*99MBC088B10*

No. 99MBC088B10

ユーザーズマニュアル

リニヤゲージカウンタ EG-101P/EG-101Z/EG-101D
安全に関するご注意
商品のご使用にあたっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

1

概要

1.1

主な機能

本商品は、弊社リニヤゲージを接続して、計数値を表示するカウンタです。主に以下の機能があります。

はじめに
本商品の性能を十分に発揮させ、長期にわたり良好な状態でご使用いただくy プリセット、公差判定

ために、ご使用の前には本書をよくお読みください。お読みになった後は、

y I/O コネクタで、PC や外部装置との通信が可能

大切に保管してください。また、以下の注意点を確実にお守りください。

海外移転に関するご注意

1.2

接続できるリニヤゲージ

本商品に接続できるリニヤゲージとその特長は、以下のとおりです。

本商品は「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。製品や技術を海外

EG-101P

電磁両立性についてEG-101Zy 差動方形波出力タイプ
y 0.1 µm までの高分解能
y 1.5 m/s の高速応答（LGF）

LGF-ZL-B など

y 原点信号出力機能付き（電源を切っても原点位置復帰が可能）

分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意規制である廃電気電子機器指令（WEEE 指令）に基づくもので、

LGF-L-B、LGK、など

しては保証外となり、適切な対策が必要となります。

特長

リニヤゲージ
LGB、LGB2、LG

この商品は EMC 指令に適合していますが、この要求を超える電磁妨害に対商品または包装に記されたこのシンボルマークは、EU 諸国の

接続できる

符号

移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

EG-101D

LGD、LGS など（IDy デジマチック出力タイプ

や SD も接続可能）

y ABS 機能付き（マスター合わせ不要）

Tips
以下の場合はカウンタに適切な計数値が表示されません。

本商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。

• 接続するゲージが 6 桁（整数桁＋小数桁）を超える計数値のとき

土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するため• 分解能（最小表示量）が 0.1 mm 以上、1 mm 未満のときに、商品の再利用とリサイクルにご協力ください。
本商品の廃棄方法については、お買い上げになった小売店や代理店にお問い合わせください。

本書で使用されているマーク

1.3

各部の名称と機能 本体前面
3 機種共通取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性

②

③ ④

⑤

⑥

⑦ ⑧

⑨

が想定される」内容を示します。
取り扱いを誤った場合、「物的損害の発生が想定される」内容を示します。

①

接地が必要であることを示します。

取り扱い上のご注意
カバーを外したり、分解したりしないでください。感電や、金属粉の混入による

記号

名称

①

符号インジ

計数値や設定値の符号を表示します。最大桁までケータ表示している、かつ負（−）の場合に、インジケー

ショートで破損や火災の危険があります。
y 精密機器です。各部に衝撃を加えたり、無理な力をかけたりしないでください。

タが点灯します。

②

UNIT インジ
ケータ

y 本商品は周囲温度 0 C 〜 40 C、非結露で温度変化の少ない場所でご使– 切粉、切削油、ほこり、振動の多いところ– 直射日光のあたるところ– 高圧・大電流を扱う機器の周辺

1 年以内に弊社の製造、輸送などに起因する不具合が発生した場合には無償で修理させていただきます。お求めの販売店、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

1

します。
ます。

③

表示部

④

BANK インジ

現在選択中の公差 BANK を表示します。また、公ケータ

差判定結果を色別で表示します。公差 BANK につ接続されたリニヤゲージの計数値などを表示します。

いての詳細は、（5 ページ）保証
本商品は、十分な品質管理のもとで製造していますが、万一お買い上げから

y I/O コネクタ接続時、HOLD 信号入力中に点滅
y パラメータで E 単位を選択したときに点灯し用ください。
y 次のような場所では使用しないでください。

説明⑤

ピークモード「4.3 公差 BANK の切り替え」

ピークモードの種類を表示します。

インジケータ

⑥ ［BANK］キー

公差 BANK を切り替えます。公差 BANK の切り替えについての詳細は、替え」（5 ページ）

「4.3 公差 BANK の切り

Printed in Japan
2020 年 12 月 1 日 発行 (1)

記号

名称

⑦ ［Fn］キー

 パネルへの取り付け手順

説明
公差またはプリセットを設定する設定モードに切り替えます。

1 固定金具取り付けねじ（次の図を参照）を緩め、固定金具を外す

Tips

2 パネル前面からカウンタ本体を差し込む• パラメータ設定時は、パラメータ番号を進めます。
• 公差およびプリセットの設定時は、設定を中止します。

⑧ ［MODE］キー

ピークモードを設定します。

3 手順 1 で取り外した固定金具を、パネル背面からカウンタに取り付けて固定する
前面

Tips

固定金具

公差・プリセット・任意定数の設定時は、桁を左から右に移動します。

⑨ ［P.SET］キー

固定金具取り付けねじ

y プリセット値を表示します。
y エラーをキャンセル（解除）します。

Tips• パラメータ設定時は、設定値を進めます。
• 公差・プリセット・任意定数の設定時は、選択桁

Tips
次の表のとおり、パネルの厚さによって、ワッシャの使用枚数を調整してください。

の数値を増やします。

 本体背面EG-101P

EG-101Z

①

①

ワッシャ

背面

パネル厚（mm）

1.0 〜 1.3

1.4 〜 1.7

1.8 〜 2.5

2.5 〜 3.2

ワッシャ枚数

0

1

2

3

2.3

接続

 電源

②

③④

②

③④

EG-101D

電源は、直流電源（電圧 12 V 〜 24 V、出力電流 1 A 以上）をカウ
ンタ 1 台につき 1 つご準備ください。また、オプションとして AC
アダプタを用意しています。AC アダプタに、AC コードおよび端
子台接続ケーブルを接続して使用できます。

他の大電力機器の電源と共有しないでください。

①

Tips
市販の電源を使用する場合、電源配線の長さを 30 m 以内としてください。また、屋外配線は避けてください。

 外部機器接続ケーブル②
記号

外部機器を接続する場合、I/O コネクタ用のケーブルは、お客さまにてご用意ください。

③④
名称

Tips

説明

①

リニヤゲージ入力コネクタ②

OUTPUT コネクタ（I/O コネクタ） I/O ケーブルを接続します。

③

アース端子

アース線を接続します。

④

電源端子台

端子台接続ケーブルまたは直流

リニヤゲージを接続します。

電源ケーブルを接続します。

2セットアップ

2.1

開梱

初めて箱を開けるときは、以下の構成品が入っていることを確認してください。
品名

個数

リニヤゲージカウンタ（本商品）1

ワッシャ（平座金丸呼び 4）

6

取扱説明書（本書）

1

補足説明書

1

保証書

1

2.2

「5 外部入出力機能」（6 ページ） 接続手順• 接続作業時は電源を最後に接続してください。
• 電源ケーブルとリニヤゲージのケーブルを他の電力線と同じ配管内に配線しないでください。
• 電源ケーブルおよび外部機器接続ケーブルは、お客様が使用されている設備機器に、結束バンドや配線ホルダなどを使用して固定してください。
接地は必ず行ってください。接地しない場合、ノイズの影響を受けやすくなります。
下図のとおり接続を行ってください。
リニヤゲージ
入力コネクタ

横幅（mm）

縦幅（mm）

パネル厚（mm）

92.0 〜 92.8

45.0 〜 45.8

1.0 〜 3.2

リニヤゲージAC アダプタ（オプション）

パネルへの取り付け

 取り付けパネル穴の寸法

2I/O ケーブルの詳細は、

接地端子
アース線
( 別途必要）電源
端子台

端子台接続ケーブル（オプション）
Printed in Japan
2020 年 12 月 1 日 発行 (1)

2.4

3.2

動作確認

接続が正しく行われているか、以下の手順で確認してください。

1 電源を接続する

基本パラメータ

測定に関する基本的なパラメータです。測定を開始する前に、必ず設定してください。

Tips» 計数スタンバイ状態になる

間違った設定をすると、正しい測定結果を得られない場合があります。

2 ［P.SET］を押す» 計数表示になる［パラメータ番号］

説明

／設定項目

（太字は初期値を示します）［00］

パラメータを参照または変更する場合に使用しまパラメータモードす。

Tips

0：パラメータ参照

EG-101Z は、原点検出待ち状態になります。計数表示にするためには、
リニヤゲージの測定子を押し込み、原点を通過させる必要があります。

1：パラメータ設定

3 表示部に計数値が表示されていることを確認する
4 リニヤゲージの測定子を上下させて、カウンタの計数が変化する
ことを確認する

3

パラメータ設定パラメータを設定することによって、使用するリニヤゲージの設
定、カウンタの表示や外部出力などを指定します。測定を開始する前にパラメータを設定してください。

3.1

2：任意定数設定 *1［05］

原点マーク付きリニヤゲージ接続時に、原点復帰

原点検出機能 *2の有効／無効を選択します。EG-101P の場合は、（EG-101Z のみ）設定が無効です。
0：無効

リニヤゲージのスピンドルが押しこまれた場合に、計数方向

数字が増加するか減少するかを設定します。

［12］

接続するリニヤゲージの分解能またはリニヤゲー

0：＋方向パラメータは、パラメータモードで設定します。ここでは例として、
EG-101P で分解能 5 µm のリニヤゲージを使用する場合の操作手
順を説明します。

0：INC

1：5 µm

1：ABS

4：0.1 µm(542-711-1, 542-712-2 専用）［15］

表示の単位を mm または E 単位に設定できます。

単位系選択 *3

E=1/25.4 mm です。設定変更後、パラメータを初期化しても初期値に戻りません。
0：mm
1：E 5/10 万読み

パラメータ番号する

パラメータ番号2：E 1/1 万読み

設定値

3 ［P.SET］を 1 回押して、設定値を 1（パラメータ設定）に変更

設定値

Tips

3：mm（E ゲージ 1/1 万読み接続時。EG-101D のみ）*1

任意定数値の設定は、パラメータ番号 16 を 3 に設定したときのみ有効「4.5 任意定数値の設定」（6 ページ）です。詳細は、*2

EG-101Z で原点機能を使用する場合は、設定値を 1 にしてください。
また、EG-101P をご使用の場合、設定値を 0 にしてください。

*3

設定を変更すると、それまでに設定していたプリセット値と公差値がクリアされます。

*4

ABS タイプゲージは電源オフ時でも原点を記憶します。リニヤゲージの種類に合わせてください。ID・SD 等のリニヤゲージとカウンタの表
示を一致させたいときは INC モードにします。

設定値が 0 の場合、パラメータを参照できますが、変更できません。

4 ［Fn］を繰り返し押して、パラメータ番号を 12 まで進めるパラメータ番号

設定値

5 ［P.SET］を繰り返し押して、設定値を 1（分解能 5 µm）に変更
する

パラメータ番号3.3

応用パラメータ

カウンタの表示、機能、または外部出力などに関するパラメータです。用途に応じて設定してください。
［パラメータ番号］

説明

／設定項目

（太字は初期値を示します）［10］

設定値を 1 にすると、単位以外のすべてのパラメー

パラメータ初期化 *1

タ設定値を初期値に戻すことができます。
この設定は一度有効にすると、パラメータが初期設定値化されるため、設定値は 0（初期化しない）に戻ります。

6 ［Fn］を押しながら［P.SET］を押す» 計数スタンバイ状態に戻る

0：10 µm

3：0.5 µm

2 ［Fn］を押しながら［P.SET］を押す» 設定値が 1 にセット（リニヤゲー
ジの分解能が 5µm に設定される）

EG-101D*4

5：0.1 µm

» 計数スタンバイ状態になる» パラメータ番号 12 の設定値が点滅（パラメータ番号 12 は分解能の設定）

EG-101P/EG-101Z

2：1 µm

1 電源を接続する» パラメータを変更できる状態になる（設定値は点滅したまま）

1：−方向

リニヤゲージ分解能 *3 ジのタイプを設定します。

パラメータの設定手順» パラメータモードに移行（パラメータ番号 00 の設定値が点滅）

1：有効

［11］

0：初期化しない

1：初期化する［14］

起動時に、計数スタンバイ状態または計数表示

起動時の表示（EG-101Z の場合は原点待ち）のどちらを表示するか選択します。

3

EG-101P/EG-101D

EG-101Z

0：［------］表示

0：［------］表示

1：0.000

1：原点待ちPrinted in Japan
2020 年 12 月 1 日 発行 (1)［パラメータ番号］

説明

／設定項目

（太字は初期値を示します）［16］

計数値を規定値の倍数、または任意値の倍数にする

定数演算かどうかを設定します。
設定した定数を計数値にかけたものが、測定結果として表示されます。任意の定数値の設定に関する詳細は、「4.5 任意定数値の設定」（6 ページ）

0：演算しない

1：2 倍

2：10 倍

3：任意

4

基本操作

4.1

プリセット

リニヤゲージ測定範囲の任意の位置で、カウンタの現在値を任意の数値にすることができます。

Tips• あらかじめ、ピークモードの設定を通常測定に切り替えてください。
詳細は、最小桁を非表示にします。

• 工場出荷時、プリセット値は 0 に設定されています。

最小桁非表示 *2

ただし、プリンタへの印字は、最小桁まで行います。

• いったんプリセット値を変更したあと、カウンタの現在値を 0 にセッ
トしたい場合、プリセット値を 0 に設定してください。このとき、ピー
クモードで設定されている最大値、最小値、振れ値も 0 になります。

0：全桁表示1：最小桁非表示［18］

計数値を平均化して表示します（最小桁数のちら

スムージング

つきを軽減します）。平均化する測定回数を指定で（EG-101P/EG-101Z

きます。EG-101D の場合は、設定が無効です。

のみ）

0：なし
2：16 回の平均表示［20］
公差判定／ BCD 出力

公差判定結果出力と BCD 出力を切り替えます。

切り替え

0：公差判定結果出力［21］公差モードを選択します。

公差モード *1

0：3 段公差

1：BCD 出力

1：5 段公差［22］

BCD の出力タイミングを設定します。

BCD 出力モード

0：コマンドモード（同期制御）［23］

BCD の速度を選択します。

BCD 出力速度

0：5 ms

1：15 ms

2：20 ms

3：40 ms

1：インターバルモード［24］

BCD の出力論理を選択します。

BCD 出力論理

0：DATA [H]（符号 H） 1：DATA [L]（符号 L）
2：DATA [H]（符号 L）• EG-101D（ゲージタイプの設定が「ABS」）および EG-101Z（原点機能が有効）の有効プリセット回数は、100 万回です。
ここでは例として、基準点を 10.005 mm にプリセットする操作手
順を説明します。

1：8 回の平均表示

3：DATA [L］（符号 H）［29］

デジマチック入力信号に対する待機時間を設定しデジマチック入力

ます。デジマチック機器の入力をカウンタ側で読WAIT*3*4

み取れなかった場合には変更します。

（EG-101D のみ）

0：WAIT 無し

1 ［BANK］を繰り返し押して、BANK 0 を選択する» BANK インジケータ消灯

Tips［BANK］を押している間、選択中の BANK 番号が表示部に表示されます。
キーから指を離すと、計数表示に戻ります。

2 ［Fn］を押して、設定モードに切り替える» 前回設定したプリセット値が表示（右記は前回の値が 10.000 の場合）

3 ［MODE］を押す» 入力桁が右に移動（選択中の桁が点滅）

4 ［P.SET］を押す» プリセット値が変更

Tips• 最上位桁は、±の符号も設定します。プリセット値を負（−）の値に設定したい場合は、符号インジケータが点灯するまで、［P.SET］
を繰り返し押してください。

1：100 ms WAIT

2：200 ms WAIT
［35］

誤操作防止のため、キー操作を無効化できます。

キープロテクト

0：キー操作有効［41］

原点マーク付きのリニヤゲージ接続時、原点検出

原点検出方向時のリニヤゲージのスピンドルの方向を選択でき（EG-101Z のみ）ます。EG-101P の場合は、設定が無効です。
0：＋方向

1：−方向

［42］

原点マーク付きのリニヤゲージ接続時、異常停止

原点再検出 *5

した場合などに電源を落とさずに原点待ちをする（EG-101Z のみ）

かどうかを設定します。EG-101P の場合は、設定
0：無効

1：有効

［43］

原点マーク付きリニヤゲージ接続時、電源が入っ

原点初期化た状態で、原点を初期化できます。初期化後、設（電源オン時）定値は 0（初期化しない）に戻ります。EG-101P（EG-101Z のみ）の場合は、設定が無効です。
0：初期化しない• 入力をキャンセルする場合は［Fn］を押してください。計数表示に戻ります。

1：キー操作無効が無効です。

1：初期化する

5 手順 3 と 4 を繰り返して、最下位桁まで設定する» 最下位桁が点滅

6 ［MODE］を押す» プリセット値が確定（最下位桁の点滅が停止）

7 ［Fn］を押す» 計数表示に戻る

8 ［P.SET］を押す» 現在値が、設定したプリセット値に変更*1

設定を変更すると、それまでに設定していたプリセット値と公差値がクリアされます。

*2

設定値 1 の最小桁非表示に設定した場合、ピークモードインジケータ「MIN」表示も非表示となります。ピークモードの設定は、設定値 0 の全桁表示を設定した状態で行ってください。
その後、最小桁非表示に設定変更しても、ピークモードのモード設定は継続します。

カウンタ内では、最大値、最小値、振れ値を常に演算しています。
モードを切り替えることで、用途に応じた計数値を表示できます。

*3

表示速度の変更ができます。

通常測定

*4

EG-101D をご使用の場合、特殊なゲージとの接続で、まれにエラーが発生する場合があります。その場合、設定値を 1 または 2 にしてください。EG-101P をご使用の場合は、設定値を 0 にしてください。

最大値ホールド測定*54「4.2 ピークモードの設定」（4 ページ）

［17］

設定を有効にすると、プリセット・公差値設定後、または HOLD 信号の立ち上がりで原点再検出待ちになります。原点再検出時に再度 HOLD 信
号を入力すると、原点再検出機能を解除します（エラー検出時を除きます）。

4.2

ピークモードの設定

モード

説明
リニヤゲージの測定子の動き（変位）を計数して、その値を逐次表示します。
測定中の最大値（MAX）を表示します。表示は最大値が更新されるまで変わりません。

Printed in Japan
2020 年 12 月 1 日 発行 (1)1 ［BANK］を押して、設定したい BANK 番号を選択する

モード

説明

最小値ホールド測定

測定中の最小値（MIN）を表示します。表示は最小値が更新されるまで変わりません。
測定中の振れ値＝ TIR（最大値−最小値）を表示し振れ測定

ます。表示は最大値または最小値が更新されるまで変わりません。

» BANK インジケータが橙色に点灯（公差値 S1 が選択される）

1 希望するモード表示になるまで、［MODE］を繰り返し押す» 以下のとおり、モードが切り替わる

MAX

TIR

最大値
ホールド測定

MIN

MAX

TIR

BANK1 〜 3 を選択してください。BANK0 では、公差値の設定はできません。

2 ［Fn］を押して、設定モードに切り替える ピークモード切り替え手順

通常測定» 対応する BANK インジケータが点灯

Tips

最小値
ホールド測定

MIN

MAX

TIR

MIN

振れ測定
MAX

TIR

MIN

3 ［MODE］を押す» 入力桁が右に移動（選択中の桁が点滅）

4 ［P.SET］を押す» 公差値が変更

Tips

 ピーク値クリア手順

最上位桁は、±の符号も設定します。公差値を負（−）の値に設定したい場合は、符号インジケータが点灯するまで、［P.SET］を繰り返し押してください。

1 ［MODE］を押す» ピークモードに切り替わる

5 手順 3 と 4 を繰り返して、最下位桁まで設定する

2 ［P.SET］を押す» 最下位桁が点滅» ピーク値がクリア（MAX ＝ MIN ＝現在値、TIR ＝ 0）

4.3

公差 BANK の切り替え

6 ［MODE］を押す

3 段／ 5 段公差値の設定時に、3 種類の公差値設定を BANK と呼ばれるカウンタ内部のメモリに保存します。保存した公差値設定
は、BANK を切り替えることで呼び出すことができます。

Tips• 公差値設定についての詳細は、「4.4 公差値の設定」（5 ページ）

• 外部信号からも BANK の切り替えが可能です。
BANK を切り替える操作手順を説明します。

» 公差値 S1 が確定（最下位桁の点
滅が停止）

7 ［Fn］を押す» BANK インジケータが赤色に点灯（公差値 S4 が選択される）

8 手順 3 〜 5 と同様の操作で、公差値 S4 を設定する
9 ［MODE］を押す

1 ［BANK］を押す» 公差値 S4 が確定（最下位桁の点滅が停止）» BANK 番号が切り替わる

10［Fn］を押す» BANK 番号に合わせて、BANK インジケータが下図のように切り替わ
る
BANK0

BANK1

BANK2

BANK3

BANK

BANK

BANK

BANK

» 計数表示に戻る

Tips
S1 ≦ S4 以外の設定ではエラーとなります。［P.SET］を押して S1 から入力しなおしてください。

 5 段公差値の設定（5 段選別）
公差値 S1 〜 S4 の設定で、以下のように 5 段公差判定をします。

Tips•［BANK］を押すごとに、BANK0 〜 BANK3 までが順に切り替わります。
•［BANK］を押している間、選択中の BANK 番号が表示部に表示されます。キーから指を離すと、計数表示に戻ります。
• BANK0 のとき、公差判定機能は無効です。

4.4

公差値の設定公差値の設定には、3 段階と 5 段階の 2 つがあります。

判定条件

BANK インジケータ

I/O 出力（ピン番号）

測定結果＜ S1

橙点灯

L1（3）

S1 ≦測定結果＜ S2

橙点滅

L2（4）

S2 ≦測定結果≦ S3

緑点灯

L3（5）

S3 ＜測定結果≦ S4

赤点滅

L4（6）

S4 ＜測定結果

赤点灯

L5（7）

5 段公差値を設定する操作手順を説明します。

1 ［BANK］を押して、設定したい BANK 番号を選択する

Tips• あらかじめ、パラメータ番号 21 を 0（3 段公差）または 1（5 段公差）に設定してください。
• I/O 出力についての詳細は、「5 外部入出力機能」（6 ページ）

 3 段公差値の設定（3 段選別）
公差値 S1 と S4 の設定で、以下のように 3 段公差判定をします。
判定条件

BANK インジケータ

I/O 出力（ピン番号）

測定結果＜ S1

橙点灯

L1（3）

S1 ≦測定結果≦ S4

緑点灯

L3（5）

S4 ＜測定結果

赤点灯

L5（7）

» 対応する BANK インジケータが点灯

Tips
BANK1 〜 3 を選択してください。BANK0 では、公差値の設定はできません。

2 ［Fn］を押す» BANK インジケータが橙色に点灯（公差値 S1 が選択される）

Tips
公差値は、S1、S2、S3、S4 の順に設定します。公差判定インジケータは、
次の表のように表示します（設定する公差値が選択されます）。

3 段公差値を設定する操作手順を説明します。

5

Printed in Japan
2020 年 12 月 1 日 発行 (1)

5.1

接続

公差値

BANK インジケータ

S1

橙点灯

S2

橙点滅

S3

赤点滅

適合プラグ：S4

赤点灯

y オプション No.02ADB440（プラグとカバーのセット）

 適合プラグとケーブル

y 市販品プラグ 10136-3000PE（3M）、カバー 10336-52A0-008

3 3 段階公差値の設定と同じ手順で、公差値を設定する（3M）» S1、S2、S3、S4 の順に数値が確定し、計数表示に戻る

y 市販品プラグ DX40M-36P（ヒロセ）、カバー DX30M-36-CV（ヒTips• 3 段公差値の設定の詳細は、
ページ）「3 段公差値の設定（3 段選別）」（5• S1<S2<S3<S4 または S1=S2=S3=S4 以外の設定ではエラーとなります。

ロセ）
ケーブル：シールド線を使用し、長さは 3 m 以内としてください。

 ピンアサイン181

カウンタ値に任意の倍率を設定できます。この機能を使用した場合、精度は保証対象外になります。

36

19

Tips

Tips

4.5

任意定数値の設定• あらかじめ、パラメータ番号 16 を 3（任意）に設定してください。

• 外部入力は、入力電圧が「L」のときに有効です（外部入力は負論理）。

• 任意定数を設定すると小数点が点滅します。

• 下表の I/O は Input/Output の頭文字を指しています。「I」の場合は入力回路を、「O」の場合は出力回路を参照ください。

任意の倍率を設定する操作手順を説明します。

• BCD 出力モード時、パラメータ番号 24（BCD 出力論理）の設定によって、ピン番号 3 〜 26 および 31 の出力論理を反転できます。

1 ［Fn］を押しながら［P.SET］を押す» パラメータモードに移行（パラメータ番号 00 の設定値が点滅）

z 公差判定出力モード
パラメータ番号

設定値

2 ［P.SET］を 2 回押して、設定値を 2 にする» 右記が表示パラメータ番号

設定値

3 ［Fn］を押す» 前回設定した倍率が表示（右記は
前回の値が 1.0000 の場合）

4 ［MODE］を押す» 入力桁が右に移動（選択中の桁が点滅）

5 ［P.SET］を押す» 倍率が変更

6 手順 4 と 5 を繰り返して、最下位桁まで設定する» 最小桁が点滅

Tips
設定範囲は± 9.9999 です。

7 ［MODE］を押す» 倍率が確定（点滅が停止）

ピン番号

I/O

名称

1､ 2

−

COM

内部で GND に接続

3

O

L1

公差判定結果出力

4OL2y 該当出力端子：「L」

5

O

L3

6

O

L4

7

O

L5

10

O

NOM

27

I

SET1

BANK、ピークモードセット：

28

I

SET2

あらかじめ、セット値を SET で入力し、MODE、BANK で決定

29

I

MODE

ピーク切り替え：

34

I

HOLD

HOLD 入力

35

I

P.SET

通常測定時：プリセット

36

I

BANK

−

−

NC

正常出力

SET と組み合わせて入力

ピークモード測定時：ピーククリア
BANK 切り替え：SET と組み合わせて入力
上記以外は未接続のこと

z BCD 出力モード
ピン
番号

I/O

名称

ピン
番号

I/O

名称

ピン
番号

I/O

名称

1

−

COM

13

O

4X10 225

O

4X10 5

2

−

COM

14

O

8X10 226

O

8X10 5

3O

1X10 015

O

1X10 3

27

I

SET1

4

O

2X10 016

O

2X10 3

28

I

SET2

5

O

4X10 017

O

4X10 3

29

I

MODE

6

O

8X10 018

O

8X10 3

30

−

NC

7

O

1X10 119

O

1X10 431

OSGN» 計数表示に戻る

外部入出力機能

本商品には、外部機器とデータの通信を行うための I/O コネクタがあります。外部出力には、公差判定結果を出力する「公差判定出力モード」と計数データを BCD で出力する「BCD 出力モード」があります。また、
外部入力により、プリセットの実行や計数値の HOLD が可能です。

8

O

2X10 120

O

2X10 4

32

O

NOM*1

9

O

4X10 1

21

O

4X10 433

O

READY*2

10

O

8X10 1

22

O

8X10 434

I

HOLD*1O

1X10 2O

1X10 535

I

PSET*1O

2X10 2O

2X10 5

36

I

INH*3

11
12

6

y エラー時出力：L1、L5 ともに「L」

正常時：「L」

8 ［Fn］を押しながら［P.SET］を押す

5

機能

23
24

*1

公差判定出力モードの場合と同じ機能です。

*2

出力データ確定中は「L」です。

*3

入力中、ピン番号 3 〜 26 および 31 の出力は「H」です。

Printed in Japan
2020 年 12 月 1 日 発行 (1) 出力回路

BANK（ピン番号 36）：BANK 切り替え

出力が「L」のとき、トランジスタが ON（オープンコレクタ）します。
カウンタ
TD62583 相当

出力

外部機器

BANK0
BANK1
BANK2
BANK3

参考回路

0.01 µF

SET1
H
L
H
L

NOMAL
MAX
MIN
TIR

SET2
H
H
L
L

SET1
H
L
H
L

z HOLDCOM
出力耐圧：Max. 24 V
出力電流：Max. 10 mA
出力飽和電圧：Max. 0.7 V

SET2
H
H
L
L

MODE（ピン番号 29）：
ピーク切り替え

HOLD
サージ吸収ダイオード
60 V 100 mA 以上

Min.
10 ms

Min. 10 ms
BCD データ• リレー使用時は、サージ吸収ダイオードや保護回路を組み込んでください。保護がない場合、カウンタ内部の IC が壊れる恐れがあります。

エラー解除（EG-101Z のみ原点検出待ち）

Max. 15 ms• 公差判定結果出力時の出力電流は、Max. 20 mA です。

Tips

 入力回路HOLD 入力中は、UNIT インジケータが点滅します。

入力電圧が「L」のとき、入力が有効となります。
カウンタ

外部機器
5 kΩ

z インターバルモード

参考回路

カウンタの内部タイミングでデータを連続出力します。

+5 V
5 kΩ

(T1) Min. 5/15/20/40 ms*1
READY

0.01 µF(T2) Min. 2/5/8/14 ms*1
BCD データ

入力電流：Max. 1 mA
入力電圧：H=4 〜 24 V
L=Max. 1 V

5.2

オープンコレクタ出力
またはリレー出力等を使用してください。

*1 パラメータ番号 23 の設定による

z コマンドモード

タイミングチャート

HOLD と READY による同期制御でデータを出力します。
Min. 10 msz 公差判定結果出力

HOLD
データラッチ Max. 10 µs（EG-P/Z）

公差上限（上限許容値）

Max. 15 ms

公差下限（下限許容値）

READY

Max. 10 ms

計数データ
-NG

BCD データMax. 10 msz INH 入力

+NG

Tips

INH 入力中は BCD データ出力がオフになります。

• 計数データに対して、公差判定結果の出力は、最大 10 ms の遅れがあります。

Min. 10 ms
INH• EG-101D の場合、計数データが許容範囲の中に入ってから公差判定
結果が出力されるまでの時間は、リニヤゲージなどの接続機器に依存します。

BCD データMax. 10 ms
READY

z プリセット・ピーククリア
PSET
Min. 10 ms

Min.
10 ms

BCD データMax. 10 ms

6

トラブルシューティング

6.1

トラブルシューティング

原因

SET1, 2, 3

DATA

Max. 10 ms

動作がおかしい場合、以下のトラブルの原因と対処方法を参照してください。

z ピークモード・BANK 指定
MODE
BANK

(T2)

対処

症状 1：計数値がおかしい（計数しない）
Min.
5 ms

Min. 10 ms
Max. 10 ms

Min.
10 ms

パラメータがリニヤゲージな

適切なパラメータを設定してくださどの種類に対して適切ではないい。詳細は、 「3.2 基本パラメータ」（3 ページ）

ピークモード（MAX またはピークモードを解除してください。詳MIN 点灯）になっている「4.2 ピークモードの設定」
細は、（4 ページ）

HOLD 信号（UNIT 点滅）が入 外部入力を確認してください。
力されている7

定数演算機能が設定されてい定数演算機能を解除（パラメータ番号る

16 を 0 に設定）してください。

Printed in Japan
2020 年 12 月 1 日 発行 (1)

原因

Tips

対処

• NOM 信号が「H」の場合、3 ／ 5 段公差判定出力時（パラメータ番
号 20 の設定値が 0 のとき）、エラーが発生すると、3 番ピン（L1）と 7 番ピン（L5）が同時に「L」となります。

症状 2：ゼロセットできない
ピークモードになっている

ピークモードを解除してください。詳「4.2 ピークモードの設定」
細は、（4 ページ）

プリセット値が 0 以外になっプリセット値を 0 に設定してくださているい。詳細は、（4 ページ）• パラメータ設定やプリセット値・公差設定時にエラーが発生した場
合、計数状態に戻ってからエラーを表示します。ただし外部出力には、すぐに出力します。

「4.1 プリセット」• 外部からの PSET 信号でもエラーの解除ができます。

症状 3：勝手にゼロセットする瞬断状態（電源電圧が瞬間的電源を見直してください。エラーの解に低下）になっている

除方法については、エラーコード一覧の［------］をご参照ください。 「6.2
エラーコード一覧」（8 ページ）症状 4：BCD 出力ができない• EG-101D では、エラーを解除するとき、全小数点が約 8 秒間点滅し
ます。

7

仕様

 基本仕様BCD 出力になっていない

BCD 出力に設定（パラメータ番号 20
を 1 に設定）してください。

コード No.

542-015542-017542-016

出力論理が適切ではないパラメータ番号 24 で、お客様の用途

符号

EG-101P

EG-101Z

EG-101Dに合わせた出力論理を選択してくださ

表示軸数

い。

表示

コマンドモードになっている

インターバルモードに設定（パラメー
タ番号 22 を 1 に設定）してください。

症状 5：パラメータの変更ができない

1軸
負（−）記号および数字 6 桁（緑色 LED）

最小表示量

パラメータによる選択（表示可能範囲）

れていない

6.2

Err 10［------］

NOM

BCD

信号

出力

H

FFFF10H

FFFF15H

FFFF200.001（± 999.999）mm
0.0005（± 99.9995）mm
0.0001（± 99.9999）mm

対処／

原因
電源電圧異常最大入力周波数

1.25 MHz（2 相方形波）

最大計数速度

5 MHz

エラー解除方法

電源電圧

DC+12 V 〜 24 V

既定の電源に接続してくだ

消費電力

最大 6 W（最大 500 mA）

さい

使用温度（湿度）範囲

0 ℃〜 40℃（20% RH 〜 80% RH、非結露）

自動解除

保存温度（湿度）範囲-10℃〜 50℃（20% RH 〜 80% RH、非結露）

電源立ち上げ時

電源瞬断のときは電源を見の計数スタンバ

直してください

外観寸法

イ状態、またはy［P.SET］を押す

電源瞬断
Err 200.005（± 999.995）mm

ださい。詳細は、「3.1 パラメー
タの設定手順」（3 ページ）

エラーコード一覧表示

自動設定

0.01（± 9999.99）mm

パラメータモードが「パラメー パラメータ番号 00 を 1 に設定してくタ設定」（設定値 1）に設定さゲージによるy 外部 HOLD 信号入力

オーバースピー

測定条件を見直してくださドい96 (W) × 48 (H) × 155 (D) mm
約 400 g質量
CE マーキング

EMC 指令：EN 61326-1
Immunity test requirement：Clause 6.2 Table 2
Emission limit：Class B
RoHS 指令：EN IEC 63000

y［P.SET］を押す

インターフェイス

I/Oy 外部 HOLD 信号入力
FFFF30

計数値が 8 桁以

プリセット値を変更してく上

ださい
y［P.SET］を押す
y 外部 HOLD 信号入力

Err 40H

FFFF40

リニヤゲージのy リニヤゲージの接続を異常またはオー

確認してください

バースピードy 測定条件を見直してく 外観寸法図（全機種共通）
96

91.4

44.4

H

48

Err 30ださい
y［P.SET］を押す
y 外部 HOLD 信号入力
F*****

L

F*****

計数値が 6 桁以

全小数点L

計数状態 原点未検出

L

計数状態 公差設定エラー

上点滅
Err 90ください
原点を通過させてください（EG-101Z のみ） 自動解除
いL

計数状態 キープロテクト

単位：mm

公差値を再入力してくださ［P.SET］を押す

Err 95154.6

計数値を 6 桁以内に戻して オプション
パーツ No.

キープロテクトパラメータ

品名を解除（パラメータ番号

02ADB440

I/O 出力コネクタ（カバー付き）

35 を 0 に設定）してくだ

02ADD930

端子台接続ケーブル *1

さい

357651

AC アダプタ

自動解除

02ZAA000

AC コード *1*1

ミツトヨ
8 株式会社〒 213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

AC アダプタ使用時に必要です。

Printed in Japan
2020 年 12 月 1 日 発行 (1)