Protran PR3800
フラッシュダイヤフラム
圧力トランスミッタ

・メンブレンの洗浄が簡単で目詰まりを防止
・長寿命の厚膜センサー技術
・圧力範囲は40barまで
・サニタリーグレードの圧力フィッティング範囲
・ATEX/IECExｵﾌﾟｼｮﾝが利用可能
・コンパクトなローカライズされた表示を提供

Protran® PR3800

フラッシュダイヤフラム 圧力トランスミッタ

製品説明
PR3800 シリーズは、媒体との直接接触を防止する必要がある用途向けに、一体型またはリモート バリア シールを備えた範囲の圧力トランスミッタを提供します。
ステンレス鋼で頑丈に構築されたこの一連の圧力トランスミッタには、最新のひずみゲージ技術と精度が組み込まれており、長寿命です。4-20 mA/0~5V/0~10V の安定した正確な出力信号を提供します。
典型的なアプリケーションには、食品加工、製薬、石油化学、廃水、スラリー処理が含まれます。これらの設置では、プロセス媒体がセンシング ダイアフラムを腐食させたり、標準トランスミッタの狭い圧力インレットを詰まらせたりする可能性があります。
フラッシュメンブレンは簡単に洗浄できるため、長期的な信頼性と優れた性能が得られます。PR3800 シリーズは、サニタ
リ アプリケーション向けに、幅広いアプリケーション向けのサニタリー グレードの材料を提供し、提案された接続に直接取り付けることも、ステンレス スチール キャピラリーを介してリモートで取り付けることもできます。0 〜 200 mbar から 0〜 40 bar までの圧力範囲を利用できます。
この範囲のオプションの ATEX および IECEx 認定バージョンは、可燃性ガス ( ゾーン 0)、粉塵 ( ゾーン 20)、および鉱業エリア ( グループ IMI) の防爆に使用できます。

図面(単位：mm)~35
PG9

電気接続(mA)

ピンNo.

2線式

①

電源供給（+）②出力信号（4-20mA）

③

未接続

<64
電気接続(V dc)

ピンNo.

３線式

４線式

①

コモン

電源供給（‑）②電源供給（+） 電源供給（+）③

出力信号（+） 出力信号（+）

Protran® PR3800

フラッシュダイヤフラム 圧力トランスミッタ

技術的仕様
タイプ

PR3442

PR3442

センサー技術PR3442

PR3442

PR3442

PR3442

セラミック厚膜または絶縁ピエゾ抵抗シリコン

出力信号4-20mA(2wire)

0-5V(4wire)

0-10V(4wire)

4-20mA(2wire)

0-5V(4wire)

0-10V(4wire)

電源電圧13〜36 VDC

13〜30 VDC

13〜30 VDC

13〜36 VDC

13〜30 VDC

13〜30 VDC

圧力基準

ゲージ

電源電圧の保護

最大50Vの供給電圧反転に対する保護

標準圧力範囲0-1 bar Vac、0-200mbar, 0-1 bar、0-2.5 bar、0-6 bar、0-10 bar、0-16 bar、0-25 bar、0-40 bar (※)

標準圧力範囲0-30 in Hg、0-1.5psi、0-15 psi、0-30 psi、0-100psi、0-150 psi、0-200 psi、0-300 psi、0-600 psi (※)

オーバープレッシャー

150 %F.S

負荷駆動能力4-20 mA: RL < [UB - 13 V] / 20 mA (例:供給電圧 (UB) が 36 V、最大負荷 (RL) が 1150 Ω)

精度 NLHR侑 ±0.3 % of span BFSL

ゼロオフセット、スパン公差±1.0% FS; 約±5%FS 調整可能（室温）※簡単にアクセスできるトリミング ポテンショメータがオン

環境温度範囲

20 ℃ 〜+85 ℃ (‑4 ℉〜185℉)

動作温度範囲

‑20 ℃ 〜+85 ℃ (‑4 ℉〜185℉)

保管温度+5 ℃ 〜+40 ℃ (+41℉〜104℉) 推奨されるベスト プラクティス

温度影響±2.5% FS total error band for ‑20℃〜+70℃. 温度スパン ±0.04% FS/ ℃

ATEX/IECEx 認証オプション

Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (zone 0)(4-20mA バージョンのみ)

Ex II 1 D Ex ia IIIC T135℃ Da (zone 20)
Ex I M 1 Ex ia I Ma (group 1 M1)

ATEX/IECEx 安全値

Ui = 2 8 V、Ii = 119 mA、Pi = 0.65 W、Li = 0.1 μH、Ci = 62 nF
温度範囲 = ‑20℃ to +70℃
最大ケーブル長 = 105m

電磁適合性

Emissions: EN61000-6-3、Immunity: EN61000-6-2、Certiﬁcation: CE Marked

絶縁抵抗> 100 MΩ @ 50 VDC

応答時間 10〜90%

範囲 < 6bar 1mS; 範囲 侒 6bar 10 mS

接液部

範囲 <6 bar: SAE 316 ステンレス鋼およびニトリル (NBR)。範囲 侒 6 bar: SAE 316L ステンレス鋼

圧力媒体

範囲 <6 bar: SAE 316L ステンレス鋼およびニトリル (NBR) と互換性のあるすべての流体。
範囲 侒 6 bar: SAE 316L ステンレス鋼と互換性のあるすべての流体

圧力接続

パイプクランプ (Tri-clover) 1.5” 316L ステンレス鋼 (※)

DIN 11851 メス 316L ステンレス鋼 (※)

範囲 侒0 〜 6 barフラッシュ ダイアフラム SAE 316L ステンレス鋼の衛生的なダイアフラム シール。
範囲 <6 bar: セミフラッシュ SAE 316L ダイアフラム シール
電気接続

嵌合ソケット EN175301-803 Form A (ex DIN43650) 定格 IP65、PG9 ケーブル エントリ付き (※)

重量(kg)

0.5 kg(※) その他のオプション利用可能

Protran® PR3800

フラッシュダイヤフラム 圧力トランスミッタ

発注コード

出力

4-20 mA
0-5 V
0-10 V

線式タイプ

2PR3800

2PR3820

4PR3801

4PR3821

4PR3802

4PR3822

電気接続
・オプション

圧力範囲

プロセス接続電気接続・オプション
DIN EN175301 プラグとソケット-ケーブル出口 1m 遮蔽A

M12コネクタB

ケーブルアウトレット 1m IP67 保護CDIN EN175301 プラグおよびソケットで ATEX/IECEx 認証済み

EX

圧力範囲 (bar)0-1 bar vac

V001

0-1 bar0001

0-2.5 bar

02.5

0-10 bar0010

0-16 bar0016

0-25 bar0025

0-40 bar0040

プロセス接続
パイプクランプ (Tri-clover) 1.5 インチ 316L ステンレス鋼 (PR3800 のみ)

BG

パイプクランプ (Tri-clover) 2 インチ 316L ステンレス鋼 (PR3800 のみ)

BH

RJT 38mm メス 316L ステンレス鋼 (PR3820 のみ)

BJ

DIN11851 メス 32mm ステンレス鋼 (PR3820 のみ)

BR

SMS 40mm メス 316 ステンレス鋼 (PR3820 のみ)BV

注文コード（例）

PR3800-0010BG

For options not listed please contact the sales team※上記リストに記載されていないオプションについては、お問い合わせください。

（南森町八千代ビル7F）

e-mail: sales-tokyo@krone.co.jp

URL: https://www.krone.co.jp