SPECIFICATIONS

デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL
§１．概

2010.4.24 改訂

ＤＬＳ−５０３３Ａ

RoHS Compliant

要

本器は台秤・クレーンやエレベータ等の積載重量管理および制御に最適な、ひずみゲージ式トランスデューサ専用のレベルモニタである。
5点のコンパレータ機能を備え、設定値変更はキー操作により容易に行える。
またオプションとして、D/A変換による表示に対応したアイソレートアナログ信号またはカレントループシリアル出力信号が選択可能である。
電源はDC24V(DC20〜27V)を使用し、絶縁型DC/DCコンバータの内蔵により、供給電源と内部回路はアイソレートされている。
本仕様は、プログラムバージョンP2.00より適応する。
§２．仕様

２−１．アナログおよびA/D変換部1). 入力感度

0.5μV/D以上 (D:最小目)2). 非直線性

1.0mV/V入力時

表示分解能：最大1/9,999

0.5mV/V入力時

表示分解能：最大1/5,000±0.03％FS±1カウント

3). 温度特性 零点±0.005％FS/℃(入力感度:1.0mV/Vに於いて)

感度±0.005％Reading/℃4). 周波数特性

約1Hz(-3dB) (ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨﾙﾀ機能設定DF=8、AV=4に於いて)

5). セトリング時間 (応答)

約1秒(出荷時設定DF=8、AV=4の場合)

6). トランスデューサ電源

DC5V±5％,60mA(350Ω型トランスデューサ4台接続可能)△△
1
1２−２．表示部1). 計量値表示
表示素子

LED 7セグメント4桁、赤色、文字高さ8mm

表示範囲±９９９９ (ゼロサプレス表示)

小数点任意桁に設定可能(無し, , , )オーバー表示

全桁点滅
入力信号が-3.3mV/V以下と3.3mV/V以上、または表示値が4桁を超える場合はオーバー表示を行う。

単位kg

その他は付属単位シール貼り付けによる

種類：kg, g, t, N, kN, N･m, kN･m, kPa, MPa, mm, %サンプリング周期東洋測器株式会社

60msec. (16.7回／秒)

Page

1／5

Spec No.

ＴＡ４-００１２４Ｄ△2SPECIFICATIONS
2). 動作表示
表示素子

LED、赤色、6個

表示内容

SP(Set Point)1, SP2, SP3, SP4, SP5, AZ(オートゼロ)

２−３．零点・感度調整
1). 零点調整-2.8〜2.8mV/Vの入力信号範囲にて調整可能。(キー操作による)

2). 感度調整-3.0mV/V〜3.0mV/Vのスパン量にて調整可能。(キー操作による)※.初期風袋値(ゼロ点入力値)と最大計量値(スパン量)の合計が±3.3mV/Vを超えないこと

3). 校正方法

実荷重校正または等価入力校正

２−４．Ｉ／Ｏ部1). 操作スイッチ

ペンタッチ式5キー：ITEM, NEXT(AZ), UP(AZ.R), ESC, ENTRY

2). 制御用出力

オープンコレクタ負論理出力、5bit 1コモン
フォトカプラ絶縁、NPNトランジスタ信号出力時エミッタ〜コレクタ間ON
定格：DC30V, 30mA (抵抗負荷)
エミッタ〜コレクタ間飽和電圧：1.2V以下(東芝製TLP127相当品)

3). 4〜20mAアナログ出力(オプション:OP-1)①出力信号

表示値に連動したD/A出力 (アイソレート出力)
4〜20mA/0〜FS (負荷抵抗：0〜510Ω)②出力可能範囲

3.2mA〜20.8mA (出力保証範囲)③分解能

表示分解能に連動④非直線性±0.1％FS(表示値に対して)⑤温度特性

零点･感度共±0.02％FS/℃

4). 0〜10Vアナログ出力(オプション:OP-5)①出力信号

表示値に連動した片極性D/A出力 (アイソレート出力)0〜10V/0〜FS(負荷抵抗：5kΩ以上)②出力可能範囲-0.5V〜+10.5V (出力保証範囲)②分解能

表示分解能に連動③非直線性±0.1％FS(表示値に対して)④温度特性

零点･感度共±0.02％FS/℃

5). カレントループシリアル出力 (オプション:OP-4)
インターフェイス規格

カレントループシリアル(弊社外部機器接続専用I/F)

接続可能機器CV-3010(BCD変換器)、ED-3020,3021(大型表示器)、
EP-3030(プリンタ)

東洋測器株式会社

Page

2／5

Spec No.

2009年1月現在

ＴＡ４-００１２４Ｄ△2

SPECIFICATIONS
２−５．各機能仕様
1). オートゼロ機能 (ＡＺ)

△2

ワンタッチキー[AZ]操作(１秒)により、現在の計量値を零にし、その点からの増減量を正味重量値として表示する。本機能動作時[AZ]LEDが点灯。
ワンタッチキー[AZ.R]操作(１秒)により機能解除。
2). プリセット風袋引き(固定風袋引き)機能.
プリセット風袋値をキーイン設定する事で、計量値から常に風袋値を減算した値を表示する。
設定範囲は-9999〜9999。
(ゼロ点校正・スパン校正を行った場合、プリセット風袋値は０にクリアされる)
3). スケールディビジョン機能 (Ｓ．ＤＩＶ)
キー操作設定により、計量値の最小目盛(表示の送り数)を設定可能。
表示分解能以内で1,2,5,10が設定可能。(初期値=1)4). デジタルフィルタ機能（ＤＦ）△
1

振動などによる重量値への影響を緩和する。
DF設定値に応じてフィルタの強さが変わる。
1=応答は早いが安定性に欠ける。〜10=応答は遅いが安定する。の10段階から選択可能。
(初期値:DF=8)△5). 移動平均機能 (ＡＶ)1

AV設定回数の計量値の移動平均演算を行う。
平均回数設定OFF,2,4,8,16,24,32回(出荷時設定DF=8、AV=4：周波数特性fc=約1Hz、セトリング時間=約1秒)
6). キーロック機能
誤操作による設定変更を防ぐため、キー操作のロックが可能。
本器動作中時に[ESC]キーを2秒間押し続けるとキーロック状態となる。
キーロック中に[ESC]キーを2秒間押し続けるとキーロック解除となる。
キーロック中に何れかのキーを押した場合、(LOCKの省略)を約2秒間表示し、キー操作を無視する。([ESC]キーのみ、そのまま2秒間押し続ける事でロック解除)
7). キャルロック(スパン校正ロック)機能.
誤操作による感度設定変更を防ぐため、キー操作により感度(スパン)設定のみ変更操作を禁止する事が可能。(ロック中でもゼロ点の再校正は可能)
8). コンパレータ機能 (ＳＰ1〜５)
表示値に対して比較を行うコンパレータ機能で、5点のオープンコレクタ信号を出力する。
定量設定値(SP1〜5)-9999〜9999 (キー操作設定)

ヒステリシス幅設定値

0〜

比較対象データ

表示値

比較モード

下記2モードの出力ON(O/C C〜E間ON)条件より選択可能。

99 : 初期値=0（Set Point 1〜5共通設定）①上限動作

計量値≧定量設定値②下限動作

計量値≦定量設定値

東洋測器株式会社

Page

3／5

[初期値]

Spec No.

ＴＡ４-００１２４Ｄ△2

SPECIFICATIONS
比較動作
初期設定値

サンプリング(60msec.)毎に行う
SP1〜SP5 : 各+9999

9). アナログ出力スケーリング機能 (アナログオプションを選択した場合に有効。)
スケーリング設定

キー操作によりアナログ出力のＦＳ(20mAまたは10V)に対応する表示値の設定が可能。
また、アナログ出力のゼロ点(4mAまたは0V)に対応する表示値の設定が可能。

10). 等価入力校正機能
実荷重をかけずにキー設定にて校正を行うことができる。
ゼロ点設定-2.8000〜2.8000 [mV/V]

スパン量設定-3.0000〜3.0000 [mV/V]

スパン重量設定-9999〜9999

校正精度±0.2%FS (スパン量1mV/Vかつ同一ケーブル長の条件に於いて)

２−６．総合1). 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)

各設定データは不揮発性ﾒﾓﾘに書き込み(最大100万回)

2). 電源電圧

DC 20〜27V

3). 消費電流

0.5A typ4). 使用温度･湿度範囲-10〜＋40℃、20〜85％ R.H. (結露無き事)

5). 取り付け方法

ウォールマウント型 (本体2-φ4.5を利用して固定)

6). 本体質量約1kg§３．型式一覧、附属品
３−１．型 式オプション装着は、弊社工場に於いてのみ可能。(工場出荷時オプション)
ＤＬＳ−５０３３Ａ−１
デジタル指示計オプション

無記入：オプション無し
１：電流出力(4〜20mA)
４：カレントループシリアル出力
５：電圧出力(0〜10V片極性出力)

３−２．附属品1). 取扱説明書

1部2). 単位シール

1枚

東洋測器株式会社

Page

4／5Spec No.

ＴＡ４-００１２４Ｄ△2

SPECIFICATIONS§４．端子配列1). 本体端子台
7.62mmピッチ2段型端子台No.

接 続 信 号

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

EXC+
EXCSIG+
SIGShield
E(F.G)
DC24V
0V
SP1
SP2
SP3
SP4SP5COM-E
OUT+
OUT-

ロードセル印加電圧 (＋ )ロードセル印加電圧 (−)
ロードセル信号入力 (＋)
ロードセル信号入力 (−)

ロードセルシールド
接地電源(+24V)
電源(0V)
SP1 ｺﾚｸﾀ出力
SP2〃

SP3〃

SP4〃

SP5〃

共通エミッタオプション出力 (＋)
オプション出力 (−)

OP-4(ｶﾚﾝﾄﾙｰﾌﾟｼﾘｱﾙ)の場合はNo.15,No16 は無極性

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子2). 結線上の注意① オプション出力ケーブルのシールドは本器または接続計器の何れか一方で接地する事。
② ロードセル(トランスデューサ)のケーブル配線色はメーカーによって異なるため、ロードセルに付属の試験成績表等により配線色を確認のこと。
§５．外形寸法

東洋測器株式会社

Page

5／5

Spec No.

ＴＡ４-００１２４Ｄ△2