No.99MAA005J

ユーザーズマニュアル

指示マイクロメータ
スナップメータja

3． 基点合わせIDM-25RL、IDM-50〜100R（左押しボタンタイプ）①③②④⑥ ⑧⑤ ⑦⑨⑩• 測定する前に、必ず以下の手順で基点の確認、調整を行ってください。
• 本商品の基点合わせには、校正されたゲージ（ゲージブロック、マイクロメータ基準棒、または測定物専用のマスターゲージ）をご使用ください。

安全に関するご注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

注意• 基点合わせの前に、ゲージと本商品の測定面のごみや油などをきれいに取り除いてください。
• 基点合わせは、測定時と同じ姿勢、条件で行ってください。
• 基点合わせの際は、スピンドルが前進する方向に移動させてクランプしてください。

軽度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 目盛板は約10目盛分しか回転できません。限度を超えてゼロ調整ツマミを過度の力で回さないでください。

本商品は測定面など鋭利に尖っている部分があります。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

注記

重要

⑪⑬⑫⑭

■510シリーズ／IDM-R●マイクロメータ部の基点合わせ
1 ゲージと本商品の測定面のごみやほこりを取り除く
2 ゼロ調整ツマミをマイナスドライバーで回転させ、目盛板のゼロの位置を真上に合わせる■ 523シリーズ
PSM-R

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 本商品を測定以外の目的で使用しないでください。
• 分解、改造をしないでください。保証対象外となります。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。

⑮④⑯ ⑥ ⑤ ③②

ゼロ調整ツマミ①目盛板• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
• 水などが直接かかるような場所での使用は避けてください。
• クーラントなどの飛沫が直接かかるような場所で使用される場合は、使用後に防錆処理を行ってください。錆は故障の原因になります。
• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
• 使用後にはごみ、切粉などを取り除いて防錆油を塗布してください。

3 クランプをゆるめシンブルを回転させて、指針が目盛板のゼロを指すようにスピンドルの位置• 本商品の汚れは、繊維の出ない柔らかい布で軽く拭き取ってください。洗剤、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
• 電気ペンで番号などを書き込まないでください。
• スタンドに取り付けて使用する場合は、フレームの肉厚部を締め付けてください。それ以外の箇所を強く締め付けると、平行度や指示の安定度が悪化する原因となります。
• 指針が目盛板の範囲を超えた場合は、それ以上スピンドルを前進させないでください。インジケータ部の破損の原因となります。

目次⑬ ⑫① ゼロ調整ツマミ② リミット針③ アンビル④ ワークストッパー⑤ スピンドル⑥ フレームを調整する⑪⑦ クランプ⑧ スリーブ⑨ シンブル⑩ 止めねじ
⑪ 押しボタン⑫ 指針

Tips
スピンドルの位置調整の際は、必ず測定範囲を縮める方向に移動させてください（指針はマイナスからプラスへ移動させゼロ付近で止めてください）
。

⑬ 目盛板
⑭ スパナ
⑮ クランプキャップ⑯ リードナット

指針

スピンドル クランプ

シンブル

2． 使用上のご注意

1． 各部の名称 ........................................................................................................... 1ページ
2． 使用上のご注意.................................................................................................... 1ページ
3． 基点合わせ ........................................................................................................... 1ページ
4． 測定方法............................................................................................................... 2ページ
5． 目盛の読み方 ....................................................................................................... 2ページ
6． 仕様 ...................................................................................................................... 2ページ
7． 使用環境について ................................................................................................ 2ページ
8． 有償メンテナンスについて .................................................................................. 2ページ

1． 各部の名称①• 本商品は構造上、スリーブ（外筒）の基準線面と、シンブルの目盛線面が同一平面上にないため、2 つの線の合致点 NGが眼の位置によりずれが生じます。測定値の読み取りは、右図を参考にスリーブ（外筒）の基準線とシンブルの目盛

NG

シンブル
スリーブ（外筒）
基準線• 使用後は、各部に損傷がないか確認し、スピンドル、アンビル全体を繊維の出ない柔らかい布を③②④使用し清掃してください。

⑥ ⑧⑤ ⑦⑨⑩

4 シンブルのゼロ目盛がスリーブの基準線と完全に一致していない場合は、クランプを締め以下の手順で基点調整を行う• 基点誤差が±0.01 mm以下の場合
1 スパナでスリーブを回しシンブルのゼロ目盛にスリーブの基準線を合わせる

線の合致点の垂直上から行ってください。
• 眼の位置を右図のように変えた場合、実際には約 2 µm 程度の視差が生じます。

■使用後の注意と清掃■ 510シリーズ
IDM-25R（右押しボタンタイプ）

OK

■視差

• 油や切削油、液自体の固着、汚れがひどい場合、揮発性溶剤（清掃用アルコールなど）を繊維の出ない柔らかい布に含ませ清掃してください。
• 使用後には、ミクロール（パーツ No.207000）で、スピンドル、アンビルの防錆処理を行ってくださ• 基点誤差が± 0.01 mm程度以上の場合
1 スパナで止めねじをゆるめ、シンブルを外してシンブルのゼロ目盛をスリーブの基準線に合わせる。
2 止めねじをスパナで締め付けシンブルを固定する
3 わずかにシンブルのゼロ目盛がスリーブの基準線と一致していない場合は「・基点誤差が±0.01 mm以下の場合」の調整を行う

い。
• 水溶性切削油などが付着する場所で使用した場合は、清掃後必ず防錆処理を行ってください。
• ミクロールがお手元になく、やむなく市販品をご使用される場合、ISO VG10 程度の粘度の低い防錆油を推奨します。

⑬1⑫⑪⑭
株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-12021 年10月1日 発行
Printed in Japan●インジケータ部の基点合わせ
1 ゲージと本商品の測定面のごみやほこりを取り除く
2 クランプをゆるめシンブルを回転させて、ゲージがはさめるようになるまでスピンドルを後退させる

スピンドル

クランプ

シンブル

■ 523シリーズ／PSM-R●インジケータ部の基点合わせ
1 ゲージと本商品の測定面のごみやほこりを取り除く
2 クランプキャップをゆるめリードナットを回転させて、ゲージがはさめるようになるまでスピンドルを後退させる

クランプキャップ

リードナットスピンドル

4． 測定方法
基点合わせの時と同じ姿勢、条件で測定する
1 押しボタンを押し続ける》 アンビルが後退する
2 測定面間に測定物を挿入し、押しボタンをゆっくり離す》 測定物がクランプされ、指針が測定値を示す
3 測定値を読み取る

Tips
測定値は基点合わせに使用したゲージの寸法に対しての差を読み取ります。
下図は 5 mm のゲージで基点合わせを行った場合です。指針が + 方向に 11目盛分移動している

3 ゲージをスピンドルとアンビルではさむ
4 指針が目盛板のゼロを指すように、シンブルを回転させてスピンドルの位置を調整する

Tips
スピンドルの位置調整の際は、必ず測定範囲を縮める方向に移動させるてください（指針はマイナスからプラスへ移動させゼロ付近で止めてください）
。
指針

目盛板

ため、測定値はゲージの寸法5 mmに指針の読み0.011 mmを加えた5.011 mmとなります。
5 mm

3 ゲージをスピンドルとアンビルではさむ
4 指針が目盛板のゼロを指すように、リードナットを回転させてスピンドルの位置を調整する

Tips
スピンドルの位置調整の際は、必ず測定範囲を縮める方向に移動させてください（指針はマイナスからプラスへ移動させゼロ付近で止めてください）。
目盛板 指針
基点合わせ時

測定時

5． 目盛の読み方■510シリーズ／IDM-R

０８

目盛の読み方は次の通りです。

5 クランプを締め、スピンドルを固定する

5 クランプキャップを締め、スピンドルを固定する

2.5 mm① スリーブ（外筒）の読み
0.49 mm② シンブルの読み③ バーニヤとシンブル目盛の読み +0.004 mm
2.994 mm

マイクロメータの読み》 指針がゲージの指示値を示す

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 押しボタンを押す際にゲージが落下しないよう手で押さえてください。本体やゲージが破損するリスクがあります。

注記

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 押しボタンを押す際にゲージが落下しないよう手で押さえてください。本体やゲージが破損するリスクがあります。

0①５②０４５6． 仕様• インジケータの指示バラツキ ：0.4 µm• インジケータの指示誤差：1 µm• インジケータの指示範囲：±0.06 mm• インジケータの目量• 測定力• 使用温度範囲：0.001 mm：5 N〜10 N：5 °C〜40 °C：−10 °C〜60 °C• 保存温度範囲
押しボタン

7． 使用環境について

7 指針が目盛板のゼロを指すように、マイナスドライバーを用いてゼロ調整ツマミを回転させ、目盛板の位置を合わせる

押しボタン

7 指針が目盛板のゼロを指すように、マイナスドライバーを用いてゼロ調整ツマミを回転させ、Tips

目盛板の位置を合わせる

目盛板は両方向に約10目盛ずつ回転できます。

1４ます。
バーニヤの読みはバーニヤ目盛とシンブルの目盛が合致している箇所を読み取ります。

6 押しボタンを押した後ゆっくり離す》 指針がゲージの指示値を示す

ゼロ調整ツマミ

６２

シンブルの読みはスリーブ（外筒）の基準線とシンブルの目盛線が合致している箇所を読み取り

6 押しボタンを押した後ゆっくり離す

注記

③

目盛板

本商品の保護等級は、IP54（IEC 規格による）です。噴流が直接かかる場所や水没する場所では、クーラント等の侵入を防ぎきれませんので、使用しないでください。

Tips

Tips

規格内容（IP54 保護等級）

目盛板は両方向に約10目盛ずつ回転できます。
目盛板

ゼロ調整ツマミ• 対異物侵入（等級5）：装置の機能に有害な影響があるほどの異物は侵入しない。
• 対水の侵入（等級 4）：いかなる方向からの水の飛沫を受けても、装置に有害な影響があるほどの水は侵入しない。

8． 有償メンテナンスについて商品の精度確認と維持のため定期検査をお勧めします。また、次のような不具合が発生した場合は、お求めの販売店、または弊社営業の窓口へご連絡ください。
• 実測値が安定しない
衝撃により測定面にバリや傷がつくと、測定再現性に影響を与える可能性があります。
2

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2021 年10月1日 発行
Printed in Japan