微量高速冷却遠心機用ラック ・ イン ・ ローター
CA-300（MDX-310）

ラック・イン・ローター

ローターラック容量 / ローターラック名

2mlﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ × 24本

CA-300

AR015-24
PCR 8連ﾁｭｰﾌﾞ× 外側4組、内側4組
AR002-64
Rmax
Rmin

0.5mlﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ × 24本
AR005-24

遠心式ﾌｨﾙﾀﾕﾆｯﾄ × 24本

最高回転数[rpm]

最大遠心
加速度
[G]

回転半径 [mm]
Rmax

Rmin

15,00020,38081

51

15,000[14,500]※1

外18,12072

59

内16,35065

52

15,00019,88079

55

15,00020,38081

51

15,00017,36069

38

15,00020,38081

43

15,00020,13080

43

15,00020,38081

43

15,00020,38081

43

15,00020,38081

43

15,00020,13080

43

備考※2AR015-SC242mlﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ × 18本
TR015-SC18
Rmin

Rmin
Rmin

Rmax

Rmax
Rmax

2mlﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ × 24本
SAR015-24（バケット︓M0415-06SA）（バケット︓M0415-06SW）

5mlﾁｭｰﾌﾞ × 12本
AR050-12※314mlﾁｭｰﾌﾞ × 8本
AR141-08

30mlﾁｭｰﾌﾞ × 6本

※4AR300-06

15mlｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ × 8本
AR150-08

50mlﾁｭｰﾌﾞ × 4本
14mlﾁｭｰﾌﾞ × 4本
AR501-04※450mlｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ × 4本
15mlｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ × 4本

※515,000

20,380814349307058

AR510-04

96穴PCRﾌﾟﾚｰﾄ× 2枚
PCR96-02（アダプター︓A96-01PC）

10,740
プレート中央部

14,00015,340プレート端部※6※1［ ］内は4℃維持回転数です。 ※2 本ラック同士は、3段重ねて使用できます。 ※3 エッペンドルフ社製5mlチューブは特注にて対応可能です。 ※4 本ラックは単独で使用してください。
※5 50ml×4本と15（14）ml×4本との併用による同時遠心処理は不可となります。 ※6 高温での使用はプレートが破損する恐れがあります。設定温度は4℃以下で使用してください。
● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。

※4微量高速冷却遠心機用ラック ・ イン ・ ローター
CA-300（MDX-310）

使用チューブ一覧
チューブ
ローターラックメーカー
略称

公称容量[ml]

AR015-24

型名・名称（材質）

底形[φ×Lmm]

寸法

許容遠心 実加速度 容量
[ml]
[G]

最大本数

（本×箇所）

許容回転数

最大遠心
加速度

[G]
考( 半径［mm］）

22ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）

C

φ11×42−22415,000

20,380 (81)1.51.5ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）

C

φ11×41−

1.52415,000

20,380 (81)AR002-64
PCR 0.2ml 8連ﾁｭｰﾌﾞ（PP）

C−−0.20.2

備[rpm]

外側︓8連×4組

15,00018,120 (72)[14,700]

内側︓8連×4組

15,00016,350 (65)
[14,700]

AR005-24
0.5
AR015-SC24

TR015-SC18

SAR015-240.5ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）

C

φ7.9×31−0.5

2415,000

19,880 (79)

遠心式ﾌｨﾙﾀﾕﾆｯﾄ−

φ11×46−−2415,000

20,380 (81)22ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）

C

φ11×42−22415,000

20,380 (81)1.51.5ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）

C

φ11×41−1.52415,000

20,380 (81)

遠心式ﾌｨﾙﾀﾕﾆｯﾄ−

φ11×46−−

1815,000

17,360 (69)

22ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）

Cφ11×42−21815,000

17,360 (69)1.5

1.5ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）

C

φ11×41−1.51815,000

17,360 (69)

22ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）

C

φ11×42−22415,000

20,380 (81)1.5

1.5ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）

C

φ11×41−1.5

24

15,00020,380 (81)C

φ15×5920,1303.5

1215,00020,130 (80)352006（PP）

R

φ17×100

3,000

9.8

8

5,700

2,940 (81)352001（PS）

R

φ17×100

1,400

9.8

8

3,900

1,380 (81)3119-0010（PPCO）

R

φ16×81.4

50,00078

15,00020,380 (81)3118-0010（PC）

R

φ16.1×81.7

50,0007815,00020,380 (81)3119-0030（PPCO）

R

φ25.5×94.3

50,000216

15,00020,380 (81)−−AR050-125

TOM

PT0050-11（PP）

INA

ST500（PP）

WAT

233-150C（PP）

AR141-08
FLC
14NAL
10AR300-06
NAL30● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。

［］内は4℃維持回転数です。

微量高速冷却遠心機用ラック ・ イン ・ ローター
CA-300（MDX-310）

使用チューブ一覧
チューブ
ローターラック

公称容量[ml]

許容遠心 実加速度 容量[ml]

メーカー
略称

型名・名称（材質）

底形

COR

430766(PP)C

φ16×120

12,000 10.5

COR430791(PP)C

φ16×120FLC352196

(PP)

C

COR

430053(PET)

FLC352095

寸法

最大本数

許容回転数

最大遠心加速度[G]考( 半径［mm］）

8

11,50011,980（81）12,500 10.5

8

11,50011,980（81）φ17×120

12,000

10.5

8

8,100

5,940（81）C

φ16×120

3,600

10.58

6,300

3,600（81）(PS)

C

φ17×120

1,800

10.5

8

4,400

1,750（81）3118-0050 (PC)R

φ28.8×107

50,000354

15,00020,130（80）3119-0050 (PPCO)R

φ28.8×106.7

50,000354

15,00020,130（80）352006(PP)R

φ17×100

3,000

9.8

45,7002,910（80）352001(PS)R

φ17×100

1,400

9.8

43,9001,360（80）

No.60.541 (PP)R

φ16.5×105

4,0009.147,4004,900（80）3118-0010 (PC)R

φ16.1×81.7

50,0007415,00020,130（80）3119-0010 (PPCO)R

φ16.0×81.4

50,0007415,00020,130（80）[G]（本×箇所）

15AR150-08

5014NAL

FLC

AR501-04
AST
13NAL
10

備

[rpm]

[φ×Lmm]● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。

微量高速冷却遠心機用ラック ・ イン ・ ローターCA-300（MDX-310）

使用チューブ一覧
チューブローターラック

公称容量[ml]

メーカー
略称

C

φ29×116

15,50035430304(PET)

C

φ29×1163,600430829(PP)C

φ29×116352098(PP)

C352070(PP)352077

最大遠心加速度備

15,00020,380（81） ※53546,3003,600（81）17,00035

415,00020,380（81） ※5φ30×115

16,00035

415,00020,380（81） ※5C

φ30×115

16,00035

415,00020,380（81） ※5(PP)C

φ30×1159,400

35415,00020,380（81） ※62343-050

(PP)

C

φ29×117

13,00035

415,00020,380（81） ※6339652

(PP)

C

φ30×115

17,00035

415,00020,380（81） ※7362696

(PP)

C

φ26.6×113.7

9,500

35

415,00020,380（81） ※5MS-56500

(PP)

C

φ30×115

20,00035

415,00020,380（81） ※53182-345

(PP)

C

φ29×115

20,00035

415,00020,380（81） ※53181-345

(PP)

C

φ29×115

20,00035

415,00020,380（81） ※53148-0050(PPCO)

C

φ28.6×113.8 50,000

24.5

415,00020,380（81）3146-0050(PC)C

φ28.8×114.1 50,000

24.5

415,000

20,380（81）430766(PP)C

φ16×120

12,00010.5

415,00020,380（81） ※6430791

(PP)

C

φ16×120

12,50010.5

415,00020,380（81） ※6FLC

352196(PP)C

φ17×120

12,00010.5

415,00020,380（81） ※7

COR430053(PET)

C

φ16×120

3,600

10.5

46,3003,600（81）FLC352095(PS)

C

φ17×1201,800

10.544,400

1,750（81）NUC

339650(PP)

C

φ17×120

10,50010.5

410,700

10,370（81）3132-345(PP)C

φ17×118

17,00010.5

415,000

20,380（81） ※53131-345(PP)C

φ17×118

17,00010.5

415,000

20,380（81） ※5

プレート中央部

14,00010,740（49）

プレート端部

14,00015,340（70）

IWA

SUM

INA
AR510-04

NAL35COR

INA

96穴×2(PP)

許容回転数

4NUC

PCR96-02430291

最大本数[G]考( 半径［mm］）

FLC

15

型名・名称（材質）

寸法[rpm]COR

50

許容遠心 実加速度 容量[ml]

底形

ABI

N801-0560(PP)（アダプター︓A96-01PC）※5 15,000rpmで遠心する場合は、設定温度20℃以下でご使用ください。
※6 15,000rpmで遠心する場合は、設定温度10℃以下でご使用ください。
※7 15,000rpmで遠心する場合は、設定温度15℃以下でご使用ください。
● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。

C[φ×Lmm]φ126×85[G]ー（本×箇所）

ー