Hart Scientific
6330、7320、7340、7380 コンパクト・バス
7320・7340
7380

標準器室に合ったサイズ、標準器室レベルの性能

6330

・安定度、均一度：±0.008 ℃未満
・ベンチトップにも、カートに乗せての使用にも便利
ハート・サイエンティフィックはこの20年の間、世界で最も性能の良い温度バスを作り続けています。独自の設計による加熱/冷却設計とハイブリッド・アナログ-デジタ
ル・コントローラーと共に、ハートのバスは商業的に実現可能な最も効果的な技術ェアが付属しています。また、ハートのブラモデル7320、7340を活用しています。モデル6330、7320、 幅広い作業環境をカバーするモデル7320

ック・スタックなどのサーモメーター・リード

7340、7380も例外ではありません。と7340は、低温度校正のご要求にもおアウトおよびMET/TEMPⅡソフトウェアを応えします。7320は−20 ℃から150 ℃ま併用すれば、自動化校正が無人で実行でモデル6330

でをカバーし、7340はさらに低温の−40きます。

6330は最大300 ℃までの全温度範囲をカ℃を実現します。0 ℃未満では両モデルのバーしています。300 ℃における安定度、 安定度は±0.005 ℃と素晴らしく、均一度

ハートは、冷却装置、循環装置、あるいは均一度はそれぞれ±0.015 ℃、±0.020 ℃も±0.006 ℃未満という性能を持っていま

いわゆるユーティリティ・バスを製造していより優れているので、これほどの高温でも校す。いかなる実用的なバスも、0 ℃未満のません。またユーティリティ・バスの製造元

正は総合不確かさ±0.05 ℃未満で容易

厳しい温度で、また代表的な室温、体温は度量衡学レベルのバスを製造していまに実行可能です。より低い温度領域でのといった温度範囲で、また100 ℃、122 ℃せん。お客様の作業に必要な正しいバス

安定度、均一度はさらに優れています。

といった重要な高温でさえもハートのコンを使用し、得られる最良の成果を獲得してパクト・バスほど良い性能を発揮しません。

ください。

6330は幅がたった305 mm、高さは483mm未満ですので、貴重なスペースを使う

モデル7380

ことなく容易にベンチトップでの利用が可

超低温においては、7380は−80 ℃にす能です。キャスターと荷台付きのカート（オプ

ばやく到達し、その際±0.006 ℃という2シション）を利用すると、フロアーで使用するグマ安定度を維持します。7380は冷却装時に丁度良い高さになります。またカートに置や循環装置ではなく、真の度量衡学レは、標準器室の必需品を格納するキャビベルのバスです。最高±0.008℃の均一ネットも付いています。作り付けのハンドル度を誇り、温度装置の比較校正を高い精により、カートやベンチトップからの移動が度で行うことができます。

容易です。どのような場所で使いたい場合にも、あちこちへ移動させたい場合にも、 いずれのモデルにもRS-232シリアル・イン
6330ならば頭を悩ませる必要はありません。 ターフェイス、およびPCからバスを制御するためのモデル9930 Interface-itソフトウ

24

オプションのフロア・カート（ロック付きキャスター付属）
でバスを必要な場所に容易に移動できます（。6330、7320、7340に使用可能。7380にはキャスターが付属しています。
）

コンパクト・バス

仕様概要
仕様
温度範囲
安定度

均一度

6330

7320

7340

7380

−20 ℃〜150 ℃−40 ℃〜150 ℃−80 ℃〜100 ℃

35 ℃〜300 ℃±0.005 ℃ at 100 ℃（オイル5012） ±0.005 ℃ at −20 ℃（エタノール） ±0.005 ℃ at −40 ℃（エタノール） ±0.006 ℃ at −80 ℃（エタノール）±0.010 ℃ at 200 ℃（オイル5017） ±0.005 ℃ at 25 ℃（水）
±0.005 ℃ at 25 ℃（水）
±0.010 ℃ at 0 ℃（エタノール）±0.015 ℃ at 300 ℃（オイル5017） ±0.007 ℃ at 150 ℃（オイル5012） ±0.007 ℃ at 150 ℃（オイル5012） ±0.010 ℃ at 100 ℃（オイル5012）±0.007 ℃ at 100 ℃（オイル5012） ±0.005 ℃ at −20 ℃（エタノール） ±0.006 ℃ at −40 ℃（エタノール） ±0.008 ℃ at −80 ℃（エタノール）±0.015 ℃ at 200 ℃（オイル5017） ±0.005 ℃ at 25 ℃（水）
±0.005 ℃ at 25 ℃（水）
±0.012 ℃ at 0 ℃（エタノール）±0.020 ℃ at 300 ℃（オイル5017） ±0.010 ℃ at 150 ℃（オイル5012） ±0.010 ℃ at 150 ℃（オイル5012） ±0.012 ℃ at 100 ℃（オイル5012）

加熱時間※35 ℃から300 ℃まで250分 25 ℃から150 ℃まで80分（オイル5017）（オイル5012）

冷却時間n/a

安定時間

15〜20分押しボタンによるデータ入力、デジタル表示

温度設定
設定温度分解能
ディスプレイ分解能

25 ℃から150 ℃まで60分 25 ℃から100 ℃まで25分（オイル5012）（オイル5010）

25 ℃から−20 ℃まで100分 25 ℃から−40 ℃まで110分 25 ℃から−80 ℃まで130分（オイル5012）（エタノール）（エタノール）

0.01 °; 0.00018 （高分解能モー°ド）
0.01 °

0.01 °±0.5 ℃
デジタル設定確度
デジタル設定繰返し性 ±0.01 ℃
アクセス開口部
作業面積
深度94×172 mm（3.7×6.8 in）

86×114 mm（3.25×4.5 in）

81×133 mm（3.2×5.25 in）
234 mm
（9.25 in）

86×114 mm（3×4 in）
178 mm（7 in）

液体に接触する部分の材料 304ステンレス・スチール
要指定：115 VAC（±10 %）、50/60 Hz、7 A、 要指定：115 VAC（±10 %）、60 Hz、15 Aまたは、
電力
または、230 VAC（±10 %）、50/60 Hz、3.5 A 230 VAC（±10 %）、50 Hz、8 A、1400 VA
容量寸法

9.2 R（2.4ガロン）
幅305×奥行き546×高さ470 mm 幅305×奥行き546×高さ470 mm
カートなし（12×21.5×18.5 in）カートなし （12×21.5×18.5 in）
幅305×奥行き546×高さ819 mm 幅305×奥行き546×高さ819 mm
カートあり（12×21.5×32.25 in）カートあり （12×21.5×32.25 in）

35.4 kg（78 lb．
）
19 kg（42 lb．
）
重量Interface-it ソフトウェア、RS-232付属（オプションでIEEE-488）
自動化パッケージ※公称値115 Vのレート（またはオプションで230 V）

要指定：115 VAC（±10 %）60 Hz、16 A、または、230 VAC（±10 %）、50 Hz、8 A
4 R（1ガロン）
幅305×奥行き610×高さ762 mm（12×24×30 in）

52 kg（115 lb.）

オーダー情報モデル

オプションおよびアクセサリー

6330
コンパクト・バス、35 ℃〜300 ℃
7320
コンパクト・バス、−20 ℃〜150 ℃
7340
コンパクト・バス、−40 ℃〜150 ℃
7380
コンパクト・バス、−80 ℃〜100 ℃

2020-6330 スペア・アクセス・カバー、SST、6330用
2076-6330 フロア・カート、6330用（高さ34 mm［13.5 in］）
2020-7320 スペア・アクセス・カバー、SST、7320／7340用
2076-7320 フロア・カート、7320／コンパクト・バス

7340用（高さ23 mm［9 in］）
2001-IEEE IEEE-488インターフェイス、6330／7320／7340用
2020-7380 スペア・アクセス・カバー、SST、7380用
2125-C IEEE-488インターフェイス（RS-232 −IEEE-488コンバーター・ボックス）25