SPECIFICATIONS

デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL
§１．概

2005.10.14 改訂

ＤＬＳ－５０２５Ａ

要

本器は台秤やタンク・ホッパースケール等での計量システムに最適な、ひずみゲージ式トランスデュー
サ専用のデジタル指示計で、オートゼロ(ＡＺ)、コンパレータ等の機能を備えている。
コンパレータは4chを備えており、落差補正が可能な他、独立して上限動作または下限動作を選択できる。
設定値変更はキー操作により容易に行える。なお、ＡＺ操作はワンタッチ操作が可能である。
またオプションとして、D/A変換による表示に対応したアイソレートアナログ信号またはRS-232Cシリアル出力信号が選択可能である。
使用電源はAC100Vの他、DC24Vにも対応(オプション)している。

§２．仕様

２－１．アナログおよびA/D変換部1). 入力感度

0.8μV/D以上 (D:最小目)2). 非直線性

0.8mV/V入力時

表示分解能：最大1/10,000

0.4mV/V入力時

表示分解能：最大1/5,000±0.02％FS±1カウント3). 温度特性 零点±0.005％FS/℃(入力感度:1.0mV/Vに於いて)

感度±0.005％Reading/℃4). 周波数特性

約1Hz5). トランスデューサ電源

DC10V±5％,120mA(350Ω型トランスデューサ4台接続可能)

２－２．表示部1). 計量値表示
表示種類①計量値表示②動 作 表示

LED 7セグメント5桁、赤色、文字高さ10mm
LED、赤色、12個

2). 計量値表示
表示範囲±９９９９９ (ゼロサプレス表示)

小数点任意桁に設定可能(無し,オーバー表示,,,)

全桁点滅
入力信号が-0.2mV/V以下と2.0mV/V以上、または表示値が99999を超える場合はオーバー表示を行う。

単位kg

その他は付属単位シール貼り付けによる

種類：kg, g, t, N, kN, N･m, kN･m, kPa, MPa, mm, %サンプリング周期

東洋測器株式会社

250msec. (4回／秒)

Page

1／7Spec No.

ＴＡ４０００８８Ｄ

2△SPECIFICATIONS
3). 動作表示

1, 2, 3, 4,(Set Point 1～4), HOLD(表示ホールド),PT(プリセット風袋引き), AZ(オートゼロ), GROSS(総重量表示)
S.P.(Set Point設定中), CAL(校正中), FUNC(機能設定中)
LOCK(キー操作のロック)

２－３．零点・感度調整
1). 零点調整-0.2～1.5mV/Vの入力信号にて調整可能。

(キー操作による)

2). 感度調整

0.4mV/V～2.0mV/Vのスパン量にて調整可能。(キー操作による)※.初期風袋値(ゼロ点入力値)と最大計量値(スパン量)の合計が2mV/Vを超えないこと

２－４．Ｉ／Ｏ部1). 操作スイッチ

11キー、
項目選択(Item Select)キー：(Set Point, CAL, FUNC)

コマンドキー：(AZ, AZ.R)

アローキー：(BACK,NEXT,DOWN,UP)

エスケープキー：(ESC)

エントリーキー：(ENT)

2). 外部指令入力 (3bit)①オートゼロ (AZ)

ワンショットメーク接点 (パルス幅0.2s)②オートゼロリセット(AZ.R)③補助指令(CMD)a).表示ホールド〃
下記機能より1種類を選択可能
継続メーク接点b).NET/GROSSc).ゼロ点補正〃
ワンショットメーク接点 (パルス幅0.2s)

3). 制御用出力①出力信号

リレー接点出力：4点(4bit 1コモン)
RY1～4、各a接点出力(電源OFF時、接点ブレイク)
使用リレー：オムロンG6E-134P-US②接点容量

DC 30V, 2A(抵抗負荷)

AC125V, 0.4A (抵抗負荷)
4). アナログ出力(オプション)①出力信号

表示値に連動したD/Aコンバート、アイソレート片極性出力4～20mA/0～FS(負荷抵抗：0～260Ω) ････ OP-1
0～5V/0～FS(負荷抵抗：5kΩ以上) ･･････ OP-2
オーバー・アンダーともにFSに対し5%出力可能②分解能

表示分解能に連動③非直線性±0.1％FS(表示値に対して)④温度特性

零点･感度共±0.01％FS/℃

東洋測器株式会社

Page

2／7

Spec No.

ＴＡ４０００８８Ｄ

2△

SPECIFICATIONS

5). RS-232Cシリアル出力(オプション:OP-3)①インターフェイス規格

RS-232C規格準拠 (アイソレート出力)

伝送速度

2400 BPS

伝送プロトコル

調歩同期(非同期)

伝送フォーマット

ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ:7bit, ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ:2bit
ﾊﾟﾘﾃｨ:EVEN, ﾃﾞｰﾀ:ASCIIコード

6). カレントループシリアル出力(オプション:OP-4)
インターフェイス規格

カレントループシリアル(弊社外部機器接続用専用I/F)

接続可能機器CV-3010(BCD変換器)、ED-3020(大型表示器)、EP-3030(プリンタ)
2005年10月現在

２－５．各機能仕様
1). オートゼロ機能 (ＡＺ)
ワンタッチキー[AZ]操作により、現在の計量値を零にし、その点からの増減量を正味重量値として表示する。
本機能動作時[AZ]LEDが点灯。ワンタッチキー[AZ.R]操作により機能解除。
2). ゼロトラッキング機能 (ＺＴ)
キー操作にて設定された値以下の状態が2秒間継続した場合、零点ドリフトと判断し、その時の総重量値を零にする。(本機能の補正値は、電源投入時にクリアされる。)
トラッキング幅設定範囲

OFF,1,2,4,8カウント×最小目盛

3). プリセット風袋引き(固定風袋引き)機能.
プリセット風袋値をキーイン設定する事で、計量値から常に風袋値を減算した値を表示する。
本機能動作時[PT]LEDが点灯。
(ゼロ点校正・スパン校正を行った場合、風袋値は０にリセットされる)
4). スケールディビジョン機能 (Ｓ．ＤＩＶ)
キー操作設定により、計量値の最小目盛(表示の送り数)を設定可能。
表示分解能以内で1、2、5、10が設定可能。(初期値=1)5). デジタルフィルタ機能 (ＤＦ)
DF設定回数の計量値の移動平均演算を行う。
平均回数設定OFF,2,4,8,16回(初期値=4 : DF=4の時、周波数特性fc=約1Hz)
6). キャルロック(スパン校正ロック)機能.
誤操作による感度設定変更を防ぐため、キー操作により感度(スパン)設定に関する変更操作を禁止する事が可能。(ロック中でもゼロ点の再校正は可能)

東洋測器株式会社

Page

3／7

Spec No.

ＴＡ４０００８８Ｄ

2△

SPECIFICATIONS
7). キーロック機能
誤操作による設定変更を防ぐため、キー操作のロックが可能。
本器動作中時に[ESC]キーを3秒間押し続けるとキーロック状態となる。[LOCK LED点灯]
キーロック中に[ESC]キーを3秒間押し続けるとキーロック解除となる。[LOCK LED消灯]
キーロック中に何れかのキーを押した場合、ＬＯＣ(LOCKの省略)を約2秒間表示し、キー操作を無視する。([ESC]キーのみ、そのまま3秒間押し続ける事でロック解除)
8). 表示ホールド／NET/GROSS表示切替／ゼロ点補正（選択機能）
設定変更により下記機能より一機能を選択可能。
a). 表示ホールド [出荷時初期設定]
外部[CMD]指令(継続信号)入力中、表示値をホールドする。
ホールド機能動作中[HOLD]LEDが点灯。
本機能は表示値に対してのみ有効で、ホールド中もＡＺ指令は受付可能。
また、コンパレータの比較結果およびアナログ出力もデータサンプリング毎に更新される。
b). NET/GROSS表示切替
外部[CMD]指令(継続信号)入力中、表示値を総重量(GROSS)表示にする。
総重量(GROSS)表示中[GROSS]LEDが点灯。
c). ゼロ点補正
外部[CMD]指令(0.2sec.ワンショットメーク信号)入力により、付着物等で生じたゼロ点移動を補正する。
ＡＺ機能を使用して混合計量を行う場合、最初の原料投入前にＡＺ指令の代わりに本機能を使用することで、最終原料計量後のＡＺリセット操作により、正確な混合結果が表示できる。
なお、本機能の補正値は停電対策用バックアップの対象外のため電源投入時はクリアされる。
(本機能を使用した場合は不揮発性メモリへの書き込みを行わないため、保証動作回数10万回の制限を受けない。)
9). コンパレータ機能 (ＳＰ１～４)
比較値を正味重量値(NET値=表示値)または総重量値(GROSS値)より選択可能な4点のコンパレータ機能で、4点の接点信号を出力する。またヒステリシス幅設定および落差補正設定が可能。
設定方法

キー操作による。

定量設定値(SP1～4)

0～99999

落差補正設定値

0～ 9999 : 初期値=0（Set Point 1～4各々設定）

ヒステリシス幅設定値

0～999 : 初期値=0（Set Point 1～4共通設定）

比較対象データ

Set Point 1～4各々NET値またはGROSS値より選択可能。

比較モード

下記3モードの接点ON条件より、Set Point 1～4各々選択可能。

①上限動作＋極性比較

計量値≧定量設定値－落差設定値②下限動作＋極性比較

計量値≦定量設定値＋落差設定値③上限動作－極性比較－計量値≦－(定量設定値－落差設定値)

比較動作[SP1～4初期値]

サンプリング(250msec.)毎に行う。

10). アナログ出力スケーリング機能 (アナログオプションを選択した場合に有効。)
スケーリング設定

キー操作によりアナログ出力のＦＳ(20mAまたは5V)に対応する表示値の設定が可能。

東洋測器株式会社

Page

4／7

Spec No.

ＴＡ４０００８８Ｄ

2△

SPECIFICATIONS
11). シリアル出力機能(オプション) データサンプリング毎にASCIIコードで表示値(NET値)を出力する。(ＯＰ－３)
出力データ表示値(小数点付、無単位)(但しNET/GROSS表示切替によりGROSS値表示中もNET値を出力)

出力モード

ストリーム(サンプリング毎にデータを送信)

データフォーマット

ASCIIコード12キャラクタ(ターミネータを含む)で送信
英字は大文字で送信

CR=0DH, LF=0AH

1 2 3 4 5 6
小数点付
Ｗ Ｔ ， ± １ ２
小数点無し Ｗ Ｔ ， ± ０ １
オーバー時 Ｏ Ｌ ， ± ９ ９２－６．総7 8 9 10３ ． ４ ５２ ３ ４ ５９ ． ９ ９11
CR
CR
CR

12LF
LF
LF合1). 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)

各設定データは不揮発性ﾒﾓﾘ(EEPROM)に書き込み。
(最大10万回)

2). 電源電圧

AC100V±10％、50/60Hz：標準仕様
DC 24V±10％:オプション3). 消費電力

約10VA4). 使用温度･湿度範囲

0～＋40℃、20～85％ R.H.

5). 取り付け方法

パネルマウント型6). 重約1kg

量§３．型式一覧、附属品
３－１．型 式
オプション装着は、弊社工場に於いてのみ可能。(工場出荷時オプション)
ＤＬＳ－５０２５Ａ－１－ＤＣ
デジタル指示計オプション

無記入：オプション無し
１：電流出力(4～20mA)
２：電圧出力(0～5V)
３：RS-232Cシリアル出力

2 (OP-4 追加)△

４：C/Lシリアル出力(弊社機器接続専用)
電圧仕様

無記入：ＡＣ１００Ｖ(標準仕様)
ＤＣ：ＤＣ２４Ｖ(オプション)

３－２．附属品1). 取扱説明書

1部2). 単位シール

1枚3). ヒューズ1本

東洋測器株式会社

Page

5／7Spec No.

ＴＡ４０００８８Ｄ2△

SPECIFICATIONS§４．端子配列1). 本体端子台
上段7.62mmピッチ圧着端子用端子台
No.
1.
2.
3.
4.
5.

接 続 信 号
EXC+
EXCSIG+
SIGSHL

ロードセル印加電圧 (＋)
ロードセル印加電圧 (－)
ロードセル信号入力 (＋)
ロードセル信号入力 (－)
ロードセルシールド

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子
上段5mmピッチケージクランプ型端子台
No.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

接 続 信 号
AZ
オートゼロ指令AZ.R
オートゼロリセット
CMD
補助外部指令D.COM
外部指令COM
OP+オプション出力(＋)
OPオプション出力(－)

OP-3(RS-232C)の場合は No.10 が TXD、
No11 が GND
OP-4(C/L ｼﾘｱﾙ)は無極性
1 (記載ミス訂正)△

適合ケーブル：0.3mm2 ～1.25mm2 の単線または撚り線
下段7.62mmピッチ圧着端子用端子台
No.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

RY1
RY2
RY3
RY4
RY-com
RY-com
E
AC100V
AC100V接 続 信 号
SP1,接点出力
SP2,接点出力
SP3,接点出力
SP4,接点出力
リレー接点出力コモン
リレー接点出力コモン接地※.ＤＣ電源仕様(オプション)
19. DC24V
電源(+24V)
20. 0V
電源(0V)

電源(AC100V)

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子2). 結線上の注意① 各ケーブルのシールドは本器または各接続計器の何れか一方で接地する事。
② ロードセル(トランスデューサ)のケーブル配線色はメーカーによって異なるため、ロードセルに付属の試験成績表等により配線色を確認のこと。

東洋測器株式会社

Page

6／7

Spec No.

△
2ＴＡ４０００８８Ｄ

2△

SPECIFICATIONS§５．外形寸法§６．機能ブロック図

2 (OP-4 追加)△

東洋測器株式会社

Page

7／7

Spec No.

ＴＡ４０００８８Ｄ

2△