NewLife®
Intensity 10

Manualul utilizatorului (RO)NewLife Intensity 10
Comenzi pentru utilizator și indicatoare de stare ale sistemului
ISO 7000Citiți manualul utilizatorului înainte de aîncepe. Nr. înreg. 1641
Interval de temperatură de depozitare
sau de funcționare. Nr. înreg. 0632
Interval de umiditate de depozitare.
Nr. înreg. 2620
Păstrați ferit de ploaie, păstrați uscat.
Nr. înreg. 0626
Numele și adresa producătorului.
Nr. înreg. 3082

Avertisment. Nr. înreg. W001
Directiva Consiliului 93/42/CEE
Reprezentanță autorizată în Comunitatea
Europeană
Dacă eticheta de identificare unică adispozitivului (UDI) a produsului aresimbolul CE####, dispozitivul respectă
cerințele Directivei 93/42/CEE privind
dispozitivele medicale. Simbolul
CE#### indică numărul organismului
notificat.
Simboluri suplimentarePăstrați ferit de materiale inflamabile,
ulei și unsoare.

Țara și data fabricației. „CC”
identifică codul de țară din două litereal țării de fabricație. Data fabricației
este în format AAAA-LL-ZZ. Reg.
# 6049Nu demontați.
Când apare pe panoul cu alarme al
dispozitivului, indică detectarea uneiîntreruperi a alimentării electriceexterne.

Atenție, consultați documenteleînsoțitoare. Nr. înreg. 0434A

Număr de catalog. Nr. înreg. 2493

Când apare pe panoul cu alarme al
dispozitivului, indică o concentrație
scăzută a oxigenului în ieșirea
dispozitivului.

Număr de serie. Nr. înreg. 2498
Cu această parte în sus. Nr. înreg. 0623

ON (alimentare electrică activată)Fragil, manevrați cu grijă. Nr. înreg. 0621

OFF (alimentare electrică dezactivată)Limită de stivuire după număr, unde„n” indică numărul maxim de unități
permise. Reg. # 2403

Reprezentant autorizat în Elveția.

Conține substanțe periculoase. Reg.
# 3723
Importator. Reg. # 3725
ISO 7010
Manualul cu instrucțiuni trebuie citit.
Nr. înreg. M002

IEC 60417

Dacă dispozitivul poartă marcajul
UKCA așa cum se arată cu
UKCA#### indicând numărul
organismului notificat, acest dispozitiv
respectă reglementările UKCA.
Echipament de Clasa IIPăstrați ferit de flacără deschisă, de foc
sau de scântei. Sursele de aprindere
deschise și fumatul sunt interzise.
Nr. înreg. P003

21 CFR 801.15
Legea federală limitează vânzarea
acestui dispozitiv de către medici sau laindicația acestora.

Nu fumați în apropierea unității sau
în timp ce aceasta este în funcțiune.
Nr. înreg. P002

Echipament protejat împotrivapicăturilor – IP21Piesă aplicată Tip BF (grad deprotecție contra șocurilor electrice).
Nr. înreg. 5333
2 - RO PN MN239-23 G | User Manual

IEC 60601-1

NewLife Intensity 10
Directiva Consiliului 2012/19/UE
DEEE
Acest simbol are rolul de a reaminti
proprietarilor echipamentului căacesta trebuie transferat la o unitate dereciclare la sfârșitul duratei de viață,conform Directivei privind deșeurilede echipamente electrice și electronice(DEEE).
Produsele noastre vor respecta
interdicția impusă de Directiva privind
substanțele periculoase (RoHS). Acestea
nu vor conține mai mult decât urme deplumb sau alte materiale periculoase.

ISO 15223-1
Aparat medical. Reg. # 5.7.7
Identificatorul unic al dispozitivului# 5.7.10
Certificare QPS de siguranță electrică
Agenția pentru siguranță pentru
CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1-14
pentru echipamente medicale electrice.
Omologat pentru piețele din S.U.A.
și Canada, conform standardelor
aplicabile în S.U.A. și Canada.
Acest produs poate fi protejat de unul sau mai multe
patente, în S.U.A. și la nivel internațional. Consultați
site-ul nostru pentru o listă a patentelor aplicabile.
Pat.: www.caireinc.com/corporate/patents/.

Concentrator de oxigen NewLife®
Acest manual de utilizare vă va familiariza cu
concentratorul de oxigen NewLife. Asigurați-văcă citiți și înțelegeți toate informațiile cuprinse în
acest manual înainte de a utiliza aparatul. Dacă aveți
întrebări, furnizorul echipamentului vă stă la dispoziție
cu răspunsuri.

Ce este Concentratorul de oxigen
Aerul pe care îl respirăm conține aproximativ
21% oxigen, 78% azot și 1% alte gaze. În cazul
concentratorului de oxigen NewLife, aerul din cameră
este aspirat în unitate prin admisiile de aer. Apoi trece
printr-un material absorbant denumit sită moleculară.
Acest material separă oxigenul de azot și permite doartrecerea oxigenului. Rezultatul este un flux de oxigen
cu concentrație ridicată dirijat către utilizator.
Notă: Nu există niciodată pericolul de epuizare aoxigenului din cameră când folosiți concentratorul deoxigen.

De ce a prescris medicul oxigen
Multe persoane suferă de o varietate de afecțiuni
cardiace, pulmonare și alte afecțiuni respiratorii. Unnumăr important dintre aceste persoane poate beneficia
de tratamentul cu oxigen suplimentar acasă, în timpul
deplasărilor sau în timp ce participă la activități zilnice,la distanță de casă.
Oxigenul este un gaz ce reprezintă 21% din aerul
pe care îl respirăm într-o cameră. Corpurile noastre
depind de asigurarea unui flux constant pentru afuncționa corespunzător. Medicul dumneavoastră
v-a prescris un flux sau un nivel de oxigen pentru arăspunde afecțiunii dumneavoastră respiratorii.
Deși oxigenul nu generează dependență, tratamentul
neautorizat cu oxigen poate fi periculos. Trebuie
să solicitați asistență medicală înainte de a folosi
concentratorul de oxigen. Furnizorul echipamentului
vă va arăta cum să setați debitul prescris.

PN MN239-23 G | User Manual RM - 3

NewLife Intensity 10
AVERTISMENT: TREBUIE AFIȘATE
SEMNALIZĂRI VIZIBILE DE TIPUL„FUMATUL INTERZIS – SE FOLOSEȘTEOXIGEN” ACASĂ SAU ORIUNDE SE
FOLOSEȘTE OXIGENUL. UTILIZATORIIȘI ÎNGRIJITORII TREBUIE INFORMAȚI
CU PRIVIRE LA PERICOLELE RIDICATE
DE FUMAT ÎN PREZENȚA SAU ÎN TIMPULADMINISTRĂRII OXIGENULUI MEDICAL.
AVERTISMENT: ÎN CAZUL ÎN CARE
ARE LOC UN INCIDENT GRAV CU
ACEST DISPOZITIV, UTILIZATORULTREBUIE SĂ RAPORTEZE IMEDIATINCIDENTUL FURNIZORULUI ȘI/SAU
PRODUCĂTORULUI. UN INCIDENTGRAV ESTE DEFINIT CA VĂTĂMARE,
DECES SAU POTENȚIAL DE A PROVOCAVĂTĂMARE/DECES ÎN CAZUL ÎN CARE
INCIDENTUL REAPARE. UTILIZATORULPOATE RAPORTA INCIDENTUL ȘI
AUTORITĂȚII COMPETENTE DIN ȚARA ÎN
CARE A AVUT LOC INCIDENTUL.

Profilul operatorului
Concentratoarele sunt concepute pentru a furniza
oxigen suplimentar utilizatorilor care suferă dedisconfort din cauza afecțiunilor care afectează
eficiența funcției pulmonare la transferul de oxigen
din aer în fluxul sangvin. Concentratoarele de oxigenstaționare (SOC) nu stochează și nu conțin oxigen. Nu
trebuie reumplute și pot funcționa în orice locație undeeste disponibilă o sursă de curent alternativ. Folosireaconcentratorului de oxigen se face doar la prescriereade către un medic și nu este concepută ca instrument
pentru menținerea funcțiilor vitale.
Deși terapia cu oxigen poate fi prescrisă utilizatorilor
de orice vârstă, beneficiarul tipic al terapiei cu oxigen
are vârsta mai mare de 65 de ani și suferă de o varietatede afecțiuni respiratorii, inclusiv Bronhopneumopatie
obstructivă cronică (BPOC). De obicei, utilizatorii au
abilități cognitive bune și trebuie să poată comunica
senzațiile de disconfort. Dacă utilizatorul nu poate
face acest lucru sau nu poate citi și înțelege etichetele
și instrucțiunile de utilizare a concentratorului, atunci
recomandăm ca utilizarea echipamentului să se facădoar sub supravegherea unei persoane care poate
respecta aceste cerințe. Dacă utilizatorul resimte
disconfort în timpul utilizării concentratorului,
recomandăm contactarea furnizorului de servicii
medicale. De asemenea, sugerăm utilizatorilor să aibăo sursă de oxigen de rezervă la îndemână (de exemplu
un tub de oxigen) în eventualitatea unei întreruperi aalimentării cu energie sau a defectării concentratorului.
Nu sunt necesare alte abilități unice sau din partea
utilizatorului pentru a utiliza concentratorul.

Despachetarea New Life
Verificați dacă toate componentele enumerate șiprezentate mai jos sunt incluse în pachet. Dacă lipsesc
anumite componente, contactați imediat furnizorul
concentratorului de oxigen.
• Concentrator de oxigen staționar

4 - RO PN MN239-23 G | User ManualNewLife Intensity 10
Cum să vă familiarizați cu concentratorul de oxigen NewLife
În primul rând, familiarizați-vă cu părțile importante aleconcentratorului de oxigen NewLife (Figurile 1a, 1b).
A. Comutator pornit/oprit (I/0): Pornește și oprește
unitatea.
B. Buton de resetare a întrerupătorului: Resetează
unitatea după o oprire cauzată de suprasarcini
electrice
C. Contor orar digital: Înregistrează numărul total deore de funcționare a unității.
D. Debitmetru/buton de reglare: Controlează și indică
rata debitului de oxigen în litri pe minut (lpm).
E. Ieșire pentru oxigen: Oferă conexiuni pentru unumidificator (dacă este necesar), canulă nazală,mască de față sau cateter.
F. Mânere în partea superioară și pe lateral: Permit
transportarea practică a unității.
G. Instrucțiuni de utilizare Explică procedurile deoperare a unității.
H. Filtru de particule brute de admisie aer: Împiedică
pătrunderea prafului și a altor particule din aer înunitate.
I. Cablu de alimentare: Permite conectarea unității lapriză.

F

E

D

G

F
C
B
A

Figura 1aAVERTISMENT: NU FOLOSIȚI
PRELUNGITOARE PENTRU ACEASTĂUNITATE ȘI NU INTRODUCEȚI MAI
MULTE ȘTECĂRE ÎN ACEEAȘI PRIZĂ.
UTILIZAREA PRELUNGITOARELOR POATE
AFECTA NEGATIV PERFORMANȚELEDISPOZITIVULUI. PREA MULTEȘTECĂRE ÎNTR-O SINGURĂ PRIZĂ
POT GENERA SUPRAÎNCĂRCAREAPANOULUI ELECTRIC ȘI ACTIVAREAÎNTRERUPĂTORULUI/SIGURANȚEI SAU
UN INCENDIU, DACĂ ÎNTRERUPĂTORULSAU SIGURANȚA NU SE ACTIVEAZĂ.

H

I

Important!
Instrucțiunile de siguranță sunt definite dupăcum urmează:AVERTISMENT: INFORMAȚII IMPORTANTEPRIVIND SIGURANȚA PENTRU PERICOLECARE POT CAUZA RĂNIRI GRAVE.

Figura 1bATENȚIE: Informații importantepentru prevenirea deteriorării NewLife
Intensity 10.
Notă: Informații care necesită atenție specială.

PN MN239-23 G | User Manual RM - 5

NewLife Intensity 10
Indicații de utilizare
Utilizarea prevăzută

Concentratorul de oxigen CAIRE NewLife este
destinat administrării de oxigen suplimentar.
Dispozitivul nu este destinat pentru susținerea vieții șinici nu oferă capabilități de monitorizare a pacientului.
AVERTISMENT: LEGEA FEDERALĂ
(S.U.A.) INTERZICE COMERCIALIZAREASAU ÎNCHIRIEREA ACESTUI DISPOZITIVDE CĂTRE ALTE PERSOANE DECÂT
MEDICI SAU FURNIZORI DE SERVICIIMEDICALE AUTORIZAȚI.

Contraindicații
AVERTISMENT: ÎN ANUMITECIRCUMSTANȚE, UTILIZAREA DE OXIGENFĂRĂ INDICAȚIE DIN PARTEA MEDICULUIPOATE FI PERICULOASĂ. ACESTDISPOZITIV TREBUIE UTILIZAT DOAR LA
INDICAȚIA UNUI MEDIC.
AVERTISMENT: NU ESTE CONCEPUT PENTRUUTILIZARE ÎN PREZENȚA ANESTEZICELORINFLAMABILE.
AVERTISMENT: LA FEL CA ÎN CAZUL ORICĂRUIDISPOZITIV ALIMENTAT ELECTRIC, UTILIZATORULSE POATE CONFRUNTA CU PERIOADE DEÎNCETARE A FUNCȚIONĂRII CA URMARE A UNEIÎNTRERUPERI A ALIMENTĂRII ELECTRICE SAU A
NECESITĂȚII DE EFECTUARE A UNOR LUCRĂRI
DE SERVICE DE CĂTRE UN TEHNICIAN CALIFICAT.
CONCENTRATORUL DE OXIGEN NU ESTE ADECVATPENTRU UTILIZATORII CARE S-AR PUTEACONFRUNTA CU CONSECINȚE NEGATIVE ASUPRA
SĂNĂTĂȚII CA URMARE A UNOR ASTFEL DEÎNTRERUPERI TEMPORARE.
AVERTISMENT: ACEASTĂ UNITATE NU TREBUIEUTILIZATĂ PENTRU MENȚINEREA FUNCȚIILORVITALE. PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ, COPIII SAUORICE ALȚI UTILIZATORI CARE NU POT COMUNICA
STĂRILE DE DISCONFORT ÎN TIMPUL UTILIZĂRII
ACESTUI DISPOZITIV POT NECESITA MONITORIZARESUPLIMENTARĂ. UTILIZATORII CU AUZ ȘI/SAU
VEDERE AFECTATE AR PUTEA AVEA NEVOIEDE ASISTENȚĂ ÎN PRIVINȚA MONITORIZĂRII
ALARMELOR. DACĂ RESIMȚIȚI DISCONFORT SAU
DACĂ VĂ CONFRUNTAȚI CU O URGENȚĂ MEDICALĂ,APELAȚI LA ASISTENȚĂ MEDICALĂ IMEDIAT.

6 - RO PN MN239-23 G | User ManualÎndrumări privind siguranța
AVERTISMENT: PARCURGEȚI CU ATENȚIE
ȘI FAMILIARIZAȚI-VĂ CU URMĂTOARELE
INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVINDSIGURANȚA DESPRE CONCENTRATORULDE OXIGEN VISIONAIRE INTENSITY.
AVERTISMENT: DACĂ RESIMȚIȚI DISCONFORT SAU
DACĂ VĂ CONFRUNTAȚI CU O URGENȚĂ MEDICALĂ,APELAȚI LA ASISTENȚĂ MEDICALĂ IMEDIAT.
AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI ACEST ECHIPAMENT
FĂRĂ A CITI ȘI A ÎNȚELEGE ACEST MANUAL MAI
ÎNTÂI. DACĂ NU PUTEȚI ÎNȚELEGE AVERTISMENTELEȘI INSTRUCȚIUNILE, CONTACTAȚI FURNIZORULECHIPAMENTULUI ÎNAINTE DE A ÎNCERCA SĂ-L
FOLOSIȚI; ÎN CAZ CONTRAR EXISTĂ RISCUL RĂNIRIISAU DETERIORĂRII.
AVERTISMENT: FUMATUL ÎN TIMPUL FOLOSIRIIOXIGENULUI ESTE PRINCIPALA CAUZĂ A RĂNIRILORCAUZATE DE FOC ȘI A DECESELOR ASOCIATEACESTORA. RESPECTAȚI URMĂTOARELE
AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA:AVERTISMENT: NU PERMITEȚI FUMATUL,LUMÂNĂRILE SAU FLĂCĂRILE DESCHISE ÎNACEEAȘI ÎNCĂPERE CU DISPOZITIVUL SAUACCESORIILE CARE TRANSPORTĂ OXIGENUL.
AVERTISMENT: FUMATUL ÎN TIMP CE ESTE MONTATĂCANULA PENTRU OXIGEN POATE CAUZA ARSURIFACIALE ȘI, POSIBIL, DECESUL.
AVERTISMENT: ÎNDEPĂRTAREA CANULEI ȘIPLASAREA ACESTEIA PE ÎMBRĂCĂMINTE,AȘTERNUTURI, CANAPEA SAU ALT MATERIAL TEXTIL
POT CAUZA O COMBUSTIE SPONTANĂ CÂND EXISTĂ
CONDIȚII DE EXPUNERE LA O ȚIGARĂ, O SURSĂ DECĂLDURĂ, SCÂNTEI SAU FLACĂRĂ DESCHISĂ.
AVERTISMENT: DACĂ FUMAȚI, TREBUIESĂ RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNAURMĂTORII TREI (3) PAȘI IMPORTANȚI:OPRIȚI CONCENTRATORUL DEOXIGEN, SCOATEȚI CANULA ȘIPĂRĂSIȚI ÎNCĂPEREA UNDE SE AFLĂDISPOZITIVUL.
AVERTISMENT: NU LUBRIFIAȚI PIESELE DE FIXARE,RACORDURILE, TUBURILE SAU ALTE ACCESORII
ALE CONCENTRATORULUI DE OXIGEN PENTRU AEVITA RISCUL DE FOC ȘI ARSURI.
AVERTISMENT: ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ
SELECTAȚI DOAR NIVELUL DE OXIGEN PRESCRIS.
NU SCHIMBAȚI SELECȚIA DEBITULUI DECÂT ÎN
CAZUL AȚI FOST INSTRUIT(Ă) SĂ FACEȚI ACESTLUCRU DE CĂTRE UN CADRU MEDICAL AUTORIZAT.

NewLife Intensity 10
AVERTISMENT: CONCENTRATORUL DE OXIGEN NU
TREBUIE FOLOSIT LÂNGĂ UN ALT ECHIPAMENTȘI NU TREBUIE STIVUIT CU UN ALT ECHIPAMENT.
DACĂ NU SE POATE EVITA AȘEZAREA LÂNGĂ UN
ALT ECHIPAMENT SAU STIVUIREA, DISPOZITIVUL
TREBUIE SUPRAVEGHEAT PENTRU A CONSTATADACĂ FUNCȚIONEAZĂ NORMAL.
AVERTISMENT: PUNEȚI ÎNTOTDEAUNA TUBUL DE
ALIMENTARE CU OXIGEN ȘI CABLURILE ELECTRICEASTFEL ÎNCÂT SĂ PREVENIȚI PERICOLUL DEÎMPIEDICARE SAU O POSIBILĂ STRANGULAREACCIDENTALĂ.
AVERTISMENT: NU SE PERMITE MODIFICAREAACESTUI ECHIPAMENT.
AVERTISMENT: UTILIZAREA DE ALTE CABLURIȘI ADAPTOARE DECÂT CELE SPECIFICATE, CU
EXCEPȚIA CABLURILOR ȘI ADAPTOARELOR
COMERCIALIZATE DE PRODUCĂTORULECHIPAMENTULUI ELECTRIC MEDICAL DREPT PIESEDE SCHIMB PENTRU COMPONENTELE INTERNE,
POATE AVEA CA REZULTAT CREȘTEREA EMISIILORSAU IMUNITATE SCĂZUTĂ A CONCENTRATORULUIDE OXIGEN.
AVERTISMENT: FOLOSIȚI TENSIUNEAELECTRICĂ DOAR ÎN PARAMETRIIOFERIȚI PE ETICHETA CU SPECIFICAȚII
DE PE DISPOZITIV.
AVERTISMENT: CONDIȚIILE DE MEDIU POT AFECTAPERFORMANȚA DISPOZITIVULUI. LOCALIZAȚI ÎN
MEDIU CURAT, FĂRĂ DĂUNĂTORI.
AVERTISMENT: DISPOZITIVUL TREBUIEUTILIZAT DOAR DE CĂTRE UTILIZATORII FINALI,PROFESIONIȘTI DIN DOMENIUL MEDICAL INSTRUIȚI
SAU TEHNICIENI INSTRUIȚI. COPIII NU TREBUIE SĂUTILIZEZE DISPOZITIVUL.
AVERTISMENT: UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN FĂRĂCONDIȚII DE OPERARE SPECIFICATE SE AȘTEPTĂ
SĂ AFECTEZE NEGATIV DEBITUL ȘI PROCENTUL DEOXIGEN ȘI, ÎN CONSECINȚĂ, CALITATEA TERAPIEI.
AVERTISMENT: PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ PRIMIȚICANTITATEA TERAPEUTICĂ DE OXIGEN, CONFORM
AFECȚIUNII MEDICALE, NEWLIFE TREBUIE FOLOSITÎMPREUNĂ CU O ANUMITĂ COMBINAȚIE DE PIESE
ȘI ACCESORII CARE RESPECTĂ SPECIFICAȚIILEPRODUCĂTORULUI CONCENTRATORULUI ȘI CARE
AU FOST FOLOSITE CÂND S-AU STABILIT SETĂRILE
DUMNEAVOASTRĂ.

ATENȚIE: Legea federală (S.U.A.) interzicecomercializarea sau închirierea acestui
dispozitiv de către alte persoane decât
medici sau furnizori de servicii medicale
autorizați.
ATENȚIE: Nu așezați unitatea astfel încât să seîngreuneze accesul la cablul de alimentare.
ATENȚIE: Concentratorul trebuie amplasat astfel încât
să evitați fumul, agenții poluanți sau aburii.
ATENȚIE: Asigurați-vă că acest concentrator este
folosit în poziție verticală.
ATENȚIE: Dacă nivelul alarmei audio este scăzut sau
este zero, consultați furnizorul echipamentului imediat.
ATENȚIE: Nu folosiți această unitate într-unspațiu limitat sau închis, unde ventilația
poate fi limitată. Acest lucru poate cauzasupraîncălzirea dispozitivului și poateafecta performanțele.
ATENȚIE: Nu permiteți blocarea fantelor de admisie și
evacuare a aerului. NU scăpați și nu introduceți obiecte
în deschiderile dispozitivului. Acest lucru poate cauzasupraîncălzirea concentratorului de oxigen și poateafecta performanțele.
ATENȚIE: Utilizarea sau depozitarea concentratoruluide oxigen în afara intervalului normal de temperatură
de funcționare poate afecta performanțele unității.
Consultați secțiunea de specificații din acest manual
pentru limitele de temperatură recomandate pentru
depozitare și utilizare.
ATENȚIE: Poziționați unitatea la distanță de perdele
sau draperii, registre de reglaj pentru aer fierbinte
sau radiatoare. Așezați unitatea pe o suprafață plană
și asigurați-vă că toate părțile sunt la cel puțin 30
cm de un perete sau un alt element care blochează.
Nu amplasați unitatea într-un spațiu închis. Alegeți
o locație fără praf și fum, ferită de lumina directă asoarelui. Nu folosiți unitatea în aer liber, cu excepția
cazului în care este conectată la o priză conectată
printr-un Întrerupător pentru lipsa circuitului deîmpământare (GFCI).
ATENȚIE: În cazul unei alarme sau în cazul încare observați că dispozitivul nu funcționează
corespunzător, consultați secțiunea privind depanarea
din acest manual. Dacă nu puteți rezolva problema,apelați la furnizorul echipamentului.
ATENȚIE: Dacă tubul recipientului umidificatorului
nu este conectat corespunzător la piesa de fixare arecipientului sau la ieșirea pentru oxigen, pot avea loc
scurgeri de oxigen.

PN MN239-23 G | User Manual RM - 7

NewLife Intensity 10ATENȚIE: În mod normal, nu ar trebui să ajustați
debitmetrul unității. Dacă rotiți butonul de reglare a
debitmetrului spre dreapta, veți reduce și puteți opri
debitul de oxigen. Pentru a vă fi mai ușor, debitmetrul
este marcat cu pași de ½ LPM. Pentru unitățile dotate
cu opțiune debitmetru 2 LPM, debitmetrul este marcat
în pași de 1/8 LPM pentru setări ale debitului de pânăla 2 LPM.

Notă: Pentru furnizorul echipamentului: Următoarele
accesorii de administrare a oxigenului sunt recomandate
pentru utilizare cu NewLife:

Notă: Producătorul nu recomandă sterilizarea acestui
echipament.

• Spărgătoare de foc: Număr de piesă CAIRE 20629671

Notă: Dacă unitatea nu a fost folosită o perioadă extinsă
de timp, trebuie acționată câteva minute înainte ca
alarma pentru întreruperea alimentării electrice să poată
deveni activă.
Notă: Concentratorul eliberează aer cald prin partea
inferioară a unității, ceea ce poate decolora permanent
suprafețele de susținere sensibile la temperatură, cum arfi vinilul. Concentratorul nu trebuie utilizat pe podele carese pot colora din cauza căldurii. Producătorul nu este
responsabil de podelele care se decolorează.
Notă: Concentratorul de oxigen NewLife trebuie acționat
cel puțin cinci minute la 2 LPM înainte de a folosi
unitatea.
Notă: Pentru a preveni anularea garanției, respectați
instrucțiunile producătorului.
Notă: Nu încercați să efectuați alte lucrări de întreținere
decât soluțiile posibile oferite de acest manual.
Notă: Echipamentele de comunicații portabile și mobile
pe frecvență radio (RF) pot afecta echipamentele
medicale electrice.

8 - RO PN MN239-23 G | User Manual• Canula nazală: Numărul piesei CAIRE CU002-1• Tub adaptor pentru umidificator: Număr de piesă CAIRE
20843882• Recipient umidificator: Numărul piesei CAIRE HU003-1
Pentru utilizarea cu orice canulă, este nevoie de unsistem de protecție contra incendiilor.
• CAIRE oferă un sistem de protecție contra incendiilor
destinat a fi utilizat împreună cu concentratorul de oxigen.
Sistemul de protecție contra incendiilor este o siguranță
termofuzibilă pentru oprirea debitului de gaz în cazulîn care canula aval sau tubul de oxigen se aprind și
ard înspre sistemul de protecție contra incendiilor. Este
plasat în linie cu tubul de oxigen sau canula nazală,între pacient și ieșirea pentru oxigen a NewLife. Pentru
utilizarea corespunzătoare a sistemului de protecție
contra incendiilor, consultați întotdeauna instrucțiunile
producătorului (incluse în fiecare set de protecție contra
incendiilor).
• Informații suplimentare despre accesorii recomandate
sunt disponibile online la www.caireinc.com.
AVERTISMENT: A NU SE LĂSA LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR PÂNĂ LA
INSTALARE.
AVERTISMENT: ACEST PRODUS VĂ POATEEXPUNE LA SUBSTANȚE CHIMICE, INCLUSIVNICHELUL, DESPRE CARE SE CUNOAȘTE ÎNSTATUL CALIFORNIA CĂ PROVOACĂ CANCER.
PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, ACCESAȚI
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

NewLife Intensity 10
Specificații
New Life Intensity 10
Debite*2-10 LPM±10% din valoarea indicată sau 200 mL, oricare dintre aceste valori este mai mare**Dimensiuni

27.5 x 16.5 x 14.5 in(69,9 x 41,9 x 36,8 cm)

Greutate

26,3 kg

Nivel presiune sunet

58 dB(A) la debite de 2 până la 10 LPM

Consum electric

Model de 600 wați–2-10 LPMȘtecher polarizat cu două fire
Dulap dublu izolat
120 V c.a., 60 Hz, 6,0 amperi
230 V c.a., 50 Hz, 3,0 amperi

Concentrație O2

90% +5,5 -3

Presiune de ieșire

20 psig (138 kPA)

Mediu de utilizare*

10 °C până la 40 °C, umiditate 15–90%

Altitudine-381 până la 3048 m (testată la 700 – 1060 hPa)

Mediu de depozitare-25 °C până la 70 °C,
umiditate 0-90% (fără condensare)

Garanție

3 ani

Program de întreținere

Filtru din pâslă – înlocuire la 1 an, filtru de admisie – Curățați săptămânal

Lungime maximă
tubulatură

61 m* Pe baza intervalului de presiune atmosferică, între 700 hPa și 1060 hPa la 21 °C** La altitudini sub nivelul mării și mai mari de 2400 m deasupra nivelului mării, precizia debitmetrului poate fi afectată cu pânăla 13%.
Durata de viață teoretică a echipamentului este de minimum cinci ani.
Consultați manualul tehnic (CP MN138-1) pentru nivelul de putere acustică.

PN MN239-23 G | User Manual RM - 9

NewLife Intensity 10
Instrucțiuni de utilizare
1. Plasați unitatea lângă priza din cameră undepetreceți cea mai mare parte a timpului.
2. Poziționați unitatea departe de perdele sau draperii,
registre de aer cald, încălzitoare și șemineuri. Aveți
grijă să amplasați unitatea astfel încât toate părțile
să fie la cel puțin 30,5 cm de un perete sau alt
element care blochează. Nu amplasați unitatea întrun spațiu închis.

8. Setați butonul de reglare a debitmetrului la LPM
prescris. Concentratorul este pregătit pentru
utilizare.

3. Rotiți unitatea astfel încât comenzile de operare să
fie la îndemână și admisia de aer din spatele unității
să nu fie blocată.
4. Conectați accesoriile de oxigen, cum ar fi unumidificator (dacă este necesar), canulă nazală,mască de față, cateter și/sau tub prelungitor la
orificiul de evacuare a oxigenului.
5. Desfaceți complet cablul de alimentare.

6. Introduceți cablul de alimentare în priza electrică.
7. Localizați comutatorul de alimentare din partea dinfață a unității și comutați-l pe | poziția (pornit).
O alarmă sonoră și vizuală trebuie să sune pentru
un test scurt pentru a indica funcționarea corectă aalarmei.

ATENȚIE: Dacă nivelul alarmei audio estescăzut sau este zero, consultați furnizorul
echipamentului imediat.

10 - RO PN MN239-23 G | User Manual

9. Pentru a opri concentratorul, apăsați comutatorul I/0
în poziția 0.
10. Dacă unitatea NewLife nu funcționează corect,
consultați secțiunea Depanare pentru o listă acauzelor și soluțiilor probabile.

NewLife Intensity 10
AVERTISMENT: ACEST DISPOZITIVFURNIZEAZĂ OXIGEN CU CONCENTRAȚIE
RIDICATĂ CARE STIMULEAZĂ ARDEREA
RAPIDĂ. NU PERMITEȚI FUMATUL SAU
FLĂCĂRILE DESCHISE ÎN ACEEAȘI
ÎNCĂPERE ÎN CARE SE AFLĂ (1) ACESTDISPOZITIV SAU (2) ORICE ACCESORIU
CARE TRANSPORTĂ OXIGENUL. ÎN
CAZUL NERESPECTĂRII ACESTUIAVERTISMENT SE POATE AJUNGE LA FOC
PUTERNIC, DETERIORAREA BUNURILOR
ȘI/SAU RĂNIRE FIZICĂ ORI DECES.

ATENȚIE: Utilizați întotdeauna unitatea înpoziție verticală.

Setarea corectă a debitmetrului de oxigen

Pentru a stabili fluxul de oxigen suplimentar, rotiți
butonul de reglare a debitmetrului spre stânga sau
dreapta până când bila din interiorul debitmetrului
se centrează pe numărul aferent debitului prescris de
medicul dumneavoastră.

AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI CONCENTRATORULDE OXIGEN ÎN PREZENȚA GAZELOR INFLAMABILE.
ACEST LUCRU POATE AVEA CA REZULTAT ARDERIRAPIDE CARE POT CAUZA DETERIORAREABUNURILOR, RĂNIRI CORPORALE SAU DECES.
AVERTISMENT: NU LĂSAȚI O CANULĂ NAZALĂ PE
ÎMBRĂCĂMINTE, AȘTERNUTURI SAU TAPIȚERIASCAUNELOR. DACĂ UNITATEA ESTE PORNITĂ,DAR NU ESTE UTILIZATĂ, OXIGENUL VA FACE CA
MATERIALELE SĂ FIE INFLAMABILE. TRECEȚI
COMUTATORUL PORNIT/OPRIT ÎN POZIȚIA 0 (OPRIT)
CÂND NU UTILIZAȚI CONCENTRATORUL DE OXIGEN.
AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI PRODUSE PE
BAZĂ DE PETROL, LUBRIFIANT SAU GAZ ORI
ALTE PRODUSE INFLAMABILE CU ACCESORIILEPENTRU TRANSPORTUL OXIGENULUI SAU CU
ACEST CONCENTRATOR DE OXIGEN. TREBUIEUTILIZATE DOAR LOȚIUNI SAU ALIFII PE BAZĂDE APĂ, COMPATIBILE CU OXIGENUL. OXIGENULACCELEREAZĂ ARDEREA SUBSTANȚELORINFLAMABILE.
AVERTISMENT: UTILIZAREA UNOR ACCESORII DE
ADMINISTRARE A OXIGENULUI NESPECIFICATEPENTRU UTILIZAREA CU ACEST CONCENTRATOR DE
OXIGEN POATE AFECTA PERFORMANȚA ACESTUIA.
ACCESORIILE RECOMANDATE SUNT MENȚIONATE ÎN
ACEST MANUAL

Pentru a vizualiza debitmetrul la unghiulcorespunzător, rețineți că linia din spate și linia din fațănumerotată trebuie să aibă aspectul unei singure linii.
ATENȚIE: În mod normal, nu ar trebui să
ajustați debitmetrul unității. Dacă rotiți
butonul de reglare a debitmetrului spre
dreapta, veți reduce și puteți opri debitul deoxigen. Pentru a vă fi mai ușor, debitmetrul
este marcat cu pași de ½ LPM. Pentruunitățile dotate cu opțiune debitmetru
2 LPM, debitmetrul este marcat în pași de
1/8 LPM pentru setări ale debitului de pânăla 2 LPM.
ATENȚIE: Concentratorul de oxigen poate fi folosit în
timpul somnului la recomandarea unui cadru medical
autorizat.

PN MN239-23 G | User Manual RM - 11

NewLife Intensity 10
FiltreAerul intră în unitatea NewLife printr-un filtru departicule brute de admisie a aerului situat pe partea din
spate a concentratorului de oxigen. Acest filtru elimină
particulele de praf și alte particule mari din aer. Înainte
de a utiliza unitatea NewLife, asigurați-vă că acest
filtru este curat și poziționat corect.

Funcționează cu umidificatorUrmând acești pași dacă medicul dumneavoastră v-aprescris un umidificator de oxigen ca parte a terapiei
dumneavoastră:1. Scoateți sau deșurubați recipientul rezervorului de laumidificator (Dacă aveți o unitate pre-umplută, nu
efectuați acest pas. Treceți direct la pasul 4.)
2. Umpleți recipientul umidificatorului cu apă recesau caldă (de preferință, apă distilată) până la linia
de umplere indicată pe recipient. NU DEPĂȘIȚI
MARCAJUL.
3. Înșurubați sticla rezervor înapoi împreună.

Oxigenul suplimentar produs de unitatea NewLife
primește filtrare suplimentară de la un filtru de produs(pentru dimensiunea particulelor de 10 microni sau maimare) situat în concentratorul de oxigen. Furnizorul
dvs. de echipamente efectuează întreținerea filtrului
produsului, pe lângă alte lucrări de întreținere aunității.

Funcționează fără umidificator
1. Dacă medicul dumneavoastră nu v-a prescris
un umidificator, conectați tubul de oxigen direct
la priza de oxigen a unității. Pentru acest tip deconexiune este furnizat un racord de ieșire separat.

4. Pe partea de sus a umidificatorului, rotiți piulița
filetată în sens invers acelor de ceasornic în timp ce
conectați umidificatorul la orificiul de evacuare aoxigenului și strângeți bine.
5. Conectați tubul de oxigen de la canula nazală, masca
de față sau alte accesorii la racordul de ieșire aumidificatorului.

12 - RO PN MN239-23 G | User ManualNewLife Intensity 10
Notă: Utilizarea unor accesorii de administrare aoxigenului nespecificate pentru utilizarea cu acest
concentrator de oxigen poate afecta performanța
acestuia. Accesoriile recomandate sunt referințe în acest
manual.
Notă: Pentru furnizorul echipamentului: Următoarele
sticle de umidificator sunt recomandate pentru utilizare cu
concentratoarele de oxigen NewLife:
Cod piesă HU003-1

Canulă nazală

Medicul dumneavoastră v-a prescris fie o canulă
nazală, o mască de față, fie alte accesorii. Înmajoritatea cazurilor, producătorul a conectat deja
tubul de alimentare cu oxigen la canula nazală, lamasca de față sau la alt accesoriu.

Notă: Pentru furnizorul echipamentului: Următoarele
accesorii de administrare a oxigenului sunt recomandate
pentru utilizarea cu acest concentrator de oxigen:• Canulă nazală cu tub de 2,1 m (maxim 6 LPM):
Cod piesă CU002-1• Adaptor de ieșire de oxigen (6 LPM max) (Nu se
utilizează cu intensitate 10 LPM): Piesa nr. F0025-1• Mască de față cu 2,1 m de tubulatură (10 LPM max)*:
Piesa nr. MS013-1• Extensie adaptor umidificator: Cod piesă CU002-1• Sticla de umidificator pentru modelele Intensity:
Cod piesă HU003-1*Masca de față trebuie utilizată numai cu modelele
Intensity 10.
Notă: Canula trebuie să fie introdusă complet și
trebuie să fie fixată. Ar trebui să auziți sau să simțiți
trecerea oxigenului spre furcile canulei nazale. Dacăpare că oxigenul nu curge, verificați mai întâi dacăbila debitmetrului înregistrează debit. Apoi introduceți
vârful canulei într-un pahar de apă; dacă ies bule dincanulă, înseamnă că oxigenul trece. Dacă nu apar bule,consultați secțiunea privind depanarea din acest manual.

Dacă nu, urmați instrucțiunile producătorului pentru
o conectare corectă. Conectați tubulatura de oxigen laadaptorul de evacuare a oxigenului sau la umidificator.

PN MN239-23 G | User Manual RM - 13

NewLife Intensity 10Funcții de siguranță

Următoarele informații vă vor familiariza cu funcțiile
de siguranță ale concentratorului de oxigen NewLife.
Asigurați-vă că citiți și înțelegeți toate informațiile
cuprinse în acest manual înainte de a utiliza aparatul.
Dacă aveți întrebări, furnizorul echipamentului vă stăla dispoziție cu răspunsuri.
• Motorul compresorului: Pe ieșirea compresorului
este montată o supapă desiguranță calibrată la 360 kPa(52 psig). Siguranța termică
este asigurată de un comutatorde siguranță termică care va
determina oprirea compresorului(65 °C).
• Defecțiune generală: Dacă apare
oricare dintre situațiile listate
mai jos, se va aprinde LED-ulaferent defecțiunii generale) și se va auzi intermitent(o alarmă. Printre acestea senumără:• Blocarea debitului deoxigen printr-o strangulare
sau o îndoire a canulei
de alimentare, generată
de presiunea ridicată înrezervor

Etichetă de avertizare
pentru dispozitiv șiafișaj cu alarme.

Notă: Doar un singur debitmetru de 10 LPM• Presiune în rezervorul dispozitivului mai mare de
38 psig (±1)
• Presiune în rezervorul dispozitivului mai mică de
15 psig (±1)• Temperatură a dispozitivului mai mare de 135 °C(275 °F), generată de presiunea scăzută înrezervor dacă se activează întrerupătorul termic
din interiorul compresorului (conducând la
oprirea compresorului)• Monitor pentru oxigen: În cazul în care monitorul
de oxigen detectează o concentrație de oxigen sub
82%, ledul de avertizare privind concentrația scăzută
) se va lumina. Dacă starea de O2
de oxigen (scăzută persistă, se va activa și o alarmă sonoră
intermitentă.
• Pană de curent: În cazul în care unitatea funcționează
și apare o pană de curent, se aprinde LED-ul
de avertizare privind alimentarea () și seactivează o alarmă sonoră intermitentă.
• Filtrul produsului: filtru ≥ 10 μm
Notă: Dual Flow New Life Intensity—Obstrucția fluxuluide oxigen, cum ar fi o strângere sau îndoire în canula delivrare, va face ca bila debitmetrului să scadă la zero, ca
un indicator al lipsei debitului.

14 - RO PN MN239-23 G | User Manual

Monitor pentru oxigen:
Monitorul de oxigen este un dispozitiv electronic
mic din cadrul concentratorului de oxigen NewLife
care monitorizează concentrația de oxigen produsă deunitate. Dacă concentrația de oxigen scade sub nivelul
terapeutic acceptabil, se aprinde o lumină galbenă
de monitorizare a oxigenului de pe concentratorul
de oxigen. Dacă lumina rămâne aprinsă mai mult de15 minute, se aude o alarmă intermitentă.
ATENȚIE: Contactați imediat furnizorul
de echipamente dacă ledul galben demonitorizare a oxigenului rămâne aprinsmai mult de 15 minute.
Notă: Când porniți unitatea, este normal ca lumina
galbenă de monitorizare a oxigenului să se aprindă și sărămână aprinsă timp de până la cinci minute.

NewLife Intensity 10
Instrucțiuni de operare—Flux dublu
Opțiunea cu flux dublu de 10 litri a unității NewLife
Intensity 10 permite unui singur concentrator săîndeplinească cerințele de debit ridicat ale unuipacient de 10 lpm sau nevoile a doi pacienți, în orice
combinație de debite de până la 10 lpm. Excelent
pentru utilizare la domiciliu, unitatea de îngrijire
extinsă, spital sau sala de așteptare a medicului.

Figura 4: Medicamente în recipient

Debitmetru
primarDebitmetru
secundarFigura 5: Piesă bucală pentru nebulizator

Intensitatea NewLife este adecvată pentru doi utilizatori,dacă debitul combinat este de minim 2 LPM și acesta nudepășește capacitatea maximă a concentratorului.

5. Conectați un capăt al tubului de alimentare cu aer laracordul de ieșire a aerului și celălalt capăt la partea
inferioară a nebulizatorului și deschideți complet
supapa de aer așa cum se arată în Figura 3.
6. Începeți tratamentul. (Consultați secțiunea Inhalarea
medicamentelor/Instrucțiuni de tratament)Notă: Concentratorul standard de oxigen NewLife
Intensity acceptă prescripții de presiune mare/debit mare.
Notă: Concentratorul de oxigen NewLife Intensity
10 standard găzduiește prescripții de la 2 LPM până la
10 LPM maxim.

Umplerea nebulizatorului cu medicamente

1. Spălați-vă bine mâinile.
2. Utilizați o picătură, o seringă sau un alt dispozitiv
de măsurare pentru a măsura cantitatea adecvată
de medicament, așa cum este prescris de medicul
dumneavoastră.
Notă: Utilizați numai cantitatea de medicamente și
frecvența tratamentului pe care le-a prescris medicul
dumneavoastră
3. Scoateți sau deșurubați recipientul pentru
medicamente de pe nebulizator și introduceți dozamăsurată prescrisă în recipientul pentru medicamente(Figura 4).
4. Conectați paharul cu medicamente la nebulizatorși apoi conectați piesa „T” sau piesa bucală lanebulizator (Figura 5).

PN MN239-23 G | User Manual RM - 15

NewLife Intensity 10
Instrucțiuni pentru inhalarea
medicamentelor/tratamentuluiNotă: Următoarele instrucțiuni pentru inhalarea
medicamentelor sunt adesea recomandate. Dacămedicul sau profesionistul din domeniul sănătății v-a dat
instrucțiuni speciale, asigurați-vă că le urmați în schimb,
așa cum este prescris.
1. Închideți gura în jurul piesei bucale, dar nu o țineți
cu dinții (Figura 6).

Curățarea nebulizatorului
Notă: Efectuați pașii 1 și 2 de mai jos după fiecare
tratament pentru a preveni colectarea și întărirea
medicamentelor în interiorul pieselor nebulizatorului.
1. După fiecare tratament, separați nebulizatorul șipiesa „T” sau ansamblul piesei bucale.
2. Scoateți sau deșurubați cupa nebulizatorului șiclătiți bine fiecare componentă cu apă caldă.
3. O dată pe zi, curățați toate piesele nebulizatorului(cu excepția tubului de alimentare cu aer) cu un
detergent ușor sau cu o soluție de săpun în apă caldă.
Clătiți bine și înmuiați toate părțile într-o soluție deo (1) parte oțet alb și trei (3) părți apă timp de 30 deminute pentru a dezinfecta.

Figura 6: Piesă bucală

2. Respirați lent și adânc și faceți o pauză la sfârșitul
inhalării timp de 1-2 secunde, apoi expirați încet șicomplet.
3. Repetați această procedură până când cantitateaprescrisă de medicament se nebulizează sau sescurge durata prescrisă de tratament (oricare dintre
acestea survine prima).
4. Dacă medicul sau profesionistul din domeniulsănătății v-a instruit să luați perioade scurte deodihnă În timpul tratamentului, asigurați-vă că rotiți
supapa de aer în poziția OPRIT. Acest lucru vă va
conserva medicamentul.
Notă: Timpul prelungit de tratament poate indica
un nebulizator defect. Contactați furnizorul dvs. deechipamente dacă există această condiție.

16 - RO PN MN239-23 G | User Manual

Figura 7

4. Clătiți bine cu apă caldă pentru a îndepărta soluția
dezinfectantă.
5. Așezați toate piesele nebulizatorului pe un prosopde hârtie sau pe un material absorbant moale pentru a
se usca la aer. NU ȘTERGEȚI.
6. Când este uscat, depozitați piesele nebulizatoruluiîntr-un recipient curat sau într-o pungă de plastic.
7. Repetați procedura de mai sus după fiecare
tratament/utilizare pacient.
ATENȚIE: Legea federală (S.U.A.) interzicecomercializarea sau închirierea acestui
dispozitiv de către alte persoane decât
medici sau furnizori de servicii medicale
autorizați.

NewLife Intensity 10
Materiale în contact direct sau indirect cu operatorul
NewLife Intensity 10:

Carcasa concentratorului............. Valtra/ABS/Polistiren
Cablu de alimentare............................................... PVC
Filtru de praf.................................................... Poliester
Comutator ON/OFF.................................. Termoplastic
Rotile................................................................... Nailon
Reglarea debitului............................. ABS/policarbonat
Priza de gaz............................... Alama placata cu crom
Etichete imprimate............................................... LexanCurățarea, îngrijirea și întreținerea adecvată
AVERTISMENT: CURĂȚAȚI DULAPUL,PANOUL DE COMANDĂ ȘI CABLUL
DE ALIMENTARE DOAR CU AGENT
DE CURĂȚARE DELICAT, PENTRUUZ DOMESTIC, CU O CÂRPĂ UMEDĂ
(NU UDĂ) SAU UN BURETE ȘI APOIUSCAȚI TOATE SUPRAFEȚELE. NU
PERMITEȚI LICHIDULUI SĂ INTRE ÎN
CONCENTRATOR. ACORDAȚI ATENȚIE
SPECIALĂ IEȘIRII PENTRU OXIGEN LA
CARE SE CONECTEAZĂ CANULA PENTRU
A VĂ ASIGURA CĂ NU PREZINTĂ URME
DE PRAF, APĂ ȘI PARTICULE.

AVERTISMENT: AVEȚI GRIJĂ CA ACEST
CONCENTRATOR DE OXIGEN SĂ NU SE UDE ȘI
PREVENIȚI PĂTRUNDEREA LICHIDELOR ÎN UNITATE.
ACESTE SITUAȚII POT GENERA DEFECȚIUNI SAUOPRIREA UNITĂȚII ȘI POT CREȘTE RISCUL DE ȘOC
ELECTRIC SAU ARSURI.
AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI PRODUSE PE
BAZĂ DE PETROL, LUBRIFIANT SAU GAZ SAUALTE PRODUSE INFLAMABILE CU ACCESORIILEPENTRU TRANSPORTUL OXIGENULUI SAU CU
ACEST CONCENTRATOR DE OXIGEN. OXIGENULACCELEREAZĂ ARDEREA SUBSTANȚELORINFLAMABILE.

DulapOPRIȚI unitatea și deconectați-l de la curent înainte
de orice curățare sau dezinfecție. NU pulverizați directcarcasa exterioară. Utilizați o cârpă sau un bureteumedă (nu umedă). Pulverizați cârpa sau buretele cu
o soluție blândă de detergent pentru a curăța carcasa.
Procedați conform instrucțiunilor producătorului decurățare. Dulapul dispozitivului trebuie curățat celpuțin între utilizatori.
AVERTISMENT: PERICOL DE ȘOC
ELECTRIC. OPRIȚI UNITATEA ȘI
DECONECTAȚI CABLUL DE ALIMENTARE DE
LA PRIZĂ ÎNAINTE DE A CURĂȚA UNITATEA,PENTRU A PREVENI ȘOCURILE ELECTRICEȘI PERICOLELE DE APARIȚIE A ARSURILOR.
DOAR FURNIZORUL ECHIPAMENTULUI SAU
UN TEHNICIAN CALIFICAT DE SERVICETREBUIE SĂ SCOATĂ CAPACELE SAU SĂ
EFECTUEZE LUCRĂRI DE SERVICE.
PN MN239-23 G | User Manual RM - 17

NewLife Intensity 10
AVERTISMENT: FOLOSIȚI DOAR LOȚIUNI SAU ALIFIIPE BAZĂ DE APĂ, COMPATIBILE CU OXIGENULÎNAINTE ȘI ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI. NU FOLOSIȚINICIODATĂ LOȚIUNI SAU ALIFII PE BAZĂ DE PETROLSAU ULEI PENTRU A EVITA RISCUL DE FOC ȘI DE
ARSURI.
AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI LICHID DIRECTPE UNITATE. O LISTĂ DE AGENȚI CHIMICICONTRAINDICAȚI INCLUDE, DAR FĂRĂ LIMITARE
LA: ALCOOL ȘI PRODUSE PE BAZĂ DE ALCOOL,
PRODUSE CONCENTRATE PE BAZĂ DE CLOR
(CLORURĂ DE ETILEN) ȘI PRODUSE PE BAZĂ DE
PETROL (PINE-SOL®, LESTOIL®). ACESTEA NU
TREBUIE UTILIZATE PENTRU A CURĂȚA CARCASA
DE PLASTIC A CONCENTRATORULUI DE OXIGEN,
DEOARECE POT AFECTA PLASTICUL UNITĂȚII.
CURĂȚAȚI DULAPUL, PANOUL DE COMANDĂ ȘI
CABLUL DE ALIMENTARE DOAR CU UN AGENT DECURĂȚARE DELICAT, PENTRU UZ DOMESTIC, CU
O CÂRPĂ UMEDĂ (NU UDĂ) SAU UN BURETE ȘI
APOI USCAȚI TOATE SUPRAFEȚELE. NU PERMITEȚILICHIDULUI SĂ INTRE ÎN DISPOZITIV.
Notă: Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului
canulei pentru o utilizare corespunzătoare. Înlocuiți
canula de unică folosință conform recomandărilor
producătorului acesteia sau ale furnizorului
echipamentului. Furnizorul echipamentului vă poate oferi
consumabile suplimentare.
Notă: Producătorul nu recomandă sterilizarea acestui
echipament.

FiltreCel puțin o dată pe săptămână, spălați filtrul departicule brute de admisie a aerului, care se aflăîn partea din spate a unității. Furnizorul dvs. deechipamente vă poate sfătui să îl curățați mai des, înfuncție de condițiile dvs. de funcționare. Urmați acești
pași pentru a curăța corect filtrul de admisie a aerului:Notă: Nu utilizați unitatea fără filtrul de particule brute deadmisie montat.
1. Scoateți filtrul și spălați-l într-o soluție caldă de apăși săpun.
2. Clătiți bine filtrul și îndepărtați excesul de apă cu unprosop moale, absorbant. Asigurați-vă că filtrul este
complet uscat înainte de a-l înlocui.
3. Înlocuiți filtrul uscat.

18 - RO PN MN239-23 G | User Manual

Rezervă de aprovizionare cu oxigen

Furnizorul dvs. de echipamente poate recomanda oaltă sursă de terapie suplimentară cu oxigen în cazulîn care există o defecțiune mecanică sau o întreruperede curent.
ATENȚIE: Producătorul recomandă o sursă
alternativă de oxigen suplimentar în cazul
unei căderi de tensiune, al unei alarme sau
al unei defecțiuni mecanice. Consultați
medicul sau furnizorul echipamentului
pentru a identifica tipul de sistem derezervă necesar.

Înlocuirea canulei

Respectați întotdeauna instrucțiunile
producătorului canulei pentru o utilizare
corespunzătoare. Înlocuiți canula nazală sau
tubulatura de oxigen conform recomandărilor
producătorului canulei sau furnizorului
dumneavoastră de oxigen. Medicul sau furnizorul
de oxigen vă va oferi instrucțiuni de curățare șiînlocuire.
Consumabile suplimentare pentru înlocuiresunt disponibile prin intermediul furnizorului
dumneavoastră de oxigen.

NewLife Intensity 10Stări de alarmă
Toate alarmele sunt alarme cu prioritate scăzută.
Alarmă

Indică

AcțiuneLumină galbenă pentru defecțiune

Presiune ridicată dinrezervor de produs SAU
Presiune scăzută dinrezervor de produs SAU
temperatură ridicată adispozitivului SAU Fărădebit (doar un singur
debitmetru de 10 LPM)

Asigurați-vă că debitmetrul este deschis în poziția debit
minim sau mai mare. Canula nu trebuie să fie îndoită
sau blocată. Îndepărtați dispozitivele conectate în avalde ieșirea dispozitivului. Asigurați-vă că dispozitivul
are un spațiu de cel puțin 30 cm în toate direcțiile șică admisiile nu sunt blocate. Asigurați-vă că filtrul departicule mari externe la admisie este curat și nu esteînfundat. Asigurați-vă că unitatea se înscrie în intervalul
de temperatură de funcționare. Dacă problema
persistă, contactați furnizorul echipamentului pentru
service.

Lumină galbenă pentru
monitorizarea oxigenului
și alarmă sonoră intermitentă

Concentrație scăzută aoxigenului

Contactați furnizorul echipamentului pentru service.

Lumină galbenă pentru pană dePană de curent

Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o priză
verificată, funcțională. Asigurați-vă că întrerupătorul
este apăsat. Dacă problema persistă, contactați
furnizorul echipamentului pentru service.

de ordin generalsonoră intermitentă

și alarmă

curentși alarmă
sonoră intermitentă

Depanarea
În cazul în care concentratorul de oxigen NewLife nu funcționează corespunzător, consultați tabelul din paginileurmătoare pentru a găsi posibilele cauze și soluții și, dacă este necesar, consultați furnizorul echipamentului.
Dacă nu puteți face unitatea să funcționeze, conectați canula nazală, masca facială sau alte accesorii pentru aobține alimentare suplimentară cu oxigen.
Notă: Nu încercați să efectuați alte lucrări de întreținere decât soluțiile posibile oferite de acest manual.
Notă: Pentru a preveni anularea garanției, respectați instrucțiunile producătorului.
Problemă

Cauză probabilă

Soluție

Unitatea nu funcționează.
Starea pană de curent
cauzează declanșarea unei
alarme sonore.

Cablul de alimentare nu este
conectat la priză.

Verificați dacă ștecărul este conectat corespunzător
la priză.

Nu există alimentare de la priză.

Verificați sursa de alimentare electrică, comutatorul,
siguranța sau întrerupătorul.

Întrerupătorul concentratoruluide oxigen este activat.

Contactați furnizorul dvs. de echipamente pentru
service.

PN MN239-23 G | User Manual RM - 19

NewLife Intensity 10
Fluxul de oxigen este limitat.

Recipientul umidificatorului este
murdar sau blocat.

Scoateți sticla umidificatorului (dacă este utilizată)de la orificiul de evacuare a oxigenului. Dacă fluxul
este restabilit, curățați sau înlocuiți cu un nou
recipient pentru umidificator.

Canula nazala, masca facială,cateterul și/sau tubul dealimentare cu oxigen sau alte
accesorii sunt defecte.

Scoateți canula nazală, masca de față sau alte
accesorii din tubul de oxigen. Dacă fluxul corect
este restabilit, înlocuiți-l cu o canulă nazală nouă,o mască de față sau alte accesorii.

Alte scurgeri sau restricții.

Deconectați tubulatura de livrare de la orificiul deevacuare a oxigenului (fața unității). Dacă fluxul
corespunzător este restabilit, verificați ca tubulaturade oxigen să nu fie îndoită sau obstrucționată.
Înlocuiți dacă este necesar.
Contactați furnizorul dvs. de echipamente.

Condensul se acumulează în
tubul de oxigen când folosiți
recipientul umidificatorului.

Unitatea nu este ventilată
corespunzător. Temperatura defuncționare este ridicată.

Aveți grijă ca unitatea să fie amplasată la distanță
de perdele sau draperii, registre de reglaj pentru
aer fierbinte, calorifere și șemineuri. Aveți grijă să
amplasați unitatea astfel încât toate părțile să fie lacel puțin 30,5 cm de un perete sau alt element careblochează. Nu amplasați unitatea într-un spațiu
închis.
Lăsați tubul de oxigen să se usuce sau înlocuiți cu
unul nou. Reumpleți recipientul umidificatorului cu
apă RECE. NU DEPĂȘIȚI MARCAJUL.

Se aude alarma intermitentă.

Defecțiune a echipamentului.

Treceți comutatorul pornit/oprit în poziția 0,folosiți rezerva de oxigen și consultați furnizorul
echipamentului imediat.

NewLife Intensity 10 afișează
alarmă și produce un bip
intermitent.

Consultați tabelul cu condiții dealarmă.

Consultați tabelul cu condiții de alarmă.

Concentratorul de oxigen nu
pornește.

Nu este conectat la alimentare
externă.

Alimentați unitatea prin priză.

Defecțiune generală:Toate celelalte probleme.

20 - RO PN MN239-23 G | User Manual

Asigurați-vă că conexiunile externe sunt sigure.
Contactați furnizorul dvs. de echipamente și
schimbați la o altă sursă de oxigen dacă este
necesar.
Treceți comutatorul pornit/oprit în poziția 0,folosiți rezerva de oxigen și consultați furnizorul
echipamentului imediat.

NewLife Intensity 10
Accesorii
Pentru funcționare corespunzătoare și siguranță,folosiți doar aceste accesorii furnizate de CAIRE prinintermediul furnizorului dumneavoastră de oxigen.
Utilizarea accesoriilor care nu sunt incluse în lista de
mai jos poate afecta performanțele și/sau siguranța
concentratorului în mod negativ. Următoarele accesoriide administrare a oxigenului sunt recomandate pentru
utilizarea cu acest concentrator de oxigen:
Accesorii standard NewLife Intensity 10
Canulă nazală cu tub de 2,1 m(maxim 6 LPM):

CU002-1

Adaptor de ieșire de oxigen

F0025-1Mască de față cu 2,1 m detubulatură (max. 10 LPM)*

MS013-1

Extensie adaptor umidificator

CU002-1

Sticla de umidificator pentru modele
Intensity (6-15 LPM)

HU014-1

SureFlow

FM069*Masca de față trebuie utilizată numai cu modelele NewLife
Intensity 10.
Notă: Dacă apar mai sus, pot fi disponibile opțiuni
suplimentare pentru cablurile electrice specificeanumitor țări. Contactați CAIRE sau furnizorul
dumneavoastră de oxigen dacă trebuie să comandați
alte variante.
AVERTISMENT: FEMEILE ÎNSĂRCINATESAU CARE ALĂPTEAZĂ NU AR TREBUISĂ FOLOSEASCĂ ACCESORIILE
RECOMANDATE ÎN ACEST MANUAL,
ACESTEA POT CONȚINE FTALAȚI.

PN MN239-23 G | User Manual RM - 21

NewLife Intensity 10
Test EMC
Echipamentul medical necesită precauții speciale cu privire la EMC și trebuie instalat și pus în funcțiune conform
informațiilor EMC oferite în această secțiune.

Îndrumări și Declarația producătorului – Emisii electromagnetice
NewLife este conceput pentru utilizare în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul NewLife trebuiesă se asigure că acest echipament este utilizat într-un astfel de mediu.
Test de emisii
Emisii RF
CISPR 11
Emisii RF
CISPR 11
Emisii armonice
IEC 61000-4-2
Fluctuații de tensiune/
emisii flicker
IEC 61000-4-3

Conformitate

Mediu electromagnetic – Îndrumare

Grup 1

NewLife folosește energie RF doar pentru funcționarea internă. Prinurmare, emisiile sale RF sunt foarte scăzute și nu ar trebui să cauzeze
interferențe echipamentelor electronice din apropiere.

Clasa B
Respectă
Respectă

22 - RO PN MN239-23 G | User Manual

NewLife este adecvat pentru utilizarea în toate spațiile, inclusiv în
mediul domestic și în cele conectate direct la rețeaua de alimentare
electrică publică de joasă tensiune care alimentează clădirile
rezidențiale.

NewLife Intensity 10Îndrumări și Declarația producătorului – Imunitate electromagnetică

NewLife este conceput pentru utilizare în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul VisionAire
trebuie să se asigure că acest echipament este utilizat într-un astfel de mediu.
Test imunitate
Nivel test IEC 60601
Nivel conformitate
Mediu electromagnetic – îndrumare
Mediu±8 kV contact±8 kV contact
Podeaua trebuie să fie din lemn, beton sau
electromagnetic –din dale de ceramică. Dacă podeaua este
±15 kV aer±15 kV aerîndrumareacoperită cu material sintetic, umiditatea
relativă trebuie să fie de cel puțin 30%.
IEC 61000-4-2
Impulsuri electricetranzitorii rapide/în
rafale±2 kV pentru liniile
electrice

IEC 61000-4-4±1 kV pentru liniile deN/Aintrare/ieșire
± 2kV mod comun pe
N/Aliniile de curent alternativ

Curent tranzitoriu
anormal±2 kV pentru liniile
electrice

IEC 61000-4-5

Calitatea alimentării electrice de la rețea
trebuie să fie cea tipică pentru un mediu
comercial sau spitalicesc.

Calitatea alimentării electrice de la rețea
trebuie să fie cea tipică pentru un mediu
comercial sau spitalicesc.

± 1kV diferențial pe liniile ± 1kV diferențial pe liniile
de curent alternativ
de curent alternativ±- 2kV mod comun peliniile I/O exterioare
0% UT pentru 0,5 cicluri(0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°)

Goluri de tensiune,
scurte întreruperi
și fluctuații detensiune pe liniile dealimentare de la rețea
IEC 61000-4-11
0% UT pentru 1 ciclu (0°)

N/A

Calitatea alimentării electrice de la rețea
trebuie să fie cea tipică pentru un mediu
comercial sau spitalicesc. Dacă utilizatorul
New Life Intensity 10 necesită funcționare
continuă în timpul întreruperilor rețelei
0% UT pentru 1 ciclu (0°) de alimentare, se recomandă ca NewLife
este alimentat de la o sursă de alimentareneîntreruptibilă (UPS) sau de la o baterie.
70% UT (scădere de 30% 70% UT (scădere de 30%
în UT) pentru 25/30 deîn UT) pentru 25/30 decicluri (0°)
cicluri (0°)

Frecvența puterii(50/60 Hz)
câmp magnetic
IEC 61000-4-8

0% UT pentru 0,5 cicluri(0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°)

0% UT pentru 250/300 de 0% UT pentru 250/300 de
cicluri (0°)
cicluri (0°)
30 A/m30 A/mCâmpurile magnetice la frecvență industrială
trebuie să fie la niveluri caracteristice pentru
o locație tipică dintr-un mediu comercial sau
spitalicesc.

NOTĂ UT este tensiunea de alimentare de la rețea înainte de aplicarea testului de nivel.

PN MN239-23 G | User Manual RM - 23

NewLife Intensity 10Îndrumări și Declarația producătorului – Imunitate electromagnetică

NewLife este conceput pentru utilizare în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul NewLife trebuiesă se asigure că acest echipament este utilizat într-un astfel de mediu.
Test imunitate
Nivel test IEC 60601
Nivel conformitate
Mediu electromagnetic – îndrumare
3 Vrms3 VrmsEchipamentul de comunicații portabil și
Emisii RF
mobil cu emisii RF nu trebuie folosit la opropagate
150 kHz până la 80 MHz,distanță mai mică de orice componentă a
1 kHz sau 2 kHz,IEC 61000-4-6
NewLife, inclusiv de cabluri, decât distanța
modulație AM 80% (6 V înde separare calculată în urma ecuației
banda ISM și radio amatoraplicabile frecvenței emițătorului.
în acest interval pentru
mediul acasă)Distanță de separare recomandată
10 V/mEmisii RF radiate
IEC 61000-4-3

80 MHz până la2700 MHz, 1 kHz 80%
modulare pentru mediul
acasă

d=
 1.2 P
10 V/md=
 1.2 P de la 80 MHz la 800 MHzd= 1.2 P de la 800 MHz la 2,5 GHz
unde P puterea maximă nominală laieșire a emițătorului în watt (W) conformproducătorului emițătorului și d este distanța
de separare recomandată în metri (m).
Intensitățile de câmp generate deemițătoarele de emisii RF fixe, așa cum suntstabilite de o măsurătoare electromagnetică
în locație,a trebuie să fie mai mici decât
nivelul de conformitate în fiecare interval defrecvență. b
Interferențe pot apărea în vecinătatea
echipamentului marcat cu următorul simbol:

NOTA 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență superior.
NOTA 2 Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată deabsorbția și reflectarea din structuri, obiecte și persoane.
NOTA 3 În unele condiții de imunitate radiată, concentratorul se poate opri și reporni automat.
NOTA 4 În unele condiții de imunitate radiată, lumina de avertizare a concentratorului de oxigen scăzut se poate activa dincauza interferențelor.
aIntensitățile de câmp generate de emițătoarele fixe, precum stații de bază pentru telefoane (celulare/fără fir) șiechipamente radio terestre mobile, echipamente de radio amatori, echipamente de emisie radio în benzile AM și FM și deemisie TV nu pot fi prezise teoretic cu acuratețe. Pentru evaluarea mediului electromagnetic generat de emițătoarele deemisii RF fixe, trebuie avută în vedere o măsurătoare electromagnetică în locație. Dacă intensitatea măsurată a câmpului
din locația în care este folosită unitatea NewLife Intensity 10 depășește nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus,
supravegheați NewLife pentru a stabili dacă funcționează normal. Dacă se observă funcționări anormale, este posibil sătrebuiască să adoptați măsuri suplimentare, precum reorientarea sau relocarea unității NewLife.
bÎn intervalul de frecvență 150 kHz până la 80 MHz, intensitățile de câmp trebuie să fie mai mici de 3 V/m.

24 - RO PN MN239-23 G | User ManualNewLife Intensity 10
Specificații de testare pentru FIABILITATEA PORTULUI DE ÎNCHIDERE la echipamentele decomunicații fără fir RF
Frecvența detestare (MHz)

Grup A)(MHz)

Serviciu A)

385

380-390TETRA 400

430-470

GMRS 460,
FRS 460

abateri de ±5 kHZ

704-787

Banda LTE 13, 17

Modularea pulsului b)
217 Hz800-960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,CDMA 850,
LTE Band 5

1700-1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; Banda LTE
1, 3, 4,25; UMTS

450
710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970

Modulare b)

Puteremaxima (W)Distanța (m)Nivelultestului deimunitate
(V/m)

1.8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

Modularea pulsului b)
217 Hz20,328Modularea pulsului b)
217 Hz20,328Modularea pulsului b)
18 Hz
FM c)
1 kHz sinus

Modularea pulsului b)
18 Hz

Bluetooth, WLAM,
2450

2400-2570

802,11 b/g/n.
RFID 2450,
LTE Band 7

5240
WLAN 802.11
Modularea pulsului b)
5500
2
0,3
9
5100-5800
217 Hzun5785
NOTĂ: Dacă este necesar pentru a atinge NIVELUL DE TEST DE IMUNITATE, distanța dintre antena de transmisieși ECHIPAMENTUL ME SAU SISTEMUL ME poate fi redusă la 1 m. Distanța de testare de 1 m este permisă de
IEC 61000-4-3.
a)Pentru unele servicii, sunt incluse doar frecvențele uplink.
b)Purtătorul va fi modulat utilizând un semnal de undă pătrată cu ciclu de lucru de 50%.
c)
Ca o alternativă la modulația FM, poate fi utilizată modularea impulsului de 50% la 18 Hz, deoarece, deși nu reprezintă
modulația reală, ar fi cel mai rău caz.
Producătorul ar trebui să ia în considerare reducerea distanței minime de separare, pe baza managementului
riscului, și utilizarea unor niveluri mai ridicate de testare a fiabilității, care sunt adecvate pentru distanța minimă
de separare redusă. Distanțele minime de separare pentru niveluri mai mari de testare de imunitate ar trebui
calculate folosind următoarea ecuație:Unde P este puterea maximă în W, d este distanța minimă în m și E este nivelul testului de imunitate în V/m.
Dacă ECHIPAMENTUL ME sau SISTEMUL ME respectă niveluri mai ridicate de testare de imunitate sau
acest test, distanța minimă de separare de 30 cm de la 5.2.1.1 f) poate fi înlocuită cu distanțe minime de separarecalculate din nivelurile mai ridicate ale testului de imunitate.

PN MN239-23 G | User Manual RM - 25

NewLife Intensity 10
Distanțele de separare recomandate între echipamentele de comunicare RF portabile și
mobile și unitățile VisionAire

VisionAire este conceput pentru utilizare într-un mediu electromagnetic în care perturbările RF sunt controlate. Clientul sau
utilizatorul echipamentului NewLife poate ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice prin păstrarea unei distanțe
minime între echipamentele de comunicare RF portabile și mobile (emițătoare) și echipamentul NewLife după cum se
recomandă mai jos, conform puterii maxime la ieșire a echipamentului de comunicații.
Putere maximă laDistanță de separare conform frecvenței emițătoruluiieșire nominală a(m)emițătorului
150 kHz până la 80 MHz
80 MHz până la 800 MHz
80 MHz până la 2,5 GHzd= 1.2 Pd=
 1.2 Pd=
 1.2 P

W
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Pentru emițătoarele cu valoare nominală a puterii maxime la ieșire care nu sunt incluse în lista de mai sus, distanța deseparare recomandată d în metri (m) poate fi estimată folosind ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P este
puterea maximă la ieșire a emițătorului în watt (W) conform producătorului emițătorului.
NOTA 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvență superior.
NOTA 2 Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată deabsorbția și reflectarea din structuri, obiecte și persoane.

Clasificare

Tip de protecție împotriva șocurilor electrice:
Clasa II	Protecția împotriva șocurilor electriceeste obținută prin dublă izolare.
Nu sunt necesare împământarea deprotecție sau bazarea pe condițiile deinstalare.
Grad de protecție împotriva șocurilor electrice:
Tip BF	 Echipament care oferă un anumit grad deprotecție împotriva șocurilor electrice pentru
1) curent scurs permis;2) siguranța conexiunii de protecție la masă(dacă există).
Nu este conceput pentru aplicare cardiacă
directă.
Grad de protecție împotriva intrării apei:
		Echipament de protecție împotriva picăturilor –IP21		Protecție împotriva pătrunderii obiectelor străine
solide cu diametrul mai mare de 12,5 mm șiprotecție împotriva picăturilor de apă care cadvertical.

26 - RO PN MN239-23 G | User Manual

Metodă permisă de curățare și control al infecțiilor:		Consultați secțiunea Întreținere din manualele deservice VisionAire.
Grad de siguranță a utilizării în prezența gazelor
anestezice inflamabile:		Echipamentul nu este adecvat pentru astfel deutilizare.
Mod de utilizare:Funcționare continuă.

NewLife Intensity 10
Note

PN MN239-23 G | User Manual RM - 27

www.caireinc.com

CAIRE Inc.
2200 Airport Industrial Dr., Ste 500
Ball Ground, GA 30107 SUA
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germania
Tel: +49 (0) 6442-962073
E-mail: info@mps-gmbh.eu

Accumed Sagl Viale
Serfontana 7 6834
Morbio Inferiore
Switzerland
CAIRE și CAIRE Inc. sunt mărci comerciale înregistrate ale CAIRE Inc.
Vă rugăm să vizitați site-ul nostru de mai jos pentru o listă completă amărcilor comerciale. Mărci comerciale: www.caireinc.com/corporate/
trademarks/.
© Copyright 2023 CAIRE Inc. Toate drepturile rezervate.
CAIRE Inc. își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea produselor sau
de a schimba prețurile, materialele, echipamentul, calitatea, descrierile,
specificațiile și/sau procesele pentru produsele sale, în orice moment,fără notificarea prealabilă și fără alte obligații sau consecințe. Toate
drepturile care nu au fost menționate expres aici sunt rezervate, dupăcum este aplicabil.

|MN239-23-G4~

5 Jan 2023 PN MN239-23 G