機能のメニューが用意されています。

Note
ペンレコ機能は、従来のペンレコーダの動作を模擬したプリンタへの波形記録用の機能です。
タッチパネルは静電容量式のタッチパネルを採用しています。手袋などをして触っても反応しない場合があります。

1WMPD4004114E

21

1. 各部の名称と機能概要 － 1.3. 操作パネル

操作パネル① SD カードスロット
SD メモリカードを記録データの保存などに使用します。

SD

② USB
SD メモリカードと同様、USB メモリ等を記録データの保存に使用します。
③ 回転ノブ左右に回転させて｢モジュールのレンジ｣や｢設定値｣の選択等に使用します。
回転ノブが有効なると、ノブ周りが｢通常モード｣の青色に点灯します。
回転ノブをプッシュすると、ノブ周りが｢微調整モード｣のオレンジ色に点灯します。
再度プッシュすると、ノブ周りが｢通常モード｣の青色に点灯します。
④

PRINT

キー

測定状態で押すとペンレコ記録を開始し、もう一度押すと記録終了します。
再生状態で押すとモニタのカーソル A と B 間の波形を印字します。

PRINT

長押しすると、画面コピー(スクリーンショット)を印字または、.png ファイル形式で本体や外部メディアに保存できます。

TRIG

⑤

TRIG

キー

キーを押すと強制トリガを出力します。
START

トリガを検出すると TRIG LED が点灯します。
⑥

START

キー

記録を開始します。
STOP

⑦

STOP

キー

記録を終了します。
DISK⑧ DISK アクセスランプ
本体 SSD へアクセス(書込み、読出し)している間、LED が点灯します。
⑨

電源

スイッチ

本体の電源を ON／OFF します。
OFF 時には[シャットダウン] 画面が表示されます。 OK

キーを押してシャットダウン処理を完了させてください。
[シャットダウン] 画面が表示されているときにこの電源スイッチを再度押すと自動的にシャットダウンします。

22

1WMPD4004114E

1. 各部の名称と機能概要 － 1.4. インタフェース部

インタフェース部

①

②

③

④

⑤

⑥

① KEY LOCK
本体の操作パネルキーの操作を無効にし、誤操作から保護します。
② SCREEN LOCK
本体のタッチパネルキーの操作を無効にし、誤操作から保護します。
③ USB
記録データの保存などに使用します。USB3.0 対応。
④ LAN
外部 PC などから LAN 経由でリモート制御する場合に使用します。
⑤ DVI-D
ビデオ出力端子。

Note
電源投入前に外部モニタを接続してください。
⑥ COM
外部 PC などから RS-232C 経由でリモート制御する場合に使用します。

入力モジュール部
本製品の入力モジュール部には最大 9 モジュールまで装着可能です。
各モジュールの使い方は「9. オプションモジュールの使い方」および「12. 仕様」を参照してください。
Slot 1

通常の信号入力モジュールは Slot 1 ～ Slot 9 のどのスロットにも装着可

Slot 2

能です。

Slot 3

測定対象に応じてモジュールを選択し、装着します。

Slot 4
Slot 5

RA30-112（リモート制御モジュール）は Slot 9 にのみ装着可能です。

Slot 6
Slot 7

入力モジュール（9 スロット）

Slot 8
Slot 91WMPD4004114E

23

1. 各部の名称と機能概要 － 1.6. 画面と設定メニュー

画面と設定メニュー
波形モニタ

サイドメニュー

コントロールバー

サイドメニュー
① 時計：

現在時刻を表示② 測定 / 再生： 表示波形の切替
測定：

現在の入力波形を表示します。

再生：保存データの再生波形を表示します。

③ 記録デバイス： 表示させる波形の記録デバイスの選択
PRINTER・SSD・MEMORY 記録の波形を表示します。
④ PAUSE：

波形モニタ表示中に波形を一時停止します。

⑤ TRIG.SYNC： メモリ記録の入力波形表示をトリガに同期して更新します。
⑥ CH：

チャネル設定サブメニューを開き、チャネル設定・入力デジタル表示・トリガ
設定ができます。

⑦ 設定：

設定メニューを開き、本製品の詳細な設定（記録設定・本体設定・管理）を行います。

⑧ SSD：

内蔵 SSD の残量を表示します。残量が 30%以下になると赤色で表示されます。

⑨ PAPER：

プリンタ部の記録紙残量を表示します。記録紙の残量が 30%以下になると赤色で表示されます。長押しで記録紙の種別（ロール紙、折畳紙）と使用量の初期化の設定が行えます。記録紙の交換時、このキーを長押しし、記録紙残量を初期化してください。

⑩ SD / USB：

SD メモリカードが挿入された場合は[SD]、USB メモリが挿入された場合は[USB]、両方挿入された場合は[SD / USB]を表示します。

⑪ KEY：

本体側面の KEY LOCK スイッチがオンに設定され、操作パネルのキー操作が無効になっている場合、表示します。

⑫ SCREEN：

本体側面の SCREEN LOCK スイッチがオンに設定され、ディスプレイのタッチパネルが無効になっている場合、表示します。

⑬ R&D / MFG： 測定モードによって[R&D]または[MFG]を表示します。
MFG モードの場合はデータ転送のステータス(●/■/□/ ! )を表示します。

24

1WMPD4004114E

1. 各部の名称と機能概要 － 1.6. 画面と設定メニュー

コントロールバー
コントロールバーにはサンプリング等の波形表示制御、サムネイル表示、カーソル表示、ペンレコ機能など波形モニタでよく使われる機能のメニューが用意されています。
コントロールバーの右端の⑦表示切替 キーをタップすると、下記の順に機能が切替わります。

PEN REC (ペンレコ)は、プリンタ記録を選択した時のみ有効です。
WAVE (波形) ⇒THUMBNAIL (サムネイル) ⇒CURSOR (カーソル) ⇒PEN REC (ペンレコ)

WAVE(波形)

①
①

②

②

③

④

サンプリング速度 ： サンプリング速度の選択を行います。速度テーブルは記録デバイスごとに異なります。
プリンタ記録：SSD 記録：1 kS/s (100 ms/div)

1 MS/s (100 μs/div)～～

10 S/s (10 min/div) EXT.(外部サンプリング)

10 S/s (10 min/div) EXT.(外部サンプリング)

メモリ記録： 20 MS/s (5 μs/div)

データ形式： 記録データの形式を NORMAL／P-P のいずれかに選択します。

～

10 S/s (10 min/div)

プリンタ記録の場合は、P-P のみ有効です。
メモリ記録の場合は、NORMAL のみ有効です。
③

⑦

波形形式

： Y-T／X-Y／FFT から波形形式を選択します。
X-Y 表示及び FFT 解析は、SSD 記録設定の場合に有効です。

④

シート選択

： 画面に表示する波形のセットを選択します。

⑦

表示切替

：

WAVE (波形)／ THUMBNAIL (サムネイル)／ CURSOR (カーソル)／
PEN REC (ペンレコ)を切替えます。

THUMBNAIL(サムネイル）｢7.2.2. サムネイル｣を参照してください。

CURSOR(カーソル)｢7.2.3. カーソル｣を参照してください。

PEN REC(ペンレコ)｢6.2.2. ペンレコ記録｣を参照してください。

1WMPD4004114E

25

1. 各部の名称と機能概要 － 1.6. 画面と設定メニュー

再生時のコントロールバー
サイドメニューの 再生 キーをタップすると、本製品は再生モードとなり、コントロールバーも再生
用メニューに切り替わります。

①
①

②

②

③

④

⑤

⑥

⑦

サンプリング速度 ： 記録されたデータのサンプリング速度の表示を行います。
プリンタ記録：SSD 記録：1 kS/s (100 ms/div) ～1 MS/s (100 μs/div)～

10 S/s (10 min/div) EXT.(外部サンプリング)

10 S/s (10 min/div) EXT.(外部サンプリング)

メモリ記録： 20 MS/s (5 μs/div)

データ形式： 記録されたデータの形式を NORMAL／P-P のいずれかで表示します。

～

10 S/s (10 min/div)

プリンタ記録の場合は、P-P のみです。
メモリ記録の場合は、NORMAL のみです。
③

波形形式： Y-T／X-Y／FFT から波形形式を選択します。
X-Y 表示及び FFT 解析は、SSD 記録設定の場合に有効です。

④

シート選択

： 画面に表示する波形のセットを選択します。

⑤

DATA

： 記録済みデータ（再生データ）を選択し、再生表示します。

⑥

DATA information ： 表示されている再生データの情報を表示します。

⑦

表示切替

：

WAVE (波形)／ THUMBNAIL (サムネイル)／ CURSOR (カーソル)／
PEN REC (ペンレコ)の機能を切替えます。

26

1WMPD4004114E

1. 各部の名称と機能概要 － 1.7. 本体画面の入力操作

本体画面の入力操作
回転ノブ
左右に回すことで数値や選択を変更できます。
回転ノブ周りが点灯しているときに有効です。青色が｢通常モード｣、オレンジ色が｢微調整モード｣です。
回転ノブをプッシュすることで、モードを切り替えられます。

回して設定を変更します。

押してモードを切り替えます。

通常モード

微調整モード設定項目をタップし回転ノブの周りを青色に点灯させます。

数値入力ダイアログ
設定する数値をテンキーで入力できます。

①②

数値設定項目をロングタップし数
値入力ダイアログを表示します。

③

④
⑥
⑦

⑤
⑧

数値を入力し OK をタップします。

⑨

1WMPD4004114E

27⑩

1. 各部の名称と機能概要 － 1.7. 本体画面の入力操作①

最大値：入力可能な最大値を表示します。

②

最小値：

入力可能な最小値を表示します。

③

表示窓：

入力数値が表示されます。

④

接頭語：

数値入力に使用する接頭語を G、M、k、(なし)、m、µ、n から選択します。

⑤

入力キー：

テキストカーソル位置に数字、小数点、指数表記の E、プラス記号、マイナス記⑥

Clear：

表示窓内の文字を削除します。

⑦

Back Space：

テキストカーソル位置の左側 1 文字を削除します。

⑧

入力位置操作：

テキストカーソル位置を左、右に移動します。

⑨

OK：

入力数値を反映してダイアログボックスを閉じます。

⑩

Cancel：

入力数値を反映せずにダイアログボックスを閉じます。

号を入力します。

選択パレットダイアログ
選択項目を一覧から選んで設定できます。

設定したい項目をタップします。
選択設定項目をロングタップし選択パレットダイアログを表示します。

ソフトキーボード
テキストをソフトキーボードで入力できます。

テキスト入力箇所が選択された状態でタップすると、ソフトキーボードが表示されます。

28

1WMPD4004114E

2. 測定準備 － 2.1. 電源を ON する前に測定準備
電源を ON する前に本製品をご使用になる前の準備と注意事項について説明します。

本製品の設置、使用環境
本製品は平坦で水平な場所でご使用ください。
プリンタを使用する場合は右図のように記録紙が水平に出るように設置してください。

設置場所についてのご注意
本製品は、電気測定器の安全規格 EN61010-1 での設置カテゴリⅡ(CATⅡ)を満たす場所で使用してください。
本製品は、汚染度 2 の製品です。
本製品は、下記の動作環境の場所でお使いください。
動作温度範囲：0 ～ 40 ℃、

動作湿度範囲：35 ～ 85 ％RH(結露しないこと)。

本製品は以下のような場所では使用しないでください。また、本製品の周囲等にも十分注意して使用してください。
直射日光や暖房器具等で高温または多湿になる場所、結露する場所。
水のかかる場所。
塩分・油・腐食性ガスがある場所。
ほこりの多い場所。
振動の激しい場所。
強い電磁界が発生している場所。
本製品内部の温度上昇を防ぐため、本製品には通風孔があいています。
本製品の周りを囲んだり、周りにものを置いて通風孔をふさぐようなことは絶対に行わないでください。本製品内部温度の異常上昇につながり、故障の原因となります。

吸気
排気

吸気
紙などの燃えやすいものを本製品の近くに置かないでください。

1WMPD4004114E

29

2. 測定準備 － 2.1. 電源を ON する前に｢モジュールの着脱・交換｣は、必ずモジュールに接続されているケーブルを全て取り外し、本体の電源スイッチを OFF、電源ケーブルを抜いてから行なってください。
｢モジュール｣は、ガイドレールに沿って挿入し、2 ヶ所のローレットねじを、プラスドライバで確実に固定してください。モジュールが、不完全な装着となりますと、故障の原因となります。
｢モジュールの分解｣は大変危険です。また、故障の原因ともなり性能保証も出来なくなるので、弊社及び弊社指定のサービスマン以外が行うことを禁止します。
｢モジュールを装着しない空きスロット｣には、必ず空パネルを装着してください。異物やホコリの進入等で故障の原因となります。
（空パネルは、RA シリーズ本体に装着され出荷されています。
）｢モジュールの保管｣は、静電気による故障の原因となるため、出荷状態と同じように静電気防止用ビニール袋に入れ、梱包箱で保管してください。本製品の保存は、-20 ～ 60 ℃、20 ～85 %RH(結露しないこと)の範囲です。

｢モジュールへの入力信号の接続｣は、装着中の RA シリーズ本体の電源ケーブルを 3 極電源コン
セントに接続し、確実に接地し、本体の電源を ON にしてから行ってください。
すでに、入力信号として高電圧が印加されている場合も想定されます。信号源への接続は、モジ
ュールの測定レンジを最大に設定し、モジュールに入力ケーブルを接続してから、行ってください。また、信号源への接続時には、感電防止のため、直接、導体部に触れないようにご注意ください。
｢入力ケーブル｣は、測定カテゴリや絶縁耐圧など仕様を満たすよう各モジュール専用のものを用意しております。測定にあわせた専用の入力ケーブルを使用してください。

｢本製品・モジュールを輸送する｣ときは最初にお届けした梱包箱・梱包材料を使用するか、それと同等以上の梱包箱・梱包材料にて輸送してください。
｢本製品の精度を維持するために｣、定期的な校正をお勧めします。一年に一度定期校正（有償）を行うことにより、信頼性の高い測定が行えます。

30

1WMPD4004114E

2. 測定準備 － 2.1. 電源を ON する前に入力モジュールの装着
取付け手順
手順 1. 電源を OFF にします。
手順 2. 電源ケーブルを抜きます。
手順 3. 両端のツマミをつまんで、ガイドレールに沿って、まっすぐモジュールを差し込んでください。
モジュールの形式が操作パネル側になるようにしてください。
手順 4. 両端のネジをプラスドライバ（No.2)でしっかりと締めてください。

取り外し手順手順 1. 電源を OFF にします。
手順 2. 接続されている入力ケーブルを外します。
手順 3. 電源ケーブルを抜きます。
手順 4. 両端のネジをプラスドライバで緩めます。
手順 5. 両端のツマミをつまんで、まっすぐモジュールを引き抜いてください。
手順 6. 使用しない場合は空パネルを取り付けます。

1WMPD4004114E

312. 測定準備 － 2.1. 電源を ON する前に記録紙の装着プリンタ部へ記録紙を装着する手順を説明します。
本製品に記録紙を装着します。記録紙にはロール紙と折畳紙があります。
折畳紙の装着に関しては「折畳紙(記録紙)の装着手順」を参照してください。

｢本製品に使用する記録紙｣は当社専用の記録紙（ロール紙は YPS106、YPS108、折畳紙はYPS112）を必ずお使いください。他の記録紙を使用した場合、紙送りに異常が発生したり印字品質が低下するなど、記録品質の保証ができません。
｢新しいロール紙｣の記録紙先端のテープ止め部分は、発色しない場合があるので避けてご使用く
ださい。

プリンタカバーを開ける場合は開閉レバーを上に引き上げます。
開閉レバー
記録紙排出口プリンタカバー
折畳紙挿入口ロール紙(記録紙)の装着手順
手順 1. 記録紙に記録紙ホルダを装着します。
記録紙の両端に付属の記録紙ホルダをしっかり差し込みます。記録紙と記録紙ホルダの間に隙間ができている場合、記録紙の装着が出来なかったり、記録位置がずれたりします。
使用途中の記録紙を装着する場合は、図のように記録紙の先端をカットしておきますと記録紙が引き出しやすくなります。
ロール紙は、巻きの内側が裏面で、外側が感熱面で記録される側です。

32

1WMPD4004114E

2. 測定準備 － 2.1. 電源を ON する前に
手順 2. プリンタ部の開閉レバーを上側に引き上げて、プリンタ部を開きます。

開閉レバーを上側に引きあげます。
記録紙ガイド部（Ｕ字のみぞ）プラテンローラ（黒いローラ）
記録紙排出口手順 3. 記録紙を本製品のガイド部に沿って入れ、記録紙ホルダを装着音がするまで押し込み装着します。

Note
記録紙の感熱側が手前に出るように、巻き方向に注意して装着してください。装着方向が逆になっていると印字できません。
記録紙が確実に装着されていないと、印字不良、記録紙の蛇行などが発生します。
記録紙の巻き方向に注意
感熱面が上側にくるように装着
プリンタ部の記録紙ガイド部に押し込む

手順 4. 記録紙を記録紙排出口へ通します。
記録紙をプリンタ部のプラテンローラ（黒いローラ）の上から、プリンタカバーの記録紙排出口より差し込み、10 cm 程度引き出します。
手順 4-1. 記録紙をプラテンローラの上から記録紙排出口へ通します。
手順 4-2. 記録紙排出口から記録紙を 10 cm 程度引き出します。
記録紙

手順 5. プリンタカバーを閉めます。
記録紙を引き出したら、プリンタカバーの両端を両手で押さえてきちんと閉めます（カチッと音がします）。
記録紙は、たるまないようにまっすぐに引き出してください。プリンタカバー両端をきちんと押し込まないで使用すると、正常に記録できません。

1WMPD4004114E

33

プラテンローラ

2. 測定準備 － 2.1. 電源を ON する前に折畳紙(記録紙)の装着手順
本製品は折畳紙(YPS112)を使用することができますが、使用する際にはオプションの折畳紙収納箱(RA30-551)が必要になります。

YPS112

《折畳紙》

200 m

長さ：

30 cm

折り幅：

記録紙残量がわかるよう、各ページにページ番号(669 ～ 000)が印刷されています。

《折畳紙収納箱》

RA30-551

折畳紙収納ケース

折畳紙収納ケース： 約 3 kg
折畳紙ストック箱： 約 300 g
折畳紙アダプタ：

折畳紙ストック箱

約 200 g
折畳紙アダプタ

本製品に折畳紙を装着する場合の手順について説明します。
手順 1. 本製品を折畳紙収納ケースにのせる。
折畳紙収納ケース開口部とプリンタ部を同じ向きに合わせ、ケースの固定穴に本製品の足を合わ
せてのせます。

開口部

折畳紙収納ケース

手順 2. 折畳紙を収納ケースにセットする。
手順 2-1. 折畳紙の箱を開けて中身を取り出します。折畳紙は透明ポリ包装されているので開封し、折畳紙の上のボール紙を取り去ります。折畳紙が入っていた箱の上ブタは記録紙受け箱としてご使用く
ださい。
上フタ(記録紙受けの箱として使用)

ボール紙(白)34

1WMPD4004114E

2. 測定準備 － 2.1. 電源を ON する前に
手順 2-2. 折畳紙を、下の台紙と共に感熱面側（記録紙端に水色の数字が印字されている側）を上にして折畳紙ストック箱に入れます。
感熱面

折畳紙ストック箱

手順 2-3. 折畳紙の感熱面が上側に出てくるように、折畳紙収納ケース開口部からストック箱ごと挿入します。
感熱面

折畳紙収納ケース

手順 3. プリンタカバーの開閉レバーを上側に引き上げて、プリンタ部を開く。
プリンタカバーを開いたら、折畳紙収納ケースから引き出した折畳紙をプリンタカバーの下側の記録紙挿入
口から入れます。
プリンタカバー
プリンタカバーの下側の記録紙挿入口から記録
紙を入れる
折畳紙

手順 4. 折畳紙を折畳紙アダプタに巻き付ける。
プリンタカバーの記録紙挿入口から入れた折畳紙を図のように折畳紙アダプタに巻き付けます。

記録紙経路
プラテンローラーへ
折畳紙アダプタ

折畳紙挿入口より入れた折畳紙
テンション用バー

1WMPD4004114E

35

センター側ノブ2. 測定準備 － 2.1. 電源を ON する前に
手順 5. 折畳紙アダプタをプリンタカバーの記録紙ガイド部に装着する。
本製品の記録紙ガイド部(Ｕ字のみぞ)に、折畳紙を巻き付けた
折畳紙アダプタをセンター側ノブが下になる向きで上から差し込み、｢カチッ｣と音がするまで押し込みます。
テンション用バー

手順 6. 折畳紙を引き出す。
折畳紙アダプタに巻き付けた折畳紙をテンション用バーの下を通して 10 cm 程度引き出します。

手順 7. 折畳紙を記録紙排出口へ通す。
折畳紙アダプタに巻き付けた折畳紙を、プリンタ部のプラ
テンローラ（黒いローラ）の上から、プリンタカバーの記
録紙排出口より差し込み 10 cm 程度引き出します。
プラテンローラー

手順 8. プリンタカバーを閉める。
折畳紙を通し終わったら、折畳紙をたるまないようにまっすぐに引き出して、プリンタカバーを押さえてきちんと閉めます。

Note
折畳紙が入っていた箱の上ブタを、記録紙受け箱として、本製品のプリンタ側に置いてご使用ください。この受け箱に 1～2 ページ程度記録紙が折り畳まれた状態で使用しますと、比較的折り畳みやすくなります。尚、出てきた折畳紙は、自然落下によって折り畳まれます。湿度，設置の仕方等、設置環境
によってうまく折り畳まれない場合があるのでご了承ください。

外部機器との接続
本製品の DVI-D、LAN、COM は電源投入前に外部機器と接続してください。

Note
電源投入後に DVI-D ケーブルを抜き挿しすると画面が隠れてしまい、操作不能となります。

36

1WMPD4004114E

2. 測定準備 － 2.2. 電源を ON／OFF する

電源を ON／OFF する
ＡＣ電源コードの接続
本製品にＡＣ電源コードを接続する前に、以下の事項について必ず確認を行ってください。
供給電源は定格銘板に記載されている定格に合っているかを確認してください。
モジュールをしっかりと確実に装着してください。

本製品の電源を ON する前に、必ず保護接地を行ってください。
保護接地は本製品を安全にご使用いただき、お客様及び周辺機器を守るために必ず必要です。
付属のＡＣ電源コードを保護接地端付き 3 極電源コンセントに接続すれば自動的に接地されます。
保護接地線のない延長コードは使用しないでください。
付属のＡＣ電源コードに適合した電源コンセントを使用できず保護接地ができない場合は、本製品を使用しないでください。

Note
ＡＣ電源コード
本製品に付属のＡＣ電源コード(1KO6165-200：AC 125 V 系用 2 m)のプラグは、保護接地端子付きです。中央の丸い端子が保護接地端子です。

電源を ON する手順
手順 1. 下記のチェックを行います。
＜電源を投入する前のチェック項目＞
本製品を安全な場所に設置しましたか？
使用環境は大丈夫ですか？
タッチパネルの上に、筆記用具、工具などが乗っていませんか？
手順 2. 上記のチェック項目が全部正常であることを確認できたら、ＡＣ電源コードのインレット側を本製品のＡＣソケットに接続します。
手順 3. ＡＣ電源コードのプラグを電源コンセントに接続します。

アース端子付き電源コンセント

インレット側をプラグをＡＣソケットへ

コンセントへ

ＡＣ電源コード

1WMPD4004114E

37

2. 測定準備 － 2.2. 電源を ON／OFF する
手順 4. 本製品の電源スイッチを ON にします。
本製品の操作パネル部にある 電源 スイッチを押すと緑色のLED が点灯し、電源が ON します。

Note
本製品はＡＣ電源コードを電源コンセントに接続することで、スタンバイ電流が流れます。
長期間使用しない場合は電源コードを抜いてください。
電源 スイッチ

正常起動の確認
電源を ON すると､約 1 分後に RA3100 のモニタ画面が表示されます。

Note
波形モニタに波形が表示されるまでタッチパネルには触れないでください。誤動作の原因になることがあります。
購入直後、本体初期化後は全チャネルが測定 OFF になっていて、波形は表示されません。

時計の設定
画面右上に現在時刻が表示されていますが実際の時刻と大きくずれている場合は時刻を設定してください。
｢8.3.1.環境｣参照してください。

時計

精度のよい測定を行うための準備
精度よく測定を行うために、電源を入れてから約 60 分間ウォームアップしてください。
ウォームアップ後に、入力モジュールの｢ゼロキャンセル｣を実行してください。
｢4.測定の設定｣を参照してください。以上で測定前の準備が完了しました。

電源を OFF する手順
電源が ON した状態で操作パネル部の電源スイッチを押すとシャットダウン（終了処理）が始まり、画面中央に[シャットダウン]
ダイアログボックスが表示されます。
そのまま終了する場合は、 OK キーをタップします。
電源を OFF せず継続する場合は、 Cancel キーをタップしてくだ
さい。
また、[シャットダウン]ダイアログボックスが表示されているときに電源スイッチを再度押すと自動的にシャットダウンします。

シャットダウンを行わず、電源コンセントから直接電源コードを抜いて、電源を落とすと本体内部のファイルが破損する場合があるので、必ずシャットダウンを行って電源を OFF してください。
38

1WMPD4004114E

3. 測定の流れ － 3.1. 測定の流れ

測定の流れ
本製品では以下のような手順で入力信号の記録、再生を行います。

測定の流れ
電源投入前の確認｢2 章｣と電源投入。

測定モードの選択。

測定レンジを下げ、れているかを確認してください。
｢4.1 章｣｢4.2 章｣

各入力モジュールで規定している最大入力電圧以上を入力すると故障の原因になります。最大入力電圧を超えないようにしてください。

｢4.3 章｣入力 CH を設定する。

記録方式の選択。

研究開発者向け「R&D モード」または製造業向け「MFG モード」を選択します。

信号を接続する。

モニタ波形を見なが本製品を安全な場所に設置しているか、付属品の装着など正しく行わ

入力 CH の設定を、記録したい条件に設定します。測定レンジ、フィルタ、表示位置、表示範囲など時間軸方向のサンプリング速度を設定します。

｢4.4 章｣

記録紙のみへの記録、またはファイルと記録紙への記録を選択します。

記録時間、入力信号の変化の速さ(周波数)、記録後の解析の有無など測定対象に合わせ
記録デバイス、サンプ｢4.5 章｣

リング速度を設定。

トリガ設定。

記録開始と終了。

再生と解析。

｢5 章｣

｢6 章｣

から保存する記録デバイス、サンプリング速度を設定します。
プリンタ ：低速、波形記録のみの長時間測定
SSD：中速、多用途、長時間測定

メモリ：高速、過度現象、突発現象の拡大表示

記録開始のきっかけとなるトリガの設定をします。

操作パネルのSTART

データ数を記録するか｢7 章｣

キーを押すと測定開始、指定時間、STOP

キーを押すと測定が終了します。

サイドメニューの 再生 キーで記録データの再生、コントロールバーの DATA キーでデータ選択、コントロールバーの X-Y キー､ FFT キーでデータ解析

1WMPD4004114E

39

4. 測定の設定 － 4.1. 測定モードの選択

測定の設定
測定モードの選択
様々な機能を持ち汎用性に優れた研究開発者向け「R&D モード」、一部機能に制限を設けてデータ転送機能や記録開始停止の応答速度を向上した製造業向け「MFG モード」から測定モードを選択します。

Tips
記録を行いながら波形の解析や設定を調整するお客様は R&D モードを、決まった設定で連続して記録を行う
お客様は MFG モードをオススメします。

特長
R&D モード
9 種類の記録モード（スタートトリガ、インターバルなど）
3 つの記録デバイス（プリンタ、SSD、メモリ）への同時記録
XY、FFT の波形表示
波形のポーズや拡大/縮小表示
記録したデータの再生や検索

MFG モード
外部へ測定データの転送（TCP/UDP）
記録開始停止の応答速度向上

測定モードによる機能差

記録

波形

機能

R&D モード

MFG モード

記録モード

全 9 種類2 種類 ※2

プリンタ記録〇〇SSD 記録

〇

〇

メモリ記録

〇

×

ペンレコ記録〇〇記録開始停止の応答速度

通常

高速

Y-T 波形〇〇X-Y 波形〇×

FFT 波形〇×

Y-T 波形の時間軸スクロール〇×

再生画面（記録データの再生、検索など）〇

×

ポーズ（カーソル、拡大/縮小）

〇

×

サムネイル

〇

×

データ転送

×

〇

※1
※1

※1

※1 チャネルの測定 ON/OFF で波形画面が再描画され、一時的に測定データが欠損します。
※2 通常、スタートトリガのみ

40

1WMPD4004114E

4. 測定の設定 － 4.1. 測定モードの選択

選択方法
サイドメニューの 設定

タップすると、設定画面が表示されます。

R&D または MFG をタップして測定モードを選択します。

1WMPD4004114E

414. 測定の設定 － 4.2. 入力感度を下げ、入力ケーブルを接続する

入力感度を下げ、入力ケーブルを接続する
手順 1. サイドメニューの 測定／再生 切替キーを 測定 に切替えると、入力している信号をリアルタイムで表示し確認することができます。
手順 2. サイドメニューの CH キーをタップすると、[CH 設定サブメニュー]が表示されます。
手順 3. CH 設定サブメニューの 測定レンジ キーをタップするとキーの枠がオレンジ色になります。
回転ノブの周りが青色に点灯し、回転ノブによる変更が可能になります。
手順 4. 回転ノブを左に回して入力感度を一番低くしてください。
(回転ノブを右に回すと感度が上がります。
）

CH 設定サブメニュー
左回転
感度が下がる右回転
感度が上がる

オレンジ色

青色
回転ノブ

キーが選択され、キーの枠がオレンジ色になり、回転ノブの周りが青色になり、回転ノブによる変更が可能になります｡

手順 5. 表示チャネルを変更する場合、CH 設定サブメニューの CHx タブをタップします。
手順 6. 入力モジュールの表示スロットを変更する場合、[CH 設定サブメニュー]を左右にスワイプまたは、上部にある ＜ 、 ＞ キーをタップすることで変更可能です。
手順 7. 絶縁 BNC ケーブル（標準）を入力モジュールの BNC 端子に接続します。

42

1WMPD4004114E

4. 測定の設定 － 4.2. 入力感度を下げ、入力ケーブルを接続する

入力モジュールには最大許容入力電圧、耐電圧を超えた過大入力電圧を入力しないでください。

信号源へ

1WMPD4004114E

43

4. 測定の設定 － 4.3. 入力チャネルの設定

入力チャネルの設定
CH 設定サブメニュー （RA30-101 の場合）
① スロット番号、入力モジュールタイプ。

①
②

②

③

③

④

⑤

⑥

⑦

② スロット変更：
左 ＜ キー、右 ＞ キーをタップまたは、サブ
メニューを左右にスワイプすると、表示スロットが変更されます。
③ チャネル選択：
スロット内の CH を選択します。
④ 測定 ON/OFF
ON：

入力信号の測定、記録を行います。

⑧⑨⑤ カラー：

波形モニタの表示色を変更します。

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑥ 入力結合： 入力信号の結合を DC → GND → AC の順に切り替えます。
⑦ 測定レンジ： 入力チャネルの測定レンジを変更します。
キーをタップすると回転ノブが有効(LED が点灯)になり、ノブを回転してレンジを変更します。
⑧ L.P.F.：

入力チャネルのローパスフィルタを変更します。
キーをタップすると回転ノブが有効(LED が点灯)になり、ノブを回転してフィルタを変更します。

⑨ A.A.F.：

入力チャネルのアンチエイリアシングフィルタ⑱の ON/OFF 設定を行います。
⑩ 表示位置： 表示範囲で指定された波形表示エリアを波形モニタのどの位置に表示するかを指定します。各
グラフの全範囲を 100%としたとき、表示範囲の中心位置をグラフ下部からの%で指定します。
⑪ 表示範囲： 各グラフの振幅方向の表示幅を指定します。
各グラフの全範囲を 100%として表示幅を%で指定(キーをタップ、ノブで選択)します。
例）50%と指定すると全幅で 20 div 中、波形表示は 10 div になります。
⑫ 表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値(スケール値)を設定(キーをタップ、ノブで選択)します。
⑬ 表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値(スケール値)を設定(キーをタップ、ノブで選択)します。
⑭ シート：

設定中のチャネルのモニタ表示・プリンタ印字シートを設定します。

⑮ グラフ：

グラフを設定します。
キーをタップすると回転ノブが有効(LED が点灯)になり、ノブを回転してフィルタを変更します。

⑯ 波形表示： ON は波形が表示され、OFF は表示されません。
⑰ ゼロキャンセル：
入力チャネルの内部オフセットをキャンセルします。ゼロキャンセルを実行することで、より正確な測定ができます。
⑱ 測定可能範囲/測定値：
入力値の測定可能範囲と値を表示します。

44

1WMPD4004114E

4. 測定の設定 － 4.3. 入力チャネルの設定

入力 CH を設定する
入力モジュールに信号が接続されると、モニタに入力波形が表示されます。
｢入力チャネルを設定する｣手順全体は通りです。各手順の詳細は下記を参照してください。
手順 1. 入力結合を設定します。
（入力モジュールが電圧モジュールの場合）
手順 2. 測定対象に合わせて測定レンジを設定します。
手順 3. 入力フィルタを設定します。
手順 4. 波形分割を設定します。
手順 5. 表示範囲、表示位置を設定します。
手順 6. 表示最小、表示最大を設定します。
手順 7. ゼロキャンセルを実行します。

手順 1.

入力結合設定の説明

CH 設定サブメニューの 入力結合 キーで入力のカップリングを選択します。
入力結合 キーをタップし、回転ノブを回すと DC → GND → AC の順に設定が変更されます。
内容

カップリング
DC
AC
GND

手順 2.

入力信号の DC、AC 成分を含めた実際の信号が測定できます。
入力信号の AC 成分だけを測定します。信号の DC オフセットをキャンセルして測定するので、交流信号の振幅だけを測定したい場合に設定します。
入力信号を CH 内部に接続せず、CH の入力を GND に接続します。
入力の GND レベルを波形モニタ、プリンタ記録で確認できます。

測定レンジ設定の説明

CH 設定サブメニューの 測定レンジ キーにより、入力感度の変更ができます。
測定レンジに表示されている値（RANGE)は、入力(測定)最大値を示し、波形モニタの 10 div に相当します。表示位置が 50%の時、±RANGE の全測定範囲(20 div)が表示されます。
CH 設定サブメニューの 測定レンジ キーをタップすると枠がオレンジ色になり、回転ノブの周りが青色に点灯し、回転ノブによる変更が可能になりなります。
回転ノブを左に回すと感度が下がり、右に回すと感度が上がります。
入力モジュールのタイプにより測定レンジの設定値は異なります。

Tips
入力が測定レンジを超え、オーバーレンジが発生すると画面右下に OVER RANGE を表示し、本体から「ピピッ！、ピピッ！」と警告音を発します。入力信号がオーバーレンジしないように測定レンジで感度を下げてください。警告音を鳴らしたくない場合、ブザー音設定を OFF としてください。
「8.3.1.
環境｣のブザー音設定を参照してください。
ピピッ！

ピピッ！

OVER RANGE

1WMPD4004114E

45

4. 測定の設定 － 4.3. 入力チャネルの設定

手順 3.

フィルタ設定の説明

選択チャネルのフィルタを設定します。
不要な高周波成分、ノイズをカットします。入力モジュールタイプによりフィルタは異なるので、入力信号の特性、測定にあわせて、設定してください。
ローパスフィルタ（L.P.F.)
なだらかな減衰特性のフィルタです。入力信号の周波数を考えカットオフ周波数を設定してください。
アンチエイリアシングフィルタ（A.A.F.)
急峻な減衰特性のローパスフィルタです。ON に設定すると、サンプリング速度による A/D データのエイリアシングが生じないようにフィルタを自動設定します。

手順 4.

グラフ分割設定の説明

Y-T 波形モニタ内でチャネルの波形表示可能なエリアをグラフと呼びます。
このグラフを 1 ～ 18 グラフに分割することができます。

→

1 グラフ

4 グラフ

グラフ 1

グラフ 2

グラフ 3

グラフ 4

46

1WMPD4004114E

4. 測定の設定 － 4.3. 入力チャネルの設定

手順 5.

表示範囲と表示位置設定の説明

複数チャネルを表示する場合、波形が重なって認識しにくくなる場合があります。測定レンジで入力感度を落として振幅を小さくし、表示位置を変更することで波形が重複せず、認識が容易になりますが、この場合はデータの分解能が低下してしまいます。表示範囲と表示位置の設定で表示するチャネルのデータの分解能を落とすことなく、波形の振幅方向の表示倍率、表示位置を変更することが行えます。
表示範囲： グラフ内の波形表示エリアの振幅方向の表示幅
各グラフの縦方向の全範囲を 100%としたときの表示幅を%で指定します。
例）40%と指定すると全幅で 20 div 中、波形表示は 8 div に縮小されます。
表示位置： 指定された表示範囲の波形表示エリアをグラフのどの位置に表示するかを指定します。各グラフの縦方向の全範囲を 100%としたとき、表示範囲の中心位置をグラフ下部からの%で指定します。
表示範囲 キー、 表示位置 キーをタップすると回転ノブが有効になり、ノブを回転して設定値を変更します。また、キーを長押しするとテンキーが表示され、直接数値で入力することが可能です。
入力チャネルの表示範囲、表示位置の関係
100%

グラフ
(波形表示エリア)（表示範囲の中心位置）
表示範囲 全体のＮ%
全体を 100%

表示位置下からＸ%
0%

1WMPD4004114E

47

4. 測定の設定 － 4.3. 入力チャネルの設定

手順 6.

表示最大と表示最小(波形表示スケール)設定の説明

入力信号の振幅が設定されたレンジに対して小さい場合、信号変化が認識し辛い場合があります。
このような場合、表示範囲の上限値と下限値のスケールを変更し、表示される信号の振幅を拡大することができます。
表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。
表示最大

表示最小 は、キーをタップすると回転ノブが有効になりノブを回転して設定値を変更します。また、キーを長押しするとテンキーが表示され、直接数値で入力することが可能です。
入力チャネルの表示最大・表示最小
グラフ
表示最大
表示範囲

表示最小
表示位置

Note
測定レンジの感度を上げて振幅を大きくした場合、入力信号の振幅がちょっと大きくなるだけでオーバーレンジになることがあり、入力の最大値などが読み取れません。
スケール変更で表示拡大した場合は、記録データは測定レンジで設定された値まで記録され、表示のみ拡大することができます。

手順 7.

ゼロキャンセルの説明

電源投入後、時間の経過により本製品の内部温度が上昇し、入力モジュール内で温度ドリフトが発生し、これが測定データの誤差となってしまいます。
ゼロキャンセルを実行することでこれらの誤差をキャンセルすることができます。
誤差の少ない測定を行うために、電源投入後は 60 分間のウォームアップ時間をおき、CH 設定サブメ
ニューの ゼロキャンセル キーをタップして入力のドリフト分をキャンセルしてご使用ください。な
お、本機能は入力モジュールのタイプによって実装されていないものがあります。

Note
本機能は内部のオフセット、ドリフトをキャンセルする機能で、入力信号のオフセットをキャンセルするものではありません。

48

1WMPD4004114E

4. 測定の設定 － 4.4. 記録方式の選択

記録方式の選択
測定データをファイル保存するか、保存しないかで異なり記録方式を選択します。

記録紙のみへの記録
ファイルに保存せず、記録紙のみに記録する場合は｢ペンレコ記録｣を行います。
｢6.2.2. ペンレコ記録｣、｢6.2.3. 印字テキストの機能｣を参照してください。

ファイルと記録紙への記録
測定データのファイル保存および記録紙への記録を行います。
以下のことができます。
9 種類の記録モード（スタートトリガ、インターバルなど）

3 つの記録デバイス（プリンタ、SSD、メモリ）への同時記録
リアルタイム波形印字の ON/OFF

18 個のトリガソースでのメモリトリガによるメモリ記録
任意のタイミングでのスタートトリガによる記録開始「6.3. 記録の開始と終了」を参照してください。

1WMPD4004114E

49

4. 測定の設定 － 4.5. 記録設定

記録設定
サンプリング速度の設定
波形モニタには選択された記録デバイス（PRINTER、SSD、MEMORY）に記録される波形のイメージが表示されています。
コントロールバーの左端には、選択中の記録デバイスに記録されるイメージ波形のサンプリング速度が表示されています。

選択されたデバイスに記録される波形のイメージがモニタに表示されます。

タップすると選択可能なサンプリング速度テーブルが表示されます。

サンプリング速度をタップするとテーブルを左右にドラッグするとその速度でサンプリングされた波隠れている速度テーブルが表示さ

形が表示されます。

れます。

サンプリング速度が決まりましたら右端の OK キーをタップし、テーブルを閉じます。

50

1WMPD4004114E

4. 測定の設定 － 4.5. 記録設定

記録デバイスのサンプリング速度
記録デバイスには PRINTER、SSD、MEMORY の 3 種類があります。
各デバイスのサンプリング速度設定範囲と特徴は以下のようになります。
設定範囲

100 ms/div (1 kS/s) ～ 10 min/div (10 S/min)、EXT.(外部サンプリング)
低速で長時間プリンタへ波形記録します。
記録紙へ直接波形記録されるので入力信号の確認が容易で、長時間のトレンド

PRINTER

特徴

を見るのに適しています。
記録データは、内部で 20 MS/s サンプリングを行い、P-P データで波形記録を行うため、高速信号も取りこぼすことなく記録できます。

設定範囲

100 μs/div (1 MS/s) ～ 10 min/div (10 S/min) 、EXT.(外部サンプリング)
中速で長時間データを SSD へ記録します。
記録データは、NORMAL/P-P の選択ができます。

SSD

特徴

NORMAL データで記録した場合、通常の Y-T 波形だけではなく FFT 解析、
X-Y 波形が可能です。
P-P データの場合、プリンタでは記録できない速度でデータを長時間記録でき
ます。

設定範囲

5 μs/div (20 MS/s) ～ 10 min/div (10 S/min)
高速サンプリングで内蔵メモリにデータを記録します。

MEMORY

予め設定したトリガ条件の検出によりメモリへ記録し、指定サンプル数を記録
特徴

すると自動的に終了します。
記録データは NORMAL のみになります。
入力の突発信号や、立上り、立下り時間、信号間の遅延測定に適しています。

NORMAL / P-P サンプリングについては、「10.2 サンプリングのデータ形式」を参照してください。プリンタのサンプリング速度と従来製品の紙送り速度（チャートスピード mm/s）との対比
は「10.3.3. サンプリング速度と紙送り速度の関係」を参照してください。

Tips
測定チャネル数が 19ch 以上の場合、MEMORY 記録のサンプリング速度は 10 MS/s が上限になります。20 MS/s に設定していた場合は自動で 10 MS/s に変更されます。

1WMPD4004114E

51

4. 測定の設定 － 4.5. 記録設定

最大記録可能時間
内蔵 SSD が空の状態の時の最大記録可能時間を下表に示します。

4.5.3.1.

プリンタ記録測定チャネル数

サンプリング速度

1 CH

2 CH

8 CH

18 CH

36 CH

1 kS/s

100日

100日

85日 12時間

39日 7時間

19日 22時間

500 S/s

100日

100日

100日

78日 14時間

39日 20時間

200 S/s

100日

100日

100日

100日

99日 14時間

100 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

50 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

20 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

10 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

5 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

2 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

1 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

50 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

20 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

10 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

18 CH

36 CH

4.5.3.2.

SSD 記録(Normal)

サンプリング速度
1 MS/s

測定チャネル数
1 CH
17時間

2 CH

8 CH

26分

11時間

37分

3時間

52分

1時間

50分

56分

35秒

500 kS/s

1日 10時間

23時間

200 kS/s

3日 15時間

15分

7時間

45分

3時間

40分

1時間

53分

2日 10時間

19時間

23分

9時間

11分

4時間

42分

100 kS/s

7日 6時間

4日 20時間

1日 14時間

18時間

22分

9時間

25分

50 kS/s

14日 12時間

9日 16時間

3日 5時間

1日 12時間

18時間

51分

20 kS/s

36日 8時間

24日 5時間

8日 1時間

3日 19時間

1日 23時間

10 kS/s

72日 16時間

48日 11時間

16日 3時間

7日 15時間

3日 22時間

5 kS/s100日

96日 22時間

32日 7時間

15日 7時間

7日 20時間

2 kS/s

100日

100日

80日 18時間

38日 6時間

19日 15時間

1 kS/s

100日

100日

100日

76日 12時間

39日 7時間

500 S/s

100日

100日

100日

100日

78日 14時間

200 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

100 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

50 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

20 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

10 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

5 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

2 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

1 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

50 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

20 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

10 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

52

1WMPD4004114E

4. 測定の設定 － 4.5. 記録設定

4.5.3.3.

SSD 記録(P-P)

サンプリング速度
500 kS/s

測定チャネル数
1 CH
23時間

2 CH
15分

13時間

8 CH

18 CH

36 CH

57分

4時間

6分

1時間

53分

57分

22秒

200 kS/s

2日 10時間

1日 10時間

10時間

15分

4時間

42分

2時間

23分

100 kS/s

4日 20時間

2日 21時間

20時間

31分

9時間

25分

4時間

46分

50 kS/s

9日 16時間

5日 19時間

1日 17時間

18時間

51分

9時間

33分

20 kS/s

24日 5時間

14日 12時間

4日 6時間

1日 23時間

23時間

54分

10 kS/s

48日 11時間

29日 1時間

8日 13時間

3日 22時間

1日 23時間

5 kS/s

96日 22時間

58日 3時間

17日 2時間

7日 20時間

3日 23時間

2 kS/s

100日

100日

42日 18時間

19日 15時間

9日 23時間

1 kS/s

100日

100日

85日 12時間

39日 7時間

19日 22時間

500 S/s

100日

100日

100日

78日 14時間

39日 20時間

200 S/s

100日

100日

100日

100日

99日 14時間

100 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

50 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

20 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

10 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

5 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

2 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

1 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

50 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

20 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

10 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

1WMPD4004114E

53

4. 測定の設定 － 4.5. 記録設定

4.5.3.4.

メモリ記録

サンプリング速度

測定チャネル数
1 CH

2 CH

20 MS/s

1分

40秒

10 MS/s

3分20秒

5 MS/s6分

2 MS/s

8 CH

18 CH

36 CH

50秒

10秒

5秒

1分

40秒

20秒

10秒

5秒

40秒

3分

20秒

40秒

20秒

10秒

16分

40秒

8分

20秒

1分

40秒

50秒

25秒

1 MS/s

33分

20秒

16分

40秒

3分

20秒

1分

40秒

50秒

500 kS/s

1時間

6分

33分

20秒

6分

40秒

3分

20秒

1分

40秒

200 kS/s

2時間

46分

1時間

23分

16分

40秒

8分

20秒

4分

10秒

100 kS/s

5時間

33分

2時間

46分

33分

20秒

16分

40秒

8分

20秒

50 kS/s

11時間

6分

5時間

33分

1時間

6分

33分

20秒

16分

40秒

20 kS/s

1日 3時間

13時間

53分

2時間

46分

1時間

23分

41分

40秒

10 kS/s

2日 7時間

1日 3時間

5時間

33分

2時間

46分

1時間

23分

5 kS/s

4日 15時間

2日 7時間

11時間

6分

5時間

33分

2時間

46分

2 kS/s

11日 13時間

5日 18時間

1日 3時間

13時間

53分

6時間

56分

1 kS/s

23日 3時間

11日 13時間

2日 7時間

1日 3時間

13時間

53分

500 S/s

46日 7時間

23日 3時間

4日 15時間

2日 7時間

1日 3時間200 S/s

100日

57日 20時間

11日 13時間

5日 18時間

2日 21時間

100 S/s

100日

100日

23日 3時間

11日 13時間

5日 18時間50 S/s

100日

100日

46日 7時間

23日 3時間

11日 13時間

20 S/s

100日

100日

100日

57日 20時間

28日 22時間

10 S/s

100日

100日

100日

100日

57日 20時間

5 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

2 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

1 S/s

100日

100日

100日

100日

100日

50 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

20 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

10 S/min

100日

100日

100日

100日

100日

54

―

1WMPD4004114E

5. トリガ設定 － 5.1. トリガの種類

トリガ設定
トリガの種類
本製品のトリガにはメモリ記録に対するメモリトリガ、記録開始のスタートトリガの 2 種類があります。

メモリトリガメモリトリガはメモリ記録に対し、その記録を有効にするためのきっかけとなる信号で、トリガソースに指定されたチャネルのトリガ条件が成立した時にトリガが発生します。
トリガを検出すると、メモリブロックサイズとプリトリガで設定されたデータ数でメモリに記録を行い、1 回の記録終了になります。記録ブロック数が複数設定されている場合、1 回の記録が終わると次のブロックに対して記録を開始します。
START

キー押下

記録終了
記録時間

記録中
プリンタ記録SSD 記録
メモリ記録
トリガ発生

トリガ発生

トリガ発生

メモリトリガの設定
手順 1. サイドメニューの CH キーをタップすると[CH 設定サブメニュー]が表示されます。
手順 2. [CH 設定サブメニュー]の右下の トリガ タブをタップするとトリガ設定画面が表示されます。

手順 1
手順 2

1WMPD4004114E

55

5. トリガ設定 － 5.2. メモリトリガ
手順 3. トリガソースには T1 ～ T18 の 18 個が設定できます。
設定したいトリガソース No.をタップすると詳細画面が表示されます。
①
②
③
④

⑤

⑥

①

トリガメニュー選択： メモリトリガ / スタートトリガ / メモリブロック メニューの切替。

②

チャネル： TRIGn のソースチャネルを選択します。

③

検出：

④

閾値：

トリガ信号の極性を UP / DOWN / WIN IN / WIN OUT から選択します。
UP

トリガレベル（閾値）を超えた時、トリガを検出します。

DOWN

トリガレベル（閾値）を下回ったら、トリガを検出します。

WIN IN

トリガレベルの上限値・下限値の範囲に入ったとき、トリガを検出します。

WIN OUT

トリガレベルの上限値・下限値の範囲から出たとき、トリガを検出します。

トリガレベル（閾値）を設定します。
WIN IN/OUT の場合は上限閾値、下限閾値の 2 項目の設定になります。

⑤

フィルタ： ノイズ除去用のフィルタ時間を設定します。

⑥

Close：

設定を終了し、トリガ一覧へ戻ります。

トリガレベルは、設定された測定レンジに対する相対的な値です。測定レンジを変更すると、値も測定レンジに連動して変更されます。
(例) 100 mV レンジでトリガレベルを 10 mV に設定していて、その後測定レンジを 200 mV に変更
した場合、トリガレベルは 20 mV に変更されます。

56

1WMPD4004114E

5. トリガ設定 － 5.2. メモリトリガ
回転ノブで閾値変更トリガソースチャネルの信号トリガ点

閾値(トリガレベル)が赤線で表示される

閾値を長押して、
テンキーで
閾値変更

トリガ検出が UP の場合、入力信号がトリガレベルを超えた点がトリガ点

トリガソースの③検出と④閾値の説明
トリガ OR/AND 使用時：

③検出で UP/DOWN トリガを選択した場合のトリガ検出です。
トリガ UP閾値
入力信号
トリガ DOWN

トリガ window 使用時：

③検出で WIN IN/OUT トリガを選択した場合のトリガ検出です。
トリガ WIN OUT

トリガ WIN IN

上限閾値
入力信号

下限閾値
トリガ WIN OUT

1WMPD4004114E

57

トリガ WIN IN

5. トリガ設定 － 5.3. プリトリガ

トリガソースの⑤フィルタの説明
トリガフィルタ
トリガフィルタはトリガレベル近辺で信号にノイズが乗ったり、チャタリングが発生した場合にトリガ
検出の誤動作を防ぐために、一定時間トリガ条件を満たした場合にトリガ検出をする機能です。

トリガ検出点
トリガレベルCHn 入力信号Ｔ

トリガフィルタ

プリトリガ
メモリ記録を行う場合、プリトリガの設定によりメモリブロック内のトリガ検出点前後の記録長を調整することができます。
トリガ検出
トリガレベル

測定終了

測定開始
入力信号
プリトリガ

(ポストトリガ)

30%

(70%)
メモリブロック

プリトリガの設定
サイドメニューの 設定 キーをタップすると設定メニューが表示されます。
記録設定の 記録 タブをタップすると記録設定画面が表示されます。
記録設定の下方に記録デバイスの設定が表示されています
メモリ記録の右側の プリトリガ をタップし、プリトリガを設定します。

58

1WMPD4004114E

5. トリガ設定 － 5.4. スタートトリガ

スタートトリガ
スタートトリガは、トリガソースに指定されたチャネルのトリガ条件が成立した時に記録を開始する機能です。操作パネルのSTARTキーを押すと、本製品は待機状態（スタンバイ状態）になります。

スタートトリガを検出すると、プリンタ記録、SSD 記録、メモリ記録が同時に開始されます。
START

START トリガ発生

キーを押す

記録終了
記録時間

記録開始の START
トリガ待ちのスタン
バイ状態

記録中
プリンタ記録SSD 記録
メモリ記録
トリガ発生

トリガ発生

トリガ発生

スタートトリガの設定
手順 1.

サイドメニューの CH キーをタップすると[CH 設定サブメニュー]が表示されます。

手順 2.

サブメニューの右下の トリガ タブをタップするとトリガ設定画面が表示されます。

手順 3.

トリガ設定画面の上部の① トリガメニュー選択 をタップし、[スタートトリガ]を表示します。
①

トリガメニュー選択：
メニューを切り替えます。

②

チャネル： スタートトリガ のソースチャネルを選択します。

③

検出：

トリガ信号の極性を UP/DOWN/WIN IN/WIN OUT から選択します。

④

閾値：

トリガレベル（閾値）を設定します。

⑤

フィルタ： ノイズ除去用のフィルタ時間を設定します。
① ～ ⑤の設定内容と動作は、｢5.2. メモリトリガ｣と同じです。

1WMPD4004114E

59

6. 入力信号を測定する － 6.1. 本体動作の状態遷移

入力信号を測定する
本体動作の状態遷移
本製品は動作状態によって、測定、記録、再生の 3 つの状態に分けられます。
測定状態で PRINT キーを押すとペンレコ記録（リアルタイム波形記録）を行います。また、測定状態で START キーを押すとプリンタ記録、SSD 記録、メモリ記録を行います。
測定画面
電源

ペンレコ記録画面
PRINT

キー

STOP

キー

スイッチ

ON
または
PRINT

キー

波形記録
記録終了
START

キー

または
STOP

再生

キー

測定

キー

キー

記録画面

再生画面

START

キー

記録中、画面が再生中、画面が赤枠で囲まれます。

緑枠で囲まれます。

Note
ソフトウェア Ver.1.x.x では記録終了後に記録画面から自動で再生画面へ遷移します。

60

1WMPD4004114E

6. 入力信号を測定する － 6.2. モニタ表示とペンレコ記録

モニタ表示とペンレコ記録
モニタ表示機能
サイドメニューの記録デバイス選択をタップすると、選択したデバイスに記録されるイメージ波形がモニタに表示されます。

プリンタ記録SSD 記録メモリ記録

1WMPD4004114E

61

6. 入力信号を測定する － 6.2. モニタ表示とペンレコ記録

ポーズ
波形モニタ中に PAUSE キーをタップすると、モニタが停止状態になります。
この状態で波形モニタ上の波形をピンチイン(縮小)／ピンチアウト(拡大)できます。
また、1 本指で画面を上下左右にドラッグすると表示領域を移動することができます。
拡大率

ピンチイン(縮小)

ピンチアウト(拡大)表示領域移動トリガ同期
記録デバイスが MEMORY 、トリガ設定されていて、 TRIG.SYNC. をオンにすると、表示波形がトリガ検出に同期して最新の波形が表示されます。
トリガ検出点62

1WMPD4004114E

6. 入力信号を測定する － 6.2. モニタ表示とペンレコ記録

サンプリング速度
コントロールバー左端の サンプリング速度 キーで記録デバイスに応じたサンプリング速度の変更が行えます。モニタ波形を見ながら最適なサンプリング速度の設定を行ってください。

モニタ波形を見ながら最適なサンプリング速度の設定を行ってください。
詳細は「4.5.1. サンプリング速度の設定」を参照してください。

X-Y 波形と FFT 解析
記録デバイスが SSD で、データ形式が NORMAL を選択した場合、コントロールバーの波形形式の
X-Y 波形表示と FFT 解析が有効になります。

X-Y 波形の条件
記録デバイス：SSD

サンプリング速度：

1 kS/s 以下

データ形式：NORMAL

アナログ入力アンプ： 2 CH 以上

X-Y 波形(1 画面)

X-Y 波形(4 画面)

FFT 解析
FFT 解析の条件
記録デバイス：SSD

サンプリング速度：

1 MS/s 以下

データ形式：NORMAL

アナログ入力アンプ： 1 CH または 2 CH

1WMPD4004114E

63

6. 入力信号を測定する － 6.2. モニタ表示とペンレコ記録

ペンレコ記録
ペンレコ記録は、測定データの保存は行わず記録紙に波形印字を行います。
従来のペンレコーダと同様、ワンタッチで簡単かつ確実に波形記録を行うことができます。

ペンレコ記録波形形式が Y-T の場合に操作パネルのPRINTキーを押すと、プリンタ部より表示されているシートのリアルタイム波形記録が行えます。
ペンレコ記録の実行中は、チャートスピード（サンプリング速度）や入力モジュールの設定変更が可能です。

操作パネルの

PRINT

キーを押

すとプリンタより波形記録が開始されます。

ペンレコモード
記録デバイスに PRINTER が選択されている場合、コントロールバーの右端の切替メニューをタップ
して PEN REC を選択するとメニューがペンレコモードになり、記録紙へ記録する場合の独自の機能が有効になります。

①

②

③

④

⑤

①

コントロールバーの WAVE で設定されたサンプリング速度②

紙送り速度（6 点）： よく使う記録速度を環境設定で登録しておくことで、ワンタッチで紙送り速度を設定できます。｢8.2.5. その他｣を参照してください。

③

FEED：

④

アノテーション印字： 波形記録中にこのキーをタップすると、波形と一緒に任意のタイミングで アノテー

押している間、記録紙をフィード（空送り）します。

ションを印字します。アノテーションについては、「6.2.3. 印字テキストの機能」を参照してください。

64

1WMPD4004114E

6. 入力信号を測定する － 6.2. モニタ表示とペンレコ記録

紙送り速度キーの設定方法
以下の手順で紙送り速度キーの設定が行えます。
手順 1. サイドメニューの 設定 をタップし、設定メニューを表示します。

手順 2. [■ 記録設定]の プリンタ をタップすると、プリンタ関連のメニューが表示されます。

手順 3. [プリンタ]設定画面の上部の その他 をタップすると、紙送り速度キー設定が表示されます。

手順 4.

紙送り速度キー1～ 紙送り速度キー6 をタップすると設定ダイアログが表示されます。希望の紙送り速
度をタップして設定してください。

1WMPD4004114E

65

6. 入力信号を測定する － 6.2. モニタ表示とペンレコ記録

印字テキストの機能
本製品では、プリンタで波形を記録するとき、波形の記録前、波形記録中、波形の記録後にヘッダ、アノテーション、フッタというテキストの印字機能があります。
アノテーションは 300mm 毎に自動的に波形に重ねて印字されます。また、波形記録中にコントロール
バーの アノテーション印字 キーをタップすると任意のタイミングで印字できます。
信号名称印字が ON に設定されている場合は、波形印字前に信号名称の印字を行います。

印字例
ヘッダ印字

波形印字前に

波形印字に重ねて

STOP

キーまたは

波形印字前に信号名称を印字

アノテーションを印字

PRINT

キーで波形印字終了。

フッタを印字して記録終了

ヘッダを印字66

1WMPD4004114E

6. 入力信号を測定する － 6.2. モニタ表示とペンレコ記録

印字テキストの設定方法
手順 1. サイドメニューの 設定 をタップし、設定メニューを表示します。
手順 2. [■ 記録設定]の プリンタ をタップするとプリンタ関連の設定メニューが表示されます。
[ヘッダ]、[アノテーション]、[フッタ]をタッ
プすると、各々の設定画面が表示されます。
アノテーション、ヘッダ、フッタの設定方法は全て同じです。

①

印字テキストを選択します。

②

テキスト領域にテキストを入力します。
テキスト領域をダブルタップするとソフトウェア①

キーボード⑨が表示されます。印字するテキスト②

をキーボードから入力します。

③③

クリア キーは、1 行削除します。

④④

全てクリア キーは、入力した全テキストをクリ

⑤

アします。

⑥

行挿入 キーは、指定した行の位置に 1 行挿入し

⑦

ます。

⑧

⑤

⑥

行削除 キーは、指定した行を削除し、以下の行を繰り上げます。

⑦

印刷 キーは、テキスト（②）が記録紙に印字されます。

⑧

インポート・エクスポート キーは、
「テキストを保存用の外部メディア（SD メモリカード、USB メモリ等）
へエクスポート（バックアップ）、外部メディアにバックアップされたテキストのインポート（読み込み）を行います。」⑨

ソフトウエアキーボード
入力したい位置をダブルタップするとソフトウェアキー
ボードが表示されます。

1WMPD4004114E

67⑨

6. 入力信号を測定する － 6.2. モニタ表示とペンレコ記録

インポートとエクスポート
インポート・エクスポート キーにより、本体に設定したヘッダ・アノテーション・フッタテキストを外部
メディアへ保存、外部メディアから読み込むことができます。[インポート・エクスポート]画面の左側に本体に設定されているテキスト、右側に外部メディアに保存されたテキストのリストが表示されます。
本体内部のテキスト
外部メディアのファイルリスト

エクスポート
本体に設定されたテキストを外部メディアに保存します。左側の保存したいテキスト（例えばアノテーション）にチェックを入れ、中央の エクスポート キーをタップするとアノテーションテキストを外部メディアに保存します。
保存したいテキストをチェック
エクスポート キーをタップ
保存ファイル名を入力し OK キーをタップすると指定したファイル名で外部メディアにテキストが保存されます。

指定したファイル名で保存される

Note
外部メディアの保存・読出しフォルダは、｢(外部メディアのドライブ名)¥RA3100¥Text¥ ｣固定です。
テキストファイルは、｢filename.txt｣、拡張子は｢.txt｣です。
ＰＣのテキストエディタでテキストを作成し、RA3100 に読込ませる場合も上記フォルダを作成した
後、Text フォルダにファイルを入れてください。
エクスポートを実行すると、自動的に上記フォルダが作成されます。
フォルダ名の間違いも無くなるので、一度エクスポートの実行をお勧めします。

68

1WMPD4004114E

6. 入力信号を測定する － 6.2. モニタ表示とペンレコ記録

インポート
外部メディアに保存されたテキストファイルを本体に読み込みます。
[インポート・エクスポート]画面の右側のテキストファイルリストの読込みたいファイルにチェックを入れ、中央の インポート キーをタップするとインポート先を選択するダイアログが表示されます。インポート先にチェックを入れ、 OK キーをタップするとテキストファイルを読み込みます。
読込むテキストをチェック

インポート キーをタップ
ヘッダ、アノテーション、フッタから選択

印字設定
サイドメニューの 設定→[■ 記録設定]の プリンタ→

印字 をタップし[印字]設定画面により、プリンタ記録の波形印字と同 ①
時に印字される内容を設定できま

②

す。

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

①

ヘッダ：

②

アノテーション： 波形印字と同時にアノテーションを印字します。

③

フッタ：

波形印字終了後にフッタ／スケールを印字します。

④

グリッド：

波形印字と同時に印字するグリッドを選択します。

⑤

日付：

波形印字と同時に記録の日付・時刻を印字します。

⑥

記録名称：

波形印字と同時に記録名称を印字します。

⑦

時間軸：

波形印字と同時に記録の下部に時間を印字します。

⑧

記録速度：

波形印字と同時に記録速度（サンプリング／紙送り速度）を印字します。

⑨

印字行：

日付/記録名称、トリガ/マーク、時間軸、記録速度の印字位置を行番号 で指定します。

1WMPD4004114E

波形印字前にヘッダテキスト／信号名称を印字します。

69

6. 入力信号を測定する － 6.3. 記録の開始と終了

記録の開始と終了
本製品には記録デバイスとしてプリンタ、メモリ、SSD があります。各デバイスの記録をオンにするとデバイスへの記録と並行して各デバイスへの記録データを SSD へ記録します。
プリンタの場合は記録紙へ印字する波形データ（P-P 値）を SSD へ同時記録します。
メモリの場合はメモリ記録終了時にメモリデータを SSD へ記録します。

記録設定
サイドメニューの 設定→

記録 の順にタップします

①
②
③
④
⑤
⑦
⑥

⑧
⑨

⑩

70

1WMPD4004114E

6. 入力信号を測定する － 6.3. 記録の開始と終了①

記録モード：

9 種類の記録モードから、最適なモードを選択します。

②

記録名称：

記録データの名称を指定します。
[自動 No.]を ON に設定すると名称の後にナンバーを自動付加します。

③

記録時間：

④

開始時刻：

⑤

インターバル時間：

記録開始後、指定時間記録すると記録を終了します。
START

キーで測定開始後、指定された時刻になると記録を開始します。

指定インターバル（周期）で記録を行います。[記録回数]で指定された回数の記録を行うと記録終了になります。

⑥

記録デバイス：

プリンタ、SSD、メモリの記録デバイスの記録の ON/OFF 設定を行います。
各デバイスは独立して設定可能です。

⑦

プリンタ記録：[プリンタ記録]の ON/OFF 設定を行います。
ON の場合､プリンタ記録のサンプリングで P-P データを SSD へ記録します。

リアルタイム波形印字： [プリンタ記録]が ON に設定されている場合､プリンタへの同時印字の ON/OFFを設定します。
ON の場合は､プリンタ記録のデータが保存され、同時に指定[シート]の波形をプリンタから印字します。
OFF の場合は､プリンタへの印字は行いません。
⑧

SSD 記録：[SSD 記録]の ON/OFF 設定を行います。

⑨

メモリ記録：[メモリ記録]の ON/OFF 設定を行います。

ポイント数：

メモリ記録時の 1 回に記録するサンプリング数（チャネル当たりのデータ数）を指定します。

記録ブロック数：

メモリ記録時の記録ブロック数（メモリ分割数）を指定します。

上書きモード：[上書きモード]を ON に設定すると、記録ブロック数がいっぱいになったら先頭のブロックから上書きで測定します。

⑩

プリトリガ：

メモリブロック内のプリトリガを設定します。

サムネイル：

サムネイル表示するチャネルと圧縮率を指定します。

記録モード
本製品では複雑な測定を簡単に設定するため、9 種類の記録モードを持っています。
記録モード キーを押すと、各記録モードの動作説明がモニタ上に表示されます。測定に適したモードを選択してください。
①

通常

⑥

START トリガ ＋ インターバル時間（Ｎ回）

②

開始時刻

⑦

開始時刻 ＋ インターバル時間（Ｎ回）③START トリガ⑧

開始時刻 ＋ START トリガ ＋ インターバル時間（Ｎ回）④

インターバル時間（Ｎ回）⑨ウィンドウ記録⑤

開始時刻 ＋ START トリガ

1WMPD4004114E

71

6. 入力信号を測定する － 6.3. 記録の開始と終了

① 通常
START

キーを押す

記録終了
記録時間

記録中
プリンタ記録SSD 記録メモリ記録
トリガ発生
操作パネルの

START

トリガ発生

トリガ発生

キーを押すと 設定 メニューで指定された各デバイスへの記録が開始し、記録設定の 記録時間 で設定された時間、または操作パネルのSTOPキーを押されるまで記録を行います。メモリ記録は記録開始後にトリガを検出すると入力データをメモリへ記録します。トリガを検出しなかった場合、データ記録が行われません。

② 開始時刻
START

キーを押す

開始時刻

記録終了
記録時間

記録中
プリンタ記録SSD 記録メモリ記録
トリガ発生
操作パネルの

START

トリガ発生

トリガ発生

キーを押すと測定スタンバイ状態になり、記録設定の 開始時刻 になると各デバイスへの記録が開始し、記録設定の 記録時間 で設定された時間または、操作パネルのSTOPキーを押されるまで記録を行います。

72

1WMPD4004114E

6. 入力信号を測定する － 6.3. 記録の開始と終了③ START トリガ
START トリガ
START

発生

キーを押す

記録終了
記録時間

記録中
プリンタ記録SSD 記録メモリ記録
トリガ発生
操作パネルの

START

トリガ発生

トリガ発生

キーを押すと測定スタンバイ状態になり、 スタートトリガ で指定されたチ

ャネルのトリガが検出されると各デバイスへの記録が開始し、記録設定の 記録時間 で設定された時間または、操作パネルのSTOPキーを押されるまで記録を行います。

④ インターバル時間（Ｎ回）インターバル時間
START

1回

N回

記録時間

記録時間

記録中

記録中

キーを押す

記録終了

プリンタ記録SSD 記録メモリ記録
トリガ発生
操作パネルの

START

トリガ発生

トリガ発生

キーを押すと各デバイスへの記録が開始し、記録設定の 記録時間 で設定された時間記録を行うと 1 回の記録が終了、測定開始から インターバル時間 が経過すると次の記録が開始します。インターバルの 記録回数 で設定された回数の記録を行うと測定は終了します。

1WMPD4004114E

73

6. 入力信号を測定する － 6.3. 記録の開始と終了⑤ 開始時刻 ＋ START トリガ
START トリガ
START

発生

キーを押す

記録終了
記録時間

開始時刻

記録中

プリンタ記録SSD 記録メモリ記録
トリガ発生
操作パネルの

START

トリガ発生

トリガ発生

キーを押すと測定スタンバイ状態になり、 開始時刻 で設定された時刻になった後、 スタートトリガ で指定されたチャネルのトリガが検出されると各デバイスへの記録が開始し、記録設定の 記録時間 で設定された時間または、操作パネルのSTOPキーを押されるまで記録を行います。

⑥ START トリガ ＋ インターバル時間（Ｎ回）START トリガ
START

発生

インターバル時間
1回

キーを押す

START トリガ
N回

発生

記録終了

記録時間

記録時間

記録中

記録中

プリンタ記録SSD 記録メモリ記録
トリガ発生
操作パネルの

START

トリガ発生

トリガ発生

キーを押すと測定スタンバイ状態になり、 スタートトリガ で指定されたチ

ャネルのトリガが検出されると記録が開始します。記録設定の 記録時間 で設定された時間録を行うと 1 回の測定が終了、記録開始から インターバル時間 が経過すると次の測定が開始し、次のスター
トトリガを待ちます。

74

1WMPD4004114E

6. 入力信号を測定する － 6.3. 記録の開始と終了⑦ 開始時刻 ＋ インターバル時間（Ｎ回）インターバル時間
START

キーを押す

1回

N回

記録時間

記録時間

記録中

記録中

開始時刻

記録終了

プリンタ記録SSD 記録メモリ記録
トリガ発生
操作パネルの

START

トリガ発生

トリガ発生

キーを押すと測定スタンバイ状態になり、 開始時刻 で設定された時刻になると記録を開始し、 記録時間 で設定された時間記録を行うと 1 回の記録が終了します。
インターバル時間 で設定された周期で測定を繰り返します。

⑧ 開始時刻 ＋ START トリガ ＋ インターバル時間（Ｎ回）START トリガ
START

発生

インターバル時間
1回

キーを押す

開始時刻

START トリガ
N回

記録時間

記録時間

記録中

記録中

発生

記録終了

プリンタ記録SSD 記録メモリ記録
トリガ発生
操作パネルの

START

トリガ発生

キーを押すと測定スタンバイ状態になり、 開始時刻 で設定された時刻になると上記｢⑥ START トリガ＋インターバル時間｣を開始します。

1WMPD4004114E

トリガ発生

75

6. 入力信号を測定する － 6.3. 記録の開始と終了⑨ ウィンドウ記録
START

STOP

キーを押す

キーで終了

記録中
記録時間

ウィンドウ記録
SSD 記録操作パネルのSTARTキーを押すと各デバイスへの記録が開始し、操作パネルの

STOP

キーを押

されるまで記録を行います。SSD へは停止までの 記録時間 で設定された時間分のデータを記録します。

記録開始と記録終了
記録開始
下記のいずれかの操作を行うと記録を開始し、記録画面に遷移します。画面は赤枠で囲まれます。
操作パネルのSTARTキーを押す。

リモート制御モジュールの START/STOP IN 信号
を LOW にする。
LAN または COM に記録開始コマンドを送る。

赤枠

記録終了
下記のいずれかの操作を行うと記録が終了し、測定画面に遷移します。画面の赤枠が消えます。
記録時間が終了する。
操作パネルのSTOP

キーを押す。

リモート制御モジュールの START/STOP IN 信号
を HIGH にする。
LAN または COM に記録停止コマンドを送る。

76

1WMPD4004114E

6. 入力信号を測定する － 6.3. 記録の開始と終了

記録のポーズとバックスクロール
波形モニタにプリンタ記録または、SSD 記録波形を表示した状態で記録を開始します。
記録中にサイドメニューの PAUSE キーをタップすると、記録は継続したまま、モニタ波形のみ停止します。状態は記録中なので、サイドメニューは ｢測定｣が選択され、波形枠は赤色のままです。この状態で波形モニタを右にスクロールさせると、波形のバックスクロールができ、すでに記録された過去の波形を確認することができます。波形モニタを左にスクロールすると、ポーズ後に記録された波形も表示できます。また、ピンチイン(縮小)／ピンチアウト(拡大)が行えます。
再度、 PAUSE キーをタップすると最新のデータから波形がモニタされます。

PAUSE をタップすると波形のスクロール

モニタ停止が可能。

ピンチイン(縮小)

1WMPD4004114E

ピンチアウト(拡大)777. 記録データを再生する － 7.1. 記録データの選択

記録データを再生する
記録データを再生するにはサイドメニューの 測定／再生 の 再生 をタップし、モニタを再生画面に切替えます。

再生選択キー
記録デバイス選択

波形形式

データ選択キー記録データの選択
コントロールバーのデータを選択しOK

DATA

キーでデータ選択しタップすると図の記録データリストが表示されます。

キーをタップすると、その波形が表示されます。

記録名称： 記録設定で設定した記録名称。記録時にわかりやすい名称を付けておくと再生時に簡単に検索できます。
記録日時： 記録を行った日時。
記録情報： 選択された記録データの情報が表示されます。
78

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.2. 記録データの再生

選択手順
手順 1. コントロールバーの DATA キーをタップし、記録データリストを表示します。
手順 2. 記録データリスト内を上下にスワイプすると表示リストが上下に移動します。
手順 3. 表示させたいデータが見つかったらそのデータをタップします。
手順 4. リスト下部の OK をタップすると、選択した記録データがモニタに表示されます。

Tips
記録データのファイルバージョンが本体のソフトウェアバージョンと異なる場合、「再生ができない」
ことや「再生はできるが上書き保存ができない」ことがあります。
本体のソフトウェアバージョンより記録データのファイルバージョンが古い場合はファイル更新を、新しい場合はシステム更新をすることで制限なく扱えるようになります。

バージョンについては「10.1 バージョン」を参照してください。

記録データの再生
記録データを波形モニタに表示させた状態で、サイドメニューのデバイス選択をタップすると、記録時のデバイス別波形が表示されます。

表示領域移動記録デバイスを選択

Ｙ軸
拡大・縮小

時間軸
拡大・縮小
コントロールバー切替 キー

1WMPD4004114E

79

7. 記録データを再生する － 7.2. 記録データの再生

再生画面の操作
波形の拡大・縮小
波形モニタ上で時間軸方向にピンチイン／アウトすると時間軸方向の縮小／拡大、振幅方向にピンチイ
ン／アウトすると振幅方向の縮小／拡大が行えます。このときモニタ左上の倍率表示に拡大率が表示さ
れます。

スクロール
波形モニタ上を 1 本指で画面を上下左右にドラッグすると表示領域を移動することができます。

サムネイル
コントロールバー切替
WAVE⇒

キーをタップするとコントロールバーに表示される内容が、

THUMBNAIL⇒

CURSOR⇒ PEN REC⇒

WAVEの順に切替わります。

THUMBNAIL （サムネイル）を選択するとコントロールバーの領域に記録設定メニューで設定されたチャネルのサムネイル波形が表示されます。
サムネイル表示チャネル キーをタップすると、表示するチャネルの選択ができます。

サムネイル波形をタップ

サムネイル波コントロールバー切替

キー

するとタップした位置の波形が表示される。

サムネイル表示チャネル80

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.2. 記録データの再生

サムネイル表示チャネル
THUMBNAIL （サムネイル）の「サムネイル表示チャネル（赤枠）」をタップすると、チャネル選択ダイアログが表示されます。アナログ入力モジュールの測定 ON のチャネルから１つ選択します。
ロジックチャネルのサムネイルには波形表示はできません。

サムネイル表示チャネル

表示倍率：

1/10、1/20、1/50、1/100、1/全体倍率を小さくする（表示データする間引き数が大きい）と、表示する点数は同じであるため広い時間範囲の波形が表示されます。1/10 は 10 倍、1/50 は 50 倍の時間範囲です。
測定モード時は、1/全体を選択できません。

ファイル出力： OFF、ON
サムネイル表示は、記録データを読み出し、間引き処理を行います。
OFF

その表示用データを SSD に出力しません。
記録データを切り替える度に間引き処理が発生します。

ON

その表示用データを SSD に出力します。ON の場合、間引き処理が不要となるため表示されるまでの時間が短くなりますが、SSD 容量を消費します。

1WMPD4004114E

81

7. 記録データを再生する － 7.2. 記録データの再生

カーソル
コントロールバーの右端の コントロールバー切替 に CURSOR を選択すると、カーソル A とカーソル B の 2 本の時間軸カーソルが表示されます。
カーソル A

カーソル B
回転ノブを回すとカーソルが移動します。

①
①

②

③

④

⑤

カーソル位置データ情報
A：

カーソル A の位置の記録データ情報。
X：カーソル A の先頭からの時間、

B：

カーソル B の位置の記録データ情報。
X：カーソル B の先頭からの時間、

A-B：

Y：カーソル A の位置のデータ値。
Y：カーソル B の位置のデータ値。

カーソル A と B の差分情報。
X：カーソル A と B の間の時間、

Y：カーソル A と B のデータ差分値。

AB 間： カーソル A、B 間の最大値(MAX)、最小値(MIN)、平均値(AVG)。
ただし、プリンタ記録データの場合は P-P 値のため無効です。SSD 記録時に P-P 値を選択していると同様に無効になります。
②

カーソルへジャンプ キー
キーをタップするとカーソル位置が画面中央になるように波形を移動します。

③

カーソルを中央へ移動 キー
キーをタップすると指定カーソルをモニタ中央に移動します。

④

カーソル選択位置を変更するカーソルを選択します。タップする毎に A

⇒ B

⇒

A－B

の順に変更されます。

A が選択され、回転ノブを回すとカーソル A が移動します。
B が選択され、回転ノブを回すとカーソル B が移動します。
A－B が選択され、回転ノブを回すとカーソル A と B の距離が保たれたまま移動します。

82

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.2. 記録データの再生⑤

チャネル選択カーソル位置情報に表示するチャネルを選択します。
CH 選択 キーをタップすると[チャネル選択画面]が表示されるので、カーソル位置情報に表示するチャネ
ルを選択してください。

プリントアウト
記録データを波形表示している状態で操作パネルのPRINTキーを押すと、モニタのカーソル A と B 間の波形をプリンタより印字します。

Note
記録データ読み込み後のカーソル A はデータの先頭、カーソル B は最終データを指しています。
モニタで時間軸、波形振幅を拡大した状態でも、プリンタ印字は記録時の時間軸、チャネル設定で設定された振幅で印字されます。

メモリブロックの選択
メモリ記録を使用している場合、表示するメモリブロックを選択できます。
サイドメニューの CH から トリガ タブの［メモリブロ
ック］を表示し、 表示ブロック番号 を指定します。

タップ後、回転ノブで表示ブロック変更

1WMPD4004114E

83

7. 記録データを再生する － 7.3. X-Y 波形

X-Y 波形
以下の条件で記録されたデータはコントロールバーの波形形式で X-Y を選択すると X-Y 波形表示を行うことができます。X-Y 波形は X-Y1 ～ X-Y4 の 4 波形同時に表示することができます。

X-Y 波形の条件
記録デバイス：SSD

サンプリング速度：

1 kS/s 以下

データ形式：NORMAL

アナログ入力アンプ： 2 CH 以上
X-Y 波形表示
7.3.1. X-Y 表示設定
7.3.2. X-Y 制御

X-Y 波形は表示制御の 1/4 画面 キーをタップすると図のように 1 画面に 4 波形重ね書き、4 画面に分割表示が切替えられます。

X-Y 波形(1 画面)

X-Y 波形(4 画面)

X-Y 表示設定

表示設定ボックスの横軸に X-Y1 ～ X-Y4 の 4 波形の設定状態の表示と表示 ON/OFF 切替が表示されています。1 画面表示の時、どのチャネルのスケールを表示するかの指定になります。
X 軸、Y 軸： 各軸のスロット－チャネル番号を表示
表示：

X-Y 波形表示の ON/OFF 切替

SC：

スケール表示の ON/OFF 切替

84

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.3. X-Y 波形

X-Y 制御①

測定 ON：
X-Y 測定の ON/OFF を設定します。

②

全ペンアップ：
X-Y 波形をモニタ表示中にこのキーをタップすると X-Y 波形
表示を中断します。モニタ中に入力信号の切替等を行う場合に不要な波形を入れないようにすることができます。

③

全クリア：

①

⑥

②

⑦

③

⑧

④

⑨

X-Y 波形を全てクリアし、再表示を開始します。
④⑤

グリッド ON/OFF：X-Y 波形表示領域のグリッドラインの表示の ON/OFF を切替えます。

⑤

グラフ更新（カーソル AB 間）：
再生モードで Y-T 波形表示し、カーソル A､B で指定した範囲を X-Y 波形表示します。

⑥

CH 設定：
X-Y1 ～ X-Y4 の各波形のチャネル設定を行います。
このキーをタップすると「X-Y チャネル設定」画面に切替わり、各波形の X 軸、Y 軸チャネルの設定が行えます。

⑦

全ペンダウン：
全ペンアップで波形表示を中断している場合に波形表示を再開します。

⑧

Dot/Line：
X-Y 波形をドットで描画するか、ラインで描画するか切替えます。

⑨

1 画面／4 画面：

X-Y 波形表示の 1 画面、4 画面を切替えます。

X-Y 波形
手順 1.

チャネル設定手順
手順 1.

波形選択

手順 2.

手順 3.

X-Y1 ～ X-Y4 波形を選択します。
タップするとその波形がハイライトされ、チャネル
テーブルに状態が表示されます。
手順 2.

軸選択
X 軸、Y 軸を選択します。
タップするとその軸に指定されたチャネルがハイライトされ、表示が[ON] になっています。
他方の軸にすでに設定されているチャネルに[X 軸]
または、[Y 軸]と表示されます。

手順 3.

チャネル選択チャネルを選択します。
設定したいチャネルをタップし、[ON] にします。

手順 4.

設定が終了したら、上部タイトルバーの [←] または [X] をタップし、元の X-Y 波形表示に戻ります。

1WMPD4004114E

85

7. 記録データを再生する － 7.4. FFT 解析

FFT 解析
以下の条件で記録されたデータはコントロールバーの波形形式で FFT を選択すると FFT 解析を行う

ことができます。FFT 解析は解析 1、解析 2 の 2 解析同時に行うことができます。
｢10.6. FFT 解析｣で FFT 解析技術を説明しています。

FFT 解析
SSD

記録デバイス：サンプリング速度：

1 MS/s 以下

データ形式：NORMALFFT 解析結果
①解析切替
FFT 波形モニタ

アナログ入力アンプ： 1 CH または 2 CH①

解析切替
解析 1、解析 2 の解析結果表示を切り替えます。
解析の左右の＜ キー、 ＞ キー をタップするか、

解析結果領域を左右にスワイプすると表示が切替わります。
②

測定 ON/OFFFFT 解析の実行の ON/OFF を設定します。

③

FFT 設定タップすると FFT 設定画面に切替わり、FFT 解析条件の設定が行えます。
②測定 ON/OFF③FFT 設定

FFT 設定設定を終了したとき、上部タイトルバー 共通設定の ← キーまたは、 X タップし、元のFFT 解析表示に戻ります。

解析設定

共通設定
グラフ表示：

解析波形を 1 窓 1 画面に重ね書き、

2 窓 2 画面に分割の選択を行います。

サンプリング点数：
解析用サンプリング点数を選択します。サンプリング点数が多いと解析周波数の分解能が上
がります。
窓関数：

解析時の窓関数を選択します。入力信号の状態に応じて設定を変えてください。

AVG 処理：解析結果の平均化の種別と平均化の加算回数を指定します。

解析設定
解析選択：

解析 1、解析 2 の選択を行います。

解析関数：

解析種別の選択を行います。解析種別により X 軸、Y 軸、CH の選択が限定されます。選択可能な設定はキーが明るくなります。

86

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能
X 軸：

解析波形の X 軸の設定を行います。

Y 軸：

解析波形の Y 軸の設定を行います。マニュアルスケールを OFF にすると Y 軸は解析結果から自動的に設定されます。ON に設定すると Y 軸スケールの上限値、下限値をマニュアルで設定できます。

チャネル設定： 解析対象のチャネルを設定します。解析種別で 時間軸波形～

号解析で CH1 のみの設定になり、 クロスパワースペクトラム

1/3 オクターブ は、1 信～

コヒーレンス関数は、2 信号解析で CH1、CH2 の設定が必要です。
ピーク値：

解析結果から最大値または極大値を抽出し、結果表示に上位 10 点が表示されます。

検索機能
指定された検索条件で記録データを検索し、Y-T 波形上にその結果の周辺波形と S マーク(Searchマーク)を表示します。

検索の種類と操作検索方法には、下記の 5 種類があります。
ピーク値検索：

最大値、最小値、極大値、極小値を検索

レベル検索：

指定した閾値より大きい、または小さい条件で検索ウィンドウ検索： 指定した上下限値の範囲の内側（IN）または外側（OUT）で検索
トリガ点検索：記録されているトリガ点を検索

マーク点検索：記録されているマーク点を検索

検索手順
手順 1.

｢7.1. 記録データの選択」を行います。

手順 2.

サイドメニューの CH キーをタップすると、CH 設定サブメニューが表示されます。

手順 3.

ツール タブをタップします。

手順 4. 検索設定の操作には下記の 2 種類あります。
もし検索設定のサイドメニューでない場合、緑枠付近をスワイプして表示させてください。
タイプ 1： プルダウンリストの場合、 対象の設定 キーをタップし、リストから項目をタップします。
タイプ 2： 数値入力の場合、 対象の設定 キーをタップすると枠がオレンジ色になります。
回転ノブの周りが青色に点灯し、回転ノブによる変更が可能になります。
1WMPD4004114E

87

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

プルダウンリスト設定（タイプ 1）

左回転
感度が下がる右回転
感度が上がる

オレンジ色

青色
回転ノブ

回転ノブ設定（タイプ 2）

手順 5. 設定完了後、 実行 キーをタップします。検索が開始され、終了すると Y-T 波形上にその結果の周辺波形と S マークが表示され、サイドメニューが「7.5.10. 検索表示メニュー」に切り替わります。検索結果の表示位置に合わせ、S マークの表示位置が変わります。
また、検索を中断した場合、途中までの結果を表示し、S マークは中央に表示します。

手順 6. 検索結果が 1 件以上の場合、「7.5.10. 検索表示メニュー」で＜ キー(1 つ前に移動)、 ＞ キー

(1 つ後に移動)で、波形表示が更新されます。
CH キーで CH 設定サブメニューに戻り、検索条件の再設定をすることができます。
検索終了 キーで「7.5.10. 検索表示メニュー」から基本のサイドメニューに戻ります。

88

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

検索方法の種類と設定項目
検索方法（

検出

設定(本体画面の表記)）毎に設定項目が異なります。

下表の「〇」が各検索方法の設定項目です。
検索チャネルがアナログチャネルデータの場合
検出

カーソル

範囲

検索数

フィルタ

ヒステ
リシス

閾値

上限

下限

閾値

閾値

(検索方法)

連動

最大値

〇

〇

〇

最小値

〇

〇

〇

極大値

〇

〇

〇

〇

極小値

〇

〇

〇

〇

LEVEL UP

〇

〇

〇

〇

〇

〇

LEVEL DOWN

〇

〇

〇

〇

〇

〇

WIN IN

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

WIN OUT

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

検索チャネルがロジックチャネルデータの場合
検出

カーソル

範囲

検索数

フィルタ

ビット

(検索方法)連動パターン

BIT OR

〇

〇

〇

〇

〇

BIT AND

〇

〇

〇

〇

〇

検索チャネルが OFF の場合
検出

カーソル

範囲

検索数

〇

〇

〇

〇

〇

〇

(検索方法)

連動

トリガ
マーク

検索ができない条件
以下の条件では検索ができません。
（ 実行 キーが無効です。）｢測定モード」の場合｢X-Y 表示」の場合｢FFT 表示」の場合｢メモリ記録、検索検出がマーク」の場合
検索チャネルがロジックモジュールかつ「10.2.2. P-P サンプリング」の場合

再表示の条件
一度検索実行すると 再表示 キーが有効となります。
再表示とは、検索実行後の結果と同じ結果を表示することです。
以下の操作で検索結果がクリアされます。クリア後は再表示ができません。
実行 キーをタップし検索実行開始したとき
次の検索 キーをタップし検索実行開始したとき
再生データを選択したとき（「7.1. 記録データの選択」）
再生データを削除したとき（「8.4.1. ファイル管理」「記録」の記録データの削除）

1WMPD4004114E

89

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

検索設定メニュー
設定項目の例です。検索設定メニューの表示方法は、「7.5.1. 検索の種類と操作」を参照してください。

チャネル：

検索対象のチャネルを選択します。

カーソル連動： OFF/A/B から選択します。
OFF

カーソルと連動しません。

A

カーソル A を S マーク線に移動（連動）します。

B

カーソル B に連動します。
カーソル連動設定が｢B｣、ジャンプ先が｢カーソル｣、カーソル設定が｢A｣の場
合、カーソル B は、カーソル A と同じポイントに移動します。

範囲：

全体/カーソル間 から選択します。
全体

すべての記録データが対象で、検出結果数が 1000 となります。
カーソル A は、カーソル連動設定が A により、カーソル A が 1 番目の検索結果のポイントに移動します。

カーソル間

カーソル A-B 間のデータが対象で、検出結果数が 1 となります。
カーソル A はカーソル連動設定が A により、カーソル A が検索結果のポイントに移動します。
90

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能
カーソル線の表示は、｢1.6.2 コントロールバー｣を CURSOR キーとする必要があります。
カーソル設定は「7.2.3. カーソル」を参照してください。
カーソル間(検索実行前の設定)
A
閾値 0

B

閾値 0

[全体]の場合[カーソル間]の場合

上図は、検出設定が LEVEL UP、閾値設定が 0 の検索後の表示です。
一番上の正弦波（1000 波以上）に対して検索実行しています。
カーソル A-B 設定は、上図のように正弦波の約１波分に設定しています。
画像上部の赤丸が検索結果を示す S マークです。

検索数：

最大数を設定します。検索結果がこの設定値を超えた場合、そこで検索を中断します。

フィルタ：

ピーク値検索(極大値･極小値)｣､｢7.5.5. レベル検索(LEVEL UP･LEVEL DOWN)｣、｢7.5.6. ウィンドウ検索(WIN IN･WIN OUT)｣を参照してください。

ヒステリシス： ｢7.5.5. レベル検索(LEVEL UP･LEVEL DOWN)｣､｢7.5.6. ウィンドウ検索(WIN IN･WIN
OUT)｣を参照してください。
閾値：｢7.5.5. レベル検索(LEVEL UP･LEVEL DOWN)｣を参照してください。

上限閾値：｢7.5.6. ウィンドウ検索(WIN IN･WIN OUT)｣を参照してください。

下限閾値：｢7.5.6. ウィンドウ検索(WIN IN･WIN OUT)｣を参照してください。

ピーク値検索（最大値・最小値）
設定した範囲内の最大値または、最小値を検索します。
同値の最大値または、最小値が複数ある場合は、1 番目のポイントが表示されます。

1WMPD4004114E

91

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

ピーク値検索（極大値・極小値）
2 つの隣接するサンプルよりも大きい時に極大値は増加から同値

極大値、小さい時にの場合、極小値は減少から同値

極小値となります。ただし、の場合も検出ポイントとなります。

｢10.2.2. P-P サンプリング」の場合、極大値は最大値データを、極小値は最小値データを検索します。
極大値・極小値検索にはフィルタ機能があり、フィルタ長の設定範囲は以下のとおりです。
フィルタ(samples)： OFF/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000

フィルタの役割と用法
フィルタ設定が 10(samples)の場合、前後 10 点ずつのサンプル数 21 個が検索対象範囲となります。

xn-10、xn-9、･･･、xn、xn+1、・・・、xn+10の 21 個サンプルデータの中に複数の極大値または、極小値が存在した場合、xn が最も大きい極大値または、最も小さい極小値であれば、xn が検出ポイントになります。xn 以外が極大値または、極小値であっても、それは極大値または、極小値とみなしません。

また、検出ポイントからフィルタ設定値分のサンプルデータは、検索対象外となり、その次のサンプル
データ xn+11 から検索されます。
検索ポイントの前後にフィルタ長分のサンプルデータがない場合、その検出ポイントは無効になります。フィルタ設定が 10(samples)の場合、11 番目のサンプルデータから検索対象になります。
同様に、検索範囲の終了付近にフィルタ設定数分のサンプルデータがない場合、その検出ポイントは、無効になります。
フィルタ設定が OFF の場合、フィルタ設定が 1 と等価であり、上記の条件を満たしたサンプルデータ
すべてが検出ポイントになります。
「検索例 1」、「検索例 2」を参照してください。
フィルタ設定が 10(samples)の場合、前後 10 点ずつのサンプル数 21 個が検索対象範囲となります。
対象のサンプルポイントが極大値かつその範囲内で最も大きい極大値なら、検出ポイントになります。
また、サンプルポイントが極小値かつその範囲内で最も小さい極小値なら、検出ポイントになります。
その範囲内で同値の極大値または、極小値が複数存在する場合も、検出ポイントになります。その範囲内に対象のサンプルポイントの前後にフィルタ設定数分のサンプルデータがない場合、その検出ポイン
トは、無効になります。
「検索例 3」、「検索例 4」を参照してください。

検索例 1
すべての極大値ポイントまたは極小値ポイントが検出ポイントとなります。
最初のサンプルの前にデータがないため、極小値とはなりません。最後のサンプルも同様に極大値にはなりません。

92

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

検索例 2
極大値、極小値のマーカが検出ポイントとなります。

検索例 3
赤丸のポイントは、前のサンプル数が 9 個しかないため、対象外となります。
極大値は、11 番目のサンプルデータから有効であるため、その極大値が検出ポイントとなります。
13、15、17、19、21 番目のサンプルデータはフィルタリングにより極大値とはみなされません。
22 番目のサンプルデータ以降は、そのポイントの後ろにフィルタ長分のデータがないため、検出ポイ
ントとなりません。

10 samples

10 samples

検索例 4
極大値、極小値のマーカが検出ポイントとなります。
赤丸は検出ポイントになりません。そのポイントの後ろにフィルタ長分のデータがないためです。

1WMPD4004114E

93

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

レベル検索（LEVEL UP・LEVEL DOWN）｢10.2.1. NORMAL サンプリング」の場合のレベル検索
LEVEL UP 設定時は、 閾値 ＜ データ値が満たされたサンプルを検出ポイントとします。

LEVEL DOWN 設定時は、 閾値 ＞ データ値が満たされたサンプルを検出ポイントとします。

ポイント検出後のレベル検索
LEVEL UP 設定時は、 データ値 ＜ 閾値－ヒステリシス が満たされるまで次の検出を行いません。
LEVEL DOWN 設定時は、 データ値 ＞ 閾値＋ヒステリシス が満たされるまで次の検出を行いません。

｢10.2.2. P-P サンプリング」の場合のレベル検索
LEVEL UP 設定時は、 閾値 ＜ 最大データ値が満たされたサンプルを検出ポイントとします。

LEVEL DOWN 設定時は、 閾値 ＞ 最小データ値が満たされたサンプルを検出ポイントとします。

ポイント検出後のレベル検索
LEVEL UP 設定時は、 最大データ値 ＜ 閾値－ヒステリシス が満たされるまで次の検出を行いません。
LEVEL DOWN 設定時は、 最小データ値 ＞ 閾値＋ヒステリシスが満たされるまで次の検出を行いません。

レベル検索開始直後は、検出待ちとなります。
レベル検索には、ヒステリシス、フィルタの設定項目(機能)があります。
フィルタ(samples)： OFF/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000
検索条件を満たしたポイントから設定したフィルタ長の期間継続して条件が成立した後のサンプルが検出ポイントとなります。
LEVEL UP 設定時の検出条件は、 データ値 ≧ 閾値－ヒステリシス です。
LEVEL DOWN 設定時の検出条件は、 最小データ値 ≦ 閾値＋ヒステリシス です。｢LEVEL UP 検索例 2」を参照してください。
上記は Normal 記録の場合ですが、「10.2.2. P-P サンプリング」の場合は、上の条件のデータ値が最大データ値または、最小データ値となります。
OFF は 1 と同じ意味です。
ヒステリシス：

0.0 ～ 10.0 ％、0.1 刻み
測定レンジに対する比率です。
0.1%かつ 10V レンジの場合、ヒステリシスは、10 mV となります。

94

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

LEVEL UP 検索例 1
LEVEL UP 設定かつフィルタ OFF 設定の例です。

マーカーが検出ポイント、赤丸が検出再開ポイ

ントです。

LEVEL UP 検索例 2
LEVEL UP 設定かつフィルタが 10 の例です。

マーカーが検出ポイントです。

データは、「LEVEL UP 検索例 1」と同じです。
「LEVEL UP 検索例 1」の 1 つ目の検出ポイントは 6 番
目のサンプルであり、そこから検出条件を満たした(10 ポイント＝フィルタ後の)15 番目が検出ポイン
トとなります。

LEVEL DOWN 検索例 1
LEVEL DOWN 設定かつフィルタ OFF 設定の例です。
ポイントです。

1WMPD4004114E

95

マーカーが検出ポイント、赤丸が検出再開

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

LEVEL DOWN 検索例 2
LEVEL DOWN 設定かつフィルタが 10 の例です。

マーカーが検出ポイントです。

データは、「LEVEL DOWN 検索例 1」と同じです。
「LEVEL DOWN 検索例 1」の 1 つ目の検出ポイン
トは 6 番目のサンプルであり、そこから検出条件を満たした(10 ポイント＝フィルタ後の)15 番目が検出ポイントとなります。

ウィンドウ検索（WIN IN・WIN OUT）
｢10.2.1. NORMAL サンプリング」の場合のウィンドウ検索
WIN IN 設定時は、 下限閾値 ＜ データ値 ＜ 上限閾値が満たされたサンプルを検出ポイントとします。
WIN OUT 設定時は、 下限閾値 ＞ データ値

または、 データ値 ＞ 上限閾値が満たされたサ

ンプルを検出ポイントとします。
ポイント検出後のウィンドウ検索
WIN IN 設定時は、 データ値 ＜ 下限閾値－ヒステリシス
上限閾値＋ヒステリシス ＜ データ値

または、が満たされるまで次の検出を行いません。

WIN OUT 設定時は、 データ値 ＞ 下限閾値＋ヒステリシス
上限閾値－ヒステリシス ＞ データ値

かつが満たされるまで次の検出を行いません。

｢10.2.2. P-P サンプリング」の場合のウィンドウ検索
WIN IN 設定時は、 下限閾値 ＜ 最大データ値

かつ最小データ値 ＜ 上限閾値が満たされたサ

ンプルを検出ポイントとします。
WIN OUT 設定時は、 下限閾値 ＞ 最小データ値

または、 最大データ値 ＞ 上限閾値が満たされたサンプルを検出ポイントとします。
ポイント検出後のウィンドウ検索
WIN IN 設定時は、 最大データ値 ＜ 下限閾値－ヒステリシス
上限閾値＋ヒステリシス ＜ 最小データ値

または、が満たされるまで次の検出を行いません。

WIN OUT 設定時は、 最小データ値 ＞ 下限閾値＋ヒステリシス
上限閾値－ヒステリシス ＞ 最大データ値

96

かつが満たされるまで次の検出を行いません。

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能
ウィンドウ検索開始直後は、検出待ちとなります。
ウィンドウ検索には、ヒステリシス、フィルタの設定項目(機能)があります。
フィルタ(samples)： OFF/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000
検索条件を満たしたポイントから設定したフィルタ長の期間継続して条件が成立した後のサンプルが検出ポイントとなります。
WIN IN 設定時の検出条件は、 データ値 ≧ 下限閾値－ヒステリシス
かつ上限閾値＋ヒステリシス ≧ データ値です。

WIN OUT 設定時の検出条件は、 データ値 ≦ 下限閾値＋ヒステリシス
または上限閾値－ヒステリシス ≦ データ値です。

｢WIN IN 検索例 2」を参照してください。上記は Normal 記録の場合ですが、｢10.2.2. P-P サンプリング」の場合は、上の条件のデータ値が最大データ値または、最小データ値となります。OFF は 1 と同じ意味です。
ヒステリシス：

0.0 ～ 10.0 ％、0.1 刻み
測定レンジに対する比率です。
0.1%かつ 10V レンジの場合、ヒステリシスは、10 mV となります。

WIN IN 検索例 1
WIN IN かつフィルタ OFF 設定の例です。
す。17 番目

マーカーが検出ポイント、赤丸が検出再開ポイントで青丸が検出ポイントではありません。16 番目のサンプルデータ値がヒステリシスと同値であるため検出待ちになりません。
青丸

赤丸

WIN IN 検索例 2
WIN IN 設定かつフィルタが 10 の例です。

マーカーが検出ポイントです。データは「WIN IN 検索例1」と同じです。
「WIN IN 検索例 1」の 1 つ目の検出ポイントは 6 番目のサンプルであり、そこから検出条件を満たした(10 ポイント＝フィルタ後の)15 番目が検出ポイントとなります。

1WMPD4004114E

97

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

WIN OUT 検索例 1
WIN OUT 設定かつフィルタ OFF 設定の例です。

マーカーが検出ポイント、赤丸が検出再開ポイ

ントです。

WIN OUT 検索例 2
WIN OUT 設定かつフィルタが 10 の例です。

マーカーが検出ポイントです。

データは「WIN OUT 検索例 1」と同じです。「WIN OUT 検索例 1」の 1 つ目の検出ポイントは 6 番目のサンプルであり、そこから検出条件を満たした(10 ポイント＝フィルタ後の)15 番目が検出ポイントとなります。

98

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

ロジック検索(検索)チャネル設定でロジックモジュールのチャネルを設定すると、ロジック検索条件の設定項目が表示されます。
１つのロジックモジュールは、16 CH(16 bit)です。
チャネル A、B の２つのグループに分けられ、CH1 ～ CH8 が A、その他が B です。
各グループ内の AND または、OR 演算ができ、その設定条件を満たしたサンプルを検出ポイントとします。
検索開始直後は入力値が条件成立であっても無視され、データ値が変化してから検索を開始します。
※｢10.2.2. P-P サンプリング」の場合は検索できません。｢7.5.2. 検索方法の種類と設定項目｣の｢検索ができない条件」参照してください。
ビットパターン：－(OFF：無効)/L(Low レベル)/H(High レベル)
８つのロジックチャネルそれぞれに、論理の成立条件を設定します。
BIT AND/BIT OR

検出：

BIT AND｢ビットパターン｣で設定したすべてのチャネルが条件を満たしたサンプルを検出ポイントとします。

BIT OR｢ビットパターン｣で設定されている何れかのチャネルが条件を満たしたサンプルを検出ポイントとします。

フィルタ(samples)： OFF/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000
検索条件を満たしたポイントから設定したフィルタ長の期間継続して条件が成立した後のサンプルが検出ポイントとなります。
OFF は 1 と同じ意味です。

ロジック検索例(BIT AND)
画面は、BIT AND 条件の例（実行結果の Y-T 波形表示）です。
ロジック波形は、検索チャネルと同じ S1-CHA です。
画面の最上段の波形は CH1 が表示され、最下段の波形は CH8 が表示されます。
設定の｢ビットパターン｣の条件で検索されていることがわかります。

CH1

L
H
L
H
H
L
H

CH8

1WMPD4004114E

L

99

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

トリガ検索
記録中に「5. トリガ設定」で検出されたトリガ点（波形モニタ上部の T マーク※）を検索します。

トリガの場合は Y-T 波形上の S マークを表示しません。

マーク検索
記録中に「12.3.8. リモート制御モジュール（RA30-112）」の MARK 信号の検出点（波形モニタ上部の M マーク）を検索します。MARK 信号の検出点の詳細については「9.10.6. 参考資料」を参照

してください。
※※

マークの場合は、Y-T 波形上の S マークを表示しません。
メモリ記録の場合、マーク検索はできません。｢7.5.2. 検索方法の種類と設定項目｣の｢検索ができない
条件」参照してください。

100

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.5. 検索機能

検索表示メニュー① 検索結果の現在の番号と総数表示および、検索結果表示の変更上部に現在表示している検索結果の番号を下部に検索総数を表示します。検索結果表示の変更については、「検索結果表示の変更方法」を参照してください。
② 検索結果表示の変更操作キー
検索結果表示の変更については、「検索結果表示の変更方法」を参照してください。
③ カーソル連動
OFF/A/B｢検索設定メニュー」を参照してください。そのカーソル連動と同じです。
④ 次を検索検索結果が検索上限数以上存在する場合は、検索結果の最終ポイントを検索範囲の開始点として再検索します。キーを押した時点で前回の検索結果は削除されます。
⑤ 検索設定の確認または、再設定
CH キーをタップすると「4.3.1. CH 設定サブメニュー(RA30-101 の場合)」を表示し、検索設定の確認または再設定が可能となります。
⑥ 検索終了検索終了 キーをタップすると検索が終了し、検索表示メニューが通常のサイドメニューに戻ります。

機能制限
本メニューの表示中は以下の機能は使用できません。
記録データ（プリンタ記録、SSD 記録、メモリ記録）の切り替え
メモリブロックの切り替え
X-Y 表示、FFT 表示の切り替え

検索結果表示の変更方法
検索結果は、3 つの表示方法があります。
検索結果番号を変更すると、Y-T 波形が追従し画面の中央が検出ポイントとなります。ただし、記録
データの開始と終了付近が検出ポイントとなった場合、最大限に波形を表示することにより、画面中央が検出ポイントになりません。
①をタップすると、ジョグダイアルが有効になります。
｢通常モード｣の場合は 10 刻み、｢微調整モード｣の場合は 1 刻みです。
各モードについては「1.3. 操作パネル」を参照してください。
①を長押しすると、数値入力ダイアログで設定できます。
②の ＜ キーをタップすると 1 つの前の結果に、 ＞ キーをタップすると 1 つの後の結果に移動します。

1WMPD4004114E

101

7. 記録データを再生する － 7.6. ジャンプ機能

ジャンプ機能下記のジャンプ先条件を設定し、そこにジャンプします。
（Y-T 波形表示が更新されます。
）
データの先頭：記録データの先頭へジャンプ

データの中心：記録データの中心へジャンプ

データの最後：記録データの最後へジャンプ時刻：

指定した時刻へジャンプ

時間：

指定した経過時間へジャンプポイント：

指定したサンプルポイントへジャンプ

カーソル：

カーソル A または、カーソル B へジャンプ

102

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.6. ジャンプ機能

ジャンプの種類と操作
手順 1.

｢7.1. 記録データの選択」を行います。

手順 2.

サイドメニューの CH キーをタップすると、CH 設定サブメニューが表示されます。

手順 3.

ツール タブをタップします。

手順 4.

設定の操作方法は主に 2 つあります。
｢ジャンプ設定メニュー」でなければ緑枠付近をスワイプしてください。
タイプ 1： プルダウンリストの場合、 対象の設定 キーをタップし、リストから項目をタップします。
タイプ 2： 数値入力の場合、 対象の設定 キーをタップすると枠がオレンジ色になります。
回転ノブの周りが青色に点灯し、回転ノブによる変更が可能になります。

プルダウンリスト設定（タイプ 1）
オレンジ色

左回転

数値が下がる右回転
数値が上がる
青色
回転ノブ

回転ノブ設定（タイプ 2）

手順 5.

設定完了後、 実行 キーをタップします。
処理が開始され、終了するとそのジャンプ条件が Y-T 波形の中央に表示され、サイドメニューが閉じます。検索結果がデータの先頭または、後尾付近の場合、S マークの表示は中央ではありません。

1WMPD4004114E

103

7. 記録データを再生する － 7.6. ジャンプ機能

ジャンプ条件の種類と設定項目
ジャンプ条件（

ジャンプ先設定(本体画面の表記)）毎に設定項目が異なります。

詳細は「7.6.3. データの先頭・中心・最後」、「7.6.4. 日付設定」、「7.6.5. 時刻設定」、「7.6.6. ポイント
(samples)」、「7.6.7. カーソル」を参照してください。
ジャンプ先：
ジャンプ先
データの先頭データの中心データの最後
時刻
時間
ポイント
カーソル

設定項目

時刻
経過時間
サンプル番号
カーソル

設定値

年、月、日、時、分、秒、ミリ秒、マイクロ秒、ナノ秒
日、時、分、秒、ミリ秒、マイクロ秒、ナノ秒
0 ～ 記録データ数-1
A、B

カーソル連動： OFF/A/B から選択します。
OFF はカーソルと連動しません。
A

カーソル A を S マークに移動（連動）します。

B

カーソル B に連動します。カーソル連動設定が｢B｣、ジャンプ先が｢カーソル｣、カーソル設定が｢A｣の場合、カーソル B は、カーソル A と同じポイントに移動します。

カーソル A の場合

カーソル線の表示は、｢1.6.2 コントロールバー｣
を CURSOR キーとする必要があります。カー
ソル設定は「7.2.3. カーソル」を参照してくだ
さい。

ジャンプ設定メニュー
右の画面は、ジャンプ設定メニューの例です。

104

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.6. ジャンプ機能

データの先頭・中心・最後
THUMBNAIL の波形はデータ全体の表示です。
画面は「データの中心」設定時の結果です。
データの中心が Y-T 波形表示されていることがわかります。

THUMBNAIL

データ全体
先頭

中心

最後

日付設定
実行 キーをタップすると、「日付設定」のポイントにジャンプします。
設定が記録データ範囲外の場合はエラーダイアログが表示されます。
指定した時刻にデータがない場合は直近のポイントにジャンプします。
｢8.2.5. その他｣の[X 軸表記]を

時刻 キーとしてください。

日付設定
赤枠をタップし設定画面を表示します。日付をタップし「年、月、日」を、時刻をタップし「時、分」をスワイプで設定します。その他の秒、ミリ秒、マイクロ秒、ナノ秒をタップし、ジョグダイアルで設定するか、長押しによる数値入力画面で設定します。

1WMPD4004114E

105

7. 記録データを再生する － 7.6. ジャンプ機能

時刻設定
実行 キーをタップすると、「時間設定」のポイントにジャンプします。記録データの先頭時刻を 0 とし、そこからの相対時間を設定します。
メモリ記録の場合、ブロックの先頭を 0 とした時の相対時間を指定します。全ブロックが対象です。
設定が記録データ範囲外の場合はエラーダイアログが表示されます。
指定した時刻にデータがない場合は直近のポイントにジャンプします。
｢8.2.5. その他｣の[X 軸表記]を

時間 キーとしてください。

時刻設定
赤枠をタップし設定画面を表示します。日、時、分、秒、ミリ秒、マイクロ秒、ナノ秒をタップし、ジョグダイアルで設定するか、長押しによる数値入力画面で設定します。

ポイント(samples)
実行 キーをタップすると、「ポイント(samples)設定」のポイントにジャンプします。
｢8.2.5. その他｣の[X 軸表記]をポイント キーとしてください。

ポイント(samples)設定
ポイント(samples)をタップしジョグダイアルで設定するか、
長押しによる数値入力画面で設定します。
設定範囲：0 ～ 記録サンプル数-1

106

1WMPD4004114E

7. 記録データを再生する － 7.6. ジャンプ機能

カーソル
実行 キーをタップすると、「カーソル設定」のポイントにジャンプします。
｢7.2.3. カーソル｣でカーソル A または、カーソル B を設定してください。

カーソル設定カーソルをタップしジョグダイアルで設定するか、長押しによる数値入力画面で設定します。
設定範囲：0 ～ 記録サンプル数-1

ジャンプ実行前のカーソル B の時間

カーソル B（時間 1 s）が Y-T 波形の中央に表示されます。

1WMPD4004114E

107

8. 各種設定の詳細 － 8.1. 設定ファイル作成

各種設定の詳細本章では、サイドメニューの設定から行う各種の設定機能の説明を行います。
①
②
③

④

⑤

① 測定モード：

測定するモードの選択を行います「4.1 測定モードの選択」② 設定ファイル作成： 測定モード、記録設定、本体設定を保存した設定データを作成します。
「8.1. 設定ファイル作成」③ 記録設定：記録条件、チャネルなどの記録に関する設定を行います「8.2. 記録設定」④ 本体設定：時刻、通信などの本体に関する設定を行います「8.3. 本体設定」⑤ 管理：

ファイル、メンテナンスなどの本体の管理を行います「8.4. 管理」

設定ファイル作成
現状の測定モード・記録設定・本体設定を保存した設定データを作成します。作成した設定データは、本体内蔵の SSD に記録され、設定管理のリストに表示されます。設定データから設定の復元が行えます。
設定画面の 設定ファイル作成 キーをタップすると、[設定ファイル作成]ダイアログが表示されます。

作成するファイル名を入力し OK キーをタップすると設定ファイルが作成されます。
入力したファイル名の設定ファイルが既に存在する場合、上書き確認ダ
イアログが表示されます。上書きする場合は OK キーをタップ。
Cancel キーをタップすると[設定ファイル作成]ダイアログに戻ります。
108

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.2. 記録設定

Tips
ファイル名は半角英数のみ使用可能で 40 文字まで入力できます。
ファイル名に Windows の禁止名等は使用できません。
設定ファイルが本体内部に 100 件ある場合は、新たな設定ファイルを作成することはできません。

記録設定
記録 、 チャネル一覧 、 シート 、 プリンタ 、 その他の設定を行います。各設定項目をタッ

プすると各々の詳細設定画面が表示されます。

記録
記録設定の 記録 をタップすると、記録に関する設定の一覧が表示されます。
｢6.3.1. 記録設定｣で詳細に説明しています。

1WMPD4004114E

109

8. 各種設定の詳細 － 8.2. 記録設定

チャネル一覧
記録関連の チャネル一覧 をタップすると、入力モジュールの一覧が表示され、一覧表の上部にある共通 、 変換 、 シート 、 モジュールタイプ 、をタップすると、それぞれの一覧が表示されます。

8.2.2.1.

共通

共通 をタップすると、入力モジュールの共通設定項目が表示されます。
設定可能なセルをタップするとそのセルの設定値の変更が可能です。

一覧の各項目は以下の通りです。
一括：チェックされたチャネルの設定を一括で行うことができます。
また、右上の すべて選択 をタップすると全チャネルが一括選択されます。

CH：｢スロット No.｣ － ｢チャネル No.｣が表示されています。

モジュール： 入力モジュールの型式が表示されています。
信号名称：

ユーザ設定された入力信号の信号名称が表示されています。この枠をタップすると信号名称の設定が可能になります。長押しすると入力用のソフトキーボードが表示されます。

測定：

入力の ON/OFF 状態が表示されています。タップすると ON/OFF の切替が可能です。

カラー：

波形モニタに表示される波形色が表示されています。タップすると、波形色の変更ができます。

表示位置：

チャネル設定で設定された表示位置が表示されます。タップすると表示位置の変更ができます。
110

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.2. 記録設定
表示範囲：

チャネル設定で設定された表示範囲が表示されます。タップすると表示範囲の変更ができます。

表示最大：チャネル設定で設定された表示最大が表示されます。タップすると表示最大の変更ができます。

表示最小：

チャネル設定で設定された表示最小が表示されます。タップすると表示最小の変更ができます。

8.2.2.2.

変換（物理量換算）一覧の各項目は以下の通りです。
一括：チェックされたチャネルの設定を一括で行うことができます。
右上の すべて選択 をタップすると全チャネルが一括選択されます。

変換方法： ｢補正｣、｢2 点｣、｢なし｣から変換方法を選択できます。
補正：

入力電圧にゲインとオフセットをかけ、y = ax + b の一次関数で変換します。

変換 1 ＝ ゲイン、変換 2 ＝ オフセット
2 点：

入力の 2 点の電圧を変換したい 2 点の物理量に変換します。

変換 1 ＝ 1 点目の物理換算値、変換 2 ＝ 2 点目の物理換算値
例えば 4-20 mA で入力される信号を 1 kΩ のシャント抵抗で電圧に変換し場合、入力した電圧値を±1 V にたいする設定は変換 1 ＝ 20 → +1、変換 2 ＝ 4 → -1
なし：

物理量換算を行いません。
2 点補正とゲイン補正の関係

物理量2 点 a1(x1, y1)､a2(x2, y2)で指定された補正と

y2

y = ax + b のゲイン a とオフセット b の関係は

y1

オフセット b = y1 - ax1 = y1 - x1(y2 - y1)/(x2 - x1)b

ゲイン a = (y2 - y1)/(x2 - x1)

単位：

です。

y = ax + b
a2

a1
a
x1

x2

入力値

物理量換算した出力の単位を設定します。タップすると単位テーブルが表示されるので目的の単位を選択してください。目的の単位がテーブルにない場合は 単位リスト キーをタップし、単位テーブルを変更してください。

1WMPD4004114E

111

8. 各種設定の詳細 － 8.2. 記録設定

8.2.2.3.

シート

シート をタップすると、シートに関する設定項目が表示されます。
設定可能なセルをタップするとそのセルの設定値の変更が可能です。

一覧の各項目は以下の通りです。
一括：チェックされたチャネルの設定を一括で行うことができます。
また、右上の すべて選択 をタップすると全チャネルが一括選択されます。

CH：｢スロット No.｣ － ｢チャネル No.｣が表示されています。

モジュール： 入力モジュールの型式が表示されています。
シート：

登録されているシート番号が表示されています。タップすると SHEET1～SHEET3 の変更が可能です。
グラフ：

最大 18 個の中から 1 つのグラフに各チャネルが割り付けられます。各チャネルの測定データを波形表示するためにグラフ番号を設定します。G1 ～ G18(Graph18)から選択します。

波形表示： ON は波形モニタに波形が表示され、OFF は表示されません。
波形反転： ON は波形反転されます。波形反転は「10.5. 波形反転」をご参照ください。

8.2.2.4.

モジュールタイプ別一覧

モジュールタイプ （RA30-xxx）をタップすると、装着されている同一タイプのモジュールの固有の設定一覧が表示されます。モジュール毎の設定内容は、｢9. オプションモジュールの使い方｣をご参照ください。下記に RA30-101 を例として説明します。

RA30-101 をタップすると RA30-101（2ch 電圧モジュール）固有の設定一覧が表示されています｡
一覧の各項目は以下の通りです。
CH：｢スロット No.｣ － ｢チャネル No.｣ が表示されています。

入力結合：

入力結合（ DC、 AC、 GND ）の設定状態が表示されています。タップすると入力結合の設定が行えます。

測定レンジ： 入力モジュールの測定レンジが表示されています。タップするとレンジの変更が行えます。
L.P.F.：

ローパスフィルタの設定が表示されています。タップするとフィルタの変更が行えます。

A.A.F.：

アンチエイリアシングフィルタの設定が表示されています。タップするとフィルタの変更が
行えます。

112

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.2. 記録設定

シート
記録設定の シート をタップすると、グラフ設定およびモニタ表示とプリンタ波形のシート設定一覧が表示されます。

8.2.3.1.

グラフ

グラフ をタップすると、Y-T 波形の分割数(グラフ数)に関する設定項目が表示されます。
設定可能なセルをタップするとそのセルの設定値の変更が可能です。

②
①
③

⑥

④

⑤

① Y-T 波形画面プレビュー：
分割数や高さなどの設定を変更すると、Y-T 波形画面のグリッドがプレビュー表示されます。
② 分割数：

Y-T 波形の分割数(グラフ数)を選択します。(最大 18)③ 分割設定：グラフの高さ、スペースの高さ、グリッドの ON/OFF を設定します。
選択したグラフ数分の設定が表示されます。
TSP (Top SPace)

最上部のスペースを表します。

BSP (Bottom SPace)

最下部のスペースを表します。

G#

各グラフを表します。

(Graph)SP# (SPace)
高さ/行数：

各グラフ間のスペースを表します。

(#はグラフ番号)。
(#はスペース番号)。

記録紙に印字するグラフ(G#)またはスペース(SP#)を高さまたは行数で設定します。
高さの場合は 2.5 mm 単位(1 行高さ)で設定します。

行番号：

印字位置の行番号を表示します。

グリッド：

グリッド表示・印字の ON/OFF を設定します。
｢8.2.4. プリンタ｣の「印字」または｢8.3.3 表示｣のグリッド設定を ON してください。

④ TSP/BSP：

TSP(Top SPace)、BSP(Bottom SPace)の表示設定を ON/OFF します。

⑤ 初期化：

現在選択している分割数の分割設定を初期化します。

1WMPD4004114E

113

8. 各種設定の詳細 － 8.2. 記録設定
⑥ 印字プレビュー：
Y-T 波形の印字プレビュー表示する画面が開きます。
グリッドや｢8.2.4. プリンタ｣の｢印字｣｢印字テキスト｣の印字位置を確認できます。
ピンチアウトで拡大表示されます。スワイプで移動できます。

SHEET 切替キー： 左下の SHEET1 、 SHEET2 、 SHEET3 切替キーで各シートの表示が確認できます。信号名称やスケール値が確認できます。
全体表示：

拡大している場合、 全体表示 キーをタップすると高さにあわせて表示されます。

Close：

本画面を閉じます。

8.2.3.2.

SHEET1／SHEET2／SHEET3

各シートのグラフに表示する入力チャネルを割り付けます。

114

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.2. 記録設定
設定対象の SHEET およびグラフのセルをタップすると、チャネル割り付け画面が表示されます。画面の上部中央に設定対象のシート番号とグラフ番号が表示されます。

①

アナログチャネル キー②

モジュール キー③

ロジックチャネル キー④

ALL ON キー①

アナログチャネル キー： タップすると選択したチャネルがシートのグラフに割り付けられます。

②

モジュール キー：

タップするとそのモジュールの全チャネルがシートのグラフに割り付けられます。

③

ロジックチャネル キー：｢9.5.2. 入力チャネルの設定｣(｢16ch ロジックモジュール(RA30-105)｣)の信号単位が｢1 CH｣の場合、1CH 単位で割り付けます。チャネルキーをタップするとダイアログが表示され、選択したチャネルがシートのグラフに割り付けられます。
信号単位が｢8 CH｣の場合、8CH(CHA/CHB)単位で割り付けます。

｢1 CH｣の場合④

ALL ON キー：｢8 CH｣の場合タップすると全モジュールの全チャネルがシートのグラフに割り付けられます。

1 シートには最大 48 チャネルを設定することができ、表の右側に現在の使用チャネル数が表示されます。使用チャネル数が 48 CH を超える場合、 OK または Cancel をタップし、別シートにチャネルを割り付けてください。

1WMPD4004114E

115

8. 各種設定の詳細 － 8.2. 記録設定

プリンタ
記録設定の プリンタ をタップすると、プリンタ出力の各種印字機能の設定が行えます。

8.2.4.1.

印字

印字 キーをタップすると波形印字と同時に印字される各種印字情報の設定が行えます。

ヘッダ：

本製品は波形記録の前にヘッダテキスト、信号名称の印字を行うことができます。
テキスト 、 信号名称 、 テキスト・信号名称 、 OFFから波形前の印字内容を選択してください。
アノテーション： 波形記録と同時に印字するアノテーションテキストの印字の ON/OFF を設定します。
テキスト 、 OFF から選択してください。
フッタ：

波形記録終了時に印字するスケール値、フッタテキストを テキスト 、 スケール値 、
テキスト・スケール値 、 OFF から選択してください。

グリッド：

波形と同時に印字するグリッドパタンを選択します。
10 mm STD 、 10 mm 、 5 mm STD 、 5 mm 、 OFF
10 mm STD

日付/記録名称：

10 mm

5 mm STD

5 mm

から選択します。
OFF

日付 、 記録名称 、 日付・記録名称 、 OFF から選択してください。

116

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.2. 記録設定
トリガ/マーク：

ON 、 OFF を選択してください。

日付
記録名称
トリガ
マーク
時間軸：

ON 、 OFF を選択してください。表記は｢8.2.5. その他｣の X 軸表記設定となります。X

軸表記設定が｢日付｣の場合 2 行で印字されます。

Note
記録速度：

時間軸の印字行を 86 行目とした場合、2 行目は印字されません。
波形印字下部に印字する記録速度を サンプリング速度 、 紙送り速度 、 OFF から選択
します。
時間軸
記録速度

フィード長： 波形印字終了時や画面のコピー(スクリーンショット)などのすべての印字終了後にフィードする長さを設定します。

印字例
ヘッダ

信号名称

アノテーション

フッタ

印字行 1 行目

印字行 86 行目

1WMPD4004114E

117

8. 各種設定の詳細 － 8.2. 記録設定

8.2.4.2.

印字テキストヘッダ 、 アノテーション 、 フッタ をタップすると、各々の印字用テキストの設定画面が表示されます。アノテーション、ヘッダ、フッタの設定方法は全て同じです。
設定方法は「6.2.3. 印字テキストの機能」を参照してください。

その他
記録設定の その他 をタップすると、記録に関する設定の一覧が表示されます。

紙送り速度キー：記録デバイスに PRINTER が選択され、コントロールバーの右端の切替メニューで PEN REC が選択された時にコントロールバーに表示されるユーザ設定紙送り速度の設定を行います。
6 個の紙送り速度を登録できます。左端が 紙送り速度キー1 の設定です。
118

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.3. 本体設定

紙送り速度キー をタップすると設定ダイアログが表示されます。
EXT. は｢10.3.2. 外部サンプリング｣のことです。

X 軸表記：

時間/日付/ポイント を設定します。
X 軸表記設定

波形モニタの X 軸表示

記録情報 XML ファイル出力：
記録ファイルをお客様が製作したアプリケーションで読み込む場合は ON とします。ON の場合、記録データに記録情報の XML フォーマットファイルが追加されます。

本体設定
環境 、 通信 、 表示 、 その他 の設定を行います。各設定項目をタップすると各々の詳細設定
画面が表示されます。

環境
本体設定の 環境 をタップすると、[環境]画面が表示されます。
[環境]画面では本製品の環境設定が行えます。

①
②
③

④

⑤
⑥
⑦

1WMPD4004114E

119

8. 各種設定の詳細 － 8.3. 本体設定
各項目の機能は以下の通りです。
①

本体名称：

本製品の名称を設定できます。本体名称欄をタップすると[本体名称]変更ダイア
ログが表示されます。名称の部分をダブルタップするとソフトキーボードが表示されるので、設定してください。
ダブルタップでソフトキーボードが表示される②

言語：

本製品の使用言語を選択します。

③

タイムゾーン：

本製品の時計のタイムゾーンを設定します｡
日本国内で使用する場合は、｢(UTC+9:00) 大阪、札幌、東京｣で問題ありません。

④

サマータイム：サマータイムに合わせて自動的に時刻を調整するか選択します。
タイムゾーンで指定された地域がサマータイムを採用していない場合は選択でき
ません。

Tips
サマータイムの切り替わりは、記録データの時間軸には反映されません。
⑤

日付と時刻：

本製品の時計を設定します。日付と時刻キーをタップすると[日付と時刻]設定ダイアログが表示されます。
年

月

日

時

分

の部分をタップし、設定

してください。

⑥

モニタ輝度：

画面の輝度を変更します。
１ ～ 10 の範囲で設定してください。

⑦

ブザー音：

オーバーレンジ発生時にブザーを鳴らす場合はON、鳴らさない場合は OFF とします。

120

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.3. 本体設定

通信
本体設定の 通信 をタップすると、[通信]画面が表示されます。
[通信]画面では本製品の通信、Web サーバ、FTP サーバ、データ転送の設定が行えます。

8.3.2.1.

通信[通信]画面の中央部の 通信 キーをタップすると[通信]設定画面が表示されます。

ネットワーク設定

ネットワーク設定上の注意
構内ネットワークに本製品を接続する場合はネットワーク設定内容をネットワーク管理者にお問い合
わせください。
[通信]設定画面の ネットワーク 枠内をタップするとネットワーク設定ダイアログボックスが表示されます。
設定を終了する場合、 OK をタップしてください。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

1WMPD4004114E

121

8. 各種設定の詳細 － 8.3. 本体設定①

IP アドレス設定：

LAN の IP アドレス等を自動的に取得する（DHCP 設定）または、手動で設定するかの選択です。自動的に取得する場合、② ～ ④の設定は不要です。

②

IP アドレス：

LAN の IP アドレスを手動で設定します。IP アドレスは機器固有のアドレスのため、本製品を 2 台以上接続する場合は必ず異なるアドレスに設定してください。

③

サブネットマスク：

IP アドレスの範囲(サブネット)を定義する値です。通常はクラス C を設定します。
クラス C： 255.255.255.000

クラス B： 255.255.000.000
クラス A： 255.000.000.000④

デフォルトゲートウェイ：

本製品の接続されたネットワークと外部のネットワークを接続するゲート
ウェイ機器の IP アドレスを設定します。

⑤

DNS サーバのアドレス設定： DNS サーバの IP アドレス設定を自動的に取得するか、手動で設定する
かの選択です。自動的に取得する場合、⑥ ～ ⑦の設定は不要です。

⑥

優先 DNS サーバ：

ネットワーク内の優先 DNS サーバの IP アドレスを設定します。

⑦

代替 DNS サーバ：

ネットワーク内の代替 DNS サーバの IP アドレスを設定します。

RS-232C 設定

RS-232C 設定上の注意
本製品の RS-232C ポートを使用して外部機器と通信を行う場合は、RS-232C 設定の各項目をホス
ト機器と同じ設定にしてください。
[通信]設定画面の RS-232C 枠内をタップするとRS-232C 設定ダイアログボックスが表示されます。
設定を終了する場合、 OK をタップしてください。
①
②
③
④
⑤
①

伝送速度：

RS-232C データ伝送速度を設定します。

300､ 600､ 1200､ 2400､ 4800､ 9600､ 14400､ 19200､ 38400､ 57600､ 115200､
230400､ 460800 bps から選択します。

1 バイトデータのビット数。8 bit 固定です。

②

データビット：③

ストップビット： 1 バイトデータのストップビット。1､ 2 bit から選択します。

④

パリティ：

1 バイトデータのパリティビット。
None､ Odd､ Even､ Mark､ Space から選択します。
122

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.3. 本体設定⑤

フロー制御：

通信のフロー制御です。Hardware は通信ラインの CTS/RTS による制御です。
None､ Xon/Xoff､ Hardware から選択します。

認証設定
パソコン等の Web ブラウザから接続するとき（Web サーバ認証設定を [ON]に設定したとき）の認証に使用します。認証の設定をするとユーザ名とパスワードがそれぞれ設定したものと一致したときだけ接続できます。
[通信]画面の 認証 枠内をタップすると認証設定ダ
イアログボックスが表示されます。設定を終了する場
合、 OK をタップしてください。
①
②
③
①

ユーザ名：

ユーザ名を設定します。

②

パスワード：

パスワードを設定します。入力した文字は●で表示されます。

③

パスワードを表示する：✔(チェック)を入れるとパスワードに入力した文字を表示します。

Tips
ユーザ名、パスワードに使用できる文字は（a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、-）です。
それ以外を入力した場合、 OK キーが無効になります。

Web サーバ設定
Web サーバ機能を ON すると、パソコン等の Web ブラウザを使用して RA3100 のリモート操作、設定、画面の閲覧等ができます。

Note
Web サーバ設定上の注意
不正アクセスを防ぐために必要に応じて認証設定を行ってください。
[通信]画面の Web サーバ 枠内をタップすると Web
サーバ設定ダイアログボックスが表示されます。設定を終了する場合、 OK をタップしてください。
①②③①

ON / OFF：Web サーバ機能の ON/OFF を設定します。

②

認証：

認証機能の ON/OFF を設定します。
ON の場合、Web サーバを認証ありで使用します。
（認証設定のユーザ名、パスワード
をパソコンから入力して接続します）

1WMPD4004114E

123

8. 各種設定の詳細 － 8.3. 本体設定③

アクセス制限： Web ブラウザからのアクセス制限を選択します。
操作不可の場合、Web ブラウザから閲覧のみで操作はできません。
Web サーバへの接続方法は「10.7. Web ブラウザで本製品に接続」を参照してください。

Tips
本製品の IP アドレス設定が「自動的に取得する」の場合は、Web サーバを使用できません。

FTP サーバ
FTP サーバ機能を ON にすると、FTP クライアントソフトウェアを使用することで、記録データ、画像データ、設定データのダウンロードができます。

Note
不正アクセスを防ぐために必要に応じて認証設定を行ってください。
ダウンロードは記録やペンレコを行っていないときに使用してください。
[通信]画面の FTP サーバ 枠内をタップすると FTP サー
バ設定ダイアログボックスが表示されます。設定を終了する場合、 OK をタップしてください。
①②①

ON / OFF：FTP サーバ機能の ON/OFF を設定します。

②

認証：

認証機能を基本/匿名のどちらで使用するか設定します。
ON の場合、基本認証で使用します。
（認証設定のユーザ名、パスワードをクライアン
トから入力して接続します。
）
OFF の場合、匿名認証で使用します。(ユーザ名は「anonymous」、パスワードは空白をクライアントから入力して接続します。)

FTP サーバへの接続とダウンロード方法は「10.8. FTP で本製品のデータをダウンロード」を参照
してください。

Tips
本製品の IP アドレス設定が「自動的に取得する」の場合は、FTP サーバを使用できません。
本製品の認証設定のユーザ名とパスワードが下記の場合は、FTP サーバの認証を使用できません。
ユーザ名：「 」(空白)「AND」「Administrator」「DefaultAccount」「Guest」「WDAGUtilityAccount」
パスワード： 「 」(空白)124

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.3. 本体設定

8.3.2.2.

データ転送[通信]画面の中央部の データ転送 キーをタップすると[データ転送]設定画面が表示されます。
データ転送を ON すると本製品がサンプリングした測定データを転送します。
測定データの取得方法は「10.9 データ転送」を参照してください。

Tips
本製品の測定モード設定が「MFG モード」の場合のみ使用できます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

①

ステータス： データ転送のステータスを表示します。
ステータス

アイコン

説明

OFF

(なし)

転送中

●

データ転送中

待機中■

転送先との接続が確立され、データ転送を待機している

未接続□

転送先との接続が確立されていない

エラー!

データ転送でエラーが発生

データ転送機能が停止

Tips
ステータスはサイドメニューの測定モードにもアイコンが表示されます。
②

ON / OFF：③

転送モード： 転送モードの常時/記録中/手動を設定します。
常時：

データ転送機能の ON/OFF を設定します。
常に測定データを転送します。

記録中： 記録中に測定データを転送します。
手動：[手動制御]を開始にすると測定データを転送します。

④

データ種類： 転送する測定データの種類を設定します。

⑤

プロトコル： PC との通信プロトコルを設定します。

⑥

UDP 送信先：PC の IP アドレスとポート番号を設定します。
プロトコルが UDP の場合、有効です。

1WMPD4004114E

125

8. 各種設定の詳細 － 8.3. 本体設定⑦

転送データ：

転送データのワンショット/連続を設定します。

ワンショット： 本製品のサンプリング速度に関わらず、測定データを約 100 ms 周期で転送します。
連続：

本製品のサンプリング速度と同期した測定データを転送します。

⑧

間引き：

[転送データ]が連続の場合、転送データの間引きを設定します。

⑨

タイムスタンプ： 転送データのタイムスタンプの付加を設定します。

Tips[データ種類]が SSD の場合、[転送データ]の連続は内部サンプリング 1 kS/s 以下のみ使用できま

す。

126

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.3. 本体設定

表示
本体設定の 表示 をタップすると、[表示]画面が表示されます。
[表示]画面ではモニタ表示の補助機能の設定が行えます。
グリッド：

波形モニタのグリッドラインの表示の明/暗/OFF を設定します。

トリガ線：

トリガ検出時のトリガラインの表示のON/OFF を設定します。

マーク線：

マーク検出時のマークラインの表示のON/OFF を設定します。

※

マーク検出は、オプションのリモート制御モジュール
実装時に有効です。
検索結果線： 検索結果ラインの表示の ON/OFF を設定します。

波形モニタのトリガ線、マーク線、検索結果線表示
マーク線 検索結果線

トリガ線

ON 時

1WMPD4004114E

OFF 時

127

8. 各種設定の詳細 － 8.3. 本体設定

その他
本体設定の その他 をタップすると、[その他]画面が表示されます。
[その他]画面では本体設定のその他の設定が行えます。

カーソル波形連動： ON の場合、カーソルが波形モニタ外に移動したときに波形とカーソルが表示されるようになります。OFF の場合、波形モニタ外に移動したときに波形は移動されずにカーソルのみが移動します。（カーソル線が表示されなくなります。）
TRIG キー：

操作パネルの TRIG キーを押したときの動作を選択します。TRIG の場合、トリガを発生させます。FEED の場合、押下してる間に記録紙をフィード（空送り）し
ます。

128

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

管理
ファイル管理 、 メンテナンス 、 操作履歴 、 バージョン管理 の設定・表示を行います。
各設定項目をタップすると各々の詳細画面が表示されます。

ファイル管理管理の ファイル管理 をタップすると、[ファイル管理]画面が表示されます。
[ファイル管理]画面では本製品に保存されている記録データ、画像データ、設定データの操作が行えます。

8.4.1.1.

記録[ファイル管理]画面の中央部の 記録 キーをタップすると[記録]管理画面が表示されます。
[記録]管理画面の左側に本体内蔵の SSD に記録された記録データのリストが表示されます。
記録データの記録名称・記録日時をタップするとそのデータの[記録情報]が右側に表示されます。
記録データリスト

記録情報

1WMPD4004114E

129

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

記録情報を上にスライドすると、モジュールの情報が表示されます。

①

②

③

④

⑤

⑥

記録管理の操作
リストの左側の選択欄をタップすると、✔(チェック)が表示され、そのデータが選択され、記録データの削除、設定の復元の対象になります。再度、選択欄をタップすると選択が解除されます。
① すべて選択：

記録データ全てを選択します。

② すべて解除：

選択を全て解除します。

③ 削除：

選択された記録データを削除します。

④ 記録設定の復元：

記録データと同時に保存された設定情報を本体に設定します。

⑤ ファイル更新：

古い記録データのファイルフォーマットを更新します。

⑥ インポート・エクスポート：

記録データを保存用の外部メディア（SD メモリカード、USB メモリ
等）へエクスポート（バックアップ）、外部メディアにバックアップ
されたデータのインポート（読み込み）を行います。

記録設定の復元
本製品の記録条件は記録データと一緒に保存されています。
[記録]管理画面で復元、再設定したい記録条件のデータを選び、 記録設定の復元 キーをタップすると記録条件が本体に設定されます。

130

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

Tips
記録データのファイルバージョンが本体のソフトウェアバージョンと異なる場合、記録設定の復元はできないことがあります。
本体のソフトウェアバージョンより記録データのファイルバージョンが古い場合はファイル更新を、新しい場合はシステム更新をすることで復元できるようになります。

バージョンについては「10.1 バージョン」を参照してください。

ファイル更新ファイルバージョンが古くて再生などで扱えない記録データのファイルフォーマットを更新します。
[記録]管理画面でファイル更新したい記録データを選び、 ファイル更新 キーをタップすると更新さ
れます。

Tips
記録データのファイルバージョンが Ver.1.x.x の記録データをファイル更新した場合は、下記項目の再設定を行う必要があります。
・フィード長・記録情報 XML ファイル出力バージョンについては「10.1 バージョン」を参照してください。

1WMPD4004114E

131

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

エクスポート

記録データのバックアップ

保存用の外部メディア（SD メモリカード、USB メモリ等）
を本体に接続し、サイドメニューの SD、USB インジケータが有効（アクティブ）になっていることを確認します。
[記録]管理画面右下の インポート・エクスポート キーをタップするとインポート／エクスポート先の外部メディア選択
ダイアログが表示されるので、対象とする外部メディアを選択してください。
OK をタップすると画面は、[インポート／エクスポート]画面に切替わります。
内蔵 SSD の記録データリスト
外部メディアの記録データリスト

バックアップするデータを✔
(チェック)する

バックアップするデータの選択欄に✔(チェック)を入れ、中央の エクスポート キーをタップすると記録データのエクスポートが行えます。

132

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

インポート

バックアップデータの読み込み

エクスポートと同様に[インポート・エクスポート]画面を開き、外部メディアにバックアップしている
バックアップデータを本体に読み込めます。
インポートの場合は、右側の外部メディアのデータリストに✔(チェック)を入れ、中央の インポート
キーをタップします。

読込むデータを✔する

本体内部にバックアップと同一の記録データがある場合は、注意のダイアログボックスが表示されるので、上書き キー、 スキップ キー、 キャンセル キーから適切な処理を選んでください。

1WMPD4004114E

133

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

8.4.1.2.

画像[ファイル管理]画面の中央部の 画像 キーをタップすると[画像]管理画面が表示されます。
[画像]管理画面ではPRINT

キーの長押しで保存したモニタのスクリーンショット画像の管理が行えます。
画面の左側に本体内蔵の SSD に記録された画像データのリストが表示され、リストの日付欄をタップするとその画像のプレビューが右側に表示されます。
画像データリスト
画像プレビュー

①

②

③

④

⑤

画像管理の操作
リストの左側の選択欄をタップすると、✔(チェック)が表示され、そのデータが選択され、データの操作の対象になります。再度、選択欄をタップすると選択が解除されます。
①

すべて選択：

画像データ全てを選択します。

②

すべて解除：

選択を全て解除します。

③

削除：

選択された画像データを削除します。

④

印刷：

プレビュー表示されている画像データをプリンタより印刷します。

⑤

エクスポート： 画像データを外部メディア(SD メモリカード、USB メモリ等)へエクスポートします。

134

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

画像のエクスポート
エクスポート キーをタップするとエクスポート先の外部メディア選択ダイアログボックスが表示されるので、対象とする外部メディアを選択してください。
OK をタップすると画面は[エクスポート]画面に切替わります。エクスポートするデータの選択欄に✔(チェック)を入れ、中央の エクスポート キーをタップすると画像データのエクスポートが行われます。

エクスポートするデータを✔(チェック)する
内蔵 SSD の画像データリスト
外部メディアの画像
データリスト1WMPD4004114E

135

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

8.4.1.3.

設定[ファイル管理]画面の中央部の 設定 キーをタップすると[設定]管理画面が表示されます。
[設定]管理画面では[設定ファイル作成]で作成した設定データの管理が行えます。
画面の左側に本体内蔵の SSD に記録された設定データのリストが表示されます。リストの名称・作成
日時欄をタップすると右側にその設定の情報が表示されます。

設定データリスト

設定情報

①

②

③

④

⑤

設定管理の操作
リストの左側の選択欄をタップすると、✔(チェック)が表示され、そのデータが選択され、削除、設定の復元の対象になります。再度、選択欄をタップすると選択が解除されます。
①

すべて選択：

設定データ全てを選択します。

②

すべて解除：

選択を全て解除します。

③

削除：

選択された設定データを削除します。

④

設定の復元：

選択された設定データの設定情報に本体を更新します。

⑤

インポート・エクスポート： 設定データを保存用の外部メディア（SD メモリカード、USB メモリ等）
へエクスポート（バックアップ）、外部メディアにバックアップされた設定データのインポート（読み込み）を行います。

136

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

設定の復元[設定]管理画面で復元、再設定したい設定データを選び、 設定の復元 キーをタップすると[設定の復元]ダイアログが表示されます。
復元させる項目を選択し、 OK キーをタップすると設定値が更新されます。

Tips
測定モードは必ず復元されます。
本体名称/言語を選択した場合、復元後にシャットダウンします。

設定のエクスポート
保存用の外部メディア（SD メモリカード、USB メモリ等）
を本体に接続し、サイドメニューの SD、USB インジケータが有効（アクティブ）になっていることを確認します。
[設定]管理画面右下の インポート・エクスポート キーをタップするとインポート／エクスポート先の外部メディア選択
ダイアログが表示されるので、対象とする外部メディアを選択してください。
OK キーをタップすると画面は、[インポート／エクスポート]画面に切替わります。
バックアップする設定データの選択欄に✔(チェック)を入れ、中央の エクスポート キーをタップすると設定データのエクスポートが行えます。

内蔵 SSD の設定データリスト
外部メディアの設定データリスト

バックアップする設定データを✔(チェック)する

1WMPD4004114E

137

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

設定のインポート
エクスポートと同様に[インポート・エクスポート]画面を開き、外部メディアにバックアップしている
バックアップデータを本体に読み込めます。
インポートの場合は、右側の外部メディアの設定データリストに✔(チェック)を入れ、中央の インポー
ト キーをタップします。

読込む設定データを✔する

本体内部にバックアップと同一の設定データがある場合は、注意のダイアログボックスが表示されるので、上書き キー、 スキップ キー、 キャンセル キーから適切な処理を選んでください。

138

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

メンテナンス

本メンテナンスのチェックにより本製品に異常が発生していると確認された場合はご購入先または巻末に記載のお問い合わせ窓口・営業所にご連絡ください。
「余寿命」が少なくなってきた場合、「健康状態」が正常ではなくなった場合は正常に記録すること、データの長期間保持ができなくなるので、SSD の交換をお勧めします。
ファンの状態が「停止」になっている場合はファンが故障するので、修理をお願いいたします。
納入時の状態で液晶画面に画素の欠陥が生じている場合でも、3 点以下は合格としています。
また、長期間使用していると、液晶の劣化が生じ、画素に欠陥が生じる場合があります。
長時間プリンタ記録を行った後はヘッド温度が上昇し異常になる場合があります。その場合は時間をおいて再度チェックを行ってください。
その他の メンテナンス をタップすると、[メンテナンス]画面が表示され、本製品のメンテナンスを行うことができます。
⑤
⑥

①
⑦

②

⑧

③

⑨

④
⑩

①

SSD：

内蔵 SSD の健康状態をチェックします。
チェック キーをタップする SSD の状態確認および書き込み
テストを実行し、その結果を表示します。

②

ファン：

冷却ファンの状態を表示します。

③

LCD：

液晶ディスプレイの状態を確認します。
チェック キーをタップすると画面がチェック用の画面になり、タップするごとに画面が赤 → 緑 → 青 → 白 → 黒の順に表示します。この時、大きな塊で表示不良（常時黒、または白）が起きていないか確認します。

1WMPD4004114E

139

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理④

輝度：

液晶画面の輝度調整のテストが行えます。
暗 キーをタップすると画面が暗くなります。
明 キーをタップすると画面が明るくなります。

⑤

プリンタ： プリンタの状態を表示しています。また、テスト印字の 開始 、停止 キーでプリンタの印字状態を確認できます。
テスト印刷は記録紙にテストした日時、本体のシリアル番号を印刷し、その後、全面にテストパタンを印字します。印刷されたテ
ストパタンから左右の濃度ムラ、印字用サーマルヘッドの欠損が確認できます。
＜テスト印刷⑥

印字例＞

OS info report ：外部メディアに OS info report ファイル（本製品の OS 情報）を出力します。キーをタップすると出力先の選択ダイアログボック
スが表示されるので、 OK をタップし実行します。出力には数分かかります。
（1MB 以上空き容量がある外部メディアをご使用
ください）
。

Tips
OS info report ファイルは本製品が異常時または正常に動作しない場合、弊社で解析に使用するファイルです。お客様はご使用できません。

⑦

ブザー：

ブザー音の ON/OFF キーをタップすると、｢ピピッピピッ｣とブザーが鳴動し、確認することができます。

⑧

LED：

操作パネルの色で、本体の状態を確認ができます。
回転ノブ周りの色で、微調・粗調を確認ができます。
PRINT： オレンジ色

微調： オレンジ色

TRIG： 青色

粗調： 青色START： 緑色

140

1WMPD4004114E

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理⑨

KEY：

操作パネルの回転ノブ、操作キーのチェックを行います。
操作パネルのキーを押す、回転ノブを左右に回すと、画面の表示がハイライトされます。
操作パネル

⑩

初期化：

[メンテナンス] － KEY

本製品の設定を工場出荷状態に初期化します。

初期化 キーをタップすると初期化実行の確認ダイアログボックスが表示されるので OK をタップし実行します。初期化が完了すると、自動的にシャットダウンするので、電源スイッチを押して電源を入れ直してください。

Tips
下記の設定は初期化で工場出荷状態に戻りません。
[言語]、[タイムゾーン]、[サマータイム]、[日付と時刻]

操作履歴
その他の 操作履歴 をタップすると本製品の最新の 100 件の操作履歴が表示されます。

1WMPD4004114E

141

8. 各種設定の詳細 － 8.4. 管理

バージョン管理
その他の バージョン管理 をタップすると本製品のバージョン表示とアップデートができます。

①

②

③

①

システム更新：SD カードまたは USB メモリを使用してシステム全体（ソフトウェア、ハードウェ
ア、モジュール）のアップデートを行います。
ご使用には弊社ホームページより「バージョンアップファイル」と「RA3100 アッ

Tips

プデート手順書」をダウンロードしてください。

システム更新後は記録データのファイル更新を行うことを推奨します。
②

モジュール更新： モジュールのみアップデートを行います。
本体のソフトウェアに対応している最新バージョンへアップデートします。
ご使用には本製品のみでアップデートが可能です。バージョンアップファイル等は
不要です。

③

警告表示：

本体のソフトウェアとモジュールのバージョンが適合しない場合に表示されます。
モジュール更新が必要です：
本体ソフトウェアに対して、モジュールのバージョンが古い場合に表示されます。
「② モジュール更新」を行ってください。
システム更新が必要です：
モジュールに対して、本体ソフトウェアのバージョンが古い場合に表示されます。
｢① システム更新」を行ってください。

Note
システム更新中、またはモジュール更新中に本製品の電源を切らないでください。正常に動作しなくな
る恐れがあります。

142

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.1. 2ch 電圧モジュール（RA30-101）

オプションモジュールの使い方
本章ではオプションモジュールの使用方法の概要を示します。

2ch 電圧モジュール（RA30-101）
概要
本モジュールは、±100 mV ～ ±500 V の測定レンジで、DC ～ 100 kHz の信号を、16 bit、1 MS/s でサンプリングし、A/D 変換することができる 2 CH の電圧入力モジュールです。アナログフィルタとア

ンチエイリアシングフィルタを搭載しています。また、各チャネル間、入出力間は絶縁されています。

入力チャネルの設定＜RA3100 本体での設定スイッチと設定内容について説明します。＞
①
②

②

③

③

入力信号の測定を行います。

④⑤

波形モニタの表示色を変更します。

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

① スロット番号、入力モジュールタイプ。
② スロット変更： スロット を変更します。
③ チャネル選択： スロット内の CH を選択します。
④ 測定 ON/OFF
ON：⑤ カラー：⑥ 入力結合： 入力信号の結合を切り替えます。
⑦ 測定レンジ： 測定レンジを変更します。
⑧ L.P.F.：

ローパスフィルタを変更します。

⑨ A.A.F.：

入力チャネルのアンチエイリアシングフィルタの ON/OFF 設定を行います。

⑩ 表示位置： 表示位置を指定します。
⑪ 表示範囲： 各グラフの振幅方向の表示幅を指定します。
⑫ 表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。
⑬ 表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
⑭ シート：

チャネルをシートに割り当てます。

⑮ グラフ：

チャネルをグラフに割り当てます。

⑱⑯ 波形表示： ON は波形モニタに波形が表示され、OFF は表示されません。
⑰ ゼロキャンセル：
入力チャネルの内部オフセットをキャンセルします。ゼロキャンセルを実行することで、より正確な測定ができます。
⑱ 測定可能範囲/測定値：
現在の測定可能範囲と測定値を表示します。

1WMPD4004114E

143

9. オプションモジュールの使い方 － 9.1. 2ch 電圧モジュール（RA30-101）

測定時の設定SLOT 番号とチャネルを確認し、該当する入力モジュールに信号を接続し、 測定 キーを ON にしま
すと、モニタ画面に入力波形が表示されます。その波形を見ながら、必要な信号波形に調整できます。
以下の手順で入力チャネルを設定します。
手順 1.

入力結合 キー⑥により、入力のカップリングを設定します。
内容

カップリング
DC

入力信号の DC、AC 成分を含めた実際の信号が測定できます。
入力信号の AC 成分だけを測定します。信号の DC オフセットをキャンセルしてAC測定するので、交流信号の振幅だけを測定したい場合に設定します。

GND※

入力信号を CH 内部に接続せず、CH の入力を GND に接続します。
入力の GND レベルを波形モニタ、プリンタ記録で確認できます。

測定中に DC 結合から AC 結合に切り替えた時、完全に DC 成分がなくなるまで約 12 秒程度要し
ます。

手順 2.

測定対象に合わせて測定レンジを設定します。
CH 設定サブメニューの 測定レンジ キー⑦により、入力感度の変更ができます。

測定レンジに表示されている値(RANGE)は、入力(測定)最大値を示し、波形モニタの 10 div に相当します。表示位置が 50 %の時、±RANGE(全測定範囲)が表示されます。

測定レンジ キーをタップし、回転ノブを回してレンジを変更します。回転ノブを左に回すと感度が下がり、右に回すと感度が上がります。
測定レンジは、下記の 12 レンジです。
500 V

200 V

100 V

50 V

20 V

10 V

5V

2V

1V

500 mV 200 mV 100 mV

Tips
入力が測定レンジを超え、オーバーレンジが発生すると画面右下に OVER RANGE を表示し、本体から「ピピッ！、ピピッ！」と警告音を発します。入力信号がオーバーレンジしないように測定レンジで感度を下げてください。警告音を鳴らしたくない場合、ブザー音設定を OFF としてください。
「8.3.1.
環境｣のブザー音設定を参照してください。
ピピッ！

ピピッ！

OVER RANGE

144

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.1. 2ch 電圧モジュール（RA30-101）
手順 3.

入力フィルタを設定します。
L.P.F. キー⑧により、ローパスフィルタを設定します。
本モジュールのローパスフィルタは、波形を重視した、なだらかな減衰特性のフィルタです。信
号として有効な周波数の 10 倍以上を目安にカットオフ周波数を設定し、不要な高周波成分、ノイズ成分をカットします。
OFF

3 kHz

300 Hz

30 Hz

3 Hz

A.A.F. キー⑨により、アンチエイリアシングフィルタを設定します。
急峻な減衰特性のローパスフィルタです。ON に設定すると、サンプリングによる測定データにエイリアシングが生じないように、サンプリング速度に連動して自動的にカットオフ周波数が選択されます。特に、FFT 解析を行う場合に有効です。この時、内部的に LPF を併用するので LPF の設定は無効となります。
手順 4.

表示範囲と表示位置を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示範囲と表示位置(表示領域)設定の説明｣を参照してください。
表示範囲： 波形モニタ内の波形表示エリアの振幅方向の表示幅
表示位置： 指定された表示範囲の波形表示エリアを波形モニタのどの位置に表示するかを指定し
ます。

手順 5.

表示最大と表示最小を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示最大と表示最小(波形表示スケール)設定の説明｣を参照してください。
表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

手順 6.

ゼロキャンセルを実行します。
電源投入後、時間の経過や周囲温度の変化により、RA3100 本体の内部温度が変化すると、入力モ
ジュール内で温度ドリフトが発生し、これが DC オフセット電圧の変化となり、測定の誤差となります。ゼロキャンセルを実行することで、これらの誤差を最小化することができます。
ゼロキャンセルは、電源投入後は 60 分間のウォームアップ時間をおき、 ゼロキャンセル キー⑰をタップします。

Note
本機能は内部のオフセット、ドリフトをキャンセルする機能で、入力信号のオフセットをキャンセルするものではありません。

1WMPD4004114E

145

9. オプションモジュールの使い方 － 9.1. 2ch 電圧モジュール（RA30-101）

参考資料

各入力―筐体(GND)間、各チャネル間の電圧がそれぞれ 300 V (DC + AC peak)を超えないようにしてください。超えた場合、破損の危険があります。

1

入力ケーブルCH1 と CH2 の入力コネクタは、絶縁型 BNC コネクタです。金属 BNC のプラグを使用するとコネクタの破損や接続不良の原因になるので金属 BNC は接続しないでください。
信号入力ケーブルには下記の絶縁 BNC ケーブル（RA30-507）をご使用ください。
推奨ケーブル名称(形式)

形状／特徴
絶縁 BNC
600V

CAT Ⅲ 300V
CATⅡ 600V

RA30-507!

2

MAXIMUM RATEDVOLTAGE TO
EARTH
MAXIMUM RATED
LINE VOLTAGE

絶縁 BNC ケーブル
(安全ワニグチ)
RA30-507

安全ワニグチ
赤 ＋
黒 －
長さ 1.5 m

対地間最大定格電圧
RA3100 本体

入力モジュール

共通
I/F 部

1ch H
L
2ch H
L

各 SLOT±500 V±500 VCH 間

300 V (DC + AC peak)
各 CH-筐体、対地間300 V (DC + AC peak)GND(アース端子付き電源ケーブルに接続)

146

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.2. 4ch 電圧モジュール（RA30-102）

4ch 電圧モジュール（RA30-102）
概要
本モジュールは、±1 V ～ ±200 V の測定レンジで、DC ～ 100 kHz の信号を、16 bit、1 MS/s でサン

プリングし、A/D 変換することができる 4 CH の電圧入力モジュールです。波形観測用のアナログフィ
ルタを搭載しています。また、各チャネル間、入出力間は絶縁されています。

入力チャネルの設定＜RA3100 本体での設定スイッチと設定内容について説明します。＞① スロット番号、入力モジュールタイプ。

①
②

②

③

③

④

⑤

⑥

⑦

② スロット変更： スロット を変更します。
③ チャネル選択： スロット内の CH を選択します。
④ 測定 ON/OFF
ON：⑤ カラー：

入力信号の測定を行います。
波形モニタの表示色を変更します。

⑥ 入力結合： 入力信号の結合を切り替えます。
⑦ 測定レンジ： 測定レンジを変更します。

⑧⑧ L.P.F.：

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

ローパスフィルタを変更します。

⑨ 表示位置： 表示位置を指定します。
⑩ 表示範囲： 各グラフの振幅方向の表示幅を指定します。
⑪ 表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。
⑫ 表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
⑬ シート：

チャネルをシートに割り当てます。

⑭ グラフ：

チャネルをグラフに割り当てます。

⑮ 波形表示： ON は波形モニタに波形が表示され、OFF は表示されません。

⑰⑯ ゼロキャンセル：
入力チャネルの内部オフセットをキャンセルします。ゼロキャンセルを実行することで、より正確な測定ができます。
⑰ 測定可能範囲/測定値：
現在の測定可能範囲と測定値を表示します。

1WMPD4004114E

147

9. オプションモジュールの使い方 － 9.2. 4ch 電圧モジュール（RA30-102）

測定時の設定SLOT 番号とチャネルを確認し、該当する入力モジュールに信号を接続し、 測定 キーを ON にしま
すと、モニタ画面に入力波形が表示されます。その波形を見ながら、必要な信号波形に調整できます。
以下の手順で入力チャネルを設定します。
手順 1.

入力結合 キー⑥により、入力のカップリングを設定します。
内容

カップリング
DC
GND
手順 2.

入力信号の DC、AC 成分を含めた実際の信号が測定できます。
測定時は DC 結合に設定します。
入力信号を CH 内部に接続せず、CH の入力を GND に接続します。
入力の GND レベルを波形モニタ、プリンタ記録で確認できます。

測定対象に合わせて測定レンジを設定します。
CH 設定サブメニューの 測定レンジ キー⑦により、入力感度の変更ができます。

測定レンジに表示されている値(RANGE)は、入力(測定)最大値を示し、波形モニタの 10 div に相当します。表示位置が 50 %の時、±RANGE(全測定範囲)が表示されます。

測定レンジ キーをタップし、回転ノブを回してレンジを変更します。回転ノブを左に回すと感度が下がり、右に回すと感度が上がります。測定レンジは、下記の 8 レンジです。
200 V

100 V

50 V

20 V

10 V

5V

2V

1V

Tips
入力が測定レンジを超え、オーバーレンジが発生すると画面右下に OVER RANGE を表示し、本体から「ピピッ！、ピピッ！」と警告音を発します。入力信号がオーバーレンジしないように測定レンジで感度を下げてください。警告音を鳴らしたくない場合、ブザー音設定を OFF としてください。
「8.3.1.
環境｣のブザー音設定を参照してください。

ピピッ！

ピピッ！

OVER RANGE

手順 3.

入力フィルタを設定します。
L.P.F. キー⑧により、ローパスフィルタを設定します。
本モジュールのローパスフィルタは、波形を重視した、なだらかな減衰特性のフィルタです。信
号として有効な周波数の 10 倍以上を目安にカットオフ周波数を設定し、不要な高周波成分、ノイズ成分をカットします。
OFF

3 kHz

300 Hz

30 Hz

3 Hz

148

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.2. 4ch 電圧モジュール（RA30-102）
手順 4

表示範囲と表示位置を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示範囲と表示位置(表示領域)設定の説明｣を参照してください。
表示範囲： 波形モニタ内の波形表示エリアの振幅方向の表示幅
表示位置： 指定された表示範囲の波形表示エリアを波形モニタのどの位置に表示するかを指定し
ます。

手順 5

表示最大と表示最小を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示最大と表示最小(波形表示スケール)設定の説明｣を参照してください。
表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

手順 6

ゼロキャンセルを実行します。
電源投入後、時間の経過や周囲温度の変化により、RA3100 本体の内部温度が変化すると、入力モ
ジュール内で温度ドリフトが発生し、これが DC オフセット電圧の変化となり、測定の誤差となります。ゼロキャンセルを実行することで、これらの誤差を最小化することができます。
ゼロキャンセルは、電源投入後は 60 分間のウォームアップ時間をおき、 ゼロキャンセル キー⑰をタップします。

Note
本機能は内部のオフセット、ドリフトをキャンセルする機能で、入力信号のオフセットをキャンセルするものではありません。

1WMPD4004114E

149

9. オプションモジュールの使い方 － 9.2. 4ch 電圧モジュール（RA30-102）

参考資料

各入力―筐体(GND)間、各チャネル間の電圧がそれぞれ 300 V (DC + AC peak)を超えないようにしてください。超えた場合、破損の危険があります。

1

入力ケーブルCH1 ～ CH4 の入力コネクタは、絶縁型 BNC コネクタです。金属 BNC のプラグを使用するとコネクタの破損や接続不良の原因になるので金属 BNC は接続しないでください。
信号入力ケーブルには下記の絶縁 BNC ケーブル（RA30-507）をご使用ください。
推奨ケーブル名称(形式)

形状／特徴
絶縁 BNC
600V

CAT Ⅲ 300V
CATⅡ 600V

RA30-507!

2

MAXIMUM RATEDVOLTAGE TO
EARTH
MAXIMUM RATED
LINE VOLTAGE

絶縁 BNC ケーブル
(安全ワニグチ)
RA30-507

安全ワニグチ
赤 ＋
黒 －
長さ 1.5m

対地間最大定格電圧
RA3100 本体

入力モジュール
1ch H
L
共通
I/F 部

2ch H
L
3ch H
L
4ch H
L

各 SLOT±200 V±200 V±200 VCH 間
300 V (DC + AC peak)
300 V (DC + AC peak)
300 V (DC + AC peak)±200 V
各 CH-筐体、対地間300 V (DC + AC peak)GND(アース端子付き電源ケーブルに接続)

150

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.3. 2ch 高速電圧モジュール（RA30-103）

2ch 高速電圧モジュール（RA30-103）
概要
本モジュールは、±100 mV ～ ±500 V の測定レンジで、DC ～ 5 MHz の信号を、16 bit、20 MS/s でサンプリングし、A/D 変換することができる 2 CH の電圧入力モジュールです。波形観測用のアナログフィルタを搭載しています。また、各チャネル間、入出力間は絶縁されています。

入力チャネルの設定＜RA3100 本体での設定スイッチと設定内容について説明します。＞① スロット番号、入力モジュールタイプ。

①
②

②

③

③

④

⑤

⑥

⑦

② スロット変更： スロット を変更します。
③ チャネル選択： スロット内の CH を選択します。
④ 測定 ON/OFF
ON：⑤ カラー：

入力信号の測定を行います。
波形モニタの表示色を変更します。

⑥ 入力結合： 入力信号の結合を切り替えます。
⑦ 測定レンジ： 測定レンジを変更します。

⑧⑧ L.P.F.：

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

ローパスフィルタを変更します。

⑨ 表示位置： 表示位置を指定します。
⑩ 表示範囲： 各グラフの振幅方向の表示幅を指定します。
⑪ 表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。
⑫ 表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
⑬ シート：

チャネルをシートに割り当てます。

⑭ グラフ：

チャネルをグラフに割り当てます。

⑮ 波形表示： ON は波形モニタに波形が表示され、OFF は表示⑰

されません。
⑯ ゼロキャンセル：

入力チャネルの内部オフセットをキャンセルします。ゼロキャンセルを実行することで、より正確な測定ができます。
⑰ 測定可能範囲/測定値：
現在の測定可能範囲と測定値を表示します。

1WMPD4004114E

151

9. オプションモジュールの使い方 － 9.3. 2ch 高速電圧モジュール（RA30-103）

測定時の設定SLOT 番号とチャネルを確認し、該当する入力モジュールに信号を接続し、 測定 キーを ON にしま
すと、モニタ画面に入力波形が表示されます。その波形を見ながら、必要な信号波形に調整できます。
以下の手順で入力チャネルを設定します。
手順 1.

入力結合 キー⑥により、入力のカップリングを設定します。
内容

カップリング
DC
AC
GND
手順 2.

入力信号の DC、AC 成分を含めた実際の信号が測定できます。
測定時は DC 結合に設定します。
入力信号の AC 成分だけを測定します。信号の DC オフセットをキャンセルして測定するので、交流信号の振幅だけを測定したい場合に設定します。
入力信号を CH 内部に接続せず、CH の入力を GND に接続します。
入力の GND レベルを波形モニタ、プリンタ記録で確認できます。

測定対象に合わせて測定レンジを設定します。
CH 設定サブメニューの 測定レンジ キー⑦により、入力感度の変更ができます。

測定レンジに表示されている値(RANGE)は、入力(測定)最大値を示し、波形モニタの 10 div に相当します。表示位置が 50 %の時、±RANGE(全測定範囲)が表示されます。

測定レンジ キーをタップし、回転ノブを回してレンジを変更します。回転ノブを左に回すと感度が下がり、右に回すと感度が上がります。測定レンジは、下記の 12 レンジです。
500 V

200 V

100 V

50 V

20 V

10 V

5V

2V

1V

500 mV 200 mV 100 mV

Tips
入力が測定レンジを超え、オーバーレンジが発生すると画面右下に OVER RANGE を表示し、本体から「ピピッ！、ピピッ！」と警告音を発します。入力信号がオーバーレンジしないように測定レンジで感度を下げてください。警告音を鳴らしたくない場合、ブザー音設定を OFF としてください。
「8.3.1.
環境｣のブザー音設定を参照してください。
ピピッ！

ピピッ！

OVER RANGE

手順 3.

入力フィルタを設定します。
L.P.F. キー⑧により、ローパスフィルタを設定します。
本モジュールのローパスフィルタは、波形を重視した、なだらかな減衰特性のフィルタです。信
号として有効な周波数の 10 倍以上を目安にカットオフ周波数を設定し、不要な高周波成分、ノイズ成分をカットします。
OFF

500 kHz 50 kHz

5 Hz

152

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.3. 2ch 高速電圧モジュール（RA30-103）
手順 4

表示範囲と表示位置を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示範囲と表示位置(表示領域)設定の説明｣を参照してください。
表示範囲： 波形モニタ内の波形表示エリアの振幅方向の表示幅
表示位置： 指定された表示範囲の波形表示エリアを波形モニタのどの位置に表示するかを指定し
ます。

手順 5

表示最大と表示最小を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示最大と表示最小(波形表示スケール)設定の説明｣を参照してください。
表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

手順 6

ゼロキャンセルを実行します。
電源投入後、時間の経過や周囲温度の変化により、RA3100 本体の内部温度が変化すると、入力モ
ジュール内で温度ドリフトが発生し、これが DC オフセット電圧の変化となり、測定の誤差となります。ゼロキャンセルを実行することで、これらの誤差を最小化することができます。
ゼロキャンセルは、電源投入後は 60 分間のウォームアップ時間をおき、 ゼロキャンセル キー⑰をタップします。

Note
本機能は内部のオフセット、ドリフトをキャンセルする機能で、入力信号のオフセットをキャンセルするものではありません。

1WMPD4004114E

153

9. オプションモジュールの使い方 － 9.3. 2ch 高速電圧モジュール（RA30-103）

参考資料
1

入力ケーブルCH1 と CH2 の入力コネクタは、絶縁型 BNC コネクタです。金属 BNC のプラグを使用するとコネクタの破損や接続不良の原因になるので金属 BNC は接続しないでください。
信号入力ケーブルには下記の絶縁 BNC ケーブル（RA30-507）をご使用ください。
推奨ケーブル名称(形式)

形状／特徴
絶縁 BNC
600V

CAT Ⅲ 300V
CATⅡ 600V

安全ワニグチ
赤 ＋
黒 －
長さ 1.5m

RA30-507!

2

MAXIMUM RATEDVOLTAGE TO
EARTH
MAXIMUM RATED
LINE VOLTAGE

絶縁 BNC ケーブル
(安全ワニグチ)
RA30-507

入力周波数と入力電圧のディレーティング特性
電圧では、最大 1000 Vp-p、周波数では、最大 5 MHz を入力可能ですが、電圧と周波数の関係には制限があります。これには機器が損傷する限界と安全に測定可能な範囲が設定されています。
機器の発熱や入力電流の増大により、信号源や機器の損傷が発生する可能性があります。

周波数－電圧ディレーティング特性
入力最大電圧 (Vp-p)

損傷限界

3

安全使用範囲

1000
800
600
400
200
0
10

100

入力周波数 (kHz)

1000

10000

対地間最大定格電圧
RA3100 本体

入力モジュール

共通
I/F 部

1ch H
L
2ch H
L

各 SLOT±500 V±500 VCH 間

300 V (DC + AC peak)
各 CH-筐体、対地間300 V (DC + AC peak)GND(アース端子付き電源ケーブルに接続)

安全使用範囲でご使用ください。
1000 Vp-p 100 kHz では、入力電流が約 21 mA となり、信号源の負荷となるのでご注意ください。

各入力－筐体(GND)間、各チャネル間の電圧がそれぞれ 300 V (DC + AC peak)を超えないようにしてください。超えた場合、破損の危険があります。

154

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）

2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）
概要
本モジュールは、500×10-6 ひずみ ～ 80000×10-6 ひずみの測定レンジで、DC ～ 2 kHz のひずみ信

号を 16 bit、100 kS/s で サンプリングし、A/D 変換することができる 2 CH のひずみ入力モジュー

ルです。ひずみゲージ式変換器の出力やひずみゲージを接続して使用します。オートバランス、簡易ブ
リッジチェック機能を搭載しています。また、各チャネル間、入出力間は絶縁されています。

Note
本モジュール使用の際は、RA3100 本体の SLOT9 に RA30-112 リモート制御モジュールを実装する必要があります。

接続方法
ブリッジボックス及び、ひずみゲージ式変換器をオプションの NDIS 変換ケーブル RA30-508 を使用して接続します。
NDIS 変換ケーブル RA30-508

ブリッジボックス

RA30-104

または
ひずみゲージ式変換器

NDIS4109 (小型プラグ)

NDIS4102 (ジャック)Tips
本モジュールの非直線性、平衡調整範囲及び、平衡調整精度仕様は接続した NDIS 変換ケーブル端 にて規定しています。

Note
NDIS 変換ケーブルの抜き差しはコネクタを持って行い、ケーブル側に過度の負担（折り曲げ、引っ張
り、ねじり）がかからないようにご使用ください。
過度の負担を与えた場合は断線や破損の可能性があります。

1WMPD4004114E

155

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）

入力チャネルの設定＜RA3100 本体での設定スイッチと設定内容について説明します。＞＜CH 設定サブメニュー1＞

CH 設定サブメニュー1①②②③ チャネル選択： スロット内の CH を選択します。

③③④ 測定 ON/OFF④⑤① スロット番号、入力モジュールタイプ。
② スロット変更： スロット を変更します。

ON：⑤ カラー：

入力信号の測定を行います。
波形モニタの表示色を変更します。

⑥⑥ CH 設定サブメニュー2：
この枠内をタップすると＜CH 設定サブメニュー2＞
を表示します。
⑦ 表示位置： 表示位置を指定します。
⑧ 表示範囲： 各グラフの振幅方向の表示幅を指定します。

⑦⑧⑨ 表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

⑨

⑩

⑪

⑫

⑩ 表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
⑪ シート：

チャネルをシートに割り当てます。

⑫ グラフ：

チャネルをグラフに割り当てます。

⑬⑬ 波形表示： ON は波形モニタに波形が表示され、OFF は表示されません。

⑭⑭ 測定可能範囲/測定値：
現在の測定可能範囲と測定値を表示します。

156

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）＜CH 設定サブメニュー2＞

CH 設定サブメニュー2⑮ 入力結合： 入力信号の結合を ひずみ または GND に切り替えます。
⑯ BAL：

ひずみゲージブリッジの不平衡バランスをとります。不平衡分をキャンセルすることができます。実
行すると [R-FINE]が 0 にリセットされます。

⑰ 測定レンジ： 測定レンジを変更します。
⑱ R-FINE： バランス微調整します。
⑲ L.P.F.：⑳ CAL 値：
㉑ CAL：＋：

ローパスフィルタを変更します。

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

内部校正器の設定値を変更します。
設定範囲は 1 ～ 9999 ×10-6 ひずみとなります。
内部校正器の出力を｢＋、OFF、－｣に切り替えます。

㉑

CAL 値で設定した内部校正器の設定値をプラスの㉒

値として出力します。
－：

⑮

㉓

CAL 値で設定した内部校正器の設定値をマイナスの値として出力します。

OFF： 内部校正器の出力をオフにします。
（設定値表示は㉔

そのままですが出力はされません）

Tips
校正値として使用後（測定時）は OFF に設定してください。
内部校正器設定値は入力信号に加算されます。
㉒ B.V.：

ブリッジ電源電圧を切り替えます。

㉓ ブリッジ： 簡易ブリッジチェックを行います。ブリッジの異常を検出するとエラーメッセージが表示されます。
（異常時には「ブリッジが異常です」メッセージを表示します。
）エラーメッセージが表示されたときには、ブリッジ部やセンサの接続を確認してください。
㉔ Close：Close キーをタップすると、＜CH 設定サブメニュー２＞を閉じて＜CH 設定サブメニュー１＞表示となります。

1WMPD4004114E

157

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）

測定時の設定SLOT 番号とチャネルを確認し、該当する入力モジュールに信号を接続し、 測定 キーを ON にしま
すと、モニタ画面に入力波形が表示されます。その波形を見ながら、必要な信号波形に調整できます。
以下の例に沿って入力チャネルを設定します。
手順 1.

筐体間のブリッジ電源キャリア(搬送波)の同期設定を行います。
リモート制御モジュール(RA30-112)の OSC を｢内部｣に設定します。

Tips
設定方法については「9.10. リモート制御モジュール(RA30-112)」を参照ください。
ただし、複数の RA3100 本体を使用した場合でビートの影響が気になる場合には「9.4.5. 参考資料」の｢筐体間のブリッジ電源キャリア(搬送波)同期について」に従って、筐体間の同期をとってください。
手順 2.

入力結合を設定します。
CH 設定サブメニュー2

入力結合 ⑮により、入力結合を設定します。
内容

入力結合

手順 3.

ひずみ

ひずみ測定時に選択します。

GND

ゼロレベルを確認したい時に選択します。

ブリッジ電源を設定します。
CH 設定サブメニュー2

B.V. ㉒により、ブリッジ電源を設定します。

ブリッジ電源内容

0.5 Vrms

接続するひずみゲージまたは、ひずみゲージ式変換器にあったブリッジ電源電圧

2 Vrmsを設定します。

Tips
ブリッジ電圧は常時出力されます。
特に大きなひずみを測定する場合には、ブリッジ電圧を 0.5 Vrms に設定してご使用ください。
手順 4.

簡易ブリッジチェックを行います。
CH 設定サブメニュー2

ブリッジチェック ㉓により簡易ブリッジチェックを実行します。

ひずみゲージまたはひずみゲージ式変換器との接続に問題が無いか簡易ブリッジチェックを行います。エラーメッセージが表示された場合にはブリッジ部やセンサの接続を確認してください。

Tips
簡易ブリッジチェックはブリッジ辺の短絡、及び一部のブリッジ辺とケーブルの断線を検出することができます。ただし、短絡及び断線個所を特定することはできません。
手順 5.

測定レンジを設定します。
CH 設定サブメニュー2

測定レンジ ⑰により測定レンジ設定を行います。

想定される入力ひずみの大きさにあった測定レンジを設定します
測定レンジは下記の各ブリッジ電源において 6 レンジです。
測定レンジ(×10-6 ひずみ)

ブリッジ電源
0.5 Vrms

500

1000

2000

5000

10000

20000

2 Vrms

2000

4000

8000

20000

40000

80000

158

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）

Tips
入力が測定レンジを超え、オーバーレンジが発生すると画面右下に OVER RANGE を表示し、本体から「ピピッ！、ピピッ！」と警告音を発します。入力信号がオーバーレンジしないように測定レンジで感度を下げてください。警告音を鳴らしたくない場合、ブザー音設定を OFF としてください。
「8.3.1.
環境｣のブザー音設定を参照してください。
ピピッ！

ピピッ！

OVER RANGE

手順 6.

ローパスフィルタを設定します。
CH 設定サブメニュー2

L.P.F. ⑲によりローパスフィルタを設定します。

不要な高周波成分、ノイズをカットするために、必要に応じてローパスフィルタを設定します。
設定値よりもさらに高い周波数成分、ノイズ成分が制限されます。ただし、周波数設定値を低くするに従って応答が遅くなりますので、制限の必要が無い場合は OFF とします。
OFF
手順 7.

300 Hz100 Hz

30 Hz

10 Hz

表示範囲と表示位置を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示範囲と表示位置(表示領域)設定の説明｣を参照してください。
表示範囲： 波形モニタ内の波形表示エリアの振幅方向の表示幅
表示位置： 指定された表示範囲の波形表示エリアを波形モニタのどの位置に表示するかを指定し
ます。

手順 8.

表示最大と表示最小を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示最大と表示最小(波形表示スケール)設定の説明｣を参照してください。
表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

手順 9.

初期バランスを実行します。
CH 設定サブメニュー2

BAL ⑯によりブリッジの初期バランスを実行します。

ブリッジ部が無負荷の状態でブリッジの初期バランスを実行します。
ノイズ等の影響等でゼロが取り切れない場合は必要に応じて＜CH 設定サブメニュー2＞の
R-FINE ⑱で微調整を 行ってください。

Tips
ひずみゲージブリッジの不平衡成分には抵抗不平衡分と容量不平衡分があり、 BAL 実行でキャンセルされるのは抵抗不平衡分です。容量不平衡分は常時自動でキャンセルされます。
環境変化等でブリッジ部の無負荷時におけるゼロがずれた場合には、初期バランスの再実行を行います。

1WMPD4004114E

159

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）

参考資料

入力端子には、ブリッジボックスまたはひずみゲージ式変換器を使用して接続したひずみゲージセンサ
以外、接続しないでください。電圧、電流を入力しないでください。故障の原因になります。
各入力―筐体(GND)間、各チャネル間の電圧がそれぞれ 100 V (DC + ACpeak)を超えないようにしてください。超えた場合、破損の危険があります。

電位を持った箇所の測定をする場合は、ケーブル自体に電位が発生するため、入力線の金属部分に触れないようにしてください。感電の恐れがあります。
1

フロントパネル

入力コネクタ（NDIS4109 レセプタクル）

ピン配置
ピン番号

機能

A

ブリッジ電源＋

B

入力－

C

ブリッジ電源－

D

入力＋

E

コモン

F
G
H

未接続

J

2

変換ケーブルCH1 と CH2 の入力コネクタは NDIS4109 コネクタです。
下記の NDIS 変換ケーブル RA30-508 をご使用ください。
名称(形式)

形状／特徴
NDIS4109

NDIS 変換ケーブル
RA30-508

NDIS4102
長さ 0.6 m

160

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）
RA30-104
入力コネクタ側

センサ側

NDIS4109 (小型プラグ)

NDIS4102 (ジャック)NDIS 変換ケーブル RA30-508

入力コネクタ側
ピン番号

ピン配置

センサ側

機能

ピン配置

ピン番号

機能

A

ブリッジ電源＋A

ブリッジ電源＋

B

入力－

B

入力－

C

ブリッジ電源－C

ブリッジ電源－

D

入力＋

D

入力＋

E

シールド

E

シールド

F

F

G

G

H

未接続

未接続

J

3

対地間最大定格電圧
RA3100 本体

入力モジュール

各 SLOT

1ch

CH 間

共通
I/F 部

100 V (DC + AC peak)

2ch

各 CH-筐体、対地間100 V (DC + AC peak)GND(アース端子付き電源ケーブルに接続)

1WMPD4004114E

161

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）
4

ブリッジボックス接続の場合
弊社ブリッジボックスを例に説明します。ブリッジボックスの構成は、端子箱、ケーブル、コネクタです。端子箱にはひずみゲージ接続用端子を設け、3 個の高性能抵抗を内蔵しています。ひずみゲージを接続してブリッジ回路を構成しますが、様々なゲージ接続法を実現するためショートバーが付属しています。
差し込むときは、この部分を持って押し込みます。
ゲージ

RA30-104

ブリッジボックス
測定点とブリッジボックス間は、ノイズを軽減するためにできるだけ短いひずみゲージで配線
してください。ひずみゲージは、リード線を含引き抜くときには、この部分を持ち、回さないように引き抜きます。

んだ状態でゲージ率補正を行います。リード線は切断や継ぎ足しを施さないでください。

ブリッジボックス外観（1 ゲージ法の時）(1) 設置方法
なるべく測定点に近い場所に置いてください。
固定する場合には取付穴を利用してビス止めします。
水気の多い所、温度変化の激しい所および強電界、強磁界中には設定しないでください。
設置が完了したら接続ケーブルはなるべく動かさないよう固定してください。

(2) ブリッジボックスの外観、接続方法
ゲージ
取り付け穴
ショートバー

接地端子

取り付け穴

端子箱

A
ブリッジ電源ブリッジ出力B

E 端子接続については

EC｢9.4.5. 参考資料」の｢E 端子接続について」を参照しDてください。

ブリッジボックス接続例（1 ゲージ法の時）コネクタの結線
コネクタの結線は、上図に示すように A、C 端子がブリッジ電源の供給、B、D 端子が RA30-104 への入力となります。
ブリッジボックスの結線
ひずみ測定の主なブリッジ回路と主な結線方法は、「9.4.5. 参考資料」の｢ひずみゲージによるブリッジ
構成例」を参照してください。

ひずみゲージ接続例（1 ゲージ法の時）

162

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）
ブリッジボックスを中継して変換器を使用する場合、下図を参考にしてください｡
E 端子の接続は、「9.4.5. 参考資料」の｢E 端子接続について｣を参照してください。

RA30-104
Rg

D

R
A
B

R

C
R

ブリッジ出力(e)1 ゲージ法の変換器

ブリッジへの電源供給(E)
変換器接続例（1 ゲージ法の時）ケーブル長の影響
ブリッジボックスと RA30-104 を接続するケーブルが長い場合、ケーブルの導体抵抗によりブリッジ
電圧が低下して、ひずみ値と本モジュールでの測定値の間に誤差を生じます。｢9.4.5. 参考資料」の「測定ひずみ値の補正(3)ブリッジボックスや変換器とのケーブル距離が長い場合」を参照し、必要に応じて物理量換算で補正してください。
リード線の注意事項
ひずみゲージよりブリッジボックスまでのリード線が長い場合、初期バランスがとれたとしても見掛け上
ゲージ率の低下や出力の直線性悪化が生じます。ひずみゲージからのリード線はできるだけ短くしてくだ
さい(2 m 以下)。目的によってはリード線付ひずみゲージを使用してください。リード線付ひずみゲー
ジは、リード線がついた状態でゲージ率の校正がされていますので、リード線を切ったり、継ぎ足したりしないでください。

1WMPD4004114E

163

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）5

変換器接続の場合
ひずみゲージ式変換器の多くは測定しようとする物理量を弾性体で受け、これに生ずるひずみを電気量に変換しています。この弾性体の部分を受感部または起歪部と呼びます。受感部の材料は比例限度が高くク
リープやヒステリシスの小さなものが使用されています。受感部はひずみゲージが接着され、ブリッジ回路が構成されています。温度補償を行い、さらに防湿処理が施されています。なお、各種変換器についての詳細は各メーカーの技術資料を参照してください。

(1) 設置方法
各種の変換器を本製品と組み合せて使用する場合には図のように結線します。
ブリッジ回路部
中継、延長コネクタピン配置

AD

ブリッジ電源B

CAB

E シールドC

D

ブリッジ出力変換器との接続
なお、各種変換器と動ひずみ測定器を直接接続するケーブルには、弊社オプションの「中継ケーブル」｢延長ケーブル｣があります。弊社の中継ケーブル、延長ケーブルは日本非破壊検査協会のひずみ測定器用
入力コネクタの規定に基づいて作られています。変換器の接続ケーブルがコネクタ付でなくバラ線となっている場合、ブリッジボックスを使用して接続することもできます。
「9.4.5. 参考資料」の｢ブリッジボックス使用時の接続｣を参照してください。

中継ケーブル (プラグ⇔プラグ)

延長ケーブル (プラグ⇔ジャック)

Tips
変換器の固定が不安定であると誤動作、雑音発生などの原因となるので変換器メーカーの取扱説明書を参照してしっかり固定してください。
変換器、接続コネクタは一般には耐湿性ですが、水、雨などがかからないようにして絶縁を保ってください。
本製品から変換器までのケーブルが長い場合は、ブリッジ電圧が降下し、ブリッジからの出力電圧と測定値との間に誤差を生じるため測定値の補正が必要となります。補正方法は「測定値の補正」を参照ください。
使用する変換器は本製品の E 端子と他の A、B、C、D 端子が接続されていないものを使用してください。
変換器および接続ケーブルは強力な電界中や磁界中に置かないようにしてください。
ケーブル長の影響
変換器と RA30-104 を接続するケーブルが長い場合、ケーブルの導体抵抗によりブリッジ電圧が低下
して、ひずみ値と本モジュールでの測定値の間に誤差を生じます。「9.4.5. 参考資料」の「測定ひずみ値の補正 (3)ブリッジボックスや変換器とのケーブル距離が長い場合」を参照して必要に応じて物理量換算で補正してください。

164

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）
6

ひずみゲージによるブリッジ構成例
ホイートストンブリッジ回路の四辺にひずみゲージを組込む場合、ゲージは 1、2、4 枚の組合せが行えます。また、ひずみゲージの受けるひずみにより、同符号同値、異符号同値、異符号一定比例値などの場合に分けて組合せが考えられます。さらに、ブリッジの特長を有効に利用し、温度補償、誤差消去
および出力の増大策などをとることが可能です。
ここでは、一般に用いられるひずみゲージによるブリッジ構成例を記します。なお、使用する記号は次の通りです。
R ： 固定抵抗の値(Ω)

K ： 使用ひずみゲージのゲージ率(2.00 とする)

Rg ： ひずみゲージの抵抗値(Ω)ε ： ひずみ値 (10-6 ひずみ)

Rd ： ダミーゲージの抵抗値(Ω)Ε ： ブリッジの印加電圧(V)rν ： 被測定体のポアソン比： リード線の抵抗値(Ω)

e ： ブリッジからの出力電圧(V)N ： ゲージ法によるブリッジ出力係数

ひずみゲージの貼り方、ゲージ自体の特徴、ブリッジ回路での測定方法等は、ひずみゲージメーカーの技術資料および日本非破壊検査協会編集｢ひずみゲージ試験Ⅰ｣｢ひずみゲージ試験Ⅱ｣｢ひずみゲージ試験Ⅲ｣等を参照してください。
下記のブリッジボックス配線法は、弊社ブリッジボックスを使用した場合です。
回路
R

D

A
Rg

R

C
R

ゲージ法

出力
(e)

A

Rg

D

B

R

C 出力
Rd (e)

A
Rg1

B

R

ブリッジ電圧(E)

1WMPD4004114E

周囲の温度変化が少ない｡
ブリッジ出力係数 N = 1

E

ひずみ値 = 測定値/N

単純引張り、圧縮、単純曲げ｡

Rg

Rg

ひずみゲージリード線の温度補償｡

D C B A

Rg

Rd

ブリッジ出力係数 N = 1

E

ひずみ値 = 測定値/N

Rg

単純引張り、圧縮、単純曲げ｡

D C B Aブ 1 ダミーRg2

2 アクティ

ひずみ値 = 測定値/N
Rg1

ブリッジ出力係数 N = 1 + ν

ひずみ値 = 測定値/N

E

Rg2
Rg2

2 アクティRg1

D C B A

ブゲージ法

E

Rg2

165

単純引張り、圧縮、単純曲げ｡
温度補償｡

D C B A

ブゲージ法

ダミーゲージによる温度補償｡
ブリッジ出力係数 N = 1

E
Rd
Rg1

Rg1
出力
C
Rg2 (e)

単純引張り、圧縮、単純曲げ｡

D C B A

ブリッジ電圧(E)D

Rg

1 ゲージ法

1 アクティ

用途、備考

配線法

ゲージ法

ブリッジ電圧(E)
D
R
R
A
C
出力
Rg1
Rg2 (e)B

R

ブリッジボックス

Rg

B
ブリッジ電圧(E)Dr
RRA C 出力 1 ゲージ
Rg rB'(e) 3 線式結線
r B
法
ブリッジ電圧(E)R

具体例

曲げひずみの検出｡
引張り、圧縮ひずみを消去｡
温度補償｡
ブリッジ出力係数 N = 2

ひずみ値 = 測定値/N

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）
回路

A

D

R

B

ゲージ法

ブリッジボックス

具体例

引張り、圧縮ひずみのみ検出｡
Rg2
C
R

出力
(e)

Rg2

Rg1

対辺 2
ゲージ法

B

4 アクティ
ブゲージ法

Rg2

Rg1

Rg4
A
Rg1

B

4 アクティ
ブゲージ法

Rg1

Rg2

Rg3
Rg1

Rg4
Rg2

Rg3

Rg4
A
Rg1

B

Rg3
C 出力
Rg2 (e)ブリッジ電圧(E)

温度変化の影響は倍増される｡
ひずみゲージリード線の温度補償｡
ブリッジ出力係数 N = 2

Rg2
Rg1

Rg2

Rg1

引張り、圧縮ひずみのみ検出｡
曲げひずみを消去｡
温度補償｡
ブリッジ出力係数 N = 2(1 + ν)

D C B A

Rg3

Rg3

ひずみ値 = 測定値/N

E

Rg4
Rg2

Rg1

曲げひずみのみ検出｡
引張り、圧縮ひずみを消去｡
温度補償される｡

Rg4
Rg3

ブリッジ出力係数 N = 4

D C B A
Rg4

ブリッジ電圧(E)D

B' E

曲げひずみを消去｡

ひずみ値 = 測定値/N

Rg1
Rg3
C 出力
Rg2 (e)

Rg1

D'

Rg2

ブリッジ電圧(E)D

ひずみ値 = 測定値/N

D C B A

ブリッジ電圧(E) 結線法
Rg3
C 出力
Rg2 (e)ブリッジ出力係数 N = 2

引張り、圧縮ひずみのみ検出｡

r r
対辺 2
r
Rg2 出力 アクティブ
A C
(e)
ゲージ
Rg1 R
r
3 線式
r r

Rg4
A
Rg1

曲げひずみを消去｡
温度変化の影響は倍増される｡

E

Rg2

D'

D

Rg1

D C B Aアクティブ

ブリッジ電圧(E)

B

用途、備考

配線法

Rg3

Rg1 Rg2 Rg1 Rg4

ひずみ値 = 測定値/N

E
Rg2

Rg1

4 アクティ

ねじりひずみのみ検出｡
引張り、圧縮、曲げひずみを消去｡
温度補償｡

D C B A

ブゲージ法
Rg3 Rg4 Rg2 Rg3

166

Rg4

E

ブリッジ出力係数 N = 4

ひずみ値 = 測定値/N

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）7E 端子接続について
本モジュールの E 端子は筐体から絶縁されたひずみ入力部のコモン(COM)に接続されています。
また、入力の NDIS4109 コネクタのシェルは筐体に接続されています。
入力 NDIS コネクタ(シェルはシャーシに接続)

入力ケーブル(4 芯シールドケーブル)
シャーシ

COM
ひずみ型変換器、ブリッジボックス
未接続

GND(電源 GND 端子)

Tips
ブリッジボックスやひずみゲージ型変換器のシャーシが GND 電位の場合、E 端子をブリッジボックス
やひずみゲージ型変換器のシャーシに接続しない方が、安定性や出力ノイズに改善がみられる場合があります。

8

測定ひずみ値の補正(1) ゲージ率が異なる場合
本製品のゲージ率は、2.00 と仮定しています。
ゲージ率が 2.00 以外のひずみゲージを使用した場合は、下記の補正計算を行います。
ひずみ値 [×10-6 ひずみ] =2.00
K× 測定値 [×10-6 ひずみ]

K：使用ひずみゲージのゲージ率(2) ゲージ法が異なる場合
本製品の測定ひずみ値は、ゲージ率 2.00、1 ゲージ法での値となります。

2 ゲージ法または 4 ゲージ法を使用した場合は、下記の｢主なゲージ法と測定ひずみ値の関係｣内の式に従って補正計算を行います。ホイートストンブリッジ回路については、「9.4.5. 参考資料」の｢ひずみゲージによるブリッジ構成例｣を参照してください。
主なゲージ法と補正後の測定ひずみ値の関係
主なゲージ法2 ゲージ法

1 アクティブ 1 ダミー

ブリッジ出力係数 N = 1

2 アクティブ

ブリッジ出力係数 N = 2、1 + ν

対辺 2 アクティブ
4 ゲージ法4 アクティブ

変換器

4 アクティブ

※測定ひずみ値 = 測定値／ブリッジ出力係数 N

ブリッジ出力係数 N = 2

ブリッジ出力係数 N = 4、2(1 + ν)
ブリッジ出力係数 N = 1 ※

変換器は一般的に 4 ゲージ法ですが、出力は 1 ゲージ法に対応するようになっています。

1WMPD4004114E

167

9. オプションモジュールの使い方 － 9.4. 2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）(3) ブリッジボックスや変換器とのケーブル距離が長い場合
ブリッジボックスや変換器と RA30-104 を接続するケーブルが長い場合、ケーブルの導体抵抗によりブリッジ電圧が低下して、実際のひずみ値と本モジュールでの測定値の間に誤差を生じます。必要に応じて物理量換算機能で補正を行ってください。
ブリッジ電圧の降下率例
ブリッジ抵抗NDIS 変換ケーブルコネクタ(ジャック)からブリッジボックスまでの長さ

120 Ω
350 Ω
※

20 m

50 m

100 m

200 m

-1.2 %-2.9 %-5.6 %-10.6 %

-0.4 %-1.0 %-2.0 %-3.9 %

すずメッキ軟銅線、0.5 mm2、20 °C、35.73 Ω/km にて計算した例。
(弊社 中継ケーブル、延長ケーブル使用時)

9

筐体間のブリッジ電源キャリア(搬送波)同期について
本モジュール(RA30-104)を複数台の RA3100 にわたって使用する場合、ブリッジ電源を同期させる必要があります。同期しない場合、ブリッジ電源間のビート(うなり)が発生し、本来とは違う信号が測定される場合があります。ビートの影響度合いは測定対象の構成、センサ間の距離によって異なります。
測定対象 1

RA3100

同期無しでもビートの影響を受けづらい

センサ

RA30-104

測定対象が別
センサ距離が遠い

RA3100

測定対象 2

RA30-104

センサ

ビートの影響が小さな構成
RA3100

同期しないとビートの影響を受ける

RA30-104

測定対象
センサ

RA3100

測定対象が同じ
センサ距離が近い

センサ

RA30-104
ビートの影響が大きい構成
RA3100 複数台の筐体間同期接続を行う場合、RA3100 に実装した RA30-112(リモート制御モジュール)間をオプションのリモート制御ケーブル(本体間接続用) RA30-505 で接続します。
マスタRA3100スレーブ
AC ひずみ用
キャリア信号

RA3100RA30-112
20P INOUT

RA30-112
OUT 14P
OSC 内部
リモート制御ケーブル（本体間接続用）AC ひずみRA30-505
モジュール

OSC 外部AC ひずみモジュール

スレーブ
AC ひずみ用
キャリア信号
14P

20P IN

リモート制御ケーブル（本体間接続用）
RA30-505

RA3100RA30-112
OSC 外部AC ひずみモジュール

RA3100 複数台の筐体間同期接続（3 台接続時）

168

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.5. 16ch ロジックモジュール（RA30-105）

16ch ロジックモジュール（RA30-105）
概要
本モジュールは、16 CH(8 CH x 2)の入力信号を閾値で 2 値化して High レベル/Low レベルのロジック信号に変換するロジック測定モジュールです。入力信号は電圧(High レベル/Low レベル)の検出と無電圧接点(Open/Close)の検出に対応し、選択できます。応答可能パルスは、1 μs 以下です。16 CH のデータは同期して測定し、記録されます。本モジュールに接続できるプローブは、100 V、200 V 系の電圧の有無を記録する為のオプションのフローティング電圧プローブ 1539S と AC100V 系、AC200V 系の電圧増加･低下を記録できるオプションの電圧変動用プローブ 1540S、1543S です。

入力チャネルの設定
本モジュールは 入力信号 の設定が「電圧」と「接点」で下図のように異なります。
＜電圧入力＞＜接点入力＞

①
②

②

③

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑥

⑦

⑫

⑬

① スロット番号、入力モジュールタイプ。
② スロット変更： スロット を変更します。
③ チャネル選択： スロット内の CH を選択します。
④ 測定 ON/OFF
ON：

入力信号の測定を行います。

⑤ カラー：

波形モニタの表示色を変更します。

⑥ 入力信号：

電圧か接点を選択します。この設定は、CHA (8 ch)、CHB (8 ch)毎に選択できます。

1WMPD4004114E

169

9. オプションモジュールの使い方 － 9.5. 16ch ロジックモジュール（RA30-105）⑦ 閾値の設定：

入力信号＝ 電圧の時： 電圧閾値 ⑦が設定可能となります。

電圧検出用の閾値を 3 種類から選択できます。
入力信号＝ 接点の時： 抵抗閾値 ⑦が設定可能となります。

接点検出用の閾値を 3 種類から選択できます。
⑧ 表示位置：CHA または、CHB のロジック信号の表示位置を設定します。
CH-4 の Low レベル位置が設定された値になります。

⑨ 表示範囲：CHA または、CHB のロジック信号の表示振幅を設定します。

各グラフの全範囲を 100 %としたときの表示幅を％で指定します。

8 ch の信号は、等間隔で表示され、8 ch 全体の表示幅を設定することになります。
⑩ 信号振幅：

各チャネルの Low レベルに対して、High レベル(波形)の高さを%で設定します。下図は信号単位ごとの表示例です。
信号単位が 8 ch の場合

信号単位が 1 ch の場合
100 %

100 %
50 %

100 %

⑪ 信号単位：

80 %グラフへのチャネル割り付け単位を 8 ch または 1 ch で設定します。

8 ch の場合、CHA または CHB (8 ch)単位で設定します。

1 ch の場合、CH1 ～ CH8 (1 ch)で設定します。

チャネル割り付けについては｢8.2.3. シート｣の｢SHEET1/SHEET2/SHEET3｣を参照してください。
⑫ グラフ/波形表示： グラフ/波形表示の枠内をタップすると設定ダイアログが表示されます。
グラフは G1 ～ G18 を グラフ キーで設定します。
波形表示の ON は波形モニタに波形が表示され、OFF は表示されません。

⑬ シート：

チャネルをシートに割り当てます。

170

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.5. 16ch ロジックモジュール（RA30-105）

測定時の設定電圧入力の最大値は 24 V です。
高電圧を加えるとモジュールの破損になるので注意してください。
高電圧を入力する場合は、フローティング電圧プローブ 1539S を使用してください。
SLOT 番号とチャネルを確認し、該当する入力モジュールに信号を接続し、 測定 を ON にすると、モニタ画面に入力波形が表示されます。その波形を見ながら、必要な信号波形に調整できます。
以下の手順で入力 CHA と入力 CHB を各々設定します。
手順 1.

入力信号 ⑥で電圧か接点を設定します。
電圧入力の場合、電圧(High/Low)の状態を、2 値データとして High レベル/Low レベルで波形表示します。接点接続の場合、無電圧接点(Open/Close)の状態を、2 値データとして High レベル/Low レベルで波形表示します。
接点入力
接点

Open

Close

電圧

Low レベルHigh レベルRA30-105
電圧入力

手順 2.

測定対象に合わせて 閾値 ⑦を設定します。
電圧入力
閾値

High レベル 検出

Low レベル 検出

1.4 V

1.8 V 以上

1.0 V 以下

2.5 V

3.0 V 以上

2.0 V 以下

4V

4.6 V 以上

3.4 V 以下閾値Open 検出

Close 検出2 kΩ2.0 kΩ 以上

250 Ω 以下

5 kΩ

5.0 kΩ 以上

1.5 kΩ 以下

9 kΩ

9.0 kΩ 以上

3.0 kΩ 以下

接点入力

Tips
検出範囲外の場合、入力信号の状態は正しく判定できません。
接点接続時は、約 0.5 mA の負荷電流が流れています。
手順 3.

信号振幅 ⑩でモニタに表示、プリンタ記録するチャネルを設定します。

手順 4.

表示位置 ⑧と 表示範囲 ⑨を設定します。

1WMPD4004114E

171

9. オプションモジュールの使い方 － 9.5. 16ch ロジックモジュール（RA30-105）

参考資料
1

入力コネクタ

ピン配置

本モジュールの入力は 16 CH 入力ですが、8 CH ずつ CHA、CHB にグループ化されています。
入力の設定、トリガ設定、波形表示設定もこの CHA、CHB の単位で行います。

コネクタも CHA、CHB の 2 つのコネクタに分かれています。
A10

A1

A10

A1

B10

B1

B10

B1

CHA コネクタ

CHB コネクタ

ピン番号
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

信号名
+5VA2
+5VA2
CH8
CH7
CH6
CH5
CH4
CH3

ピン番号
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

A9

CH2

A10

CH1

信号名

ピン番号
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

信号名
+5VA2
+5VA2
CH8
CH7
CH6
CH5
CH4
CH3

ピン番号
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

B9

A9

CH2

B9

B10

A10

CH1

B10

GND

信号名

GND

※

入力信号用コネクタ：DF02R020NA3(日本航空電子工業)※

A 列と B 列は対になっています。GND (B 列)は、A 列の信号と対になる入力コモンです。

※

入力信号用コネクタに適合するプラグ(メーカ型番)は以下の通りです。
適合プラグ： DF02P020F22A1(半田結線タイプ）、DF02P020G28A1(圧接結線タイプ)

2

対地間最大定格電圧
RA3100 本体

入力モジュール

共通
I/F 部

CHA H
L
CHB H
L

各 SLOT CHA(CH1～CH8)、CHB(CH1～CH8)±24 V
L：各 ch 共通±24 V
各 CH-筐体、対地間

42 V (DC + AC peak)GND(アース端子付き電源ケーブルに接続)

各入力 － 筐体(GND) 間、42 V (DC + AC peak)を超えないようにしてください。
超えた場合､破損の危険があります｡

各入力間は、絶縁されていません。L (GND) は内部で接続されています。
172

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.5. 16ch ロジックモジュール（RA30-105）
3

プローブ（1539S/1540S/1543S）接続の場合(1) 接続方法
フローティング電圧プローブ 1539S、電圧変動用プローブ 1540S/1543S を本製品と組み合せて使用する場合には、8 ch ロジックケーブル(RA30-503)を介して図のように結線します。

1 つの CH に最大 2 つのプローブを接続できます。
RA30-105

8 ch ロジックケーブル
RA30-503

フローティング電圧プローブ
1539S

8 ch ロジックケーブル
RA30-503

電圧変動用プローブ
1540S/1543S

CHA
または
CHB

RA30-105

CHA
または
CHB

(2) 設定入力信号を接点、抵抗閾値を 2 kΩ にします。

1WMPD4004114E

173

9. オプションモジュールの使い方 － 9.5. 16ch ロジックモジュール（RA30-105）

オプション
1

接続ケーブルおよび端子台
信号入力のため、以下のケーブルおよび端子台、プローブが用意されています。
名称(形式)

形状／特徴

8 ch ロジックケーブル(IC クリップ)
RA30-501

ロジック入力用
20P - 4CH x 2､
GND 共通1.5 m

8 ch ロジック
ケーブル(ミノ虫)
RA30-502

ロジック入力用
20P - 4CH x 2
GND 共通1.5 m

8 ch ロジックケーブル(丸形コネクタ変換)
RA30-503

1539S 接続用
20P - 4CH x 2
GND 共通長さ 0.3 m
MDR20 極端子台
接続用
20P - 20P
長さ 2 mリモート制御入力用
20P - バラ線
長さ 2 m端子台接続用ケーブル
RA30-504
リモート制御ケーブル(バラ線)
RA30-50620p

10p
MDR20 極端子台
(AWG16－28 用)

端子台
AX-PCX-10S20
11

2

1p

プローブ
名称(形式)

1 ～ 10：A1 ～ A10
11 ～ 20：B1 ～ B10

形状／特徴
RA30-105

フローティング電圧
プローブ 1539S

8ch ロジックケーブル(丸形コネクタ変換)
RA30-503 にて接続
4 入力

電圧変動用プローブ
1540S：
AC100/120V

RA30-105
8ch ロジックケーブル(丸形コネクタ変換)
RA30-503 にて接続
1 入力

1543S：
AC220/240V

174

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.5. 16ch ロジックモジュール（RA30-105）3

ピン配置RA30-105 入力コネクタのピン配置とリモート制御ケーブル及び、端子台接続ケーブルの対応表。
AX-PCX-10S20 端子台と RA30-504 ケーブルの組み合わせの場合
RA30-105
AX-PCX-10S20 端子台とCHA / CHB コネクタ RA30-504 ケーブルの組み合わせ
信号名
+5VA2
GND
+5VA2
GND
CH8
GND
CH7
GND
CH6
GND
CH5
GND
CH4
GND
CH3
GND
CH2
GND
CH1
GND

ピン番号
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6
B6
A7
B7
A8
B8
A9
B9
A10
B10

ピン番号
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20

RA30-506
リモート制御ケーブル(バラ線)
線色

橙
薄灰
白
黄
桃
橙
薄灰
白

マーク色 マーク表示

アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ

丸形コネクタ 8ch ロジックケーブルの場合
RA30-105
CHA / CHB コネクタ
信号名
+5VA2
GND
+5VA2
GND
CH8
GND
CH7
GND
CH6
GND
CH5
GND
CH4
GND
CH3
GND
CH2
GND
CH1
GND
1WMPD4004114E

ピン番号
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6
B6
A7
B7
A8
B8
A9
B9
A10
B10

RA30-503
丸形コネクタ 8ch ロジックケーブル
ピン番号
6
5
6
5
4
NC
3
NC
2
NC
1
NC
4
NC
3
NC
2
NC
1
NC

マークチューブ印字
CH5-8
CH1-4

線色
青
シールド
青
シールド
黄
橙

CH5-8

赤
茶
黄
橙

CH1-4

赤
茶

175

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
⑧ ⑦ ⑥
⑤ ④ ③
② ①

9. オプションモジュールの使い方 － 9.6. 2ch 温度モジュール（RA30-106）

2ch 温度モジュール（RA30-106）
概要
本モジュールは、熱電対(TC)と白金測温抵抗体(RTD)に対応し、各センサ毎に 3 つの測定レンジを設定でき、3 段階のデータ更新レートで 16 bit サンプリングし、A/D 変換することができる 2 CH の温度測定モジュールです。
内部／外部の基準接点の切替と断線チェック機能も搭載しています。また、各チャネル間、入出力間は絶縁されているので、温度測定全般に対応し安全に測定できます。

入力チャネルの設定
センサー ⑥ の種類が｢熱電対｣と｢測温抵抗体｣で図のように設定内容が異なります。
＜熱電対＞＜測温抵抗体＞

①

①

②

②

②

②

③

③

③

③

④

⑤

④

⑤

⑥

⑦

⑥

⑦

⑧

⑨

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑫

⑬

⑭

⑮

⑮

⑮

⑯

⑰

⑯

⑰

⑱

⑱
⑲

⑲

① スロット番号、入力モジュールタイプ。
② スロット変更： スロット を変更します。
③ チャネル選択： スロット内の CH を選択します。
④ 測定 ON/OFF
ON：⑤ カラー：

入力信号の測定を行います。
波形モニタの表示色を変更します。

⑥ センサー： センサーの種類を ｢熱電対｣、｢測温抵抗体｣ から選択します。

176

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.6. 2ch 温度モジュール（RA30-106）⑦ タイプ：

熱電対の場合、接続する熱電対を K､ E､ J､ T､ N､ R､ S､ B､ C から選択します。
測温抵抗体の場合、Pt100 (1 mA)､ Pt100 (0.5 mA)､ Pt1000 (0.1 mA) から選択します。

⑧ 測定レンジ：

測定する温度レンジを設定します。各センサのタイプごとに 3 種類のレンジが選択できます。
⑨ データ更新：

データの更新速度を 低速(1 s)､ 通常(100 ms)､ 高速(1.5 ms) から設定します。

⑩ 基準接点： 熱電対を使用するとき、センサを直接接続する場合は "内部" を選択します。
外部に基準接点（冷接点）を置き、温度補償を行う場合は "外部" を選択します。
⑪ 断線検出： ON/OFF を設定します。ON にすると断線時、出力がオーバースケールとなります。
⑫ 表示位置： 表示位置を指定します。
⑬ 表示範囲： 各グラフの振幅方向の表示幅を指定します。
⑭ 表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。
⑮ 表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
⑯ シート：

チャネルをシートに割り当てます。

⑰ グラフ：

チャネルをグラフに割り当てます。

⑱ 波形表示： ON は波形モニタに波形が表示され、OFF は表示されません。
⑲ 測定可能範囲/測定値：
現在の測定可能範囲と測定値を表示します。

測定時の設定SLOT 番号とチャネルを確認し、該当する入力モジュールに使用するセンサの種類などを設定します。
以下の手順で入力チャネルを設定します。
手順 1.

使用するセンサに合わせ、 センサー で熱電対(TC)か測温抵抗体(RTD)を選択、 タイプ でセンサの種類を設定します。

手順 2.

センサを接続し、 測定 を ON にしますと、モニタ画面に入力波形が表示されます。
その波形を見ながら、必要な信号波形に調整できます。

手順 3.

測定対象に合わせて 測定レンジ を設定します。
測定レンジに表示されている値(RANGE)は、入力(測定)される温度の最大値を示しています。
温度測定の場合、測定値の最小値は、+RANGE と異なります。
実際の測定範囲は、｢測定可能範囲｣で確認してください。

1WMPD4004114E

177

9. オプションモジュールの使い方 － 9.6. 2ch 温度モジュール（RA30-106）

Tips
入力が測定レンジを超え、オーバーレンジが発生すると画面右下に OVER RANGE を表示し、本体から「ピピッ！、ピピッ！」と警告音を発します。入力信号がオーバーレンジしないように測定レンジで感度を下げてください。警告音を鳴らしたくない場合、ブザー音設定を OFF としてください。
「8.3.1.
環境｣のブザー音設定を参照してください。
ピピッ！

ピピッ！

OVER RANGE

手順 4.

更新レート を設定します。
データ更新レートは、高速、通常、低速の 3 種類から設定します。
低速(1 s)時は、応答速度は遅くなりますが、データのバラツキが小さく、正確な測定が可能です。
通常(100 ms)時は、10 回/秒のデータ更新です。高速時に比べ安定した測定確度が得られます。
高速(1.5 ms)時は、応答速度が速く、変化の速い温度測定に使用します。測定確度の仕様は、高速時にも満足されます。

手順 5.

基準接点 を設定します。
ゼロコンなどの基準接点装置を接続する場合は、外部に設定します。
内部に設定した場合、フロントパネル部の温度を測定し基準接点とします。

手順 6.
手順 7.

断線検出 を設定します。
表示範囲と表示位置を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示範囲と表示位置(表示領域)設定の説明｣を参照してください。
表示範囲： 波形モニタ内の波形表示エリアの振幅方向の表示幅
表示位置： 指定された表示範囲の波形表示エリアを波形モニタのどの位置に表示するかを指定し
ます。

手順 8.

表示最大と表示最小を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示最大と表示最小(波形表示スケール)設定の説明｣を参照してください。
表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

Note
本製品のサンプリング速度が本モジュールのデータ更新時間より速い場合、更新期間中は同一のデータを出力します。

178

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.6. 2ch 温度モジュール（RA30-106）

参考資料

入力端子には、センサ（熱電対、白金測温抵抗体）以外は接続しないでください。
(電圧、電流を入力しないでください。故障の原因になります。)
各入力―筐体(GND)間、各チャネル間の電圧がそれぞれ 300 V (DC + AC peak)を超えないようにしてください。超えた場合、破損の危険があります。

非絶縁型の熱電対や測温抵抗体で電位を持った箇所の測定をする場合は、ケーブル自体に電位が発生するため、絶対に入力線の金属部分に触れないようにしてください。
1

フロントパネル

2

熱電対(TC)センサの接続方法

2.1 接続端子
熱電対を温度センサ接続コネクタにねじ止めした後に、フロントパネルのコネクタに差し込みます。
入力コネクタの端子名はパネル表記の左側

＋ ､

－ ､ Ｓ

となります。

＋ /A 端子

熱電対(TC)の＋側線を接続します。

－ /B 端子

熱電対(TC)の－側線を接続します。

Ｓ /b 端子シールド用端子です。非接地型シース熱電対のシース(シールド)線を接続します。接地型の場合は、Ｓ端子は未接続としてください。

Note
非接地型センサを使用する場合は、Ｓ端子は＋端子、－端子に対して絶縁されている必要があります。
接続されている場合、正しい測定ができないばかりか故障の原因にもなります。
熱電対には＋、－があります。正しく接続してください。
(＋、－を逆に接続すると正しい測定ができません。)
熱電対の抵抗値は 1 kΩ 以下となるようにしてください。
熱電対の延長には対応する補償導線等を使用ください。
1 つのチャネルには 1 つの熱電対を接続ください。
熱電対のケーブルは電源ラインやノイズ源から離して配線してください。

2.2 熱電対(TC)センサ接続図
非接地型熱電対シース（シールド）

熱電対

＋
－

熱電対とシースは絶縁Ｓ

必要に応じて接続
温度センサ接続コネクタ

1WMPD4004114E

179

されている

9. オプションモジュールの使い方 － 9.6. 2ch 温度モジュール（RA30-106）
接地型熱電対シース（シールド）

熱電対

＋
－

熱電対の先端でシースＳ

Ｓ端子は接続しないと接続されている

温度センサ接続コネクタ

2.3 熱電対の種類と特長
熱電対
B

特長

欠点
0 °C 以下の低温測定が不可能です。

使用温度が高いです。

高温での不活性ガス､酸化雰囲気での精密測定に適し 起電力特性の直線性が悪いです。
R､S ます。精度が良くバラツキや劣化が少ない。標準熱電対として利用できます。
N
K

3

還元性雰囲気に弱いです。
0 °C 以下の低温測定が不可能です。

低温から高温まで､広い範囲で熱起電力が安定
熱起電力の直線性が良く､酸化性雰囲気に適す工業用として最も多く利用できます。

還元性雰囲気に弱いです。

E

熱起電力が高いです。

J

熱起電力が高く､工業用途、中温域で使用できます。 還元性雰囲気に弱いです。

T

熱起電力が安定し､低温での精密測定に適します。

最高使用温度が低いです。

C

還元性雰囲気､不活性ガス､水素気体に適します。

空気中で使用できません。

白金測温抵抗体(RTD)センサの接続方法

3.1 接続端子
白金測温抵抗体を温度センサ接続コネクタにねじ止めした後に、フロントパネルのコネクタに差し込みます。入力コネクタの端子名はパネル表記の右側 A､ B､ b となります。
＋ /A 端子白金測温抵抗体(RTD)の A 側線を接続します。

－ /B 端子白金測温抵抗体(RTD)の B 側線を接続します。

Ｓ /b 端子白金測温抵抗体(RTD)の b 側線を接続します。

Note

白金測温抵抗体(RTD)センサには、必ず 3 線式のものをご使用ください。

RTD の延長は抵抗値を合わせるため 3 本とも同じケーブルで長さを等しくしてください。
配線抵抗は 10Ω 以下(1 線あたり)としてください

1 つのチャンネルには 1 つの RTD を接続ください。
RTD のケーブルは電源ラインやノイズ源から離して配線してください。

180

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.6. 2ch 温度モジュール（RA30-106）
3.2 白金測温抵抗体(RTD)

3 線式センサ接続図
白金測温抵抗体A
B
b
必ず接続すること
温度センサ接続コネクタ

4

センサケーブルの接続

手順 1.

センサケーブルの被膜を剥き、ソケットに接続します。
適合線材は、0.2 sq ～ 1.5 sq (AWG 24 ～ AWG 16)です。
右方向からセンサケーブルを差し込み、上方のネジで締め付けます。
ケーブルを軽く引っ張って抜けないことを確認します。
ケーブル固定ネジ

センサケーブル剥きしろ： 6 mm
温度センサ接続コネクタ(付属品)

Note

ケーブル固定ネジ締付トルク：0.2 Nm ～ 0.25 Nm

マイナスドライバ刃先サイズ：0.4 m(厚み) x 2.5 mm(幅)手順 2.

ソケットにケーブルカバー上とケーブルカバー下を挟み込むように止めます。
ケーブルをケーブルカバー下から束線バンドで固定します。
ケーブルカバー上(付属品)

温度センサ接続コネクタ
ケーブルカバー下(付属品)

束線バンド(付属品)で固定

手順 3.

ソケットを入力パネルのコネクタに接続します。

手順 4.

ソケットを入力パネルのコネクタにソケット固定ネジでネジ止めして固定します。

入力コネクタコネクタ固定ネジ

Note

ソケット固定ネジ締付トルク：0.2 Nm ～ 0.25 Nm
ケーブルカバーにより、端子部、ケーブル固定ネジ部が、静電気などから保護されます。

1WMPD4004114E

181

9. オプションモジュールの使い方 － 9.6. 2ch 温度モジュール（RA30-106）
5

熱電対(TC)測定時の基準接点補償(CJC)
熱電対測定時には基準接点補償が必要になりますが、本モジュールでは内部と外部の切替ができます。
内部基準接点補償時は、本モジュールフロントパネル部にて基準接点温度を測定しています。
外部設定時には外部に 0 °C 基準接点補償が必要になります。

Note
入力コネクタ周辺の温度が安定するようにして測定してください。
周囲温度が急変した場合はモジュール温度が安定するまで(目安 1 時間)待ってから測定を開始してください。
風が直接入力コネクタ部に当たらないようにしてください。
フロントパネルの通風孔をふさがないでください。
外部基準接点補償時
補償導線

熱電対

測温点

＋
－

0 °C

6

外部 0 °C 基準接点

断線検出機能本モジュールには断線検出機能があり､TC 測定時に ON/OFF できます。

ON 時には 0.5 μA の電流が供給され、センサーがオープン(300 kΩ 以上)となったときに＋側オーバー
レンジ出力となります。(オーバーレンジから断線の可能性を検知します。)

Note
断線検出オン時には､0.5 μA の電流が常時供給されるため､熱電対抵抗における消費電力からの温度上昇
誤差が発生します。
通常測定時は､OFF にすることにより上記誤差を減らすことができます。
設定 ON：断線･オープン時の抵抗が 300 kΩ 以上の時に検知可能です。

7

対地間最大定格電圧
RA3100 本体

入力モジュール
1ch ＋/A
共通

－/B

I/F 部

Ｓ/b

各 SLOT

CH 間

300 V (DC + AC peak)

2ch ＋/A－/B
Ｓ/b

各 CH-筐体、対地間GND(アース端子付き電源ケーブルに接続)

300 V (DC + AC peak)

182

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.6. 2ch 温度モジュール（RA30-106）

スペアパーツ
標準で温度センサ接続コネクタを 2 セット付属していますが、代替用センサなどにあらかじめ接続しておくと、変更が容易になります。
名称（形式）

形状／特徴
ケーブルカバー上
ケーブルカバー下

温度センサ接続コネクタ

束線バンドを 2 セット

RA30-555

温度センサ接続用コネクタモジュールの入力コネクタに脱着可能

1WMPD4004114E

183

9. オプションモジュールの使い方 － 9.7. 2ch 高電圧モジュール（RA30-107）

2ch 高電圧モジュール（RA30-107）
概要
本モジュールは、±2 V ～ ±1000 V の測定レンジで、DC ～ 100 kHz の信号を、16 bit、1 MS/s でサンプリングし、A/D 変換することができる 2 CH の高電圧入力モジュールです。電圧測定や実効値測定、アナログフィルタの機能を搭載しています。また、各チャネル間、各チャネル筐体間は絶縁されています。

入力チャネルの設定＜RA3100 本体での設定スイッチと設定内容について説明します。＞①① スロット番号、入力モジュールタイプ。
②② スロット変更： スロット を変更します。
③ チャネル選択： スロット内の CH を選択します。

②

③

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

④ 測定 ON/OFF
ON：⑤ カラー：

入力信号の測定を行います。
波形モニタの表示色を変更します。

⑥ 入力結合： 入力信号の結合を切り替えます。
⑦ 測定モード： 入力チャネルの測定モードを DC → RMS(Fast) →RMS(Mid) → RMS(Slow)の順に切り替えます。
⑧ 測定レンジ： 測定レンジを変更します。
⑨ L.P.F.：

ローパスフィルタを変更します。

⑩ 表示位置： 表示位置を指定します。
⑪ 表示範囲： 各グラフの振幅方向の表示幅を指定します。
⑫ 表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。
⑬ 表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
⑭ シート：

チャネルをシートに割り当てます。

⑮ グラフ：

チャネルをグラフに割り当てます。

⑱⑯ 波形表示： ON は波形モニタに波形が表示され、OFF は表示されません。
⑰ ゼロキャンセル：
入力チャネルの内部オフセットをキャンセルします。ゼロキャンセルを実行することで、より正確な測定ができます。
⑱ 測定可能範囲/測定値：
現在の測定可能範囲と測定値を表示します。

184

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.7. 2ch 高電圧モジュール（RA30-107）

測定時の設定SLOT 番号とチャネルを確認し、該当する入力モジュールに信号を接続し、 測定 キーを ON にしますと、モニタ画面に入力波形が表示されます。その波形を見ながら、必要な信号波形に調整できます。
以下の手順で入力チャネルを設定します。
手順 1.

入力結合 キー⑥により、入力のカップリングを設定します。
内容

カップリング
DC
AC
GND

入力信号の DC、AC 成分を含めた実際の信号が測定できます。
入力信号の AC 成分だけを測定します。信号の DC オフセットをキャンセルして測定するので、交流信号の振幅だけを測定したい場合に設定します。
入力信号を CH 内部に接続せず、CH の入力を GND に接続します。
入力の GND レベルを波形モニタ、プリンタ記録で確認できます。

Tips

DC 結合から AC 結合に切り替えた場合、完全に DC 成分がなくなるまで最大 2 秒程度要します。

手順 2.

測定モード キー⑦により、測定モードを設定します。
内容

測定モード
DC
RMS(Fast)
RMS(Mid)
RMS(Slow)
手順 3.

入力信号の電圧が測定できます。
入力信号の実効値が測定できます。
3 種類の応答速度(高速/中速/低速)が選択できます。

測定対象に合わせて測定レンジを設定します。
想定される入力信号の最大値以上のレンジを設定してください。
CH 設定サブメニューの 測定レンジ キー⑧により、入力感度の変更ができます。

測定レンジは、下記の各測定モード 9 レンジです。
DC モード1000 V

500 V

200 V

100 V

RMS モード

1000 Vrms 500 Vrms 200 Vrms 100 Vrms

50 V

20 V

10 V

5V

2V

50 Vrms

20 Vrms

10 Vrms

5 Vrms2 VrmsTips

1000 Vrms レンジ時の測定範囲は、最大 700 Vrms になります。

入力が測定レンジを超え、オーバーレンジが発生すると画面右下に OVER RANGE を表示し、本体から｢ピピッ！ピピッ！｣と警告音が鳴ります。入力信号がオーバーレンジしないように測定レンジで感度を下げてください。警告音を鳴らしたくない場合、ブザー音設定を OFF としてください。
「8.3.1. 環境｣のブザー音設定を参照してください。
ピピッ！

ピピッ！

OVER RANGE

1WMPD4004114E

185

9. オプションモジュールの使い方 － 9.7. 2ch 高電圧モジュール（RA30-107）
手順 4.

入力フィルタを設定します。
L.P.F. キー⑧により、ローパスフィルタを設定します。
本モジュールのローパスフィルタは、波形を重視した、なだらかな減衰特性のフィルタです。信
号として有効な周波数の 10 倍以上を目安にカットオフ周波数を設定し、不要な高周波成分、ノイズ成分をカットします。
OFF

手順 5.

30 kHz

3 kHz

300 Hz

30 Hz

3 Hz

表示範囲と表示位置を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示範囲と表示位置(表示領域)設定の説明｣を参照してください。
表示範囲： 波形モニタ内の波形表示エリアの振幅方向の表示幅
表示位置： 指定された表示範囲の波形表示エリアを波形モニタのどの位置に表示するかを指定し
ます。

手順 6.

表示最大と表示最小を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示最大と表示最小(波形表示スケール)設定の説明｣を参照してください。
表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

手順 7.

ゼロキャンセルを実行します。
電源投入後、時間の経過や周囲温度の変化により、RA3100 本体の内部温度が変化すると、入力モ
ジュール内で温度ドリフトが発生し、これが DC オフセット電圧の変化となり、測定の誤差となります。ゼロキャンセルを実行することで、これらの誤差を最小化することができます。
ゼロキャンセルは、電源投入後は 60 分間のウォームアップ時間をおき、 ゼロキャンセル キー⑰をタップします。

Tips
本機能は内部のオフセット、ドリフトをキャンセルする機能で、入力信号のオフセットをキャンセルするものではありません。

186

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.7. 2ch 高電圧モジュール（RA30-107）

参考資料
各入力―筐体(GND)間、各チャネル間の電圧がそれぞれ 1000 V (DC + ACpeak)を超えないようにしてください。超えた場合、破損の危険があります。

1

入力ケーブルCH1 と CH2 の入力コネクタは、安全バナナ端子です。
信号入力には安全のため下記の高耐圧ワニグチクリップ・ケーブルをご使用ください。
推奨ケーブル名称(形式)

2

形状／特徴

高耐圧ワニグチクリップ
RA30-509-01

ワニグチクリップ
赤・黒 各 1 個
規格：CATⅢ 1000V

高耐圧接続ケーブル
RA30-509-02

安全バナナプラグ
赤・黒 各 1 本
長さ 2 m
規格：CATⅢ 1000V

高耐圧延長ケーブル
RA30-509-03

安全バナナプラグ／ソケット
赤・黒 各 1 本
長さ 2 m
規格：CATⅢ 1000V

対地間最大定格電圧
RA3100 本体

入力モジュール

共通
I/F 部

1ch H
L
2ch H
L

各 SLOT±1000 V
±1000 VCH 間

1000 V (DC + AC peak)
各 CH-筐体、対地間1000 V (DC + AC peak)GND(アース端子付き電源ケーブルに接続)

1WMPD4004114E

187

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）

2ch 周波数モジュール（RA30-108）
概要
本モジュールは、±1 V ～ ±500 V の測定レンジで、入力信号の周波数を測定できる 2 CH の周波数モジュールです。9 種類の測定モード（周期、周波数、回転数、電源周波数、周波数偏差、パルス幅、Duty 比、パルスカウント、パルス積算）と入力信号を常にモニタする機能を搭載しています。また、各チャネル間、各チャネル筐体間は絶縁されています。

チャネルと各設定の関係＜フロントパネル＞
フロントパネル CH1

フロントパネル CH2＜RA3100 本体の CH1 ～ CH4＞①

CH1 でフロントパネル CH1 の測定モードを設定します。

②

CH2 でフロントパネル CH2 の測定モードを設定します。

③

CH3 でフロントパネル CH1 の入力電圧を設定します。

①④

CH4 でフロントパネル CH2 の入力電圧を設定します。

②③④

フロントパネルにある BNC コネクタは 2 CH ですが、

RA3100 本体は 4 CH 表示と異なります。

測定モードと入力電圧の詳細は「9.8.3. 入力電圧と測定モードの設定」を参照してください。

Tips
CH3 ③の設定が CH1 に対して有効になります。
CH4 ④の設定が CH2 に対して有効になります。

チャネル設定の手順
手順 1.

入力電圧の設定
CH1、CH2 の入力電圧の設定を CH3 ③、CH4 ④で行います。(入力結合、測定レンジ、閾値、等)

手順 2.

測定モードの設定
CH1、CH2 の測定モードを CH1 ①、CH2 ②で設定します。(測定モード、測定レンジ、等)

188

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）

入力電圧と測定モードの設定＜RA3100 本体での設定スイッチと設定内容について説明します。＞
①
②

②

③
③

③
③

④

⑤

⑥

⑦

⑪

⑫

⑧

⑨

⑬

⑭

⑩

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒
㉓
＜入力電圧設定パネル＞＜測定モード設定パネル＞① スロット番号、入力モジュールタイプ。
② スロット変更： スロット を変更します。
③ チャネル選択： スロット内の CH を選択します。
CH1：CH1 の測定モード

CH2：CH2 の測定モード

CH3：CH1 の入力電圧

CH4：CH2 の入力電圧④ 測定 ON/OFF
ON：

入力信号の測定を行います。

⑤ カラー：

波形モニタの表示色を変更します。

⑥ 入力結合：入力信号の結合を切り替えます。

⑦ 測定レンジ：

測定レンジを変更します。

⑧ 閾値：

パルスを検出するための閾値電圧を設定します。

⑨ ヒステリシス：

閾値のヒステリシス幅を設定します。ノイズによる誤測定を防止できる値に設定してください。

⑩ L.P.F.：

ローパスフィルタを変更します。

⑪ 測定モード：

周期、周波数、回転数、パルス幅、Duty 比、電源周波数、周波数偏差、パルスカウン
ト、パルス積算の内から測定モードを選択します。

1WMPD4004114E

189

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）⑫ 測定レンジ：

測定レンジを変更します。

⑬ スムージング： 測定データをスムージングする回数を設定します。
⑭ パルス平均：

入力パルスの平均回数を設定します。

⑮ 応答速度：チャタリング防止のための応答時間を設定します。

⑯ 表示位置：

表示位置を指定します。

⑰ 表示範囲：各グラフの振幅方向の表示幅を指定します。

⑱ 表示最小：表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

⑲ 表示最大：表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。

⑳ シート：

チャネルをシートに割り当てます。

㉑ グラフ：

チャネルをグラフに割り当てます。

㉒ 波形表示：ON は波形モニタに波形が表示され、OFF は表示されません。

㉓ 測定可能範囲/測定値：
現在の測定可能範囲と測定値を表示します。

測定時の設定SLOT 番号とチャネルを確認し、該当する入力モジュールに信号を接続し、 測定 キーを ON にしますと、モニタ画面に入力波形が表示されます。その波形を見ながら、必要な信号波形に調整できます。
以下の手順で入力電圧設定パネル・測定モード設定パネルの順に設定します。

9.8.4.1.

入力電圧の設定

以下の手順で入力電圧設定パネルを設定します。
手順 1.

入力結合 キー⑥により、入力のカップリングを設定します。
内容

カップリング
DC
AC
GND

入力信号の DC、AC 成分を含めた実際の信号が測定できます。
入力信号の AC 成分だけを測定します。信号の DC オフセットをキャンセルして測定するので、交流信号の振幅だけを測定したい場合に設定します。
入力信号を CH 内部に接続せず、CH の入力を GND に接続します。
入力の GND レベルを波形モニタ、プリンタ記録で確認できます。

Tips

DC 結合から AC 結合に切り替えた場合、完全に DC 成分がなくなるまで最大 5 秒程度要します。

手順 2.

測定対象に合わせて入力電圧の測定レンジを設定します。
測定レンジ キー⑦により、入力感度の変更ができます。
入力電圧の測定レンジは、下記の 9 レンジです。
500 V

200 V

100 V

50 V

20 V

190

10 V

5V

2V

1V

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）

Tips
入力が測定レンジを超え、オーバーレンジが発生すると画面右下に OVER RANGE を表示し、本体から「ピピッ！、ピピッ！」と警告音を発します。入力信号がオーバーレンジしないように測定レンジで感度を下げてください。警告音を鳴らしたくない場合、ブザー音設定を OFF としてください。
「8.3.1.
環境｣のブザー音設定を参照してください。
ピピッ！

ピピッ！

OVER RANGE

手順 3.

閾値を設定します。
閾値 キー⑧により閾値を設定します。
キーをタップすると波形モニタに閾値ライン(赤)が表示されます。入力波形を確認しながら閾値
を変更します。

手順 4.

ヒステリシスを設定します。
ヒステリシス キー⑨により閾値のヒステリシス幅を設定します。

Tips
波形モニタで入力波形を確認しながら入力波形の中央に閾値を合わせることで、より正確な測定が可能になります。ヒステリシスは入力波形のピーク電圧から十分に余裕を持たせた値に設定してください。
入力信号閾値 0 V

ヒステリシス 10 %(閾値±5 %)

測定パルス
閾値 0V、ヒステリシス 10%の設定例
手順 5.

入力フィルタを設定します。
L.P.F. キー⑩によりローパスフィルタを設定します。
本モジュールのローパスフィルタは、波形を重視した、なだらかな減衰特性のフィルタです。
信号として有効な周波数の 10 倍以上を目安にカットオフ周波数を設定し、不要な高周波成分、ノイズ成分をカットします。
OFF

1WMPD4004114E

30 kHz

3 kHz

300 Hz191

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）
手順 6.

表示範囲と表示位置を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示範囲と表示位置(表示領域)設定の説明｣を参照してください。
表示範囲： 波形モニタ内の波形表示エリアの振幅方向の表示幅
表示位置： 指定された表示範囲の波形表示エリアを波形モニタのどの位置に表示するかを指定し
ます。

手順 7.

表示最大と表示最小を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示最大と表示最小(波形表示スケール)設定の説明｣を参照してください。
表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

9.8.4.2.

測定モードの設定

以下の手順で測定モード設定パネルを設定します。
手順 1.

測定モード キー⑪により、測定モードを設定します。
内容 (単位)

測定モード

手順 2.

周期

測定パルスの周期を測定します。

(s：秒)

周波数

測定パルスの周波数を測定します。

(Hz：ヘルツ)

回転数

測定パルスの回転数を測定します。

(rpm：回転)

パルス幅

測定パルスのパルス幅を測定します。

(s：秒)

Duty 比測定パルスの Duty 比を測定します。

(%：パーセント)

電源周波数

電源周波数変動を測定します。

(Hz：ヘルツ)

周波数偏差

中心周波数からの偏差を測定します。

(%：パーセント)パルスカウント ゲート時間内の測定パルスの数をカウントします。

(個数)

パルス積算

(個数)

測定パルスの数を積算します。

測定対象に合わせて測定レンジを設定します。
測定レンジ キー⑫により、測定レンジの変更ができます。
内容

測定モード
周期
周波数
回転数
パルス幅
Duty 比

1 ms

10 ms

20 ms

50 ms

100 ms200 ms

500 ms

1s

2s

5s

10 s

20 s

50 s

100 s

100 kHz

50 kHz

20 kHz

10 kHz

5 kHz

2 kHz

1 kHz

500 Hz200 Hz100 Hz

50 Hz

20 Hz

10 Hz

5 Hz

2 Hz

1000 krpm 500 krpm

200 krpm

100 krpm

50 krpm

20 krpm

10 krpm

5 krpm

2 krpm

1 krpm

500 rpm

200 rpm

100 rpm

50 rpm20 rpm10 rpm

1 ms

2 ms

5 ms

10 ms

20 ms

50 ms

100 ms200 ms

500 ms

1s

2s

5s

10 s

20 s

50 s

100 s

100 % (20 Hz)
400 Hz

周波数偏差

±50 %

パルス積算

5 ms

200 kHz

電源周波数
パルスカウント

2 ms

60 Hz

100 % (200 Hz)

100 % (2 kHz)

100 % (20 kHz)

50 Hz
－

4000
50 k

100 k

200 k

500 k

1M

2M

5M

10 M

20 M

50 M

100 M

200 M

500 M

1000 M

2000 M－

192

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）

Tips
入力が測定レンジを超え、オーバーレンジが発生すると画面右下に OVER RANGE を表示し、本体から｢ピピッ！ピピッ！｣と警告音が鳴ります。入力信号がオーバーレンジしないように測定レンジで感度を下げてください。警告音が鳴らない場合は「8.3.1. 環境｣のブザー音設定を参照してください。
ピピッ！

ピピッ！

OVER RANGE

Duty 比モード、パルスカウントモードは、オーバーレンジは発生しません。
手順 3.

各測定モードに合わせて個別設定を行います。
各測定モードとは、「回転数モード」「パルス幅モード」「Duty 比モード」「周波数偏差モード」｢パルスカウントモード」「パルス積算モード」です。

｢回転数モード」の場合
パルス/回転 キーをタップし、1 回転当たりのパルス数を設定します。

Tips

図歯車の場合、11 歯のため 1 回転当たりのパルス数は 11 になります。

1WMPD4004114E

193

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）｢パルス幅モード」「Duty 比モード」の場合
パルス極性 キーをタップし、パルス極性を設定します。
＜パルス幅モード設定時＞
Positive： 測定パルスの立上りから立下りまでのパルス幅(Tp)を測定
Tp

Negative： 測定パルスの立下りから立上りまでのパルス幅(Tp)を測定
Tp＜Duty 比モード設定時＞
Positive： 測定パルスの立上りから立下りまでのパルスの割合(Ta/Tb)を測定
Ta
Tb

Negative： 測定パルスの立下りから立上りまでのパルスの割合(Ta/Tb)を測定
TaTb｢周波数偏差モード」の場合
中心周波数 キーをタップし、中心周波数を設定します。

194

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）｢パルスカウントモード」「パルス積算モード」の場合
パルス極性 キーをタップし、パルス極性を設定します。
Positive：

測定パルスの立上りから立下りを検出し、測定パルスが確定した時点でカウント値をアップ。
測定パルス
カウント値アップ0

1

Negative： 測定パルスの立下りから立上りを検出し、測定パルスが確定した時点でカウント値をアップ。
測定パルス
カウント値アップ01｢パルスカウントモード」の場合
ゲート時間 キーをタップし、ゲート時間を設定します。
ゲート時間内の入力パルスがカウントされます。

1WMPD4004114E

195

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）｢パルス積算モード」の場合
Auto reset キーをタップし、カウント値のリセット動作を設定します。
OFF：

レンジ上限値でカウント値をストップ。

Start：

記録開始時に、カウント値をリセットし、レンジ上限値
でカウント値をストップ。

Over：

カウント値がレンジ上限値になったらカウント値をリセ
ットし、0 から再計測開始。

Start & Over：

記録開始時にカウント値をリセット。カウント値がレンジ上限値になったらカウント値をリセットし、0 から再計測開始。

Reset(実行) キーをタップすると、カウント値がリセットされます。

196

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）
手順 4.

パルス平均の設定
パルス平均は、「周期モード」「周波数モード」「回転数モード」「パルス幅モード」「Duty 比モード」｢電源周波数モード」「周波数偏差モード」で設定可能です。入力信号のムラを取るのに有効です。

Tips
パルス平均を設定していると、設定されたパルス数が測定されるまでデータが出力されませんのでご注意ください。
パルス平均の設定手順
以下の手順でパルス平均を設定します。
パルス平均 キーをタップします。
[パルス平均]画面が表示されます。
数値入力画面でパルス平均数を設定します。
OFF をタップし、 ON にします。
OK をタップします。

パルス平均数を設定

1WMPD4004114E

197

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）
手順 5.

スムージングの設定
スムージングは、「周期モード」「周波数モード」「回転数モード」「パルス幅モード」「Duty 比モード」｢電源周波数モード」「周波数偏差モード」で設定可能です。
階段状に変化する波形を滑らかな波形にします。
＜スムージング処理機能＞
測定データ

スムージング

平均処理

測定レンジにより規定される平均処理時間(40 μs ～ 4 s)

移動平均

設定されたスムージング回数分(2 ～ 100)移動平均を行

処理機能毎に測定データの平均処理を行います。
います。

スムージング処理後の測定データスムージング処理を設定すると遅延時間が発生します。
遅延時間
測定データ

スムージング処理後の測定データ

スムージング処理後の測定データ波形
スムージングの設定手順
以下の手順でスムージングを設定します。
スムージング キーをタップします。
[スムージング]画面が表示されます。
数値入力画面でスムージング回数を設定します。
OFF をタップし、 ON にします。
OK をタップします。

スムージング回数を設定

198

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）

Tips
遅延時間 = 平均処理時間 x スムージング回数 になります。
＜スムージング設定時の各モードにおける測定レンジの平均処理時間＞
測定レンジ
周波数偏差
電源周波数
(中心周波数範囲)

パルス幅

Duty 比

1 ms
2 ms

100 % (20 kHz)

－

－

－

－

5 ms
10 ms
20 ms

－

100 % (2 kHz)

－

－

50 ms
100 ms200 ms

100 % (200 Hz)

周期

周波数

回転数

1 ms
2 ms

200 kHz100 kHz
50 kHz

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－

13000 ～ 6600 Hz
6600 ～ 3300 Hz
3300 ～ 1320 Hz

－

5 ms
10 ms
20 ms
－

50 ms
100 ms200 ms
－

100 s

手順 6.

－

－

－

1 krpm
500 rpm
200 rpm－

13.2 ～ 6.6 Hz

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

100 rpm
50 rpm20 rpm10 rpm

50 s

40 μs
80 μs
160 μs200 μs400 μs800 μs
1.6 ms
2 ms
4 ms
8 ms
16 ms
20 ms
40 ms
80 ms
160 ms200 ms
400 ms
800 ms
1.6 s
2s

－

－

100 s

－

4s

20 kHz 1000 krpm
10 kHz 500 krpm
5 kHz
200 krpm

－
－

－

－

－

－

2 kHz
1 kHz
500 Hz

100 krpm
50 krpm
20 krpm－

400 Hz－1320 ～ 660 Hz
660 ～ 330 Hz
330 ～ 132 Hz

－

－

－

10 krpm
5 krpm
2 krpm－60/50 Hz132 ～ 66 Hz
66 ～ 33 Hz
33 ～ 13.2 Hz

500 ms－1s
200 Hz2s
100 Hz
－
50 Hz
5s
－
10 s
20 Hz
20 s
10 Hz
－
5 Hz
50 s
－
2 Hz

平均
処理時間

－

－

－
－
－

－

－

500 ms1s2s－

100 % (20 Hz)

－

－

5s
10 s
20 s

－

－

－
－

応答速度を設定します。
応答速度 キー⑮により、ノブを回転して応答速度を設定します。
チャタリングによる誤測定を防止できます。

手順 7.

表示範囲と表示位置を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示範囲と表示位置(表示領域)設定の説明｣を参照してください。
表示範囲： 波形モニタ内の波形表示エリアの振幅方向の表示幅
表示位置： 指定された表示範囲の波形表示エリアを波形モニタのどの位置に表示するかを指定し
ます。

手順 8.

表示最大と表示最小を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示最大と表示最小(波形表示スケール)設定の説明｣を参照してください。
表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

1WMPD4004114E

199

9. オプションモジュールの使い方 － 9.8. 2ch 周波数モジュール（RA30-108）

参考資料

各入力―筐体(GND)間、各チャネル間の電圧がそれぞれ 300 V (DC + ACpeak)を超えないようにしてください。超えた場合、破損の危険があります。

1

入力ケーブルCH1 と CH2 の入力コネクタは、絶縁型 BNC コネクタです。金属 BNC のプラグを使用するとコネクタの破損や接続不良の原因になるので金属 BNC は接続しないでください。
信号入力ケーブルには下記の絶縁 BNC ケーブル（RA30-507）をご使用ください。
推奨ケーブル名称(形式)

形状／特徴
絶縁 BNC
600V

CAT Ⅲ 300V
CATⅡ 600V

RA30-507!

2

MAXIMUM RATEDVOLTAGE TO
EARTH
MAXIMUM RATED
LINE VOLTAGE

絶縁 BNC ケーブル
(安全ワニグチ)
RA30-507

安全ワニグチ
赤 ＋
黒 －
長さ 1.5 m

対地間最大定格電圧
RA3100 本体

入力モジュール

共通
I/F 部

1ch H
L
2ch H
L

各 SLOT±500 V±500 VCH 間

300 V (DC + AC peak)
各 CH-筐体、対地間300 V (DC + AC peak)GND(アース端子付き電源ケーブルに接続)

200

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.9. 2ch 加速度モジュール（RA30-109）

2ch 加速度モジュール（RA30-109）
概要
本モジュールは、加速度信号を 16 bit、1 MS/s でサンプリングし、A/D 変換することができる 2 CHの加速度モジュールです。プリアンプ内蔵型加速度センサのほか、チャージコンバータを使用すること
で電荷出力型加速度センサに対応します。
積分機能による加速度信号から速度、変位への変換出力のほか、アナログフィルタ、アンチエイリアシ
ングフィルタ、実効値演算、エンベロープ演算の機能を搭載しています。
また、各チャネル間、各チャネル筐体間は絶縁されています。

入力チャネルの設定＜RA3100 本体での設定スイッチと設定内容について説明します。＞①① スロット番号、入力モジュールタイプ。
②② スロット変更： スロット を変更します。
③ チャネル選択： スロット内の CH を選択します。

②

③

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑧ 測定レンジ： 入力チャネルの測定レンジを変更します。

⑩⑪⑨ 演算モード： 入力チャネルの演算モードを OFF → Envelope →

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

④ 測定 ON/OFF
ON：⑤ カラー：

入力信号の測定を行います。
波形モニタの表示色を変更します。

⑥ 測定モード： 入力チャネルの測定モードを OFF → 加速度 →
速度 → 変位の順に切り替えます。
⑦ センサ：

接続するセンサの条件を設定します。

RMS(Fast) → RMS(Mid) → RMS(Slow) の順に
切り替えます。
⑩ L.P.F.：

ローパスフィルタを変更します。

⑪ A.A.F.：

入力チャネルのアンチエイリアシングフィルタの
ON/OFF 設定を行います。

⑱⑫ 表示位置： 表示位置を指定します。
⑬ 表示範囲： 各グラフの振幅方向の表示幅を指定します。
⑭ 表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。
⑮ 表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
⑯ シート：

チャネルをシートに割り当てます。

⑰ グラフ：

チャネルをグラフに割り当てます。

⑱ 波形表示： ON は波形モニタに波形が表示され、OFF は表示されません。
⑲ 測定可能範囲/測定値：
現在の測定可能範囲と測定値を表示します。

1WMPD4004114E

201⑲

9. オプションモジュールの使い方 － 9.9. 2ch 加速度モジュール（RA30-109）

測定時の設定入力端子には、プリアンプ内蔵型圧電式加速度センサまたは、チャージコンバータを介した電荷出力型
加速度センサ以外は接続しないでください。
(電圧、電流を入力しないでください。故障の原因になります。)
プリアンプ内蔵型加速度センサは、センサ用電源の仕様にあったものをご使用ください。
仕様にあっていないセンサを使用すると、センサが破損する場合があります。
手順 1.

本体の電源を OFF にした状態、または測定モード キー⑥により測定モードを OFF にして、プリアンプ内蔵型加速度センサまたは、チャージコンバータを介して電荷出力型加速度センサを接続します。

Note
測定モードが OFF 以外に設定されていると、BNC コネクタからセンサ用電源が出力されます。感電及びセンサの破損を防ぐため、センサを接続するときは、必ず測定モードを OFF に設定してください。
手順 2.

センサを接続し、[測定モード]を加速度、[測定]を ON にしますと、モニタ画面に入力波形が表示されます。その波形を見ながら、必要な信号波形に調整できます。

Tips
センサに電源を投入すると、センサのバイアス電圧が安定するまで数秒間ノイズが発生します。ノイズの影響でオーバーレンジとなることがありますが、正常な動作です。

202

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.9. 2ch 加速度モジュール（RA30-109）
手順 3.

使用するセンサの種類・感度を設定します。
センサ キー⑦をタップするとセンサ設定サブメニューが開きます。

⑳

⑳

㉑

㉒

㉔

㉕

㉓

㉓

＜センサ「Charge Conv.」選択時＞＜センサ「プリアンプ」選択時＞<アンプ内蔵型加速度センサを使用する場合>
センサ設定サブメニューの センサ キー⑳により、センサを「プリアンプ」に設定します。
使用するセンサに合わせてセンサ感度を設定します。
TEDS に対応しているセンサの場合、 TEDS 読込 キー㉒をタップするとセンサ感度が自動的に設定されます。
TEDS に対応していないセンサの場合、 センサ感度 キー㉑により、センサに記載されている感度 mV/(m/s2)を設定します。センサ感度が重力加速度 G で記載されている mV/G 場合は、9.8 で割った値を設定します。
設定が終了しましたら、 Close キー㉓により、センサ設定サブメニューを閉じてください。

1WMPD4004114E

203

9. オプションモジュールの使い方 － 9.9. 2ch 加速度モジュール（RA30-109）<電荷出力型加速度センサを使用する場合>
電荷出力型加速度センサを使用する場合、チャージコンバータも必要です。
使用するセンサ・チャージコンバータに合わせて、以下の手順で設定します。
センサ設定サブメニューの センサ キー⑳により、センサを「Charge Conv.」に設定します。
使用するチャージコンバータに合わせて利得を設定します。
利得 キー㉔により、利得の変更ができます。
設定できる利得は、下記の 3 レンジです。
チャージコンバータに記載されている利得に最も近いレンジを設定してください。
0.1 mV/pC

1 mV/pC

10 mV/pC

使用する電荷出力型加速度センサに合わせてセンサ感度を設定します。
センサ感度 キー㉕により、センサに記載されている感度 pC/(m/s2)を設定します。
センサ感度が重力加速度 G で記載されている pC/G 場合は、9.8 で割った値を設定します。

Tips
使用するチャージコンバータの利得が選択レンジとずれている場合、ずれ分をセンサ感度に乗算して設定する必要があります。
設定するセンサ感度 =例

チャージコンバータの利得 [mV/pC]
利得のレンジ [mV/pC]

x センサの感度 [pC/(m/s2)]

使用するチャージコンバータの利得が 0.990 mV/pC、電荷出力型加速度センサのセンサ感度が100 pC/(m/s2)の場合、以下のように設定します。

利得 キー㉔により、チャージコンバータ利得 0.990 mV/pC に最も近い、1 mV/pC レンジに設定する。
設定するセンサ感度を算出する。
0.990 [mV/pC]
1.0 [mV/pC]

x 100 [pC/(m/s2)] = 99 [mV/(m/s2)]

センサ感度 キー㉕により、センサ感度を 99 pC/(m/s2)に設定する。
電荷出力型
加速度センサ
100 pC/(m/s2)

チャージコンバータ
0.990 mV /pC

2ch 加速度モジュール(RA30-109)

利得： 1 mV/pC レンジ

感度： 99 pC/(m/s2)に設定

センサ感度 99 mV/(m/s2)のプリアンプ内蔵型センサに相当
設定が終了しましたら、 Close キー㉓ により、センサ設定サブメニューを閉じてください。

204

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.9. 2ch 加速度モジュール（RA30-109）
手順 4.

測定対象に合わせて測定レンジを設定します。
測定レンジ キー⑧により、入力感度の変更ができます。
測定レンジの設定範囲は、センサ感度の設定値により異なります。

Tips
入力が測定レンジを超え、オーバーレンジが発生すると画面右下に OVER RANGE を表示し、本体から「ピピッ！、ピピッ！」と警告音を発します。入力信号がオーバーレンジしないように測定レンジで感度を下げてください。警告音を鳴らしたくない場合、ブザー音設定を OFF としてください。
「8.3.1.
環境｣のブザー音設定を参照してください。
ピピッ！

ピピッ！

OVER RANGE

手順 5.

[測定モード]キー⑥により、測定モードを設定します。
測定モード

内容

(単位)

加速度

加速度信号を測定します。

(m/s2)

速度

加速度信号を速度に変換して測定します。

(m/s)

変位

加速度信号を変位に変換して測定します。

(m)

Tips
加速度信号がオーバーレンジすると、速度、変位は正しく測定できません。
必ず、測定モードを加速度に設定し、オーバーレンジが発生していないことを確認してから速度、変位に設定してください。
手順 6.

入力フィルタを設定します。
L.P.F. キー⑩により、ローパスフィルタを設定します。
本モジュールのローパスフィルタは、通過域にリプルがなく平坦な、減衰特性のフィルタです。
信号として有効な周波数の 10 倍以上を目安にカットオフ周波数を設定し、不要な高周波成分、ノイズ成分をカットします。
OFF

20 kHz2 kHz

200 Hz

20 Hz

A.A.F. キー⑪により、アンチエイリアシングフィルタを設定します。
急峻な減衰特性のローパスフィルタです。ON に設定すると、サンプリングによる測定データにエイリアシングが生じないように、サンプリング速度に連動して自動的にカットオフ周波数が選択されます。特に、FFT 解析を行う場合に有効です。この時、内部的に LPF を併用するので LPF の設定は無効となります。

1WMPD4004114E

205

9. オプションモジュールの使い方 － 9.9. 2ch 加速度モジュール（RA30-109）
手順 7.

演算モード キー⑨により、演算モード(RMS 演算、エンベロープ演算)を設定します。
演算モード

内容
入力信号のエンベロープ値が測定できます。

Envelope

BPF を通した波形を整流及び平滑化し、包絡線波形を出力します。
出力信号の FFT 解析を行うことで、反復して現れる微小信号の検出に有効です。
軸受故障の繰り返し周期の検出などにご使用ください。

RMS(Fast)

入力信号の実効値が測定できます。

RMS(Mid)

3 種類の応答速度(高速/中速/低速)が選択できます。

RMS(Slow)

振動現象の変動トレンドや広帯域振動の監視などにご使用ください。

OFF

入力信号がそのまま測定されます。

Tips
入力信号がオーバーレンジとなり波形ひずみが生じていると、大きな誤差が生じ正しく測定できません。オーバーレンジにならないようにレンジを設定してください。
演算モード使用時は設定レンジの約 0.7 倍でオーバーレンジとなります。
手順 8.

表示範囲と表示位置を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示範囲と表示位置(表示領域)設定の説明｣を参照してください。
表示範囲： 波形モニタ内の波形表示エリアの振幅方向の表示幅
表示位置： 指定された表示範囲の波形表示エリアを波形モニタのどの位置に表示するかを指定し
ます。

手順 9.

表示最大と表示最小を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示最大と表示最小(波形表示スケール)設定の説明｣を参照してください。
表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

ケーブル
9.9.4.1.

フェライトコア（付属品）の取り付け方法

付属のフェライトコアを開き、BNC ケーブルをモジュール側の BNC コネクタに近いところで挟みます。フェライトコアを閉じ、両端を市販の結束バンドで固定します。

BNC ケーブル

結束バンド

フェライトコア

206

結束バンド

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.9. 2ch 加速度モジュール（RA30-109）

参考資料
各入力―筐体(GND)間、各チャネル間の電圧がそれぞれ 42 V (DC + ACpeak)を超えないようにしてください。超えた場合、破損の危険があります。

1

加速度センサの接続方法
プリアンプ内蔵型加速度センサを使用する場合は、センサを直接接続します。
電荷出力型加速度センサを使用する場合は、チャージコンバータを介してセンサを接続します。

Tips
モジュールはプリアンプ内蔵型加速度センサへ定電流を供給します。
センサは同じ信号線に AC 電圧信号として加速度信号を出力します。
モジュールは入力信号から DC 成分をカットして得られる加速度信号を測定します。
プリアンプ内蔵型センサ

加速度モジュール
電流 I

4 mA

22 V

電圧 V
加速度信号
Vbias
プリアンプ内蔵型加速度センサは、電荷出力型加速度センサとプリアンプ（チャージコンバータ）が一体となったセンサです。
低インピーダンスの電圧信号で出力されるため、電荷出力型加速度センサに比べてノイズの影響を受けにくく、チャージコンバータが不要です。ただし、一般的にサイズ・使用温度等の面で電荷出力型加速度センサよりも制限があります。
電荷出力型加速度センサは、加速度に応じて電荷が発生します。
発生した電荷はチャージコンバータより、AC 電圧信号に変換されます。
モジュールはチャージコンバータへ定電流を供給します。
チャージコンバータは同じ信号線に AC 電圧信号として加速度信号を出力します。
モジュールは入力信号から DC 成分をカットして得られる加速度信号を測定します。
電荷出力型センサ

チャージコンバータ
電荷 Q

加速度モジュール
電圧 V[pC/(m/s2)][mV/(m/s2)]

4 mA

22 V
加速度信号

[mV/pC]
電荷出力型加速度センサは軽量・小型かつ、低温または高温度での測定に向いています。
ただし、インピーダンスが高く、ノイズの影響を受けやすいため注意が必要です。

1WMPD4004114E

207

9. オプションモジュールの使い方 － 9.9. 2ch 加速度モジュール（RA30-109）2

速度、変位の測定方法
加速度モードに設定した時に、オーバーレンジにならないように測定レンジを設定してください。加速度信号がオーバーレンジとなり波形ひずみが生じていると、速度、変位にも大きな誤差が発生します。
加速度信号の周波数が約 16 Hz の時、測定モードを加速度、速度、変位に切り替えても測定される振幅は変わりません。
しかし、それ以外の周波数領域では、加速度の振幅に対して、速度の振幅は-6 dB/oct、変位の振幅は-12 dB/oct の割合で測定される振幅は小さくなります。
周波数 70 kHz

振幅 0 dB

加速度
約 16 Hz

速度 -6 dB/oct

変位 -12 dB/oct

Tips
加速度(A)、速度(V)、変位(D)には次の関係があります。(f：入力信号の周波数)
加速度

A (m/s2）

速度

V = A/2πf (m/s）

変位

D = V/2πf (m）本モジュールはアナログ積分器を通すことで、加速度信号を速度、変位に変換しています。
上式の通り、加速度の振幅に対して、速度の振幅は加速度信号の周波数に反比例し、変位の振幅は加速度信号の周波数の 2 乗に反比例します。

加速度の振幅を一定とした場合、約 16 Hz を基準として速度は-6 dB/oct、変位は-12 dB/oct の減衰特性となります。

3

対地間最大定格電圧
RA3100 本体

入力モジュール

共通
I/F 部

1ch H

各 SLOTL

CH 間

42 V (DC + AC peak)

2ch H
L

各 CH-筐体、対地間

42 V (DC + AC peak)GND(アース端子付き電源ケーブルに接続)

208

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.10. リモート制御モジュール（RA30-112）

リモート制御モジュール（RA30-112）
概要
リモートモジュール RA30-112 には大きく 3 種類の機能が搭載されています。
外部機器から本製品をリモート制御する｢リモート機能｣。
AC ひずみモジュール用｢キャリア(搬送波)機能｣。
電圧入力モジュール確認用｢波形確認用出力｣。
リモート機能には外部機器から制御するためのリモート入力と、本製品をマスタとして他の RA3100
を同期運転するリモート出力の 2 系統があります。

オムニエース RA3100
キャリア(搬送波)

ホスト
コントローラRA3100AC ひずみRA30-112

モジュール
リモート入力RA30-112
リモート出力

波形確認用出力

本製品への実装
本モジュールは、｢2.1.2. 入力モジュールの装着｣の説明と同様、入力モジュール部へ装着します。本モジュールは他のモジュールとは異なり、｢SLOT 9｣にのみ装着できます。(RA30-112 を装着しない
場合、｢SLOT 9｣へ他のモジュールを装着することは可能です。)

SLOT 1
SLOT 2
SLOT 3RA30-112 は SLOT 9 にのみ装着可能

SLOT 4SLOT 5SLOT 6SLOT 7
SLOT 8SLOT 91WMPD4004114E

209

9. オプションモジュールの使い方 － 9.10. リモート制御モジュール（RA30-112）

チャネルの設定
サイドメニューの CH キーをタップし、チャネル設定画面を表示します。
SLOT 選択でリモートモジュール(RA30-112)の装着された｢SLOT 9｣を表示します。
機能については｢9.10.5. 測定時の設定｣を参照してください。
①

②
③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

① スロット番号

SLOT 9② 応答速度：

リモート入力信号の応答速度を｢高速｣、｢通常｣、｢低速｣ から選択します。

③ TRIG/EXT.1： ｢TRIG｣、｢EXT.1｣から選択します。
TRIG は｢⑤TRIG｣を、EXT.1 は｢⑦EXT.1｣を設定してください。
④ OSC/EXT.2： ｢OSC｣、｢EXT.2｣から選択します。
OSC は｢⑥OSC｣を、EXT.2 は｢⑧EXT.2｣を設定してください。
⑤ TRIG：

リモート入力の TRIG 信号を設定します。

⑥ OSC：AC ひずみモジュールのキャリア(搬送波)信号源を｢内部｣、｢外部｣から選択します。

⑦ EXT.1：

外部に出力する本製品の状態をシステムエラー、プリンタエラー、オーバーレンジに対して ON/OFF 設定します。タップすると EXT.1/EXT.2 設定ダイアログが表示されます。

⑧ EXT.2：

EXT.1 と同じです。

210

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.10. リモート制御モジュール（RA30-112）

波形確認用出力端子
本モジュールの出力端子より 0 - 5 V、1 kHz の矩形波を出力しています。

この矩形波信号を電圧入力モジュールに接続し、波形モニタすることでモジュールの動作確認を行うことができます。

波形確認用出力端子測定時の設定１

応答速度
リモート入力信号の応答速度を｢高速｣、｢通常｣、｢低速｣から選択します。
ノイズ環境の悪い場合は、｢低速｣を選び、フィルタを通した状態で制御をします。
入力信号の有効パルス幅は以下のようになります。
高速応答時：High レベル期間

通常応答時：High レベル期間

低速応答時：
2

1 μs 以上、

1 ms 以上、High レベル期間 10 ms 以上、

Low レベル期間
Low レベル期間
Low レベル期間

1 μs 以上

1 ms 以上

10 ms 以上

OSC
AC ひずみモジュールを実装した時の RA3100 本体で使用するキャリア(搬送波)信号源を選択します。
内部： 本モジュールが実装された RA3100 本体で生成している OSC 信号を使用します。
同期接続している他の RA3100 へも供給します。
外部： リモート入力から入力される OSC IN 信号を実装モジュールへ供給します。
「5 接続方法」の接続図を参照してください。

3

TRIG
リモート入力の TRIG 信号を設定します。
OFF：

リモート入力の TRIG 信号を使用しません。

スタートトリガ： リモート入力の TRIG 信号を｢スタートトリガ｣として入力します
メモリトリガ：4

リモート入力の TRIG 信号を｢メモリトリガ｣として入力します。

EXT.1/EXT.2
本製品の状態を外部に出力する設定です。システムエラー、プリンタエラー、オーバーレンジが ON の場合、どれか 1 つでも発生した時に出力されます。

システムエラー： 本製品のソフトウエアが正常に動作できない状態である。
プリンタエラー： プリンタ通信エラー、モーター異常、ヘッド温度異常、プリンタカバーが開いている、記録紙がない場合。
オーバーレンジ： オーバーレンジが発生した場合。

1WMPD4004114E

211

9. オプションモジュールの使い方 － 9.10. リモート制御モジュール（RA30-112）

参考資料
1

2

フロントパネル
A10

A1

A7

A1

B10

B1

B7

B1

IN コネクタのピン配置
ピン番号 信号名

ピン番号 信号名

機能

A1

NC

B1

GND

－

A2

NC

B2

GND

－

A3

START/STOP IN(+)

B3

START/STOP IN(-)

A4

MARK IN(+)

B4

MARK IN
(-)

マーク入力

A5

FEED IN(+)

B5

FEED IN(-)

フィード(記録紙の空送り)入力

A6

PRINT IN(+)

B6

PRINT IN
(-)

A7

NC

B7

GND

A8

EXT
SMPL IN
(+)

B8

EXT
SMPL IN(-)

A9

TRIG IN(+)

B9

TRIG IN(-)

A10

OSC IN(+)

B10OSC IN(-)

記録開始・停止 入力
本信号が Low レベルの期間、記録を行います。
本信号の立ち下がりエッジで記録データにマークを記録します｡
本信号が Low レベルの期間、記録紙を空送りします。
プリント入力本信号が Low レベルの期間、ペンレコ記録を行います。
記録中は本信号を受け付けません。
－
外部サンプリング入力
本信号の立ち下がりエッジでサンプリングされます。
トリガ入力
本信号の立ち下がりエッジで外部トリガを受け付けます。
AC ひずみモジュール用 OSC 信号入力
本信号をキャリア(搬送波)信号源として AC ひずみモジュールに供給します。

入力信号用コネクタ：DF02R020NA3(日本航空電子工業製)
A 列と B 列は対になっています。GND(B 列)は、A 列の信号と対になる入力コモンです。
入力信号用コネクタに適合するプラグ(メーカ型番)は以下の通りです。
適合プラグ：DF02P020F22A1(半田結線タイプ)、DF02P020G28A1(圧接結線タイプ)

Note「START/STOP IN」「PRINT IN」「FEED IN」を同時に制御しないでください。

212

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.10. リモート制御モジュール（RA30-112）
3

OUT コネクタのピン配置
ピン番号

信号名

ピン番号

信号名

機能

A1

START/STOP OUT(+)

B1

START/
記録開始・停止出力
STOP OUT
本製品が記録中の間、Low レベルの信号を出力します。
(-)

A2

MARK OUT(+)

B2

MARK OUT マーク出力(-)
MARK IN 信号を MARK OUT 信号に出力します。

A3

FEED OUT(+)

B3

FEED OUT(-)

A4PRINT OUT(+)

B4

PRINT OUT(-)

プリント出力A5

EXT SMPL
OUT (+)B5

EXT SMPL
OUT (-)

外部サンプリング出力

フィード(記録紙の空送り)出力
FEED IN 信号を FEED OUT 信号に出力します。
PRINT IN 信号を PRINT OUT 信号に出力します。
EXT SMPL IN 信号を EXT SMPL OUT 信号に出力します。
トリガ出力 (TRIG OUT)
トリガ発生時に TRIG OUT 信号を Low レベルに出力しま

A6TRIG/EXT.1
OUT (+)

B6

TRIG/EXT.1
OUT (-)

す。
外部出力 (EXT.1 OUT)
システムエラーなどの発生時に Low レベルとなります。
｢9.10.3. チャネル設定｣を参照してください。
AC ひずみモジュール用 OSC 信号出力 (OSC OUT)
他の RA3100 に装着されている AC ひずみモジュールを同期

A7

OSC/EXT.2
OUT (+)B7

OSC/EXT.2
OUT (-)

して動作させるための出力です。
外部出力 (EXT.2 OUT)
システムエラーなどの発生時に Low レベルとなります。
｢9.10.3. チャネル設定｣を参照してください。

出力信号用コネクタ：DF02R014NA3(日本航空電子工業製)
A 列と B 列は対になっています。GND(B 列)は、A 列の信号と対になるコモンです。
出力信号用コネクタに適合するプラグ(メーカ型番)は以下の通りです。
適合プラグ：DF02P014F22A1(半田結線タイプ)、DF02P014G28A1(圧接結線タイプ)
4

対地間最大定格電圧
RA3100 本体

モジュール
共通
I/F 部

IN

H
L

+5 V

OUT H
L

+5 V

各 L は共通
各 CH-筐体、対地間GND(アース端子付き電源ケーブルに接続)

42 V (DC + AC peak)

各入出力－筐体(GND)間、42 V (DC + AC peak)を超えないようにしてください。
超えた場合、破損の危険があります。

各入出力間は、絶縁されていません。L(GND)は内部で接続されています。

1WMPD4004114E

213

9. オプションモジュールの使い方 － 9.10. リモート制御モジュール（RA30-112）
5

接続方法

5.1 リモート制御の場合

オムニエース RA3100

リモート制御

ホスト

端子台
20P

コントローラ
端子台

RA30-112

20P

IN

AX-PCX-10S20

端子台接続用ケーブル

RA30-504
オムニエース RA3100

リモート制御ホスト

20P

コントローラRA30-112
IN

リモート制御ケーブル(バラ線)RA30-506
5.2 RA3100 を複数台接続する場合
リモート制御リモート制御同期運転
オムニエース RA3100

ホスト

RA30-112

20P

コントローラ

IN

OUT

オムニエース RA3100
14P

20P

RA30-112
IN

リモート制御ケーブル(本体間接続用) RA30-505
5.3 AC ひずみ用キャリア(搬送波)信号
オムニエース RA3100
RA30-112OUT

AC ひずみ用キャリア信号
14P

オムニエース RA3100
20P

RA30-112
IN

OSC

リモート制御ケーブル

OSC

内部

(本体間接続用) RA30-505

外部AC ひずみAC ひずみ

モジュール

モジュール

5.4 波形確認用出力端子

オムニエース RA3100
RA30-112
RA30-xxx
電圧モジュール

5.5 OUT 信号をモニタする場合
ホスト

オムニエース RA3100

端子台
20P

コントローラ
端子台

14P

RA30-112OUT

AX-PCX-10S20

リモート制御ケーブル(本体間接続用) RA30-505
214

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.10. リモート制御モジュール（RA30-112）
6等価回路

6.1 IN
START/STOP IN、MARK IN、
FEED IN、PRINT IN、EXT SMPL IN、
TRIG IN、OSC IN の等価回路図です。

(+)
(-)

6.2 OUT
START/STOP OUT、MARK OUT、
FEED OUT、PRINT OUT、(+)

EXT SMPL OUT、TRIG/EXT.1 OUT、
OSC/EXT.2 OUT の等価回路図です。

(-)

Note

OUT コネクタからの出力電流は、1 ピンあたり 5 mA を超えないように使用してください。

超えた場合、破損の危険があります。

1WMPD4004114E

215

9. オプションモジュールの使い方 － 9.10. リモート制御モジュール（RA30-112）

オプション
1

接続ケーブルおよび端子台
信号入力、同期接続のため、以下のケーブルおよび端子台が用意されています。
名称(形式)

形状／特徴
MDR20 極端子台接続用
20P - 20P
長さ 2 m端子台接続用ケーブル
RA30-50420p

10p

MDR20 極端子台
(AWG16－28 用)

端子台
AX-PCX-10S20
11p

1p

リモート制御ケーブル(バラ線)
RA30-506
リモート制御ケーブル(本体間接続用)
RA30-505

2

リモート制御入力用
長さ 2 m
RA3100 間接続間
20P - 14P
長さ 2 m

ピン配置
RA30-112

入力コネクタのピン配置とリモート制御ケーブル及び、端子台接続ケーブルの対応表。

信号名
NC
GND
NC
GND
START/STOP IN
GNDMARK IN
GND
FEED IN
GND
PRINT IN
GND
NC
GND
EXT SMPL IN (+)
EXT SMPL IN (-)
TRIG IN (+)
TRIG IN (-)
OSC IN (+)
OSC IN (-)

RA30-112
IN コネクタ

AX-PCX-10S20 端子台とRA30-504 ケーブルの
組み合わせ

ピン番号
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6
B6
A7
B7
A8
B8
A9
B9
A10
B10

ピン番号
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
216

RA30-506
リモート制御ケーブル(バラ線)
線色

橙
薄灰
白
黄
桃
橙
薄灰
白

マーク色 マーク表示

アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ
アカ
クロ

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.10. リモート制御モジュール（RA30-112）
RA30-112 OUT コネクタ のピン配置とリモート制御ケーブル及び、端子台接続ケーブルの対応表。

信号名
START/STOP OUT (+)
START/STOP OUT (-)
MARK OUT (+)
MARK OUT (-)
FEED OUT (+)
FEED OUT (-)
PRINT OUT (+)
PRINT OUT (-)
EXT SMPL OUT (+)
EXT SMPL OUT (-)
TRIG/EXT.1 OUT (+)
TRIG/EXT.1 OUT (-)
OSC/EXT.2 OUT (+)
OSC/EXT.2 OUT (-)

3

RA30-112
OUT コネクタ

AX-PCX-10S20 端子台とRA30-505 ケーブルの組み合わせ

ピン番号
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6
B6
A7
B7

ピン番号
3
11/13
4
14
5
15
6
16
8
18
9
19
10
20

ケーブル仕様3.1 RA30-504 ケーブル
シールド

DF02P020F22A1

1WMPD4004114E

DF02P020F22A1

217

9. オプションモジュールの使い方 － 9.10. リモート制御モジュール（RA30-112）
3.2 RA30-505 ケーブル
シールド

DF02P020F22A1

DF02P020F22A1

3.3 RA30-506 ケーブル
シールド

DF02P020F22A1

218

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.11. 4ch 電圧モジュール（RA30-113）

4ch 電圧モジュール（RA30-113）
概要
本モジュールは、±2 V ～ ±500 V の測定レンジで、DC ～ 100 kHz の信号を、16 bit、1 MS/s でサン

プリングし、A/D 変換することができる 4 CH の電圧入力モジュールです。波形観測用のアナログフィ
ルタを搭載しています。また、各チャネル間、入出力間は絶縁されています。

入力チャネルの設定＜RA3100 本体での設定スイッチと設定内容について説明します。＞① スロット番号、入力モジュールタイプ。

①
②

②

③

③

④

⑤

⑥

⑦

② スロット変更： スロット を変更します。
③ チャネル選択：スロット内の CH を選択します。
④ 測定 ON/OFF
ON： 入力信号の測定を行います。
⑤ カラー：

波形モニタの表示色を変更します。

⑥ 入力結合： 入力信号の結合を切り替えます。
⑦ 測定レンジ：測定レンジを変更します。

⑧⑧ L.P.F.：

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

ローパスフィルタを変更します。

⑩ 表示位置： 表示位置を指定します。
⑪ 表示範囲： 各グラフの振幅方向の表示幅を指定します。
⑫ 表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。
⑬ 表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
⑭ シート：

チャネルをシートに割り当てます。

⑮ グラフ：

チャネルをグラフに割り当てます。

⑯ 波形表示： ON は波形モニタに波形が表示され、OFF は表示さ
れません。

⑱

⑰ ゼロキャンセル：
入力チャネルの内部オフセットをキャンセルします。ゼロキャンセルを実行することで、より正確な測定ができます。
⑱ 測定可能範囲/測定値：
現在の測定可能範囲と測定値を表示します。

1WMPD4004114E

219

9. オプションモジュールの使い方 － 9.11. 4ch 電圧モジュール（RA30-113）

測定時の設定SLOT 番号とチャネルを確認し、該当する入力モジュールに信号を接続し、 測定 キーを ON にしま
すと、モニタ画面に入力波形が表示されます。その波形を見ながら、必要な信号波形に調整できます。
以下の手順で入力チャネルを設定します。
手順 1.

入力結合 キー⑥により、入力のカップリングを設定します。
内容

カップリング
DC
GND
手順 2.

入力信号の DC、AC 成分を含めた実際の信号が測定できます。
測定時は DC 結合に設定します。
入力信号を CH 内部に接続せず、CH の入力を GND に接続します。
入力の GND レベルを波形モニタ、プリンタ記録で確認できます。

測定対象に合わせて測定レンジを設定します。
CH 設定サブメニューの 測定レンジ キー⑦により、入力感度の変更ができます。

測定レンジに表示されている値(RANGE)は、入力(測定)最大値を示し、波形モニタの 10 div に相当します。表示位置が 50 %の時、±RANGE(全測定範囲)が表示されます。

測定レンジ キーをタップし、回転ノブを回してレンジを変更します。回転ノブを左に回すと感度が下がり、右に回すと感度が上がります。測定レンジは、下記の 8 レンジです。
500 V

200 V

100 V

50 V

20 V

10 V

5V

2V

Tips
入力が測定レンジを超え、オーバーレンジが発生すると画面右下に OVER RANGE を表示し、本体から「ピピッ！、ピピッ！」と警告音を発します。入力信号がオーバーレンジしないように測定レンジで感度を下げてください。警告音を鳴らしたくない場合、ブザー音設定を OFF としてください。
「8.3.1.
環境｣のブザー音設定を参照してください。
ピピッ！

ピピッ！

OVER RANGE

手順 3.

入力フィルタを設定します。
L.P.F. キー⑧により、ローパスフィルタを設定します。
本モジュールのローパスフィルタは、波形を重視した、なだらかな減衰特性のフィルタです。信
号として有効な周波数の 10 倍以上を目安にカットオフ周波数を設定し、不要な高周波成分、ノイズ成分をカットします。
OFF

3 kHz

300 Hz

30 Hz

3 Hz

220

1WMPD4004114E

9. オプションモジュールの使い方 － 9.11. 4ch 電圧モジュール（RA30-113）
手順 4

表示範囲と表示位置を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示範囲と表示位置(表示領域)設定の説明｣を参照してください。
表示範囲： 波形モニタ内の波形表示エリアの振幅方向の表示幅
表示位置： 指定された表示範囲の波形表示エリアを波形モニタのどの位置に表示するかを指定し
ます。

手順 5

表示最大と表示最小を設定します。
｢4.3.2. 入力 CH を設定する － 表示最大と表示最小(波形表示スケール)設定の説明｣を参照してください。
表示最大： 表示範囲の最上部の表示上限値を設定します。
表示最小： 表示範囲の最下部の表示下限値を設定します。

手順 6

ゼロキャンセルを実行します。
電源投入後、時間の経過や周囲温度の変化により、RA3100 本体の内部温度が変化すると、入力モ
ジュール内で温度ドリフトが発生し、これが DC オフセット電圧の変化となり、測定の誤差となります。ゼロキャンセルを実行することで、これらの誤差を最小化することができます。
ゼロキャンセルは、電源投入後は 60 分間のウォームアップ時間をおき、 ゼロキャンセル キー⑰をタップします。

Note
本機能は内部のオフセット、ドリフトをキャンセルする機能で、入力信号のオフセットをキャンセルするものではありません。

1WMPD4004114E

221

9. オプションモジュールの使い方 － 9.11. 4ch 電圧モジュール（RA30-113）

参考資料

各入力―筐体(GND)間、各チャネル間の電圧がそれぞれ 300 V（DC+ACpeak）を超えないようにしてください。超えた場合、破損の危険があります。
1

入力ケーブルCH1 ～ CH4 の入力コネクタは、絶縁型 BNC コネクタです。金属 BNC のプラグを使用するとコネクタの破損や接続不良の原因になるので金属 BNC は接続しないでください。
信号入力ケーブルには下記の絶縁 BNC ケーブル（RA30-507）をご使用ください。
推奨ケーブル名称(形式)

形状／特徴

600V

!

1ch H
L

I/F 部

CAT Ⅲ 300V
CATⅡ 600V

対地間最大定格電圧
RA3100 本体
入力モジュール

共通

RA30-507

2

MAXIMUM RATEDVOLTAGE TO
EARTH
MAXIMUM RATED
LINE VOLTAGE

絶縁 BNC ケーブル
(安全ワニグチ)
RA30-507

2ch H
L
3ch H
L
4ch H
L

絶縁 BNC↕
安全ワニグチ
赤 ＋
黒 －
長さ 1.5 m

各 SLOT±500 V±500 V±500 V±500 VCH 間
300 V（DC+ACpeak）
300 V（DC+ACpeak）
300 V（DC+ACpeak）
各 CH－筐体、対地間GND(アース端子付き電源ケーブルに接続)

300 V（DC+ACpeak）

222

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.1. バージョン一覧

資料
本章では各機能の補足説明を行います。

バージョン一覧
本製品の管理画面で扱うバージョンは以下の通りです。
名称

概要① Windows OS

組み込まれている Windows 10 IoT のバージョン② ソフトウェア

RA3100 ソフトウェアのバージョン③ ハードウェアのメイン

メイン FPGA のバージョン④ ハードウェアのプリンタ

プリンタ FPGA のバージョン⑤ モジュール

モジュール FPGA のバージョン⑥ 記録データの記録

記録時の RA3100 ソフトウェアのバージョン⑦ 記録データのファイル

記録時またはファイル更新時の RA3100 ソフトウェアのバージョン⑧ 設定データのファイル

作成時の RA3100 ソフトウェアのバージョン

・バージョン管理画面
①
②

③

④

⑤

・ファイル管理画面-記録⑥

1WMPD4004114E・ファイル管理画面-設定
⑦

⑧

223

10. 資料 － 10.2. サンプリングのデータ形式

サンプリングのデータ形式
本製品のデータ形式には、｢NORMAL サンプリング｣と｢P-P サンプリング｣の 2 種類があります。

NORMAL サンプリング
NORMAL サンプリングは、サンプリング周期の A/D 値をデータとして記録し、波形の再現、データ解析などに使用します。
サンプリング周期

T0

T1

T2

T3

アナログ入力波形

T4

T5

T6

T7

T8

T9

時間

サンプリングデータから入力波形を再生
サンプリング周期に対して入力信号が速いと、波形の再現性は落ち、突発的なパルスを取りこぼす場合があります。
サンプリングデータ

サンプリング周期

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

時間

サンプリング速度を上げると、波形の再現性は向上しますが、記録データが増大します。
サンプリングデータ

サンプリング周期

T0

T2

T4

T6

T8

T10

T12

T14

T16

T18

P-P サンプリング
P-P サンプリングは、サンプリング周期の期間内を最速サンプリング(20 MS/s)でサンプリングして、ピーク値（最大値と最小値の 2 点）を検出し、このピーク値を記録データとして記録します。

少ないデータで広帯域までの波形の再現が可能で、突発的なスパイクノイズ等を取りこぼすことのな
い、長時間記録の波形再生に適したデータ形式です。
欠点としては、記録後のデータ解析（平均、RMS、FFT 等）ができないことです。
P-P データ

サンプリング周期

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

224

T7

T8

T9

時間

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.3. サンプリング

サンプリング
内部サンプリング
プリンタ記録、SSD 記録、メモリ記録ごとにサンプリング速度が設定できます｡各記録の最大サンプリング速度は異なります。仕様については「12.1.1. 本体基本仕様」を参照してください。

外部サンプリング
プリンタ記録、SSD 記録の場合、外部から入力するクロック信号に同期してサンプリングを行う外部サンプ
リングが可能です。ただし、記録できるデバイスはプリンタ記録または、SSD 記録のどちらか１つのみとな
ります。
外部サンプリングのクロック信号は｢9.10. リモート制御モジュール(RA30-112)｣の｢EXT SMPL IN｣端子に入力します。

サンプリング速度と紙送り速度の関係
サンプリング速度と紙送り速度の関係は下表のようになります｡
サンプリング内部

外部

1WMPD4004114E

サンプリング速度

紙送り速度

100 ms/div(1 kS/s)

100 mm/s

200 ms/div(500 S/s)

50 mm/s

500 ms/div(200 S/s)

20 mm/s

1 s/div(100 S/s)

10 mm/s

2 s/div(50 S/s)

5 mm/s

5 s/div(20 S/s)

2 mm/s

10 s/div(10 S/s)

1 mm/s

20 s/div(5 S/s)

30 mm/min

50 s/div(2 S/s)

12 mm/min

100 s/div(1 S/s)

6 mm/min

2 min/div(50 S/min)

5 mm/min

5 min/div(20 S/min)

2 mm/min10 min/div(10 S/min)

1 mm/min

EXT.

0.1 mm/パルス

225

10. 資料 － 10.4. スケール変換（物理量換算）

スケール変換（物理量換算）
スケール変換は、センサなどから出力される電圧を物理量に変換し、直読を可能にする機能です。
本製品では 2 通りの変換方法があります。どちらの変換も図で示す通り、同じ変換になります。
方法 1

2 点の値で直接変換する方法

2 点 a､ b の入力と出力の値、a[Ｘa､Ｙa]､ b[Ｘb､Ｙb]を指定すると、
Ｙ＝ＡＸ＋Ｂ方法 2の式が求められます。

物理量とセンサ出力電圧との換算が規定されている場合のゲイン補正で変換する方法
センサ入力の感度ＡとオフセットＢが規定され、
Ｙ＝ＡＸ＋Ｂの式が求められます。

物理量
b

Ｙb
a

Ｙa

感度Ａ
オフセットＢ
0例－1

2 点補正
4-20mA の伝送

2 点方式
例－2

Ｘa

Ｘb

入力電圧

センサ側出力 4-20mA (1 - 5 V) が 0 - 10 kg の場合

変換 1：1 → 0、変換 2：5 → 10、単位 kg

ゲイン補正
振動センサ
センサ方式

感度 4.5 N = 1 V

ゲイン：4.5、オフセット：0、単位 N

226

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.5. 波形反転

波形反転
波形反転を ON したチャネルは、測定値の正負を反転して波形と値を表示します。下記の機能は反転した値で処理されます。
Y-T 波形X-Y 波形FFT 解析
デジタル表示
カーソル
サムネイル
検索機能
トリガ

スケール変換との併用
波形反転は測定値の正負を反転しているため、「10.4. スケール変換」を併用した場合、
Ｙ＝－ＡＸ＋Ｂの計算式で物理量が求められます。そのためオフセットが 0 でない場合、

波形反転後の値が波形反転前の値の正負を反転した値と異なります。
例

入力電圧：5 V、ゲイン：2、オフセット：10
波形反転 OFF
波形反転 ON
測定値

2 × 5 V + 10 = 20 V

-2 × 5 V + 10 = 0 V
波形反転

反転した測定値

スケール

処理

変換処理

物理量

Tips
波形反転を使用すると波形が上下逆さまに表示されますが、スケール変換でゲインを－１にすると、スケール値のみが上下逆さまに表示されます。
スケール値が逆さまになる
スケール変換ゲイン:－１

波形反転:ON

波形が逆さまになる

1WMPD4004114E

227

10. 資料 － 10.6. FFT 解析

FFT 解析
解析ファンクション｢時間軸波形｣｢スペクトラム｣等の解析を行うことができます。

Tips

工業量単位(Engineering Unit)を 0 dB とします。
(例) 電圧測定の場合
RMS 測定の場合

1 V = 0 dB

1 Vrms = 0 dB

時間軸波形(１信号解析)
入力信号の時間領域波形です。

リニアスペクトラム(１信号解析)
リニアスペクトラムの各周波数成分 G を G＝R＋jI（R：実数部，I：虚数部）と定義します。

入力信号の周波数領域波形で、各周波数成分の振幅と位相を知ることができます。
R、I は窓関数ピーク補正係数 k を乗算した結果です。

k=N

Ｎ：サンプリング点数、W(i)：窓関数∑i =0 W (i)
N −1

実数部

Lin-Rel

虚数部

Lin-Img

振幅

Lin-Amp

対数振幅

Log-Amp

位相

Phase

R
I

�(R2 + I 2 )20 × log�(R2 + I 2 )tan−1 (I/R)

RMS スペクトラム(１信号解析)
入力信号の周波数領域波形で、振幅（実効値）と位相を知ることができます。
R、I は窓関数ピーク補正係数 k を乗算した結果です。

k=

N

∑

Ｎ：サンプリング点数、W(i)：窓関数

N −1

W (i )
i =0

実数部

Lin-Rel

虚数部

Lin-Img

振幅

Lin-Amp

対数振幅

Log-Amp

位相

Phase

R/√2
I/√2

�(R2 + I 2 )/√2

20 × log(�(R2 + I 2 )/√2)
tan−1 (I/R)

228

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.6. FFT 解析

パワースペクトラム(１信号解析)
入力信号のパワー（２乗値）を表し、振幅情報だけを知ることができます。
R、I は窓関数ピーク補正係数 k を乗算した結果です。

Nk =  N −1
 ∑i =0 W (i ) 

2

Ｎ：サンプリング点数、W(i)：窓関数

振幅

Lin-Amp

対数振幅

Log-AmpR2 + I 2

10 × log(R2 + I 2 )パワースペクトラム密度(１信号解析)
単位周波数 ∆f あたりのパワースペクトラムを表します。
R、I は窓関数ピーク補正係数 k を乗算した結果です。

Nk =  N −1
 ∑i =0 W (i ) 

2

Ｎ：サンプリング点数、W(i)：窓関数

振幅

Lin-Amp

対数振幅

Log-Amp(R2 + I 2 )/∆𝑓𝑓 × 𝑘𝑘1

10 × log((R2 + I 2 )/∆𝑓𝑓 × 𝑘𝑘1)

∆f = Fs/N、Fs：サンプリング点数、W(i)：窓関数
k1：窓関数 BW 補正係数
レクタンギュラ 1

0.666

ハニング

0.731

ハミング

クロスパワースペクトラム（２信号解析）
クロスパワースペクトラムとは、２つの信号間のパワーを求めます。基準となる信号のリニアスペクト
ラム Gx の共役複素数 Gx* と、比較する信号のリニアスペクトラム Gy との積で求めます。
Gx = Rx + jIx, Gx* = Rx – jIx

基準信号のリニアスペクトラム
比較信号のリニアスペクトラム
クロスパワースペクトラム
クロスパワースペクトラム(実数部)
クロスパワースペクトラム(虚数部)

Gy = Ry + jIy

Gyx = Gy × Gx* = (Ry + jIy)(Rx – jIx) = Ryx + jIyx

Ryx = (RyRx + IyIx)× k

Iyx = (RxIy – RyIx)× k

また、Ryx、Iyx は窓関数ピーク補正係数 k を乗算した結果です。

Nk =  N −1
 ∑i =0 W (i ) 

2

実数部

Lin-Rel

虚数部

Lin-Img

振幅

Lin-Amp

対数振幅

Log-Amp

位相Phase

1WMPD4004114E

Ｎ：サンプリング点数、W(i)：窓関数
Ryx
Iyx

�(Ryx 2 + Iyx 2 )10 × log (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 2 )tan−1 (Iyx/Ryx)229

10. 資料 － 10.6. FFT 解析

伝達関数（２信号解析）
伝達関数は、伝達系の入力と出力の周波数特性を表したものです。
クロスパワースペクトラム Gyx と入力(基準)パワースペクトラム Gxx の比として求めます。

伝達関数 = Hyx = Gyx / Gxx
実数部

Lin-Rel

虚数部

Lin-Img

振幅

Lin-Amp

対数振幅

Log-Amp

位相

Phase

HRyx
HIyx

�𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 2 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 2

10 × log(HRyx 2 + HIyx 2 )tan−1 (HIyx/HRyx)

コヒーレンス関数（２信号解析）

伝達系の入力信号によって生じるパワーと、全出力パワーの比を表したものです。クロスパワースペクト
ラム Gyx と入力(基準)パワースペクトラム Gxx、出力(比較)のパワースペクトラム Gyy から求めます。
振幅

Lin-Amp

Note|𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺|2 /(Gxx × Gyy)

コヒーレンス関数は、1 回の測定では全周波数にわたって 1 となります。必ず周波数軸のアベレージ処理を行ってください。

オクターブ分析
1/1 オクターブバンドまたは、1/3 オクターブバンドの解析ができます。
本製品では、パワースペクトラムを求めてから各バンド範囲内のデータを加算して求めています。
振幅

Lin-Amp

対数振幅

Log-Ampk1：窓関数 BW 補正係数

Oct × k1

10×log(Oct × k1)

レクタンギュラ 1
ハニング
ハミング

0.666
0.731

230

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.6. FFT 解析

AVG 処理アベレージ処理を設定しても解析ファンクションに有効な設定がない場合、アベレージ処理は行いません。解析設定によるアベレージの有効・無効を下記の表に示します。
Y軸

解析
時間軸波形

リニアスペクトラム

RMS スペクトラム

パワースペクトラム
パワースペクトラム密度

クロスパワースペクトラム

伝達関数

AVG 方式
時間軸

周波数軸

ピーク

振幅

Linear

有効

無効

無効

実数部

Lin-Rel

無効

無効

無効

虚数部

Lin-Img

無効

無効

無効

振幅

Lin-Amp

無効

有効

有効

対数振幅

Log-Amp

無効

有効

有効

位相

Phase

無効

無効

無効

実数部

Lin-Rel

無効

無効

無効

虚数部

Lin-Img

無効

無効

無効

振幅

Lin-Amp

無効

有効

有効

対数振幅

Log-Amp

無効

有効

有効

位相

Phase

無効

無効

無効

振幅

Lin-Amp

無効

有効

有効

対数振幅

Log-Amp

無効

有効

有効

振幅

Lin-Amp

無効

有効

有効

対数振幅

Log-Amp

無効

有効

有効

実数部

Lin-Rel

無効

無効

無効

虚数部

Lin-Img

無効

無効

無効

振幅

Lin-Amp

無効

有効

有効

対数振幅

Log-Amp

無効

有効

有効

位相

Phase

無効

無効

無効

実数部

Lin-Rel

無効

無効

無効

虚数部

Lin-Img

無効

無効

無効

振幅

Lin-Amp

無効

有効

有効

対数振幅

Log-Amp

無効

有効

有効

位相

Phase

無効

無効

無効

コヒーレンス関数

振幅

Lin-Amp

無効

有効

無効

1/1 オクターブ分析

振幅

Lin-Amp

無効

有効

有効

対数振幅

Log-Amp

無効

有効

有効

1/3 オクターブ分析

振幅

Lin-Amp

無効

有効

有効

対数振幅

Log-Amp

無効

有効

有効

単純加算平均解析結果の各要素を下式によって平均処理します。
NSN = (1/N) � YK
K=1

1WMPD4004114E

231

10. 資料 － 10.6. FFT 解析

指数加重平均解析結果の周波数成分に対する平均化処理で、平均化する各要素に指数関数的な重み付けをして平均化
します。
(例)

加算回数 N = 3 の場合、

E1 = Y1

α：指数化加重平均定数

周波数軸ピークホールド

E3 = (1 - α)E2 + αY3

α=1/N

E2 = (1 - α)E1 + αY2

各周波数成分で最大値を保持します。

解析結果の単位
解析結果の単位を以下に示します。
X軸

解析
時間軸波形
その他解析

s
Hz

時間
周波数
解析

時間軸波形

リニアスペクトラム

RMS スペクトラム

パワースペクトラム
パワースペクトラム密度

クロスパワースペクトラム

伝達関数

コヒーレンス関数
1/1 オクターブ分析
1/3 オクターブ分析

振幅
実数部
虚数部
振幅
対数振幅
位相
実数部
虚数部
振幅
対数振幅
位相
振幅
対数振幅
振幅
対数振幅
実数部
虚数部
振幅
対数振幅
位相
実数部
虚数部
振幅
対数振幅
位相
振幅
振幅
対数振幅
振幅
対数振幅

単位

Y軸
LinearLin-Rel
Lin-Img
Lin-Amp
Log-AmpPhase
Lin-Rel
Lin-Img
Lin-Amp
Log-AmpPhase
Lin-Amp
Log-Amp
Lin-Amp
Log-Amp
Lin-Rel
Lin-Img
Lin-Amp
Log-AmpPhase
Lin-Rel
Lin-Img
Lin-Amp
Log-AmpPhase
Lin-Amp
Lin-Amp
Log-Amp
Lin-Amp
Log-Amp
232

単位
eu
eu
eu
eu
db
deg
eu
eu
eu
db
deg
eu2
db
eu2/Hz
db
eu2
eu2
eu2
db
deg
(無単位)
(無単位)
(無単位)
db
deg
(無単位)
eu
db
eu
db
1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.7. Web ブラウザで本製品に接続

Web ブラウザで本製品に接続
Web サーバ機能を ON すると、パソコン等の Web ブラウザを使用して RA3100 のリモート操作、設定、画面の閲覧等ができます。

パソコンのシステム要件
項目

内容

Memory

空き容量 1GB 以上

Display

解像度 1920×1080 以上

Web ブラウザ

Microsoft Edge

バージョン 79.0.309.65 以降

準備①

LAN ケーブルで RA3100 とパソコンを接続します。

②

RA3100 のネットワークの設定を行い、パソコンとの接続を可能にします。

③

RA3100 の Web サーバ機能を ON します。

接続方法
パソコンで Web ブラウザを起動し、アドレス欄に｢http://｣と RA3100 の IP アドレスを入力します。
例

RA3100 の IP アドレスが｢192.168.0.1｣の場合
RA3100 と接続が完了すると、Web ブラウザに[遠隔操作]画面が表示されます。

Tips
RA3100 の Web サーバ機能の認証設定が ON だった場合、接続時にユーザ名とパスワードを入力しサインインします。それぞれ RA3100 に設定したものと一致したときだけ接続できます。

1WMPD4004114E

233

10. 資料 － 10.7. Web ブラウザで本製品に接続

遠隔操作画面
接続が完了後、もしくは 遠隔操作 ボタンをクリックした際に[遠隔操作]画面に切り替わります。
RA3100 のリモート操作、画面の閲覧等ができます。
①
②
③

④
⑤

⑥

⑦
⑧
⑨
①

画面保存：

RA3100 画面を画像ファイル(PNG 形式)でパソコンに保存します。

②

画面更新速度：RA3100 画面の更新速度を設定します。
｢超高速｣｢高速｣｢通常｣｢低速｣から選択します。

③

本体情報：[本体情報]画面に切り替えます。

④

遠隔操作：

[遠隔操作]画面に切り替えます。

⑤

RA3100 画面：

RA3100 の画面を表示します。
画面上でマウス操作、キーボード操作等で RA3100 のリモート操作ができます。
｢10.7.6. Web ブラウザからの RA3100 リモート操作方法｣を参照してください。

⑥

TIME OUT 表示：

HTTP 通信に異常が発生した場合に表示します。

⑦

RA3100 名称：

RA3100 の本体名称を表示します。

⑧

RA3100 状態：

RA3100 の状態(測定中、記録中等)を表示します。

⑨

RA3100 操作パネル： RA3100 のパネル操作ができます。
COARSE キー：

回転ノブ ｢通常モード｣

FINE キー：

回転ノブ ｢微調整モード｣

PRINT(S) キー：

PRINT キーPRINT(L) キー：

PRINT キー長押しTRIG キー：

TRIG キー

START キー：

START キー

STOP キー：

STOP キー

Tips
RA3100 に接続できるパソコン台数には制限はありませんが、ネットワーク負荷が高いと画面更新に時間がかかる場合があります。画面更新速度が超高速の場合は 1 台、高速の場合は 2 台、通常の場合は 3台、低速の場合は 5 台までを目安にしてください。
234

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.7. Web ブラウザで本製品に接続

本体情報画面
本体情報 ボタンをクリックした際に[本体情報]画面に切り替わります。
RA3100 の本体情報の確認、時刻設定等ができます。
①
②
③

④

①

時刻同期：

RA3100 の時刻をパソコンの時刻に合わせます。
※

誤差が生じる場合があります。

②

PC 時刻：Web ブラウザを表示しているパソコンの時刻を表示します。

③

RA3100 時刻：

RA3100 の時刻を表示します。

④

RA3100 本体情報：

RA3100 のシリアルナンバー、各バージョン情報、モジュール構成等を表示します。

1WMPD4004114E

235

10. 資料 － 10.7. Web ブラウザで本製品に接続

Web ブラウザからの RA3100 リモート操作方法
Web ブラウザ上の RA3100 画面をマウス操作、キーボードの｢Ctrl｣、｢Shift｣、｢Alt｣とマウスホイール操作を行う事で、RA3100 のリモート操作ができます。
マウス操作と動作

アクション
画面の操作

マウスで左クリックすると、RA3100 の画面を操作できます。
設定項目を左クリックすると、枠色が橙色に変わり、マウスホイール操作で設定値を変更できます。

設定の変更(マウスホイール)

例として、「カラー」を選択すると色の変更、「表示位置」を選択すると表示幅の割合
数値を変更できます。

設定項目を右クリックすると、設定項目に対応したダイアログを表示します。
選択パレットダイアログ
設定値を選択すると、設定を反映しダイアログが閉じます。設定を変更せずに元に戻る場合は、ダイアログ外をクリックします。

設定の変更(ダイアログ)
数値入力ダイアログ
画面上のボタン操作、またはキーボード入力操作で数値を入力します。キーボード入力の場合は、「Enter」キーを押すと設定値を反映しダイアログが閉じます。

波形の X 軸倍率の変更
波形の Y 軸倍率の変更
波形の X 軸方向への移動
波形の Y 軸方向への移動

｢Ctrl｣キー + マウスホイール上回転：

倍率拡大｢Shift｣キー + マウスホイール上回転：

倍率拡大｢Ctrl｣キー + マウスホイール下回転：｢Shift｣キー + マウスホイール下回転：

倍率縮小
倍率縮小

マウスホイール上回転：

左へ移動

マウスホイール下回転：

右へ移動｢Alt｣キー + マウスホイール上回転：

上へ移動｢Alt｣キー + マウスホイール下回転：

下へ移動

指定したカーソル線をマウスホイール操作で移動できます。

カーソルの移動マウスホイール上回転：

左へ移動

マウスホイール下回転：

右へ移動

カーソル A または B マークを直接ドラッグして移動できます。
マウスホイール操作に併せて｢z｣キーを押すと、更新するステップを小さく(微調整)
微調整

することができます。
例

微調整で波形 X 軸を拡大する：｢z｣キー + ｢Ctrl｣キー + マウスホイール上回転

236

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.7. Web ブラウザで本製品に接続

Web ブラウザの表示言語の切り替え[遠隔操作]画面、[本体情報]画面の表示言語は Web ブラウザ設定の言語によって自動で切り替わります。対応言語は日本語、英語、韓国語、中国語(繫体字)となり、対応言語以外は英語表記となります。

Tips
RA3100 の画面は本体設定の言語で表示されます。

1WMPD4004114E

237

10. 資料 － 10.8. FTP で本製品のデータをダウンロード

FTP で本製品のデータをダウンロード
FTP サーバ機能を ON にすると、FTP クライアントソフトウェアを使用することで、記録データ、画像データ、設定データのダウンロードができます。

準備① LAN ケーブルで RA3100 とパソコンを接続します。
② RA3100 のネットワークの設定を行い、パソコンとの接続を可能にします。
③ RA3100 の FTP サーバ機能を ON します。

ダウンロード方法
例として Windows10 のエクスプローラを使用した場合で説明します。
① パソコンでエクスプローラを起動し、アドレス欄に｢ftp://｣と RA3100 の IP アドレスを入力します。
例

RA3100 の IP アドレスが｢192.168.0.1｣の場合

Tips
認証が ON になっている場合は、ログオン画面が表示されます。認証設定で設定したユーザ名とパスワードを入力してログオンしてください。

② ダウンロードしたいファイルやフォルダをドラッグして、ダウンロード先にドロップします。

Tips
Env フォルダに設定データ、Record フォルダに記録データ、ScreenShot フォルダに画像データがあります。
Record フォルダには記録準備のフォルダやファイルが存在する場合があります。
ファイルの更新日時がクライアント側でずれて表示される場合があります。
FTP サーバに接続できるクライアントの最大数は 8 台です。

238

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.9. データ転送

データ転送
データ転送機能を ON すると、RA3100 から LAN 接続した PC に「10.9.2 サンプリングデータ」を転送周
期ごとに転送します。

手順① LAN ケーブルで RA3100 と PC を接続します。
② RA3100 のネットワークの設定を行い、PC との接続を可能にします。
③ RA3100 のデータ転送機能を ON します。
④ PC から RA3100 に TCP または UDP で接続します。
⑤ RA3100 と PC の接続後、[転送モード]の設定に応じてサンプリングデータの転送を開始します。
常時：

RA3100 と PC の接続が確立するとサンプリングデータの転送を開始します。

記録中： 記録中にサンプリングデータの転送を行います。
手動：

ユーザの指示で転送の開始と停止を行います。本体画面では[データ転送]の[手動制御]、通信コマンドでは「E29：データ転送の手動制御」で行います。

ポート番号は「12.2.11.3 ネットワーク使用ポート番号一覧」を参照してください。

Note
データ転送中に RA3100 の操作を行うとデータ転送が途切れることがあります。

1WMPD4004114E

239

10. 資料 － 10.9. データ転送

サンプリングデータ
サンプリングデータとは、1 サンプリング分の複数チャネルの測定データを表します。

10.9.2.1.

データフォーマット

サンプリングデータはバイナリフォーマット(リトルエンディアン)です。データフォーマットは以下のようになります。
4 Byte可変長

2 Byteタイムスタンプ

測定データブロック

測定ステータス

名称

型

データ長

備考
相対時刻を表します。データ転送を ON すると 0 になります。

タイム
スタンプ

[転送データ]がワンショットの場合、サンプリングデータごとに符号なし
32 ビット

4 Byte1 加算されます。連続の場合、サンプリングごとに 1 加算されます。そのため、間引きを用いると断続的な値になります。

整数値

データ転送 の[タイムスタンプ]で ON/OFF を変更できます。
測定
データ
ブロック

1 サンプリングにおける[測定]ON のチャネルの測定データです。
測定データごとに異なる

可変長サンプリングのデータ形式と[測定]ON のチャネル数によってデータ長が変わります。
詳細は「10.9.3 測定データブロック」を参照してください。
ビットごとに RA3100 のステータスや RA30-112 リモート制御モ

ジュールの入力信号などを 0/1 で表します

測定
ステータス

符号なし
16 ビット
整数値

2 ByteBit0 ： トリガ

トリガが発生したことを表します。

Bit1 ： マーク

マークが発生したことを表します。

Bit2 ： フィード RA30-112 FEED IN 信号の入力を表します。
Bit3 ： プリント RA30-112 PRINT IN 信号の入力を表します。
Bit4 ： 記録中記録中を表します。

Bit5～Bit15 ：システム予約240

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.9. データ転送

測定データブロック
測定データブロックは、1 サンプリングにおける[測定]ON のチャネルの測定データの集まりです。

10.9.3.1.

測定データ

測定データは 1 つが 2Byte のバイナリデータです。測定データはアナログ入力モジュールなどのアナログチャネルデータとロジックモジュールのロジックチャネルデータに分けられます。また、データ形式によって測定データのフォーマットが変わります。
データ形式は「10.2 サンプリングのデータ形式」を参照してください。

アナログチャネルデータ：
アナログ入力モジュールの測定データで、符号付き 2 Byte の AD カウント値(整数値)で表されます。
データ形式が NORMAL サンプリングの場合は 1 つの測定データです。
2 ByteAD カウント値
P-P サンプリングの場合は AD カウント値の最小値(Min)と最大値(Max)の 2 つの測定データです。
2 Byte2 ByteAD カウント値(Min)AD カウント値(Max)AD カウント値を物理量に変換するには「10.12 AD カウント値を物理量へ変換」を参照してください。

ロジックチャネルデータ：
ロジックモジュールの値は 1 信号を 1 ビットで表し、2 Byte の測定データに CHA と CHB の測定値を持ちます。CHA または CHB のどちらかの[測定]が ON で両チャネルの測定値を持ちます。
信号の並びは、Bit0 から CHA－CH1、CHA－CH2・・・と並び、Bit15 が CHB－CH8 です。

データ形式が NORMAL サンプリングの場合は 16ch の 0/1(Level)です。
2 Byte
Level
CHB

CHA

CH8 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 CH8 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1
Bit15

Bit0

P-P サンプリングの場合はサンプリング周期ごとの 0/1(Level)とサンプリング周期の期間内に 0/1 の変化が発生したことを表すフラグ(Flag)の 2 つの測定データを持ちます。
2 Byte2 Byte

Level

Flag

CHB
CH8
Bit15

1WMPD4004114E

CHA
CH1 CH8CHB
CH1 CH8
Bit0 Bit15

241

CHA
CH1 CH8CH1
Bit0

10. 資料 － 10.9. データ転送

10.9.3.2.

測定データの並びとデータ長測定データの並びとデータ長はサンプリングのデータ形式とチャネルの測定によって変化します。
下記のモジュール構成を例にします。
例

RA3100 に以下の構成でモジュールが装着されている場合
スロット

スロット

1

RA30-101

2

RA302-101

3

RA302-105

4 ～ 9

未装着

チャネル

表記

測定

CH1

S1-CH1

ON

CH2

S1-CH2ON

CH1

S2-CH1OFF

CH2

S2-CH2ON

CHA

S3-CHAON

CHB

S3-CHB

OFF

－－－

－－－

－－－

データ形式が NORMAL サンプリングの場合：[測定]ON のチャネルの測定データが先頭から順に並びます。ロジックチャネルデータは、CHA かCHB のどちらか片方の[測定]が ON で CHA と CHB の両方の値を持ちます。
2 Byte2 Byte2 ByteS1-CH1

S1-CH2

S2-CH2

2 ByteS3-CHA

S3-CHB

データ長は次式で求めます。
データ長(Byte) = アナログチャネルの測定数 x 2(Byte) + ロジックモジュールの測定数※ x 2(Byte)※

ロジックモジュールは 1 つの測定データに CHA・CHB の値を持つためスロット単位で扱います。

構成例でのデータ長は以下のようになります。
3(チャネル) x 2(Byte) + 1(スロット) x 2(Byte) = 8(Byte)

データ形式が P-P サンプリングの場合：[測定]ON のチャネルの測定データが先頭から順に並びます。アナログチャネルデータは最小値(Min)・最大値(Max)の順に並びます。ロジックチャネルデータは Level、Flag の順に並び、CHA かCHB のどちらか片方の測定が ON で CHA と CHB の両方の値を持ちます。
2 Byte2 Byte2 Byte2 Byte2 Byte2 ByteS1-CH1 Min

S1-CH1 Max

S1-CH2 Min

S1-CH2 Max

S2-CH2 Min

S2-CH2 Max

2 Byte2 ByteS3-CHA-CHB Level

S3-CHA-CHB Flag

データ長は次式で求めます。
データ長(Byte) = アナログチャネルの測定数 x 2(Byte) x 2+ ロジックモジュールの測定数※ x 2(Byte) x 2※

ロジックモジュールは 1 つの測定データに CHA・CHB の値を持つためスロット単位で扱います。

構成例でのデータ長は以下のようになります。
3(チャネル) x 2(Byte) x 2 + 1(スロット) x 2(Byte) x 2 = 16(Byte)

242

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.10. リモート制御

リモート制御リモート制御モジュール（RA30-112）を使用し、外部機器から本製品をリモート制御するタイミングを説明します。ピン配置などの詳細は､｢9.10

リモート制御モジュール（RA30-112）｣を参照してください。

記録の開始/停止
リモート制御モジュールの「START/STOP IN」に Low レベル信号を入力すると記録が開始されます。
ただし本製品の状態により Low レベル信号を入力しても、記録が開始されない場合や、すぐに記録が開始されず本製品の処理終了後に記録が開始される場合があります。
記録が開始されない場合
本製品が「起動中」状態で Low レベル信号を入力した場合は記録が開始されません。
例：「起動中」に START/STOP IN に Low レベル信号を入力した場合
入力信号
START/STOP IN

H
L

電源 ON
START
RA3100 の状態※

STOP

①

START

②

STOP
③

④

②

記録データ
※

RA3100 の状態は、①起動中 ②測定中

③記録中

④記録保存中を表します。

処理終了後に記録が開始される場合
本製品が「記録保存中」「印字中」「印字停止中」状態で START/STOP IN に Low レベル信号を入力した場合は、処理終了後に記録が開始されます。
例：「記録停止中」に START/STOP IN に Low レベル信号を入力した場合
入力信号
START/STOP IN

H
L
START

RA3100 の状態※

①

STOP
②

START
③

STOP
②

記録データ
※

RA3100 の状態は、①測定中 ②記録中

1WMPD4004114E③記録保存中 を表します。
243

③

①

10. 資料 － 10.10. リモート制御

ペンレコの開始/停止
リモート制御モジュールの「PRINT IN」に Low レベル信号を入力するとペンレコ記録が開始されます。ただし本製品の状態により Low レベル信号を入力しても、ペンレコ記録が開始されない場合や、すぐにペンレコ記録が開始されず本製品の処理終了後にペンレコ記録が開始される場合があります。
ペンレコ記録が開始されない場合
本製品が「起動中」「記録中」「記録保存中」状態で Low レベル信号を入力した場合はペンレコ記録が開始されません。
例：「起動中」に PRINT IN に Low レベル信号を入力した場合
入力信号
PRINT IN

H
L

電源 ON
START
RA3100 の状態※

①

記録紙
※

STOP

START

②

STOP
③

④

②

(記録無し)

RA3100 の状態は、①起動中 ②測定中

③印字中

④印字停止中を表します。

処理終了後にペンレコ記録が開始される場合
本製品が「印字中」「印字停止中」状態で PRINT IN に Low レベル信号を入力した場合は、処理終了後に記録が開始されます。
例：「印字停止中」に PRINT IN に Low レベル信号を入力した場合
入力信号
PRINT IN

H
L
START

RA3100 の状態※①

STOP START
②

③

STOP
②

③

①

記録紙
※

RA3100 の状態は、①測定中 ②印字中

③印字停止中 を表します。

244

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.10. リモート制御

フィードの開始/停止
リモート制御モジュールの「FEED IN」に Low レベル信号を入力するとフィード(記録紙の空送り)が開始されます。ただし本製品の状態により Low レベル信号を入力しても、フィードが開始されない場
合や、すぐにフィードが開始されず本製品の処理終了後にフィードが開始される場合があります。
フィードが開始されない場合
本製品が「起動中」状態で Low レベル信号を入力した場合はフィードが開始されません。
例：「起動中」に FEED IN に Low レベル信号を入力した場合
入力信号
FEED IN

H
L
電源 ON
START

RA3100 の状態※

①

記録紙
※

STOP

START

STOP

②

③

(空送り)

(空送り無し)RA3100 の状態は、①起動中 ②測定中②

③フィード中 を表します。

処理終了後にフィードが開始される場合
本製品が「記録保存中※」「印字停止中」状態で FEED IN に Low レベル信号を入力した場合は、処理終了後にフィードが開始されます。
※

リアルタイム波形印字 ON の場合。

例：
「記録保存中」に FEED IN に Low レベル信号を入力した場合

START/STOP IN
または PRINT IN

H
L

FEED IN

H
L
START

RA3100 の状態※①

STOP START
②

③

記録紙
※

④

①

(空送り)

RA3100 の状態は、①測定中 ②記録中または印字中を表します。

1WMPD4004114E

STOP

245

③記録保存中または印字停止中④フィード中10. 資料 － 10.11. AD カウント値と測定値の関係

AD カウント値と測定値の関係
アナログ入力モジュールの測定値を A/D 変換した値を｢AD カウント値｣と言います。
AD カウント値は、符号付き 16 ビットの整数値です。
入力値

A/D

AD カウント値

測定対象

測定値

変換処理

(-32000 ～ +32000)

変換処理(-500V ～ +500V 等)

基本的には次式により算出されます。

測定値

AD カウント値

+500V

測定値 =
例

32000

x 測定レンジ

0V-500 V

RA30-101・500 V レンジにて、

0-32000AD カウント値が+12800 の場合、

測定値 = (+12800/32000)× 500 [V] = +200 [V]+32000AD カウント値
AD カウント値と測定値の関係

各モジュール・測定対象の測定値の算出式は、下表のようになります。
モジュール

測定対象

RA30-101 電圧
RA30-102 電圧
RA30-103 電圧
RA30-104 電圧
RA30-106
RA30-107

熱電対
白金測温抵抗体DCRMS

AD カウント値

算出式-32000 ～ +32000-32000 ～ +32000-32000 ～ +32000-32000 ～ +32000

測定値 =-32000 ～ +32000

AD カウント値
32000

x 測定レンジ-32000 ～ +32000

周期
周波数
回転数

-32000 ～ +32000 測定値 =AD カウント値 + 32000
64000

x 測定レンジ

パルス幅
Duty 比-32000 ～ +32000 測定値 =測定値 =RA30-108 電源周波数-32000 ～ +32000

AD カウント値 + 32000
64000
AD カウント値
32000

x100 [%]

x 偏差+ 測定レンジ※ 偏差 = 20 (測定レンジ 50 Hz､ 60 Hz 時)
40 (測定レンジ 400 Hz 時)

AD カウント値

x100 [%]

周波数偏差-32000 ～ +32000 測定値 =パルスカウント-32000 ～ +8000 測定値 = AD カウント値 + 32000

パルス積算-32000 ～ +18000 測定値 = (AD カウント値 + 32000)x

電圧-32000 ～ +32000

加速度RA30-109 速度-32000 ～ +32000

測定値 =

64000

AD カウント値
32000

測定レンジ
50000

x 測定レンジ

変位RA30-113 電圧-32000 ～ +32000

246

1WMPD4004114E

10. 資料 － 10.12. AD カウント値を物理量へ変換

AD カウント値を物理量へ変換
AD カウント値を物理量に変換するためには、次式を用います。
物理量(単位) ＝ AD カウント ｘ ゲイン ＋ オフセット(式)

単位、ゲイン、オフセットは通信コマンド｢I09：物理量算出係数読み出し｣または、記録情報 XML ファ
イルの<ToPhysical>タグで得られます。
項目

例

説明

取得先
I09 コマンドXML ファイル<ToPhysical>

ゲイン

AD カウントに乗算する値

A1：ゲイン<Gain>

オフセット

AD カウントに加算する値

A2：オフセット<Offset>単位

物理量の単位

A3：単位<Unit>AD カウントが 12800、I09 の応答が下記の場合、
1.5625E-02

ゲイン

：

オフセット

：

0E+00

単位

：

V

物理量 ＝ 12800 x 1.5625E-02 + 0E+00 ＝ 200 [V]

1WMPD4004114E

247

11. 保守・メンテナンス － 11.1. 記録紙・プリンタ記録データの管理／取扱い

保守・メンテナンス
本製品は精密機器のため、弊社および弊社指定サービスマン以外は本体ケースを開けないでください。
本章では製品の保守、メンテナンスについてご説明いたします。

記録紙・プリンタ記録データの管理／取扱い
記録紙の交換と記録紙残量モニタ
記録紙は弊社指定のものを使用してください。指定以外の記録紙を使用すると記録ができないばかり
か、印字用サーマルヘッドの寿命を縮めることになる場合があります。
記録紙には残量が少なくなると、記録紙に赤い印刷が出てきます。また、モニタのサイドメニューに
記録紙残量モニタ(PAPER)が表示されています。それらを目安に記録紙の交換をしてください。
交換方法は「2.1.3. 記録紙の装着」を参照してください。
記録紙残量モニタの動作＜記録紙交換後＞＜使用中＞＜残量なし＞

記録紙を交換した際は、記録紙残量モニタをリセットしてください。サイドメニューの PAPER (記録紙残量モニタ)を長押しすると、リセット用ダイアログボックスが表示されます。
30 m ロール紙(YPS-106、YPS-108)の場合、 30 m にリセット をタップし、200m 折畳紙(YPS-112)の場合、 200 m にリセット をタップし、 CLOSE で終了します。

200 m にリセット

30 m にリセット

記録紙の保管
記録前の記録紙の保管
高温、多湿環境下での保管は避けてください。長時間高温下に置かれますと白地が変色するので、ご注意ください。
保管は、包装してない場合はポリ袋に入れ、またメーカ出荷梱包の場合はそのままの状態で、温度25 °C 以下、湿度 70 %RH 以下、暗所で保管してください。
長時間光を照射しないようにしてください。長時間光照射しますと白地が変色するので、屋外での測定、保管には十分注意してください。
248

1WMPD4004114E

11. 保守・メンテナンス － 11.2. 記録データのバックアップ

記録後の記録紙の保管
高温、多湿、光により、記録したデータは退色し、白地部は変色する場合があるので、高温・多湿な環境下での保管、日光及び強い光での長時間照射は避けてください。
記録後の記録紙を長期間保管する場合は温度 25 °C 以下、 湿度 70 %RH 以下、 暗所でファイリング
して保管してください。ファイルを使用する場合は可塑剤を含まない物（ポリエチレン、ポリプロピレン製等）を使用してください。
記録紙が次の材料、製品に触れていると印字面が変色あるいは退色したり、発色が悪くなったりと品質に悪影響を与える恐れがあります。
塩化ビニル製品、有機化合物、接着テープ、消しゴム、ゴムマット、マジック、サインペン、修正液、
カーボン、ジアゾ感光紙、ハンドクリーム、整髪料、化粧品、財布などの皮革製品など
発色した記録データは、こすっても水に濡れても消えることはありません。ただし、記録紙は強くこす
ると摩擦熱により発色するので、記録データ部分をこすらないようにご注意ください。

プリンタ部のエラー
プリンタ部では以下 3 項目の状態をモニタし、記録の制御を行っています。記録中にいずれかのエラーが発生するとプリンタ異常モニタにエラー表示を行い、記録を終了します。
記録紙の有無プリンタカバーのロック

オープン
無し

サーマルヘッドの温度

Note
長時間連続でプリンタ記録を行うと、サーマルヘッドの温度が上昇し、エラーが発生する場合があります。エラーが発生しな

プリンタエラー ダイアログボックス

いように設置場所、印字密度、記録速度を考慮してください。

記録データのバックアップ
本製品では測定したデータは内蔵 SSD に記録されます。SSD の記録データのメ
ンテナンスを怠りますと SSD の残り容量が不足して、測定を行うことができなくなるので、定期的に SSD のメンテナンス(データバックアップまたは削除)を行ってください。
モニタのサイドメニューに SSD 残量モニタ(SSD)が表示されるので、これを目
安にメンテナンスを行うのもよいと思います。
記録データのバックアップ方法および SSD からの削除方法は「8.4.1. ファイル管理」の「記録」を参照してください。
＜SSD 残量モニタ＞
内蔵 SSD の残り容量がインジケータに表示されています。
メンテナンスの手順
手順 1.

バックアップする記録データをエクスポート機能で外部メディアにコピーする。

手順 2.

不要な記録データを削除する。

1WMPD4004114E

249

11. 保守・メンテナンス － 11.3. ディスプレイの清掃

内蔵 SSD のエラー
記録用デバイスの内蔵 SSD の寿命は、書き換え回数で大きく異なります。
この SSD の健全性は[メンテナンス]画面の SSD の｢余寿命｣、｢健康状態｣でチェックすることができます。
余寿命が 0 % 近くになってきたら弊社営業所または代理店へ交換を依頼してください。

ディスプレイの清掃
ディスプレイの表面に汚れがついた場合は、乾いた柔らかい布でふきとるか、エタノールをガーゼに含ませて、軽く拭き取ってください。

サーマルヘッドの清掃・寿命
清掃
長時間記録を行うと、本製品のサーマルヘッド発熱体部に埃、印字カス等が付着し、汚れる場合があります。汚れていると印字が不鮮明になり画質が低下するので、このような場合は、以下の手順で清掃を行ってください。
手順 1.

プリンタ部の開閉レバーを上側に引きプリンタカバーを開けます。

手順 2.

プリンタ部内上部にサーマルヘッドが見えます。発熱体はサーマルヘッド端より 4.4 mm のラインにあります。このライン部を清掃します。

手順 3.

綿棒またはガーゼにエタノールを含ませ軽くふいてください。記録紙にエタノールがつきますと発色するのでストック部よりはずし作業することを推奨します。

手順 4.

サーマルヘッド部が乾いてから記録紙を装着しご使用ください。
開閉レバー
サーマルヘッド(金色の部分)
プラテンローラ

寿命
サーマルヘッドの耐摩耗性は、約 30 km(記録紙 YPS106 約 1000 巻分)、印字パルス数で約30,000,000 パルスです。これ以上の使用では品質を維持できないことがあります。その場合サーマル
ヘッドの交換(有償)が必要です。交換は弊社営業所または、代理店にお申し付けください。(巻末)プラテンローラの保守
プラテンローラに、ゴミ、ホコリ等が付着しますと、サーマルヘッドを傷つける原因になったり、印字が不鮮明になり画質が低下する場合があるので、このような場合は、エタノールをガーゼに含ませ、プラテンローラを傷つけないように軽くふいて除去してください。

250

1WMPD4004114E

11. 保守・メンテナンス － 11.6. 停電

停電
記録中に停電・電源コードの脱落などが起こると、内蔵 SSD に損傷が発生し SSD へのアクセスができなくなる場合があります。電源には UPS 等の無停電電源をご利用されることをお勧めします。

バッテリの交換
内蔵時計のバックアップ用バッテリは寿命が約 10 年(23 °C 環境にて)になっています。電源を入れる
たびに時計がリセットされる場合は、このバッテリが原因の場合が多く、バッテリ交換が必要です。
交換は弊社営業所、または代理店にお申し付けください。(巻末)

ファンの交換内蔵ファンが故障し停止すると、機器内部の温度が上昇し、機器内の他のデバイスへも損傷を与える場
合があります。ファンの状態は、[メンテナンス]画面の ファン で確認することができます。
エラーになっていた場合は弊社営業所または代理店へ修理を依頼してください。

本製品廃棄時の注意
本製品を廃棄する時は以下の内容に注意してください。

本製品ではバックアップ用バッテリとしてコイン形リチウム電池（一次電池）を使用しています。
本製品を廃棄する際には、弊社営業所、または代理店にお申し付けください。(巻末)
本製品を廃棄するときは、廃棄する国、地域の法令に従って廃棄してください。

1WMPD4004114E

251

11. 保守・メンテナンス － 11.10. トラブルシューティングと点検

トラブルシューティングと点検
異常時の対処方法を行っても、正常に動作しない時や修理等が必要な場合は、OS info report ファイル
出力「8.4.2. メンテナンス」の⑥を実施の上、巻末に記載の弊社営業所または代理店にご連絡ください。
考えられる原因

対処方法

電源コードが確実にコネクタに接続

電源コードを正しく接続し､ 電源スイッチをされていない｡

ON にしてください｡

症状

電源が入らない。
画面に何も表示しない｡

本製品に使用しているＡＣ電源入力部ヒューズは、本体内にあるためお客様では､ 交換でヒューズが切れている｡

きません｡ ヒューズ切れと思われる場合は､弊社までご連絡ください｡

画面がオート･オフになっている｡

いずれかのキーを触れば､ 画面表示をします｡

タッチパネルまた記録実行中。

操作パネルのストップを押して､ 測定を中止

は操作パネルキー

スタートの LED が点灯状態｡

してから操作してください｡

を押しても動作し

SCREEN LOCK または KEY LOCK

側面の SCREEN LOCK または KEY LOCK をない｡

が ON になっている｡

OFF にセットしてください｡

記録紙がない｡

記録紙を入れてください｡

プリンタカバーが開いている｡

プリンタカバーを閉じてください｡

プリンタ記録を行

サーマルヘッドが異常に高温になっ

わない｡

ている｡

記録を行わない｡

本体を 0 ～ 40 °C の場所で使用してください｡
連続的にベタ黒印字にならないようにしてください｡

記録設定のリアルタイム波形印字が記録設定のリアルタイム波形印字を ON に設

OFF になっている｡

定して､ 記録 START してください｡

SSD の空き容量が無くなっている｡
記録データが 1000 件を超えている｡

不要な記録データを削除してください｡

メモリ記録を再生

トリガがかからず、メモリデータが操作パネルの TRIG キーでマニュアルトリガ

できない｡

保存されていない｡

を発生させる｡

記録モードがトリガスタート､時刻
スタートになっている｡
START

スタート･トリガを OFF にしてください｡

キーをリモート端子にパルス信号を入力しないと記押しても記録を開外部サンプリング記録になっている｡ 録を開始しないので､ 信号を入力してからス
タートキーを押してください｡

始しない｡

指定したメディアにデータが保存できない｡

メディアを認識しない｡

記録紙が入っていない｡

記録紙を入れてください。

KEY LOCK が ON になっている｡

側面の KEY LOCK を OFF にしてください｡

メディアがフォーマットされていない｡

フォーマットを行なってください｡

メディアの空き容量が不足している｡
メディアが書き込み禁止になっている｡

不要なファイルを削除するか､ 新しいメディ
アを使用してください｡
メディアの書き込み禁止の設定を解除してください｡

メディアのフォーマット形式が正し

FAT16/FAT32/NTFS/exFAT でフォーマット

くない｡

を行なってください｡

メディアが壊れている｡

別のメディアを使用してください｡

リムーバブルメディアとして認識できないデバイスである｡

252

別のメディアを使用してください｡

1WMPD4004114E

11. 保守・メンテナンス － 11.10. トラブルシューティングと点検症状
通信インターフェース
による設定､ 動作制御ができない｡
電源

考えられる原因

対処方法

通信パラメータの設定があっていな

アドレス･通信パラメータを合わせてください｡

い｡

スイッチを KEY LOCK が ON になっている｡

押してもシャット
ダウンしない。

1WMPD4004114E

側面の KEY LOCK を OFF にしてください｡

本体ソフトウエアがスイッチ操作を電源が OFF になるまで、 電源検出できていない｡

長押してください。

253

スイッチを

12. 仕様 － 12.1. 一般仕様

仕様
一般仕様
本体基本仕様項目

仕様

入力部

モジュールスロット数
アナログ入力

記録デバイスサンプリング速度

最大 36 チャネル

ロジック入力最大 144 チャネル

内蔵 SSD

256 GB

内蔵メモリ
記録機能

9 スロット

4 GB

内蔵プリンタ

216 mm サーマルプリンタ

SSD 記録内蔵 SSD へ直接記録

メモリ記録

高速現象をメモリへ記録

プリンタ記録入力信号をプリンタへ直接記録

SSD 記録
メモリ記録
プリンタ記録サンプリング確度±10 ppm (max)

プリンタ部

サーマルプリンタ
記録幅

1 MS/s～ 10 S/min

20 MS/s～ 10 S/min

1 kS/s (100 mm/s) ～ 10 S/min (1 mm/min)

全使用温度範囲にて。
216 mm

記録速度

100 mm/s ～ 1 mm/min

紙送り精度±2 %以内（25 °C、65 %RH）

記録紙

219 mm x 30 m

ロール紙 (YPS-106、YPS-108)

219 mm x 200 m 折畳紙

表示部

1、2、5 系列

(YPS-112)12.1 型 XGA TFT カラーLCD（1024 x 768 ドット）
静電容量方式タッチパネル付き（２点マルチタッチ対応）

操作部

ロック機能
インタフェース

操作パネルキー

POWER 電源 ON/OFF
START

記録開始

STOP

記録終了

TRIG

強制トリガ

PRINT

プリンタ記録開始／画面コピー

回転ノブ

測定レンジ、波形ポジション等の変更

KEY LOCK

操作パネルキーロック

SCREEN LOCK

タッチパネルロック

LAN、USB、SD、COM、DVI-D
詳細は「12.2.10. インタフェース仕様」を参照

254

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.1. 一般仕様

一般仕様
項目

仕様

電源

定格電源電圧AC 100 ～ 240 V

電源電圧変動許容範囲

AC 90 ～ 264 V
50/60 Hz

定格電源周波数
電源周波数変動許容範囲

47 ～ 63 Hz

耐電圧

電源 － ケース間 1500 VAC 1 分間

絶縁抵抗

電源 － ケース間

消費電力

プリンタ記録時

500 VDC にて 100 MΩ 以上

300 VA（最大印字状態）
80 VA

記録停止時

5 VA（電源コード接続、

待機時

POWER
電源ヒューズ
使用場所

屋内、汚染度 2

ウォームアップ時間

60 分以上

動作環境

温度

保存環境

※1、高度 2000 m 以下
0 ～

湿度

35 ～

40 °C

温度

-20 ～

60 °C

10 ～

55 Hz

湿度
耐振動性

OFF）

内蔵（交換不可）20 ～85 %RH（結露しないこと）
85 %RH（結露しないこと）

正弦波振動
振動周波数
振動レベル

20.0 m/s2、3 軸各 20 サイクル

ランダム振動振動周波数
加速度 rms 値

5 ～ 500 Hz

X､Y 軸 6.5 m/s2、Z 軸 10.2 m/s2

バックアップ電池寿命

約 10 年（周囲温度 23 °C 時）、時計のバックアップ用

適合規格

安全規格

各 1 時間EN61010-1

過電圧カテゴリⅡ (CATⅡ) ※2

EN61010-2-30

測定カテゴリ ※3装着されるモジュールの仕様による

EMC

EN61326-1 Class A

外形寸法

約 394(W) × 334(H) × 199(D) mm ※突起部除く

質量

9.5 kg 以下（本体のみ）

保証期間

1 年間

※1 汚染度は周囲環境で存在し得る汚染のレベル。
汚染度 1： 汚染がないか、又は乾燥した非導電性の汚染だけが存在し、汚染の影響がない状態。
汚染度 2： 非導電性の汚染だけが存在し、ときどき、結露によって一時的に導電性になり得る状態。
汚染度 3： 導電性の汚染が存在するか、又は乾燥していて非導電性であるが、予測される結露によって導電性となる汚染が存在する状態。
汚染度 4： 導電性のちり（塵）、雨又は他の湿った状態によって継続的に導電性となる状態。
※2 過電圧カテゴリ（設置カテゴリ）は電気機器の耐えることができる AC 電源からの過渡過電圧（インパルス
電圧）がどの程度かを規定しています。過電圧カテゴリⅡ（CATⅡ）は建造物の配電盤などの配線から給電される機器に適用されます。

1WMPD4004114E

255

12. 仕様 － 12.1. 一般仕様
※3 測定カテゴリは試験及び測定回路を接続することを意図した主電源回路の種類による試験および測定回路の分類で、本製品に実装されているモジュールにより異なります。モジュールの仕様にあった測定カテゴ
リ内で使用してください。
測定カテゴリⅡ： 低電圧主電源供給システムの使用点（コンセント及び類似の箇所）に直接接続する試験
および測定回路に適用。
測定カテゴリⅢ： 建造物の低電圧主電源供給システムの配電部分に接続する試験および測定回路に適用。
測定カテゴリⅣ： 建造物の低電圧主電源供給システムの供給源に接続する試験および測定回路に適用。
カテゴリ無し(O)： 主電源に直接接続されていない回路の測定に適用。

配電盤

配電盤から直接給電される機器

コンセントから給 主電源に直接接続電される機器されない機器

CATⅡ

O

コンセント
CATⅣ
O

CATⅢ

： 主電源に直接接続しない他の回路

CATⅡ ： 測定カテゴリⅡ
CATⅢ ： 測定カテゴリⅢ
CATⅣ ： 測定カテゴリⅣ

256

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.2. 機能仕様

機能仕様
測定機能
項目

仕様

測定モード

R&D モード

研究開発者向け

MFG モード

製造業向け

記録モード

記録モードは以下のとおり｡① 通常② 開始時刻③ START トリガ④ インターバル時間（Ｎ回）※1⑤ 開始時刻＋START トリガ⑥ START トリガ＋インターバル時間（Ｎ回）※1⑦ 開始時刻＋インターバル時間（Ｎ回） ※1⑧ 開始時刻＋START トリガ＋インターバル時間（Ｎ回） ※1⑨ ウィンドウ記録
記録デバイスSSD、メモリ、プリンタへの記録、各記録デバイスへの同時記録可能

表示形式

Y-T 波形

縦軸に振幅、横軸に時間の Y-T 波形

X-Y 波形X 軸(横軸)、Y 軸(縦軸)に任意のアナログ入力チャネルを指FFT 波形

最大 2 CH の FFT 解析波形

デジタルデータ

データを数値で表示

定した最大 4 組の X-Y 波形｡

サンプリング速度

各記録デバイスにより異なる｡

最大記録時間100 日

最大記録保持件数1000 件※1 インターバル時間の設定範囲：「記録時間+1 分」～「1 日」SSD 記録項目

仕様

機能

入力データを直接内蔵 SSD に記録します｡

記録デバイス

内蔵 SSD

チャネル数

アナログ

データ形式

256 GB36 CH (max)ロジック

144 CH (max)NORMAL データ

設定サンプリング速度でデータをサンプリングし､記録します｡

P-P データ
サンプリング速度 1 MS/s ～ 10 S/min

設定サンプリング速度(周期)の期間内を 20 MS/s でサンプリングしたデータのピーク値 2 点（max/min)で記録します｡

P-P データの場合は 500 kS/s (max)、
設定速度は 1、2、5 系列

外部サンプリング ※1
情報データ

同期クロック：250 kHz 以下

本製品バージョン、モジュール構成、各チャネル設定、データ形式、記録時刻など記録デー
タに関わる情報を記録｡

記録データ

入力データ、イベントデータ（トリガ情報、マーク）、を記録｡

ウィンドウ記録

記録停止時点の記録時間で指定された最後のデータを記録｡
メモリ記録、プリンタ記録との併用はできません｡

1WMPD4004114E

257

12. 仕様 － 12.2. 機能仕様
項目

仕様

再生処理

Y-T 波形

ピンチイン、ピンチアウトによる縮小、拡大機能、スワイプによる表示位置変更あり｡

FFT 解析

記録データが NORMAL の場合、FFT 解析機能処理が可能。

X-Y 波形

記録データが NORMAL の場合、X-Y 処理が可能、
サンプリング 1 kS/s 以下｡※1 リモート制御モジュール（オプション）実装時に有効。

メモリ記録
項目

仕様

機能

高速サンプリングで内蔵メモリに記録します。

記録デバイス

内蔵メモリ
記録ブロック数

2 GW ※1

1 ～ 200

任意のブロックに分割（メモリ分割数）
ポイント数

記録ブロックに記録できる 1 CH 当たりのデータ数
2 kW ～ 2 GW（1-2-5 ステップで選択）

CH 数×ポイント数×ブロック数 ≦ 2 GW
チャネル数

36 CH (max)、20 MS/s 時 18 CH

アナログ
ロジック

144 CH (max)NORMAL データ

データ形式

サンプリング速度 20 MS/s ～ 10 S/min

設定速度は 1、2、5 系列

情報データ

本製品バージョン、モジュール構成、各チャンネル設定、データ形式、記録時刻など記記録データ

入力データ、トリガ情報を記録｡

再生処理

Y-T 波形録データに関わる情報を記録｡
ピンチイン、ピンチアウトによる縮小、拡大機能、スワイ
プによる表示位置変更あり｡※1 W(Word)はデータ数を指す。1 W = 2 Bytes

プリンタ記録項目

仕様

機能

入力信号を記録紙に記録します。

記録ドライブ

内蔵プリンタサーマルプリンタ

プリンタ記録144 CH

SSD へ同時に記録できるアナログ、ロジック合計

チャネル数

48 CH

記録紙へ同時に印字できるアナログ、ロジック合計チャネル
数、シート設定により記録紙への印字用チャネル選択あり、再生機能により全チャネル印字可能

データ形式

P-P データ

記録速度

100 mm/s ～ 1 mm/min

記録速度は 1、2、5 系列

外部サンプリング ※1

同期クロック：500 Hz (50 mm/s) 以下
0.1 mm/パルス

258

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.2. 機能仕様
項目

仕様

記録分解能

波形振幅方向時間軸方向
印字分解能

8 ドット/mm

100 S/div

20 ドット/mm

100 mm/s

80 ドット/mm

20 mm/s 以下

40 ドット/mm

50 mm/s 、外部サンプリング ※1※1 リモート制御モジュール（オプション）実装時に有効

トリガ機能
基本トリガ機能
項目

仕様

トリガ機能

スタートトリガ

記録動作の開始トリガ

メモリトリガ

メモリ記録用トリガ

トリガ種類

アナログ入力信号 ※2
レベルトリガアナログ信号が設定閾値を横切ったとき(立上り､立下り)のトリガ

ウィンドウトリガ

WIN IN：

アナログ信号が上下限値の範囲に入った場合のトリガ

WIN OUT： アナログ信号が上下限値の範囲から出た場合のトリガ
ロジック入力信号 ※2
ビットパタントリガ

ロジック信号のビットパタン判定のトリガ

強制トリガ

操作パネルのトリガキーを押されたとき

外部トリガ ※1

外部トリガ入力信号がアクティブになったとき ※1

トリガフィルタ トリガ検出後、指定期間トリガ条件が成立し続けた時にトリガを発生させる機能（ノイズなどでトリガが発生しないようにする機能）
フィルタ時間０ ～ 100 s※1 リモート制御モジュール（オプション）実装時に有効※2 アナログ入力、ロジック入力によるトリガ（入力チャネルからのトリガ）をチャネルトリガと称す。

スタートトリガ項目

仕様

トリガソース チャネルトリガ、強制トリガ、外部トリガ
チャネルトリガ 指定チャネル数

1 CH

メモリトリガ項目

仕様

トリガソース チャネルトリガ、強制トリガ、外部トリガ
チャネルトリガ 指定チャネル数

1WMPD4004114E

18 CH

AND/OR 設定可能

259

12. 仕様 － 12.2. 機能仕様

波形モニタ機能
項目

仕様

表示画面

測定

入力信号の状態波形を表示

再生

メモリ、SSD、プリンタ記録のデータを再生表示

波形種類

Y-T 波形、X-Y 波形、FFT 波形
任意のアナログ信号とロジック信号の波形表示可能
Y-T 波形X-Y 波形FFT 波形

48 CH/シートの信号表示が可能

最大 4 組の X-Y 波形表示が可能

最大 2 CH の FFT 解析結果の表示が可能

Y-T 波形表示
表示幅

20 div × 20 div
時間軸（T 軸）
振幅軸（Y 軸）表示領域

1 div = 100 サンプル

1 div = 1/10 RANGE（表示範囲 100 %時）
表示位置、表示範囲、表示最大、表示最小の指定シート

波形画面（表示 CH のセット）を 3 画面管理することが可能

グラフ数

1 ～ 18表示機能

数値表示

入力信号の数値表示

スケール

振幅軸のスケール表示

グリッド

波形領域のグリッド表示

トリガ／マーク

検出したトリガ/マークの表示

カーソル

2 本のカーソルを表示
カーソル位置の信号情報（位置と値）、カーソル間の差分情報、カーソル間の最大、最小、平均を表示

TRIG.SYNC

ペンポジション

信号の振幅位置を表示

ゼロポジション

信号のゼロ位置を表示

時間表示

表示領域下部に時間を表示

ピンチイン/アウト

表示波形の縮小/拡大

トリガに同期してメモリ記録の波形を更新
トリガ点は波形モニタの中央

260

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.2. 機能仕様

X-Y 波形
項目

仕様

データ選択

SSD 記録データ

データ形式：ノーマルデータ

X-Y 軸

X 軸チャネル：

任意のアナログチャネル

Y 軸チャネル：

任意のアナログチャネル
4 波形の設定が可能

サンプリング速度 1 kS/s (max)
1 画面/4 画面

表示形式

選択

1 画面

1 画面に 4 組の X-Y 波形を表示重ねて表示

4 画面

4 画面にそれぞれ独立した X-Y 波形表示

ペンアップ

測定を中断

1 波形づつ／全波形一括ペンアップ可能

ペンダウン

測定を再開

1 波形づつ／全波形一括ペンダウン可能

クリア

表示波形をクリア

1 波形づつ／全波形一括クリア可能

グラフ更新

Y-T 波形のカーソル AB 間の X-Y 波形を再描画する｡

表示機能

ドット／ラインX-Y 波形をドットまたはラインで描画

スケール

X 軸、Y 軸の入力信号スケール表示

グリッド

波形領域のグリッド表示

ペンポジション

入力信号の位置を表示

ゼロポジション

信号のゼロ位置を表示

ピンチイン/アウト

表示波形の拡大/縮小

FFT 解析
項目

仕様

データ選択

SSD 記録データ

サンプリング点数

解析サンプリング点数を設定：1000、2000、5000、10000 点数から選択

周波数レンジ

500 kHz (max)、周波数レンジはサンプリング速度の 1/2 倍として算出

解析範囲選択2 本のカーソル間より解析範囲を選択する｡

窓関数

窓関数を用いた振幅の補正に対応する｡ ハニング、ハミング、レクタンギュラ

データ形式：ノーマルデータ

時間軸波形、リニアスペクトラム、RMS スペクトラム、パワースペクトラム、パワー
解析処理

スペクトラム密度、1/1 オクターブ解析、1/3 オクターブ解析、
クロスパワースペクトラム、伝達関数、コヒーレンス関数

解析数

2

表示形式

1 画面／2 画面

X 軸スケール

時間、リニア周波数、ログ周波数、1/1 オクターブ、1/3 オクターブ

Y 軸スケール

振幅、リニア実部、リニア虚部、リニア振幅、ログ振幅、位相マニュアルスケール X 軸、Y 軸の表示領域をマニュアルで設定
アベレージ処理

時間軸単純加算平均、周波数軸単純加算平均、周波数軸指数加算平均、
周波数軸ピークホールド、なし

アベレージ加算回数 1 ～ 10
ピーク値表示解析結果から極大値、又は最大値 10 点を抽出する｡

カーソル

解析ごとに 2 つのカーソルを表示し、各カーソルの X 値と Y 値を表示する｡

ピンチイン／アウト FFT 解析結果をピンチイン(縮小)／ピンチアウト(拡大)を行なう｡

1WMPD4004114E

261

12. 仕様 － 12.2. 機能仕様

設定・記録管理
項目

仕様

設定
記録設定

記録モード

9 種類の記録モード表示と選択｡

記録名称

記録名称、自動ナンバリング｡

記録時間

1 回の記録時間の設定、SSD 残り容量から最大時間設定可能｡

開始時刻

記録開始時刻の設定

インターバル時間 インターバル時間および記録回数の設定
プリンタ記録測定時のプリンタ記録 ON/OFF、シート選択、
測定中のリアルタイム波形印字の ON/OFF｡

SSD 記録測定時の SSD 記録 ON/OFF の設定｡

メモリ記録

測定時のメモリ記録 ON/OFF、記録ブロック数、ポイント数、
上書きモード、プリトリガの設定｡

サムネイル

モニタのサムネイルに表示するチャネルおよび、
表示の圧縮率 1/10 ～1/100 の設定｡

チャネル一覧

共通

本製品に装着されている入力モジュールと、モジュールに設定されている共通設定項目の一覧表示と設定｡
CH 番号、モジュールタイプ｡

表示項目：表示および設定項目： 信号名称、測定、カラー、表示位置、表示範囲、
表示最大、表示最小｡
変換装着されているアナログ入力モジュールの物理換算一覧｡
表示および設定項目： 変換方法(2 点／補正)、変換値(変換１、変換 2)、単位｡

シート

シートおよびグラフへのチャネル登録､波形表示､波形反転の一覧表示と設定｡
表示および設定項目： シート、グラフ、波形表示、波形反転シート

入力モジュール

モジュール固有の設定項目一覧の表示と設定各項目とも個別設定、一括

タイプ別一覧

設定可能｡

グラフ

Y―T 波形の分割数に関する設定とグラフのプレビュー。

SHEET1 ～シート 1 ～ 3 へのチャネル登録と登録されたチャネル一覧

SHEET3プリンタ

印字

プリンタ印字の時に同時に行うヘッダ、アノテーション、フッタ、
グリッド、日付、記録名称、時間軸、記録速度、フィード長の印字設定

テキストの設定

ヘッダ、アノテーション、フッタ印字用テキストの入力とテキストのインポート・エクスポート。テキストは 60 文字(紙送り方向)x 86 行
(波形振幅方向)

記録設定その他

環境

紙送り速度

ユーザ指定の紙送り速度の設定｡ 6 種類の速度設定が可能｡

X 軸表記

波形画面の X 軸目盛ラベル表記の設定。3 種類から設定が可能。

記録情報 XML

記録情報の XML フォーマットファイルを記録データへ出力するかどう

ファイル出力かを設定する｡

本体名称

本体の名称を 15 文字以内で設定。名称は、記録データ、ネットワーク
上での識別に用いられる｡

言語

日本語

タイムゾーン

タイムゾーン（地域の標準時間）を設定｡

日付と時刻

現在の日付と時刻を設定する｡

モニタ輝度

LCD ディスプレイの輝度を設定する｡

ブザー音

オーバーレンジ発生ブザーの ON/OFF を設定する｡
262

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.2. 機能仕様
項目

仕様

表示

グリッド

波形画面のグリッド表示の ON/OFF を設定する｡

トリガ線

波形画面のトリガ線表示の ON/OFF を設定する｡

マーク線

波形画面のマーク線表示の ON/OFF を設定する｡

検索結果線

波形画面の検索結果線表示の ON/OFF を設定する｡

本体設定その他

ファイル管理カーソル波形連 カーソルが波形モニタ外に移動したときにカーソルを追従するかどうか
動を設定する。

TRIG キー

操作パネルの TRIG キー押下時の動作を設定する。

記録

本製品に記録された記録データの一覧表示、削除、記録設定の復元、
インポート/エクスポートが可能。

画像

本製品に記録された画像データの一覧表示、削除、エクスポートが可能。

設定

本製品に記録された設定データの一覧表示、削除、設定の復元、イン
ポート/エクスポートが可能。

インタフェース仕様
項目

仕様

LAN

適応規格

IEEE802.3（1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T）

コネクタ

RJ-45

USB

SD

COM

DVI-D

ポート数

1

適応規格

USB3.0コネクタ

Type-A

ポート数

2

適応規格

SD 規格（SD/SDHC/SDXC 対応）

コネクタ

SD メモリカード用スロット

ポート数

1

適応規格

EIA-574

コネクタ

D-Sub9

ポート数

1

適応規格

DVI-D（デュアルリンク非対応）

コネクタ

DVI-D

ポート数

1WMPD4004114E

1

263

12. 仕様 － 12.2. 機能仕様

通信12.2.11.1. COM
項目

仕様

RS-232C

伝送速度

300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200、230400、460800 bps
データビット

8 bit

ストップビット

1、2 bit

パリティ

None、Odd、Even、Mark、Space

フロー制御

None、XON/XOFF、Hardware (CTS/RTS)

機能

通信コマンド12.2.11.2. LAN
項目

仕様

ネットワーク

接続方式

IPv4

機能

通信コマンド、Web サーバ、FTP サーバ、データ転送

HTTP

Web ブラウザで RA3100 の画面やキー操作が可能。

認証

ユーザ名とパスワードによるログイン制限

アクセス制限Web ブラウザから RA3100 の操作制限

画面更新速度Web ブラウザの RA3100 画面の更新速度

画面保存

RA3100 の画面を PNG 形式で PC に保存

時刻同期

RA3100 の日付時刻を PC と同期

ファイル転送記録・画像・設定データのファイル転送

認証

ユーザ名とパスワードによるログイン制限

アクセス制限読み取りのみ最大接続台数8台

データ転送

PC に測定データをリアルタイムに転送

転送周期

100 ms

転送条件

常時、記録に連動、手動操作で転送

プロトコル

TCP、UDP

転送データ

ワンショット：最新の 1 サンプルデータ

Web サーバ

FTP サーバ

データ転送※1

連続：サンプリング速度に同期した測定データ
間引き

1/1 ～ 1/1000

最大接続台数1台※2※1 MFG モードのみ※2 転送データ連続のみ

12.2.11.3. ネットワーク使用ポート番号一覧
ポート番号

プロトコル

機能

備考

20

TCP

FTP サーバ

ファイル転送用

21

TCP

FTP サーバ

制御用

80

TCP

Web サーバ(HTTP server)

3000

TCP

通信コマンド3100

TCP または UDP

データ転送

264

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.2. 機能仕様

その他（メンテナンス・操作履歴・バージョン管理）項目

仕様

SSD チェック

SSD の余寿命、健康状態確認、書き込みテスト

ファンチェック

内部空冷ファンの状態表示

LCD チェック

LCD 画面チェック、画素不良のチェック

輝度チェックLCD バックライトの輝度制御のチェック

プリンタ

プリンタからテストパタンを印字、プリンタの状態確認：システム、モータ、ヘッド温度、プリンタカバー、記録紙

ブザー

ブザーの ON/OFF を制御し、ブザーのチェック

パネルキー

パネルキーを押して、正常に動作するかチェック

パネルキーLED

パネル LED を ON/OFF し、LED が正常動作するかチェック

設定初期化

本製品の設定を工場出荷時の設定に戻す｡

操作履歴表示本製品の過去 100 件の操作履歴を表示する｡

バージョン管理

本製品のシリアル番号、バージョン、各モジュールのバージョン情報を表示

1WMPD4004114E

265

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様

モジュール仕様
2ch 電圧モジュール（RA30-101）
項目仕様

入力チャネル数

2 CH

入力コネクタ

絶縁型 BNC

入力形式

不平衡入力 (絶縁：CH 間、各 CH-筐体間 )入力結合

AC／DC／GND

入力インピーダンス

1 MΩ ±1 %

測定レンジ (RANGE) 100､ 200､ 500 mV

1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 V (測定範囲は ±RANGE)

測定確度
温度係数
周波数特性

±0.3 % of RANGE (23 °C ±5 °C､ DC 結合､ L.P.F. 3 Hz､ ゼロキャンセル実行後)±(400 ppm of RANGE)/°C

DC ～ 100 kHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F.､ A.A.F. OFF 時)

DC 結合

0.3 Hz ～ 100 kHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F.､ A.A.F. OFF 時)

AC 結合
ローパスフィルタ

カットオフ周波数(L.P.F.)

特性

3 Hz､ 30 Hz､ 300 Hz､ 3 kHz､ OFF (-1.6 dB ±1 dB)
2 次ベッセル

アンチエイリアシング カットオフ周波数

OFF､ 20､ 40､ 80､ 200､ 400､ 800､ 2 k､ 4 k､ 8 k､ 20 k､ 40 kHz

カットオフ周波数は SSD 記録のサンプリング速度 0.4 倍が設定さフィルタ (A.A.F.)

れます。200 kS/s 以上は A.A.F.が OFF となります。
カットオフ周波数の 1.5 倍にて -66 dB 以下

減衰量
入力換算ノイズ

1 mVp-p max (0.1 V レンジ、入力短絡)

A/D 変換A/D 分解能16 bitサンプリングレート

1 MS/s

同相モード除去比

80 dB 以上（50/60 Hz）

最大許容入力電圧±500 V peak

対地間最大定格電圧

300 V (DC + AC peak)

CATⅡ

耐電圧

AC 3 kV, 1 分間 (CH 間、各 CH－筐体間）

使用環境

温度：

保存環境

温度： -20 ～ +60 °C､ 湿度：20 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

外形寸法

0 ～ +40 °C､ 湿度：35 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g適合規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

266

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様

4ch 電圧モジュール（RA30-102）
項目仕様

入力チャネル数

4 CH

入力コネクタ

絶縁型 BNC

入力形式

不平衡入力 (絶縁：CH 間、各 CH-筐体間)

入力結合

DC／GND

入力インピーダンス

1 MΩ ±1 %

測定レンジ (RANGE)
測定確度
温度係数

1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200 V (測定範囲は ±RANGE)±0.2 % of RANGE (23 °C ±5 °C､ DC 結合､ L.P.F. 3 Hz､ ゼロキャンセル実行後)±(400 ppm of RANGE)/°C

DC ～ 100 kHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F. OFF 時)

周波数特性

DC 結合

ローパスフィルタ

カットオフ周波数(L.P.F.)特性

入力換算ノイズ

5 mVp-p max (1 V レンジ、入力短絡)

A/D 変換A/D 分解能16 bitサンプリングレート

1 MS/s2 次ベッセル形

同相モード除去比

80 dB 以上（50/60 Hz）

最大許容入力電圧±200 V peak

対地間最大定格電圧

3 Hz､ 30 Hz､ 300 Hz､ 3 kHz､ OFF (-1.6 dB ±1 dB)

300 V (DC + AC peak)

CATⅡ

耐電圧

AC 3 kV, 1 分間 (CH 間、各 CH－筐体間）

使用環境

温度：

保存環境

温度： -20 ～ +60 °C､ 湿度：20 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

0 ～ +40 °C､ 湿度：35 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

外形寸法

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g適合規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

1WMPD4004114E

267

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様

2ch 高速電圧モジュール（RA30-103）
項目仕様

入力チャネル数

2 CH

入力コネクタ

絶縁型 BNC

入力形式

不平衡入力 (絶縁：CH 間、各 CH-筐体間)

入力結合

AC／DC／GND

入力インピーダンス

1 MΩ ±1 %

測定レンジ (RANGE)

100､ 200､ 500 mV

1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 V (測定範囲は ±RANGE)

測定確度
温度係数
周波数特性

±0.5 % of RANGE (23 °C ±5 °C､ DC 結合、L.P.F. 5 Hz､ ゼロキャンセル実行後)±(500 ppm of RANGE)/°C
DC 結合

DC ～ 5 MHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F. OFF 時)

6 Hz ～ 5 MHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F. OFF 時)

AC 結合
ローパスフィルタ(L.P.F.) カットオフ周波数

5 Hz､ 50 kHz､ 500 kHz､ OFF (-3 dB ±1 dB)

入力換算ノイズ

2 mVp-p max (0.1 V レンジ、入力短絡)

A/D 変換A/D 分解能14 bitサンプリングレート

20 MS/s

同相モード除去比

80 dB 以上（50/60 Hz）

最大許容入力電圧±500 V peak

対地間最大定格電圧

300 V (DC + AC peak)

CATⅡ

耐電圧

AC 3 kV, 1 分間 (CH 間、各 CH－筐体間）

使用環境

温度：

保存環境

温度： -20 ～ +60 °C､ 湿度：20 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

0 ～ +40 °C､ 湿度：35 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

外形寸法

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g適合規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

268

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様

2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）
項目仕様

入力チャネル数

2 CH

入力コネクタNDIS4109：EPRC07-R9FNDIS

入力形式

平衡差動入力（絶縁：CH 間、各 CH－筐体間）

適応ブリッジ抵抗

120 Ω ～ 350 Ω

ゲージ率2.00 固定ブリッジ電源

0.5、2 Vrms

平衡調整範囲抵抗分

正弦波 5 kHz
±2 %（10000×10-6 ひずみ）以内
2000 pF 以内

容量分
平衡調整精度
温度係数±0.3 % of RANGE 以内±(400 ppm of RANGE)/°C

測定レンジ

ブリッジ電源 2 Vrms 時（RANGE）

ブリッジ電源 0.5 Vrms 時 2000､ 4000､ 8000､ 20000､ 40000､ 80000 ×10-6 ひずみ

非直線性±0.1 % of RANGE 以内

周波数特性

DC ～ 2 kHz ±10 %以内

ローパスフィルタ

カットオフ周波数（L.P.F.）

特性

内部校正器

±1 ～ 9999 ×10-6 ひずみ

500､ 1000､ 2000､ 5000､ 10000､ 20000 ×10-6 ひずみ

OFF､ 10 Hz､ 30 Hz､ 100 Hz､ 300 Hz（-3 dB ±1 dB）
2 次バタワース

精度 ±0.5 % of RANGE 以内（23 °C ±5 °C において）入力換算ノイズA/D 変換5 ×10-6 ひずみ p-p max（500 ×10-6 ひずみ レンジ､ BV = 2 Vrms､ 120 Ω ブリッジにて）A/D 分解能16 bitサンプリングレート

100 kS/s

オートバランス機能

ひずみゲージブリッジの不平衡分をキャンセル

簡易ブリッジチェック

ブリッジ辺の短絡、及び一部のブリッジ辺とケーブルの断線を検出

対地間最大定格電圧 100 V (DC + AC peak)
耐電圧

AC300 V､ 1 分間（CH 間、各 CH－筐体間）

使用環境

温度：

保存環境

温度： -20 ～ +60 °C、湿度： 20 ～ 85 %RH 以下（結露しないこと）

0 ～ +40 °C、湿度： 35 ～ 85 %RH 以下（結露しないこと）

外形寸法

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g適合規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

1WMPD4004114E

269

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様

16ch ロジックモジュール（RA30-105）
項目仕様

入力チャネル数

16 CH

I/O コネクタ

8 CH x 2 ポート

入力形式

シングル入力、入力コモン共通 (非絶縁)､ 入力信号-筐体間絶縁

電圧検出

入力範囲

0 ～ 24 V閾値

1.4 V (High レベル 1.8 V 以上、 Low レベル 1.0 V 以下)

2.5 V (High レベル 3.0 V 以上、 Low レベル 2.0 V 以下)
4V(High レベル 4.6 V 以上、 Low レベル 3.4 V 以下)

入力インピーダンス 1 MΩ ±1 %接点検出

2 kΩ (Open 2.0 kΩ 以上、Close閾値

5 kΩ (Open 5.0 kΩ 以上、Close

9 kΩ (Open 9.0 kΩ 以上、Close

250 Ω 以下)

1.5 kΩ 以下)

3.0 kΩ 以下)

0.5 mA (typ) @負荷抵抗 0 ～ 18 kΩ

負荷電流応答可能パルス

2 μs 以上

サンプリングレート

20 MS/s

最大許容入力電圧

DC 30 V

対地間最大定格電圧

42 V (DC + AC peak)

耐電圧

AC 300 V､ 1 分間 (各 CH－筐体間)

オプション用電源出力+5 V (±5%）

使用環境

温度：

保存環境

温度： -20 ～ +60 °C､ 湿度：20 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

0 ～ +40 °C､ 湿度：35 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

外形寸法

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 250 g適合規格

安全性

EN61010-1

EMC

EN61326-1､ Class A

270

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様

2ch 温度モジュール（RA30-106）
項目仕様

入力チャネル数

2 CH

入力コネクタ

脱着式ソケット (フロントパネル)
温度センサ接続コネクタ 適合線材：0.2SQ ～ 1.5SQ (AWG24 ～ AWG16)

入力形式

不平衡入力 (絶縁：CH 間、各 CH－筐体間)

入力インピーダンス

5 MΩ 以上

適応センサ

熱電対タイプ

K､ E､ J､ T､ N､ R､ S､ B､ C (JIS C1602:2015)

白金測温抵抗体（RTD）

Pt100､ Pt1000

A/D 分解能16 bit

データ更新レート

高速 (1.5 ms)､ 通常 (100 ms)､ 低速 (1 s)

A/D 変換(JIS C1604:2013)

熱電対
基準接点補償方式

内部／外部 切替式

内部接点補償温度±1 °C (23 °C ±5 °C) ±1.5 °C (全温度範囲)

断線検出

ON/OFF 切替可能

測定レンジ

タイプ

(RANGE)K

測定確度

測定レンジ 測定範囲 (°C)
200 °C-200 ～

600

200 °C-200 ～

200 -200 ～600 °C

1000 °CJ

200 °C

400 °C

1100 °C
T

100 °C

200 °C

400 °CN

200 °C

600 °C

1300 °C
R

S

200 °C

1000 °C

温度係数

1WMPD4004114E-200 ～

600-200 ～ 1000
-200 ～-200 ～-200 ～

200-200 ～

200 -200 ～100 -200 ～600 °C

0 ～ 400 °C､±(0.1% of RANGE +1 °C)±(0.1% of RANGE +2 °C)±(0.1% of RANGE +1 °C)±(0.1% of RANGE +2 °C)±(0.1% of RANGE +1 °C)±(0.1% of RANGE +2 °C)±(0.1% of RANGE +1 °C)

400-200 ～

600

0 ～ 1300 °C､

0 ～

200

0 ～ 400 °C､ ±(0.1% of RANGE +3.5 °C)-200 ～ 1300

0 ～ 1000200

0 ～ 1000

0 ～ 1700
400 ～

600

400 ～ 1000

0 °C､

400 ～ 1760 °C､±(0.1% of RANGE +2 °C)±(0.1% of RANGE +1 °C)±(0.1% of RANGE +3 °C)

0 ～ 400 °C､ ±(0.1% of RANGE +3.5 °C)

400 ～ 1700 °C､±(0.1% of RANGE +3 °C)

400 ～ 1800 °C､±(0.1% of RANGE +3 °C)

400 ～ 1800

600 °C0 ～2300 °C

0 ～ 2300

1200 °C

0 °C､±(0.1% of RANGE +2 °C)-200 ～

0 ～1000 °C

0 °C､

0 ～ 1100 °C､

1100

200 °C

1000 °C

0 °C､

0 ～ 1000 °C､-200 ～-100 ～

0 °C､

0 ～ 1370 °C､

200 -200 ～400

0 ～ 1760

1800 °C
C-200 ～ 1370

1760 °C

1700 °CB

200 -200 ～600 °C

1370 °C
E-200 ～

測定確度

600

0 ～ 1200(測定確度×0.1)/°C

271

0 ～ 400 °C､ ±(0.1% of RANGE +3.5 °C)

400 ～ 2300 °C､±(0.1% of RANGE +3 °C)

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様
項目

仕様

測温抵抗体 (RTD)
測定方式

3 線式

測定電流

0.5 mA､ 1 mA 切替 (Pt100 時)
0.1 mA 固定 (Pt1000 時)

測定レンジ

タイプ

測定レンジ 測定範囲 (°C)

(RANGE)

Pt100

200 °C

測定確度

400 °C
850 °C

Pt1000200 °C

400 °C
850 °C

温度係数
同相モード除去比-200 ～-200 ～

400-200 ～

200-200 ～

850-200 ～

400-200 ～-200 ～ 850 °C､ ±(0.1% of RANGE +0.5 °C)

850(測定確度×0.1)/°C
50/60 Hz

信号源抵抗 100 Ω 以下
最大許容入力電圧

200

測定確度

100 dB (データ更新：低速、通常)
80 dB (データ更新：高速)30 Vpeak

対地間最大定格電圧 300 V (DC + AC peak)
耐電圧

AC 3 kV, 1 分間 (CH 間、各 CH－筐体間）

使用環境

温度：

保存環境

温度： -20 ～ +60 °C､ 湿度：20 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

0 ～ +40 °C､ 湿度：35 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

外形寸法

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g適合規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

272

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様

2ch 高電圧モジュール（RA30-107）
項目仕様

入力チャネル数

2 CH

入力コネクタ安全バナナ端子入力形式

平衡差動入力 (絶縁：CH 間、各 CH－筐体間)

入力結合

AC／DC／GND

測定モード

DC モード（電圧測定）／ RMS モード（実効値測定）

入力インピーダンス 4 MΩ ±1 %
応答時間

高速

（RMS モード）

中速

100 ms ±10 %以内
250 ms ±10 %以内

1000 ms ±10 %以内

低速※1 上記いずれも 立上がり 0 % → 90 % of RANGE、
立下がり 100 % → 10 % of RANGE において

測定レンジ

2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500､ 1000 V

DC モード：(測定範囲は ±RANGE)（RANGE）

2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500､ 1000 Vrms

RMS モード：(測定範囲は RANGE ※2)

クレストファクタ： 2（2 ～ 500 Vrms レンジ時）、1.4（1000 Vrms レンジ時）
1000 Vrms 時では測定範囲が最大 700 Vrms

※2
測定確度

DC モード：RMS モード：
DC 結合
AC 結合

±0.3 % of RANGE (DC 結合､ L.P.F. 3 Hz)±0.3 % of RANGE±0.5 % of RANGE (10 Hz ～ 1 kHz、正弦波入力、応答低速時)±0.5 % of RANGE (40 Hz ～ 1 kHz、正弦波入力、応答中速時)±0.5 % of RANGE (100 Hz ～ 1 kHz、正弦波入力、応答高速時)

※3
温度係数
周波数特性
ローパスフィルタ

±1.5 % of RANGE (1 kHz ～ 10 kHz、正弦波入力)

上記いずれも 23 °C ±5 °C、ゼロキャンセル実行後±(300 ppm of RANGE)/°C～ 100 kHz (-3 dB ～ +1 dB)(DC モード、L.P.F. OFF 時)

DC 結合

DC

AC 結合

1 Hz ～ 100 kHz (-3 dB ～ +1 dB)(DC モード、L.P.F. OFF 時)

カットオフ周波数 3 Hz､ 30 Hz､ 300 Hz､ 3 kHz､ 30 kHz､ OFF（-1.6 dB ±1 dB）
2 次ベッセル

（L.P.F.）特性

入力換算ノイズ

20 mVp-p max (2 V レンジ、入力短絡)

A/D 変換A/D 分解能16 bitサンプリングレート

1 MS/s

同相モード除去比

80 dB 以上（50/60 Hz）

最大許容入力電圧±1000 V peak

対地間最大定格電圧 1000 V (DC + AC peak)

600 V (DC + AC peak)

CATⅡ
CATⅢ

耐電圧

AC 3 kV､ 1 分間 (CH 間、各 CH－筐体間)

使用環境

温度：

保存環境

温度： -20 ～ +60 °C､ 湿度：20 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

0 ～ +40 °C､ 湿度：35 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

外形寸法

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g適合規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

1WMPD4004114E

273

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様

2ch 周波数モジュール（RA30-108）
項目

仕様

入力チャネル数

2 CH

測定チャネル数

4 CH

CH1：測定モード、CH3：CH1 入力電圧
CH2：測定モード、CH4：CH2 入力電圧

入力コネクタ

絶縁型 BNC

入力形式

不平衡入力 (絶縁：CH 間、各 CH－筐体間)

入力結合

AC／DC／GND

入力インピーダンス 1 MΩ ±1 %
測定モード

周期、周波数、回転数、パルス幅、Duty 比、電源周波数、周波数偏差、
パルスカウント、パルス積算

入力電圧

測定レンジ
(RANGE)
測定確度
測定可能範囲

周期モード

測定レンジ
(RANGE)
測定確度

1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 V±3 % of RANGE (23 ±5 °C､ DC 結合､ L.P.F. 300 Hz)±1､ ±2､ ±5､ ±10､ ±20､ ±50､ ±100､ ±200､ ±500 V
1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 ms
1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100 s±0.5 % rdg (1 ms RANGE)±0.3 % rdg (2 ms RANGE)±0.1 % rdg (5 ms RANGE)±0.05 % rdg (10 ms ～ 100 s RANGE)

周波数モード測定可能範囲

5 μs ～ 100 s

測定レンジ

2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 Hz(RANGE)
測定確度

1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200 kHz±0.5 % rdg (200 kHz RANGE)±0.3 % rdg (100 kHz RANGE)±0.1 % rdg (50 kHz RANGE)±0.05 % rdg (2 Hz ～ 20 kHz RANGE)

回転数モード測定可能範囲0 ～ 200 kHz

測定レンジ

10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500､ 1000､ 2000､ 5000､ 10000､ 20000 rpm､

(RANGE)
測定確度
パルス幅モード

50000 rpm､ 100､ 200､ 500､ 1000 krpm
±0.05 % rdg

測定可能範囲0 ～ 1000 krpm

測定レンジ

1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 ms(RANGE)
測定確度

1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100 s±0.25 % rdg (1 ms RANGE)±0.15 % rdg (2 ms RANGE)±0.05 % rdg (5 ms ～ 100 s RANGE)
測定可能範囲2.5 μs ～ 100 s (最小パルス幅 2.5 μs)

274

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様
項目

仕様

Duty 比モード

測定レンジ(RANGE)
測定確度

100 % (20 Hz)､ 100 % (200 Hz)､ 100 % (2 kHz)､ 100 % (20 kHz)
±0.25 % (1 kHz) ～ ±5 % (20 kHz) of 100 % (20 kHz) RANGE※±5 % × 入力周波数/20 kHz±0.05 % (100 Hz) ～ ±1 % (2 kHz) of 100 % (2 kHz) RANGE※±1 % × 入力周波数/2 kHz±0.05 % (10 Hz) ～ ±1 % (200 Hz) of 100 % (200 Hz) RANGE※±1 % × 入力周波数/200 Hz±0.05 % (1 Hz) ～ ±1 % (20 Hz) of 100 % (20 Hz) RANGE※ ±1 % × 入力周波数/20 Hz
測定可能
Duty 比範囲
測定可能

0 ～ 100 %1 kHz ～ 20 kHz：

100 % (20 kHz) RANGE (最小パルス幅 2.5 μs)

周波数範囲

100 Hz ～ 2 kHz：

100 % (2 kHz) RANGE (最小パルス幅 5 μs)

10 Hz ～ 200 Hz：

100 % (200 Hz) RANGE (最小パルス幅 50 μs)

1 Hz ～ 20 Hz：

100 % (20 Hz) RANGE (最小パルス幅 500 μs)

電源周波数モード

測定レンジ(RANGE)

50 Hz (30 ～ 70 Hz)

60 Hz (40 ～ 80 Hz)

400 Hz (360 ～ 440 Hz)

測定確度±0.002 % rdg (50 Hz RANGE)±0.003 % rdg (60 Hz RANGE)±0.005 % rdg (400 Hz RANGE)

周波数偏差モード

測定レンジ(RANGE)
測定確度

パルスカウントモード

3.3 Hz ～ 19800 Hz

測定レンジ

40000

(RANGE)※

ゲート時間 200､ 500 ms､ 1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 30､ 60 s

±0.003 % rdg

測定可能範囲16.6666 mHz ～ 200 kHz (最小パルス幅 2.5 μs)

測定レンジ50､ 100､ 200､ 500 k(RANGE)
測定確度
測定可能範囲1WMPD4004114E±0.05 % rdg

測定可能範囲

測定確度
パルス積算モード±50 % (中心周波数範囲 6.6 Hz ～ 13.2 Hz)

1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500､ 1000､ 2000 M±0.002 % rdg

5 mHz ～ 200 kHz (最小パルス幅 2.5 μs)

27512. 仕様 － 12.3. モジュール仕様
項目

仕様

閾値

電圧範囲

1 V RANGE：

2 V RANGE：

5 V RANGE：

10 V RANGE：

20 V RANGE：-0.4 ～-0.8 ～+0.8 V 可変 (0.02 V ステップ)-4+4 V 可変 (0.1 V ステップ)

-2

～

-8

～

50 V RANGE： -20

100 V RANGE： -40

200 V RANGE： -80

500 V RANGE： -200

ヒステリシス+0.4 V 可変 (0.01 V ステップ)～+2 V 可変 (0.05 V ステップ)+8 V 可変 (0.2 V ステップ)～ +20 V 可変 (0.5 V ステップ)～ +40 V 可変 (1 V ステップ)～ +80 V 可変 (2 V ステップ)～ +200 V 可変 (5 V ステップ)

1 ～ 10 % of RANGE (1 %ステップ)

300 Hz､ 3 kHz､ 30 kHz､ OFF（-1.6 dB ±1 dB）

ローパスフィルタ

カットオフ周波数（L.P.F.）

特性

A/D 変換A/D 分解能12 bitサンプリングレート

1 MS/s2 次ベッセル

応答速度

OFF、1 ～ 1000 ms (1 ms ステップ)

減速停止処理機能

パルス入力が途切れた場合、リアルタイムに減速状態を演算し、測定値を段階的に 0 または、OVER RANGE にする。
周期モード、周波数モード、回転数モード、パルス幅モード、Duty 比モード、
電源周波数モード、周波数偏差モード の測定時に対応。

パルス/回転パルス/回転：1 ～ 100

1 回転あたりのパルス数を指定する。回転数モードで設定可能。
パルス極性

パルスの Positive、Negative を選択。
パルス幅モード、Duty 比モード、パルスカウントモード、パルス積算モードで設定可能。

積算オートリセット パルス積算モードの測定データをオートリセット。
(Auto reset)

記録開始(Start)および、レンジ上限(Over)でカウントリセットする。
OFF、Start、Over、Start & Over

積算マニュアルリセット(Reset)

選択可能。

パルス積算モードの測定データをマニュアルリセット。

パルス平均処理機能 パルス平均回数：2 ～ 4096
周期モード、周波数モード、回転数モード、パルス幅モード、Duty 比モード、
電源周波数モード、周波数偏差モード で設定可能。
スムージング処理機能 OFF、2 ～ 100
周期モード、周波数モード、回転数モード、パルス幅モード、Duty 比モード、
電源周波数モード、周波数偏差モード で設定可能。
最大許容入力電圧±500 Vpeak

対地間最大定格電圧 300 V (DC + AC peak)

CATⅡ

耐電圧

AC 3 kV､ 1 分間 (CH 間、各 CH－筐体間)

使用環境

温度：

保存環境

温度： -20 ～ +60 °C､ 湿度：20 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

0 ～ +40 °C､ 湿度：35 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

外形寸法

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g適合規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

276

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様

2ch 加速度モジュール（RA30-109）
項目

仕様

入力チャネル数

2 CH

入力コネクタ

BNC（金属）

入力形式

不平衡入力 (絶縁：CH 間、各 CH－筐体間)

測定モード

OFF、加速度、速度、変位センサ供給電源

4.2 mA ±5 %、22.5 V ±5 %

測定レンジ

※

(RANGE)

下記いずれもプリアンプ内蔵センサ使用時。電荷出力型加速度センサ使用時は、｢チャージコンバータ利得×電荷出力型加速度センサ感度」をセンサ感度とする。
センサ感度により測定範囲は異なる。

加速度

1､ 2､ 3.16､ 5､ 10､ 20､ 31.6､ 50､ 100､ 200､ 316､ 500 m/s2
1､ 2､ 3.16､ 5､ 10､ 20､ 31.6､ 50 km/s2
センサ感度0.100 ～

測定範囲

0.250 mV/(m/s2)

500 m/s2 ～50 km/s2

1.000 mV/(m/s2)

100 m/s2 ～10 km/s2

0.251 ～

0.500 mV/(m/s2)

1.001 ～

2.500 mV/(m/s2)

0.501 ～
2.501 ～

5.000 mV/(m/s2)

5.001 ～ 10.000 mV/(m/s2)

10.001 ～ 25.000 mV/(m/s2)
25.001 ～ 50.000 mV/(m/s2)

50.001 ～ 100.000 mV/(m/s2)
速度200 m/s2 ～50 m/s2 ～20 km/s2
5 km/s2

20 m/s2 ～2 km/s2

10 m/s2 ～1 km/s2

5 m/s2 ～500 m/s2

2 m/s2 ～200 m/s2

1 m/s2 ～100 m/s2

10､ 20､ 31.6､ 50､ 100､ 200､ 316､ 500 mm/s

1､ 2､ 3.16､ 5､ 10､ 20､ 31.6､ 50､ 100､ 200､ 316､ 500 m/s
センサ感度0.100 ～

測定範囲

0.250 mV/(m/s2)

5 m/s～ 500 m/s

1.000 mV/(m/s2)

1 m/s～ 100 m/s

0.251 ～

0.500 mV/(m/s2)

1.001 ～

2.500 mV/(m/s2)

0.501 ～
2.501 ～
5.001 ～

10.001 ～5.000 mV/(m/s2)

10.000 mV/(m/s2)
25.000 mV/(m/s2)

25.001 ～ 50.000 mV/(m/s2)

50.001 ～ 100.000 mV/(m/s2)

変位

2 m/s

～ 200 m/s

500 mm/s ～50 m/s

100 mm/s ～10 m/s200 mm/s ～50 mm/s ～20 m/s

20 mm/s ～10 mm/s ～

5 m/s
2 m/s

1 m/s

100､ 200､ 316､ 500 μm

1､ 2､ 3.16､ 5､ 10､ 20､ 31.6､ 50､ 100､ 200､ 316､ 500 mm
1､ 2､ 3.16､ 5 m

センサ感度0.100 ～

0.251 ～
0.501 ～
1.001 ～

2.501 ～
5.001 ～

10.001 ～

測定範囲

0.250 mV/(m/s2)0.500 mV/(m/s2)

1.000 mV/(m/s2)2.500 mV/(m/s2)

5.000 mV/(m/s2)

10.000 mV/(m/s2)
25.000 mV/(m/s2)

25.001 ～ 50.000 mV/(m/s2)

50.001 ～ 100.000 mV/(m/s2)

1WMPD4004114E

277

50 mm

～

20 mm

～

5 mm

～

10 mm
2 mm
1 mm

～
～
～

500 μm ～200 μm ～100 μm ～5m
2m
1m

500 mm
200 mm
100 mm

50 mm
20 mm

10 mm

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様
項目

仕様

測定確度

加速度

±1 % rdg±2 % rdg

速度±3 % rdg

変位※

上記いずれも 23 °C ±5 °C､ 正弦波 80 Hz､ L.P.F. A.A.F. OFF 時

温度係数±(300 ppm of RANGE)/°C

周波数特性

加速度

5 Hz

～ 20 kHz

1.5 Hz ～ 50 kHz

1 Hz～ 70 kHz(-0.5 dB ～ +0.5 dB)(-1 dB(-3 dB～ +1 dB)～ +1 dB)

15.9 Hz (0 dB ±1 dB) ～ 1.59 kHz (-40 dB ±1 dB)

速度

特性：-6 dB/oct

15.9 Hz (0 dB ±1 dB) ～ 159 Hz

変位

特性：-12 dB/oct※
ローパスフィルタ

(-40 dB ±1 dB)

上記いずれも L.P.F. OFF 時

カットオフ周波数 OFF､ 20 Hz､ 200 Hz､ 2 kHz､ 20 kHz（-3 dB ±1 dB）
3 次バタワース（L.P.F.）特性

アンチエイリアシン

カットオフ周波数 OFF､ 20､ 40､ 80､ 200､ 400､ 800､ 2 k､ 4 k､ 8 k､ 20 k､ 40 kHz

カットオフ周波数は SSD 記録のサンプリング速度 0.4 倍が設定されグフィルタ (A.A.F.)

ます。200 kS/s 以上は A.A.F.が OFF となります。
カットオフ周波数の 1.5 倍にて -66 dB 以下

減衰量
入力換算ノイズ5 m/s2 p-p max (加速度 500 m/s2 レンジ､ センサ感度 0.1 mV/(m/s2)､ 入力短絡)

A/D 変換A/D 分解能16 bitサンプリングレート

1 MS/sRMS 演算機能

応答速度

高速：300 ms ±10 %以内
中速：600 ms ±10 %以内

低速：2.4 s ±10 %以内※ 上記いずれも加速度モード、立上り 0 % → 90 % of RANGE、
立下がり 100 % → 10 % of RANGE において
測定確度

±1 % rdg (10 Hz ～ 1 kHz、低速時)±1 % rdg (30 Hz ～ 1 kHz、中速時)±1 % rdg (50 Hz ～ 1 kHz、高速時)±1.5 % rdg (1 kHz ～ 5 kHz)

エンベロープ演算機能 バンドパスフィルタ(1 kHz ～ 20 kHz) → 絶対値検波 → ローパスフィルタ(1 kHz)TEDSIEEE 1451.4 Class 1 対応(テンプレート ID：25､ センサ感度の自動設定)

同相モード除去比

80 dB 以上 (50 Hz/60 Hz)

対地間最大定格電圧 42 V (DC + AC peak)

0 ～ +40 °C､ 湿度：35 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

使用環境

温度：

保存環境

温度： -20 ～ +60 °C､ 湿度：20 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

外形寸法

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g適合規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

278

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様

リモート制御モジュール（RA30-112）
項目仕様

入力コネクタ

ハーフピッチコネクタ 20 ピン

出力コネクタ

ハーフピッチコネクタ 14 ピン

外部入力

機能：外部からの信号による制御が可能

制御信号

START/STOP、MARK、FEED、PRINT、TRIG

入力レベル

High レベル：2.1 V ～ 5.0 V､ Low レベル: 0 V ～ 0.5 V (アクティブ Low)

応答速度

高速／通常／低速 切替※ 外部サンプリング入力（EXT SMPL IN）は対象外

有効パルス幅高速応答時： High レベル期間 1 μs 以上､

通常応答時： High レベル期間 1 ms 以上､

Low レベル期間 1 μs 以上

Low レベル期間 1 ms 以上

低速応答時： High レベル期間 10 ms 以上､ Low レベル期間 10 ms 以上
最大許容入力電圧

30 V

フィード

記録紙の空送り速度 50mm/sec

外部出力

機能： 外部入力制御信号を外部に出力
START/STOP､ TRIG は RA3100 本体からの出力信号と外部入力信号との OR 出力

制御信号

START/STOP､ MARK､ FEED､ PRINT､ TRIG､
EXT.1/EXT.2 (本製品の状態を外部に出力)

出力レベル

High レベル：3.8 V ～ 5.0 V､ Low レベル: 0 V ～ 0.5 V (アクティブ Low)

出力電流

最大 5 mA（1 ピンあたり）
START/STOP､ FEED､ PRINT ： 動作期間中アクティブ出力
TRIG､ MARK
高速応答時： 1 μs
通常応答時： 1 ms
低速応答時： 10 ms

出力パルス幅(RA3100 本体の
出力信号)
外部サンプリング入力

外部サンプリング信号による同期が可能 (SSD､ プリンタの同時記録は不可)

入力レベル

High レベル：2.1 V ～ 5.0 V､ Low レベル: 0 V ～ 0.5 V

有効パルス幅2 μs 以上

最大入力周波数

SSD 記録時： 250 kHz、

プリンタ記録時 ： 500 Hz

外部サンプリング出力
出力レベル

外部サンプリング入力信号を出力
High レベル：3.8 V ～ 5.0 V､ Low レベル: 0 V ～ 0.5 V

AC ひずみ用機能

同期信号入力／出力

搬送波 ：0 V ～ 5 V､ 方形波､ 5 kHz

同期

他の RA30-112 内蔵の RA3000 シリーズとの同期が可能

波形確認用出力端子：：

AC ひずみ使用時の同期信号発生器

機能：電圧入力モジュール動作確認用の矩形波信号出力

出力レベル

0 V ～ 5 V (±1 %)

出力周波数

1 kHz (±1 %)デューティー比50 % (±5 %)耐電圧

AC 300 V､ 1 分間 (入力､ 出力－筐体間)

対地間最大定格電圧

42 V (DC + AC peak)

使用環境

温度：

保存環境

温度： -20 ～ +60 °C､ 湿度：20 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

0 ～ +40 °C､ 湿度：35 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

外形寸法

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 250 g適合規格

安全性

EN61010-1

EMC

EN61326-1､ Class A

1WMPD4004114E

279

12. 仕様 － 12.3. モジュール仕様

4ch 電圧モジュール（RA30-113）
項目仕様

入力チャネル数

4 CH

入力コネクタ

絶縁型 BNC

入力形式

不平衡入力 (絶縁：CH 間、各 CH-筐体間)

入力結合

DC／GND

入力インピーダンス

1 MΩ ±1 %

測定レンジ (RANGE)2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 V (測定範囲は±RANGE)

測定確度±0.2 % of RANGE (23 °C ±5 °C､ DC 結合､ L.P.F. 3 Hz､ ゼロキャンセル実行後)

温度係数±(400 ppm of RANGE)/°C

DC ～ 100 kHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F. OFF 時)

周波数特性

DC 結合

ローパスフィルタ

カットオフ周波数(L.P.F.)特性

入力換算ノイズ

10mVp-p max (2 V レンジ、入力短絡)

A/D 変換A/D 分解能

3 Hz､ 30 Hz､ 300 Hz､ 3 kHz､ OFF (-1.6 dB ±1 dB)
2 次ベッセル形
16 bit

1 MS/s

サンプリングレート
同相モード除去比

80 dB 以上（50/60 Hz）

最大許容入力電圧±500 V peak

対地間最大定格電圧

300V（DC+ACpeak） CATⅡ

耐電圧

AC 3 kV, 1 分間 (CH 間、各 CH-筐体間)

使用環境

温度：

保存環境

温度： -20 ～ +60 °C､ 湿度：20 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

0 ～ +40 °C､ 湿度：35 ～ 85 %RH 以下 (結露しないこと)

外形寸法

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g適合規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

280

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.4. 外観図

外観図
本体外観図

394

199

334

1WMPD4004114E

281

410

12. 仕様 － 12.4. 外観図

2ch 電圧モジュール（RA30-101）外観図

282

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.4. 外観図

4ch 電圧モジュール（RA30-102）外観図

1WMPD4004114E

283

12. 仕様 － 12.4. 外観図

2ch 高速電圧モジュール（RA30-103）外観図

284

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.4. 外観図

2ch AC ひずみモジュール（RA30-104）外観図

1WMPD4004114E

285

12. 仕様 － 12.4. 外観図

16ch ロジックモジュール（RA30-105）外観図

286

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.4. 外観図

2ch 温度モジュール（RA30-106）外観図

1WMPD4004114E

287

12. 仕様 － 12.4. 外観図

2ch 高電圧モジュール（RA30-107）外観図

288

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.4. 外観図

2ch 周波数モジュール（RA30-108）外観図

1WMPD4004114E

289

12. 仕様 － 12.4. 外観図

2ch 加速度モジュール（RA30-109）外観図

290

1WMPD4004114E

12. 仕様 － 12.4. 外観図

リモート制御モジュール（RA30-112）外観図

1WMPD4004114E

291

12. 仕様 － 12.4. 外観図

4ch 電圧モジュール（RA30-113）外観図

292

1WMPD4004114E

13. オプションパーツ － 13.1. ケーブル類 一覧

オプションパーツ
ケーブル類 一覧
名称（形式）

形状／特徴

AC 電源コード
1KO6165-200

絶縁 BNC ケーブル
(安全ワニグチ)
RA30-507

備考
AC125V 系
PSE、UL/CSA 規格
長さ 2 m

RA3100 本体
日本､アメリカカナダ

絶縁 BNC

RA30-101
RA30-102
RA30-103
RA30-108
RA30-113
アナログ入力安全ワニグチ
赤 ＋
黒 －
長さ 1.5 m
NDIS4109

NDIS 変換ケーブル
RA30-508

NDIS4102
長さ 0.6 m

RA30-104

8ch ロジックケーブル(IC クリップ)
RA30-501

ロジック入力用
20P - 4 CH x 2､
GND 共通長さ 1.5 m

RA30-105

8ch ロジックケーブル(ミノ虫)
RA30-502

ロジック入力用
20P - 4 CH x 2
GND 共通長さ 1.5 m

RA30-105

8ch ロジックケーブル(丸形コネクタ変換)
RA30-503

1539S 接続用
20P - 4 CH x 2
GND 共通長さ 0.3 m

RA30-105

高耐圧ワニグチクリップ
RA30-509-01

ワニグチクリップ
赤・黒 各 1 個
規格：CATⅢ 1000V

RA30-107

高耐圧接続ケーブル
RA30-509-02

安全バナナプラグ
赤・黒 各 1 本
長さ 2 m
規格：CATⅢ 1000V

RA30-107

高耐圧延長ケーブル
RA30-509-03

安全バナナプラグ／ソケット
赤・黒 各 1 本
長さ 2 m
規格：CATⅢ 1000V

RA30-107

端子台接続用ケーブル
RA30-504

MDR20 極端子台接続用
20P - 20P
長さ 2 m

RA30-105
RA30-112

リモート制御ケーブル(本体間接続用)
RA30-505

RA3100 間接続用
20P - 14P
長さ 2 m

RA30-112

リモート制御ケーブル(バラ線)
RA30-506

リモート制御入力用
20P - バラ線
長さ 2 m

RA30-105
RA30-112

1WMPD4004114E

293

13. オプションパーツ － 13.2. プローブ・クランプメータ 一覧
名称（形式）

形状／特徴

備考

温度センサ
接続コネクタRA30-555

ケーブルカバー上
ケーブルカバー下
束線バンド 2 セット

RA30-106

端子台
AX-PCX-10S20

MDR20 極端子台
(AWG16－28 用)

RA30-105
RA30-112

安全バナナソケット

RA30-101
RA30-102
RA30-103
RA30-108
RA30-113
アナログ入力絶縁 BNC※1

BNC アダプタ
0243-3021※1 4ch 電圧モジュール(RA30-102、RA30-113)を隣り合うスロットに実装した場合、すべてのチャネルに対し取り付けることはできません。

プローブ・クランプメータ 一覧
形状

名称（形式）

フローティング

備考

4 入力

電圧プローブ

RA30-105(1539S)

電圧変動プローブ

1 入力(1540S：AC100/120V)

RA30-105(1543S：AC220/240V)

294

1WMPD4004114E

13. オプションパーツ － 13.3. アクセサリ

アクセサリ
品名

名称(形式)

RA30-551

折畳紙収納箱RA30-552

専用輸送箱

RA23-183

キャリングケース

形状

備考

折畳アダプタRA12-301 含む

スペアパーツ 一覧
形式

品名

定格

備考

ロール紙
YPS106

記録紙

219.5 mm × 30 m

0511-3167 (5 巻)

5 巻/箱

ロール紙
219.5 mm × 30 m
YPS108

記録紙

ミシン目入り300 mm ピッチ

残量表示印刷：300 mm ピッチ 99 ～ 00

0511-3166 (5 巻)

5 巻/箱

折畳紙
YPS112

記録紙

219.5 mm × 200 m

残量表示印刷：ページ毎 669 ～ 000
1 冊/箱5633-1794

1WMPD4004114E

記録紙ホルダ

折り幅 300 mm

2 個/組

295

0511-3182

使用しているソフトウェアのライセンス情報
本製品に組み込まれているソフトウェアには、第三者が著作権を所有しソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。
以下に本製品に組み込まれているソフトウェアコンポーネントのライセンス表記を掲示します。

SIL Open Font License
Copyright 2014-2021 Adobe (http://www.adobe.com/), with Reserved Font Name 'Source'.
Source is a trademark of Adobe in the United States and/or other countries.
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development ofcollaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic
communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared andimproved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as longas they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled,embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are
not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any
other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this licenseand clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the
Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- inpart or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by
porting the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who
contributed to the Font Software.

296

1WMPD4004114E

PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font
Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified andunmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified
Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or soldwith any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license.
These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in theappropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields
can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit
written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only
applies to the primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used
to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge thecontribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely
under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for
fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font
Software.
TERMINATIONThis license becomes null and void if any of the above conditions are not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANYWARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEAND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHERRIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE
USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGSIN THE FONT SOFTWARE.

1WMPD4004114E

297

MEMO

298

1WMPD4004114E

オムニエース
ＲＡ３１００
取扱説明書

1WMPD4004114E

第 ６ 版

発行

お問い合わせ窓口

使い方･修理に関するお問い合わせ窓口
故障、別売品・消耗品に関してのご質問・ご相談も、この電話で承ります。
修理のご依頼、別売品・消耗品のお求めは、お買い求め先へご相談ください。

東日本

048-593-1743

西日本

06-7668-3908

受付時間:９:００～１２:００､１３:００～１７:００､月曜日～金曜日（祝日､弊社休業日を除く）
都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂くことがありますのでご了承ください。

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋３－２３－１４ ダイハツ・ニッセイ池袋ビル
東 京 営 業 ２ 課 TEL. 03-5391-6121(直)札

東 京 営 業 ３ 課

TEL. 03-5391-6122(直)東 京 営 業 １ 課

TEL. 03-5391-6128(直)

幌

出

張

所

TEL. 011-251-2753(代)

業

仙

台

営

所

TEL. 022-211-8051(代)

宇

都

宮 営

業 所

TEL. 028-610-0377(代)

東

京

北 営

業 所

TEL. 048-592-3111(代)

東

京

南 営

業 所

TEL. 045-476-5231(代)※ 2019 年 10 月 29 日現在の電話番号で

業所

TEL. 054-286-2880(代)す。電話番号は、予告なく変更される

業 所

TEL. 052-726-8760(代)場合があります。

営

業

所

TEL. 06-7668-3900(代)※ 電話のかけまちがいにご注意くださ

島

営

業

所

TEL. 082-233-0611(代)い。番号をよくお確かめの上、おかけ

岡

営

業

所

TEL. 092-441-6715(代)

くださるようお願いします。

静

岡

営

名

古

屋 営

大

阪

広
福

開発技術センター 〒364-8585 埼玉県北本市朝日１－２４３