Instrucciones de uso

Monitor LCD en color

Importante
Lea atentamente estas “Instrucciones de uso” y el Manual deinstalación (publicado por separado) para familiarizarse con elaparato y usarlo de forma segura y eficaz.
• Para ajustar y configurar el monitor, consulte el Manual
de instalación.
• Puede descargar las “Instrucciones de uso” actualizadas de nuestro
sitio web:
http://www.eizoglobal.com

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
En este manual y en este producto se utilizan los símbolos de seguridad que aparecen a continuación. El
significado de estos símbolos es importante. Lea atentamente lo que sigue.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

Hacer caso omiso de la información
contenida en una ADVERTENCIA puede
provocar lesiones graves y poner enriesgo la vida.

Hacer caso omiso de la información contenida
en una PRECAUCIÓN puede provocar
lesiones leves y/o daños materiales o en elequipo.

Indica que se debe prestar atención. Por ejemplo, el símbolo
por ejemplo “Riesgo de descarga eléctrica”.
Indica una acción no permitida. Por ejemplo, el símbolo
específica, como “No desmontar”.

indica el tipo de peligro, comoindica una acción no permitida

Indica una acción que se debe realizar obligatoriamente. Por ejemplo, el símbolo
notificación de una acción obligatoria general, como “Conectar la unidad a tierra”.

indica laEste producto ha sido ajustado específicamente para su uso en la zona a la que ha sido remitido en un
principio. Si se usa fuera de esta zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a lo indicado enlas especificaciones.
No se permite la reproducción, el almacenamiento en cualquier sistema de recuperación ni la transmisión
en forma alguna o a través de medios electrónicos, mecánicos o de cualquier otro tipo, de ninguna partede este manual sin el consentimiento previo por escrito de EIZO Corporation.
EIZO Corporation no está obligado a mantener la confidencialidad del material o de la información
suministrados, salvo que ello así se acuerde con anterioridad a la recepción de dicha información por partede EIZO Corporation. Aunque se ha hecho todo lo posible por garantizar que la información contenida eneste manual esté actualizada, es preciso tener en cuenta que las especificaciones sobre el monitor EIZO
están sujetas a cambios sin previo aviso.

2﻿PRECAUCIONESIMPORTANTE• Este producto ha sido ajustado específicamente para su uso en la zona a la que ha sido remitido en un
principio. Si se usa fuera de esta zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a lo indicado
en las especificaciones.
• Para garantizar su seguridad y un mantenimiento adecuado, lea atentamente esta sección y las
precauciones relativas al monitor.

Ubicación de las indicaciones de precaución

WARNINGAVERTISSEMENTWARNUNG

PRECAUCIONES

3

Símbolos que aparecen la unidad
Símbolo

Este símbolo indica
Interruptor dealimentación principal:

Presione este botón para apagar la alimentación principaldel monitor.

Interruptor dealimentación principal:

Presione este botón para encender la alimentación
principal del monitor.

Botón de alimentación:

Presione este botón para encender o apagar la
alimentación del monitor.

Corriente alterna
Alerta de riesgo eléctrico
PRECAUCIÓN:Consulte “SÍMBOLOS DE SEGURIDAD” (página 2).

Marcado RAEE:

Los productos deberán eliminarse por separado; losmateriales podrán ser reciclados.

Marcado CE:

Marca de conformidad de la UE de acuerdo con las
disposiciones de la directiva y/o reglamento (UE) delConsejo.

FabricanteFecha de fabricación
Precaución: la ley federal (EE. UU.) establece que este dispositivo solo puede
venderlo un médico o que solo puede venderse por orden de un médico autorizado.
Dispositivo médico en la UE
Importador en la UE
Representante autorizado en la Comunidad Europea

4

PRECAUCIONESADVERTENCIA
Si la unidad empieza a echar humo, huele a quemado o hace ruidos extraños, desconecte inmediatamente todas las conexiones de alimentación y póngase en contacto con el representante local
de EIZO.
Intentar utilizar una unidad defectuosa puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en elequipo.
No desmonte ni modifique la unidad.
Si abre la unidad o la modifica, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica
o sufrir quemaduras.
Todas las reparaciones necesarias debe realizarlas un técnico cualificado.
No intente reparar este producto Ud. mismo, puesto que abrirlo o quitar las cubiertas podría provocar un
incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
Mantenga líquidos y objetos pequeños alejados de la unidad.
Si algún objeto pequeño penetra accidentalmente en el monitor a través de las ranurasde ventilación o se derrama algún líquido en su interior, puede provocarse un incendio,
una descarga eléctrica o daños en el equipo. Si algún objeto o líquido caen dentro de launidad, desconéctela inmediatamente. Asegúrese de que un técnico cualificado revise
la unidad antes de volver a utilizarla.
Coloque la unidad en un lugar sólido y estable.
Si la unidad se coloca sobre una superficie inadecuada, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
Si la unidad se cae al suelo, desconéctela inmediatamente y póngase en contacto con el representante local
de EIZO. No continúe utilizando la unidad si está dañada. De lo contrario, podría provocarse un incendio o
una descarga eléctrica.
Utilice la unidad en una ubicación adecuada.
De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en elequipo.
• No la instale al aire libre.
• No la instale en ningún medio de transporte (barco, avión, tren, automóvil, etc.).
• No la instale en entornos húmedos o polvorientos.
• No la coloque en lugares en los que la pantalla pueda sufrir salpicaduras (baño, cocina,etc.).
• No la instale en lugares en los que el vapor de agua esté en contacto directo con la pantalla.
• No la instale cerca de humidificadores o de aparatos que generen calor.
• No la instale en lugares en los que el producto reciba luz solar directa.
• No la instale en la inmediaciones de gas inflamable.
• No la instale en entornos con gases corrosivos (como dióxido de azufre, sulfuro dehidrógeno, dióxido de nitrógeno, cloro, amoníaco y ozono).
• No la instale en entornos con polvo, componentes que aceleran la corrosión en la atmósfera(como cloruro de sodio y azufre), metales conductores, etc.

Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga las bolsas de plástico del embalaje fuera del alcance delos niños.
Utilice el cable de alimentación que se adjunta y conéctelo a la toma de corriente estándar de su país.
Asegúrese de no superar la tensión nominal del cable de alimentación. De lo contrario, podría producirse un
incendio o una descarga eléctrica.
Alimentación eléctrica: 100–240 Vca 50/60 Hz
Para desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe con
firmeza y tire de él.
Si tira directamente del cable, puede dañarlo y provocar un incendioo una descarga eléctrica.
PRECAUCIONES

5ADVERTENCIA
El equipo debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra.
De lo contrario, se puede producir un incendio o una descarga eléctrica.
Utilice la tensión adecuada.
• Esta unidad ha sido diseñada para su uso exclusivo con una tensión determinada. Si se conecta a una tensión
distinta de la especificada en estas “Instrucciones de uso”, puede provocarse un incendio, una descarga eléctrica odaños en el equipo.
Alimentación eléctrica: 100–240 Vca 50/60 Hz• No sobrecargue el circuito de alimentación, ya que ello podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Maneje el cable de alimentación con cuidado.
• No coloque el cable debajo de la unidad u otros objetos pesados.
• No haga nudos en el cable ni tire de él.

Si el cable de alimentación sufre algún daño, deje de utilizarlo. Usar un cable dañado
puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
El operario no debería tocar al paciente mientras toca el producto.
Este producto no se ha diseñado para que lo toquen los pacientes.
No toque nunca el enchufe ni el cable de alimentación si empiezan a caer ­truenos.
De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.
Si desea instalar un soporte de brazo, consulte el Manual del usuario del soporte y coloque la unidad de forma segura.
Si no la instala correctamente, la unidad puede caerse, lo que podría provocar lesiones o daños en elequipo. Antes de la instalación, asegúrese de que los escritorios, las paredes y demás elementos a losque se haya fijado el soporte de brazo tengan la suficiente resistencia mecánica. Si la unidad cae al suelo,
póngase en contacto con el representante local de EIZO. No continúe utilizando una unidad que hayasufrido daños. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para volver a instalar elsoporte inclinable, utilice los mismos tornillos y apriételos con firmeza.
No toque con las manos desnudas un panel LCD que haya sufrido daños.
El cristal líquido que podría salirse del panel es venenoso y puede resultar peligroso
si entra en contacto con los ojos o la boca. Si la piel o cualquier otra parte del cuerpo
entra en contacto directo con el panel, lávese a fondo. Ante cualquier síntoma, acuda al
médico.

6

PRECAUCIONESPRECAUCIÓN
Tenga cuidado cuando traslade la unidad.
Antes de mover la unidad, desconecte el cable de alimentación y el resto de los cables. Es peligroso moverla unidad con el cable conectado.
Se podrían producir lesiones.
Traslade o instale la unidad conforme a los métodos especificados.
• Cuando traslade la unidad, sujétela con firmeza, tal y como se muestra en la siguiente ilustración.
• Los monitores de 30 pulgadas o más son pesados. Al desempaquetar y/o transportar el monitor, asegúrese de quelo hacen al menos dos personas.

Si la unidad cae al suelo, podrían producirse lesiones o daños en el equipo.

No tape las ranuras de ventilación del aparato.
• No coloque ningún objeto sobre las ranuras de ventilación.
• No instale la unidad en un espacio cerrado.
• No utilice la unidad en posición tumbada ni boca abajo.

Cubrir las ranuras de ventilación impide la adecuada circulación del aire y podría
provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
No toque el enchufe con las manos mojadas.
De lo contrario, puede sufrir una descarga eléctrica.

Utilice una toma de corriente de fácil acceso.
De esta manera podrá desconectar la corriente de forma rápida si surge cualquier problema.
Limpie periódicamente la zona alrededor del enchufe de alimentación y la ranura de ventilación delmonitor.
Una acumulación de polvo, agua o aceite en el enchufe puede provocar un incendio.
Desenchufe la unidad antes de limpiarla.
Si limpia la unidad mientras está conectada a una toma de corriente, puede sufrir una descarga eléctrica.
Por razones de seguridad y para ahorrar energía, si tiene previsto no utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, apáguela y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
Para usuarios en el territorio del AEE y Suiza:
Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo debe comunicarse tanto
al Fabricante como a la Autoridad competente del estado miembro donde resida el usuario y/opaciente.

PRECAUCIONES

7

Aviso sobre este monitor
Uso previsto
Este producto ha sido concebido para mostrar y visualizar imágenes digitales, incluidas las demamografías digitales estándar y multitrama, para revisión, análisis y diagnóstico por parte deprofesionales médicos cualificados. Ha sido diseñado específicamente para aplicaciones de tomosíntesis
de mama.
Atención• Este producto podría no estar cubierto por la garantía si se usa con fines distintos a los descritos en este manual.
• Las especificaciones que aparecen en este manual solo son aplicables si se utilizan lo siguientes elementos:- Los cables de alimentación que se entregan con el producto- Los cables de señal especificados por nosotros• Con este producto deben usarse únicamente los productos opcionales fabricados o especificados por nosotros.

Precauciones de uso• De lo contrario, algunas piezas (como el panel LCD) pueden deteriorarse a largo plazo. Compruebe
periódicamente que funcionan con normalidad.
• Cuando se cambia en pantalla la imagen que se ha estado visualizando durante un periodo de tiempo
prolongado, es posible que aparezca una imagen persistente. Utilice el salvapantallas o la función deahorro de energía para evitar que la misma imagen se vea en pantalla durante periodos prolongados.
• Si el monitor está en funcionamiento continuo durante un largo período de tiempo, pueden aparecer
manchas oscuras o quemaduras. Para maximizar la vida útil del monitor, se recomienda apagarlo
periódicamente.
• Es posible que aparezca una imagen persistente incluso después de que haya transcurrido un breve
periodo de tiempo dependiendo de la imagen mostrada. En ese caso, el problema podría solucionarse
cambiando la imagen o desconectando la alimentación durante unas horas.
• La retroiluminación del panel LCD tiene una vida útil fija. Cuando la pantalla se oscurezca o comience a
parpadear, póngase en contacto con el representante local de EIZO.
• La pantalla puede tener píxeles defectuosos o un reducido número de puntos luminosos. Esto se debe alas características del panel en sí y no es un mal funcionamiento del producto.
• No ejerza una presión fuerte sobre el panel ni sobre los bordes del marco, ya que ello podría dar lugara fallos en la visualización, como reflejos, etc. Una presión constante aplicada sobre el panel puede
deteriorarlo o dañarlo. (Si quedan marcas de presión en el panel, deje el monitor con una pantalla
blanca o negra. Puede que el síntoma desaparezca.)• No arañe ni presione el panel con objetos afilados, ya que ello podría dañarlo. No intente limpiarlo con
pañuelos de papel, ya que ello podría rayar el panel.
• El valor medido por el sensor de iluminancia integrado podría diferir del valor que se muestra en unluminómetro independiente según el entorno.
• Si el monitor está frío y lo traslada a una sala en la que la temperatura es elevada, o si la temperatura
ambiente aumenta rápidamente, podría formarse condensación en las superficies interiores y exterioresdel monitor. En tal caso, no encienda el monitor. En lugar de ello, espere a que desaparezca lacondensación; de lo contrario, podrían producirse daños en el monitor.

8

Aviso sobre este monitor

Uso del monitor durante periodos de tiempo prolongados● Mantenimiento• La calidad de visualización de los monitores depende del nivel de calidad de las señales de entrada
y la degradación del producto. Realice comprobaciones visuales diarias y pruebas de estabilidad
periódicas para cumplir con los estándares / directrices médicos según su aplicación y lleve a cabo
la calibración cuando sea necesario. La utilización del software de control de calidad del monitor
RadiCS le permite llevar a cabo un control de calidad de alto nivel que cumpla con los estándares /directrices médicos.
• Son necesarios unos 15 minutos para que el funcionamiento de las piezas eléctricas se estabilice.
Espere 15 minutos o más después de encender el monitor o de activarlo a partir del modo deahorro de energía y, a continuación, ajuste el monitor.
• Se recomienda ajustar el brillo de los monitores al nivel recomendado o más bajo con el fin de
reducir los cambios en la luminosidad provocados por el uso prolongado y para mantener un brillo
estable.
• Para ajustar los resultados de medición del sensor de calibración integrado (Sensor delantero
integrado) a los del sensor externo EIZO (sensor UX1 o UX2) que se vende por separado, realicecorrelaciones entre el Sensor delantero integrado y el sensor externo utilizando RadiCS / RadiCS
LE. Las correlaciones periódicas le permiten mantener la precisión de medición del Sensordelantero integrado en un nivel equivalente al del sensor externo.

● Limpieza

Se recomienda una limpieza periódica para mantener el monitor como nuevo y prolongar su vida útil.
Para limpiar la carcasa o la superficie del panel, pase con cuidado por encima un paño suave
humedecido con un poco de agua o con alguno de los productos químicos que se relacionan más
abajo.

Productos químicos que se pueden utilizar para la limpieza
Nombre del compuesto

EtanolAlcohol isopropílico
Clorhexidina
Cloruro de benzalconio
Alquildiaminoetilglicina
GlutaralNombre del producto

EtanolAlcohol isopropílico
Hibitane
WelpasTego 51
Sterihyde

Atención• No usar productos químicos de forma habitual. Los productos químicos como el alcohol y las soluciones
antisépticas pueden provocar variaciones en el brillo, manchas y decoloraciones en la unidad o en el panel,así como el deterioro de la calidad de la imagen.
• No utilice nunca disolventes, benceno, cera ni limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar la unidad o elpanel.
• No permita que el monitor entre en contacto directo con productos químicos.
Nota• Se recomienda el limpiador opcional ScreenCleaner para limpiar la superficie del panel y la unidad.

Para un uso cómodo del monitor• Mirar el monitor durante periodos prolongados de tiempo cansa la vista. Haga una pausa de 10 minutos
cada hora.
• Mire la pantalla desde la distancia y el ángulo adecuados.

Aviso sobre este monitor

9ÍNDICE
PRECAUCIONES.................................................... 3
IMPORTANTE............................................................. 3

Aviso sobre este monitor...................................... 8
Uso previsto............................................................... 8
Precauciones de uso................................................ 8
Uso del monitor durante periodos de tiempo
prolongados............................................................... 9● Mantenimiento.................................................. 9● Limpieza........................................................... 9

Para un uso cómodo del monitor............................ 9ÍNDICE................................................................... 10
Capítulo 1 Introducción..................................... 11
1-1.

Características..............................................11

1-2.

Contenido del paquete.................................12

1-3.

Controles y funciones..................................14● EIZO LCD Utility Disk......................................13

Capítulo 2 Instalación/Conexión...................... 15
2-1.

Antes de instalar el producto......................15● Requisitos de instalación................................15

2-2.

Conexión de los cables................................16

2-3.

Encendido......................................................18

2-4.

Ajuste de la altura y el ángulo de lapantalla...........................................................18

Capítulo 3 No aparece ninguna imagen........... 19
Capítulo 4 Especificaciones............................. 20
4-1.

Lista de especificaciones........................... 20

4-2.

Resoluciones compatibles..........................21

4-3.

Accesorios opcionales............................... 22

Apéndice............................................................... 23
Estándar médico..................................................... 23
Información sobre compatibilidad
electromagnética (CEM)......................................... 2410ÍNDICE

Capítulo 1 Introducción
Gracias por haber elegido un monitor LCD en color de EIZO.

1-1. Características● Visualización híbrida monocromo y color
Este monitor puede mostrar imágenes a un nivel alto de brillo hasta los 1100 cd / m2, cercano albrillo de los monitores monocromo. Por lo tanto, este producto puede mostrar imágenes digitales
a color, incluidas las que se utilizan con fines médicos como las IRM o TAC de mama, imágenes
de ultrasonido y patológicas, así como las imágenes monocromáticas de tomosíntesis de mama omamografías que requieren que el monitor tenga un nivel alto de rendimiento de pantalla.
Además, si la función Hybrid Gamma PXL está habilitada, este producto diferencia automáticamente
entre las partes monocromática y a color de la misma imagen a nivel de píxeles, y las muestra
respectivamente en gradaciones óptimas.

● Control de calidad
El monitor tiene un sensor de calibración incorporado (Sensor delantero integrado). Este sensor
permite al monitor realizar la calibración (SelfCalibration) y la Compr. esc. grises por separado.

Si utiliza RadiCS LE, suministrado con el monitor, podrá gestionar el historial relacionado con elmonitor, así como el objetivo de SelfCalibration y el programa de ejecución.
El software de control de calidad del monitor RadiCS le permite llevar a cabo un control de calidad
que cumpla con los estándares/directrices médicos.

Capítulo 1 Introducción

11

● Cableado sencillo
Además de un terminal de entrada DisplayPort, se proporciona también un terminal de salida.
Desde el terminal de salida (), es posible enviar una señal a otro monitor.

● Uso del monitor con el ratón y el teclado
Con el software de control de calidad del monitor RadiCS/RadiCS LE puede realizar las siguientes
operaciones del monitor con el ratón y el teclado:• Cambiar los modos CAL Switch• Cambiar las señales de entrada• Función que asigna cualquier modo CAL Switch a una parte de la pantalla y muestra una imagen(Point-and-Focus)• Pasar al modo de ahorro de energía (Backlight Saver)

1-2. Contenido del paqueteCompruebe que todos los elementos siguientes estén incluidos en el paquete. Si falta alguno ocualquiera de ellos presenta daños, póngase en contacto con su distribuidor o un representante local de
EIZO de los que se enumeran en el documento adjunto.
Nota• Se recomienda guardar los materiales de embalaje para poder utilizarlos en caso de tener que mover otransportar el producto.
• Monitor• Cable de alimentación• Cable de señal digital: PP300 x 1
DisplayPort - DisplayPort• Cable de señal digital: DD300DL x 1
DVI - DVI (dual link)

12

Capítulo 1 Introducción• Cable USB: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instructions for Use (Instrucciones de uso)

● EIZO LCD Utility Disk

El CD-ROM contiene los elementos siguientes. Consulte “Readme.txt” en el disco para obtener
información sobre los procedimientos para iniciar el software o consultar los archivos.
• Archivo Readme.txt• Software de control de calidad del monitor RadiCS LE (para Windows)• Manual del usuario
Manual de instalación del monitor
Manual del usuario de RadiCS LE• Dimensiones exteriores

RadiCS LE
RadiCS LE le permite realizar las siguientes operaciones del monitor y de control de calidad. Paraobtener más información sobre el software o los procedimientos de configuración, consulte el Manualdel usuario de RadiCS LE.

Control de calidad• Ejecutar la calibración• Mostrar los resultados de las pruebas en una lista y crear un informe de pruebas• Configurar el objetivo de SelfCalibration y el programa de ejecución

Operaciones del monitor• Cambiar los modos CAL Switch• Cambiar las señales de entrada• Función que asigna cualquier modo CAL Switch a una parte de la pantalla y muestra una imagen(Point-and-Focus)• Pasar al modo de ahorro de energía (Backlight Saver)Atención• Las especificaciones de RadiCS LE están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Puede descargar laversión más reciente de RadiCS LE de nuestro sitio web: http://www.eizoglobal.com

Cómo utilizar RadiCS LE
Para obtener información sobre cómo instalar y utilizar RadiCS LE, consulte el Manual del usuario de
RadiCS LE (en el CD-ROM).
Al utilizar RadiCS LE, conecte el monitor al ordenador con el cable USB suministrado. Para obtener
más información sobre cómo conectar el monitor, consulte “2-2. Conexión de los cables” (página
16).
Nota

• En un entorno con dificultades para conectar el cable USB, puede utilizar RadiCS LE sin usar el cable USB
si activa la comunicación DDC. Para obtener más información sobre cómo configurar la comunicación DDC,
consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM). Se recomienda usar la conexión USB para mejorar lavelocidad de comunicación y la estabilidad de funcionamiento.

Capítulo 1 Introducción131-3. Controles y funciones
1

2

Aprox. 30°

12
13
14
Menú de ajustes *1

15

3

4
1. Sensor delantero
integrado (móvil)

5

6

7

8

9

10

11

Este sensor se emplea para realizar la calibración y la Compr. esc. grises.

2. Sensor de luz ambiental Este sensor mide la iluminación del entorno. La medición de la iluminación del entorno selleva a cabo mediante el software de control de calidad RadiCS/RadiCS LE.
3. Sensor presencia

Este sensor detecta los movimientos de una persona situada delante del monitor.

4. Interruptores defuncionamiento

Muestra la guía de funcionamiento. Configure los menús de acuerdo con la guía defuncionamiento.

5. Interruptor

Enciende o apaga la unidad.
El indicador del interruptor se enciende cuando se conecta la alimentación. El colordel indicador varía según el estado operativo del monitor.
Verde: modo de funcionamiento normal, naranja: en el modo de ahorro de energía;
apagado: alimentación principal/alimentación apagada

6. Puerto USB de conexión Conéctelo a un dispositivo USB. Para establecer una conexión en cadena margarita,de flujo descendente
conecte el cable al puerto USB de conexión de flujo ascendente de otro monitor.
7. Puerto USB de conexión Conecte este puerto al ordenador cuando utilice software que requiera una conexiónde flujo ascendente
USB o conecte un dispositivo USB (dispositivo periférico compatible con USB) al
puerto USB de conexión de flujo descendente.
8. Conector DVI-D

Conéctelo al PC.

9. Conector de entrada
DisplayPort

Conéctelo al PC. Para establecer una conexión en cadena margarita desde otro
monitor, conecte el cable al conector de salida DisplayPort de dicho monitor.

10. Conector de salida
DisplayPort

Para establecer una conexión en cadena margarita, conecte el cable al conector deentrada DisplayPort de otro monitor.

11. Conector dealimentación

Conecta el cable de alimentación.

12. Soporte

Puede ajustar la altura y el ángulo.

13. Interruptor dealimentación principal

Enciende o apaga la alimentación principal.
: Encendido, : Apagado,

14. Ranura de bloqueo deseguridad

Este bloqueo admite el sistema de seguridad MicroSaver de Kensington.

15. Portacables

Sujeta los cables del monitor.

*1 Para obtener más información sobre cómo utilizarlo, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

14

Capítulo 1 Introducción

Capítulo 2 Instalación/Conexión
2-1. Antes de instalar el producto
Lea atentamente las “PRECAUCIONES” (página 3) y siga siempre las instrucciones.
Si instala este producto sobre un escritorio lacado, el color puede adherirse a la parte inferior del soporte
debido a la composición de la goma. Compruebe la superficie del escritorio antes de usarlo.

● Requisitos de instalación

Cuando instale el monitor en un estante, asegúrese de que haya suficiente espacio a los lados,detrás y encima del monitor.

Atención• Coloque el monitor de forma que la luz no interfiera con la pantalla.

Capítulo 2 Instalación/Conexión15

2-2. Conexión de los cables
Atención• Compruebe que el PC y el monitor están apagados.
• Si sustituye su monitor actual por este otro, consulte “4-2. Resoluciones compatibles” (página 21) para cambiar
en el ordenador los valores de configuración de la resolución y la frecuencia de barrido vertical por los que estén
disponibles para este monitor antes de proceder a la conexión.

1. Gire la pantalla del monitor 90° en sentido horario.
El monitor se instala en orientación horizontal antes del envío.
Atención• Antes de girar la pantalla del monitor, eleve el monitor hasta su posición más alta.

2. Conecte los cables de señal.

Compruebe las formas de los conectores y conecte los cables. Una vez conectado el cable DVI,
apriete los elementos de sujeción para fijar el conector.
Atención• El monitor tiene dos tipos de conectores DisplayPort: entrada y salida. Cuando conecte el monitor a un PC,
conecte el cable al conector de entrada.
• Cuando conecte a varios PC, cambie la señal de entrada. Para obtener más información, consulte el Manual
de instalación (en el CD-ROM).

Cable de señal:
DD300DL
Cable de señal: PP300

16

Capítulo 2 Instalación/Conexióno bienInstalación de una conexión en cadena margarita
Envíe la entrada de señal al conector de entrada de otro monitor. De lo contrario, introduzca la señal
del conector de salida de otro monitor.
Atención• Visite la página web de EIZO para obtener más información sobre los monitores y tarjetas gráficas que
pueden utilizarse para una conexión en cadena margarita: http://www.eizoglobal.com• Para establecer una conexión en cadena margarita, debe seleccionar “Formato señal” - “DisplayPort” enel menú Ajustes de administrador y ajustar “Versión” en “1.2”. Para obtener más información, consulte el
Manual de instalación (en el CD-ROM).
• Retire la tapa deantes de conectar el cable de señal.

Cable de señal: PP300

Cable de señal: PP300

3. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente y al conector dealimentación del monitor.

Inserte el cable de alimentación correctamente en el monitor.

4. Si utiliza RadiCS/RadiCS LE o conecta un dispositivo USB (dispositivo

periférico compatible con USB) al monitor, conecte el cable USB al puerto USB
de conexión de flujo ascendente del monitor y al ordenador.
Conexión al monitor

Conexión a un PC

Capítulo 2 Instalación/Conexión172-3. Encendido
1. Pulsepara encender el monitor.

El indicador del interruptor de alimentación del monitor se enciende en verde.
Si el indicador no se enciende, consulte “Capítulo 3 No aparece ninguna imagen” (página 19).
Nota

• Si el monitor está apagado y se toca cualquier botón (excepto), el botón

parpadea.

2. Encienda el PC.

Aparece la imagen de pantalla.
Si no aparece ninguna imagen, consulte “Capítulo 3 No aparece ninguna imagen” (página 19) paraobtener más información.
Atención• Se recomienda apagar el monitor por medio del botón de alimentación para obtener el máximo ahorro deenergía. Cuando no utilice el monitor, puede apagarlo o desconectarlo del enchufe de forma que se corte laalimentación completamente.
Nota• Para maximizar la vida útil del monitor, evitar la degradación del brillo y reducir el consumo eléctrico, lleve acabo lo siguiente:- Use la función de ahorro de energía del PC o el monitor.
- Cuando haya terminado de utilizar el monitor, apáguelo.

2-4. Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla
Sujete los extremos izquierdo y derecho del monitor con ambas manos para regular la altura, la
inclinación y el giro de la pantalla y conseguir la posición de trabajo óptima.

Atención• Cuando se haya completado el ajuste, asegúrese de que los cables estén bien conectados.

18

Capítulo 2 Instalación/Conexión

Capítulo 3 No aparece ninguna imagen
Problema

Posible causa y solución

1. No aparece ninguna imagen• El indicador del interruptor de alimentación
no se enciende.

• Compruebe que el cable de alimentación esté bien
conectado.
• Encienda el interruptor de alimentación principal.
• Toque .
• Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla.

• El indicador del interruptor de alimentación
se enciende: Verde• Aumente el “Brillo”, el “Contraste” o la “Ganancia” en el
Menú de ajustes. Para obtener más información, consulte el
Manual de instalación (en el CD-ROM).
• Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla.

• El indicador del interruptor de alimentación
se enciende: Naranja• Cambie la señal de entrada. Para obtener más información,
consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
• Mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado.
• Compruebe si el PC está encendido.
• Si el Sensor presencia se ha ajustado en “On”, el monitor
puede estar en modo de ahorro de energía. Intente
acercarse al monitor.
• Compruebe que el cable de señal esté conectado
correctamente. Cuando introduzca la señal DisplayPort,
conéctelo a .
se utiliza para la salida cuando se
establece una conexión en cadena margarita.
• Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla.

• El indicador del interruptor de alimentación
parpadea: Naranja, Verde• Conecte mediante los cables de señal especificados por
EIZO. Desconecte la alimentación principal y vuelva aconectarla.

2. Aparece el mensaje que se muestra acontinuación.

Este mensaje aparece cuando la señal no llega correctamente,aunque el monitor funcione bien.

• Este mensaje aparece cuando no hay
ninguna señal de entrada.
Ejemplo:• Es posible que aparezca el mensaje que se muestra en laparte de la izquierda, ya que algunos ordenadores no emiten
esta señal inmediatamente después de haberse encendido.
• Compruebe si el PC está encendido.
• Compruebe que el cable de señal esté bien conectado.
• Cambie la señal de entrada. Para obtener más información,
consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
• Cuando introduzca la señal DisplayPort, intente cambiar
la versión de DisplayPort. Para obtener más información,
consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
• Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla.

• Este mensaje indica que la señal deentrada está fuera del rango de frecuencia
especificado.
Ejemplo:• Compruebe si el PC está configurado para satisfacer losrequisitos de resolución y frecuencia de barrido vertical delmonitor (consulte “4-2. Resoluciones compatibles” (página
21)).
• Reinicie el PC.
• Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar elajuste adecuado. Para obtener más información, consulte el
Manual del usuario de la tarjeta gráfica.

Capítulo 3 No aparece ninguna imagen

19

Capítulo 4 Especificaciones
4-1. Lista de especificaciones
Tipo
Panel LCD

RX560:
Antirreflejos
RX560-AR: Antirreflexión
Tipo

Color (IPS)

Luz de fondo

LED

Tamaño54,1 cm (21,3 pulg.)

Resolución (H × V)

2048 × 2560

Área de visualización (H × 337,9 mm × 422,4 mm
V)Tamaño de píxel

0,165 mm

Colores de visualización

10 bits (DisplayPort): 1073,74 millones de colores (máx.)
8 bits (DVI): 16,77 millones de colores.

Señales de vídeo

USB

Energía

20Ángulos de visualización(H/V, típico)

178˚ / 178˚

Brillo recomendado

500 cd/m2

Tiempo de respuesta(típico)25 ms (negro -> blanco -> negro)

Conectores de entrada

DisplayPort × 1, DVI-D (dual link) × 1

Terminal de salida

DisplayPort × 1

Frecuencia de barrido
horizontal

31 kHz - 135 kHz

Frecuencia de barrido
vertical

DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz(720 × 400: 69 Hz - 71 Hz, 2560 × 2048: 23 Hz - 51
Hz)
59 Hz - 61 Hz
DVI:(720 × 400: 69 Hz - 71 Hz, 2560 × 2048: 24 Hz - 51
Hz)

Modo de sincronizaciónde trama

23,5 Hz - 25,5 Hz, 47,0 Hz - 51,0 Hz

Frecuencia del reloj depuntos

DisplayPort: 25 MHz - 290 MHz
DVI:
25 MHz - 165 MHz
165 MHz - 290 MHz (Dual link)

PuertoPuerto de conexión de flujo ascendente × 1, puerto de conexiónde flujo descendente × 2

Estándar

Especificación USB revisión 2.0

Entrada100 - 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz 0,90 A - 0,40 A

Consumo energético
máximo87 W o menos

Modo de ahorro deenergía

1,0 W o menos*1

Modo de espera

1,0 W o menos*2

Capítulo 4 Especificaciones

Especificaciones
físicasDimensiones (anch. × alt.
× prof.)354,5 mm × 476,0 mm - 566,0 mm × 200,0 mm (inclinación: 0˚)
354,5 mm × 504,7 mm - 594,7 mm × 264,1 mm (inclinación: 30˚)Dimensiones (anch. × alt.
× prof.) (sin soporte)

354,5 mm × 452,0 mm × 78,0 mm

Peso neto

Aprox. 8,1 kg

Peso neto (sin soporte)

Aprox. 5,3 kg

Rango de ajuste de altura

90 mm (inclinación: 0˚)

Inclinación

Hacia arriba 30˚, hacia abajo 5˚

Giro

70˚

Rotación

90° (gire en sentido contrario al de las agujas del reloj desde una
orientación vertical)

Requisitos
ambientales defuncionamiento

Temperatura

0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)

Humedad20 % - 80 % H.R. (sin condensación)

Presión atmosférica

540 hPa - 1060 hPa

Requisitos
ambientales
de transporte/
almacenamiento

Temperatura-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)

Humedad10 % - 90 % H.R. (sin condensación)

Presión atmosférica

200 hPa - 1060 hPa*1 Cuando se utiliza la entrada DVI, el puerto USB de conexión de flujo ascendente no está conectado,“Detección entrada autom.”: “Off”, “Ahorro ener.”: “Alto”, “DP Power Save”: “On”, “DisplayPort” - “Versión”: “1.1”,“DDC”: “Off”, y no hay ninguna carga externa conectada*2 Cuando el puerto USB de conexión de flujo ascendente no está conectado, “DP Power Save”: “On”,“DisplayPort” - “Versión”: “1.1”, “DDC”: “Off”, no hay ninguna carga externa conectada

4-2. Resoluciones compatibles
El monitor admite las siguientes resoluciones.
√: admitida
Resolución(H × V)

Frecuencia
de barrido
vertical

DisplayPort

DVI

VerticalHorizontal

VerticalHorizontal

720 × 400

70 Hz

√

√

√

√

640 × 480

60 Hz

√

√

√

√

800 × 600

60 Hz

√

√

√

√

1024 × 768

60 Hz

√

√

√

√

1280 × 1024

60 Hz

√

√

√

√

1600 × 1200

60 Hz

√

√

√

√

*1

-

√*3

2560 × 2048

50 Hz

-

√

2048 × 2560

50 Hz

√*1

-

√*3

-

48 Hz

-

√

*2

-

-

2048 × 2560

48 Hz

√

*2

-

-

-

2560 × 2048

25 Hz

-

-

-

√

2048 × 2560
25 Hz
*1 Solo si la “Versión de DisplayPort” es “1.1”.
*2 Solo si la “Versión de DisplayPort” es “1.2”.
*3 Solo una señal dual link.

-

√

-

2560 × 2048

Capítulo 4 Especificaciones

21

4-3. Accesorios opcionales
Los accesorios siguientes están disponibles por separado.
Para obtener información actualizada sobre los accesorios opcionales y sobre la tarjeta gráfica
compatible más reciente, consulte nuestro sitio web. http://www.eizoglobal.com

22

Kit de calibración

EIZO “RadiCS UX2” ver. 4.6.0 o posterior
EIZO “RadiCS Version Up Kit” ver. 4.6.0 o posterior

Software de gestión del control decalidad de la red

EIZO “RadiNET Pro” ver. 4.6.0 o posterior
EIZO “RadiNET Pro Lite” ver. 4.6.0 o posterior

Kit de limpieza

EIZO “ScreenCleaner”

Luz cómoda para salas de lectura

EIZO “RadiLight”

Protector de panel

RP-918Capítulo 4 Especificaciones

Apéndice
Estándar médico
• Deberá garantizarse que el sistema final cumpla con los requisitos de la norma IEC60601-1-1.
• Los equipos alimentados por energía eléctrica pueden emitir ondas electromagnéticas, que podrían
influir en, limitar o causar un mal funcionamiento del monitor. Instale el equipo en un entorno
controlado en el que se eviten tales efectos.

Clasificación del equipo-

Tipo de protección frente a descargas eléctricas: Clase I
Clase CEM: IEC60601-1-2 Grupo 1, Clase B
Clasificación del producto sanitario (UE): Clase I
Modo de funcionamiento: continuo
Clase IP: IPX0

Apéndice23

Información sobre compatibilidad electromagnética
(CEM)
El rendimiento de la serie RadiForce permite mostrar imágenes médicas correctamente.

Entornos de uso previsto
La serie RadiForce se ha diseñado para su uso en los siguientes entornos.
• Centros sanitarios profesionales, como clínicas y hospitales
Los siguientes entornos no son convenientes para utilizar la serie RadiForce:• Entornos de asistencia sanitaria doméstica• Cerca de equipos quirúrgicos de alta frecuencia como un bisturí electroquirúrgico• Cerca de equipos terapéuticos de onda corta• En habitaciones protegidas contra señales de RF de sistemas médicos para IRM• En entornos específicos protegidos• Instalación en vehículos, entre otros, ambulancias• Otros entornos especiales

ADVERTENCIA
La serie RadiForce exige adoptar precauciones especiales con respecto a la CEM y se debe instalar. Es necesario leer detenidamente la información sobre CEM y la sección «PRECAUCIONES»de este documento. Además, se deben respetar las siguientes instrucciones al instalar y utilizar el
producto.
La serie RadiForce no debe usarse pegada a otros equipos ni montada encima o debajo de otros
equipos. Si fuera necesario su uso de tal manera, deberá observarse el equipo o el sistema para
comprobar que funciona con normalidad en la configuración en la que se va a utilizar.
Si utiliza un equipo de comunicación por RF portátil, manténgalo a 30 cm (12 pulgadas) o más decualquier pieza, incluidos los cables, del RadiForce. De lo contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este equipo.
La persona que conecte equipos adicionales a las entradas o salidas de señal en la configuraciónde un sistema médico será responsable de que el sistema cumpla los requisitos estipulados en
IEC60601-1-2.
No toque los conectores de señal de entrada y salida mientras use la serie RadiForce. De lo contrario, la imagen que se muestra podría verse afectada.
Asegúrese de utilizar los cables suministrados con el producto o cables especificados por EIZO.
El uso de otros cables distintos a los especificados o suministrados por EIZO puede provocar unincremento de las emisiones electromagnéticas o una reducción de la inmunidad electromagnética
de este equipo, así como un funcionamiento incorrecto.
Cable
Cables designados Longitud máx. delProtección
Núcleo de ferrita
por EIZO
cable
Cable de señal(DisplayPort)
Cable de señal (DVI)
Cable USB
Cable de alimentación(con toma de tierra)

24

Apéndice

PP300

3m

Protegido

Con núcleos de ferrita

DD300DL
UU300
-

3m
3m
3m

Protegido
Protegido
Sin protección

Con núcleos de ferrita
Con núcleos de ferrita
Sin núcleos de ferrita

Descripciones técnicas
Emisiones electromagnéticas

La serie RadiForce se ha diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se indica a continuación.
El cliente o el usuario de la serie RadiForce debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Prueba deemisiones

Cumplimiento

Pautas sobre el entorno electromagnético

Emisiones de RF
CISPR11

Grupo 1La serie RadiForce usa energía de RF solo para su funcionamiento interno.
Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causeninterferencias en los equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF
CISPR11

Clase B

Emisiones dearmónicos
IEC61000-3-2

Clase DLa serie RadiForce es apta para su uso en todos los ámbitos, incluidos losresidenciales y los conectados directamente a la red eléctrica pública de baja
tensión que abastece a los edificios destinados al uso doméstico.

Fluctuaciones detensión /emisiones deparpadeos
IEC61000-3-3

CumpleInmunidad electromagnética
La serie RadiForce se ha probado en los siguientes niveles de conformidad (C) según los requisitos de ensayo (T)para los entornos sanitarios profesionales definidos en IEC60601-1-2.
El cliente o el usuario de la serie RadiForce debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Ensayo deinmunidad

Nivel de ensayo (T)Nivel deconformidad (C)Pautas sobre el entorno
electromagnético

Descarga
electrostática (ESD)
IEC61000-4-2

Descarga de contacto de±8 kV
Descarga de aire de±15 kV

Descarga de contacto de±8 kV
Descarga de aire de±15 kVLos suelos deben ser de madera, hormigóno baldosas cerámicas. Si los suelos están
recubiertos de algún material sintético, la
humedad relativa debe ser al menos del 30%.

Transitorios
Líneas eléctricas de ±2 kV Líneas eléctricas de ±2 kV La calidad de la corriente suministrada por laeléctricos rápidos/en Líneas de entrada/salida Líneas de entrada/salida red eléctrica debe ser la habitual en entornos
ráfagasde ±1 kVde ±1 kVcomerciales u hospitalarios normales.
IEC61000-4-4
Sobretensión
IEC61000-4-5±1 kV línea a línea±2 kV línea a tierra±1 kV línea a línea±2 kV línea a tierra

La calidad de la corriente suministrada por la
red eléctrica debe ser la habitual en entornos
comerciales u hospitalarios normales.

Caídas de tensión,interrupciones
breves y variaciones
de tensión en las
líneas de entrada
de la alimentación
eléctrica
IEC61000-4-11

0 % UT (caída del 100 %en UT) 0,5 ciclos y 1 ciclo
70 % UT (caída del 30 %en UT) 25 ciclos a 50 Hz
0 % UT (caída del 100 %en UT) 250 ciclos a 50 Hz

0 % UT (caída del 100 %en UT) 0,5 ciclos y 1 ciclo
70 % UT (caída del 30 %en UT) 25 ciclos a 50 Hz
0 % UT (caída del 100 %en UT) 250 ciclos a 50 Hz

La calidad de la corriente suministrada por la
red eléctrica debe ser la habitual en entornos
comerciales u hospitalarios normales. Si elusuario de la serie RadiForce necesita queel dispositivo siga funcionando a pesar deque haya cortes en el suministro de la red deenergía eléctrica, se recomienda conectar laserie RadiForce a un sistema de alimentación
eléctrica ininterrumpida o una batería.

30 A/mLos campos magnéticos a frecuencia
de red deben encontrarse en los niveles
característicos de una instalación típica en un
entorno comercial u hospitalario normal. El
producto debe mantenerse a unos 15 cm, comomínimo, de la fuente de campos magnéticos a
frecuencia de red durante su uso.

Campos magnéticos 30 A/m
a frecuencia de(50 / 60 Hz)
alimentación
IEC61000-4-8

Apéndice25

Inmunidad electromagnética
La serie RadiForce se ha probado en los siguientes niveles de conformidad (C) según los requisitos de ensayo (T)para los entornos sanitarios profesionales definidos en IEC60601-1-2.
El cliente o el usuario de la serie RadiForce debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Ensayo deinmunidad

Nivel de ensayo (T)Nivel deconformidad (C)Pautas sobre el entorno
electromagnético
Los equipos de comunicaciones por RF portátiles
y móviles no deben usarse más próximos aninguna pieza de la serie RadiForce, incluidos
los cables, que la distancia de separación
recomendada calculada a partir de la ecuación
aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada

Perturbaciones
conducidas
inducidas por
campos de RF
IEC61000-4-6

3 VrmsDe 150 kHz a 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2 √P

6 VrmsBandas ISM a) entre
150 kHz y 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2 √P

3 V/m

d = 1,2 √P, de 80 a 800 MHz
d = 2,3 √P, de 800 MHz a 2,7 GHz

Campos radiados de 3 V/m
RF
De 80 MHz a 2,7 GHz
IEC61000-4-3

Donde «P» es la potencia nominal máxima desalida del transmisor en vatios (W) según elfabricante del transmisor y «d» es la distancia deseparación recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de transmisores deRF fijos, conforme se determinen mediante unestudio electromagnético de campo b), deben ser
menores que el nivel de conformidad en cadarango de frecuencias c)
Pueden producirse interferencias cerca deequipos que tengan el símbolo siguiente.

Nota 1

UT es la tensión de CA de la red antes de aplicar el nivel de ensayo.

Nota 2

A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

Nota 3

Es posible que estas pautas sobre perturbaciones conducidas inducidas por los campos de RF o campos radiados
de RF no sean aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción yla reflexión en estructuras, objetos y personas.

a)

Las bandas ISM (industriales, científicas y médicas) entre 150 kHz y 80 MHz van de 6,765 a 6,795 MHz; de 13,553 a
13,567 MHz; de 26,957 a 27,283 MHz y de 40,66 a 40,70 MHz.

b)

Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radioteléfonos (móviles/
inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados, emisoras de radio AM y FM y emisoras detelevisión, no se pueden predecir con exactitud de forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético provocado
por transmisores de RF fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio electromagnético de campo.
Si la intensidad del campo medida en el lugar en el que se usa la serie RadiForce supera el nivel de conformidadde RF correspondiente indicado anteriormente, debe vigilarse la serie RadiForce a fin de comprobar que funciona
correctamente. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede que sean necesarias medidas adicionales, como la
reorientación o la reubicación de la serie RadiForce.

c)

En el rango de frecuencias comprendido entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

26

Apéndice

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por RF portátiles omóviles y la serie RadiForce
La serie RadiForce está diseñada para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlen lasperturbaciones por emisiones de RF radiada. El cliente o el usuario de la serie RadiForce puede evitar que se
produzcan interferencias electromagnéticas. Para ello, debe mantener una distancia mínima (30 cm) entre los equipos
de comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y la serie RadiForce.
La serie RadiForce se ha probado en los siguientes niveles de conformidad (C) según los requisitos de ensayo (T) de
inmunidad a los campos próximos a los servicios de comunicaciones inalámbricos por RF.

Frecuencia de Ancho de bandaa)ensayo(MHz)(MHz)

Servicio a)

Modulación b)

Nivel de ensayo
Nivel de(T) c)
conformidad (C)
(V/m)
(V/m)

385

De 380 a 390

TETRA 400

Modulación por
impulsos b)
18 Hz

27

27

450

De 430 a 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
28
Desviación de ±5
kHzSinusoidal de 1 kHz

28

710

De 704 a 787

Banda LTE 13, 17

Modulación por
impulsos b)
217 Hz99De 800 a 960

GSM 800/900
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
Banda LTE 5

Modulación por
impulsos b)
18 Hz

28

28

De 1700 a 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
Banda LTE 1, 3, 4,
25;
UMTS

Modulación por
impulsos b)
217 Hz

28

28

2450

De 2400 a 2570

Bluetooth,
WLAN
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
Banda LTE 7

Modulación por
impulsos b)
217 Hz

28

28

5240

De 5100 a 5800

WLAN 802.11 a/n

Modulación por
impulsos b)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

En algunos servicios solo se incluyen las frecuencias de enlace ascendente.

b)

La portadora se modula mediante una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %.

c)

Los niveles de ensayo se han calculado usando la potencia máxima y una distancia de separación de 30 cm.

El cliente o el usuario de la serie RadiForce puede evitar que se produzcan interferencias de campos magnéticospróximos. Para ello, debe mantener una distancia mínima (15 cm) entre los transmisores de RF y la serie RadiForce.
La serie RadiForce se ha probado en los siguientes niveles de conformidad (C) según los requisitos de ensayo (T) de
inmunidad a los campos magnéticos próximos de la siguiente tabla.

Frecuencia de ensayo

Nivel de ensayo (T)(A/m)

Modulación a)

Nivel de conformidad
(C)
(A/m)

134,2 kHz

Modulación por impulsos a)
2,1 kHz65

65

13,56 MHz

Modulación por impulsos a)
50 kHz

7,5

7,5

a)

La portadora se modula mediante una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %.

Apéndice27

En el caso de otros equipos de comunicación por RF portátiles y móviles (transmisores), debe mantenerse una
distancia mínima entre dichos equipos y la serie RadiForce, según lo recomendado a continuación, de acuerdo con lapotencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal
máxima de salida deltransmisor(W)

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor(m)
De 150 kHz a 80 MHz
De 80 a 800 MHz
De 800 MHz a 2,7 GHz
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

En el caso de los transmisores cuya potencia nominal máxima de salida no figura en la tabla anterior, la distancia deseparación recomendada «d» en metros (m) se puede calcular por medio de la ecuación aplicable a la frecuencia deltransmisor, donde «P» es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante deltransmisor.
Nota 1

A 80 y 800 MHz se aplica la distancia de separación para un rango de frecuencias más alto.

Nota 2

Es posible que estas pautas sobre perturbaciones conducidas inducidas por los campos de RF o campos radiados
de RF no sean aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción yla reflexión en estructuras, objetos y personas.

28

Apéndice153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N385AZ
IFU-RX560
Copyright © 2017 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023