Instrukcja obsługi

Kolorowy monitor LCD

WażnePrzed rozpoczęciem użytkowania prosimy przeczytać instrukcję
obsługi i instalacji.
• Informacje na temat ustawień i regulacji monitora można znaleźć wPodręczniku instalacji.
• Aktualne informacje o produktach, w tym Instrukcję obsługi, można
znaleźć na naszej stronie internetowej.
www.eizoglobal.com

SYMBOLE
W tym podręczniku i na urządzeniu są używane przedstawione poniżej symbole. Oznaczają
one ważne informacje. Należy się z nimi dokładnie zapoznać.
Niestosowanie się do informacji oznaczonych słowem OSTRZEŻENIE
może spowodować poważne obrażenia i zagrożenie życia.

OSTRZEŻENIE
Niestosowanie się do informacji oznaczonych słowem UWAGA możespowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia lub produktu.

UWAGA
Oznacza ostrzeżenie lub konieczność zwrócenia szczególnej uwagi. Na
przykład symbol
elektrycznym”.

oznacza „Zagrożenie porażeniem prądem

Oznacza działanie zabronione. Na przykład symbol
demontować”.

oznacza „Nie

Produkt został przygotowany do eksploatacji w regionie, do którego został dostarczony.
Używanie urządzenia poza tym regionem może spowodować jego nieprawidłową pracę.
Żadna część tego podręcznika nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach
pobierania ani przesyłana w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków
elektronicznych, mechanicznych i innych bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy
EIZO Corporation.
Firma EIZO Corporation nie jest zobligowana do zachowania poufności jakichkolwiek
przesłanych materiałów ani informacji, o ile nie istnieją wcześniejsze ustalenia dotyczące
faktu odebrania wymienionych informacji przez firmę EIZO Corporation. Mimo dołożenia
wszelkich starań mających na celu zapewnienie aktualności informacji zawartych w tym
podręczniku należy pamiętać, że dane techniczne produktu firmy EIZO mogą zostać
zmienione bez informowania o tym fakcie.
2ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Ważne
Produkt został przygotowany do eksploatacji w regionie, do którego został dostarczony.
Używanie urządzenia poza tym regionem może spowodować jego nieprawidłową pracę.
Aby zapewnić bezpieczną i prawidłową eksploatację, należy dokładnie zapoznać sięz sekcją „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” oraz z ostrzeżeniami na monitorze.

Położenie tekstu ostrzeżenia

Symbole na urządzeniu
SymbolObjaśnienie symbolu
Główny wyłącznik zasilania: Nacisnąć, aby wyłączyć główne zasilanie monitora.
Główny włącznik zasilania: Nacisnąć, aby włączyć główne zasilanie monitora.
Przycisk zasilania: Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie zasilania
monitora.
Prąd przemienny
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
UWAGA
Oznaczenie WEEE: Produkt należy usuwać oddzielnie, materiały mogą być
poddawane recyklingowi.
Oznaczenie CE: Oznaczenie zgodności UE zgodnie z zapisami dyrektywy i/lub
rozporządzenia UE.
Producent
Data produkcji
Uwaga: Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zezwala wyłącznie na sprzedaż
tego urządzenia przez licencjonowanego lekarza lub na jego polecenie.
Wyrób medyczny w UE

3ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SymbolObjaśnienie symbolu
Importer w UE
Znak potwierdzający zgodność z przepisami Zjednoczonego Królestwa
Osoba odpowiedzialna w Zjednoczonym Królestwie
Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii
Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej

4ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Jeśli urządzenie zaczyna wydzielać dym, zapach spalenizny lub emitować nietypowe dźwięki,należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z przedstawicielem firmy EIZO.
Próba korzystania z niesprawnego urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Nie wolno rozmontowywać ani modyfikować urządzenia.
Próba otwarcia obudowy może spowodować porażenie prądem elektrycznym przezczęści pod wysokim napięciem lub poparzenie przez części o wysokiej temperaturze.
Próba modyfikacji urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
Wszystkie czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych
pracowników.
Próba samodzielnego naprawienia urządzenia (na przykład przez otwarcie lub zdjęcie elementów
obudowy) może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Należy uważać, aby przedmioty lub płyny nie dostały się do urządzenia.
Przedostanie się do obudowy części metalowych, materiałów łatwopalnych lub cieczymoże spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenieurządzenia.
Jeśli przedmiot lub płyn wpadnie/rozleje się do wnętrza obudowy, należy natychmiastodłączyć zasilanie urządzenia. Przed ponownym użyciem urządzenie powinno zostać
sprawdzone przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

OSTRZEŻENIE
Ustawić urządzenie na solidnej i stabilnej powierzchni.
Jeśli urządzenie zostanie ustawione na nieodpowiedniej powierzchni, może się przewrócić
i uszkodzić lub doprowadzić do obrażeń ciała.
Jeśli urządzenie przewróci się, natychmiast odłączyć je od zasilania i skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy EIZO. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia. Używanie
uszkodzonego urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

5ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
Korzystać z urządzenia w odpowiednim miejscu.
Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować pożarem, porażeniem prądem
elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
• Nie umieszczać urządzenia w żadnych środkach transportu (np. na statkach,w samolotach, pociągach, samochodach itp.).
• Nie umieszczać urządzenia w miejscu zakurzonym ani wilgotnym.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których ekran może zostać zachlapany
wodą (np. w łazience lub w kuchni).
• Nie umieszczać w miejscach, w których ekran może wejść w bezpośredni kontaktz parą wodną.
• Nie umieszczać urządzenia w pobliżu nawilżaczy ani urządzeń wytwarzających
ciepło.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których na ekran oddziaływałyby
bezpośrednio promienie słoneczne.
• Nie umieszczać w miejscach, w których występuje łatwopalny gaz.
• Nie umieszczać w środowiskach z gazami powodującymi korozję (jak dwutlenek
siarki, siarkowodór, dwutlenek azotu, chlor, amoniak i ozon).
• Nie umieszczać w środowiskach zawierających pyły, czynniki przyspieszające
korozję w atmosferze (jak chlorek sodu i siarka), metale przewodzące itp.

OSTRZEŻENIE
Torebki plastikowe należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Torebki plastikowe mogą spowodować uduszenie.

OSTRZEŻENIE
Używać dostarczonego kabla zasilania i gniazda zasilania standardowego w krajuużytkowania.
Przestrzegać nominalnego napięcia kabla zasilania. Niezastosowanie się do tego wymogu możeskutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
Zasilanie: 100–240 V AC 50/60 Hz

OSTRZEŻENIE
Aby odłączyć kabel zasilania, mocno chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
Szarpanie za kabel może go uszkodzić i spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.

6ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o użyciu poprawnego napięcia.
• Urządzenie jest przeznaczone do pracy wyłącznie pod określonym napięciem. Próbapodłączenia urządzenia do napięcia innego niż podane w niniejszej „Instrukcji obsługi” możespowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.
Zasilanie: 100–240 V AC 50/60 Hz• Nie wolno przeciążać obwodów elektrycznych. Niezastosowanie się do tego zalecenia możespowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
Kabel zasilania należy traktować delikatnie.
Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ciągnąć go aniwiązać. Używanie uszkodzonego kabla zasilania może spowodować pożar lubporażenie prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
Operator nie powinien jednocześnie dotykać pacjenta i produktu.
Specyfikacja projektowa tego produktu nie przewiduje dotykania go przez pacjentów.

OSTRZEŻENIE
Podczas burzy nie wolno dotykać kabla ani wtyczki.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
Informacje o montażu podstawy z ramieniem można znaleźć w podręczniku użytkownika
podstawy. Należy zadbać o jej bezpieczne zamocowanie.
W przeciwnym razie może dojść do odłączenia się urządzenia, co może spowodować jegouszkodzenie i/lub obrażenia ciała.
Przed instalacją należy upewnić się, że biurko, ściana lub inna powierzchnia mocowania jest
wystarczająco wytrzymała.
Jeśli urządzenie przewróci się, natychmiast odłączyć je od zasilania i skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy EIZO. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia. Używanie
uszkodzonego urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Mocując
ponownie ruchomą podstawę po jej demontażu, użyć tych samych wkrętów i zadbać o ich dokładne
dokręcenie.

OSTRZEŻENIE
Nie wolno dotykać uszkodzonego panelu LCD bezpośrednio niechronionymirękami.
Jeśli dojdzie do kontaktu panelu ze skórą lub inną częścią ciała, należy ją dokładnie
umyć.
Jeśli ciekłe kryształy dostaną się do oczu lub ust, należy natychmiast je przepłukać
dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W przeciwnym razie może dojść dozatrucia.

7ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
W przypadku montażu w wysoko położonych miejscach należy poprosić o pomoc fachowca.
W przypadku instalacji monitora w wysoko położonym miejscu istnieje ryzyko, że monitor lub części
spadną i spowodują obrażenia ciała. Podczas instalacji monitora należy poprosić o pomoc naszą
firmę lub profesjonalistę specjalizującego się w pracach budowlanych, w tym o sprawdzenie
produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń zarówno przed, jak i po instalacji monitora.

8ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA
UWAGA
Nie patrzeć bezpośrednio na źródło światła podświetlającego ani oświetlenia roboczego.
Może to spowodować podrażnienie oczu i problemy z wzrokiem.

UWAGA
Nie przykładać za dużej siły do ramienia oświetlenia roboczego.
Wyginanie lub skręcanie ramienia przy użyciu dużej siły może prowadzić do uszkodzeń lub awarii.

UWAGA
Przed użyciem zawsze sprawdzić stan roboczy produktu.
Rozpocząć obsługę po upewnieniu się, że nie ma żadnych problemów z obrazem.
W przypadku używania wielu produktów rozpocząć obsługę po upewnieniu się, że obrazy są
odpowiednio wyświetlane.

UWAGA
Odpowiednio zamocować kable/przewody, które są wyposażone w elementy mocujące.
Jeśli kable/przewody nie zostaną odpowiednio zamocowane, wówczas mogą się odłączyć, co możespowodować utratę obrazu i utrudnienia podczas wykonywania zabiegu.

UWAGA
Przed rozpoczęciem przenoszenia urządzenia odłączyć od niego kable zasilania i akcesoria.
W przeciwnym razie może dojść do odłączenia się kabli lub akcesoriów, co może spowodowaćobrażenia ciała.

UWAGAUrządzenie należy przenosić lub ustawiać zgodnie z podanym opisem.
• Podczas przenoszenia monitora należy chwycić mocno za jego spód.
• Monitory o przekątnej większej niż 30 cali są ciężkie. Podczas rozpakowywania i/
lub przenoszenia monitora należy korzystać z pomocy co najmniej jednej osoby.
• Jeśli dany model urządzenia ma uchwyt z tyłu monitora, należy chwycić i mocno
przytrzymać spód i uchwyt monitora.
Upuszczenie urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.

UWAGA
Należy uważać, aby nie przytrzasnąć dłoni.
W przypadku nagłego przyłożenia siły do monitora w celu regulacji jego wysokości lub kątanachylenia może dojść do przygniecenia i zranienia rąk.

9ŚRODKI OSTROŻNOŚCIUWAGA
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych obudowy.
• Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na otworach wentylacyjnych.
• Nie wolno instalować urządzenia w miejscu o słabej wentylacji lub ograniczonej
przestrzeni.
• Nie wolno używać urządzenia w pozycji leżącej ani do góry nogami.
Zablokowanie otworów wentylacyjnych uniemożliwia prawidłowy przepływ powietrzai może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenieurządzenia.

UWAGA
Nie wolno dotykać wtyczki zasilania mokrymi rękami.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.

UWAGA
Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wtyczki zasilania.
Pozwala to na szybkie odłączenie wtyczki zasilania w przypadku wystąpienia problemu
w celu uniknięcia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA
Obszar wokół wtyczki zasilania i otworu wentylacyjnego monitora należy okresowo czyścić.
Zaleganie w tym obszarze kurzu, wody lub oleju może być przyczyną pożaru.

UWAGA
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je odłączyć.
Czyszczenie urządzenia podłączonego do gniazda zasilania może być przyczyną porażenia prądem
elektrycznym.

UWAGAJeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, wyłączyć urządzenie głównym
wyłącznikiem, a następnie wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda. Poprawi to poziom
bezpieczeństwa i pozwoli zaoszczędzić prąd.

UWAGA
Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi lub krajowymi.

UWAGA
W przypadku użytkowników na terytorium EOG i Szwajcarii:
Każdy poważny incydent, który wystąpi w związku z urządzeniem, powinien zostać
zgłoszony producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym
mieszka użytkownik lub pacjent.

10Informacja o tym monitorze

Informacja o tym monitorzePrzeznaczenie
Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania obrazów radiologicznych w celu ich ocenyi analizy oraz diagnostyki przez wykwalifikowanych lekarzy diagnostów. Wyświetlacz nie jest
przeznaczony do mammografii.
Uwaga• Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnostyki in vitro.
• Użytkowanie produktu w obszarach innych niż przedstawione w tej instrukcji może nie podlegać
gwarancji.
• Dane techniczne podane w niniejszej instrukcji mają zastosowanie wyłącznie w przypadku
korzystania z kabli zasilania dostarczonych wraz z produktem oraz kabli sygnału zalecanych
przez firmę EIZO.
• Z tym produktem należy używać wyłącznie akcesoriów EIZO określonych przez EIZO.

Środki ostrożności dotyczące obsługi• Części (takie jak panel LCD i wentylator) mogą ulegać zużyciu wraz z upływem czasu.
Należy okresowo sprawdzać, czy elementy te działają prawidłowo.
• Długie wyświetlanie jednego obrazu może spowodować pozostawienie na ekranie jegopoświaty. Aby uniknąć takich sytuacji, należy włączyć wygaszacz ekranu lub tryb
oszczędzania energii. Poświata może pojawić się nawet po niedługim czasie, wzależności od wyświetlanego obrazu. Aby usunąć takie zjawisko, należy zmienić obraz
lub wyłączyć zasilanie na kilka godzin.
• Stabilizacja obrazu monitora trwa kilka minut. Przed użyciem monitora należy odczekać
kilka minut lub dłużej po włączeniu zasilania lub po wyjściu z trybu oszczędzania
energii.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazu na monitorze może spowodować pojawienie się smug
lub wypalenia. Aby zmaksymalizować żywotność monitora, zalecane jest jego okresowewyłączanie.
• Podświetlenie panelu LCD ma określony czas eksploatacji. Zależnie od wzorca użycia,
takiego jak długotrwałe użycie, żywotność podświetlenia może ulec skróceniu,
wymagając wymiany. Gdy ekran stanie się ciemniejszy lub zacznie migać, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.
• Ekran może mieć pewną liczbę punktów świetlnych lub uszkodzonych pikseli. Wynika toz charakterystyki panelu LCD i nie oznacza usterki.
• Nie wolno mocno naciskać powierzchni panelu LCD ani krawędzi obudowy. Może tospowodować uszkodzenie ekranu, na przykład pojawienie się zakłóceń. Trwały nacisk
na panel może spowodować obniżenie jego jakości lub uszkodzenie. Jeśli na panelu
LCD pozostaną ślady nacisku, należy wyświetlić na monitorze czarny lub biały obraz.
Powinno to umożliwić usunięcie problemu.
• Nie wolno rysować ani naciskać panelu LCD żadnymi ostrymi przedmiotami. Może tospowodować jego uszkodzenie. Nie wolno czyścić panelu chusteczkami. Może tospowodować jego porysowanie.
• Nie wolno dotykać wbudowanego czujnika kalibracji (zintegrowanego czujnika
przedniego). Może to zmniejszyć dokładność pomiaru lub spowodować uszkodzenieurządzenia.

11

Informacja o tym monitorze• Zależnie od warunków otoczenia wartość zmierzona za pomocą wbudowanego czujnikanatężenia oświetlenia może różnić się od wartości widocznej na samodzielnym miernikunatężenia oświetlenia.
• Jeśli urządzenie zostanie przeniesione do chłodnego pomieszczenia albo z chłodnego
do ciepłego pomieszczenia lub w przypadku nagłego wzrostu temperatury, wewnątrz
urządzenia lub na jego powierzchni może wytworzyć się skroplona para wodna. W takiej
sytuacji nie wolno produktu włączać. Zamiast tego należy poczekać na zniknięcie pary
wodnej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie
produktu.

W trosce o długą eksploatację monitora
Kontrola jakości• Jakość obrazu monitora zależy od jakości sygnałów wejściowych oraz poziomu zużycia
produktu. Należy przeprowadzać kontrole wzrokowe oraz okresowe testy wydajności (wtym kontrolę skali szarości), które pozwolą zachować zgodność
z wytycznymi / standardami medycznymi obowiązującymi w konkretnym zastosowaniu.
Gdy będzie to konieczne, należy również przeprowadzać kalibracje. Kontrole jakości,pozwalające zachować zgodność z wytycznymi/standardami medycznymi, można
przeprowadzać za pomocą oprogramowania do sterowania jakością monitora RadiCS(opcjonalnego).
• Przed wykonaniem różnych testów kontroli jakości, kalibracji albo regulacji obrazu
monitora należy poczekać co najmniej 15 minut po jego włączeniu lub wznowieniu
z trybu oszczędzania energii.
• Zalecamy ustawienie zalecanego lub niższego poziomu jaskrawości monitora, tak aby
ograniczyć zmiany w luminancji spowodowane długą eksploatacją oraz aby zachować
stabilną jakość obrazu.
• Aby skorygować wyniki pomiaru zintegrowanego czujnika kalibracji (zintegrowanego
czujnika przedniego) i dopasować je do wyników sprzedawanego oddzielnie czujnikazewnętrznego, należy ustalić korelację między wskazaniami zintegrowanego czujnika
przedniego i czujnika zewnętrznego za pomocą oprogramowania RadiCS (wyposażenie
opcjonalne) / RadiCS LE (dołączone). Okresowe sprawdzanie korelacji pozwala na
utrzymanie wyniku pomiaru zintegrowanego czujnika przedniego na poziomie
porównywalnym z wynikiem pomiaru czujnika zewnętrznego. Szczegółowe informacjena temat korelacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika oprogramowania
RadiCS / RadiCS LE.
Uwaga• Stan wyświetlania na monitorze może się nieoczekiwanie zmienić z powodu błędu obsługi lub
nieoczekiwanej zmiany ustawień. Po wyregulowaniu obrazu monitora zaleca się korzystanie
z monitora z zablokowanymi przełącznikami.
Szczegółowe informacje o ustawieniach można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku CDROM).

Czyszczenie• Aby produkt wyglądał jak nowy i mógł być dłużej eksploatowany, zalecamy jegoregularne czyszczenie.
• Brud z produktu można usunąć, zwilżając koniec miękkiej ściereczki wodą lub używając
naszego środka do czyszczenia ekranu (ScreenCleaner) i delikatnie przecierając.

12

Informacja o tym monitorze

Uwaga• Należy uważać, aby bezpośredniej styczności z monitorem nie miały płyny. Jeśli dojdzie dokontaktu z nimi, należy je natychmiast zetrzeć.
• Nie wolno dopuścić, aby do szczelin lub wnętrza produktu dostały się płyny.
• Jeśli do czyszczenia lub dezynfekcji stosuje się środki chemiczne, takie jak alkohol i środki
dezynfekujące, mogą one spowodować zmianę połysku, zmatowienie i wyblaknięcie produktu, atakże pogorszenie jakości wyświetlanego obrazu. Nie należy często używać środków
chemicznych.
• Nie wolno używać rozpuszczalników, benzenu, wosku ani ścierających środków czyszczących,ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
• Więcej informacji na temat czyszczenia i dezynfekcji można znaleźć na naszej stronieinternetowej.
Jak to sprawdzić: Należy otworzyć stronę www.eizoglobal.com i w polu wyszukiwania wpisać„disinfect”.

Dezynfekcja środkami chemicznymi• Do dezynfekcji produktu zalecamy stosowanie przetestowanych przez nas środków
chemicznych (tabela poniżej). Należy pamiętać, że wybór tych środków chemicznych
nie gwarantuje, że produkt nie zostanie uszkodzony lub zniszczony.
Kategoria

Rodzaj środków chemicznych

Przykład produktu

Na bazie alkoholu

Spirytus (alkohol etylowy)

EtanolNa bazie alkoholu

Izopropanol

IPA (alkohol izopropylowy)

Chlor

Podchloryn sodu

PureloxBiguanidy

Glukonian chlorheksydyny

Roztwór hibitanu

Na bazie alkoholu

Chlorek benzalkoniowy

WelpasNa bazie aldehydów

Glutaral

Sterihyde

Na bazie aldehydów

GlutaralCidex Plus28

Amfoteryczne,
powierzchniowo czynne

Chlorowodorek alkilodiaminoetyloglicyny Roztwór Satenidin

Wygodne użytkowanie monitora• Ustawienie zbyt niskiej lub wysokiej jaskrawości może być niekorzystne dla oczu.
Należy dopasować jaskrawość monitora do warunków otoczenia.
• Długotrwałe patrzenie na monitor jest męczące dla oczu. Z tego powodu co godzinę
należy zrobić 10-minutową przerwę.
• Na ekran należy patrzeć z odpowiedniej odległości i pod odpowiednim kątem.

Ostrzeżenia i obowiązki związane z bezpieczeństwem
cybernetycznym• Aktualizacja oprogramowania sprzętowego powinna być przeprowadzona przez firmę
EIZO Corporation lub jej dystrybutora.
• Jeśli firma EIZO Corporation lub jej dystrybutor zaleci aktualizację oprogramowaniasprzętowego, należy ją niezwłocznie przeprowadzić.

13

ZAWARTOŚĆZAWARTOŚĆ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ............................................................................................

3Ważne .................................................................................................................

3Położenie tekstu ostrzeżenia ..................................................................

3

Symbole na urządzeniu ..........................................................................

3

OSTRZEŻENIE ...................................................................................................

5

UWAGA...............................................................................................................

9

Informacja o tym monitorze ...................................................................................... 11
Przeznaczenie..................................................................................................... 11Środki ostrożności dotyczące obsługi ................................................................. 11
W trosce o długą eksploatację monitora ............................................................. 12
Kontrola jakości....................................................................................... 12
Czyszczenie............................................................................................ 12
Dezynfekcja środkami chemicznymi ....................................................... 13
Wygodne użytkowanie monitora ......................................................................... 13
Ostrzeżenia i obowiązki związane z bezpieczeństwem cybernetycznym ........... 13
1 Wprowadzenie ............................................................................................................ 16
1.1

1.2

1.3

Cechy .................................................................................................................. 16
1.1.1

Elastyczny układ wyświetlania ................................................................ 16

1.1.2

Proste okablowanie................................................................................. 16

1.1.3

Obsługa wyświetlania obrazu i zasilania za pomocą jednego złącza
USB Type-C............................................................................................ 16

1.1.4

Hybrydowy wyświetlacz kolorowo-monochromatyczny .......................... 17

1.1.5

Kontrola jakości....................................................................................... 17

1.1.6

Funkcja stacji dokującej .......................................................................... 17

1.1.7

Wyposażony w funkcję oświetlenia (RadiLight) ...................................... 17

1.1.8

Konstrukcja zajmująca mało miejsca ...................................................... 18

1.1.9

Obsługa monitora za pomocą myszy i klawiatury ................................... 18

Zawartość opakowania ....................................................................................... 19
1.2.1

EIZO LCD Utility Disk.............................................................................. 19

1.2.2

RadiCS LE .............................................................................................. 20

1.2.3Używanie oprogramowania RadiCS LE.................................................. 20

Elementy sterujące i funkcje ............................................................................... 21
1.3.1

Przód....................................................................................................... 21

1.3.2

Tył ........................................................................................................... 22

2 Instalacja/podłączanie ............................................................................................... 24
2.1

Przed instalacją................................................................................................... 24
2.1.1

2.2

14

Warunki instalacji .................................................................................... 24Podłączanie kabli ................................................................................................ 25

ZAWARTOŚĆ
2.3

Przyłączanie RadiLight Focus (oświetlenie robocze).......................................... 30

2.4Włączanie zasilania............................................................................................. 30

2.5

Regulacja wysokości i nachylenia ekranu........................................................... 31

2.6

Przyłączanie osłony złącza ................................................................................. 32

2.7

Korzystanie z RadiLight Area / RadiLight Focus................................................. 33

3 Problem braku obrazu ............................................................................................... 34
4 Dane techniczne ......................................................................................................... 36
4.1

Lista danych technicznych .................................................................................. 36
4.1.1

Typ .......................................................................................................... 36

4.1.2

Panel LCD............................................................................................... 36

4.1.3

Sygnały wideo......................................................................................... 36

4.1.4

USB......................................................................................................... 36

4.1.5

Sieć ......................................................................................................... 37

4.1.6

Zasilanie.................................................................................................. 37

4.1.7

Specyfikacja fizyczna.............................................................................. 37

4.1.8

Wymagane warunki eksploatacji............................................................. 37

4.1.9

Warunki transportu/przechowywania ...................................................... 37

4.2

Obsługiwane rozdzielczości ................................................................................ 38

4.3

Akcesoria ............................................................................................................ 38

Dodatek ....................................................................................................................... 39
Standard medyczny ............................................................................................ 39
Klasyfikacja urządzenia .......................................................................... 39
Informacja o zgodności elektromagnetycznej ..................................................... 40Środowisko docelowego zastosowania .................................................. 40
Opis techniczny....................................................................................... 41

15

1 | Wprowadzenie

1 WprowadzenieDziękujemy za wybranie monitora kolorowego LCD firmy EIZO.

1.1 Cechy
1.1.1 Elastyczny układ wyświetlania• Ten produkt jest wyposażony w funkcję „PbyP (Picture by Picture)” (Obraz obok obrazu)
oraz funkcję „PinP (Picture in Picture)” (Obraz w obrazie), które pozwalają na
jednoczesne wyświetlanie nawet do trzech sygnałów.

Jeden

PbyP

Jeden + PinP

PbyP + PinP

• Monitor jest wyposażony w funkcję „One Cable PbyP” (Obraz obok obrazu na jednym
kablu), która umożliwia wyświetlanie obrazów w trybie PbyP przy użyciu tylko jednego
kabla sygnału.

1.1.2 Proste okablowanie
Monitor jest wyposażony w gniazdo wyjściowe USB Type-C® (USB-C®).
Ze złącza wyjściowego można kierować sygnał do innego monitora.

1.1.3 Obsługa wyświetlania obrazu i zasilania za pomocą jednego złącza USB TypeC
Ten produkt jest wyposażony w złącze USB-C i obsługuje transmisję sygnałów wideo (tryb
Alt DisplayPort™) i zasilania (USB Power Delivery).
Dostarcza maksymalnie 94 W mocy do podłączonego notebooka, gdy jest używany jako
monitor zewnętrzny.

Sygnały wideo

Zasilanie

16

Wprowadzenie | 1

Informacja• Aby wyświetlać sygnały wideo, podłączone urządzenie musi obsługiwać transmisję sygnałów
wideo (tryb Alt DisplayPort).
• Aby korzystać z funkcji ładowania, podłączone urządzenie musi obsługiwać ładowanie w
standardzie USB Power Delivery.
• Maksymalną moc 94 W można uzyskać tylko w przypadku korzystania z poniższych kabli USB:
– CC150SS81G-5A (w zestawie)• Podłączone urządzenia można ładować nawet wtedy, gdy monitor znajduje się w trybie
oszczędzania energii.

1.1.4 Hybrydowy wyświetlacz kolorowo-monochromatyczny
Przy włączonej funkcji Hybrid Gamma PXL (Rozpoznawanie barwy pikseli) ten produkt
automatycznie, na poziomie pikseli, odróżnia kolorowe i monochromatyczne fragmenty tegosamego obrazu, a następnie wyświetla je odpowiednio w optymalnych gradientach.

1.1.5 Kontrola jakości
• Ten monitor jest wyposażony we wbudowany czujnik kalibracji (zintegrowany czujnik
przedni). Ten czujnik umożliwia niezależne wykonywanie kalibracji (funkcja„SelfCalibration”) oraz kontroli skali szarości monitora.
• Za pomocą dołączonego oprogramowania RadiCS LE można kalibrować monitor izarządzać jego historią.
• Kontrole jakości, pozwalające zachować zgodność z wytycznymi / standardami
medycznymi, można przeprowadzać za pomocą oprogramowania do kontroli jakości
monitora RadiCS.

1.1.6 Funkcja stacji dokującej
Monitor jest wyposażony w port LAN i koncentrator USB, dzięki czemu może być używany
jako stacja dokująca. Po podłączeniu kabla USB-C można uzyskać stabilne środowisko
sieciowe nawet przy użyciu notebooków lub tabletów, które nie są wyposażone w porty
LAN. Można również korzystać z urządzeń peryferyjnych zgodnych ze standardem USB iładować smartfony (patrz „Korzystanie z funkcji stacji dokującej” w Podręczniku instalacji).

1.1.7 Wyposażony w funkcję oświetlenia (RadiLight)
RadiLight Area (podświetlenie)• RadiLight Area to funkcja podświetlania zintegrowana z monitorem. Zapewnia pośrednieoświetlenie pomieszczenia od tyłu monitora, umożliwiając efektywne interpretowanie
obrazów radiologicznych w środowiskach, w których światło jest przyciemnione.
RadiLight Focus (oświetlenie robocze)

17

1 | Wprowadzenie• RadiLight Focus to dołączalne oświetlenie robocze. Może zapewnić oświetlenieprzestrzeni roboczej podczas czytania, sporządzania dokumentacji i używania
klawiatury.

RadiLight Area

RadiLight Focus

1.1.8 Konstrukcja zajmująca mało miejsca
Monitor jest wyposażony w wiele złączy USB (przekazywania). Za pomocą jednego zestawu
urządzeń USB (mysz, klawiatura itp.) można obsługiwać wiele komputerów.

1.1.9 Obsługa monitora za pomocą myszy i klawiatury
W oprogramowaniu do sterowania jakością monitora RadiCS / RadiCS LE można za
pomocą myszy i klawiatury wykonywać następujące czynności na monitorze:• Przełączanie trybów CAL Switch• Przełączanie sygnałów wejściowych• Funkcja, która przypisuje tryb CAL Switch do fragmentu ekranu, a następnie wyświetla
obraz (Point-and-Focus)• Wyświetlanie lub ukrywanie okna podrzędnego PinP (Hide-and-Seek)• Przełączanie komputera wykorzystującego urządzenia USB (Switch-and-Go)• Włączanie trybu oszczędzania energii (Backlight Saver)• Korzystanie z funkcji, która tymczasowo zwiększa jaskrawość w celu poprawy
widoczności obrazów diagnostycznych (Instant Backlight Booster)18

Wprowadzenie | 1

Informacja• Oprogramowanie RadiCS / RadiCS LE umożliwia jednoczesne wyświetlanie lub ukrywanie okna
podrzędnego PinP oraz przełączanie komputera używanego do obsługi urządzeń USB. Więcej
informacji o procedurze ustawiania można znaleźć w Podręczniku użytkownika oprogramowania
RadiCS / RadiCS LE.

1.2 Zawartość opakowaniaNależy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie poniższe elementy. Jeśli
brakuje jakichkolwiek elementów lub są one uszkodzone, należy się skontaktować
z dostawcą lub lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.
Informacja• Zalecamy przechowanie opakowania i materiałów pakunkowych, tak aby można było ich użyćw przypadku przenoszenia lub transportu zakupionego produktu.

• Monitor• Kabel zasilania• Kabel sygnału cyfrowego (DisplayPort – DisplayPort): PP300-V14 × 2• Kabel sygnału cyfrowego (HDMI – HDMI): HH300PR × 1• Kabel USB 2.0 (USB-A – USB-B): UU300 × 2• Kabel USB-C (USB-C – USB-C): CC150SS81G-5A × 1• Osłona złącza (lewa)• Osłona złącza (prawa)• RadiLight Focus (oświetlenie robocze)• Dysk CD-ROM EIZO LCD Utility Disk
• Instrukcja obsługi

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk
Dysk CD-ROM zawiera wymienione niżej elementy. Informacje na temat uruchamiania
oprogramowania i obsługi plików można znaleźć na dysku w pliku „Readme.txt”.
• Plik Readme.txt• Oprogramowanie do sterowania jakością monitora RadiCS / RadiCS LE (dla systemu
Windows)• Podręcznik użytkownika– Instrukcja obsługi tego monitora– Podręcznik instalacji monitora– Podręcznik użytkownika oprogramowania RadiCS LE• Wymiary zewnętrzne
19

1 | Wprowadzenie

1.2.2 RadiCS LE
Oprogramowanie RadiCS LE umożliwia wykonywanie wymienionych niżej operacji kontrolijakości i obsługi monitora. Więcej informacji o procedurze ustawiania i obsługi
oprogramowania można znaleźć w Podręczniku użytkownika oprogramowania RadiCS LE.
Kontrola jakości
• Wykonywanie kalibracji• Wyświetlanie wyników testu w formie listy i tworzenie raportu z testu• Ustawianie wartości docelowych kalibracji automatycznej (SelfCalibration)i harmonogramu uruchamiania
Operacje monitora• Przełączanie trybów CAL Switch• Przełączanie sygnałów wejściowych• Funkcja, która przypisuje tryb CAL Switch do fragmentu ekranu, a następnie wyświetla
obraz (Point-and-Focus)• Wyświetlanie lub ukrywanie okna podrzędnego PinP (Hide-and-Seek)• Przełączanie komputera wykorzystującego urządzenia USB (Switch-and-Go)• Włączanie trybu oszczędzania energii (Backlight Saver)• Korzystanie z funkcji, która tymczasowo zwiększa jaskrawość w celu poprawy
widoczności obrazów diagnostycznych (Instant Backlight Booster)• Korzystanie z funkcji automatycznego dopasowywania jaskrawości monitora do
poziomu oświetlenia otoczenia po ustawieniu trybu Tekst (Auto Brightness Control)
Uwaga• Dane techniczne oprogramowania RadiCS LE mogą się zmienić bez powiadomienia. Najnowszą
wersję oprogramowania RadiCS LE można pobrać z naszej witryny internetowej:(www.eizoglobal.com)

1.2.3 Używanie oprogramowania RadiCS LE
Informacje o instalowaniu i używaniu oprogramowania RadiCS LE można znaleźć
w Podręczniku użytkownika oprogramowania RadiCS LE (na dysku CD-ROM).
Jeśli używane jest oprogramowanie RadiCS LE, należy podłączyć monitor do komputera za
pomocą dostarczonego kabla USB. Aby uzyskać więcej informacji o podłączaniu monitora,
patrz 2.2 Podłączanie kabli [} 25].

20

Wprowadzenie | 1

1.3 Elementy sterujące i funkcje
1.3.1 Przód1

2

Ok. 30°3

4

1. Zintegrowany czujnik
przedni (ruchomy)

Ten czujnik umożliwia wykonywanie kalibracji oraz kontroli skaliszarości monitora.

2. Czujnik natężenia
oświetlenia

Ten czujnik mierzy poziom oświetlenia otoczenia. Pomiar natężenia
oświetlenia otoczenia jest wykonywany za pomocą oprogramowania
do kontroli jakości RadiCS / RadiCS LE.

3. PrzełącznikiWyświetlają podręcznik obsługi. Umożliwiają obsługę menu zgodnie
z instrukcjami z podręcznika obsługi.

4. Wyłącznik zasilaniaUmożliwia włączenie i wyłączenie zasilania.
Wskaźnik przełącznika świeci, gdy jest włączone zasilanie. Kolorwskaźnika zależy od trybu roboczego monitora.
Zielony: normalny tryb pracy; Pomarańczowy: tryb oszczędzania
energii;Wyłączony: wyłączone zasilanie lub zasilanie główne

21

1 | Wprowadzenie

1.3.2 Tył
1

7

2

8

5

6
3

4

9

22

10

11

12

13

14

1. RadiLight Area(podświetlenie)

Funkcja podświetlania zintegrowana z monitorem. Zapewniapośrednie oświetlenie pomieszczenia od tyłu monitora.

2. PodstawaUmożliwia dostosowanie wysokości i kąta (nachylenia i obrotu)
monitora.

3. Główny włącznik
zasilaniaUmożliwia włączenie i wyłączenie głównego zasilania.

4. Złącze zasilaniaSłuży do podłączenia kabla zasilania.

5. Gniazdo blokady
zabezpieczającej

Pasujące do systemu zabezpieczeń Kensington MicroSaver.

6. Uchwyt kabla

Zapewnia schludne ułożenie kabli.

7. Złącze USB-A(pobieranie)Służy do podłączania urządzenia peryferyjnego USB (patrz„Korzystanie z funkcji stacji dokującej” w Podręczniku instalacji).

8. Złącze oświetlenia
roboczegoPołączenie z RadiLight Focus.

9. Złącze HDMI

Umożliwia podłączenie komputera z wyjściem HDMI.

10. Złącze DisplayPortUmożliwia podłączenie komputera z wyjściem DisplayPort.

: Wyłączone,: Włączone

Wprowadzenie | 1

11. Złącze USB-C(przekazywanie)Umożliwia podłączenie komputera z wyjściem USB-C. Przesyła
również sygnał USB, który jest niezbędny do używania
oprogramowania wymagającego łączności USB lub funkcji stacji
dokującej (patrz „Korzystanie z funkcji stacji dokującej” wPodręczniku instalacji).

12. Złącze USB-C(pobieranie)

Aby skonfigurować połączenie łańcuchowe, należy podłączyć kabel
do portu przekazywania USB-C innego monitora. Dodatkowo
pozwala to na podłączenie urządzenia peryferyjnego USB (patrz„Korzystanie z funkcji stacji dokującej” w Podręczniku instalacji).

13. Port LANSłuży do łączenia z koncentratorem sieciowym lub routerem za
pomocą kabla LAN na potrzeby korzystania z funkcji podłączania
stacji dokującej do sieci (patrz „Korzystanie z funkcji stacji dokującej”
w Podręczniku instalacji).

14. Złącze USB-B(przekazywanie)Umożliwia podłączenie do komputera w przypadku korzystania z
oprogramowania wymagającego połączenia USB na komputerze
bez złącza USB-C lub w przypadku korzystania z funkcji
koncentratora USB tego produktu.

23

2 | Instalacja/podłączanie

2 Instalacja/podłączanie
2.1 Przed instalacją
Należy uważnie zapoznać się z częścią ŚRODKI OSTROŻNOŚCI [} 3] i zawszepostępować zgodnie z instrukcjami.
W razie umieszczenia tego produktu na biurku z lakierowanym blatem lakier możeprzywrzeć do podstawy ze względu na skład gumy. Sprawdzić powierzchnię biurka przedużyciem.

2.1.1 Warunki instalacji
Ustawiając monitor na stojaku, należy upewnić się, czy po jego bokach, z tyłu i na górze
znajduje się wystarczająca ilość miejsca.
Uwaga• Monitor należy ustawić tak, aby obrazu na ekranie nie zakłócało żadne światło.

24

Instalacja/podłączanie | 2

2.2 Podłączanie kabli
Uwaga• Przed podłączeniem należy upewnić się, że monitor, komputer i urządzenia peryferyjne sąwyłączone.
• W przypadku wymiany istniejącego monitora na ten monitor należy zapoznać się z rozdziałem
4.2 Obsługiwane rozdzielczości [} 38], aby przed podłączeniem komputera zmienić ustawienia
rozdzielczości i częstotliwości odchylania pionowego komputera na takie, które są dostępne w
przypadku tego monitora.
• Jeśli podłączenie kabli sprawia trudności, można zmienić kąt ekranu.

1. Podłączyć kable sygnału.
Sprawdzić kształt złączy i podłączyć kable.
W trybie wyświetlania jednego okna

Kabel sygnału: HH300PR
Kabel sygnału: PP300-V14
Kabel sygnału: CC150SS81G-5A

Uwaga• W domyślnym ustawieniu wyświetlany jest sygnał ze złącza DisplayPort 1. Aby wyświetlać
sygnał z innego złącza, należy przełączyć sygnały wejściowe (patrz „Przełączanie sygnałówwejściowych” w Podręczniku instalacji).
• Jeśli złącze USB-C jest używane nie tylko do wyświetlania obrazu, ale także do kontroli jakości z
RadiCS / RadiCS LE oraz połączenia z urządzeniami USB devices (urządzenia peryferyjne
obsługujące USB), należy ustawić „USB Selection” na „USB-C” w menu ustawień. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).
• Sygnały HDMI® mogą być wyświetlane w ograniczonym zakresie.

25

2 | Instalacja/podłączanieWyświetlanie w trybie PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2)

Kabel sygnału: PP300-V14

Kabel sygnału: PP300-V14

Uwaga• Aby wyświetlać obraz w trybie PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2), należy skonfigurować „PbyP
Settings” w menu ustawień. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku
instalacji (na dysku CD-ROM).
• Podczas wyświetlania w trybie PbyP z dwóch komputerów niektóre opcje kontroli jakości, takie
jak kalibracja, mogą być ograniczone.

26

Instalacja/podłączanie | 2Wyświetlanie w trybie PbyP (funkcja One Cable PbyP)

Kabel sygnału: PP300-V14

Kabel sygnału: CC150SS81G-5A

Uwaga• Aby wyświetlać obraz w trybie PbyP (One Cable PbyP), urządzenie należy podłączyć do złącza
). Dodatkowo należy skonfigurować
DisplayPort 1 lub USB-C (do przekazywania:
ustawienie „PbyP Settings” w menu ustawień. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).
• Jeśli złącze USB-C jest używane nie tylko do wyświetlania obrazu, ale także do kontroli jakości z
RadiCS / RadiCS LE oraz połączenia z urządzeniami USB devices (urządzenia peryferyjne
obsługujące USB), należy ustawić „USB Selection” na „USB-C” w menu ustawień. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).

27

2 | Instalacja/podłączanieWyświetlanie w trybie PinP (okno podrzędne)Przykład: Korzystanie ze złącza HDMI

Kabel sygnału: HH300PR
Kabel sygnału: PP300-V14

Uwaga• Aby wyświetlać obraz w trybie PinP (okno podrzędne), należy skonfigurować ustawienie „PinP
Settings” w menu ustawień. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku
instalacji (na dysku CD-ROM).
• Gdy sygnał HDMI jest wyświetlany na pojedynczym ekranie, nie można używać funkcji
wyświetlania PinP (na oknie podrzędnym).

28

Instalacja/podłączanie | 2Podłączanie innych monitorów za pomocą połączenia łańcuchowego
Sygnał wejściowy doprowadzony do złącza DisplayPort 1 lub złącza USB-C) będzie wyprowadzony do innego monitora.
(przekazywanie:Podłączanie do komputera

Kabel USB-C

Kabel sygnału: PP300-V14

Kabel sygnału: CC150SS81G-5A

Kabel sygnału: CP200(opcjonalny, sprzedawany osobno)

Uwaga• Informacje o monitorach i kartach graficznych, których można używać w połączeniu
łańcuchowym:(www.eizoglobal.com)• Aby skonfigurować połączenie łańcuchowe, należy podłączyć urządzenie do złącza DisplayPort). Dodatkowo należy skonfigurować ustawienie „Daisy Chain”
1 lub USB-C (przekazywanie:
w menu ustawień administratora. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).
• Zatyczka jest domyślnie umieszczona w porcie USB-C (pobieranie:
korzystania ze złącza należy ją zdjąć.

). Przed rozpoczęciem

2. Podłączyć kabel zasilania do gniazda zasilania i złącza zasilania monitora.
Wtyczkę kabla zasilania należy całkowicie włożyć w gniazdo monitora.
3. W przypadku nieużywania złącza USB-C i korzystania z RadiCS / RadiCS LE lubpodłączania urządzeń USB (urządzeń peryferyjnych obsługujących USB) do monitoranależy podłączyć kabel USB 2.0 ze złącza USB-B w monitorze do złącza USB-A w
komputerze.
Kabel USB 2.0: UU300

Uwaga• W przypadku podłączania monitora do komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie
RadiCS / RadiCS LE, kabel należy podłączyć do złącza USB-B 1 () lub USB-C).
(przekazywanie:• W przypadku korzystania z USB-B 2 () należy zdjąć zaślepkę przed użyciem. Dodatkowo
trzeba zmienić ustawienie „USB selection” w menu ustawień (patrz „Wybór USB” w Podręczniku
instalacji).

29

2 | Instalacja/podłączanie

2.3 Przyłączanie RadiLight Focus (oświetlenie robocze)
Przyłączyć RadiLight Focus (oświetlenie robocze) do złącza oświetlenia roboczegomonitora.
Zamocowanie jest możliwe tylko w dół, prostopadle do złącza.

1
2

W celu demontażu wyciągnij, jednocześnie obracając element łączący z monitorem w
kierunku oznaczonym na ilustracji cyfrą 1.

2.4 Włączanie zasilania, aby włączyć monitor.
1. Dotknąć przyciskuWskaźnik zasilania na monitorze zaświeci się na zielono.
Jeśli wskaźnik nie zaświeci się, patrz 3 Problem braku obrazu [} 34].
Informacja• W przypadku dotknięcia któregokolwiek przełącznika innego niż, gdy zasilanie monitora jestwyłączone, wskaźnik
zacznie migać, sygnalizując położenie przełącznika zasilania.

2. Włączyć komputer.
Na ekranie zostanie wyświetlony obraz.
Jeśli obraz nie jest wyświetlany, w celu uzyskania dalszych informacji patrz 3 Problem
braku obrazu [} 34].

30

Instalacja/podłączanie | 2

Uwaga• Przy pierwszym podłączeniu lub zmianie metody połączenia, ustawienia wyświetlania, takie jak
rozdzielczość i skala wyświetlania, mogą być niewłaściwe. Sprawdzić, czy ustawienia komputerasą prawidłowo skonfigurowane.
• Aby zapewnić oszczędne wykorzystanie energii, należy wyłączać zasilanie przyciskiem. Gdy
monitor nie jest używany, można wyłączyć główne źródło zasilania lub odłączyć wtyczkę kabla
zasilającego, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

Informacja• Aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji monitora poprzez zapobieganie degradacji
jaskrawości i zmniejszenie poboru mocy, należy stosować się do poniższych wytycznych:– Korzystać z funkcji oszczędzania energii komputera i monitora.
– Wyłączać monitor, gdy nie jest używany.

2.5 Regulacja wysokości i nachylenia ekranu
W celu uzyskania optymalnych warunków pracy należy dostosować wysokość, nachylenieoraz kąt obrotu ekranu, trzymając ekran od góry i dołu lub po bokach obiema rękami.

Uwaga• Po zakończeniu regulacji należy się upewnić, że kable zostały prawidłowo podłączone.
• Po wyregulowaniu wysokości i kąta nachylenia należy przeprowadzić kable przez uchwyt kabla.
• Podczas regulacji kąta nachylenia lub pozycji monitora przy dołączonym oświetleniu roboczym
nie należy przykładać siły do oświetlenia roboczego. W przeciwnym razie może dojść douszkodzenia złącza lub ramienia.

31

2 | Instalacja/podłączanie

2.6 Przyłączanie osłony złącza
1. Umieścić odpowiednio kable w uchwycie.

2. Przyłączyć osłonę złącza.

Przykład: Przyłączanie osłony złącza (prawa strona).

Uwaga• Należy upewnić się, że jest dobrze zamocowana, aby wentylacja wewnątrz monitora była
odpowiednia.

Informacja• Aby zdemontować osłonę złącza, pociągnąć ją do siebie.

32

Instalacja/podłączanie | 2

2.7 Korzystanie z RadiLight Area / RadiLight Focus
1. Upewnij się, że monitor i komputer są włączone.
2. Użyj przycisków, aby włączyć lub wyłączyć RadiLight Area i RadiLight Focus.
Dostosuj jasność RadiLight Area.

Włączenie/wyłączenie
RadiLight Focus

RadiLight Area
Zmniejszenie jaskrawości / zwiększenie jaskrawości / włączenie/wyłączenie

Uwaga• Ze względu na zmienność diod LED, mogą występować różnice w kolorach i jaskrawości —nawet w obrębie tego samego produktu.
• W następujących otoczeniach oświetlenie z wykorzystaniem RadiLight Area może być
niewystarczające:– Za duży dystans do ściany lub sufitu.
– Ściana/sufit wykonane z materiałów słabo odbijających światło lub w ciemnych kolorach.
• Podczas zmiany kierunku RadiLight Focus należy regulować kąt trzymając nie tylko zakońcówkę, ale także za ramię.

Informacja• Szczegółowe informacje o ustawieniach RadiLight Area można znaleźć w Podręczniku instalacji(na dysku CD-ROM).

33

3 | Problem braku obrazu

3 Problem braku obrazuWskaźnik przełącznika zasilania nie świeci się• Sprawdzić, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony.
• Włączyć główny włącznik zasilania znajdujący się z tyłu monitora.
• Nacisnąć

.

• Wyłączyć na kilka minut główny włącznik zasilania z tyłu monitora, a następnie
ponownie go włączyć.

Wskaźnik przełącznika świeci się na zielono• Zwiększyć wartości opcji „Brightness”, „Contrast” lub „Gain” w menu ustawień.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku
CD-ROM).
• Wyłączyć na kilka minut główny włącznik zasilania z tyłu monitora, a następnie
ponownie go włączyć.

Wskaźnik przełącznika świeci się na pomarańczowo• Przełączyć sygnał wejściowy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).
• Przesunąć mysz lub nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze.
• Sprawdzić, czy komputer jest włączony.
• Sprawdzić, czy kabel sygnału jest prawidłowo podłączony. Podłączyć kable sygnału dozłączy odpowiadających sygnałowi wejściowemu.
• Wyłączyć główny włącznik zasilania z tyłu monitora, a następnie ponownie go włączyć.

Wskaźnik przełącznika zasilania miga na pomarańczowo izielono• Podłączyć, używając kabla sygnału wskazanego przez EIZO. Wyłączyć na kilka minut
główny włącznik zasilania z tyłu monitora, a następnie ponownie go włączyć.

Na ekranie pojawia się komunikat „No Signal”.
Przykład:• Powyższy komunikat może być wyświetlany, ponieważ niektóre komputery nie wysyłają
sygnału natychmiast po włączeniu zasilania.
• Sprawdzić, czy komputer jest włączony.
• Sprawdzić, czy kabel sygnału jest prawidłowo podłączony. Podłączyć kable sygnału dozłączy odpowiadających sygnałowi wejściowemu.
) służy jako wyjście w połączeniu łańcuchowym. Ekran nic nie• USB-C (pobieranie:
pokazuje nawet po podłączeniu do komputera.

34

Problem braku obrazu | 3• Przełączyć sygnał wejściowy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).
• Wyłączyć główny włącznik zasilania z tyłu monitora, a następnie ponownie go włączyć.

Na ekranie pojawia się komunikat „Signal Error”.
Przykład:• Sprawdzić, czy ustawienia komputera odpowiadają wymaganiom rozdzielczości iczęstotliwości odchylania pionowego monitora (patrz 4.2 Obsługiwane rozdzielczości
[} 38]).
• Uruchomić ponownie komputer.
• Wybrać odpowiednie ustawienie za pomocą oprogramowania narzędziowego karty
graficznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika karty
graficznej.

Na ekranie wyświetlony jest komunikat „DP Unsupported”(Nieobsługiwany DisplayPort)• Sprawdzić, czy podłączony przewód jest kablem sygnału zalecanym przez EIZO.
• Sprawdzić, czy USB-C podłączonego urządzenia obsługuje wyjście sygnału wideo (tryb
Alt DisplayPort). Szczegółowe informacje można uzyskać od producenta urządzenia.
• Podłączyć kabel DisplayPort lub kabel HDMI.

35

4 | Dane techniczne

4 Dane techniczne
4.1 Lista danych technicznych
4.1.1 Typ
RX670

Matryca antyodblaskowa

RX670-AR

Matryca antyrefleksyjna

4.1.2 Panel LCD
TypKolorowy (IPS)Podświetlenie

LED

Rozmiar30,0 cala (76,2 cm)

Rozdzielczość

3280 punktów × 2048 linii

Rozmiar ekranu (poz. × pion.)

645,5 mm × 403,0 mm

Rozstaw pikseli (poz. × pion.)

0,197 mm × 0,197 mmWyświetlane kolory

10-bitowe (DisplayPort/USB-C): Do 1,07 mld
kolorów (z palety ok. 543 mld kolorów)
8-bitowe (DisplayPort/HDMI): 16,77 mln kolorów(z palety ok. 543 mld kolorów)

Kąt wyświetlania (poz. / pion., typowe)178˚/178˚

Zalecana jaskrawość

500 cd/m2

Współczynnik kontrastu (typowy)

1800:1

Czas reakcji (typowy)

25 ms (czarny -> biały -> czarny)

4.1.3 Sygnały wideoZłącza wejściowe

DisplayPort × 2, USB-C (tryb Alt DisplayPort) × 1,
HDMI × 1

Złącza wyjściowe

USB-C (tryb Alt DisplayPort) × 1

Częstotliwość odchylania poziomego

31–127 kHzCzęstotliwość odchylania pionowego*1

59–61 Hz (720 × 400: 69 Hz–71 Hz)

Tryb synchronizacji ramek

59 Hz–61 HzCzęstotliwość taktowania zegara obrazu

25–440 MHz*1 Obsługiwana częstotliwość odchylania pionowego różni się w zależności od rozdzielczości. Aby

uzyskać więcej informacji, patrz 4.2 Obsługiwane rozdzielczości [} 38].

4.1.4 USBPort

Przekazywanie

USB-C × 1, USB-B × 2

Pobieranie

USB-A × 3, USB-C × 1

Standard

USB 2.0

Szybkość komunikacji

480 Mb/s, 12 Mb/s, 1,5 Mb/s

Zasilanie

Przekazywanie

USB-C: Maksymalnie 94 W (5 V / 3 A, 9 V / 3 A,
15 V / 3 A, 20 V / 4,7 A)

Pobieranie

USB-A: Maksymalnie 500 mA na port
USB-C: Maksymalnie 15 W (5 V / 3 A)

36

Dane techniczne | 4

4.1.5 Sieć
Port

RJ-45 (adapter LAN USB)

Obsługiwane systemy operacyjne*1

Windows 11
Windows 10 (32- lub 64-bitowy)
macOS Sierra (10.12) lub nowszyPrzewodowa sieć LAN

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3 (10BASE-T)*1 Wsparcie EIZO wygasa wraz z zakończeniem wsparcia producenta systemu operacyjnego.

4.1.6 ZasilanieWejście

100–240 VAC ±10%, 50/60 Hz 2,80–1,20 A

Maksymalny pobór mocy

279 W lub mniej*1

Tryb oszczędzania energii

0,5 W lub mniej*2

Tryb czuwania

0,5 W lub mniej*3*1 Jeśli podłączony jest zewnętrzny odbiornik, „Mode”: „4-Custom”, „Brightness”: „100%”, lampka

RadiLight Focus włączona, maksymalna jasność RadiLight Area
*2 Podczas korzystania z importu DisplayPort i gdy port przekazywania USB jest niepodłączony,„Power Save”: „High”, „DP Power Save”: „On”, „One Cable PbyP”: „Off”, lampka RadiLight Focuspodłączona, RadiLight Focus wyłączona, zewnętrzny odbiornik nie jest podłączony*3 Gdy port przekazywania USB nie jest podłączony, „DP Power Save”: „On”, „One Cable PbyP”:„Off”, lampka RadiLight Focus podłączona, RadiLight Focus wyłączona, zewnętrzny odbiornik nie
jest podłączony

4.1.7 Specyfikacja fizyczna
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)682,0 mm × 490,5 mm – 590,5 mm × 225,0 mm(nachylenie: 0˚)
682,0 mm × 534,7 mm – 634,7 mm × 295,2 mm(nachylenie: 30˚)

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) (bez podstawki)

682,0 mm × 441,0 mm × 88,0 mm

Masa netto

Ok. 15,8 kg

Masa netto (bez podstawki)

Ok. 11,7 kg

Zakres regulacji wysokości

100 mm (nachylenie: 0˚)Nachylenie

30˚ w górę, 5˚ w dółKąt obrotu

70˚

4.1.8 Wymagane warunki eksploatacji
Temperatura

0˚C–35˚C

Wilgotność

Wilgotność względna od 20% do 80% (bezskraplania)Ciśnienie powietrza

540 hPa–1060 hPa

4.1.9 Warunki transportu/przechowywania
Temperatura-20˚C–60˚C

Wilgotność

Wilgotność względna od 10% do 90% (bezskraplania)Ciśnienie powietrza

200 hPa–1060 hPa37

4 | Dane techniczne

4.2 Obsługiwane rozdzielczości
Monitor może pracować w następujących rozdzielczościach:✓: obsługiwane, -: nieobsługiwane
Rozdzielczość

Częstotliwość
DisplayPort / USB-C
HDMI
odchylania Wyświetlan Wyświetlan Wyświetlan Wyświetlan Wyświetlan
pionowego
ie jednegoie PbyPie PinPie jednegoie PinP
(Hz)
okna
okna

640 × 480

59,940✓640 × 480

60,000-720 × 400

70,087✓720 × 480

59,940-720 × 480

60,000

-

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

800 × 600

60,317

✓

✓

✓

✓

✓

1024 × 768

60,004

✓

✓

✓

✓

✓

1200 × 1600

59,963

-

-

✓

-

✓

1200 × 1920

59,940

-

-

✓

-

✓

1280 × 720

59,940

-

-

-

✓

✓

1280 × 720

60,000

-

-

-

✓

✓

1280 × 1024

60,020

✓

✓

✓

✓

✓

1600 × 1200

60,000

✓

✓

✓

✓

✓

*1

1640 × 2048

59,985

-

✓

-

-

-

1920 × 1080

59,940

-

-

-

✓

✓

1920 × 1080

60,000

-

-

-

✓

✓

1920 × 1200

59,950

-

-

✓*1

-

✓*1

2560 × 1600

59,972

-

-

-

✓*2

-

59,981

*1

-

-

✓*3

-

3280 × 2048✓

*1 Rozdzielczość zalecana*2 Zalecana rozdzielczość, gdy „LMM Mode (HDMI)” ustawiono na „On” w „Administrator Settings”*3 Zalecana rozdzielczość, gdy „LMM Mode (HDMI)” ustawiono na „Off” w „Administrator Settings”

4.3 Akcesoria
Wymienione niżej akcesoria są dostępne oddzielnie.
Najnowsze informacje o opcjonalnych akcesoriach i obsługiwanych kartach graficznychmożna znaleźć w naszej witrynie internetowej.
(www.eizoglobal.com)
Zestaw do kalibracji

RadiCS UX2 5.1.3 lub nowsza wersja
RadiCS Version Up Kit 5.1.3 lub nowsza wersja

Program do zarządzania jakością przez sieć

RadiNET Pro 5.1.3 lub nowsza wersja

Zestaw do czyszczenia

ScreenCleaner

Adapter VESA do klienta uproszczonego (Thin
Client) lub komputera mini-PC

PCSK-R1

Kabel sygnału (USB-C–DisplayPort)

CP200

38

Dodatek

Dodatek
Standard medyczny• Należy upewnić się, że końcowy system jest zgodny z wymogami standardu
IEC60601-1.
• Urządzenia podłączane do zasilania emitują fale elektromagnetyczne, które mogąwpłynąć na pracę monitora, ograniczyć jego funkcjonalność, a nawet doprowadzić dojego uszkodzenia. Monitor należy umieścić w środowisku kontrolowanym, w którym
takie czynniki nie występują.

Klasyfikacja urządzenia• Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: klasa I• Klasa EMC: IEC 60601-1-2 grupa 1 klasa B• Klasyfikacja urządzenia medycznego (UE): klasa I• Tryb pracy: ciągły
• Klasa IP: IPX039

Dodatek

Informacja o zgodności elektromagnetycznej
Monitor RadiForce RX670 umożliwia właściwe wyświetlanie obrazów medycznych.

Środowisko docelowego zastosowaniaUrządzenia RadiForce RX670 są przeznaczone do eksploatacji w podanych poniżej
środowiskach.
• Środowiska profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej, takich jak kliniki i szpitale.
• Miejsca zamieszkania, takie jak mieszkania i domy, w środowiskach domowej opieki
zdrowotnej.
Następujące środowiska nie są odpowiednimi miejscami do korzystania z urządzeń
RadiForce RX670:• Środowiska domowej opieki zdrowotnej z wyłączeniem mieszkań.
• Sąsiedztwo urządzeń chirurgicznych o wysokiej częstotliwości, takich jak nożeelektrochirurgiczne• Sąsiedztwo krótkofalowego sprzętu do terapii• Pomieszczenia z ekranowaniem częstotliwości radiowych, w których znajdują się
systemy medyczne do rezonansu magnetycznego• Środowiska specjalne w lokalizacjach ekranowanych• Montaż w pojazdach, również w ambulansach• Inne środowiska specjalne
OSTRZEŻENIE• Urządzenia RadiForce RX670 wymagają specjalnych środków ostrożności w zakresie zgodności
elektromagnetycznej i muszą zostać zainstalowane. Należy uważnie przeczytać sekcje„Informacja o zgodności elektromagnetycznej” oraz „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” w tym
dokumencie oraz przestrzegać poniższych instrukcji podczas montażu i obsługi produktu.

OSTRZEŻENIE• Urządzeń RadiForce RX670 nie można używać bezpośrednio obok innych urządzeń ani na nich.
Jeśli taki sposób eksploatacji jest konieczny, należy sprawdzić, czy przy takim ustawieniu
urządzenie lub system działają prawidłowo.

OSTRZEŻENIE
• Podczas używania przenośnego sprzętu do komunikacji radiowej należy go trzymać w odległości
co najmniej 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek części urządzenia RadiForceRX670, łącznie z
kablami. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności urządzenia.

OSTRZEŻENIE
• Każdy, kto podłącza dodatkowy sprzęt do części wejścia lub wyjścia sygnału, konfigurując
system medyczny, jest odpowiedzialny za zgodność systemu z wymaganiami normy
IEC60601-1-2.

OSTRZEŻENIE
• Podczas korzystania z urządzenia RadiForce RX670 nie należy dotykać złączy wejścia/wyjścia
sygnału. Może to negatywnie wpływać na wyświetlany obraz.

40

Dodatek

OSTRZEŻENIE• Należy konieczne używać kabli dołączonych do produktu lub wskazanych przez firmę EIZO.
Użycie z tym urządzeniem kabli innych niż zalecane przez firmę EIZO może skutkować
podwyższoną emisją fal elektromagnetycznych, zmniejszoną odpornością urządzenia na
zakłócenia elektromagnetyczne oraz nieprawidłowym działaniem.
Port sygnału

Maks. długość
kabla

Ekranowanie

DisplayPort

3m

Ekranowany

Bez rdzeni
ferrytowych

PP300-V14

HDMI

3m

Ekranowany

Z rdzeniami
ferrytowymi

HH300PR

USB-C

1,5 m

Ekranowany

Bez rdzeni
ferrytowych

CC150SS81G-5A

2m

Ekranowany

Bez rdzeni
ferrytowych-

3m

Ekranowany

Z rdzeniami
ferrytowymi

UU300/MD-C93

3m

Ekranowany

Bez rdzeni
ferrytowych-

Ethernet

30 m

Bez
ekranowania

Bez rdzeni
ferrytowych-Wejście AC

3m

Bez
ekranowania

Bez rdzeni
ferrytowych

Z przewodem
uziemiającym

(przekazywanie)
USB-C(pobieranie)
USB-B(przekazywanie)
USB-A(pobieranie)(zasilanie prądem
przemiennym)Rdzeń ferrytowy

Zalecany kabel

Opis techniczny
Emisja fal elektromagnetycznychUrządzenia RadiForce RX670 są przeznaczone do eksploatacji w podanych poniżej
środowiskach elektromagnetycznych.
Za sprawdzenie, czy urządzenie RadiForce RX670 jest używane w takim środowisku,
odpowiada klient lub użytkownik urządzenia RX670.
Test emisji

Zgodnoś
ć

Emisja fal radiowych
CISPR11

Grupa 1Środowisko elektromagnetyczne: wskazówki
W urządzeniach RadiForce RX670 energia fal radiowych jestużywana wyłącznie do obsługi funkcji wewnętrznych.
Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i nie powinna
powodować żadnych zakłóceń w urządzeniach elektronicznych
znajdujących się w pobliżu.

Emisja fal radiowych
CISPR11

Klasa B

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa D

Wahania napięcia /migotanie
IEC 61000-3-3

Zgodność

Monitor RadiForce RX670 nadaje się do użytku we wszystkich
obiektach, w tym w budynkach mieszkalnych i tych bezpośredniopodłączonych do publicznej niskonapięciowej sieci zasilającej
używanej do zasilania budynków mieszkalnych.

41

Dodatek
Odporność elektromagnetycznaUrządzenie RadiForce RX670 przetestowano pod kątem następujących poziomów
zgodności (C), zgodnie z wymogami testów (T) dotyczącymi środowisk profesjonalnych
placówek opieki zdrowotnej oraz środowisk domowej opieki zdrowotnej, określonymi
w normie IEC 60601-1-2.
Za sprawdzenie, czy środowisko eksploatacji urządzenia RadiForce RX670 jest zgodne
z podanymi warunkami, odpowiada klient lub użytkownik urządzenia.
Test odporności

Poziom testu (T)Poziom zgodności
(C)

Wyładowanie
elektrostatyczne(ESD)
IEC61000-4-2

Wyładowanie
kontaktowe ±8 kV

Wyładowanie
kontaktowe ±8 kV

Wyładowanie
w powietrzu ±15 kV

Wyładowanie
w powietrzu ±15 kV

Szybkie elektryczne
stany/zakłócenia
przejściowe
IEC61000-4-4

Linie energetyczne±2 kV

Linie energetyczne±2 kV

Linie wejściowe/wyjściowe ±1 kV

Linie wejściowe/wyjściowe ±1 kV

Przepięcia
IEC61000-4-5

Linia do linii: ±1 kV

Linia do linii: ±1 kV

Spadki napięcia,krótkie przerwy
i zmiany napięcia
na liniachwejściowych
zasilania
IEC 61000-4-11

0% UT (100% zapad
UT) 0,5 cyklu i 1 cykl

0% UT (100% zapad
UT) 0,5 cyklu i 1 cykl

Pola magnetyczne
o częstotliwości
zasilania
IEC 61000-4-8

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mŚrodowisko
elektromagnetyczne –wskazówki
Podłoga pomieszczenia musi być
wykonana z drewna, betonu lub
płytek ceramicznych. Jeśli na
podłodze znajdują się materiały
syntetyczne, względna
wilgotność powietrza musiwynosić przynajmniej 30%.
Jakość głównego zasilania
powinna być taka, jakw typowych placówkach
komercyjnych i medycznych.

Jakość głównego zasilania
Linia do masy: ±2 kV Linia do masy: ±2 kV powinna być taka, jakw typowych placówkach
komercyjnych i medycznych.
Jakość głównego zasilania
powinna być taka, jak
70% UT (30% zapad 70% UT (30% zapad w typowych placówkach
komercyjnych i medycznych.
UT) 25 cykli / 50 Hz
UT) 25 cykli / 50 HzJeśli urządzenie RadiForce
0 % UT (100 % zapad 0 % UT (100 % zapad RX670 musi być używane
UT) 250 cykli / 50 Hz UT) 250 cykli / 50 Hz podczas przerwy w zasilaniu,
zalecane jest podłączenieurządzenia RadiForce RX670 dozasilacza awaryjnego (UPS) lub
do akumulatora.
Pola magnetyczne
o częstotliwości siecielektroenergetycznej powinny
być na standardowym poziomie
dla standardowego środowiska
komercyjnego lub medycznego.
Podczas użytkowania produktnależy trzymać w odległości conajmniej 15 cm od źródeł pól
magnetycznych o częstotliwości
zasilania.

42Dodatek

Test odporności

Poziom testu (T)Poziom zgodności
(C)Środowisko
elektromagnetyczne –wskazówki
Urządzenia przenośne z funkcją
komunikacji radiowej powinny
być odseparowane od wszystkich
elementów urządzeń RadiForce
RX670 (w tym kabli) co najmniej
na zalecaną odległość
wynikającą z równania
odpowiedniego dla częstotliwości
nadajnika.

Zaburzenia
przewodzone
wywołane przez polao częstotliwości
radiowej
IEC61000-4-6
Odporność na
emitowane pola oczęstotliwości
radiowej
IEC61000-4-3

3 Vrms150 kHz–80 MHz
6 Vrms
ISM*1 i pasma
amatorskie*2 od 150
kHz do 80 MHz
10 V/m80 MHz–2,7 GHz

3 VrmsZalecana odległość separacji
d = 1,2√P

6 Vrmsd = 1,2√P

10 V/md = 1,2√P, 80 MHz–800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz–2,7 GHz
Gdzie „P” to maksymalnaznamionowa moc wyjściowa
nadajnika w watach (W) według
danych producenta, a „d” tozalecana odległość w metrach(m). Siła pól emitowanych przez
nieruchome nadajniki fal
radiowych, która zostałaokreślona
w elektromagnetycznym badaniu
lokalizacji*3, musi być mniejszaniż poziom zgodności w każdym
zakresie częstotliwości*4.
W pobliżu urządzeń
oznaczonych poniższym
symbolem mogą wystąpić
zakłócenia.

Informacja• UT to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testu.
• Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższa częstotliwość.
• W pewnych przypadkach wytyczne dotyczące zakłóceń przewodzonych spowodowanych przezpola o częstotliwości radiowej lub promieniowane pola o częstotliwości radiowej nie majązastosowania. Budynki, przedmioty i ludzie pochłaniają oraz odbijają fale elektromagnetyczne.
*1 Pasma ISM (przemysłowe, naukowe, medyczne) w zakresie od 150 kHz do 80 MHz to: 6,765 MHz

do 6,795 MHz, 13,553 MHz do 13,567 MHz, 26,957 MHz do 27,283 MHz oraz 40,66 MHz do
40,70 MHz.
*2 Pasma amatorskie od 0,15 MHz do 80 MHz mieszczą się w zakresach od 1,8 MHz do 2,0 MHz, od

3,5 MHz do 4,0 MHz, od 5,3 MHz do 5,4 MHz, od 7 MHz do 7,3 MHz, od 10,1 MHz do 10,15 MHz,od 14 MHz do 14,2 MHz, od 18,07 MHz do 18,17 MHz, od 21,0 MHz do 21,4 MHz, od 24,89 MHz
do 24,99 MHz, od 28,0 MHz do 29,7 MHz i od 50,0 MHz do 54,0 MHz.
*3 Nie jest możliwe dokładne obliczenie siły pola elektromagnetycznego emitowanego przez

nieruchome nadajniki, takie jak stacje bazowe telefonów (komórkowych lub bezprzewodowych

43

Dodatek
stacjonarnych), radiotelefony lub nadajniki radia amatorskiego oraz fal średnich i ultrakrótkich oraz
telewizji. Aby ocenić siłę pola elektromagnetycznego generowanego przez nieruchome nadajniki
fal radiowych, należy wykonać badanie lokalizacji. Jeśli zmierzona siła pola elektromagnetycznego
w miejscu używania urządzenia RadiForce RX670 przekracza podane powyżej dopuszczalne
poziomy, należy sprawdzać, czy urządzenie RX670 pracuje poprawnie. W przypadku
nieprawidłowej pracy może być konieczne podjęcie dodatkowych kroków, takich jak przestawienie
lub obrócenie urządzenia RadiForce RX670.
*4 Przy częstotliwościach z zakresu od 150 kHz do 80 MHz siła pola powinna być mniejsza niż 3 V/m.

44

Dodatek
Zalecane odległości separacji między urządzeniami przenośnymi i mobilnymiużywającymi komunikacji radiowej oraz urządzeniami z serii RadiForce RX670
Urządzenia RadiForce RX670 są przeznaczone do eksploatacji w warunkach, w których
zaburzenia emitowanych pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej sąkontrolowane. Klient lub użytkownik urządzeń RadiForce RX670 może zapobiec
zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość (30 cm) między
przenośnym urządzeniem do transmisji radiowych (nadajnikiem) oraz urządzeniem
RadiForce RX670. Urządzenie RadiForce RX670 przetestowano przy użyciu następujących
poziomów zgodności (C) dla wymaganych poziomów testowych (T) odporności na bliskiepola elektromagnetyczne w następujących usługach komunikacji radiowej.
Badanaczęstotliwo
ść
(MHz)

Pasmo*1(MHz)

Usługa*1

Modulacja*2

Poziom testu (T)*3(V/m)

Poziomzgodności
(C)
(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Modulacja
impulsowa*2
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
Odchyłka ±5 kHz
Sinusoida 1 kHz

28

28

710

704 – 787

LTE Band 13, 17

Modulacja
impulsowa*2
217 Hz99800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE Band 5

Modulacja
impulsowa*2
18 Hz

28

28

1700 – 1990 GSM 1800;
Modulacja
CDMA 1900;
impulsowa*2
GSM 1900;
217 HzDECT;
pasmo LTE 1, 3, 4,
25;
UMTS

28

28

2450

2400 – 2570 Bluetooth®,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
pasmo LTE 7

Modulacja
impulsowa*2
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800 WLAN 802.11 a/n

Modulacja
impulsowa*2
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

*1 W przypadku niektórych usług obowiązują tylko częstotliwości nadawania.
*2 Fala nośna jest modulowana sygnałem prostokątnym o cyklu pracy 50%.
*3 Poziomy testowe zostały obliczone przy mocy maksymalnej i odległości 30 cm.

45

Dodatek
Klient lub użytkownik urządzenia RadiForce RX670 może wyeliminować zakłócenia
powodowane przez zbliżeniowe pola magnetyczne, zachowując minimalną odległość 15 cm
nadajnikiem radiowym a urządzeniem RadiForce RX670. Monitor RadiForce RX670 został
przetestowany przy następujących poziomach zgodności (Z) dla wymaganych poziomów
testowych (T) odporności na zbliżeniowe pole magnetyczne.
Badana częstotliwość
30 kHz134,2 kHz

Modulacja

Poziom testu (T)(A/m)

CW (fala ciągła)Poziom zgodności (Z)
(A/m)

8

8

*1

65

65

Modulacja impulsowa*1

7,5

7,5

Modulacja impulsowa
2,1 kHz

13,56 MHz

50 kHz*1 Fala nośna jest modulowana sygnałem prostokątnym o cyklu pracy 50%.

W przypadku innych przenośnych i podręcznych urządzeń transmisji radiowych(nadajników) można zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną
zalecaną odległość między przenośnym urządzeniem do transmisji radiowych (nadajnikiem)oraz urządzeniem RadiForce RX670 zgodnie z poniższymi zaleceniami i stosownie domaksymalnej mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego.
Maksymalnaznamionowa mocwyjściowa nadajnika(W)

Odległość separacji stosownie do częstotliwości nadajnika(m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

W przypadku nadajników o znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej
maksymalna odległość separacji „d” w metrach (m) może zostać oszacowana równaniem
stosownym do częstotliwości nadajnika, gdzie „P” to maksymalna znamionowa mocwyjściowa nadajnika w watach (W) według informacji producenta.
Informacja• Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość separacji podana dla wyższej
częstotliwości.
• W pewnych przypadkach wytyczne dotyczące zakłóceń przewodzonych spowodowanych przezpola o częstotliwości radiowej lub promieniowane pola o częstotliwości radiowej nie majązastosowania. Budynki, przedmioty i ludzie pochłaniają oraz odbijają fale elektromagnetyczne.

46

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N440AZ
IFU-RX670
Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024