セットアップマニュアル
No. 99MAL118B1

クしてください。

ja測定データワイヤレス通信システム
U-WAVE［はい］または［許可］をクリッ
Tips ［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［OK］をクリックする
4 使用する言語を選択したあと、>> [U-WAVEPAKセットアップウィザードの開始］画面が表示*99MAL118B1*

Tips

9 [ 次へ］をクリックする>> Windows XP のロゴ認証に関する警告が表示

11 [ 次へ］をクリックする

7［続行］をクリックする
8 [完了］をクリックする

10>>［インストール準備完了］画面が表示

1 付属の0サイズドライバーでコネクターカバー取り付けねじを外し、コネクターカバーを外す

以上でソフトウェアのインストール作業は完了です。インストール作業が完了すると、U-WAVE-RのPOWER（緑LED）とERROR（赤 LED）が交互に点滅または POWER（緑LED）が点灯します。

>> インストール完了後、［U-WAVEPAKセットアップウィザードの完了］画面が表示

13［完了］をクリックする
以上でU-WAVEPAKのインストール作業は完了です。
「3.2 USBドライバー／仮想COMポートドライバー」に進んで 2 種類のドライバーをインストールします。

3.2. USBドライバー／仮想 COMポートドライバー

Tips

3.2.3.Windows 2000の場合

Tips ・U-WAVE-R を市販の USB ハブに接続する時は、セルフパワー方式の USB ハブを使用してください。
・U-WAVE-R は、PC のスタンバイモードまたは休止状態に対応していません。各設定を解除して使用してください。

3.2.1. Windows 7/8/8.1/10、Windows Vistaの場合>>［新しいハードウェアの検索ウィザードの開始］画面が表示

必ず接続ケーブルの取り付け部が黒色になっている側をU-WAVE-Tに取り付けてください。

2 [次へ］をクリックする［次へ］をクリックする
3［デバイスに最適なドライバを検索する］を選択したあと、［次へ］をクリックする
4 [場所を指定］を選択したあと、［DATA］スイッチ

黒色

5［参照］をクリックする［ 開く］
6 [C:¥Program Files¥Mitutoyo¥UWAVEPAK¥Drivers¥CDM_U-WAVE］を選択したあと、測定器側

Windows Vistaでは、［新しいハードウェアが見つかりました］画面が表示されるので、［キャンセル］をクリックします。

7 [OK］をクリックする

4 接続ケーブルの端部を指で押さえ、本体とすき>>［ドライバファイルの検索］画面が表示間ができないようにして、5〜8 cN・m 程度のトルクで確実に締め付ける

8 [次へ］をクリックする>>［新しいハードウェアの検索ウィザードの完了］画面が表示■ 接続ケーブルを取り外す場合付属の0サイズドライバーでねじを外したあと、接続ケーブルを取り外します。

10 手順 1 から手順 9 の操作を再実行する■ U-WAVE-TC/TMと接続ユニットとの接続
U-WAVE-TCとU-WAVE-TM は 同じ 手順 で 接続 ユ ニットと接続しま す。 ここで は 例として、U-WAVE-TCを使用して説明します。

以上でソフトウェアのインストール作業は完了です。インストール作業が完了すると、U-WAVE-RのPOWER（緑LED）とERROR（赤LED）が交互に点滅またはPOWER（緑LED）が点灯します。

り付けねじを外したあと、コネクターカバーを外す

U-WAVE］または［USB Serial Port］が表示されない場合は、既にドライバーがインストールされています。
［デバイスマネージャー］を閉じて、ドライバーのインストールを終了してください。

本書は、U-WAVE 商品をはじめて使用する場合の順序で記載しています。
個々の機器を増設する場合は、該当の作業のみを行ってください。
順序

U-WAVE-Rを参照先 はじめて使う
増設する

作業

4 [コンピューターを参照してドライバーソフトウェ

●

―

―

3.2

●

●

―

U-WAVE-T/TC/TMの設置

4.1

●

―

●

3

U-WAVE-R の設置

4.2

●

●

―

4

U-WAVE-R の登録

4.3.1

●

●

―

5

U-WAVE-T/TC/TMの登録

4.3.2

●

●

●

6

測定データの取り込み

5.

●

●

●

ソフトウェアのインストール

2

アを検索します］をクリックする

U-WAVE-T/TC/TMを増設する

3.1

1

Tips

U-WAVE-T/TC/TM をお買い上げのとき付属されている電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満足しない場合があります。

必ず［DATA］スイッチが測定器側になるように取り付けてください。

■ U-WAVE-T
ねじの取り付け／取り外しは、必ず付属の 0サイズドライバーを使用し、5〜8 cN・m程度のトルクで締め付けてください。

間ができないようにして、8〜12 cN・m 程度のトルクで確実に締め付ける
電池端子「＋」■ 接続ユニットを取り外す場合付属の0サイズドライバーでねじを外したあと、接続ユニットを取り外します。

2 新しい電池を電池端子「＋」に差し込み、電池の反対側を電池押さえ爪の中に挿入する

Drivers¥CDM_U-WAVE］ を選択する

5

1 付属の 0 サイズドライバーで測定器のコネクターカバー取り付けねじを外したあと、コネクする

ターカバーを外す

6
8U-WAVE-R に付属の CD-ROM に収録されているU-WAVEPAKと2 種類のドライバー（USBドライバー／仮想 COM ポートドライバー）をU-WAVEPAK、2種類のドライバーの順でお使いの PCにインストールします。PC の動作環境は以下のとおりです。
・Windows 7/8/8.1/10、Windows Vista・Windows XP・Windows 2000

■ 測定器と接続ユニット／接続ケーブルとの接続接続ユニット（U-WAVE-TC/TM)と接続ケーブル（U-WAVE-T）は同じ手順で測定器と接続します。
ここでは例として、接続ケーブル（U-WAVE-T）と防水タイプの測定器を使用して説明します。

パッキン

3 パッキン（円型）が取り付けられていることを確認

7 [OK］をクリックする
8 [ 次へ］をクリックする
7

9 [インストール］をクリックする［DATA］スイッチ

4 接続ユニットの端部を指で押さえ、本体とすき取り付けねじを外したあと、電池蓋を外す

5［参照］をクリックする
6 [C:¥Mitutoyo¥UWAVEPAK¥

外したコネクターカバーとねじは無くさないように保管してください。

2 コネクター取り付け部にパッキンが取り付けられていることを確認する
3 U-WAVE-TC/TMに接続ユニットを取り付ける

4.1.1. 電池の入れかた

1 付属 の 0 サイズドライバ ーで U-WAVE-T 裏面 の3. ソフトウェアのインストール

Tips

4.1. U-WAVE-T/TC/TMの設置［Mitutoyo
Tips ［ ほ か の デ バ イス］内 に、

2. お使いになるために必要な作業

Tips

4. 機器の設置と設定を右クリックして［ ドライバーソフトウェアの更新］を選択する* 図はU-WAVE-T

コネクターカバー

1 付属の 0 サイズドライバーでコネクターカバー取の順にクリックする

3 [ ほかのデバイス］内にある［Mitutoyo U-WAVE］
受信器

U-WAVE-T 側（図はパーツNo. 02AZD790A の接続ケーブル）をクリックする>> 再び、［新しいハードウェアの検索ウィザードの開始］画面が表示

1 U-WAVE-Rを付属の USBケーブルでPC に接続するコネクターカバー

2 コネクター取り付け部にパッキンが取り付けられていることを確認する
3 U-WAVE-Tに接続ケーブルを取り付ける

1 U-WAVE-Rを付属のUSBケーブルでPCに接続する

9 [完了］をクリックする

2 Windows の［コントロールパネル］→［ハードウェアとサウンド］→［デバイスマネージャー］

送信器 *外したコネクターカバーとねじは、無くさないように保管してください。

>>［新しいハードウェアの検出ウィザード］画面が表示

お使いの OS によってインストール手順が異なります。該当するOS の手順に従って2種類のドライバーをインストールしてください。

Excel■ U-WAVE-Tと接続ケーブルとの接続>>［新しいハードウェアの検索ウィザードの開始］画面が表示

12 [インストール］をクリックする

10.00

4.1.2. U-WAVE-T/TC/TMと測定器の接続

9 手順 2 から手順 8 の操作を再実行する
11Tipsを締め付ける

6 [次へ］をクリックする

クを入れる

U-WAVE 商品は測定器の測定データをお使いの PC に無線通信で取り込むための機器です。送信器のU-WAVE-T/TC/TMと受信器のU-WAVE-Rで構成され、送信器または測定器に付いている［DATA］スイッチを押すだけで、測定データをExcelなどのソフトウェアに取り込みできます。

4 電池蓋を取り付け、付属の電池蓋キーで電池蓋をクリックする

10 [ デスクトップ上にアイコンを作成する］にチェッ1. 概要

パッキンクリックする>>［追加タスクの選択］画面が表示

・電池は充電式ではないので充電しないでください。＋−を正しく入れてください。液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。

ことを確認する［OK］
5 [C:¥Program Files¥Mitutoyo¥UWAVEPAK¥Drivers¥CDM_U-WAVE］を選択したあと、>>［プログラムグループの指定］画面が表示

・電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
・電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
・万一、電池のアルカリ性溶液がもれて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

3 電池蓋にパッキン（円型）が取り付けられている［次へ］をクリックする
2［いいえ、今回は接続しません］を選択したあと、［次へ］をクリックする
3［一覧または特定の場所からインストールする］を選択したあと、［参照］を4 [ 次の場所で最新のドライバを検索する］と［次の場所を含める］を選択したあと、8 [ 次へ］をクリックする

安全に関するご注意

電池端子「＋」>>［新しいハードウェアの検索ウィザードの開始］画面が表示>>［インストール先の指定］画面が表示

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Microsoft® Excel® は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

反対側を電池押さえ爪の中に挿入する

1 U-WAVE-Rを付属のUSBケーブルでPCに接続する

5［次へ］をクリックする
6「使用許諾契約書」を読み、同意できる場合は［同意する］を選択する
7 [ 次へ］をクリックする

商標について2 新しい電池を電池端子「＋」に差し込み、電池の3.2.2. Windows XPの場合

このたびは、U-WAVE-Rをお買い上げいただきありがとうございます。
本書では、ご使用前の準備作業と基本的な測定データの取り込みかたについて説明しています。各機器の使用方法やトラブルが発生したときの対処方法、仕様については各取扱説明書をお読みください。
本書の手順に従って操作していただき、セットアップを行ってください。本書はお読みになった後も大切に保管してください。
中国語 の 取扱説明書 を 参照 する 場合 は、 弊社 ウェブ サ イト（https://manual.
mitutoyo.co.jp/manuals/search）をご覧ください。

以上 で ソフトウェア の インストー ル 作業 は 完了 で す。 インストー ル 作業 が 完了 すると、
U-WAVE-R の POWER（緑 LED）とERROR（赤 LED）が交互に点滅または POWER（緑 LED）が点灯します。

Tips

外したコネクターカバーは無くさないように保管してください。

2 コネクター取り付け部にパッキンが取り付けられていることを確認する

4 電池蓋を取り付け、付属の 0 サイズドライバー

Tips

でねじを締め付ける

標準タイプでは、パッキンはついていません。

3 接続ケーブルの端部を指で押さえ、本体とすき間ができないようにして、接続ケーブルを取り付ける［閉じる］をクリック
10 インストールの終了したあと、U-WAVE-RをPCに接続しない状態でインストールしてください。

する11 [ デバイスマネージャー］画面で［ほかのデバイ

3.1. U-WAVEPAKス］内にある［USB Serial Port］を右クリックして［ドライバーソフトウェアの更新］を選択する

U-WAVEPAKのインストールは、U-WAVE-R が PCに接続していない状態で行います。

1 PC に管理者権限でログインする
2 U-WAVE-R に付属のCD-ROMをPCにセットする
3 CD-ROM の［Setup］フォルダーにある［Setup.exe］をダブルクリックする

接続ケーブル（02AZD790A,B,G）は、8〜12 cN・m程度のトルクで確実に締め付けてください。

■ U-WAVE-TC/TM
U-WAVE-TCとU-WAVE-TM は同じ手順で電池を交換します。ここでは例として、U-WAVE-TCを使用して説明します。

1 付属 の 電池蓋 キ ーで U-WAVE-TC/TM 裏面 の 電Tips

池蓋を外す

12 手順 4 から手順 10 の操作を再実行する

12

4.3.1. U-WAVE-Rの設定情報
U-WAVEPAKを起動して、U-WAVE-R の設定情報を登録します。

・パッキンが外れた状態や巻き込まれた状態で接続ユニット（02AZF310）／接続ケーブル（02AZD790A,B,G）を取り付けると防水性が確保できないため、故障の原因になります。
・接続ケーブルの引き回しには十分ご注意ください。接続ケーブルを測定ワークなどにひっかけて過度な力がかかると接続ケーブルが外れたり、接続部が破損する可能性があります。

USB-ITPAK（オプション）とU-WAVEPAK は、同時に起動できません。既に USB-ITPAK を起動している場合は、USB-ITPAKを終了させてからU-WAVEPAKを起動してください。

1 増設分も含め、すべてのU-WAVE-R がUSBケーブルで接続されていることを確認する
2 PC のデスクトップ上にある［U-WAVEPAK］アイコンをダブルクリックする>>［仮想 COM ポート用ドライバ］画面が表示
3［OK］をクリックする■ 接続ユニット（02AZF310）／接続ケーブル（02AZD790A,B,G）を取り外す場合
付属の 0 サイズドライバーでねじを外したあと、接続ユニット／接続ケーブルを取り外します。
■ 接続ユニット（02AZF300）を取り外す場合接続ユニットの両端を指でつまみ、真上に引き抜いて取り外します。

測定器と接続ケーブルを接続後は、接続ケーブル付属のケーブルクランプ、もしくはマジックテープなどを使用して、接続ケーブルを測定器に固定してください。その際は、測定に支障がなく、U-WAVE-TのLED表示部が見やすいように取り付けてください。

［OK］
3 グループIDとバンドIDがU-WAVE-Rで設定した IDと同じであることを確認したあと、5. 測定データの取り込みかたをクリックする>>［処理の確認］画面が表示同じバンドIDかつ同じグループIDを持つU-WAVE-RとU-WAVE-T/TC/TMが通信可能となります。

測定器からの測定データをPCに入力します。
ここでは例として、Excelを使用して測定データを入力します。

1 U-WAVEPAKメニュー画面の[データI/F 開始］をクリックする

4 [はい］をクリックする>> 画面の［S］列（ステータス）に［r］（U-WAVE-T/TC/TM登録済み）が表示

4 [設定開始］をクリックする>> [U-WAVEPAK データI/F］が起動したあと、Windows のタスクバーに［U-WAVEPAK デー
タI/F］が表示

接続ユニット（02AZF300、02AZF310）や測定器が破損するおそれがあるため、図の部分を持たないでください。

2 Excelを起動したあと、測定データを入力するセルを選択する

Tips

5 手順２でデバイスIDを入力した U-WAVE-T/TC/TMの［DATA］スイッチを押す
接続ユニットとキャリパの取り付け、取り外しの際は、キャリパのジョウ先端部分でけがをしないようにご注意ください。

>>［処理の確認］画面が表示>> U-WAVE-T/TC/TMのLED 表示部が橙色→緑色の順に点滅し、画面の［S］列（ステータス）に［c］（U-WAVE-T/TC/TM接続済み）が表示

5 [ はい］をクリックする［OK］をクリックする
6 設定内容を確認したあと、

U-WAVEPAK は、自動的に測定データをアクティブ状態のアプリケーションソフト
ウェア（ExcelやWord など）に送信します。
複数のアプリケーションソフトウェアを同時に起動するときは、必ず Excel をアクティブ状態にしてください。

3 U-WAVE-T/TC/TMの[DATA］スイッチを押す>> 測定データが選択したセルに入力

4.2. U-WAVE-Rの設置
U-WAVE-T/TC/TMとの間に障害物が無く、見通しの良い場所に設置してください。障害物などの要因により、以下のような場所での使用は本商品の性能が十分に発揮できない場合がありますので、ご注意ください。
・コンクリート壁、金属パーテーション、工作機械
・無線LAN、Zigbee、Bluetooth などの通信機器および電子レンジ■ 壁などにかけて設置する場合
U-WAVE-R に付属の取付板およびPタイトねじ2本（呼び2.6 × 6）を使用して取り付けます。

>>［処理の確認］画面が表示

7 [ はい］をクリックする

1 U-WAVE-R にPタイトねじで取付板を取り付ける

クリックする

6 確認のために、測定器を計数状態にしたあと、U-WAVE-T/TC/TMの［DATA］スイッチを押す>> U-WAVE-T/TC/TMの LED表示部が緑色に点滅またはブザー（ブザータイプのみ）が 1回鳴り、画面下部に測定データが表示

2 取付板に2 本のねじなどを使用して壁に取り付ける

5 [データI/F停止］→［データI/F 終了］の順にクリックする測定データが以下の形式で表示されます。

U-WAVE-R が落下しないように確実に取り付けてください。

DT1 00 00 +0000010.000M
グループID4.3. 設定情報の登録

以上で U-WAVE-R に関する設定情報の登録作業は完了です。 「4.3.2. U-WAVE-T/TC/TM の設定情報」に進んで U-WAVE-T/TC/TM の設定情報を登録します。

PC にインストールした U-WAVEPAK を使用して、通信に必要なバンド ID、グループ ID、チャネル、デバイスIDを登録します。設定のイメージは下図になります。

4.3.2. U-WAVE-T/TC/TMの設定情報
U-WAVE-R にU-WAVE-T/TC/TMの設定情報を登録します。

バンドID = 11
グループ ID = 00
*チャネル = 00

4 測定データの入力作業が完了したら、Windows のタスクバーの［U-WAVEPAK データI/F］をLED 表示部が赤色に点滅した場合は、U-WAVE-T/TC/TMの［DATA］スイッチを長押し（5秒以上、LED表示部が橙色で 0.3 秒間隔に点滅）して接続してください。

>> U-WAVE-R の POWER（緑 LED）が点灯し、設定情報が画面上部に表示

取付板のねじ穴をU-WAVE-R 裏面にある取り付け用のねじ穴に合わせて取り付けてください。
U-WAVE-R 裏面にはねじ穴が3 箇所あります。
U-WAVE-R が取り付けやすい向きに取付板を付けてください。

Tips
グループID = 99

登録した設定情報は、電池交換後も保持されます。

［追加］をクリックする（ここでは例として、1を選択）
1 登録先の No.を選択したあと、チャネル = 00〜〜

チャネル = 99

チャネル = 99>> U-WAVEPAKメニュー画面が表示

測定値

6 [終了］をクリックする

チャネル

Tips

別冊の「U-WAVE-T 取扱
測定データの送信操作や通信結果の確認方法の詳細は、説明書」の「［6］機能」または別冊の「U-WAVE-TC/TM ユーザーズマニュアル」の「3.1. 測定データ送信時の操作」

7 [設定終了］をクリックする>> U-WAVEPAKが終了

Tips

中央周波数 = 2405 MHz

U-WAVE-R の POWER（緑 LED） が点灯中は、U-WAVE-T/TC/TMとU-WAVE-R が正常に通信すると、U-WAVE-T/TC/TMのLED表示部は緑色に点滅またはブザー（ブザータイプのみ）が2回鳴ります。

バンドID = 18
グループ ID = 00*
チャネル = 00* 図はU-WAVE-T

グループID = 99
チャネル = 00〜〜

チャネル = 99

チャネル = 99

2 U-WAVE-T/TC/TMの側面のラベルに記載されているデバイスIDを入力する

中央周波数 = 2440 MHz

以上で U-WAVE-T/TC/TM に関する設定情報の登録作業は完了です。 「5. 測定データの取り込みかた」に進んで測定器の測定データが PC に取り込めることを確認します。

同じバンドIDかつ同じグループIDを持つU-WAVE-RとU-WAVE-T/TC/TMが通信可能となります。
U-WAVE-R は、グループ IDとバンド ID が共に同じ設定の別の U-WAVE-R が近くにあると正常に動作しません。必ず異なるIDを設定してください。

Tips

デバイスID、グループID、バンドIDなどの詳細は、 「U-WAVEPAKユーザーズマニュ
アル」の「1.7 専門用語」

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

34

Printed in Japan
2020 年2月1日 発行（1）