超声波热能表UL系列

适用于区域供热和制冷标准技术参数 测量流体水 公称通径

DN50, DN65, DN80

 压力等

级

PN1.6（GB9119-2000, GB9115-2000）
JIS 10K,JIS20K JIS B 2202-2012

 流体

温度

2℃ ～ 90℃(MAX.130℃为定制) 流 体 温 度 差

3℃ ～ 88℃(MAX.128℃为定制)

 环

境温度

-10℃ ～ ＋60℃

 存储

温度

-20℃ ～ ＋70℃ (包含专用电池)传感器技术参数 材质

传 感 器 管 道不锈钢

计 算 器 壳 体

铝合金法

兰不锈钢

级

IP68

 防护等

热能计算器技术参数简介UL超声波热能表由双声道超声波传感器和专用计算器组成，适用于热水或冷水的热量计量。热量计量由UHS传感器，UHC计算器及温度传感器所构成。

 壳

体材

质铝合金

 信号

输

入

温度信号×2ch(Pt500，2线制)

 输

出方式

M-Bus(瞬时热量，瞬时体积流量，累计热量，累计体积流量，温度TH, 温度TC)脉冲 (需DC外部电源)示

液晶 (9位, 単位, 符号显示及其它)目

累积体积流量，体积流量，流速，累计工作时间，日期，时间

 操

作

磁性开关

 电

源

3.6V专用电池或
9Ｖ～36VDC+3.6V专用电池

 显

优点

 显

 低功耗

专用电池供电 (寿命6年)

 高耐久性传感器采用不锈钢 高耐候性

流量传感器采用IP68结构

 操作简单

显示项目可使用磁棒由计算器外部进行切换 无压力损失

因无截流，和管道同等压损示项温度传感器技术参数

1 规

格

Pt500 (附带一对)

 材

质不锈钢

 电缆

长

度5m , 10m(2线制) 安装接头

碳钢G1/2 (温度传感器附带)TG-F1166-C00

March 2019UL Series Ultrasonic Heat Meter测量系统图以下为测量系统的介绍。
因计算方式不同，所以订货时请指定。

供热用 流量传感器安装在回水管供热用 流量传感器安装在进水管

M-Bus或脉冲THTH❆

熱e a源tH❆热交换

熱e a源t
H

热交换

TCTH

供热・供冷用 流量传感器安装在回水管供热・供冷用 流量传感器安装在进水管❆❆

Cooling

Cooling

THTHHeatHeat

热交换

热交换
TCTC

供冷用 流量传感器安装在进水管

供冷用 流量传感器安装在回水管

THTH

❆

Cooling❆

Cooling

热交换

TC

TC

TG‐F1166‐C00

热交换

2TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter测量范围测量值口径

最大流量qsDN50

3[m /h]

常用流量qp38

最小流量

小流量切除小流量切除初始值

[m /h]

3[m /h][% of q s ]0.30.0640.17

qi

3[m /h]153DN6563250.50.1060.17

DN80100400.80.1700.17显示代码及按键精度 热量输出磁性开关感应区２级 (中华人民共和国国家计量检定规程 JJG225-2001)
 流量输出显示内容说明可恢复性故障标志

20.02[%]: 常用流量传感器信号强度
满格时最强: 测量流量电池电压
当此符号闪动时请更换电池水流动方向TG‐F1166‐C00

3TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter

窗口简介及操作方法

区域１

累积热量整数部分 单位: MWh

区域１

当前时间 10点10分44秒

区域２累积热量小数部分 单位: MWh此时数据为0.000MWh

区域２RS485波特率 9600(bps)

区域３瞬时流量区域３1个起始位，无校验位，1个停止位

区域１累积流量整数部分 单位: m³

区域１

当前日期 (20)17年12月13日

区域２累积流量小数部分 单位: m³
此时数据为0.000m³

区域２仪表通讯地址 n(umber)255

区域３瞬时流量区域３低流速切除值 单位: m/s“L.”为低流速切除符号
此时数据为0.010(m/s)

区域１进水温度 单位: ℃

区域１“c”仪表出厂编码区域２

进水温度标志“tin”

区域２“u”软件版本号

区域３瞬时流量※1

区域３“b”电池电压此时数据为3.09(volts)

区域１回水温度 单位：℃

区域１H”累积工作时间 单位为小时

区域２回水温度标志“tout”

区域２

当前菜单为P(age)0 用户可以不用区域３瞬时流量区域３

信号参数 厂家参考值，用户不用TG‐F1166‐C00

※1

※1

※1

单位: m³/h

单位: m³/h

单位: m³/h

单位: m³/h4TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter

窗口简介及操作方法

区域１累积冷量整数部分 单位: MWh

区域２累积冷量小数部分 单位: MWh此时数据为0.0000MWh

区域３“Cool”冷量标志

区域１瞬时热功率 单位: kW

区域２N/A区域３瞬时流量※1

单位: m³/h※1：当数值范围在0~9.999时显示3为小数，
数值范围10~99.99时显示2为小数，大于100时显示1位小数。

TG‐F1166‐C005TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter

外形图 传感器,计算器

公称圧力

D

D1D2FbLH

重量[MPa][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg]DN501.616512599320200270

11

DN651.6185145118

320200280

12DN801.6220180132320225

31015口径 温度传感器

2线制（Lc=5m, 10m）

L1

φ8G1/2长度L

L1[mm]

95130168223

L [mm]

85120155210

护套

TG‐F1166‐C006TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter选型与订货数据 传感器 计算器
UHS660 -UHC660 --q p [m 3 /h]

q s [m 3 /h]

DN50 ( 2")15380F

DN50 ( 2")15380F

DN65 ( 2"1/2)

25630S

DN65 ( 2"1/2)

25630S

DN80 ( 3")401000E

DN80 ( 3")401000E

◆口径

◆输出方式

◆法兰规格(GB9119-2000，GB9115-2000)
PN1.6 (DN50, DN65, DN80)

q p [m 3 /h]◆口径通讯速率[bps]

M-Bus

C

q s [m 3 /h]2400（需9V～36VDC外部电源）

脉冲M
H

◆材质
不锈钢(DN50, DN65, DN80)

S

◆运算方式

◆传感器电缆长度一体式 (MAX.90℃)

【标准】

0

供热用 流量传感器安装在进水侧OF供热用 流量传感器安装在回水侧OR

供冷用 流量传感器安装在进水侧CF

供冷用 流量传感器安装在回水侧CR

供热･供冷用 流量传感器安装在进水侧

S

FS

R

(供热时安装在热管)
供热･供冷用 流量传感器安装在回水侧(供热时安装在冷管)◆温度传感器种类Pt500(φ6mm)

1◆温度传感器电缆长度5m(2线制)【标配】

E10m (2线制)【定制】

F◆温度传感器保护套管长度不锈钢 85mm(DN50, DN65, DN80)

K◆电源
3.6V专用电池1

9V～36VDC+3.6V专用电池3◆能量显示单位
MWh3◆附加功能标准(无附加功能)TG‐F1166‐C00

70TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter

本产品取得中华人民共和国
计量器具型式批准证书(CPA)。

●本产品为面向中国市场而研发生产的。
●有时因为产品改进，在无事先通知的情况下，会随时修改产品样本。

北京瑞普三元计装科技有限公司总代理地址：北京平谷区马坊工业西区264号
邮编：101204
电话：010-60906181 010-60906567
传真：010-60906395
北京瑞普三元计装科技有限公司
http://www.sanyuankeiso.cn
東京计装株式会社
http://www.tokyokeiso.co.jp

TG‐F1166‐C00

8TOKYO KEISO CO., LTD