らくらく！
ラックイン！
！

微量高速冷却遠心機

OUT

ラックインローター System

MDX-310
MDX-210
MDX-110IN

ラックを片手でワンタッチ交換

HIGH SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE

軽い！ ！
重なる

TOMY 独自の「ラック・イン・ローター」システム、安全性と利便性を追求した微量高速冷却遠心機『MDX Series』

ラックの組み合わせで、作業がスムーズにカーボン製ローターに樹脂製ラックをセットする、画期的なローターシステム。

MDX-3102mlチューブ×72本から50mlコニカルチューブまで対応するフラッグシップモデル。
ローター：固定

MDX-2105mlや30mlチューブなど、幅広く対応するミドルレンジモデル。
ローター：固定対応ローター：CA-300

取替ラック

例

最高2ml×72本の多量遠心が可能です。

A 3 段まで重ねてラック 使用可能

B 1 段でラック 使用可能

C 1 段でラック 使用可能

主なラック

■コニカル50/15mlチューブ用高Gラック（AR510-04）を使用することができます。

AR510-04■96穴PCRプレートが2枚収まるラック（PCR96-02）に対応。

マイクロチューブ専用のベーシックモデル。

ローター：固定対応ローター：CA-200

取替ラック■ラックは3段まで重ねることができます。

MDX-110例

対応ローター：CA-100

取替ラック■ラックの2段重ねができ、最高2ml×48本の例■3種類のラックに対応。

多量遠心が可能です。

A 2 段までA 1 段でB 1 段でラック 使用可能

ラック 使用可能

ラック 使用可能■スピードと処理容量を高次元で両立したバラ■PCR8連チューブ×8（AR002-64）～2ml×24本ンスのとれた一台です。

（AR015-24）のマイクロチューブの遠心が可能です。

主なラック■最高回転数15,000rpmまでの高速遠心が可能です。

■5ml×12本を使えるローターラック（AR050-12）にも対応しています。

AR050-12

主なラックAR002-64

PCR96-02※下記アダプターとセットでのご使用となります。

アダプター

A96-01PC※エッペンドルフ社製5mlチューブとは仕様が異なります。特注対応も承りますのでお問い合わせください。

AR005-24

展開型構造を採用したスピンカラム用ラック樹脂製ラックだからできた、使い手に便利な機能。
❶チューブの出し入れが容易➡そのままピペッティング。

❷連続した［吸着］➡
［洗浄］工程が可能。

トレー実容量：75ml
廃液

TR015-SC18（※）
TR015-SC18＋TRA-01

TR015-SC18は展開型構造を採用したことでアングル（固定角）でありながら、実験台での作業は、ほぼ垂直な角度にラックが展開します。

また、ラック用トレーTRA-01（別売）を組み合わせ、チューブ立てとしてチューフィルターを直接ラックにセットして遠心すると、ブの出し入れが容易で、トレーに廃液を貯めることが可能。連続した［吸着］さらにチューブを入れたま／［洗浄］工程によりスピンカラム作業の時間短縮をまピペッティングできるこ図ります。とも魅力です。
▲出し入れが容易※ラック単体でもカラムキットや、1.5(2)ml チューブの遠心にご使用いただけます。

▲ピペッティング

用途に応じたスイング角度を選択
90度も45度も共用できる2WAYラック。
90度スイングと45度スイングの両方に対応した2WAYラックSAR015-24。
「90度⇔45度」はバケット（M0415-06SA）の向きを変えるだけのシンプル設計。
取り扱いも容易で細胞、免疫沈降の遠心処理に便利です。
※90 度スイング専用バケット（M0415-06SW）もご用意しています。

SAR015-24（※）＋ M0415-06SA

90度スイングにセット

90度
停止時イメージ

遠心時イメージ

差し込む向きを変えるだけ！

45度スイングにセット

45度
停止時イメージ

遠心時イメージ※本製品は微量高速冷却遠心機「MDX-310 ／ MDX-210」専用ラックです。万一、旧製品 MX シリーズに使用しラックの斜めがけやローターからはみだした状態で運転しますとラックの脱落やバランスを崩した状態による衝撃でラックが割れ破損する恐れがあります。また、細かい破片が遠心機本体の外へ飛散し、皮膚損傷や眼に入るなど、思わぬ事故を引き起こす場合があります。

タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ

※液晶画面はハメコミ合成です。

■情報量が豊富［カラー液晶ディスプレイ］
タッチパネルの採用により操作性が向上、直感的に操作が可能です。また、エラー発
生時にはエラーコードのほか内容と対処方法をわかりやすく日本語で表示します。

エラー時

停止時
（HOME画面）■素早く設定［ジョグダイヤル・テンキー入力］

遠心時■ルーティンワークに最適［メモリー機能］

ジョグ ダイヤ ル の6 通りの 運 転 条 件

ほか、タッチパネルを記 憶 可 能 。一 覧のテンキーでも設で表示するので希定が可能です。

望条件の呼び出しが容易です。

安全性と利便性の追求■2つの国際規格に適合■進化したECO機能（待機時消費電力量）

国際規格 IEC61010-2-020 適合

MCA（最大想定事故）試験クリア

冷却能力と保温力

国際規格 IEC61326-1 適合

EMC（電磁両立性）試験クリアとで、大幅な消費電力量の削減を実■軽々開閉！遠心室ドア
リ！
スッキ

フリーストップ領域
落下領域

遠心室ドアパッキンがドア側に取り遠心室ドアは軽く電源が入ってなくがなくなったことにより、従来機とることができます。さらにドアが急付けられていることと、ドアフック比較して遠心室へのアクセスが良

くサンプルの取り出しやラックの脱着が容易です。ても開閉可能、スムーズに作業をす

34％

約の効率化を図るこ現しました。

MX-307
省電力［ECO］
モードON64Wh

クを低減しました。

42Wh

使用ローター：CA-300（TMA-300）+AR015-24×３枚■その他の便利機能●ENTER機能付ジョグダイヤル●プリテンプ機能●フラッシュ遠心機能●熱交換器清掃お知らせ●現在日時表示42％

約削減

MDX-310
省電力［ECO］
モードOFF

測定条件：遠心停止時、室温25℃、4℃設定

激に落下しない「フリーストップ」 ●定期自主検査お知らせ
機構を採用。手を挟むなどのリス削減

MDX-310
省電力
［ECO］
モードON

24Wh

TOMY独自の「ラック・イン・ローター」
システムは、ラックをワンタッチで着脱。
チューブ数や種類に合わせたワンタッチ着脱！
最適なラックを選べ、作業を効率化できます。
OUT

ラックIN3段2段

1段重ねて使用も可能！
ローター：固定取替ラック

CA-100（MDX-110専用）

ラック・イン・ローター充実のラインアップ！

PCR8連×8組

0.5ml×24本

2ml×24本

外18,120G／内16,350G

19,880G

20,380G

AR005-24

2ml×24本

5ml×12本

AR015-SC24

14ml×8本

AR050-12

A

AR015-24

ラックAR002-64

30ml×6本

AR141-08

AR300-06

CA-200（MDX-210専用）

20,380G

20,130G

SAR015-24

20,380G

M0415-06SA M0415-06SW
90度・45度スイング 90度スイング専用

2ml×24本

コニカル
チューブ

15ml×8本

20,380G

コニカル
チューブ

17,360G

トレー

50or15ml×4本

20,130G

速軽量

AR510-04

96PCRプレート×2

PCR96-02※1A96-01PC

96PCRプレート用
アダプター

20,380G

14,000rpm）。遠心加速度は最大値を表記しています。

より速く! より高G! アングルローターラインアップ

軽量ローター[CA-1]や、より大きな

TRA-01

2ml×18本

17,860G

ローター

速軽量CA-1

遠 心 力を 発 生 する 各 種 アングル

MDX-310専用

2ml×18本

2ml×24本

0.5ml×12本／0.2ml×12本
19,120G（2ml）

17,730G

ローター

CA-10※2

CA-15

ローターをご用意しています。
高G

2ml×24本

高G

21,130G

2ml×36本

21,130G（外側）高G

5ml×12本

高G

20,630G

50ml×4本 or 15ml×4本

21,890G（フタ別売）

コニカル
チューブ

CA-5

CA-6

CA-12

HS

HS マークのあるハイシールドローターは国際規格（IEC 61010-2-020 付属書 AA）に基づくハイシールドローターと同等構造を有しており、高いシールドが得られます。
※上記アングルローターの最高回転数は 15,000rpm（※213,500rpm）。遠心加速度は最大値を表記しています。

CA-17C

ラック

AR501-04※上記ラックの最高回転数は 15,000rpm（※1■15,000rpmまで約7秒で到達する

TR015-SC18

バケット

50or14ml×4本

AR150-08

アングルローター

20,380G

2ml×18本
20,380G

CA-300（MDX-310専用）

ラック

B

本体仕様

型式名称

MDX-310

最大遠心加速度21,890G

最高回転数
最大容量
設定方式

20,380G

2ml×24 本

30ml×6 本

インダクションモーター−9〜35℃（1℃毎）

表示形式

併用

デジタル（4.3 インチフルカラー液晶ディスプレー）● アンバランス検出 ● モーター過電流検出 ● ドア開閉検出 ● 回転数異常検出● 過電流遮断器 ● ローター識別 ● ドアインターロック ● 遠心室温度異常検出（過冷、過熱）安全装置
冷媒

電源及び定格電流消費電力（発熱量）

HFC R134a（260g）

単相 AC100V 50/60Hz 12A810W（697kcal/h）

適合規格

単相 AC100V 50/60Hz 11A

単相 AC100V 50/60Hz 12A
810W（697kcal/h）

IEC 61010-1、IEC 61010-2-020、IEC 61326-1

外形寸法

760W（654kcal/h）341Wmm × 491Dmm × 823Hmm

本体質量価格（税別）
MDX ローターラック一覧
ラックインローター

670,000 円

850,000 円

ローター・ラック名

容量
〔本〕

最高回転数
〔rpm〕

最大遠心加速度
〔G〕

価格
（税別）

CA-200―15,000―175,000円

CA-300――15,00015,000

AR002-64

PCR8連 ×8 組

15,000

AR005-24

0.5ml×24

15,000

AR015-SC24

2ml×2415,000

AR015-24

SAR015-24

M0415-06SA

M0415-06SW
ローターラック

62kg

900,000 円

CA-100

2ml×242ml×24――

15,00015,000――――165,000円

外18,12075,000円

内16,350
19,88075,000円

20,38099,000円

スピンカラム対応―

100,000円

90度・45度スイング
スピンカラム対応

20,38075,000円

20,380240,000円―

15,00017,360270,000円

AR050-125ml×12

15,00020,130130,000円

AR300-06

30ml×615,00020,380

AR150-08―

14ml×815ml×8

AR501-04

50or14ml×4

PCR96-02

96PCRプレート ×2 枚

CA-1

2ml×18AR510-04

A96-01PC
CA-10

アングルローター（MDX-310専用）

50or15ml×4―

2ml×242ml×18―15,00015,00015,00015,00014,000―15,00013,500―120,000円

20,380160,000円

コニカルチューブ用

145,000円

コニカルチューブ用

50,000円

プレート用アダプター

160,000円

軽量ローター

120,000円

20,130160,000円

20,380―240,000円

17,860143,000円―

17,73019,12015,000CA-5

2ml×2415,00021,130220,000円

5ml×12

15,00020,630250,000円

21,890350,000円

CA-12
CA-17

2ml×3650or15ml×4

北海道札幌市北区北20条西2-1-7
宮城県仙台市若林区荒井5-8-20
茨城県土浦市卸町1-5-5神奈川県厚木市上落合351-1
愛知県長久手市喜婦嶽802
大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6
福岡県糟屋郡篠栗町中央2-1-15

15,000

ラウンドチューブ用

軽量ローター

192,000円（2ml）
21,130265,000円
コニカルチューブ用
ハイシールドローター

製 品 の 詳 細 情 報
満 載

販売元 https://bio.tomys.co.jp

東京都練馬区田柄3-14-17

15,000トレー

20,3800.5ml×12CA-6

90度スイング専用

70,000円

CA-15

0.2ml×12

スイングラック

80,000円

2ml×18

TRA-01

備考

210,000円

TR015-SC18

AR141-08〒179-0073〒001-0020〒984-0032〒300-0847〒243-0025〒480-1117〒532-0011〒811-2417

20,380G

ジョグダイヤル式（ENTER 機能付）・タッチパネル方式

温度設定範囲

本 社
札 幌
仙 台
つ くば
神奈川
名古屋
大 阪
福 岡

MDX-110

15,000rpm

50ml×4 本

駆動モーター

MDX-210TOMY MDX

検索

電話 03-5987-3111
電話 011-728-1311
電話 022-390-5375
電話 029-830-5166
電話 046-220-5371
電話 0561-61-0250
電話 06-6305-3333
電話 092-948-1712

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 ／トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133 ／トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160●価格及び仕様・外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。
実際のご注文・ご購入時には、当社までご確認ください。●このカタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。
07022C