●10N･m 以下のすべてのシグナル式
トルクレンチが測定できるワイドレンジ。
●設置場所を選ばない A4 サイズのコンパクト設計。
●敏感な小容量トルク測定の為に角ドライブ側が回転する専用のローディング機構を開発。
●測定範囲：0.2 〜 10N･m

デジタルトルクレンチテスタ

DOTE10N4特長
ワイドレンジ

測定可能な機種例
QL 型

QSP 型

CSP 型

QL2N

QSP1.5N4

CSP1.5N4X8D

QL5N

QSP3N4

CSP2NX6D

QL10N

QSP6N4

CSP3N4X8D

センサ構造を改良し、測定レンジのワイド化を実現。

CSP5NX6D

1 台の DOTE10N4 で、QL 型、CL 型、CSP6N4X8D

PQL 型等の多くのトルクレンチ測定に対応できます。

DB(-S) 型

SF 型

PTA-BT 型

DB1.5N4(-S)

SF1.5N

PTA5N-BT

DB3N4(-S)

SF3N

PTA10N-BT

DB6N5(-S)

SF6N

新ローディング機構
角ドライブ側が回転するのでトルクレンチの姿勢が変わらず、敏感な小容量トルク値を正確に測定します。
直読式トルクレンチ測定時には視点を変えることなく測定結果が容易に読み取り可能です。

合否判定機能●測定中・合否判定不要「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。表示部の色により合否が一目で分かります。
測定するトルクレンチの上下限値は10 種類まで登録できます。

●判定 OK●判定 NG

測定データ管理
測定データを Excel や CSV で保存できる『データレシーバ (DtRcv)』が、東日 Web サイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。
※「Excel®」はマイクロソフト社の登録商標です。
DOTE4 と PC の接続には別売のケーブル（No.3
83 又は No.385）が必要です。

データレシーバ画面例

仕様■DOTE10N4型

352

DOTE10N4式

0.2 〜 10 N･m

トルク測定範囲測定トルクレンチ

295188最大有効長 255

1digit0.001 N･m

精度±1%+1digit

表示ブラックマスク液晶（白・赤・青）

データメモリ1000 データ

統計処理

サンプル数・最小値・最大値・平均値

合否判定上下限値登録

10 種類

測定モード

PEAK ／ RUN

ゼロ調整

自動（クリアキーによる）データ出力

RS232C（準拠）（D-SUB9 ピンオス）
USB コネクタ対応シリアル通信（USB B）

リセット

マニュアル・オート（0.1 〜 5.0 秒 任意設定可能）
0 〜 40℃

使用温度範囲248

85% RH 以下 ( 結露不可 )
DC12V

本体電源

1A

AC アダプタ電源

AC100 〜 240V±10％50 ／ 60Hz
AC アダプタ（BA-6) 付属

質量7kg

85154

301

差込角□6.35

14415Φ32209■オプション
通信ケーブル・測定したデータを PC や専用プリンタで出力する時に使用します。
カタログ No.

プリンタ

六角アダプタ・東日デジタル機器の専用プリンタ・スパナヘッド形トルクレンチの測定作業を行うアダプタです

型

適用機種

383

DOTE3/4→PC ／ EPP16M3 用（D-SUB 9 ピン メス）

385

DOTE3/4→PC 用（USB A）

不確かさ校正証明書付 DOTE10N4
DOTE10N4 型は「不確かさ校正証明書」の発行が可能です。
東日開発のトルク基準機と参照用トルクレンチにより、トレーサビリティを確立し、不確かさ校正証明書を添付した製品です。
トルク測定範囲が通常製品と異なるのでご注意ください。
型式

式

EPP16M3

カタログ No.
480
481
482
483
484

0.4 〜 10 N･m

1digit0.001 N･m

不確かさ

1%

6.35

W=5.5-8-12
W=6-10-13
W=7-11-14
W=16-19-22
W=17-21-24

DOTE10N4 型用校正装置
お客様で DOTE10N4 を校正する場合に必要です。
型

不確かさ校正証明書付き DOTE10N4

トルク測定範囲

角ドライブ 六角寸法 ( オス )構※「JCSS 校正証明書」には対応していません。

式

DOTCL10N

成検定レバ：1 個
検定ベース板：1 個
検定ワイヤ：1 本
検定吊皿 100g：1 個
検定吊台 0.5kg：1 個取付ボルト：2 本
検定レバ固定ボルト：1 本固定ボルト：4 本※分銅は別売りです。
分銅の必要数量についてはお問い合わせください。

校正装置使用例

取扱店
フリーコールトル

クトーニ

チ0120-169-121（フリーコール受付時間：土・日・祝祭日を除く8：30〜17：15）

URL●東日製作所製品は改善改良のため予告なく仕様その他を変更する場合があります。
●不許複製。許可無く Web サイトへの掲載を禁止します。
●ⒸTOHNICHI Mfg. CO., LTD. All Rights Reserved.

https://www.tohnichi.co.jp22.12.SMデジタルトルクレンチテスタ

デジタルトルクレンチテスタ

DOTE 4 / DOTE 4 - MD2『合否判定機能』搭載で判定結果を色（白 / 青 / 赤）でお知らせ！
トルクレンチの校正作業に最適！

DOTE100N4●校正条件を均一化する水平式ローディング装置一体型テスタ●測定範囲2〜1000N･m、手動ハンドル式のDOTE4とモータードライブ付きのDOTE4-MD2の計12機種をラインナップ●トルク測定分解能が2倍以上向上●PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き（RS232C・USB出力端子）

東日のトルク機器

測定方向

デジタルトルクレンチテスタ

DOTE4特長
表示部

プレート

ポール

●測定結果を色でお知らせ！

ポールダイプレート●測定中又は合否判定を行わない場合（表示色：白）ローディング装置●判定結果がOKの場合（表示色：青）ハンドル●判定結果がLo-NG / Hi-NGの場合（表示色：赤）※予め校正するトルクレンチの上下限値を設定し、判定結果を画面上に色別で表示できます。
別売の PC やバーコードリーダーによるコマンド入力でも上下限値の設定が可能です。
※ PC やバーコードリーダーからの設定には専用ソフトが必要です。

電源部及び出力部

操作パネル

クリアキー

カウンタ送りキー
カウンタ戻しキー

統計処理キー

USB 端子（B タイプ）

RS232C 端子（D-SUB9 ピンオス）

電源スイッチ

モードキー

MEMORY・RESET スイッチ

電源ジャック●ローディング装置によりトルクレンチの有効長で正確に荷重がかけられるので、測定誤差がなく、正確な測定が可能です。
●Microsoft Excel®へ測定データが自動入力できる『DtRcv（データレシーバ）』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。
※ DOTE4 と PC の接続には別売のケーブル（No.383 又は No.385）が必要です。

『DtRcv』●表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。（DOTE500N4・1000N4）
トルク目盛部

DOTE1000N4

ハンドル部と表示部位置を最適化し、作業性を UP ！
トルクレンチ目盛部も表示位置に近い為、確認も容易です。

DOTE4- MD2（モータードライブ付き）
MD2（モータードライブ付き）●DOTE4型のモータードライブ付き●ローディングはモータ駆動なので、大量のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適、作業負担も軽減します。
●コントローラに速度可変式レバーを採用し、測定速度が調整できます。
●コントローラのダイヤルで寸動（インチング）送りができる為、直読式トルクレンチの測定も容易に行えます。
●お持ちのDOTE4型にモータードライブを後付けする事も可能です。
詳しくはお問い合わせください。※DOTE3型には取付けできません。

DOTE4 用校正装置●DOTE4型をお客様自身で校正する場合に必要です。
型

構式検定レバ

DOTCL-S1

KL-DOTCL36N

DOTCL-S2

KL-DOTCL100N

検定スタンド成
リアクションユニット

吊棒付き分銅WT0.5

RU-DOTCL100N
KS-DOTCL-S

適用機種
DOTE20N4
DOTE50N4
DOTE100N4

WT1

校正装置使用例

DOTCL-S3

KL-DOTCL200N

DOTCL-L3

KL-DOTCL700NRU-DOTCL360N

DOTE500N4
KS-DOTCL-L

DOTCL-L4

DOTE200N4

RU-DOTCL1000N4WT5KL-DOTCL1000N

DOTE1000N4JC SS 対 応 / 不確かさ校正証明書付き DOTE4DOTE 4 型●トルクレンチテスターDOTE4型は、「JCSS校正証明書」及び「不確かさ校正証明書」の発行が可能です。
※詳しくはお問い合わせください。

◎東日のトルク標準室はJCSS登録の校正事業者です。（登録区分：トルク登録番号：0281）
0281◎東日のトルク標準室は国際MRA対応認定事業者であり、ILAC MRA付きJCSS認定シンボル入り校正証明書が発行できます。
◎ JCSS は ISO / IEC17025 の要求事項に適合しているか審査を行い校正事業者を登録する制度です。

0281

MRA は国際相互認証です。
●国際 MRA 対応の JCSS は APLAC（アジア太平洋試験所認定協力機構）、ILAC（国際試験所認定協力機構）の相互認証協定へ参加の署名を行っています。
これにより参加署名を行った国へは JCSS 校正で受け入れられます。
※参加署名国等、詳しくは公益財団法人日本適合性認定協会のホームページ：http://www.jab.or.jp/ をご参照ください。

●JCSS校正証明書付DOTE4シリーズ●不確かさ校正証明書付DOTE4 シリーズ
不確かさ1%

不確かさ1%

トルク測定範囲型

式

トルク測定範囲

最大〜最小[N･m]1digit[N･m]型

式

最大〜最小[N･m]1digit[N･m]

DOTE50N410 〜 500.005

DOTE20N42 〜 200.002

DOTE100N410 〜 100

0.01

DOTE50N4

5 〜 500.005

DOTE200N420 〜 2000.02

DOTE100N410 〜 1000.01

DOTE500N450 〜 5000.05

DOTE200N420 〜 2000.02

DOTE1000N4100 〜 1000

0.1

DOTE500N450 〜 500

0.05

DOTE1000N4

100 〜 10000.1※東日開発のトルク基準機と参照用トルクレンチにより、JCSS 基準範囲外でのトレーサビリティを確立し、不確かさ校正証明書を添付した製品です。

仕様■DOTE20N4 〜 200N4 寸法図■DOTE500N4・1000N4 寸法図

LL

測定トルクレンチ最大有効長 L

測定トルクレンチ最大有効長 L

239 (-MD)

710

192

製造番号

製造番号
プレート
電源パネル
・電源スイッチ
・電源差込口・D-SUB 9 ピンオス
・USB(B タイプ）

112
150

Memory / Reset

30°

差込角

346

B
B1

B

252

294

30°

差込角

モータードライブ（DOTE4-MD2）

B2

153 (-MD)

230 (-MD)

モータードライブ（DOTE4-MD2）

ポールダイプレート

プレート

ポールダイプレート

スイッチ

Memory / Resetスイッチ
電源パネル・電源スイッチ
・電源差込口・D-SUB 9 ピンオス
・USB(B タイプ）

ポールハンドル

H1H2Φ502215H1H2HH

ハンドル

ポール

Φ32

精度±1%+1digit

型

トルク調整範囲
[N・m]

式

測定可能
トルクレンチ 差込角
最大有効長 [mm]
L [mm]

DOTE20N4DOTE50N4
DOTE100N4

最小〜最大
2 〜 205 〜 5010 〜 100

1digit
0.002
0.005
0.01

DOTE200N420 〜 200

0.02660

DOTE500N450 〜 500

0.05

1100

410

9.5312.7

寸法
[mm]
LB

H

506339267756391

L1B1B2H1−−−113805

518

90394
DOTE1000N4 100 〜 1000

0.11650■共通仕様
機25.4 1856 775

ダウンアダプタH2171269

19.05 1276 710

付属品

質量[kg]

DA3-212169277 , DA4-3

17413−

238

47−

24749DA8-6

1621195 666

150

六角対辺アダプタ[mm]
10・13・19
12・14・17
17・22・27
19・24・30
22・27・29
30・32・36
36・46
41・50

■オプション

能内容表示
ブラックマスク液晶（白・赤・青）
データメモリ1000 データ
統計処理
サンプル数・最小値・最大値・平均値
合否判定上下限値登録
10 種類
測定モード
PEAK ／ RUN
ゼロ調整
自動（クリアキーによる）
RS232C（準拠）
データ出力
USB コネクタ対応シリアル通信
プリンタ
EPP16M3（東日製）
マニュアル・オートリセット（0.1 〜 5.0 秒 任意設定可能）
使用温度範囲
0 〜 40℃ 結露不可
本体電源
DC12V 1A
AC100 〜 240V±10％
AC アダプタ電源
50 ／ 60Hz
AC アダプタ（BA-6) 付属

通信ケーブル

プリンタ

・測定したデータを PC や専用プリンタで出力する時に使用します。

・東日デジタル機器の専用プリンタ

カタログNo.
383385

適用機種
DOTE3/4→PC ／ EPP16M3 用（D-SUB 9 ピン メス）
DOTE3/4→PC 用（USB A タイプ）

DOTE4-MD2・モータードライブ後付けセット
DOTE4 にモータードライブを後付けできます。

・モータードライブ付き DOTE4
カタログNo.
DOTE20N4-MD2
DOTE50N4-MD2
DOTE100N4-MD2
DOTE200N4-MD2
DOTE500N4-MD2
DOTE1000N4-MD2

型式
EPP16M3

トルク範囲[N･m]
2 〜 205 〜 5010 〜 100
20 〜 200
50 〜 500
100 〜 1000型

式

MD2-SET-SA

MD2-SET-LA

適用機種
DOTE20N4
DOTE50N4
DOTE100N4
DOTE200N4
DOTE500N4
DOTE1000N4※ DOTE3 型には取付けできません

製品が動画で確認できます。下記 URL よりご確認ください。
https://www.youtube.com/c/TohnichiTV

取扱店●東日製作所製品は改善改良のため予告なく仕様その他を変更する場合があります。
●不許複製。許可無くWebサイトへの掲載を禁止します。
●ⒸTOHNICHI Mfg. CO., LTD. All Rights Reserved.

https://www.tohnichi.co.jp

22.10.D