T 9500
Media
Füllstands-, Differenzdruck- und Durchflussmesser

Analoge und digitale Anzeigegeräte undMessumformer für Füllstandsmessung
Differenzdruckmessung · Durchflussmessung

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507 · E-Mail: samson@samson.de · Internet: www.samson.de

Ausgabe Februar 2019

Inhalt
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Baureihe Media · Füllstands-, Differenzdruck- und Durchflussmesser....................................................................... 2
Allgemein............................................................................................................................................................. 2
Zubehör............................................................................................................................................................... 2
Baureihe Media ∙ Übersicht.................................................................................................................................... 3
Durchflussmessung nach dem Wirkdruckverfahren.................................................................................................. 3

2

Differenzdruck- und Durchflussmesser Media 05/Media 5..................................................................................... 4

3

Differenzdruckmesser Media 7.............................................................................................................................. 54

SAM Connect Gateway......................................................................................................................................... 86

SAM TANK MANAGEMENT................................................................................................................................ 10

5

SAMSON-Bedienoberfläche TROVIS-VIEW........................................................................................................... 10

7
7.1
7.2

Einheiten und Begriffe........................................................................................................................................ 11
Umrechnungstabelle für technische und physikalische Druckeinheiten...................................................................... 11
Begriffserläuterungen.......................................................................................................................................... 11

1 Baureihe Media · Füllstands-, Differenzdruckund Durchflussmesser
1.1

Allgemein

Geräte der Baureihe Media werden verwendet zum Messen
und Anzeigen von Differenzdruck oder davon abgeleiteter
Messgrößen für gasförmige oder flüssige Medien.
Einsatzorte sind stationäre und auf Transportfahrzeugen bewegte Druckbehälter.
Die Geräte bestehen im Wesentlichen aus einer Differenzdruck-Messzelle und einem Anzeigegehäuse. Die gemessenen
Druckdifferenzen von Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen gemessen dienen dabei als Basis für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.

1.2

Zubehör

SAMSON bietet speziell für die Media-Baureihe passende Zubehörteile an:
––
––
––
––
––
––
––
––

Entlüftungsschrauben
Befestigungsmaterial für 2”-Rohr oder Wandmontage
Verschraubungssätze
Nachrüstkontakte für Media 5
Trennschaltverstärker
Speise- und Anzeigeeinheit Typ 5024-1
Drucksensor...

Nähere Informationen vgl. Typenblatt u T 9555

Geräte der Baureihe Media zeichnen sich u. a. aus durch•• Messspannen von 0 bis 3600 mbar,•• kompakte, servicefreundliche Ausführungen mit besonders
niedrigem Gesamtgewicht,•• Anzeigegehäuse, mindestens mit Schutzart IP 54, geeignet
für Feldmontage und Tafelein- oder aufbau,•• optionale Zusatzfunktionen zur Anpassung an spezifische
Anforderungen (Grenzsignalgeber, Stromausgang, Analogausgang/-eingang, GSM-Modul ...).
Optional wird ein Ventilblock angeboten. Im Ventilblock sinddrei Ventile kombiniert. Der Ventilblock wird direkt an der Unterseite der Messzelle angeschraubt und bietet unter anderem
folgende Vorteile:•• Anbau eines Betriebsdruckmanometers•• Die angeschlossenen Prozessleitungen können kurzgeschlossen werden. Dadurch wird ein Nullpunktabgleich
unabhängig vom aktuellen Füllstand des Tanks ermöglicht.

2

T 95001.3

Baureihe Media ∙ Übersicht

Gerät

Media 05

Media 5Media 7

Füllstandsmessung

•

•

•

Differenzdruckmessung

•

•

•

Durchfluss-/Volumenstrommessung••

mit induktivem Grenzsignalgeber••

mit elektrischem Messumformer

–

–

–

–

Datenfernübertragung– 1)•

Nenndruck

PN 50

PN 50

PN 60

Messspannen

40 bis 3600 mbar

40 bis 3600 mbar

0 bis 3600 mbar

Anzeigeanalog, Ø100 mm

analog, Ø160 mm

4”-Grafik-Digitalanzeige
mit beleuchtetem Display

Messzellenwerkstoff

CW617N (Messing)oder CrNi-Stahl

CW617N (Messing)oder CrNi-Stahl

Messing CW617N-H070,
nach DIN EN 12420–40 bis +80 °C–40 bis +80 °C–40 bis +80 °C

T 9520T 9519T 9510Zul. Umgebungstemperaturbereich
Einzelheiten: Typenblatt

1.4

Durchflussmessung nach dem Wirkdruckverfahren

In Verbindung mit einem Differenzdruckmesser der Baureihe
Media wird für die kontinuierliche Durchflussmessung von
gas- und dampfförmigen sowie flüssigen Stoffen das Wirkdruckverfahren bevorzugt angewendet. Es hat den Vorteil,dass im Messstoff keine beweglichen Teile den Volumenstrom
beeinflussen.
Durchströmt der zu messende Stoff den durch einen Wirkdruckgeber verengten Querschnitt einer Rohrleitung, so entsteht an der Einschnürung eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit. Die hierbei erzeugte Druckdifferenz wird als
Wirkdruck bezeichnet und ist ein Maß für den Durchfluss.
Wirkdruckgeber von SAMSON: Messflansch Typ 5090 mit
Normblende und Ringkammer

Technische Daten · Typ 5090
Messflansch Typ 5090
Nennweite

DN 32…500, NPS 1¼…20

Nenndruck

PN 6, 10, 16, 25, 40/Class 150…300

Einzelheiten: Typenblatt

T 9550Werkstoffe · Typ 5090
Normblende

1.4404

Ringkam- max. 300 °C
mermax. 400 °C

1.0566/SA 516-70

Rohr
Wirkdruckanschlüsse
Dichtring

1.4404/316L, 1.5415
Stahl chromatiert oder 1.4404/316L
Faserdichtung (max. 200 °C)
Graphit mit metallischem Träger(max. 450 °C)

Tipp
In das Frageblatt u T 9500-9 können die zur Dimensionierung des Wirkdruckgebers erforderlichen Daten eingetragenwerden. SAMSON benutzt dann die angegebenen Werte zur
genauen Berechnung des Wirkdruckgebers.

Bild 1: Messﬂansch Typ 5090

T 95003

2 Differenzdruck- und Durchflussmesser
Media 05/Media 5
Die Differenzdruck-Messzelle enthält eine Messmembran, diefür Messspannen bis max. 3600 mbar ausgelegt ist.
Der Differenzdruck Δp = p1 – p2 erzeugt an der Messmembran eine Kraft, die von der Messfeder ausgewogen wird. Der
differenzdruckproportionale Ausschlag wird über das einstellbare Kuppelglied und das Zeigerwerk auf den Zeiger übertragen und angezeigt. In der Ausführung mit Grenzsignalgeber
bewegen sich Steuerfahnen entsprechend dem Zeigerausschlag in zugeordnete Schlitzinitiatoren A1 und A2. Befindet
sich die Steuerfahne im Bereich des zugehörigen Initiators, istdieser hochohmig (Kontakt geöffnet). Liegt sie nicht mehr indiesem Feld, wird er niederohmig (Kontakt geschlossen). Die
Funktion entspricht sinngemäß der eines mechanischen Schaltkontaktes. Die Grenzsignale eignen sich somit für die Ansteuerung eines nachgeschalteten Schaltverstärkers (Transistorrelais).

Anzeigegehäuse mit
Analoganzeiger

A1

A2

DifferenzdruckMesszelle

Merkmale• Für gasförmige oder flüssige Medien• Messen und Anzeigen von Differenzdruck und davon abgeleiteter Messgrößen

Ventilblock• Differenzdruck-Messzelle mit Messinggehäuse PN 50 und
Messmembran aus ECO• Messspannen im Bereich 0 ... 40 bis 0 … 3600 mbar
• Ventilblock mit Prüfanschluss direkt anflanschbar (Zubehör)

(+)
p1

(–)
p2

Bild 2: Aufbau und Wirkungsweise Media 05 und Media 5• Grenzsignalgeber mit induktiven Alarmkontakten
Technische Daten (Auszug)
Nenndruck

PN 50
einseitig überlastbar bis 50 bar

Messspannen im Bereich

40 bis 3600 mbarÜbertragungsverhalten

Anzeige linear zum Differenzdruck, Skalen wählbar

Zul. Umgebungstemperatur–40 bis +80 °C

Schutzart

IP 54

Media 5Grenzsignalgeber

Max. 3 Alarmkontakte mit LEDs

Schlitzinitiator

SJ3,5N-LED

Media 05
Grenzsignalgeber

Max. 2 Alarmkontakte

Schlitzinitiator

SJ2-SN

Einzelheiten Media 5

Typenblatt T 9519

Einzelheiten Media 05

Typenblatt T 9520

Media 05

Media 5
Bild 3: Media 05 und Media 5 mit Ventilblock, Manometer undVerschraubung

4

T 9500

3 Differenzdruckmesser Media 7
Der Media 7 ist ein mikroprozessorgesteuerter Messumformer
mit Differenzdruck-Messzelle zum Messen, Anzeigen und zur
Datenübertragung von Differenzdruck, Druck und davon abgeleiteter Messgrößen an stationären und auf Transportfahrzeugen bewegten Druckbehältern. Er ist geeignet für kryogene, flüssige, gas- und dampfförmige Medien.

Zweileiter-Ausführung
6

5#

Das Gerät besteht im Wesentlichen aus einer Messzelle (1),dem Gehäuse mit Messumformer sowie einem Display (6).

7

2

4

Der Differenzdruck ∆p = p1 – p2 wird in der Messzelle übereinen Sensor in ein elektrisches Signal umgesetzt und im Mikrocontroller (2) verarbeitet. Dieser steuert sowohl das Display
als auch den D/A-Wandler bei der Zweileiter-Ausführung.

8

3
µC

EEPROM1

Der Differenzdruckmesser wird über vier kapazitive Tasten (4)bedient. Dabei handelt es sich um berührungsempfindliche
Schaltflächen, mit denen sich die Menüführung im Display
steuern lässt.

#

#
P

ΔP

p2– p1+
1
2
3
4
5
6
7
8

Messzelle
Mikrocontroller
Datenspeicher
Bedientasten
D/A-Wandler
Display
Serial Interface
IA = 4 bis 20 mA

24-V-Ausführung
6

5

=

8
7

2

4

=

3
µC

EEPROM

9
Bild 4: Media 7 mit Ventilblock, Manometer und Verschraubung

GSM#

Technische Daten (Auszug)
Nenndruck

PN 60

Messspannen im Bereich

0 bis 3600 mbarÜbertragungsverhalten

Differenzdruck proportional zur
Tankgeometrie

Zul. Umgebungstemperatur–40 bis +80 °C

Schutzart

IP 67

Display

LCD 128 x 64 (90 x 40 mm)

Zweileiter-Ausführung
Ausgang

4 bis 20 mA

24-V-Ausführung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung

24 bis 36 V DC

#
P

ΔP

p2– p1+
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Messzelle
Mikrocontroller
Datenspeicher
Bedientasten
24-V-Netzteil
Display
Serial Interface
UB = 12 bis 36 V
GSM-Modul

12 V DC

Zündschutzart

ATEX/IECEx: Ex ia IIB T4 Gb

Einzelheiten

Typenblatt T 9510

T 9500

1

Bild 5: Aufbau und Wirkungsweise Media 75Bei der 24-V-Ausführung ist eine Datenfernübertragung mittels optionalem GSM-Modul (9) möglich. Über das Mobilfunknetz wird so die Verbindung zum Web-Portal SAM TANKMANAGEMENT hergestellt.
Messaufgaben
Mit der im Media 7 integrierten Differenzdruck-Messzellewerden die Druckdifferenzen von Flüssigkeiten, Dämpfen undGasen gemessen. Der so ermittelte Differenzdruck ist Basis für
die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten.
Differenzdruckmessung
Mit der Differenzdruckmessung werden zwei Absolutdrücke p1
und p2 verglichen. So lässt sich z. B. die Funktionsfähigkeit
von Filtern kontrollieren, indem der Druck vor und hinter dem
Filter gemessen wird.
Füllstandsmessung
Der Tankinhalt (Funktion von hydrostatischem Druck, Behältergeometrie und Flüssigdichte des gelagerten Gases) wird
inhaltsproportional und der Betriebsdruck grafisch auf dem
Display in der gewählten Maßeinheit als Messwert ausgegeben.
Netzteil mit Ersatzstromversorgung (ESV)Die Netzteile beinhalten ein Batteriefach für eine 1,5-V-Batterie 1), die bei Ausfall und Störung der elektrischen Versorgung
einen Ersatzstrom liefert. Über austauschbare Netzteilplatinen
lässt sich die Energieversorgung 4 bis 20 mA, 24 bis 36 V
(DC), 85 bis 230 V 2) (AC) anpassen.
Optionale Zusatzfunktionen
Der Differenzdruckmesser Media 7 kann durch den modularen Aufbau an spezifische Anforderungen angepasst werden.
Zusatzfunktionen stehen in Form von Optionsmodulen zur
Verfügung. Daneben ist ein GSM-Modul für die 24-V-Ausführung des Media 7 verfügbar.

–– AO-Analogausgang
Das Optionsmodul AO-Analogausgang ermöglicht die
analoge Ausgabe eines internen Messsignals (4 bis
20 mA). Das Signal entspricht dem Behälterdruck oder, jenach Betriebsmodus, dem Füllstand bzw. dem Differenzdruck. Die Parameter des Analogausgangs sind konfigurierbar.
–– AI-Analogeingang
Das Optionsmodul AI-Analogeingang ermöglicht die Aufnahme eines Signals von 4 bis 20 mA. Dadurch können
z. B. Signale von Füllstands- oder Drucksensoren von externen Geräten mit eigener Stromversorgung erfasst werden. Das Optionsmodul AI-Analogeingang arbeitet passiv
und verfügt über eine galvanische Trennung der Eingänge.
–– AIA-Analogeingang aktiv
Das Optionsmodul AIA-Analogeingang aktiv ermöglicht
die Aufnahme eines Signals von 4 bis 20 mA. Dadurch
können z. B. Signale von Füllstands- oder Drucksensoren
von externen Geräten erfasst werden. Das Optionsmodul
AIA-Analogeingang aktiv arbeitet aktiv und verfügt übereinen 12-V-Ausgang zur Speisung externer Geräte, diekeine eigene Stromversorgung haben.
–– GSM-Modul
Für die 24-V-Ausführung des Media 7 ist ein GSM-Modul
verfügbar. Mit dem GSM-Modul kann über das Mobilfunknetz die Verbindung zum Web-Portal SAM TANKMANAGEMENT hergestellt werden. Damit ist weltweit einsicherer Datenaustausch, Abfragen von Zuständen, Überwachen und Steuern des Media 7 möglich (vgl. Bild 6).

Die Batterie ist nicht im Standard-Lieferumfang enthalten.
in Vorbereitung

1)
2)

_

SAM TANKMANAGEMENT

WWW

Ar, N2,
O2, CO2+

Bild 6: Media 7 · Datenfernübertragung mit Verbindung zum Web-Portal SAM TANK MANAGEMENT

6

T 9500Füllstandmessung bei nicht kondensierenden Flüssigkeiten

Durchflussmessung mit einer MessblendeMedia 05/5

Tank

_

Media 05/5/7

_

_

+

+

+

Füllstandmessung für verflüssigte Gase in der Kryotechnik

Messung an offenen Behältern bei tiefliegendem Messgerät

Media 7

Tank in der
Kryotechnik_

Ar, N2,
Ar, N2,O
O2,, COCO22

2

SAM TANKMANAGEMENTWWWhMedia 05/5/7

Y

H

K

+

–

+
H
h
K

Messbereich
gemessene Höhe
Kompensationshöhe

Bild 7: Baureihe Media · Anwendungsbeispiele

T 95007

4 SAM Connect Gateway
Gateway zur Anbindung an SAM TANK MANAGEMENT
Das modular aufgebaute SAM Connect Gateway ermöglicht
die Aufnahme von Signalen (4 bis 20 mA), die z. B. von externen Messumformern kommen. Dazu befinden sich im Gerätvier Steckplätze für Optionsmodule, die wahlweise mit den
Optionen Analogeingang und/oder Analogeingang aktiv bestückt werden können.
Des Weiteren ist über das integrierte GSM-Modul eine Datenfernübertragung und somit eine Anbindung an das Web-Portal SAM TANK MANAGEMENT möglich.
Merkmale• Modulares Konzept: einfaches Nachrüsten oder Austauschen von optionalen Zusatzfunktionen in Form von Optionsmodulen (vier Steckplätze im Gerät verfügbar)

Bild 8: SAM Connect Gateway• Datenfernübertragung via integriertem GSM-Modul• Modulares Netzteil mit Ersatzstromversorgung (ESV)5• 4”-Grafik-Digitalanzeige mit beleuchtetem Display

4=• Konfiguration und Programmierung über TROVIS-VIEW• Einfache Bedienung über kapazitive Tasten
1

3

Aufbau und Wirkungsweise

Das Netzteil beinhaltet ein Batteriefach für eine 1,5-V-Batterie, die bei Ausfall und Störung der elektrischen Versorgung
einen Ersatzstrom liefert.
Anwendung
Das SAM Connect Gateway kann bis zu vier 4-bis-20-mA-Signale aufnehmen und ermöglicht mittels integriertem
GSM-Modul eine Datenfernübertragung. Dadurch können
z. B. bereits in einer Anlage bestehende Messumformer Media 5, Media 6 und/oder Fremd-Messumformer an das
Web-Portal SAM TANK MANAGEMENT angebunden werden. Auf diese Weise können die Füllstände von bis zu vierTankanlagen (vgl. Bild 10, oben) oder Füllstand und Druckvon bis zu zwei Tankanlagen (vgl. Bild 10, unten) erfasst undüber SAM TANK MANAGEMENT verwaltet werden.

8

2
µC

Das modular aufgebaute SAM Connect Gateway ermöglicht
die Aufnahme von Signalen (4 bis 20 mA), die z. B. von externen Messumformern kommen. Dazu befinden sich im Gerätvier Steckplätze für Optionsmodule, die wahlweise mit den
Optionen AI-Analogeingang und/oder AIA-Analogeingang
aktiv bestückt werden können.

Netzteil mit Ersatzstromversorgung (ESV)7
6• Inbetriebnahme über dialoggeführten Assistenten

Des Weiteren ist über das integrierte GSM-Modul eine Datenfernübertragung und somit eine Anbindung an das Web-Portal SAM TANK MANAGEMENT möglich.

=

8

EEPROM

9
GSM

1
2
3
4
5

Mikrocontroller
Datenspeicher
Bedientasten
24-V-Netzteil
Display

6
7
8
9Serial Interface
UB = 24 bis 36 V
GSM-Modul
Optionsmodul (bis zu 4x)

Bild 9: Blockschaltbild SAM Connect Gateway

T 9500Beispiel 1: Füllstände von vier Tankanlagen werden an das Gateway übertragen.

Media 6Media 5Media 6

SAM TANKMANAGEMENTMedia 5WWW

Beispiel 2: Füllstände und Absolutdruckwerte von zwei Tankanlagen werden an das Gateway übertragen.
Media 6Media 6

SAM TANKMANAGEMENT

WWW

Bild 10: Anwendungsbeispiele des SAM Connect Gateways

T 95009

5 SAMSON-Bedienoberfläche TROVIS-VIEW
6 SAM TANK MANAGEMENTSAM TANK MANAGEMENT ist eine portalgestützte Anwendung für die Füllstandsüberwachung von flüssigen, gas- unddampfförmigen Medien in stationären und auf Transportfahrzeugen angebrachten Druckbehältern.
SAM TANK MANAGEMENT ist mit jedem Smart Device(Smartphone, Tablet, Notebook ...) erreichbar.
Der Differenzdruckmesser Media 7 und das SAM Connect
Gateway ermöglichen eine kabellose Verbindung zu SAM
TANK MANAGEMENT. Damit ist ein weltweiter Datenaustausch, das Abfragen von Zuständen sowie das Überwachen
und Steuern von Media-Geräten möglich.
Der Differenzdruckmesser Media 7 und das SAM Connect
Gateway übernehmen zudem die Funktion eines Hubs, der bis
zu vier Media-Geräte mit SAM TANK MANAGEMENT verbinden und somit mehrere Tankanlagen gleichzeitig überwachen kann.

Die Konfiguration des Media 7 und des SAM Connect Gateways kann mittels SAMSON-Konfigurations- und Bedienoberfläche TROVIS-VIEW (Version 4) erfolgen. Das Gerät wird
hierfür mit seiner digitalen Schnittstelle SAMSON SERIALINTERFACE (SSP) über ein Adapterkabel (Best.-Nr. 14009740) mit der USB-Schnittstelle des PCs verbunden.
TROVIS-VIEW erlaubt eine komfortable Parametrierung desverbundenen Geräts und die Visualisierung der Prozessparameter im Online-Betrieb.
Info
TROVIS-VIEW ist eine kostenlose Software, die auf der
SAMSON-Internetseite unter www.samson.de > Service &Support > Downloads > TROVIS-VIEW heruntergeladen
werden kann.

Merkmale (u. a.)•• Echtzeitüberwachung aller angeschlossenen Geräte•• Sofortige Alarmierung bei Gerätestörungen mit Klartextmeldung und Gerätestatus•• Konfiguration von Differenzdruckmessern der Media-Reiheüber das Internet•• Unbegrenzter Zugriff auf die im Media 7 hinterlegte Mediumsdatenbank•• 24/7/365-Verfügbarkeit•• Universelle Schnittstellen und Datenaustausch über MQTT•• Überwachung des Tanks (z. B. maximale Befüllung, Druckentwicklung, Vakuumisolierung ...)
Weitere Informationen sowie ein Demozugang sind auf
u samson.de zu finden.

10

T 95007 Einheiten und Begriffe
7.1

Umrechnungstabelle für technische und physikalische Druckeinheiten

Die SI-Einheit für die physikalische Größe Druck (Druck = Kraft/Fläche) ist Pascal:
1 Pa = 1 N/m² = 1 kg/(m · s²)
Die folgende Tabelle zeigt Umrechnungsfaktoren für gängige Druckeinheiten:
Einheit

bar

Pa

bar

–

1 · 10

14,5

750

10,2

Pa

1 · 10 –5–

0,15 · 10 –3

7,5 · 10 –3

0,1 · 10 –3

psi

0,07

6,9 · 10 ³

–

51,7

0,7

133,3

19,3 · 10–

14 · 10 –3

9,8 · 10 3

1,4

73,6

–

Torr (= 1 mmHg)

1,33 · 10

mH2O

7.2

0,1

–3

psi
5

Torr (= 1 mmHg)

–3

mH2O

Begriffserläuterungen

Im Folgenden werden – im Zusammenhang mit der Baureihe
Media – oft vorkommende Begriffe kurz erläutert.
Abgleichen

MessortEin Messgerät so einstellen, dass die Abweichung der Ausgangsgröße vom Sollwert innerhalb der Fehlergrenze bleibt.

Die Stelle eines Regelkreises, an der eine Größe gemessen
wird.

AbsolutdruckMessspanne

Der Absolutdruck pabs ist der Druck gegenüber dem Druck im
luftleeren Raum.

Differenz zwischen Messendwert und Messanfangswert.

BetriebszustandDer Stoff, dessen Volumenstrom (Durchfluss), Druck, Druckdifferenz gemessen werden soll.

Der jeweilige Zustand des Messstoffs an der Messstelle (Messort) während des Betriebs.
Differenzdruck
Differenz zweier Drücke p1 und p2:(Δp = p1 – p2)
Fehlergrenzen

Messstoff (Messmedium)

Nenndruck
Größter Betriebsdruck (statischer Druck), der auf beiden Messkammern des Messumformers gleichzeitig wirken darf.
Überdruck

Grenzwerte, zwischen denen die gemessenen Fehler der Ausgangsgröße liegen.

Differenz pe zwischen einem absoluten Druck pabs und dem
jeweiligen (absoluten) atmosphärischen Druck pamb:pe = pabs – pamb

Fluid

Volumenstrom (Durchfluss)

Stoff (Flüssigkeit, Dampf oder Gas), auf den die Gesetze derStrömungslehre anwendbar sind.

Der in der Zeiteinheit durch einen Querschnitt strömende Stoff(z. B. Volumenstrom in m³/h; Massenstrom in kg/h)

Menge

Wirkdruck (Differenzdruck Δp)

Der über einen beliebigen Zeitraum integrierte Durchfluss,
zum Beispiel in m³.

Die Differenz zwischen Plusdruck (+) und Minusdruck (–) bei
der Volumenstrom- (Durchfluss-) bzw. Differenzdruckmessung.

Messanfang

Wirkdruckgeber

Der Messanfangwert ist der Wert der Eingangsgröße, bei
dem die Ausgangsgröße ihren Anfangswert hat.

Drosselgerät oder Staugerät, mit dem in der vom Messstoff
durchflossenen Rohrleitung ein Wirkdruck (Differenzdruck)zum Messen des Durchflusses erzeugt wird.

Messbereich
Der Bereich, der durch Messanfang- und Messendwert angegeben wird.
Messende
Wert der Eingangsgröße, bei dem die Ausgangsgröße ihren
Endwert hat.

Zustandsgröße
Diejenigen physikalischen Größen (Druck, Temperatur, Feuchte, Zusammensetzung), die den Zustand des Messstoffes bestimmen.

Messkammervolumen
Rauminhalt des Messwerks, das bei betriebsbereitem Gerät indrucklosem Zustand mit dem Messort verbunden und mit
Messstoff oder Zwischenstoff gefüllt ist.

T 950011

T 9500

2019-02-12 · German/Deutsch

Technische Änderungen vorbehalten.