Инструкция поэксплуатации

Цветной ЖК-монитор

ВажноОбязательно прочтите Инструкцию по эксплуатации иРуководство по установке перед использованием.
Сохраните это руководство, чтобы в дальнейшем использоватьего для справки.
• Сведения о регулировках и настройках монитора см. в Руководствепо установке.
• Актуальная информация об изделии, в том числе Инструкция поэксплуатации, доступна на веб-сайте компании.
www.eizoglobal.com

Предупредительные знакиВ настоящем руководстве и на изделии используются следующие предупредительные
знаки. Они указывают на важную информацию. Внимательно прочтите пояснения ксимволам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Пренебрежение информацией, относящейся к символу
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, опасно для жизни и здоровья.
Пренебрежение информацией, относящейся к символу
ВНИМАНИЕ, может привести к травмам средней тяжести и (или)материальному ущербу либо повреждению изделия.
Обозначает предупреждение или необходимость соблюдать
осторожность. Например,электрическим током».

обозначает «опасность поражения

Обозначает запрещенное действие. Например,«Не разбирать».

обозначаетЭто устройство было специально адаптировано для использования в регионе, вкоторый оно изначально поставлялось.
При использовании этого устройства за пределами данного региона оно может
работать не так, как указано в его характеристиках.
Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе
хранения данных или передана в любой форме, любыми средствами —электронными, механическими или любыми другими — без предварительного
согласия корпорации EIZO Corporation, полученного в письменной форме.
Корпорация EIZO Corporation не принимает на себя обязательств по обеспечению
конфиденциальности предоставляемого материала или информации безпредварительных договоренностей, соответствующих соглашению корпорации EIZO
Corporation относительно указанной информации. Несмотря на то что мы сделали всевозможное, чтобы в данном руководстве содержалась обновленная информация,следует учесть, что технические характеристики изделия EIZO могут изменяться безпредварительного уведомления.
2МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВажноЭто изделие было специально адаптировано для использования в регионе, в которыйоно изначально поставлялось. При использовании этого изделия за пределами
данного региона оно может работать не так, как указано в его характеристиках.
Чтобы обеспечить личную безопасность и правильное обслуживание, внимательно
прочитайте раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» и предупреждения на мониторе.

Расположение предупредительных знаков

Символы на устройстве
Символ

Значение символа
Выключатель основного питания: Нажмите для выключения основного
питания монитора.
Выключатель основного питания: Нажмите для включения основного питания
монитора.
Кнопка питания: Нажмите для включения или выключения монитора.
Переменный токПредупреждение об опасности поражения электрическим током
ВНИМАНИЕ: См. Предупредительные знаки [} 2]Отметка WEEE: Изделие утилизируется в разобранном виде; материалы
пригодны для вторичной переработки.
Маркировка CE: Знак соответствия ЕС согласно положениям Директив Совета
Европы и (или) нормам ЕС.
Производитель
Дата изготовления
Внимание: Согласно федеральному закону (США), данное устройство
допущено к продаже только лицензированным медицинским работникам илипо их заказу.

3МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Символ

Значение символа
Медицинское устройство по нормам ЕСИмпортер в ЕСЗнак соответствия нормативным правовым актам Великобритании
Ответственное лицо в Великобритании
Авторизованный представитель в Швейцарии
Авторизованный представитель в Европейском сообществе

4МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри появлении дыма, исходящего из устройства, запаха гари или необычных звуков
немедленно обесточьте устройство и обратитесь к представителю компании EIZO запомощью.
Попытка эксплуатации неисправного устройства может привести к возгоранию, поражению
электрическим током или повреждению оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНе разбирайте и не модифицируйте устройство.
Вскрытие корпуса или модификация устройства могут привести к возгоранию,поражению электрическим током или ожогам. Модификация устройства может
привести к возгоранию или поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поручайте ремонт устройства только квалифицированному специалисту.
Не пытайтесь ремонтировать это изделие самостоятельно, поскольку открывание или снятие
крышек может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению
оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Храните посторонние предметы и жидкости вдали от устройства.
Случайное попадание в корпус металлических деталей, воспламеняющихся
материалов или жидкостей может привести к возгоранию, поражению
электрическим током или повреждению оборудования.
В случае попадания какого-либо предмета или жидкости в корпус немедленно
обесточьте устройство. Перед последующей эксплуатацией обратитесь кквалифицированному специалисту по ремонту и техническому обслуживаниюдля выполнения проверки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Установите устройство на прочной и устойчивой поверхности.
В случае установки на неподходящей поверхности устройство может упасть, что приведет ктравмам.
В случае падения устройства немедленно отключите питание и обратитесь за рекомендациейк местному представителю компании EIZO. Не используйте поврежденное устройство.
Использование поврежденного устройства может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.

5МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте устройство в соответствующем месте.
Невыполнение этого требования может привести к возгоранию, поражению
электрическим током или повреждению оборудования.
• Не устанавливайте устройство вне здания.
• Не устанавливайте устройство в транспортных средствах (на корабле, всамолете, поезде, автомобиле и т. п.).
• Не устанавливайте устройство в пыльных или влажных местах.
• Не устанавливайте устройство в местах, где на экран может попасть вода (вванной комнате, на кухне и т. п.).
• Не устанавливайте устройство в местах, где экран подвержен
непосредственному воздействию пара.
• Не устанавливайте устройство вблизи теплогенерирующих устройств илиувлажнителей.
• Не устанавливайте изделие под прямыми солнечными лучами.
• Не устанавливайте устройство в местах с воспламеняющимся газом.
• Не устанавливайте устройство в местах с агрессивным газом (таким каксернистый газ, сероводород, двуокись азота, хлор, аммиак и озон).
• Не устанавливайте устройство в местах с пылью, веществами, ускоряющими
коррозию в атмосфере (такими как хлористый натрий и сера), проводящими
металлами и т. п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Храните пластиковые упаковочные пакеты в недоступном для детей месте.
Такие пакеты могут вызвать удушение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте входящий в комплект кабель питания, подключаемый к стандартной длявашей страны розетке.
Убедитесь в соблюдении пределов номинального напряжения, на которое рассчитан кабель
питания. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.
Электропитание: 100–240 В перем. тока 50/60 ГцПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри отключении кабеля питания крепко возьмитесь за вилку и потяните.
Не тяните за кабель, в противном случае его можно повредить, что может
привести к возгоранию или поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оборудование должно быть подключено к заземленной штепсельной
розетке питающей сети.
Невыполнение этого требования может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.

6МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте источник с соответствующим напряжением.
• Для работы данного устройства необходимо определенное напряжение. Подключение кисточнику с напряжением, отличным от указанного в настоящей «Инструкции поэксплуатации», может привести к возгоранию, поражению электрическим током илиповреждению оборудования.
Электропитание: 100–240 В перем. тока 50/60 Гц• Не допускайте перегрузок цепи электропитания, это может привести к возгоранию илипоражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны при обращении с кабелем питания.
Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания, а также не тяните и неперегибайте его. Использование поврежденного кабеля питания может привестик возгоранию или поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оператор не должен прикасаться к изделию и пациенту одновременно.
Данное изделие не предназначено для того, чтобы к нему прикасались пациенты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНи в коем случае не прикасайтесь к вилке или кабелю питания во время
грозы.
Это может привести к поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕВ случае подсоединения кронштейна-стойки соблюдайте указания руководства
пользователя кронштейна-стойки и обеспечьте надежность установки устройства.
Падение устройства может привести к повреждению оборудования и (или) травмам.
Перед установкой убедитесь, что рабочая поверхность, стены либо другая поверхность дляустановки достаточно прочны.
В случае падения устройства немедленно отключите питание и обратитесь за рекомендациейк местному представителю компании EIZO. Не используйте поврежденное устройство.
Использование поврежденного устройства может привести к возгоранию или поражению
электрическим током. При повторном подсоединении стойки с регулируемым наклоном (повертикали) используйте те же самые винты и затяните их надежно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНе прикасайтесь к поврежденной ЖК-панели голыми руками.
В случае непосредственного контакта с панелью какого-либо участка кожитщательно промойте его водой.
В случае попадания жидкого кристалла в глаза или рот немедленно промойте ихбольшим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. Иначе
может возникнуть токсическая реакция.

7МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕДля установки на большой высоте обратитесь за помощью к специалисту.
Если установка монитора выполняется на большой высоте, изделие или его детали могут
упасть и привести к травмам. Для установки монитора обратитесь за помощью к нам илиспециалисту в сфере монтажных работ, в том числе для осмотра изделия на предмет
повреждений или деформаций до и после установки.

8МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Перед эксплуатацией устройства проверьте его работоспособность.
Приступайте к эксплуатации, убедившись в отсутствии проблем с выводом изображений.
В случае использования нескольких устройств приступайте к эксплуатации, убедившись внадлежащем выводе изображений.

ВНИМАНИЕ
Надежно закрепляйте кабели/шнуры, оснащенные креплениями.
При отсутствии надежного крепления кабелей/шнуров возможно их отсоединение и, какследствие, прекращение демонстрации изображений и нарушение работы пользователя.

ВНИМАНИЕ
Отключайте кабели и другие принадлежности при перемещении устройства.
Перемещение устройства с подключенными кабелями или другими принадлежностями
опасно и может привести к травмам.

ВНИМАНИЕПри переноске или установке устройства следуйте правильной процедуре,указанной в инструкциях.
• При перемещении изделия крепко удерживайте нижнюю часть и ручку
монитора.
• Мониторы размером 30 дюймов и более имеют большой вес. Распаковкуи (или) переноску такого монитора должны выполнять не менее двух человек.
• Если модель устройства оснащена ручкой на задней стороне монитора,крепко удерживайте нижнюю часть и ручку монитора.
Падение устройства может привести к травмам или повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы не прищемить руки.
Регулировка высоты или угла наклона монитора резким движением может привести кзащемлению и травмам рук.

9МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕНе закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе.
• Не помещайте предметы на вентиляционные отверстия.
• Не устанавливайте устройство в местах с плохой вентиляцией либонедостаточным пространством.
• Не используйте устройство в горизонтальном или перевернутом положении.
Закрыв вентиляционные отверстия, вы нарушите правильный воздушный поток,что может привести к возгоранию, поражению электрическим током илиповреждению оборудования.

ВНИМАНИЕНе прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
Это может привести к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕНе помещайте предметы около вилки.
Так вам будет проще вынуть вилку из розетки в случае возникновения проблем иизбежать поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ
Время от времени проводите уборку места рядом с вилкой и вентиляционным
отверстием монитора.
Пыль, вода либо масло, попавшие в эти области, могут привести к возгоранию.

ВНИМАНИЕ
Перед чисткой устройства отключайте его от розетки.
Чистка устройства, подключенного к розетке, может привести к поражению электрическим
током.

ВНИМАНИЕ
Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выключите
электропитание устройства и выньте вилку из настенной розетки для обеспечения
безопасности и экономии электроэнергии.

ВНИМАНИЕ
Утилизируйте это изделие в соответствии с местными законами или законами страны
проживания.

ВНИМАНИЕДля пользователей на территории ЕЭП и Швейцарии:О любом серьезном происшествии с устройством необходимо сообщить
Производителю и соответствующим органам власти страны-участницы, в которой
находится пользователь и (или) пациент.

10Примечание в отношении данного монитора

Примечание в отношении данного монитора
Целевое использование
Данное изделие предназначено для отображения рентгеновских изображений с целью
проведения исследований, анализа и диагностики силами квалифицированного
медицинского персонала. Использование дисплея в сфере маммографии непредусмотрено.
Внимание
• Данное изделие не предназначено для выполнения диагностики in vitro.
• Гарантия на настоящее изделие может не распространяться на способы применения, неописанные в настоящем руководстве.
• Технические характеристики, указанные в этом документе, являются действительными
только при использовании кабелей питания из комплекта поставки изделия и сигнальных
кабелей, рекомендованных компанией EIZO.
• С настоящим изделием можно использовать только те принадлежности, которые былиизготовлены или рекомендованы компанией EIZO.

Меры предосторожности при использовании
• Детали (например, ЖК-панель и вентилятор) могут изнашиваться припродолжительном использовании. Время от времени проверяйте их работу.
• Когда изображение на экране меняется после того, как одно и то же изображение
демонстрировалось в течение длительного времени, может сохраниться
остаточное изображение. Чтобы одно и то же изображение не оставалось наэкране в течение длительного времени, используйте экранную заставку илифункцию энергосбережения. Остаточное изображение может появиться даже попрошествии короткого периода времени в зависимости от отображаемого
изображения. Избавиться от этого эффекта можно сменой изображения илиотключением электропитания на несколько часов.
• Для стабилизации изображения на мониторе требуется несколько минут.
Подождите несколько минут после включения монитора или его выхода из режима
энергосбережения, прежде чем приступать к использованию.
• Если монитор работает без перерывов в течение долгого времени, могут
появиться пятна или дефекты. Чтобы максимально увеличить срок службы
монитора, рекомендуется время от времени выключать его.
• Задняя подсветка ЖК-панели имеет определенный срок службы. В зависимости отхарактера использования, например, непрерывное использование в течение
длительного периода времени, срок службы подсветки может закончиться раньше,что потребует выполнить замену. Если экран становится темным или начинает
мерцать, обратитесь к местному представителю EIZO.
• На экране могут быть дефектные пиксели или небольшое количество светлых
точек. Это связано с характеристиками ЖК-панели и не указывает нанеисправность изделия.
• Не нажимайте сильно на поверхность или внешнюю рамку ЖК-панели, посколькуэто может привести к появлению такого дефекта отображения, какинтерференционные помехи. Если нажимать на поверхность ЖК-панели
продолжительное время, могут ухудшиться характеристики жидкокристаллических
ячеек или ЖК-панель может быть повреждена. (Если на ЖК-панели остаются
следы давления, оставьте монитор с черным или белым экраном. Следы могут
исчезнуть).

11Примечание в отношении данного монитора
• Не царапайте и не нажимайте на панель ЖКД острыми предметами, это может
привести к повреждению панели ЖКД. Не протирайте панель салфетками, так какмогут появиться царапины.
• Не прикасайтесь к датчику калибровки (встроенному переднему датчику). Этоможет снизить точность измерений или привести к повреждению оборудования.
• В некоторых условиях окружающей среды результаты измерения, полученные
встроенным датчиком освещенности, могут отличаться от таковых дляавтономного люксметра.
• Если изделие вносят в холодное помещение, если в помещении внезапно
повышается температура или если изделие переносят из холодного помещения втеплое, на его внешних и внутренних поверхностях может образоваться
конденсат. В таком случае включать изделие нельзя. Нужно подождать, покаконденсат не исчезнет, в противном случае он может стать причиной серьезных
повреждений монитора.

Использование монитора в течение длительного
времени
Контроль качества
• Качество изображения на мониторе зависит от качества входных сигналов иможет снижаться при ухудшении характеристик устройства. Выполняйте осмотр ипериодические испытания на стабильность характеристик (включая проверку
оттенков серого) для соответствия медицинским стандартам и нормативам сучетом области применения, а также при необходимости проводите калибровку.
Программное обеспечение управления качеством монитора RadiCS (продается
отдельно) дает возможность контролировать качество в соответствии смедицинскими стандартами и нормативами.
• Подождите 15 минут или дольше после включения монитора или его выхода изрежима энергосбережения, прежде чем приступать к проверкам, связанным сконтролем качества, калибровкой или регулировкой экрана монитора.
• Чтобы компенсировать изменение характеристик яркости монитора придлительной работе и обеспечить стабильность вывода изображения,рекомендуется задать предложенное или более низкое значение яркости.
• Для согласования результатов измерений встроенного датчика калибровки
(встроенного переднего датчика) с результатами измерений внешнего датчика,который продается отдельно, выполняйте соотнесение данных встроенного
переднего датчика и внешнего датчика с помощью программного обеспечения
RadiCS (продается отдельно) / RadiCS LE (прилагается). Периодическое
соотнесение позволяет поддерживать результат измерений встроенного
переднего датчика на одном уровне с результатом внешнего датчика. Заподробными сведениями о соотнесении обратитесь к руководству пользователя
RadiCS / RadiCS LE.
Внимание
• Состояние экрана монитора может неожиданно изменяться вследствие ошибки приэксплуатации или неожиданного изменения настройки. После регулировки экрана
монитора рекомендуется работать с устройством с заблокированными переключателями
действий.
За подробными сведениями о настройке обратитесь к руководству по установке (на CDROM).

12Примечание в отношении данного монитора

Чистка
• Рекомендуется регулярно очищать изделие, чтобы сохранить его внешний вид ипродлить срок службы.
• Пятна с поверхности изделия можно удалять с помощью увлажненной мягкой
ткани или с использованием ScreenCleaner, осторожно протирая изделие.
Внимание
• Не допускайте прямого попадания жидкости на изделие. Если это произойдет, немедленно
вытрите жидкость.
• Не допускайте попадания жидкости в зазоры или внутрь изделия.
• При использовании химических веществ для очистки или дезинфекции такие химические
вещества, как спирт и дезинфицирующие средства, могут вызвать изменение блеска,потускнение и выцветание продукта, а также ухудшение качества изображения. Неиспользуйте химические вещества постоянно.
• Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворитель, технический
спирт, воск или абразивные материалы, поскольку они могут повредить изделие.
• Дополнительную информацию об очистке и дезинфекции можно найти на нашем вебсайте.
Проверка: Перейдите на сайт www.eizoglobal.com и введите «disinfect» в поле поиска посайту.

Дезинфекция с использованием химических веществ
• При дезинфекции изделий рекомендуем использовать проверенные намихимические вещества (см. таблицу ниже). Обратите внимание, что ихиспользование не гарантирует, что изделие не будет повреждено или испорчено.
КатегорияТип химического веществаНа основе спирта

Этанол для обработки (этиловый
спирт)

Этанол

Пример веществаНа основе спирта

Изопропанол

Изопропиловый спирт

Бигуанид

Хлоргексидина глюконат

Раствор HibitaneНа основе спирта

Хлорид бензалкония

ВелпасНа основе альдегидов

Глутарал

СтерихайдНа основе альдегидов

Глутарал

Сайдекс Плюс 28Амфортерное ПАВАлкилдиаминоэтилглицина
гидрохлорид

Раствор SatenidinКомфортное использование монитора
• Излишне темный или яркий экран может быть вреден для зрения. Отрегулируйте
яркость монитора в соответствии с условиями окружающей среды.
• При длительном использовании монитора глаза устают. Каждый час делайте 10минутный перерыв.
• Смотрите на экран с достаточного расстояния и под надлежащим углом.

Предупреждения и ответственность, связанные скибербезопасностью
• Обновление встроенного ПО следует выполнять через компанию EIZO Corporationили ее дистрибьюторов.
• Если компания EIZO Corporation или ее дистрибьюторы сообщают онеобходимости обновления ПО, немедленно выполните обновление.
13СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ...............................................................................

3Важно .................................................................................................................

3Расположение предупредительных знаков ........................................

3Символы на устройстве........................................................................

3Примечание в отношении данного монитора ..................................................... 11Целевое использование ................................................................................... 11Меры предосторожности при использовании ................................................. 11Использование монитора в течение длительного времени .......................... 12Контроль качества ................................................................................ 12Чистка..................................................................................................... 13Дезинфекция с использованием химических веществ ...................... 13Комфортное использование монитора............................................................ 13Предупреждения и ответственность, связанные с кибербезопасностью..... 13
1 Введение .................................................................................................................... 16
1.1

1.2

1.3

Характеристики.................................................................................................. 16
1.1.1Свободное расположение окон ........................................................... 16

1.1.2Простота подключения ......................................................................... 16

1.1.3

Поддержка передачи видеосигнала и подачи питания по одному
кабелю USB Type-C .............................................................................. 16

1.1.4

Гибридное отображение монохромных и цветных изображений ..... 17

1.1.5Контроль качества ................................................................................ 17

1.1.6

Функция док-станции ............................................................................ 17

1.1.7Компактный дизайн............................................................................... 18

1.1.8Управление монитором с использованием мыши и клавиатуры ...... 18Содержимое упаковки....................................................................................... 19
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 19

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 19

1.2.3

Использование RadiCS LE ................................................................... 20Средства управления и их функции ................................................................ 21
1.3.1Спереди ................................................................................................. 21

1.3.2

Задняя сторона ..................................................................................... 22

2 Установка / подключение........................................................................................ 24
2.1

До начала установки ......................................................................................... 24
2.1.1Условия для установки ......................................................................... 24

2.2Подключение кабелей....................................................................................... 25

2.3Включение питания ........................................................................................... 29

2.4Регулировка высоты и угла наклона экрана ................................................... 30

3 Неисправность с отсутствием изображения ...................................................... 31

14СОДЕРЖАНИЕ
4 Технические характеристики.................................................................................. 33
4.1Список технических характеристик.................................................................. 33
4.1.1

ЖК-панель ............................................................................................. 33

4.1.2

Видеосигналы........................................................................................ 33

4.1.3

USB......................................................................................................... 33

4.1.4

Сеть........................................................................................................ 34

4.1.5

Питание.................................................................................................. 34

4.1.6

Физические характеристики ................................................................. 34

4.1.7

Требования к окружающей среде при эксплуатации ......................... 34

4.1.8

Условия транспортировки/хранения.................................................... 34

4.2Поддерживаемые разрешения......................................................................... 35

4.3Принадлежности................................................................................................ 36Приложение ............................................................................................................... 37Медицинский стандарт ..................................................................................... 37Классификация оборудования............................................................. 37Информация по ЭМС ........................................................................................ 38Среда целевого использования........................................................... 38Технические описания .......................................................................... 40

15

1 | Введение

1 Введение
Спасибо за то, что выбрали цветной ЖК-монитор EIZO.

1.1 Характеристики
1.1.1 Свободное расположение окон• Данное изделие оснащено функциями PbyP (картинка рядом с картинкой) и PinP(картинка в картинке), которые позволяют отображать до трех сигналов
одновременно.

Один экран

PbyPОдин экран + PinP

PbyP + PinP

• Монитор поддерживает функцию One Cable PbyP. Она позволяет отображать
изображение в режиме PbyP с помощью одного сигнального кабеля.

1.1.2 Простота подключения
Монитор оснащен выходным разъемом USB Type-C® (USB-C®).
С выходного разъема сигнал может подаваться на другой монитор.

1.1.3 Поддержка передачи видеосигнала и подачи питания по одному кабелю
USB Type-CЭто изделие оснащено разъемом USB-C и поддерживает передачу видеосигналов
(DisplayPort™ Alt Mode), а также подачу питания (USB Power Delivery).
Изделие обеспечивает максимальную мощность 94 Вт для подключенного ноутбукапри использовании его в качестве внешнего монитора.

Видеосигналы

Подача питания

16Введение | 1Примечание
• Для отображения видеосигнала подключенное устройство должно поддерживать передачу
видеосигналов (режим DisplayPort Alt Mode).
• Для использования функции зарядки подключенное устройство должно поддерживать
зарядку устройств с помощью стандарта USB Power Delivery.
• Мощность до 94 Вт обеспечивается только со следующими кабелями USB.
– CC150SS81G-5A (прилагается)• Подключенные устройства могут заряжаться, даже если монитор находится в режиме
энергосбережения.

1.1.4 Гибридное отображение монохромных и цветных изображений
Когда включена функция «Hybrid Gamma PXL», данное изделие автоматически
различает на уровне пикселей монохромные и цветные части одного изображения иотображает их соответственно в оптимальных градациях.

1.1.5 Контроль качества• В этом мониторе имеется встроенный датчик калибровки (встроенный передний
датчик). С помощью этого датчика можно выполнять самокалибровку монитора
(SelfCalibration) и проверку оттенков серого независимо друг от друга.
• С помощью прилагающегося программного обеспечения RadiCS LE можно
выполнять калибровку монитора и осуществлять управление историей.
• Программное обеспечение управления качеством монитора RadiCS даетвозможность контролировать качество в соответствии с медицинскими
стандартами и нормативами.

1.1.6 Функция док-станции
Данный монитор оснащен портом LAN и USB-концентратором, благодаря которомуего можно использовать в качестве док-станции. Подключив кабель USB-C, вы можете
создать стабильную сетевую среду даже на ноутбуках или планшетных устройствах,не оснащенных портами LAN. Также можно использовать USB-совместимые
периферийные устройства и заряжать смартфоны (см. раздел «Использование
функции док-станции» руководства по установке).

17

1 | Введение

1.1.7 Компактный дизайн
Монитор оснащен несколькими разъемами USB (входными). Вы можете управлять
несколькими ПК, используя один комплект устройств USB (мышь, клавиатура и т. д.).

1.1.8 Управление монитором с использованием мыши и клавиатурыС помощью дополнительного набора программного обеспечения управления
качеством RadiCS / RadiCS LE вы можете выполнять перечисленные ниже операции смонитором, используя мышь и клавиатуру:• Переключение между режимами CAL Switch• Переключение между входными сигналами
• Функция, назначающая части экрана любой режим CAL Switch и отображающая
изображение (Point-and-Focus)• Отображение или скрытие дополнительного окна PinP (Hide-and-Seek)• Переключение между компьютерами, использующими устройства USB (Switchand-Go)• Переход в режим энергосбережения (Backlight Saver)Примечание
• Программное обеспечение RadiCS / RadiCS LE позволяет отобразить или скрыть
дополнительное окно PinP и переключаться между ПК, используемыми с устройствами
USB, одновременно. Дополнительная информация о процедуре настройки приведена вРуководстве пользователя RadiCS / RadiCS LE.

18

Введение | 1

1.2 Содержимое упаковки
Убедитесь, что упаковка содержит все перечисленные далее компоненты. Если какойлибо из компонентов отсутствует или поврежден, обратитесь к своему дилеру илиместному представителю EIZO.
Примечание
• Рекомендуется сохранить коробку и упаковочные материалы на случай дальнейшего
перемещения или транспортировки изделия.

• Монитор
• Кабель питания

• Цифровой сигнальный кабель (DisplayPort — DisplayPort): PP300-V14 x 2• Цифровой сигнальный кабель (HDMI® — HDMI): HH300PR x 1• Кабель USB 2.0 (USB-A — USB-B): UU300 x 2• Кабель USB-C (USB-C — USB-C): CC150SS81G-5A x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Инструкция по эксплуатации

1.2.1 EIZO LCD Utility DiskДиск CD-ROM содержит перечисленные ниже компоненты. Процесс запуска
программного обеспечения и получения доступа к файлам описаны в файле
«Readme.txt».
• Файл Readme.txt• Программное обеспечение управления качеством монитора RadiCS LE (дляWindows)• Руководство пользователя
– Инструкция по эксплуатации для этого монитора
– Руководство по установке монитора
– Руководство пользователя RadiCS LE• Габаритные размеры

1.2.2 RadiCS LE
RadiCS LE дает возможность выполнять описанные далее операции контроля
качества и манипуляции с монитором. За дополнительными сведениями опрограммном обеспечении или процедурах настройки обратитесь к руководству
пользователя RadiCS LE.
Контроль качества
• Выполнение калибровки
• Отображение результатов тестов в списке и создание отчета о тесте
19

1 | Введение
• Настройка целевых параметров самокалибровки и расписания выполнения
Операции с монитором
• Переключение между режимами CAL Switch• Переключение между входными сигналами
• Функция, назначающая части экрана любой режим CAL Switch и отображающая
изображение (Point-and-Focus)• Отображение или скрытие дополнительного окна PinP (Hide-and-Seek)• Переключение между компьютерами, использующими устройства USB (Switchand-Go)• Переход в режим энергосбережения (Backlight Saver)• Функция автоматической регулировки яркости монитора в соответствии с уровнем
освещенности окружающей среды при установке в режим текста (Auto Brightness
Control)Внимание
• Спецификации RadiCS LE могут меняться без предварительного уведомления.
Последнюю версию RadiCS LE можно загрузить с нашего веб-сайта: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 Использование RadiCS LEЗа сведениями по установке и использованию RadiCS LE обратитесь к руководству
пользователя RadiCS LE (на CD-ROM).
При использовании RadiCS LE подключите монитор к своему компьютеру с помощью
входящего в комплект поставки кабеля USB. Чтобы получить дополнительные
сведения о подключении к монитору, см. 2.2 Подключение кабелей [} 25].

20

Введение | 1

1.3 Средства управления и их функции
1.3.1 Спереди
12Прибл. 30°

34

1. Встроенный передний
датчик
(перемещаемый)Этот датчик используется для калибровки и проверки оттенков
серого.

2. Датчик освещенности

Этот датчик служит для измерения освещенности среды.
Измерение освещенности среды производится сиспользованием программного обеспечения управления
качеством RadiCS / RadiCS LE.

3. Переключатели
действий

Служат для отображения подсказок для кнопок. Выбирайте
команды меню согласно подсказкам для кнопок.

4. Выключатель питания

Включает либо выключает питание.
При включенном питании на выключателе горит индикатор.
Цвет индикатора меняется в зависимости от рабочего
состояния монитора.
Зеленый: нормальный рабочий режим, Оранжевый: режим
энергосбережения,Выключен: основной источник питания / питание выключено.

21

1 | Введение

1.3.2 Задняя сторона
1

7

2

6

5

3

4

8

1. Ручка

10

9

11

12

13

Данная ручка используется для транспортировки.
Внимание
• Крепко удерживайте монитор за ручку и основание припереноске; не надавливайте на ЖК-панель и не роняйте
монитор. Запрещается прикасаться к участку на передней
панели монитора, где расположен датчик.

22

2. Стойка

Служит для регулировки высоты и угла (наклона по вертикали иповорота) монитора.

3. Выключатель
основного питания

Включает либо выключает основное питание.

4. Разъем питания

Служит для подключения кабеля питания.

5. Разъем для кодового
замкаСовместим с системой безопасности MicroSaver компании
Kensington.

6. Держатель кабеля

Удерживает кабели монитора.

7. Разъем USB-A(выходной)Служит для подключения периферийного устройства USB (см.
раздел «Использование функции док-станции» руководства поустановке).

8. Разъем HDMI

Подключается к ПК с выходом HDMI.

9. Разъем DisplayPortПодключается к ПК с выходом DisplayPort.

: Выкл.,: Вкл.

Введение | 1

10. Разъем USB-C(входной)Для подключения к компьютеру через выход USB-C. Он также
передает сигнал USB, необходимый для использования
программного обеспечения, для которого требуется
подключение USB, а также для работы функции док-станции
(см. раздел «Использование функции док-станции» руководствапо установке).

11. Разъем USB-C(выходной)Служит для подключения к входному разъему USB-C другого
монитора при настройке последовательного подключения.
Также может использоваться для подключения периферийного
устройства USB (см. раздел «Использование функции докстанции» руководства по установке).

12. Порт LAN

Служит для подключения к модему или маршрутизатору спомощью кабеля LAN для использования сетевого подключения
функции док-станции (см. раздел «Использование функции докстанции» руководства по установке).

13. Разъем USB-B(входной)Служит для подключения к ПК, не оснащенному разъемом USBC, при использовании программного обеспечения, для которого
требуется подключение по USB, или при использовании
функции USB-концентратора данного изделия.

23

2 | Установка / подключение

2 Установка / подключение
2.1 До начала установки
Внимательно прочтите раздел МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ [} 3] и всегда
соблюдайте инструкции.
Если изделие устанавливается на стол с лакированным покрытием, лак может
прилипать к нижней части стойки из-за особенностей состава резины. Следует
проверить поверхность стола до использования.

2.1.1 Условия для установкиПри установке монитора на полке убедитесь, что по бокам, сзади и сверху отмонитора достаточно места.
Внимание
• Размещайте монитор так, чтобы на экран не попадал прямой свет.

24

Установка / подключение | 2

2.2 Подключение кабелей
Внимание
• Перед подключением убедитесь, что монитор, ПК и периферийные устройства
выключены.
• При замене текущего монитора на данное изделие см. 4.2 Поддерживаемые разрешения
[} 35], чтобы перед подключением к компьютеру установить допустимые настройки
разрешения и частоты вертикальной развертки для данного монитора.
• Если кабели трудно подключить, отрегулируйте угол наклона экрана.

1. Присоедините сигнальные кабели.
При подключении кабелей проверяйте форму разъемов.
Конфигурация с одним экраном

Сигнальный кабель
: HH300PRСигнальный кабель: PP300-V14
Сигнальный кабель: CC150SS81G-5A

Внимание
• При использовании заводских настроек отображается сигнал с разъема DisplayPort 1. Дляотображения сигнала с других разъемов переключите входные сигналы (см. раздел
«Переключение входных сигналов» руководства по установке).
• Сигналы HDMI могут отображаться в ограниченном диапазоне.

25

2 | Установка / подключение
Режим PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2)Сигнальный кабель
: PP300-V14

Сигнальный кабель: PP300-V14

Внимание
• Для отображения в режиме PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2) необходимо задать
параметр «PbyP Settings» в меню настроек. Дополнительная информация содержится вруководстве по установке (на CD-ROM).
• При использовании монитора в режиме отображения PbyP для вывода изображений сдвух ПК использование некоторых функций повышения качества, например калибровки,может быть ограничено.

26

Установка / подключение | 2Режим PbyP (One Cable PbyP)Сигнальный кабель: PP300-V14

Сигнальный кабель: CC150SS81G-5A

Внимание
• Для отображения в режиме PbyP (One Cable PbyP) подключите разъем DisplayPort 1 или). Также необходимо задать параметр «PbyP Settings» в менюUSB-C (входной:настроек. Дополнительная информация содержится в руководстве по установке (на CDROM).

Режим PinP (дополнительное окно)Пример: Использование разъема HDMI

Сигнальный кабель
: HH300PRСигнальный кабель: PP300-V14

27

2 | Установка / подключение

Внимание
• Для отображения в режиме PinP (дополнительное окно) необходимо задать параметр
«PinP Settings» в меню настроек. Дополнительная информация содержится в руководствепо установке (на CD-ROM).
• При отображении сигнала HDMI в одноэкранном режиме функция PinP (дополнительноеокно) недоступна.

Последовательное подключение других мониторов
Входной сигнал с разъема DisplayPort 1 или USB-C (входного:другой монитор.

) можно вывести наПодключение к компьютеру

Сигнальный кабель
: PP300-V14
Сигнальный кабель: CC150SS81G-5A

Кабель USB-CСигнальный кабель
: CP200 (продается отдельно)Внимание
• Сведения о том, какие мониторы и графические платы можно использовать дляпоследовательного подключения, см. на веб-сайте компании EIZO:(www.eizoglobal.com)• Для настройки последовательного подключения подключите разъем DisplayPort 1 или). Также необходимо задать параметр «Daisy Chain» в менюUSB-C (входной:настроек администратора. Дополнительная информация содержится в руководстве поустановке (на CD-ROM).
• В заводской комплектации порт USB-C (выходной:использования порта удалите заглушку.

) оснащен заглушкой. Для

2. Подключите шнур питания к штепсельной розетке и разъему питания монитора.
Вставьте разъем кабеля питания до упора в гнездо на мониторе.

28

Установка / подключение | 2
3. Если не используется разъем USB-C, при использовании RadiCS / RadiCS LE илиподключении к монитору устройства USB (периферийного устройства USB)подсоедините кабель USB 2.0 к порту USB-B монитора и к порту USB-A ПК.
Кабель USB 2.0: UU300

Если используется разъем USB-C, при использовании RadiCS / RadiCS LE илиподключении к монитору устройства USB (периферийного устройства сподключением через USB) задайте для параметра «USB Selection» в менюнастроек значение «USB-C» (см. раздел «Выбор порта USB» руководства поустановке).
Внимание
• При подключении монитора к ПК, на котором установлено программное обеспечение
RadiCS / RadiCS LE, подсоедините кабель к порту USB-B 1 () или USB-C (входному:).
• Перед использованием порта USB-B 2 () удалите заглушку. Также необходимо
изменить значение параметра «USB selection» в меню настроек (см. раздел «Выбор порта
USB» руководства по установке).

2.3 Включение питания
.
1. Включите питание монитора кнопкой
Индикатор питания монитора загорится зеленым.
Если индикатор питания не загорается, см. 3 Неисправность с отсутствием
изображения [} 31].
Примечание
• При касании любого переключателя действий, кроме
, при отключенном питании
монитора начинает мигать
, указывая местоположение кнопки питания.

2. Включите компьютер.
На экране появится изображение.
Если изображение не появляется, см. дополнительные указания в разделе 3Неисправность с отсутствием изображения [} 31].
Внимание
• При первом подключении или изменении метода подключения такие параметры дисплея,как разрешение и масштаб, могут оказаться неподходящими. Проверьте, правильно линастроены параметры ПК.
• В целях энергосбережения рекомендуется выключать кнопку питания. Когда монитор неиспользуется, можно полностью отключить его от электрической сети, выключив основное
питание или вынув вилку из розетки.

29

2 | Установка / подключение

Примечание
• Для максимального продления срока службы монитора путем предотвращения
деградации яркости и для снижения потребляемой мощности следуйте приведенным
указаниям:– Используйте функцию энергосбережения компьютера или монитора.
– По окончании работы выключайте монитор.

2.4 Регулировка высоты и угла наклона экрана
Удерживая монитор обеими руками за левый и правый или верхний и нижний края,отрегулируйте высоту, наклон (по вертикали) и поворот экрана, чтобы найти удобноедля работы положение.

Внимание
• После завершения настройки проверьте, правильно ли подключены кабели.
• После регулировки высоты и угла наклона пропустите кабели через держатель кабеля.

30Неисправность с отсутствием изображения | 3

3 Неисправность с отсутствием изображения
Индикатор питания не горит
• Проверьте правильность подключения шнура питания.
• Включите расположенный на задней стороне монитора выключатель основного
питания.
• Прикоснитесь к переключателю

.

• Выключите расположенный на задней стороне монитора выключатель основного
питания и через несколько минут снова включите его.

Индикатор питания горит: зеленый• В меню настроек увеличьте значение параметра «Brightness», «Contrast» или«Gain». За подробными сведениями обратитесь к руководству по установке (наCD-ROM).
• Выключите расположенный на задней стороне монитора выключатель основного
питания и через несколько минут снова включите его.

Индикатор питания горит: оранжевый.
• Переключите входной сигнал. За подробными сведениями обратитесь круководству по установке (на CD-ROM).
• Выполните какую-либо операцию с мышью или клавиатурой.
• Проверьте, включен ли ПК.
• Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. Подключите
сигнальный кабель к разъему для соответствующего входного сигнала.
• Выключите расположенный на задней стороне монитора выключатель основного
питания и затем снова включите его.

Индикатор выключателя питания мигает: оранжевый,зеленый
• Выполните подключение с использованием сигнальных кабелей, указанных
компанией EIZO. Затем выключите расположенный на задней стороне монитора
выключатель основного питания и через несколько минут снова включите его.

На экране отображается сообщение «No Signal».
Пример:• Сообщение, показанное выше, может появляться, поскольку некоторые
компьютеры не сразу выводят сигналы после включения.
• Проверьте, включен ли компьютер.
• Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. Подключите
сигнальный кабель к разъему для соответствующего входного сигнала.

31

3 | Неисправность с отсутствием изображения

) используется для вывода при последовательном
• Разъем USB-C (выходной:подключении. Изображение не выводится на экран даже при подключении к ПК.
• Переключите входной сигнал. За подробными сведениями обратитесь круководству по установке (на CD-ROM).
• Выключите расположенный на задней стороне монитора выключатель основного
питания и затем снова включите его.

На экране отображается сообщение «Signal Error».
Пример:• Убедитесь, что компьютер сконфигурирован в соответствии с требованиями кразрешению и частоте вертикальной развертки монитора (см. 4.2
Поддерживаемые разрешения [} 35]).
• Перезагрузите ПК.
• Выберите требуемую настройку, используя служебную программу видеокарты.
Более подробная информация содержится в руководстве пользователя
видеокарты.

На экране появляется сообщение «DP Unsupported»• Убедитесь, что используется сигнальный кабель, рекомендованный компанией
EIZO.
• Проверьте, поддерживает ли USB-C подключенного устройства вывод
видеосигнала (DisplayPort Alt Mode). Для получения подробных сведений
обратитесь к производителю устройства.
• Подключите кабель DisplayPort или кабель HDMI.

32

Технические характеристики | 44 Технические характеристики
4.1 Список технических характеристик
4.1.1 ЖК-панельТип

IPS (антибликовая)Подсветка

Светодиодные лампы

Размер

30,5 дюйма (77,5 см)Разрешение

4096 точек × 2160 линий

Размер монитора (Г × В)

685,7 мм x 361,6 ммШаг пикселя (Г x В)

0,167 мм x 0,167 ммЦвета отображения

10-битный (DisplayPort / USB-C): До
1,07 миллиарда цветов (из палитры в прибл.
543 миллиарда цветов)8-бит (DisplayPort / HDMI): 16,77 миллиона
цветов (из палитры в прибл. 543 миллиарда
цветов)Углы обзора (H/V, стандартные)178˚ / 178˚Рекомендуемая яркость

270 кд/м2Коэффициент контрастности (стандартное
значение)1800:1Время отклика (стандартное значение)25 мс (черный -> белый -> черный)4.1.2 Видеосигналы
Входные разъемы

DisplayPort x 2, USB-C (DisplayPort AltMode) x 1, HDMI x 1Выходные разъемы

USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1

Частота
горизонтальной
развертки

DisplayPort, USB-C

31 кГц – 134 кГц

HDMI

31 кГц – 136 кГцЧастота вертикальной развертки*1

59 Гц – 61 Гц (720 × 400: 69 Гц – 71 Гц)Режим синхронизации кадров

59 Гц – 61 ГцЧастота точек

DisplayPort, USB-C

25 МГц – 570 МГц

HDMI

25 МГц – 600 МГц*1 Поддерживаемая частота вертикальной развертки отличается в зависимости отразрешения. Более подробную информацию см. в разделе 4.2 Поддерживаемые
разрешения [} 35].

4.1.3 USBПортВходной

USB-C x 1, USB-B x 2Выходной

USB-A x 3, USB-C x 1СтандартUSB Specification Revision 2.0Скорость передачи данных

480 Мбит/с, 12 Мбит/с, 1,5 Мбит/сИсточник питания Входной

USB-C: максимум 94 Вт (5 В/3 А, 9 В/3 А, 15 В/
3 А, 20 В/4,7 А)Выходной

USB-A: максимум 500 мА на портUSB-C: максимум 15 Вт (5 В/3 А)

33

4 | Технические характеристики

4.1.4 СетьПорт

RJ-45 (LAN-адаптер USB)Поддерживаемые операционные системы*1

Windows 11
Windows 10 (32-разрядная/64-разрядная)macOS Sierra (10.12) или более поздней
версии

Проводное подключение LAN

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 Поддержка со стороны EIZO будет прекращена, когда прекратит поддержку поставщик ОС.

4.1.5 Питание
Вход

100 – 240 В перем. тока ± 10 %, 50 Гц / 60 Гц,
2,65 – 1,15 AМаксимальное потребление электроэнергииНе более 260 ВтРежим энергосбереженияНе более 0,5 Вт*1

Standby ModeНе более 0,5 Вт*2

*1 Если при импорте с использованием DisplayPort не подключен входной порт USB, «DP

Power Save»: «On»: «One Cable PbyP»: «Off»: «Daisy Chain» — «Output»: «Off», внешняя
нагрузка не подключена
*2 Когда входной порт USB не подключен, «DP Power Save»: «On»: «One Cable PbyP»: «Off»:«Daisy Chain» — «Output»: «Off», внешняя нагрузка не подключена

4.1.6 Физические характеристики
Размеры (Ш x В x Г)

721,0 мм x 469,5 мм – 569,5 мм x 225,1 мм(наклон: 0˚)
721,0 мм × 507,9 мм – 607,9 мм × 273,8 мм(наклон по вертикали: 30˚)Габариты (Ш × В × Г) (без стойки)721,0 мм x 401,0 мм x 73,0 ммМасса нетто

Примерно 12,4 кгМасса нетто (без стойки)Примерно 8,2 кгДиапазон регулировки по высоте

100 мм (наклон: 0˚)Наклон

Вверх 30˚, вниз 5˚Поворот

70˚

4.1.7 Требования к окружающей среде при эксплуатации
Температура

0˚C – 35˚CВлажность

20 % – 80 % относительной влажности (безконденсации)Давление воздуха

540 гПа – 1060 гПа

4.1.8 Условия транспортировки/хранения
Температура

-20˚C – 60˚CВлажность

10 % – 90 % относительной влажности (безконденсации)Давление воздуха

200 гПа – 1060 гПа

34Технические характеристики | 4

4.2 Поддерживаемые разрешения
Монитор поддерживает следующие разрешения.
✓: Поддерживается, -: Не поддерживается
Разрешение

Частота
DisplayPort / USB-C
HDMIвертикально Конфигура Отображе Отображе Конфигура Отображей разверткиция с
ние PbyP ние PinPция сние PinP
(Гц)
одним
одним
экраном

экраном

640 x 480

59,940

✓

✓

✓

✓

✓

640 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

720 x 400

70,087

✓

✓

✓

✓

✓

720 x 480

59,940

-

-

-

✓

✓

720 x 480

60,000

-

-

-

✓

✓

800 x 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 x 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 x 1600

59,963

-

-

✓

-

✓

1200 x 1920

59,940

-

-

✓

-

✓

1280 x 720

59,940

-

-

-

✓

✓

1280 x 720

60,000

-

-

-

✓

✓

1280 x 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 x 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

1920 x 1080

59,940

-

-

-

✓

✓

1920 x 1080

60,000

-

-

-

✓

✓

1920 x 1200

59,950

-

-

✓*1

-

✓*1

2048 x 2160

59,975

-

✓*1

-

-

-

3840 x 2160

59,940

-

-

-

✓

-

3840 x 2160

59,997

✓

-

-

-

-

3840 x 2160

60,000

-

-

-

✓

-

4096 x 2160

59,940

-

-

-

✓

-

4096 x 2160

59,983

✓*1

-

-

-

-

-

*1

-

4096 x 2160

60,000--✓*1 Рекомендованное разрешение

35

4 | Технические характеристики

4.3 Принадлежности
Описанные ниже принадлежности приобретаются отдельно.
За актуальными сведениями о дополнительных принадлежностях и новых версиях
совместимых графических адаптеров обратитесь к нашему веб-сайту.
(www.eizoglobal.com)
Калибровочный набор

RadiCS UX2, версия 5.1.2 или более новая
RadiCS Version Up Kit, версия 5.1.2 или более
новаяПрограммное обеспечение контроля качества
работы сетиRadiNET Pro, версия 5.1.2 или более новая

Комплект для очистки

ScreenCleanerКомфортное освещение для «темных» комнат RadiLightАдаптер VESA для тонкого клиента или миникомпьютераPCSK-R1Сигнальный кабель (USB — DisplayPort)

CP200

36

Приложение

Приложение
Медицинский стандарт
• Система должна соответствовать стандарту IEC60601-1-1.
• Оборудование, на которое подается питание, может излучать электромагнитные
волны, которые могут создавать помехи, ограничивать возможности илиприводить к неисправности монитора. Установите оборудование вконтролируемой среде, где исключены подобные явления.

Классификация оборудования
• Тип защиты от поражения электрическим током: класс I• Класс ЭМС: IEC60601-1-2, группа 1 класс B• Классификация медицинского прибора (ЕС): класс I• Режим работы: непрерывный
• Класс IP: IPX037Приложение

Информация по ЭМСУстройство RadiForce MX317W способно надлежащим образом отображать
медицинские изображения.

Среда целевого использования
Устройство RadiForce MX317W предназначено для использования в описанных нижеусловиях.
• В учреждениях здравоохранения, например в клиниках или больницах• В домашних условиях, таких как дома и квартиры, для оказания медицинской
помощи на домуУстройство RadiForce MX317W не подходит для применения в следующих условиях.
• Для оказания медицинской помощи на дому, за исключением домашних условий
• Вблизи высокочастотного хирургического оборудования, например
электрохирургических ножей
• Вблизи коротковолнового терапевтического оборудования• В экранированном кабинете, где расположены системы медицинского
оборудования для МРТ• В специальных условиях экранирования• В автомобилях, включая машины скорой помощи• В других специальных условиях
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При установке устройства RadiForce MX317W необходимо соблюдать особые мерыпредосторожности, касающиеся ЭМС. При установке и эксплуатации данного изделия
необходимо тщательно изучить информацию по ЭМС, раздел «МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» в этом документе и соблюдать приведенные далее инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Устройство RadiForce MX317W не следует устанавливать рядом с другим оборудованиемили на нем. В случае необходимости такой установки следует понаблюдать заоборудованием или системой и убедиться, что в этих условиях устройства работают
должным образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При использовании переносного радиочастотного оборудования держите его нарасстоянии не менее 30 см (12 дюймов) от каких-либо частей, включая кабели, устройства
RadiForce MX317W. В противном случае возможно ухудшение характеристик данного
оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Подключая дополнительное оборудование к сигнальным входам или выходам принастройке медицинской системы, пользователь отвечает за соответствие системы
требованиям стандарта IEC60601-1-2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не прикасайтесь к разъемам сигнальных входов/выходов при использовании RadiForce
MX317W. Это может повлиять на отображаемое изображение.

38Приложение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Применяйте только кабели, прилагаемые к данному устройству или рекомендованные
компанией EIZO.
Использование иных кабелей, кроме рекомендованных компанией EIZO с учетом данного
оборудования, может привести к повышению уровня электромагнитного излучения илиухудшению помехоустойчивости и неправильному функционированию данного
оборудования.
Сигнальный портМакс. длина
кабеля

Экранирован
иеФерритовый
фильтр

Рекомендуемый кабель

DisplayPort

3мЭкранированн Без ферритовых
ыйфильтров

PP300-V14

HDMI

3м

Экранированн С ферритовыми
ыйфильтрами

HH300PR

USB-C

1,5 м

Экранированн Без ферритовых
ыйфильтров

CC150SS81G-5A

2мЭкранированн Без ферритовых
ыйфильтров

-3мЭкранированн С ферритовыми
ыйфильтрами

UU300/MD-C93

3м

Экранированн Без ферритовых
ыйфильтров

-Ethernet

30 мНеэкранирова Без ферритовых
нныйфильтров

-Подача питания
переменного тока3мНеэкранирова Без ферритовых
нныйфильтровС проводом длязаземления

(входной)USB-C(выходной)USB-B(входной)USB-A(выходной)(вход переменного
тока)

39

Приложение

Технические описания
Электромагнитное излучение
Устройство RadiForce MX317W предназначено для использования в описанных нижеусловиях электромагнитной среды.
Заказчик или пользователь устройства RadiForce MX317W должен обеспечить
эксплуатацию устройства RadiForce MX317W в среде, соответствующей
спецификациям.
Испытание наизлучение

Соответс
твиеРадиочастотное
излучениеCISPR11Группа 1Радиочастотное
излучениеCISPR11Класс BГармонические
излучения
IEC61000-3-2Класс DКолебания
напряжения /пульсирующие
излучения
IEC61000-3-3Соответс
твует40Электромагнитная среда — указания
Устройство RadiForce MX317W использует радиоэнергию
только для работы.
Поэтому его радиоизлучение очень низкое и практически
никогда не создает помех в работе установленного рядом
электронного оборудования.
Устройство RadiForce MX317W можно использовать в любых
помещениях, включая жилые дома и здания, напрямую
подключенные к общественной низковольтной сетиэнергоснабжения, обеспечивающей электроэнергией жилые
дома.

Приложение
Устойчивость к электромагнитным помехам
Устройство RadiForce MX317W испытано на соответствие указанным ниже уровням
переносимости помех (C) согласно требованиям испытаний (T) дляпрофессионального оборудования в среде здравоохранения и для оказания
медицинской помощи на дому, установленным стандартом IEC60601-1-2.
Заказчик или пользователь устройства RadiForce MX317W должен обеспечить
эксплуатацию оборудования в среде, соответствующей спецификациям.
Испытание
защищенности

Уровень
испытаний (T)Электростатический ±8 кВ, контактный
разряд (ЭСР)разряд
IEC61000-4-2±15 кВ, воздушный

Уровень
соответствия (C)Электромагнитная среда —указания

±8 кВ, контактный
разрядПол должен быть деревянным,бетонным или покрытым
керамической плиткой. Еслипол имеет синтетическое
покрытие, относительная
влажность должна быть неменее 30 %.

разряд

±15 кВ, воздушный
разряд

Кратковременные
изменения / скачки
напряжения
IEC61000-4-4±2 кВ, силовые
линии±2 кВ, силовые
линииСкачки
IEC61000-4-5±1 кВ между
линиями

±1 кВ между
линиями

±2 кВ от линии кземле

±2 кВ от линии кземлеПадения
напряжения,кратковременные
сбои и изменения
напряжения
входных линий
энергоснабжения
IEC61000-4-11

0 % UT (100 %падения UT) —0,5 цикла и 1 цикл0 % UT (100 %падения UT) —0,5 цикла и 1 цикл70 % UT (30 %падения UT) —25 циклов / 50 Гц

70 % UT (30 %падения UT) —25 циклов / 50 Гц

0 % UT (100 %падения UT) —250 циклов / 50 Гц

0 % UT (100 %падения UT) —250 циклов / 50 ГцМагнитное полепромышленной
частоты
IEC61000-4-8

30 А/м
(50/60 Гц)

30 А/м

Питание от электросети
должно соответствовать
±1 кВ, линии ввода/ ±1 кВ, линии ввода/ стандарту, установленномудля коммерческих объектов ивывода данных
вывода данных
медицинских учреждений.
Питание от электросети
должно соответствовать
стандарту, установленномудля коммерческих объектов имедицинских учреждений.
Питание от электросети
должно соответствовать
стандарту, установленномудля коммерческих объектов имедицинских учреждений. Еслипользователю устройства
RadiForce MX317W требуется
непрерывная работа во время
сбоев в электроснабжении,рекомендуется использоватьИБП или аккумуляторную
батарею для устройства
RadiForce MX317W.
Характеристики магнитных
полей промышленной частоты
должны соответствовать
уровням, характерным дляобычного расположения
оборудования на типичных
коммерческих объектах или вмедицинских учреждениях.
Данное изделие следует
размещать на расстоянии неменее 15 см от источника
магнитных полей
промышленной частоты впроцессе использования.

41

Приложение

Испытание
защищенности

Уровень
испытаний (T)Уровень
соответствия (C)Электромагнитная среда —указания
Расстояние от любой детали
оборудования серии RadiForce
MX317W, включая кабели, допереносного или мобильного
оборудования радиосвязи
должно быть не меньше
рекомендуемого
пространственного
разделения, рассчитанного поформуле, применимой кчастоте передатчика.

Возмущения впроводниках,индуцируемые
радиочастотными
полями
IEC61000-4-6Излучаемые
радиочастотные
поля
IEC61000-4-3

3 В (скв)3 В (скв)от 150 кГц до
80 МГц
6 В (скв)6 В (скв)в диапазонах ISM*1(промышленность,наука, медицина) ирадиолюбительской
связи*2 от 150 кГц до
80 МГц
10 В/м
10 В/м
80 МГц – 2,7 ГГцРекомендуемый
пространственный разнос
d = 1,2 √P

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P, 80 МГц – 800 МГц
d = 2,3 √P, 800 МГц – 2,7 ГГцГде «P» — максимальная
выходная мощность
передатчика в ваттах (Вт)согласно документации
производителя передатчика, а«d» — рекомендованный
пространственный разнос вметрах (м). Напряженность
поля постоянно установленных
передатчиков радиосигналов,определенная приобследованиях
электромагнитного излучения
объекта*3, должна быть нижеуровня, установленного длякаждого частотного
диапазона*4.
Помехи возможны поблизостиот оборудования, помеченного
следующим символом.

Примечание
• UT — напряжение сети переменного тока до установки уровня испытаний.
• При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот.
• Данные указания относительно возмущений в проводниках, индуцируемых
радиочастотными полями, или излучаемых радиочастотных полей, могут применяться нево всех ситуациях. На распространение электромагнитного поля оказывает влияние
поглощение и отражение волн зданиями, предметами и людьми.

42Приложение
*1 Диапазоны ISM (промышленность, наука, медицина) между 150 кГц и 80 МГц: от 6,765 МГцдо 6,795 МГц, от 13,553 МГц до 13,567 МГц, от 26,957 МГц до 27,283 МГц и от 40,66 МГц до
40,70 МГц.
*2 Диапазоны радиолюбительской связи между 0,15 МГц и 80 МГц: от 1,8 МГц до 2,0 МГц, от

3,5 МГц до 4,0 МГц, от 5,3 МГц до 5,4 МГц, от 7 МГц до 7,3 МГц, от 10,1 МГц до 10,15 МГц, от
14 МГц до 14,2 МГц, от 18,07 МГц до 18,17 МГц, от 21,0 МГц до 21,4 МГц, от 24,89 МГц до
24,99 МГц, от 28,0 МГц до 29,7 МГц и от 50,0 МГц до 54,0 МГц.
*3 Напряженность поля, создаваемого постоянно установленными передатчиками, такими какбазы радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и подвижные радиостанции,радиолюбительская связь, радиовещание в диапазонах AM и FM, нельзя с точностью
определить теоретически. Чтобы оценить условия электромагнитной среды, создаваемой
постоянно установленными передатчиками, нужно провести электромагнитное
обследование объекта. Если измеренная напряженность поля в месте эксплуатации
устройства RadiForce MX317W превышает уровень соответствия, установленный длярадиочастот, необходимо понаблюдать за устройством RadiForce MX317W и убедиться, чтооно работает должным образом. В случае наличия отклонений в работе могут
потребоваться дополнительные меры, например смена места расположения илинаправления антенны устройства RadiForce MX317W.
*4 В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть не более

3 В/м.

43

Приложение
Рекомендуемый пространственный разнос между переносными илимобильными устройствами радиосвязи и устройством RadiForce MX317W
Устройство RadiForce MX317W предназначено для использования вэлектромагнитной среде с контролируемыми радиочастотными помехами. Заказчикили пользователь устройства RadiForce MX317W может предотвратить возникновение
электромагнитных помех за счет сохранения минимального расстояния (30 см) между
переносными или мобильными устройствами радиосвязи (передатчиками) иустройством RadiForce MX317W. Устройство RadiForce MX317W испытано согласно
требованиям испытаний (Т) на соответствие указанным ниже уровням (С)помехоустойчивости к магнитным полям, генерируемым находящимся поблизости
оборудованием радиосвязи для следующих служб радиочастотной связи.
Служба*1Частота
Полоса
испытаний пропускани
(МГц)
я*1
(МГц)

Модуляция*2Уровень
испытаний (T)*3(В/м)Уровень
соответств
ия (C)(В/м)

385

380–390TETRA 400

Импульсная
модуляция*2
18 Гц

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460FM
28отклонение
±5 кГц
синусоидальный
сигнал 1 кГц

28

710

704–787Диапазон LTE 13, Импульсная
17модуляция*2
217 Гц

99

800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE, диапазон 5Импульсная
модуляция*2
18 Гц

28

28

1700–1990

GSM 1800;Импульсная
CDMA 1900;
модуляция*2
GSM 1900;
217 Гц
DECT;LTE, диапазоны 1,
3, 4 и 25;
UMTS

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE, диапазон 7Импульсная
модуляция*2
217 Гц

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/nИмпульсная
модуляция*2
217 Гц

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 Для некоторых служб приведены только частоты передачи для канала передачи ввосходящем направлении.
*2 Модуляция носителя с использованием прямоугольного синусоидального сигнала скоэффициентом заполнения 50 %.
*3 Уровни испытаний рассчитывались при максимальной мощности и пространственном

разделении в 30 см.

44Приложение
Заказчик или пользователь устройства RadiForce MX317W может подавить помехи отрасположенных поблизости магнитных полей. Для этого нужно, чтобы между
передатчиком радиосигнала и RadiForce MX317W было по меньшей мере 15 см.
Устройства RadiForce MX317W были проверены на соответствие следующим уровням(C) с требуемыми уровнями испытаний (T) по устойчивости к помехам, вызванным
находящимися поблизости магнитными полями.
Частота испытаний

Модуляция

Уровень испытаний
(T)
(А/м)

Уровень
соответствия (C)(А/м)

30 кГц

Непрерывная волна

8

8

134,2 кГцИмпульсная
модуляция*1

65

65

7,5

7,5

2,1 кГц
13,56 МГцИмпульсная
модуляция*1
50 кГц

*1 Модуляция носителя с использованием прямоугольного синусоидального сигнала скоэффициентом заполнения 50 %.

Для прочих переносных или мобильных устройств радиосвязи (приемников ипередатчиков) минимальное расстояние между переносными и мобильными
устройствами радиосвязи (приемниками и передатчиками) и устройством RadiForce
MX317W выбирается согласно приведенным ниже рекомендациям в соответствии смаксимальной выходной мощностью коммуникационного оборудования.
Установленная
Пространственный разнос в зависимости от частоты передатчика
максимальная
(м)выходная мощность
150 кГц – 80 МГц
80 МГц – 800 МГц
800 МГц – 2,7 ГГцпередатчика
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P
(Вт)
0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Для передатчиков с установленной максимальной выходной мощностью, не указанной
выше, рекомендованный пространственный разнос «d» в метрах (м) можно
определить по формуле, применимой к частоте передатчика, где «P» —максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно документации
изготовителя передатчика.
Примечание
• При 80 МГц и 800 МГц необходимо применить пространственный разнос для более
высокого частотного диапазона.
• Данные указания относительно возмущений в проводниках, индуцируемых
радиочастотными полями, или излучаемых радиочастотных полей, могут применяться нево всех ситуациях. На распространение электромагнитного поля оказывает влияние
поглощение и отражение волн зданиями, предметами и людьми.

45

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

www.eizoglobal.com
Copyright © 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N404A6
IFU-MX317W
1st Edition – September 20th, 2023