MS3768 折線変換器用 係数作成ソフト

Coef3768
取扱説明書
Ver.3.0.2

目次12345

概 要 ...........................................................................................................................................................................................1
動作環境 .......................................................................................................................................................................................2
設定ソフトのインストール........................................................................................................................................................2MS3768 変換器のリニアライズ ..............................................................................................................................................5
coef3768 操作方法......................................................................................................................................................................65.1
coef3768 起動 ....................................................................................................................................................................65.2
coef3768 操作方法 ............................................................................................................................................................65.2.1
座標点の指定 .............................................................................................................................................................7
5.2.2“整列”ボタン..............................................................................................................................................................75.2.3“グラフ表示”ボタン ..................................................................................................................................................85.2.4“係数ファイルの作成” ..............................................................................................................................................95.2.5“読み込み” ..................................................................................................................................................................95.2.6“リミット機能” ....................................................................................................................................................... 10

取扱説明書 P-3358-01-S22

1

概 要
本書は、プログラマブル変換器 MS3768 の係数設定用のファイルを PC で作成するためのアプリケーション ソフ
ト coef3768 の取扱説明書です。

- 1 -取扱説明書 P-3358-01-S22

2

動作環境
本プログラムは、PC の Windows 7、10 上で動作します。
本プログラムの実行には、Microsoft .NET Framework 3.5 以降が必要です。

3

設定ソフトのインストール(1) セットアップＣＤの coef3768 フォルダ中のアイコン“setup.exe”をダブルクリックしてください。
(2) coef3768 のインストールが紹介されます。
他のアプリケーションが起動していないことを確認し、“次へ”を押して次に進みます。

- 2 -取扱説明書 P-3358-01-S22(3) 本プログラムのインストール先を設定します。
インストール先の設定が完了したら、“次へ”をボタンを押して次に進みます。

(4) “次へ”をボタンを押して次に進みます。

- 3 -取扱説明書 P-3358-01-S22(5) “閉じる”を押して終了します。

- 4 -取扱説明書 P-3358-01-S22

MS3768 変換器のリニアライズ
ＭＳ３７６８変換器のリニアライザをオンにした際に利用する、ユーザー係数の考え方は以下のようになっています。
リニアライズ方式は直線補間演算とし、各指定座標点以下を次の式で補間します。

y = (a × x) + b

115%(xn,yn)Y 軸(出力)

4-15%(x3,y3)(x2,y2)(x1,y1)115%
X 軸(入力)

座標点数は、最低 2 点、最大 21 点指定します。
X 軸の-15%及び 115%に指示がない場合は、延長線上の値とします。

- 5 -取扱説明書 P-3358-01-S22

5

coef3768 操作方法
5.1

coef3768 起動

coef3768 を起動するには、Windows の［スタートメニュー］→［プログラム］→［coef3768］→ coef3768を選択してください。

5.2

coef3768 操作方法

起動時の画面は上のイメージになります。
○で囲んだ部分に入力値と出力値を設定して、ユーザ係数の指定座標を指定します。
画面下方の４つのボタンで係数作成ソフトをコントロールします。

- 6 -取扱説明書 P-3358-01-S22

5.2.1 座標点の指定

チェックボックスをクリックしてチェックを入れるとその行のテキストボックスが有効になります。
値を-15～115 の間で指定してください。
（設定単位は%になります）
少数点の入力も可能ですが、少数点第 2 位までが有効になります。

5.2.2 “整列”ボタン
整列ボタンを押すと画面の設定値が入力の小さい順にソートされます。

- 7 -取扱説明書 P-3358-01-S22

5.2.3 “グラフ表示”ボタン
グラフ表示ボタンを押すと、指定した座標からグラフを作成し、黒の線で表示されます。
グラフは左下端が（-15, -15）で右上端が（115, 115）になります。

ピンクの点線は、指定座標のＸ軸を表示しています。
赤の実線は上限、下限を表示しています。

注意点
最低 2 点以上座標を設定する必要があります。
チェックの入っている個所で値が設定されていない場合はエラーになります。
チェックの入っていない設定値は無視されます。
-15～115%の範囲外の値を入力した場合はエラーになります。
入力値が小数点第 3 位を四捨五入した結果、同じ値のものが存在する場合はエラーになります。

- 8 -取扱説明書 P-3358-01-S22

5.2.4 “係数ファイルの作成”
変換器の設定で使用するファイルを作成します。
「係数ファイルの作成」のボタンを押すと、ファイル名を指定するダイアログが表示されます。
ファイル名と保存先を指定して「保存」を押すとファイルが作成されます。
（拡張子は.coef として保存）
チェックの入っていない値は保存されません。

注意点
最低 2 点以上座標を設定する必要があります。
チェックの入っている個所で値が設定されていない場合はエラーになります。
チェックの入っていない設定値は無視されます。
-15～115%の範囲外の値を入力した場合はエラーになります。
入力値が小数点第 3 位を四捨五入した結果、同じ値のものが存在する場合はエラーになります。
ファイルに保存されるのは、小数点第 3 位を四捨五入した値になります。

5.2.5 “読み込み”「係数ファイルの作成」で作成されたファイルから指定座標を読み込みます。
「読み込み」ボタンを押すと、ファイルを指定するダイアログが表示されます。
ファイルを指定し「開く」を押すと、ファイルに保存されている指定座標が画面に反映されます。

- 9 -取扱説明書 P-3358-01-S22

5.2.6 “リミット機能”
Ｙ軸 0～100%の範囲外の点を補正します。但し、延長線がＹ軸 0～100%の範囲内で既に傾きが０の場合、新しい点は追加しません。また、新しい点を追加することによって座標点数が最大の２１点を超える場合、その旨を伝えるメッセージを出力して処理を中断します。
(1) ケース１
延長線がＹ軸 100%を超える場合、延長線とＹ軸 100%との交点、および(115%, 100%)の座標に新しい点を追加します。

100%

115%
※ -15%側も同様の補完を行います。
(2) ケース２
延長線がＹ軸 100%を超え、Ｘ軸最大の点がＹ軸 100%の線上にある場合、(入力 115%,出力 100%)の座標にのみ新しい点を追加します。

100%

115%
※ -15%側も同様の補完を行います。

- 10 -

取扱説明書 P-3358-01-S22(3) ケース３
Ｘ軸最大の点がＹ軸 100%よりも大きい場合、延長線とＹ軸 100%との交点、および(115%, 100%)の座標に新しい点を追加し、Ｘ軸最大の点を削除します。
削除
100%

115%
※ -15%側も同様の補完を行います。
※ 延長線とＹ軸 100%との交点に既に座標点がある場合は交点に新しい点は追加しません。
(4) ケース４
Ｘ軸最小の点とＸ軸最大の点を除く点においてＹ軸 0%～100%の範囲外の点がある場合、その旨を伝えるメッセージを出力して処理を中断します。

- 11 -