音叉振動式レオメータ
RV-10000A /RV-10000

新しい測定方式「音叉振動式」
低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでを高精度に連続測定
非ニュートン流体の挙動をシアレートに変えて確認
音叉振動式
液体中で、振動子を共振させ、振動子を一定振幅で動かすのに必要となる加振力から粘度を求める

恒弾性バネ《 特許取得済 》

変位センサ

・ 平板プレートタイプの振動子により試料組織の破壊が少なく、安定した粘度測定が可能

電磁駆動部

・ センサ部の清掃が容易
・ 付属容器など、透明の容器を使用することで、試料の状態を見ながら 測定可能
・ 振動子と温度センサは隣接しており、粘度と温度の相関性を正確に把握することが可能

温度センサ
振動子

・ 振動子の表面積・質量が小さいので、試料の粘度変化や温度変化にすばやく応答したリアルタイムの測定が可能
・ 付属容器の他、任意の容器で測定可能（使用する容器での校正は必要）※ 音叉振動式レオメーターでは、「粘度 密度」が測定されます。計測単位には粘度（mPa・s)を使用していますが、これは密度を1g/cm3と仮定した表示となります。

RV-10000A/RV-10000 共通特徴

▋ 高い測定精度
音叉振動式を採用し、フルレンジで繰り返し性1%の高い測定精度。《 特許取得済 》▋ シアレートが可変振動子の振幅量を変更する事によりし、シアレートが可変となります。
（振幅量0.07mm〜1.2mm）
非ニュートン流体の挙動を確認する事ができます。

▋ 振動子は、耐食性に優れたチタン製▋ 温度センサ標準装備
試料温度を測定するための温度センサを標準装備。2つの振動子の中間に温度センサが配置されているため、温度と粘度の関係を正確に把握できます。

▋ 長時間の連続測定
振動子の駆動周波数は30Hzと低く、試料に加わる負荷が微少のため、測定開始後に試料の温度変化がほとんどなく、試料物性に変化を与えない状態での連続測定が可能です。

▋ 非ニュートン流体・気泡入り試料の測定
薄型プレートの振動子を採用し、試料の組織変化が少なく、非ニュートン流体の試料も安定して測定できます。
気泡入りの試料も、気泡を壊さずに測定が可能です。
（水道水などの測定で振動子に気泡が付着した場合は、気泡の影響により粘度値が上昇します。）▋ 容器セット＜10mL/13mL/45mL＞（循環水ジャケット付）
AX-SV-54

標準付属 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▋ 広範囲の連続測定
粘度検出部（振動子）の交換なしで、全測定範囲にわたり連続測定。

▋ 正確な測定
粘度検出部（振動子・温度センサ）の熱容量が小さいため、試料温度が平衡になるまでの時間が早く、短時間で正確な粘度測定。

▋ 攪拌、流動中の粘度測定
2つの振動子は互いに逆方向に振動するため、試料が流動している状態でも誤差を打ち消しあい、攪拌中の試料も測定できます。
このため連続流動状態となるラインでの測定も可能となり、研究室と現場で互換性のあるデータ管理を実現します。

▋ 校正機能粘度が既知の標準液や試料を利用し校正が可能。粘度計を校正して使用することにより常に一定の精度を保持。

用途

ゲル化点の測定塗料・インク・紛体
セメント・造影剤などのスラリー
接着剤・封止剤
化粧品：ハンドクリーム、化粧水、乳液、クレンジングオイル、ジェルなど
食品：食感・喉越しなどの感応試験（とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料）
化学：樹脂 / 金属溶液などのエマルジョン、ディスパージョン、コロイド状態の分析
医療：血液・胆汁などの in vitro 試験、嚥下造影（VF）検査用の造影剤
測定範囲
各振幅での粘度測定範囲とニュートン流体（水、粘度校正用標準液）
測定時のニュートン流体（水、粘度校正用標準液）
測定時の振幅、粘度、ずり速度（実効値）の関係

ずり速度（実効値）の関係
100000 （0.07, 25000）

10000

粘度測定範囲イオン交換水

JS20

JS200

JS2000JS14000（0.6, 5000）

5s −110000（1.2, 3000）
20s −11000

粘度値

ずり速度

100

振幅 1.2mm
振幅 1.0mm
振幅 0.8mm
振幅 0.6mm
振幅 0.4mm
振幅 0.2mm
振幅 0.1mm
振幅 0.07mm（s ­1）
1010.1110100

1000

10000

100000100030s −140s

10s −1−150s −1100（mPa・s）
10180s −1
100 −1100s
200s −1200
300 −1300s

0.1 （0.2, 0.3）
0.2
0400s −1
400
500 −1500s
600s −1

800 −1800s

0.41000 −11000s

0.60.8（1.2, 0.3）
11.2

振動子の振幅値（mm）

粘度値（mPa・s）

RV-10000A/RV-10000 比較表
RV-10000A

RV-10000

専用コントローラ○̶

WinCT-Viscosity○○

除振台（AD-1671A）○○

無段階連続可変8段階（ 0.07mm〜1.2mm間 ）（0.07/0.1/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2mm）

振幅量

外形寸法

センサユニット部： 112（W）╳132（D）╳291（H）mm / 約0.8kg

表示部： 238（W）╳132（D）╳170（H）
mm / 約1.3kg

スタンド部

： 296
（W）
╳314（D）╳536（H）mm / 約4.6kg

専用コントローラ部 ： 203（W）╳153（D）╳58（H）
mm/約1.1kg【RV-10000Aのみ】標準価格（税抜）¥2,000,000

60 −160s¥1,200,000

音叉振動式レオメータ

RV-10000A

付属の専用コントローラによってシアレートをオート制御、またはプログラム制御で変更させ、非ニュートン流体の物性評価をすることが可能。
▋ 専用コントローラ付属 ： 振動子0.07mm〜1.2mm間の無段階コントロール▋ プログラムモードでは任意のシアレート変化による粘度値の変化を自動測定▋専用コントローラ画面例・プログラムモードでは、測定時間とシアレート、またはシアレートの開始点と、折り返し点を任意で設定できます。
・測定結果は、CSV形式による測定値データ、またはJPEG形式による画像ファイルとしてUSBメモリに出力できます。

▋ボディクリームの測定例 ①（オートモード・ファイン）

X軸： シアレート
Y軸：粘度 /

̶̶ 温度

▋ボディクリームの測定例 ②（オートモード・ファイン）

X軸： 測定時間
Y軸：
粘度 /

̶

̶ 振動子振幅音叉振動式レオメータ

RV-10000

データ処理ソフトWinCT-Viscosityが付属し、PCにインストールすることで、測定データを表示・記録させる事が可能。
マニュアル運転で、センサ部の振幅量を8段階の中から選択し、粘度を測定。
▋ ８段階のシアレート変更（振幅 0.07 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2mm）▋ 簡単操作：ボタン一つでシアレートをマニュアル変更可能

コーンスターチ

肌用保湿クリーム
8000

2500

25℃

7000
2000

粘度粘度6000

濃度62%（重量比）
1500

5000

4000（mPa・s）
3000（mPa・s）
1000

35℃
40℃

2000

500

1000

濃度60%（重量比）
045℃

000.2

0.4

0.60.811.2

0振動子の振幅値（mm）
シアレート 小0.2

0.4

0.6

0.8

11.2

振動子の振幅値（mm）
シアレート 大シアレート 小■ ダイラタント流体

シアレート 大■ ビンガム流体
界面活性剤 曇点測定

1.5

雲点

1.4
1.3

粘度

1.2
1.1（mPa・s） 1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
20 22

2426

28

30

32

3436

38

40

温 度（℃）■ 高い感度（曇点まで測定）※ グラフ化にはPCとソフトウェア『WinCT-Viscosity』が必要です。

仕様
RV-10000A

モデル

RV-10000

測定方式

音叉振動式／固有振動数 30Hz

振幅レンジ

0.07〜1.2mm（振動子先端にて）粘度測定範囲振幅（振動子先端にて）粘度範囲

振幅（振動子先端にて）粘度範囲

0.07mm〜0.1mm未満

2,000〜25,000mPa・s

0.07mm

2,000〜25,000mPa・s

0.1mm〜0.2mm未満

20〜25,000mPa・s

0.1mm

20〜25,000mPa・s

0.2mmの時

0.3〜25,000mPa・s

0.2mm

0.3〜25,000mPa・s

0.2mm超〜0.4mm以下

0.3〜12,000mPa・s

0.4mm

0.3〜12,000mPa・s

0.4mm超〜0.8mm以下

0.3〜5,000mPa・s

0.6mm／0.8mm

0.3〜5,000mPa・s

0.8mm超〜1.2mm以下

0.3〜3,000mPa・s

1.0mm／1.2mm

0.3〜3,000mPa・s

試料温度測定部

0〜160℃

温度測定精度

0〜20℃： 1℃、20〜30℃： 0.5℃、30〜100℃： 2℃、100〜160℃： 4℃

粘度測定精度 ※1 繰り返し性 ※21% （標準偏差）

確度 ※3
最小表示

3%（1〜1,000mPa・s） 振幅0.4mm設定時
レンジ（mPa・s）

最小表示（mPa・s）

最小表示（Pa・s）

レンジ（mPa・s）

最小表示（mPa・s）

最小表示（Pa・s）

0.3〜100.01

0.0001

0.3〜100.01

0.0001

10〜1000.1

0.0001

10〜1000.1

0.0001

100〜1,000

10.001

100〜1,000

10.001

10 ※40.01

1,000〜25,000

10 ※40.01

1,000〜25,000単位（粘度）

mPa・s、Pa・s、cP、P

動作周囲温度

10〜40℃

試料量10mL以上

試料温度測定部

0〜100℃/0.1℃表示、100〜160℃/1℃表示

表示部

蛍光表示管

接続ケーブル長

1.5m（ 計測部 㱻 表示部 ）通信機能

RS-232C標準電源

ACアダプタ【AX-TB248：AC100V（＋10%、−15%）、50Hz/60Hz】

消費電力

約14VA（ACアダプタ含む）

外形寸法/自重センサユニット部：112（W）╳132（D）╳291（H）mm／約0.8kg 表示部
スタンド部

標準付属品

：238（W）╳132（D）╳170（H）mm／約1.3kg：296（W）╳314（D）╳536（H）mm／約4.6kg 専用コントローラ部：203（W）╳153（D）╳58（H）mm／約1.1kg【RV-10000Aのみ】

取扱説明書、ACアダプタ（AX-TB248）、接続ケーブル（1.5m）、サンプル容器（容量45mL、5個）、
少量サンプル容器（容量10mL、5個）、
少量サンプル容器フタ（5個）、ガラス容器（容量13mL、2個）、ガラス容器ホルダ、循環水ジャケット、
データ通信ソフトウェア（WinCT-Viscosity)、
RS-232Cストレートケーブル、USBシリアルコンバータ、計量部固定スタンド、X-Y-Zステージ、除振台（AD-1671A）、専用コントローラ【RV-10000Aのみ】標準価格（税抜）
JANコード¥2,000,000¥1,200,000

4981046608176

4981046608169※1：サンプル容器（45mL）使用時。※2：液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定。 ※3：温度範囲は20〜30℃、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液で校正後の値。
測定が長時間におよぶ場合は、必要に応じて定期的に標準液あるいは純水を利用した校正を行ってください。 ※4：単位はPa・sになります。

別売品

・AX-SV-37＊2

AX-SV-31-2.5＊1
粘度計校正用標準液（JS2.5）￥27,000（税抜）

AX-SV-31-5＊1
粘度計校正用標準液（JS5）￥27,000（税抜）

AX-SV-31-10＊1
粘度計校正用標準液（JS10）￥27,000（税抜）

AX-SV-31-20＊1
粘度計校正用標準液（JS20）

AX-SV-31-50＊1
粘度計校正用標準液（JS50）

AX-SV-31-100＊1
粘度計校正用標準液（JS100）AX-SV-31-200＊1
粘度計校正用標準液（JS200）￥27,000（税抜）

AX-SV-61

AX-SV-31-500＊1
粘度計校正用標準液（JS500）￥27,000（税抜）（測定部用）
AX-SV-62-1 RV/SV用本体カバー

AX-SV-31-1000＊1
粘度計校正用標準液（JS1000）￥27,000（税抜）

AX-SV-62-2 RV/SV用表示部・コントローラ部カバー￥1,000（税抜）

AX-SV-31-2000＊1
粘度計校正用標準液（JS2000）￥29,000（税抜）

AX-SV-63

RV/SV用ディスポ容器10ｍＬ、40個入り￥4,000（税抜）

AX-SV-31-14000＊1
粘度計校正用標準液（JS14000）￥29,000（税抜）AD-8121B

コンパクト・プリンタ￥65,000（税抜）￥29,000（税抜）AD-8126

ミニプリンタ￥48,000（税抜）￥78,000（税抜）＊1AX-SV-31-160000 粘度計校正用標準液（JS160000）

・AX-SV-38
AX-SV-39￥27,000（税抜） ・￥27,000（税抜） ・AX-SV-54

循環水ジャケット〈本体：PC（ポリカーボネート）製、パッキン：シリコンゴム製〉、少量サンプル容器、フタ各4個付き￥15,000（税抜）

ガラス保存容器（容量 約60mL、内径47mm）、10個セット ￥5,000（税抜）＊3 プラスチック保存容器（容量 120mL ）、20個セット＊4￥10,000（税抜）

容器セット〈10mL/13mL /45mL〉
循環水ジャケット付き（標準付属品）￥27,000（税抜）￥60,000（税抜）
電磁スターラー（リモート・マイクロ型）￥120,000（税抜）￥3,000（税抜）・AX-SV-33

サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量35〜45mL〉

AD-1671A

除振台（標準付属品）

付属品と同じもの、10個セット

AD-1686

超音波洗浄器￥35,000（税抜）・AX-SV-34

少量サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量10mL〉

AD-1687

環境ロガー￥40,000（税抜）・AX-SV-35
・AX-SV-36￥10,000（税抜）

10個セット、フタ10個付き￥10,000（税抜）AD-1688

計量データロガー￥18,000（税抜）

ガラス容器（容量 約13mL）￥19,500（税抜）

AX-TB248

ACアダプタ（標準付属品）￥3,500（税抜）

位置決め用ストッパー（標準付属品）￥10,000（税抜）＊1：容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き ＊2：循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。
（水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります）＊3：密閉性に優れ液漏れしにくい。本体・フタ：PP（ポリプロピレン）、中フタ：LDPE（低密度ポリエチレン） ＊4：サンプル容器〈PC(ポリカーボネート）製、容量45mL 〉╳5個、少量サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量10mL〉╳5個、ガラス容器（容量13mL）╳2個、循環水ジャケット╳1個 「 」の付いている別売品は、ホームページで形状が確認できます。
（写真あり）

・株式会社
本社：〒170-0013 東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁 目 2 3 番 1 4 号
TEL.03-5391-6128（直）FAX.03-5391-6129■ 札 幌 出 張 所 TEL.011-251-2753（代）FAX.011-251-2759■ 仙 台 出 張 所 TEL.022-211-8051（代）FAX.022-211-8052■ 宇 都 宮 営 業 所 TEL.028-610-0377（代）FAX.028-633-2166■ 東 京 北 営 業 所 TEL.048-592-3111（代）FAX.048-592-3117■ 東 京 南 営 業 所 TEL.045-476-5231（代）FAX.045-476-5232■ 静 岡 出 張 所 TEL.054-286-2880（代）FAX.054-286-2955■ 名 古 屋 営 業 所 TEL.052-726-8760（代）FAX.052-726-8769■ 大 阪 営 業 所 TEL.06-7668-3900（代）FAX.06-7668-3901■ 広 島 営 業 所 TEL.082-233-0611（代）FAX.082-233-7058■ 福 岡 営 業 所 TEL.092-441-6715（代）FAX.092-411-2815

http://www.aandd.co.jp

安全上のご注意● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft●本カタログの内容は現在のものです。
Corporationの登録商標または商標です。

2015年 3 月

＊RV10000A-ADJC-03-PR3-15304