Upute za upotrebu

LCD monitor u bojiVažnoPročitajte pažljivo ove „Upute za upotrebu” i Priručnik za instalaciju(zasebno) kako bi se upoznali sa sigurnom i učinkovitom upotrebom.
• Za prilagodbu i postavke monitora pogledajte Priručnik
za instalaciju.
• Najnovije „Upute za upotrebu” dostupne su za preuzimanjena našem web-mjestu:
www.eizoglobal.com

SIGURNOSNI SIMBOLIU ovom se priručniku i proizvodu koriste ispod navedeni sigurnosni simboli. Oni ukazuju na važne
informacije. Pažljivo ih pročitajte.

UPOZORENJE

OPREZ

Nepridržavanje informacija označenih
kao UPOZORENJE može imati za
posljedicu ozbiljne ozljede i ugroziti život.

Nepridržavanje informacija označenih kao
OPREZ može imati za posljedicu ozbiljne
ozljede i ugroziti život.

Ukazuje da je potrebno obratiti pozornost. Primjerice, simbol
što je „rizik od strujnog udara”.
Ukazuje na zabranjenu radnju. Primjerice, simbol
što je „Zabranjeno rastavljanje”.

prikazuje vrstu opasnosti kao

prikazuje posebno zabranjenu radnju kao

Ukazuje na obveznu radnju koja se mora poštivati. Primjerice, simbol
o općoj zabrani kao što je „Uzemljenje jedinice”.

prikazuje obavijest

Ovaj je proizvod posebno prilagođen za korištenje na području u koje je izvorno isporučen. Ako proizvod
radi izvan ovog područja možda neće raditi kako je navedeno u specifikacijama.
Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, čuvati u sustavu za dohvaćanje podataka ili prenositi
u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, mehaničkim ili drugim, bez prethodnog pisanog odobrenja
korporacije EIZO.
Korporacija EIZO nema obvezu čuvanja povjerljivosti bilo kojeg dostavljenog materijala ili informacije, osim
ako tako nije dogovoreno pri prijemu takvih informacija od korporacije EIZO. Premda smo poduzeli sve
kako bismo osigurali da ovaj priručnik pruža ažurne informacije, napominjemo da se specifikacije monitora
tvrtke EIZO mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.

2

﻿MJERE OPREZAVAŽNO• Ovaj je proizvod posebno prilagođen za korištenje na području u koje je izvorno isporučen. Ako se ovaj
proizvod koristi izvan područja za koje je isporučen možda neće raditi kako je navedeno u specifikacijama.
• Pažljivo pročitajte ovaj odlomak i izjave koje se odnose na mjere opreza na monitoru radi osobne
zaštite i pravilnog održavanje.

Mjesto gdje su navedene Mjere opreza

Simboli na jedinici
SimbolOvaj simbol označava
Glavna sklopkamrežnog napajanja:

Pritisnite da biste isključili mrežno napajanje monitora.

Glavna sklopkamrežnog napajanja:

Pritisnite da biste uključili mrežno napajanje monitora.

Gumb napajanja:

Pritisnite da biste uključili ili isključili napajanje monitora.

Izmjenična struja
Upozorava na električnu opasnost
OPREZ:

Pogledajte „SIGURNOSNI SIMBOLI” (stranica 2).

WEEE oznaka:

Proizvod se mora odložiti odvojeno; materijali se mogu
reciklirati.

CE oznaka:Oznaka sukladnosti s propisima Direktive Vijeća i/ili Uredbe(EU).

Proizvođač
Datum proizvodnje
Oprez: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja po narudžbi
ovlaštenog zdravstvenog djelatnika.
Medicinski uređaj u EU
Uvoznik za EU

MJERE OPREZA

3

UPOZORENJE
Ako se iz jedinice počne širiti dim, ako miriše kao da nešto gori ili ako se čuje čudna buka, odmah
isključite sve priključke za napajanje i kontaktirajte s lokalnim zastupnikom tvrtke EIZO.
Pokušate li koristiti pokvarenu jedinicu može doći do požara, strujnog udara i oštećenja opreme.
Nemojte rastavljati jedinicu ni izvoditi preinake na njoj.
Otvaranje ormarića ili vršenje preinaka na jedinici može dovesti do požara, strujnog
udara i oštećenja opreme.
Prepustite svako servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju.
Nemojte pokušavati sami servisirati proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopaca može dovesti do požara,strujnog udara i oštećenja opreme.
Držite sitne predmete ili tekućinu dalje od jedinice.
Sitni predmeti mogu slučajno upasti kroz ventilacijske otvore u ormarić, a prolijevanje
tekućine u ormarić može za posljedicu imati požar, električni udar ili oštećenje opreme.
Ako neki predmet upadne u ormarić/izlije se tekućina, odmah isključite jedinicu. Prijeponovnog korištenja jedinicu treba provjeriti kvalificirani servisni inženjer.
Postavite jedinicu na čvrsto i stabilno mjesto.
Jedinica koja nije na odgovarajućoj podlozi može pasti što može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme.
Ako jedinica padne, odmah isključite struju i potražite savjet od lokalnog predstavnika tvrtke EIZO. Oštećenu
jedinicu nemojte nastaviti koristiti. Korištenje oštećene jedinice može dovesti do požara ili strujnog udara.
Koristite jedinicu na odgovarajućem mjestu.
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara i oštećenja opreme.
• Jedinicu nemojte držati vani.
• Jedinicu nemojte držati u prijevoznim sredstvima (brodovima, zrakoplovima, vlakovima,
automobilima i slično).
• Jedinicu nemojte držati u prašnjavoj ili vlažnoj okolini.
• Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje voda može poprskati zaslon(kupaonica, kuhinja i slično).
• Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje para dolazi u izravan doticaj sa zaslonom.
• Jedinicu nemojte držati u blizini uređaja koji proizvode toplinu ni u blizini ovlaživača zraka.
• Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje je izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Jedinicu nemojte držati u okolini sa zapaljivim plinovima.
• Proizvod nemojte stavljati u okoline s korozivnim plinovima (kao što je sumporov dioksid,
sumporovodik, dušikov dioksid, klor, amonijak i ozon).
• Proizvod nemojte stavljati u okoline s prašinom, komponentama koje ubrzavaju koroziju u
atmosferi (kao što su natrijev klorid i sumpor), vodljivim metalima i sličnim.

Da biste izbjegli opasnost od gušenja držite plastične vrećice za pakiranje izvan dohvata beba
i djece.
Koristite priloženi kabel napajanja i spojite ga u standardnu strujnu utičnicu u vašoj zemlji.
Pridržavajte se nazivnog napona kabela napajanja. U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.
Napajanje: 100–240 Vac 50/60 Hz
Da biste odspojili kabel napajanja čvrsto uhvatite utikač i povucite.
Potezanje kabela može dovesti do požara ili strujnog udara.

Oprema mora biti spojena s uzemljenom mrežnom utičnicom.
U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.

4

MJERE OPREZAUPOZORENJE
Koristite ispravan napon.
• Jedinica je namijenjena za upotrebu isključivo pri određenom naponu. Spajanje na napon različit od onog
navedenom u ovim „Uputama za upotrebu” može prouzročiti požar, strujni udar i oštećenje opreme.
Napajanje: 100–240 Vac 50/60 Hz• Nemojte preopterećivati strujni krug jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.

Kabelom napajanja rukujte pažljivo.
• Ne postavljanje kabel ispod jedinice ili drugih teških predmeta.
• Nemojte vući ili vezati kabel.

Ako se kabel ošteti, prestanite ga koristiti. Korištenje oštećenog kabela može dovesti dopožara ili strujnog udara.
Operater ne smije dodirnuti pacijenta dok dira proizvod.
Ovaj proizvod nije namijenjen da ga diraju pacijenti.
Nikada nemojte dodirivati utikač i kabel napajanja ako počne grmjeti.
Dodirivanje može dovesti do strujnog udara.
Pri pričvršćivanju stalka s krakom pridržavajte se korisničkog priručnika za stalak s krakom iinstalirajte jedinicu na siguran način.
U protivnom može doći do odvajanja jedinice što može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme. Prije
instalacije provjerite mehaničku čvrstoću stolova, zidova i drugih predmeta na koje će stalak s krakom biti
pričvršćen. Ako jedinica padne, potražite savjet od lokalnog predstavnika tvrtke EIZO. Oštećenu jedinicu
nemojte nastaviti koristiti. Korištenje oštećene jedinice može dovesti do požara ili strujnog udara. Pri
ponovnom pričvršćivanju stalka s nagibom koristite iste vijke i čvrsto ih zategnite.
Oštećenu LCD ploču nemojte dirati golim rukama.
Tekući kristali, koji mogu iscuriti iz ploče, otrovni su ako dospiju u oči ili usta. Ako bilo
koji dio vaše kože ili tijela bude u izravnom dodiru s pločom, dobro ga isperite. Ako
primijetite neki od tjelesnih simptoma, obratite se svom liječniku.

MJERE OPREZA

5

OPREZ
Jedinicu pažljivo prenosite.
Pri premještanju jedinice odspojite kabel napajanja i druge kabele. Premještanje jedinice s uključenim
kabelom napajanje je opasno.
Može doći do ozljede.
Jedinicu nosite ili je postavite u skladu s navedenim ispravnim načinima.
• Prilikom pomicanja proizvoda čvrsto držite dno monitora.
• Monitori veličine 30 inča i više su teški. Prilikom raspakiravanja i/ili prijenosa monitora, pobrinite se da budu
uključene barem 2 osobe.
• Ako vaš model uređaja ima ručku na stražnjoj strani monitora, uhvatite i čvrsto držite dno i ručku monitora.

Ispuštanje jedinice može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme.

Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore na ormariću.
• Na ventilacijske otvore ne postavljajte nikakve predmete.
• Jedinicu nemojte instalirati u zatvorenom prostoru.
• Jedinicu nemojte koristiti položenu ili okrenutu naopako.

Zaklanjanje ventilacijskih otvora sprječava pravilan protok zraka i može dovesti dopožara, strujnog udara i oštećenja opreme.
Utikač nemojte dodirivati vlažnim rukama.
Inače može doći do strujnog udara.

Koristite pristupačnu strujnu utičnicu.
Time ćete osigurati brzo isključivanje napajanja u slučaju poteškoća.
Redovito čistite područje oko utikača i ventilacijskog otvora monitora.
Prašina, voda ili ulje na utikaču mogu dovesti do požara.
Prije čišćenja isključite jedinicu iz struje.
Čišćenje jedinice dok je priključena u strujnu utičnicu može dovesti do strujnog udara.
Ako jedinicu ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, nakon isključivanja sklopke napajanja isključite
kabel napajanja iz zidne utičnice radi sigurnosti i uštede energije.
Odložite ovaj proizvod u skladu s lokalnim ili nacionalnim zakonima države u kojoj se nalazite.
Za korisnike na području EGP-a i Švicarske:
Svaki ozbiljni incident u vezi s uređajem treba se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države
članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

6

MJERE OPREZAObavijesti uz ovaj monitor
Predviđena namjena
Ovaj Proizvod je namijenjen za prikazivanje radioloških slika za pregled, analizu i dijagnozu od straneosposobljenih medicinskih stručnjaka. Prikaz nije namijenjen za mamografiju.
Pažnja• Proizvod možda neće imati važeće jamstvo za bilo koje druge upotrebe osim onih opisanih u ovom priručniku.
• Specifikacije navedene u ovom priručniku primjenjuju se samo kada se koristi sljedeće:- kabel napajanja isporučen uz proizvod- naznačeni signalni kabeli• Uz ovaj proizvod koristite samo one dodatne proizvod koje smo mi naveli.

Mjere opreza za uporabu• Dijelovi (poput LCD panela) mogu se pokvariti uslijed dugotrajnih razdoblja uporabe. Redovito
provjeravajte da normalno funkcioniraju.
• Kad se slika na zaslon promijeni nakon što je dulje vremena bila prikazana ista slike može se pojaviti
pozadinska slike. Koristite čuvar zaslona ili funkciju uštede energije da biste izbjegli prikazivanje isteslike tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Ovisno o slici, može se pojaviti pozadinska slika čak i ako
je prikazana tijekom kraćeg vremenskog razdoblja. Da biste uklonili takvu pojavu, promijenite sliku ili
pričekajte da napajanje ostane isključeno nekoliko sati.
• Potrebno je nekoliko minuta da kvaliteta slike dostigne prihvatljivu razinu. Nakon uključivanja monitora
ili ponovnog aktiviranja monitora iz načina rada za uštedu energije pričekajte nekoliko minuta ili dulje, azatim provedite dijagnostiku.
• Ako monitor radi neprekidno ili tijekom dugog razdoblja, mogu se pojaviti tamne mrlje ili se slika možetrajno zadržati. Da biste maksimalno produljili vijek trajanja monitora, preporučujemo da redovito
isključujete monitor.
• Pozadinska slika može se pojaviti čak i nakon kratkog vremena u zavisnosti od prikazane slike. Ako se
to dogodi, promjena slike ili isključivanje napajanja nekoliko sati može riješiti problem.
• Pozadinsko svjetlo LCD ploče ima ograničen vijek trajanja. Ovisno o uzroku korištenja, takvo
korištenje tijekom dugih neprekidnih razdoblja može prouzročiti da se pozadinsko svjetlo ranije istroši
i da je potrebna njegova zamjena. Ako se zaslon zatamni ili počne treperiti, kontaktirajte s lokalnim
predstavnikom tvrtke EIZO.
• Na zaslonu se mogu prikazati oštećeni pikseli ili mali broj svijetlih točaka na zaslonu. Razlog tomu su
karakteristike same ploče, a ne kvar proizvoda.
• LCD ploču ili rub okvira nemojte snažno pritiskati jer bi to moglo rezultirati pogreškama na zaslonu,
poput uzoraka interferencije itd. Ako se na površinu LCD ploče neprekidno primjenjuje pritisak, tekući
kristal mogao bi se pokvariti ili bi se LCD ploča mogla oštetiti. (Ako na ploči ostanu tragovi pritiska,ostavite monitor neko vrijeme s crnim ili bijelim zaslonom. Simptom će možda nestati).
• LCD ploču nemojte grebati ni pritiskati oštre predmete uz nju jer to može dovesti do oštećenja LCD
ploče. Nemojte brisati ploču papirnatim maramicama jer to može ostaviti ogrebotine na ploči.
• Ne dodirujte ugrađeni kalibracijski senzor (integrirani prednji senzor). To može smanjiti točnost mjerenja
ili dovesti do oštećenja opreme.
• U zavisnosti od okruženja, vrijednost koju izmjeri ugrađeni senzor osvjetljenja može se razlikovati odvrijednosti prikazane na samostalnom mjeraču osvjetljenja.
• Ako je monitor hladan ili je bio na hladnom pa se unese u sobu ili sobna temperatura naglo poraste,na unutarnjim i vanjskim površinama monitora može se pojaviti kondenzacija. U tom slučaju nemojte
uključivati monitor. Pričekajte da kondenzacija nestane jer u protivnom može doći do oštećenja monitora.

Obavijesti uz ovaj monitor

7Da bi monitor dugo radio● Kontrola kvalitete• Na kvalitetu zaslona monitora utječe razina kvalitete ulaznih signala i degradacija proizvoda.
Obavljajte vizualne dnevne provjere i testove periodične konstantnosti kako bi se bilo sukladno s
medicinskim standardima / smjernicama prema vašoj primjeni te obavljajte kalibraciju po potrebi.
Upotreba softvera kontrole kvalitete monitora RadiCS omogućava vam provedbu kontrole kvalitete
na visokoj razini koja ispunjava medicinske standarde / smjernice.
• Potrebno je oko 15 minuta (u našim uvjetima mjerenja) da se stabilizira prikaz na monitoru. Nakon
uključivanja monitora ili ponovnog aktiviranja monitora iz načina rada za uštedu energije, pričekajte
15 minuta ili dulje prije provođenja različitih testova kontrole kvalitete, kalibracije ili prilagođavanja
zaslona monitora.
• Preporučujemo da monitore namjestite na preporučenu ili nižu svjetlinu da bi se smanjile promjene
u osvjetljenju koje prouzrokuje dugoročna uporaba i da bi se zadržala stabilna svjetlina.
• Kako biste prilagodili rezultate mjerenja integriranog kalibracijskog senzora (integrirani prednji
senzor) rezultatima vanjskog senzora EIZO (senzor UX1 ili UX2) koji se prodaje odvojeno, izvedite
korelaciju između integriranog prednjeg senzora i vanjskog senzora uporabom RadiCS / RadiCS
LE. Periodička korelacija omogućuje vam održavanje točnosti mjerenja integriranog prednjeg
senzora na razini koja je jednaka onoj vanjskog senzora.
Pažnja• Status prikaza monitora može se neočekivano promijeniti zbog greške u radu ili neočekivane promjene
postavke. Upotreba monitora dok su kontrolni gumbi zaključani preporučuje se nakon prilagodbe zaslona
monitora. Informacije o postavljanju potražite u Priručniku za instalaciju (na CD-ROM-u).

● Čišćenje

Preporučuje se povremeno čišćenje da bi se održao nov izgled monitora i produljio njegov radni vijek.
Pažljivo obrišite prašinu s ormara ili ploče mekom krpicom natopljenom malom količinom vode ili
jednim od kemijskih sredstava navedenih u nastavku.

Kemijska sredstva koja se mogu upotrebljavati za čišćenje
Naziv materijala
EtanolIzopropilni alkohol
Klorheksidin
Natrijev hipoklorit
Benzalkonijev klorid
Alkildiaminoetilglicin
GlutaralGlutaralNaziv proizvoda
EtanolIzopropilni alkohol
Hibitane
PureloxWelpasTego 51
Sterihyde
Cidex Plus28Pažnja• Ne upotrebljavajte često kemijska sredstva. Kemijska sredstva poput alkohola ili antiseptičkih sredstava mogu
prouzročiti promjene u sjaju premaza uređaja, gubljenje ili blijeđenje boje ormarića ili ploče, ali i kvarenjeslike.
• Za čišćenje nikada nemojte koristiti razrjeđivač, benzen, vosak ili abrazivno sredstvo koji mogu oštetiti
ormarić ili ploču.
• Pazite da kemijska sredstva ne dođu u izravan kontakt s monitorom.
Napomena• Preporučuje se da ScreenCleaner (dostupan kao opcija) koristi za čišćenje ormara i površine LCD zaslona.

8

Obavijesti uz ovaj monitor

Za ugodno korištenje monitora• Dugotrajno gledanje u monitor zamara oči. Napravite stanku od 10-ak minuta svakih sat vremena.
• Gledajte u zaslon s odgovarajuće udaljenosti i pod odgovarajućim kutom.

Obavijesti uz ovaj monitor

9

POGLAVLJE
MJERE OPREZA..................................................... 3VAŽNO........................................................................ 3

Obavijesti uz ovaj monitor.................................... 7
Predviđena namjena................................................. 7
Mjere opreza za uporabu.......................................... 7
Da bi monitor dugo radio......................................... 8● Kontrola kvalitete.............................................. 8● Čišćenje........................................................... 8

Za ugodno korištenje monitora............................... 9

POGLAVLJE.......................................................... 10
Poglavlje 1 Uvod.................................................. 11
1-1.
1-2.

●

1-3.

Značajke.........................................................11Sadržaj paketa...............................................12
EIZO LCD Utility Disk......................................12
Kontrole i funkcije.........................................14

Poglavlje 2 Instalacija / Povezivanje.................. 15
2-1.

Prije instalacije uređaja................................15

2-2.

Spajanje kabela.............................................16

2-3.

Uključivanje napajanja.................................19

2-4.

Prilagodba visine i kuta zaslona.................19● Instalacijski uvjeti............................................15

Poglavlje 3 Nema slike........................................ 20
Poglavlje 4 Specifikacije..................................... 21
4-1.

Popis specifikacija........................................21

4-2.

Kompatibilne razlučivosti........................... 22

4-3.

Neobavezna dodatna oprema..................... 22

Dodatak................................................................. 23
Medicinski standard............................................... 23
EMK podaci.............................................................. 24

10

POGLAVLJE

Poglavlje 1 Uvod
Hvala vam što ste odabrali LCD monitor u boji tvrtke EIZO.

1-1. Značajke

● Hibridni monokromatski prikaz i prikaz u boji
Kada je omogućena funkcija Hybrid Gamma PXL (Hibridne game PXL), ovaj proizvod automatski
razlikuje monokromatske dijelove i dijelove u boji iste slike na razini piksela te ih prikazuje u za njihoptimalnim gradacijama.

● Jednostavni električni vodovi

Pored ulaznog terminala DisplayPort, postoji i izlazni terminal.
Preko izlaznog terminala () moguće je reproducirati signal na drugom monitoru.

● Korištenje monitora s mišom i tipkovnicom
Zahvaljujući softveru za kontrolu kvalitete monitora RadiCS / RadiCS LE možete obavljati sljedeće
radnje pomoću miša i tastature:• Prebacivanje između načina rada CAL Switch• Prebacivanje između ulaznih signala• Funkcija koja dodjeljuje bilo koji CAL Switch mode (Način rada CAL prekidača) dijelu zaslona i
prikazuje sliku (Point-and-Focus)● Kontrola kvalitete• Monitor ima ugrađeni kalibracijski senzor (integrirani prednji senzor). Ovaj senzor omogućuje
monitoru obavljanje kalibracije (SelfCalibration) i provjeru sivih tonova zasebno.
• Ako koristite RadiCS LE koji je pričvršćen za monitor, možete upravljati poviješću za monitor, kao iciljem za SelfCalibration i rasporedom provedbe.
• Softver za kontrolu kvalitete monitora RadiCS omogućava vam provedbu kontrole kvalitete koja
ispunjava medicinske standarde/smjernice.

Poglavlje 1 Uvod

11

1-2. Sadržaj paketa
Provjerite sadrži li pakiranje sve sljedeće stavke. Ako bilo koja od ovih stavki nedostaje ili je oštećena,kontaktirajte svog dobavljača ili lokalnog zastupnika tvrtke EIZO.
Napomena• Preporučljivo je da kutiju i ambalažni materijal sačuvate kako bi se mogli koristiti za prijenos ili transport ovog
proizvoda.
• Monitor• Kabel napajanja• Kabel digitalnog signala: PP300 x 1
DisplayPort - DisplayPort• USB kabel: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instructions for Use (Upute za upotrebu)● EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM sadrži sljedeće stavke. Postupke pokretanja softvera ili referentne postupke datoteka
potražite u datoteci „Readme.txt“ na disku.
• Datoteka Readme.txt• Softver za kontrolu kvalitete monitora RadiCS LE (za Windows)• Korisnički priručnik
Priručnik za ugradnju monitora
Korisnički priručnik za RadiCS LE• Vanjske dimenzije

RadiCS LE
RadiCS LE vam omogućava da obavljate sljedeće radnje kontrole kvalitete i radnje povezane s
monitorom. Više informacija o postupku postavljanja potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS
LE.

Kontrola kvalitete• Obavljanje kalibracije• Prikazivanje rezultata testa u obliku popisa i izrada izvješća o testu• Postavljanje cilja za SelfCalibration i rasporeda provedbe

Radnje povezane s monitorom• Prebacivanje između načina rada CAL Switch• Prebacivanje između ulaznih signala• Funkcija koja dodjeljuje bilo koji CAL Switch mode (Način rada CAL prekidača) dijelu zaslona i
prikazuje sliku (Point-and-Focus)• Ulazak u način rada za uštedu energije (Backlight Saver)Pažnja• Specifikacije RadiCS LE podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju RadiCS LE možete
preuzeti s naše web stranice. www.eizoglobal.com

12

Poglavlje 1 Uvod

Upotreba RadiCS LE
Informacije o ugradnji i upotrebi RadiCS LE potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS LE (na CDROM-u).
Pri uporabi RadiCS LE povežite monitor s računalom isporučenim USB kabelom. Više informacija opovezivanju s monitorom potražite u dijelu „2-2. Spajanje kabela” (stranica 16).

Poglavlje 1 Uvod

13

1-3. Kontrole i funkcije
1

11

2

Otprilike 30°

12
5

13
14
15

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Integrirani prednji
senzor (prenosivi)

Ovaj senzor koristi se za obavljanje kalibracije i provjere sivih tonova.

2. Senzor sobnog svjetla

Ovaj senzor mjeri osvjetljenje u okolini. Mjerenje osvjetljenja u okolini obavlja se
pomoću softvera za kontrolu kvalitete RadiCS / RadiCS LE.

3. Sklopke rada

Prikazuje funkcijski vodič. Postavite izbornike u skladu s funkcijskim vodičem.

4. Prekidač

Uključuje ili isključuje napajanje.
Kad uključite napajanje, zasvijetlit će pokazivač sklopke. Pokazivač mijenja boju
ovisno o radnom stanju monitora.
Zeleno svjetlo: normalan način rada, Narančasto svjetlo: način rada za uštedu
energije, Isključeno svjetlo: Isključen monitor / isključeno mrežno napajanje

5. USB priključak prema
opremiPovežite ga s USB uređajem. Za serijsko povezivanje spojite kabel na USB priključak
prema računalu drugog monitora. Više informacija potražite u dijelu „2-2. Spajanje
kabela” (stranica 16).

6. Gornji ulaz za USBPovežite ovaj ulaz s računalom kada koristite softver koji zahtijeva USB povezivanje
ili povežite USB uređaj (periferalni uređaj koji podržava USB) na donji ulaz za USB.

7. DVI-D priključnica

Spojite ga s računalom.
Više informacija potražite u dijelu „2-2. Spajanje kabela” (stranica 16).

8. DisplayPort ulazna
priključnica
9. DisplayPort izlazna
priključnica

Za postavljanje serijskog spajanja spojite kabel na ulaznu priključnicu DisplayPort
drugog monitora.
Više informacija potražite u dijelu „2-2. Spajanje kabela” (stranica 16).

10. Priključnica napajanja

Spaja kabel napajanja.

11. Ručka

Ovu ručku koristite za prijevoz.
Pažnja• Prilikom pomicanja monitora čvrsto držite dno i ručku monitora i pazite kako ga nebiste ispustili.
12. Postolje

Prilagođava visinu i kut (nagib i zakretanje) monitora.

13. Glavna sklopkamrežnog napajanja

Uključuje ili isključuje mrežno napajanje.
: Isključeno, : Uključeno

14. Utor za sigurnosnu
bravu

U skladu sa sigurnosnim sustavom Kensington’s MicroSaver.

15. Držač kabelaDrži kabele monitora.

14

Poglavlje 1 Uvod

Poglavlje 2 Instalacija / Povezivanje
2-1. Prije instalacije uređaja
Pažljivo pročitajte „MJERE OPREZA” (stranica 3) i uvijek slijedite upute.
Ako ovaj proizvod smjestite na lakirani stol, boja može prianjati za dno postolja zbog sastava gume. Prije
upotrebe provjerite površinu stola.

● Instalacijski uvjeti

Ako monitor montirate na stalak, osigurajte dovoljno prostora na bočnim stranama te iznad i iza
monitora.

Pažnja• Postavite monitor tako da nikakvo svjetlo ne ometa prikaz na zaslonu.

Poglavlje 2 Instalacija / Povezivanje

15

2-2. Spajanje kabelaPažnja• Provjerite jesu li monitor i računalo isključeni.
• Prilikom zamjene monitora koji trenutačno koristite ovim monitorom, prije priključivanja na računalo pogledajte„4-2. Kompatibilne razlučivosti” (stranica 22) kako biste promijenili računalne postavke razlučivosti i frekvencije
vertikalnog skeniranja na one koje su raspoložive za ovaj monitor.

1. Povećajte visinu zaslona monitora na najveći položaj.
2. Zakrenite zaslon monitora za 90° u smjeru kazaljke na satu.
Monitor je prije isporuke instaliran u pejzažnom prikazu.

3. Spajanje signalnih kabela.

Provjerite oblik priključnica i spojite kabele. Nakon spajanja DVI kabela, zategnite učvršćivače kako bi
se osigurali konektor.
Pažnja• Monitor ima dvije vrste priključnica DisplayPort: ulaznu i izlaznu. Kada priključujete monitor na računalo,
priključite kabel na ulaznu priključnicu.
• Pri priključivanju na više računala prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (naCD-ROM-u).

Signalni kabel:
DD300 (opcionalno)

Signalni kabel: PP300

ili

Napomena• Ako je kabele teško umetnuti, prilagodite kut zaslona monitora.

16

Poglavlje 2 Instalacija / Povezivanje

Serijsko spajanje drugih monitora
Ulazni signal na uređaju

reproducira se na drugom monitoru.

Pažnja• Posjetite web-stranicu EIZO za informacije o monitorima i grafičkim karticama koje se mogu koristiti za
serijsko spajanje: www.eizoglobal.com• Za podešavanje serijskog spajanja potrebno je odabrati „DisplayPort“ u izborniku Administrator Settings(postavke administratora) i postaviti „Version 1.2“. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CDROM-u).
• Skinite

kapicu prije spajanja signalnog kabela.

Signalni kabel: PP300

Signalni kabel: PP300

4. Uključite električni kabel u utičnicu i električnu priključnicu na monitoru.
Potpuno umetnite kabel napajanja u monitor.

Poglavlje 2 Instalacija / Povezivanje

17

5. Prilikom korištenja RadiCS / RadiCS LE ili povezivanja USB uređaja (periferniuređaj koji podržava USB) s monitorom USB kabel priključite između gornjiulaz za USB opremi na računalu i donji ulaz za USB računalu na monitoru.

USB kabel: UU300

18

Poglavlje 2 Instalacija / Povezivanje

2-3. Uključivanje napajanja
1. Dodirnite

za uključivanje napajanja monitora.

Pokazivač sklopke napajanja na monitoru će zasvijetliti zeleno.
Ako pokazivač ne zasvijetli, pogledajte „Poglavlje 3 Nema slike” (stranica 20).
Napomena• Kako biste pronašli lokaciju sklopke napajanja kada je monitor isključen, dodirnite bilo koji od gumba pokraj
da bi pokazivač
počeo treperiti.

2. Uključite računalo.

Pojavljuje se slika zaslona.
Ako se slika ne pojavi, pogledajte za dodatni savjet „Poglavlje 3 Nema slike” (stranica 20).
Pažnja• Za maksimalnu uštedu energije preporučujemo da je gumb za uključivanje i isključivanje isključen. Kada ne
upotrebljavate monitor, isključite izvor glavnog napajanja ili odvojite utikač za napajanje radi sigurnog prekida
napajanja.
Napomena• Da bi se maksimalno produžio vijek trajanja monitora smanjenjem degradacije svjetline te da bi se smanjila
potrošnja energije, obavite sljedeće:- Upotrijebite funkciju za uštedu energije na računalu ili monitoru.
- Isključite monitor nakon upotrebe.

2-4. Prilagodba visine i kuta zaslonaDržite lijevi i desni rub monitora objema rukama i prilagodite visinu, nagib i zakrenutost zaslona u položaj
koji je najbolji za rad.

Pažnja• Nakon završetka podešavanja, provjerite jesu li svi kabeli pravilno povezani.
• Nakon podešavanja visine i kuta provucite kabele kroz držač kabela.

Poglavlje 2 Instalacija / Povezivanje

19

Poglavlje 3 Nema slike
Problem
1. Nema slike• Pokazivač sklopke napajanja ne svijetli.

• Provjerite je li električni kabel ispravno spojen.
• Uključite mrežnu sklopku.
• Dodirnite .
• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.

• Pokazivač sklopke napajanja svijetli: Zeleno• Povećajte „Brightness (Svjetlina)“, „Contrast (Kontrast)“ ili„Gain (Pojačanje)“ u Setting menu (Izbornik za podešavanje).
Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CDROM-u).
• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.

• Pokazivač sklopke napajanja svijetli:
Narančasto• Prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik
za instalaciju (na CD-ROM-u).
• Pomaknite miš ili pritisnite neku tipku na tipkovnici.
• Provjerite je li računalo uključeno.
• Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Kada šaljete
DisplayPort signal, povežite se sa .
ako podešavate
serijsko spajanje, za izlaz treba koristiti.
• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.

• Pokazivač sklopke napajanja treperi:
Narančasto, zeleno• Povežite putem signalnog kabela prema specifikacijama
EIZO. Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo
uključite.
• Ako je signalni kabel priključen na DisplayPort, pokušajte
mijenjati DisplayPort verziju. Za pojedinosti pogledajte
Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).

2. Pojavljuje se poruka ispod.

20

Moguć uzrok i rješenje

Ova poruka pojavljuje se kada signal nema ispravan ulaz iako
monitor radi ispravno.

• Ova poruka pojavljuje se kada nema ulazasignala.
Primjer:• Poruka prikazana lijevo može se pojaviti jer neka računala
nemaju izlaz signala odmah nakon uključivanja.
• Provjerite je li računalo uključeno.
• Provjerite je li signalni kabel ispravno spojen.
• Prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik
za instalaciju (na CD-ROM-u).
• Kada šaljete DisplayPort signal, povežite se sa . Koristiteza izlaz ako koristite serijsko spajanje.
• Ako je signalni kabel priključen na DisplayPort, pokušajte
mijenjati DisplayPort verziju.
• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.

• Poruka pokazuje da je ulazni signal izvan
navedenog frekvencijskog raspona.
Primjer:• Provjerite je li računalo konfigurirano tako da odgovara
razlučivosti i frekvenciji vertikalnog skeniranja monitora(pogledajte „4-2. Kompatibilne razlučivosti” (stranica 22)).
• Ponovo podignite sustav računala.
• Odaberite odgovarajuću postavku pomoću uslužnog
programa grafičke kartice. Više informacija potražite u
Korisničkom priručniku grafičke ploče.

Poglavlje 3 Nema slikePoglavlje 4 Specifikacije
4-1. Popis specifikacija
Vrsta
LCD ploča

Protiv odsjaja
Vrsta

U boji (IPS)

Pozadinsko osvjetljenje

LED

Veličina

54,0 cm (21,3 inča)

Razlučivost (H x V)

1200 × 1600

Veličina prikaza (H x V)

324,0 mm × 432,0 mm

Gustoća piksela

0,270 mmBoje prikaza

10-bitni (DisplayPort): 1073,74 milijuna boja (maks.) (iz palete od
543 milijardi boja)
8-bitne boje (DisplayPort / DVI): 16,77 milijuna boja (iz palete od
543 milijardi boja)

Kutovi prikaza(H / V, tipično)

178˚ / 178˚

Preporučena svjetlina

270 cd/m2

Vrijeme odgovora (tipično) 20 ms (crno -> bijelo -> crno)
Videosignali

Ulazni terminali

DisplayPort × 1, DVI-D × 1

Izlazni terminal

DisplayPort × 1

Frekvencija horizontalnog 31 kHz - 100 kHz
skeniranja
Frekvencija vertikalnog
skeniranja*1

59 Hz - 61 Hz (720 × 400: 69 Hz - 71 Hz)

Sinkroni način rada kadra 59 Hz - 61 Hz
USB
Napajanje

Fizičkespecifikacije

Okolni uvjeti rada

Točkasti sat

25 MHz - 164,5 MHz

Ulaz

Gornji ulaz × 1, donji ulaz × 2Standard

USB Specification Revision 2.0

Ulaz

100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 0,90 A - 0,50 A

Maksimalna potrošnja
energije

55 W ili manje

Način rada za uštedu
energije

0,6 W ili manje*2

Način rada pripravnosti

0,6 W ili manje*3

Dimenzije ( Š x V x D )356,6 mm × 482,3 mm - 572,3 mm × 200,0 mm (Nagib: 0˚)
356,6 mm × 507,1 mm - 597,1 mm × 261,1 mm (Nagib: 30˚)Dimenzije ( Š x V x D )(bez postolja)

356,6 mm × 464,5 mm × 70,5 mm

TežinaPribl. 7,6 kg

Neto Težina
(bez postolja)

Pribl. 4,7 kg

Raspon prilagodbe visine

90 mm (Nagib: 0˚)

Nagib

Gore 30˚, dolje 5˚Zakretanje

70˚

Okretanje

90° (Zakretanje suprotno od smjera kazaljke na satu iz portretnog
u pejzažno usmjerenje)

Temperatura

0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)Vlažnost

20 % - 80 % R.V. (bez kondenzacije)

Zračni tlak

540 hPa - 1060 hPa

Poglavlje 4 Specifikacije21

Okolni uvjeti
prijevoza/
skladištenja

Temperatura-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)Vlažnost

10 % - 90 % R.V. (bez kondenzacije)

Zračni tlak

200 hPa - 1060 hPa*1 Podržana frekvencija vertikalnog skeniranja varira ovisno o razlučivosti. Više informacija potražite u dijelu „42. Kompatibilne razlučivosti” (stranica 22).
*2 Prilikom korištenja DisplayPort ulaza, USB priključak prema računalu nije povezan, „Power Save“: „High“, „DP
Power Save“: „On“, „DisplayPort“: „Version 1.1 10bit“ ili „Version 1.1 8bit“, „Auto Input Detection“: „Off” , nema
priključenog vanjskog opterećenja
*3 Kada gornji ulaz za USB nije povezan, „DP Power Save“: „On“, „DisplayPort“: „Version 1.1 10bit“ ili „Version 1.1
8bit“, nema priključenog vanjskog opterećenja

4-2. Kompatibilne razlučivosti
Monitor podržava sljedeće razlučivosti.

Razlučivost(H x V)

Frekvencija
vertikalnog
skeniranja(Hz)

DisplayPort
Portretno*1

Pejzažno*2

DVI
Portretno*1√: Podržano
Pejzažno*2

720 × 400
70
√
√
√
√
640 × 480
60
√
√
√
√
800 × 600
60
√
√
√
√
1024 × 768
60
√
√
√
√
1280 × 1024
60√√
1600 × 1200
60
√*3
√*3
1200 × 1600
60
√*3
√*3
*1 Kad je odabrano „Portrait“ u „Image Rotation“ u izborniku „Administrator Settings (postavke administratora)“*2 Kad je odabrano „Landscape“ u „Image Rotation“ u izborniku „Administrator Settings (postavke
administratora)“*3 Preporučena razlučivost

4-3. Neobavezna dodatna oprema
Sljedeća dodatna oprema prodaje se odvojeno.
Za najnovije informacije o dodatnoj opremi i informacije o najnovijoj kompatibilnoj grafičkoj kartici
pogledajte našu web-stranicu. www.eizoglobal.com
Komplet za kalibraciju
Softver za mrežno QC upravljanje
Pribor za čišćenje
Ugodno osvjetljenje za čitanje
Arm
PostoljeŠtitnik ploče
Nosač za tanki klijent ili mini računalo
Signalni kabel (DVI-D - DVI-D)

22

Poglavlje 4 Specifikacije

RadiCS UX2 Ver.5.0.1 ili noviji
RadiCS Version Up Kit Ver.5.0.1 ili noviji
RadiNET Pro Ver.5.0.1 ili noviji
ScreenCleaner
RadiLight
AAH-02B3W
LA-011-W
LS-HM1-D
RP-915
PCSK-R1
DD300-BK, DD200-BK, DD200

DodatakMedicinski standard• Bit će osigurano da konačni sustav bude u skladu sa zahtjevom IEC60601-1-1.
• Električna oprema može emitirati elektromagnetske valove koji mogu utjecati na monitor,ograničavati njegov rad ili rezultirati njegovim kvarom. Ugradite opremu u kontroliranom okruženju ukojem nema takvih efekata.

Klasifikacija opreme-

Vrsta zaštite od strujnog udara : Klasa I
EMK klasa: EN60601-1-2:2015 Grupa 1 Klasa B
Klasifikacija medicinskog uređaja (EU) : Klasa I
Način rada : Neprekidno
IP Klasa : IPX0

Dodatak

23

EMK podaci
Serija RadiForce posjeduje performanse koje prikazuju slike na odgovarajući način.

Okruženja za predviđenu namjenu
Serija RadiForce predviđena je za upotrebu u profesionalnim zdravstvenim ustanova kao što su
klinike i bolnice.
Sljedeća okruženja nisu prikladna za seriju RadiForce:• Kućna zdravstvena okruženja
• U blizini visokofrekventne kirurške opreme kao što su elektrokirurški noževi
• U blizini kratkotalasnih instrumenata za liječenje
• U prostorijama zaštićenim od radiofrekvencije u kojima se nalazi medicinska oprema za MR• U zaštićenim posebnim okruženjima• U vozilima, uključujući vozila hitne pomoći.
• Drugim posebnim okruženjima

UPOZORENJE
Serija RadiForce zahtijeva posebne mjere opreza u vezi s EMK i mora biti ugrađena. Morate pažljivo
pročitati dijelove „EMK podaci“ i „MJERE OPREZA“ u ovom dokumentu te se pridržavati svih uputa
prilikom ugradnje i upotrebe proizvoda.
Serija RadiForce ne smije se upotrebljavati u blizini ili zajedno s drugom opremom. Ako su
upotreba u blizini ili zajednička upotreba nužne, oprema ili sustav trebaju se promatrati kako bi se
potvrdio normalan rad u konfiguraciji u kojoj će se upotrijebiti.
Kada se koristi prenosiva RF komunikacijska oprema, održavajte udaljenost od 30 cm (12 inča) ili
više od svih dijelova, uključujući kabele, serije RadiForce. U suprotnom može doći do degradacije
performansi ove opreme.
Svatko tko spaja dodatnu opremu na signalne ulaze ili signalne izlaze, konfigurira medicinski
sustav, odgovoran je da sustav bude u skladu sa zahtjevima IEC/EN60601-1-2.
Obavezno koristite kabele pričvršćene za proizvod ili kabele prema specifikacijama EIZO.
Ako se koriste kabeli koje nije odobrila ili isporučila tvrtka EIZO s ovom opremom, može doći dopovećanja elektromagnetske emisije ili smanjenja elektromagnetske otpornosti i nepravilnog rada.
KabelaNamjenski kabeli
tvrtke EIZO

Maks. duljina
kabelaZaštita

Feritna jezgra

Signalni kabel (DisplayPort)

PP300 / PP200

3m

Zaštićen

S feritnim jezgrama

Signalni kabel (DVI)

DD300 / DD200

3m

Zaštićen

S feritnim jezgrama

USB kabel

UU300 / MD-C93

3m

Zaštićen

S feritnim jezgrama

Kabel napajanja(s uzemljenjem)-

3m

Nezaštićen

Bez feritnih jezgra

24

DodatakTehničke specifikacije
Elektromagnetske emisije

Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju koje je navedeno u nastavku.
Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test emisije

Usklađenost

Elektromagnetsko okruženje – uputeRF emisije
CISPR11 / EN55011

Grupa 1

Serija RadiForce upotrebljava RF energiju za svoju internu funkciju.
Stoga je njezina RF emisija vrlo niska i vjerojatno neće uzrokovati interferenciju sobližnjom elektroničkom opremom.

RF emisije
CISPR11 / EN55011

Klasa B

Harmoničke emisije
IEC / EN61000-3-2

Klasa D

Serija RadiForce pogodna je za upotrebu u svim prostorima, uključujući kućne
prostore i one koji su izravno povezani s javnom niskonaponskom mrežom koja
opskrbljuje zgrade koje se upotrebljavaju u stambene svrhe.

Kolebanja napona /treperenje
IEC / EN61000-3-3

U skladu

Elektromagnetska otpornost
Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama sukladnosti u skladu sa zahtjevima za testiranje za profesionalne
zdravstvene ustanove navedenim u standardu IEC / EN60601-1-2.
Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test otpornosti

Razina testiranja
za profesionalne
zdravstvene
ustanove

Elektrostatičkopražnjenje (ESD)
IEC / EN61000-4-2±8 kV pražnjenje pri
kontaktu±15 kV pražnjenje u zrak

±8 kV pražnjenje pri
kontaktu±15 kV pražnjenje u zrak

Podovi trebaju biti drveni, betonski ili popločani
keramikom. Ako su podovi pokriveni sintetičkim
materijalom, relativna vlažnost treba biti
najmanje 30%.

Brze električne
prijelazne pojave /kratki impulsi
IEC / EN61000-4-4±2 kV električni vodovi±1 kV ulazni / izlazni
vodovi±2 kV električni vodovi±1 kV ulazni / izlazni
vodovi

Kvaliteta električne mreže mora biti onakva
kakva je tipična za komercijalno ili bolničkookruženje.

Udarni prenaponi
IEC / EN61000-4-5±1 kV vod do voda
±2 kV vod do uzemljenja±1 kV vod do voda
±2 kV vod do uzemljenja

Kvaliteta električne mreže mora biti onakva
kakva je tipična za komercijalno ili bolničkookruženje.

Padovi napona,kratki prekidi ivarijacije napona na
električnim ulaznim
vodovima
IEC / EN61000-4-11

0 % UT (100 % pad u UT)
0,5 ciklusa i 1 ciklus
70 % UT (30 % pad u UT)
25 ciklusa
0 % UT (100 % pad u UT)
5 sekundi

0 % UT (100 % pad u UT)
0,5 ciklusa i 1 ciklus
70 % UT (30 % pad u UT)
25 ciklusa
0 % UT (100 % pad u UT)
5 sekundi

Kvaliteta električne mreže mora biti ona koja jetipična za komercijalno ili bolničko okruženje.
Ako je korisniku serije RadiForce potreban
neprekidan rad tijekom prekida u mreži,preporučuje se da se serija RadiForce napaja izizvora napajanja ili baterije koji nemaju prekida.

30 A/mMagnetska polja frekvencije napajanja trebaju bitina razinama koje su tipične za lokaciju u tipičnomkomercijalnom ili bolničkom okruženju. Proizvod
se mora držati na udaljenosti od najmanje 15 cm
od izvora magnetskih polja frekvencije napajanja
tijekom upotrebe.

Magnetska polja
30 A/mfrekvencije napajanja (50 / 60 Hz)
IEC / EN61000-4-8

Razina usklađenosti Elektromagnetsko okruženje – upute

Dodatak25

Elektromagnetska otpornost
Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama sukladnosti u skladu sa zahtjevima za testiranje za profesionalne
zdravstvene ustanove navedenim u standardu IEC / EN60601-1-2.
Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test otpornosti

Razina testiranja za
profesionalne
zdravstvene
ustanoveRazinausklađenosti

Elektromagnetsko okruženje – upute

Prenosiva i mobilna RF komunikacijska opremane smije se upotrebljavati bliže bilo kojem dijelu
serije RadiForce, uključujući kabele, nego što je
preporučena udaljenost izračunana jednadžbom
primjenjivom na frekvenciju prijenosnika.
Vođene smetnje koje
uzrokuju RF polja
IEC / EN61000-4-6

Zračena RF polja
IEC / EN61000-4-3

3 Vrms150 kHz - 80 MHz

3 Vrms6 Vrms
ISM pojasi između
150 kHz i 80 MHz

6 Vrms3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz

3 V/m

Preporučena udaljenostd = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz - 2,7 GHz
Pri čemu je „P“ maksimalna izlazna snaga
prijenosnika u vatima (W) u skladu s proizvođačem
prijenosnika, a „d“ je preporučena udaljenostu metrima (m).
Jačine polja iz fiksnih RF prijenosnika, kako jeutvrđeno ispitivanjem elektromagnetskog mjestaa),
trebaju biti manje od razine usklađenosti u svakom
frekvencijskom rasponub).
Može doći do interferencije u blizini opreme
označene sljedećim simbolom.

Napomena 1 UT je mrežni izmjenični napon koji prethodi primjeni razine testa.
Napomena 2 Pri 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se veći frekvencijski raspon.
Napomena 3 Smjernice za vođene smetnje koje uzrokuju RF polja ili zračena RF polja ne moraju biti primjenjive u svim
slučajevima. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.
Napomena 4 ISM pojasi između 150 kHz i 80 MHz iznose od 6,765 MHz do 6,795 MHz, od 13,553 MHz do 13,567 MHz, od
26,957 MHz do 27,283 MHz i od 40,66 MHz do 40,70 MHz.
a)

Jačine polja iz fiksnih prijenosnika, kao što su osnovne postaje za radio (mobilni/bežični) telefone i zemaljske mobilne
radiouređaje, amaterski radio, AM i FM radioemitiranje te TV emitiranje, ne mogu se teoretski predvidjeti s preciznošću.
Za procjenu elektromagnetskog okruženja zbog fiksnih RF prijenosnika, treba uzeti u obzir ispitivanje elektromagnetskog
mjesta. Ako izmjerena jačina polja na lokaciji na kojoj se upotrebljava serija RadiForce premašuje primjenjivu razinu RF
usklađenosti iznad, serija RadiForce treba se promatrati kako bi se potvrdio normalan rad. Ako se primijeti neobično
ponašanje, mogu biti potrebne dodatne mjere, kao što je preusmjeravanje ili premještanje serije RadiForce.

b)

Preko frekvencijskog raspona od 150 KHz do 80 MHz, jačine polja moraju biti manje od 3 V/m.

26

DodatakPreporučene udaljenosti između prenosive ili mobilne RF komunikacijske opreme i serije RadiForce
Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju u kojem su zračene RF smetnje kontrolirane.
Klijent ili korisnik serije RadiForce može pomoći u sprječavanju elektromagnetske interferencije održavanjem minimalne
udaljenosti između prenosive i mobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i serije RadiForce.
Potvrđena je otpornost na polja u blizini od sljedeće RF bežične komunikacijske opreme:

Mjerna frekvencija(MHz)Širinapojasa a)(MHz)

Usluga a)

385

380 - 390TETRA 400450

430 - 470

GMRS 460,
FRS 460

710
745
780
810
870
930

704 - 787

LTE pojas 13, 17

800 - 960

1720
1845
1970

1700 - 1990

2450

2400 - 2570

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE pojas 5
GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE pojas 1, 3, 4,
25;
UMTS
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pojas 7
WLAN 802.11 a/n

Modulacija b)

Maksimalna
snaga
(W)

Razinausklađe­
nosti
(V/m)

Modulacija pulsa b) 1,8
18 Hz
FM
2
odstupanje od±5 kHzsinus od 1 kHz
Modulacija pulsa b) 0,2217 Hz

0,3

27

27

0,3

28

28

0,3

9

9

Modulacija pulsa b) 2
18 Hz

0,3

28

28

Modulacija pulsa b) 2
217 Hz

0,3

28

28

Modulacija pulsa b) 2
217 Hz

0,3

28

28

0,3

9

9

5240
5100 - 5800
Modulacija pulsa b) 0,2217 Hz55005785a) Za neke usluge su uključene samo odlazne frekvencije.
b)

IEC /
MaksimalEN60601
na udaljerazina
nost
testa
(m)
(V/m)

Valovi nosioci moduliraju se pomoću kvadratnog valnog signala 50% -tnog radnog ciklusa.

Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju u kojem su zračene RF smetnje
kontrolirane. Za drugu prenosivu i mobilnu RF komunikacijsku opremu (prijenosnike) minimalna udaljenost između
prenosive i mobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i serije RadiForce kako je preporučeno u nastavku, uskladu s maksimalnom izlaznom snagom komunikacijske opreme.

Nazivna maksimalnaizlazna snaga
prijenosnika
(W)
0,01

Udaljenost u skladu s frekvencijom prijenosnika(m)od 150 kHz do 80 MHz od 80 MHz do 800 MHz od 800 MHz do 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P
0,12

0,12

0,23

0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Za prijenosnike s maksimalnom izlaznom snagom koja nije gore navedena preporučena udaljenost „d“ u metrima (m) može seprocijeniti upotrebom jednadžbe primjenjive na frekvenciju prijenosnika, pri čemu je „P“ maksimalna izlazna snaga prijenosnika
u vatima (W) u skladu s proizvođačem prijenosnika.
Napomena 1 Pri 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se udaljenost za veći frekvencijski raspon.
Napomena 2 Ove smjernice nisu primjenjive u svim situacijama. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije
i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.

Dodatak27

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
03V27377B1
IFU-MX216
Copyright © 2019 - 2021 EIZO Corporation. All rights reserved.

2nd Edition - October 1st, 2021