標準仕様書 型式：MS3702
薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 測温抵抗体温度変換器

概MS370029

要測温抵抗体入力を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁１出力／２出力 測温抵抗体温度変換器です。

SZ型 式 コ ー ド86

ＭＳ３７０２ -□-□□□＿
型式
供給電源
Ａ: AC 100～ 240V (50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100～ 240V
入力信号
Ｐ１: Ｐｔ 100ΩＰ５: Ｐｔ 50Ω

Ｊ: ＪＰｔ １00Ω
Ｎ: Ｎｉ 508.4Ω
Ｙ: 上記以外

第 1 出力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC １ : 0 ～ 10mV DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC ２ : 0 ～ 100mV DC
Ｚ: 指定電流信号
３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC３Ｗ: ± 1V DC
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号
第 2 出力信号
未記入： なし
第 1 出力信号のコードと同じ☞第1出力信号が電圧出力の場合、第2出力信号は電流出力のご指定はできません。

125

仕●電源

(mm)

様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100～240V : AC85～264V（47～63Hz）
DC24V : DC24V±10%
DC100～240V : DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100～240V DC24V
DC100～240V
1 出力型
5.5VA 以下/ 1.6W 以下/ 6.0W 以下
2 出力型
7.0VA 以下/ 1.8W 以下/ 6.0W 以下●入力部

励 起 電 流 約 1mA ＠Pt0～100℃
入 力 導 線 抵 抗 1 線あたり 200Ωmax.
製作可能範囲＜標準仕様＞
Pt 100Ω
ＪＰt100Ω
Pt 50Ω

（入力 0%時の温度=0℃）
0～50℃ ·························· 0～500℃ までの 50℃刻み(例 Pt100Ω 0～150℃)
0～50℃ ·························· 0～500℃ までの 50℃刻み(例 ＪＰt100Ω 0～250℃)
0～100℃＜準標準仕様＞
測定温度範囲（℃）☞2 出力共 4～20mＡの場合、出力負荷は第１出力 550Ω以下、測温抵抗体第２出力 350Ω以下となります。
☞バーンアウトは上昇となります。

Pt 100Ω-200～+850
50 ℃以上JPｔ100Ω-200～+500
50 ℃以上
入力スパン
Pt 50Ω
-200～+600
100 ℃以上
4 倍まで
Ni 508.4Ω - 50～+250
30 ℃以上（例）Pt100Ω（150～200℃）⇒入力スパン 50℃、バイアス 150℃（3 倍）☞測定温度範囲またはバイアス条件を逸脱する仕様に関しましては特注仕様となります。

オプション
未記入： なし／Ｋ ： 高速応答型 （10ms 以下:0～90%）／Ｌ ： 電流２出力高出力負荷型 *CE 対象外(OUT-1:750Ω/OUT-2:550Ω)／Ｈ ： ポリウレタン系コーティング／Ｘ ： 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項･型式コード(測定温度範囲)(例)MS3702-A-P1A6(0～150℃)*温度ﾚﾝｼﾞのご指定は min.10℃単位でご指定下さい｡
その他ご指定例･入力“Y”時MS3702-A-YAA(入力 Cu10Ω at0℃ 0～100℃)･出力“0”時MS3702-A-P106(0～150℃/出力 2～5V)･ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”時 MS3702-A-P1AA/X(0～150℃/応答周波数 50Hz)･ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は､ｺｰﾄﾞ記号を続けてご指定下さい｡(/KX)●出力入力スパン

入力バイアス部

最大出力負荷第 1 出力(DC) 最大出力負荷 第 2 出力(DC) 最大出力負荷
1V スパン以上 2mA 以下
1V スパン以上 2mA 以下
10mV
10kΩ以上10mV
10kΩ以上100mV
100kΩ以上
100mV
100kΩ以上
4～20mA750Ω以下※14～20mA350Ω以下※1 但し、第 2 出力が電流出力の場合 550Ωになります。

ゼロ点調整範囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
バ ー ン ア ウ ト 上昇 （A､B､B’何れが断線しても）

MQDDK-110729-2 Rev.2.90Page:1/2

標準仕様書●出力

型式：MS3702 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 測温抵抗体温度変換器部●材

製作可能範囲電流信号
0～20mA
4～20mA
0～100%

出力範囲(DC)
出力スパン(DC)
出力バイアス

電圧信号-10～10V
10mV～20V-100～100%*電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となります。
（例 1）4～20ｍA⇒出力スパン 16ｍA、バイアス 25%（例 2）-1～4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%

換度
答M号

精特速R
絶度
性度
R
縁絶縁

抵

抗耐電圧

ABS 樹脂（UL-94V-0）
PBT 樹脂（UL-94V-0）
PC 樹脂（UL-94V-2）
PP 樹脂（UL-94HB）
鉄/ニッケルメッキ
0.2μm/金メッキ
ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）●適 合 規 格●基 準 性 能変
温応C
信質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
端子台
端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰ
DIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
端 子 ネ ジﾌﾟﾗｸﾞ･ｿｹｯﾄ
端子表面処理基板

適 合 E C 指 令 電磁両立性指令(2014/30/EU)
EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU)
IEC61010-1 / EN61010-1:2010/A1:2019
設置カテゴリⅡ、汚染度 2、最高使用電圧 300V

ｽﾊﾟﾝの±0.15%以内（25℃±5℃にて）10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
170ms 以下(0～90%)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
100dB 以上（500V AC，50/60Hz）
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
絶縁100MΩ以上（@500V DC）
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
入力－[第1 出力、第2 出力]－[電源、大地]各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間

[入力・出力・GND]－電源間 強化絶縁

端子配置図、信号割付

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～60℃●取 付 ・ 形 状取配付
線方
方

法 壁取付、DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き/脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～1[N・m] *推奨値
外 形 寸 法 W29×H86×D125mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質量 本体 120g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下①②P ＋）（POWERN（－）
GND④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1N.C＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2A RTD
B RTD
B’RTD

ブ ロ ッ ク 図

定電流回路

測温抵抗体

A⑨Z

S

増幅回路

基準抵抗

B⑩絶縁回路

絶縁回路

第 1 出力回路

絶縁回路

第 2 出力回路④ 第 1 出力信号＋⑤ 第 1 出力信号－

B’
⑪供給電源

P(＋) ①N(－) ②電源
回路⑦ 第 2 出力信号＋⑧ 第 2 出力信号－GND

MQDDK-110729-2 Rev.2.90

Page:2/2