SPECIFICATIONS

デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL§１．概2009.1.22 改訂

ＤＬＳ−５０２８Ａ

RoHS Compliant

要

本器は台秤やタンク・ホッパースケール等での計量システムに最適な、ひずみゲージ式トランスデュー
サ専用のデジタル指示計で、オートゼロ(ＡＺ)、コンパレータ等の機能を備えている。
コンパレータは4chを備えており、落差補正が可能な他、独立して上限動作または下限動作を選択できる。
設定値変更はキー操作により容易に行える。なお、ＡＺ操作はワンタッチ操作が可能である。
またオプションとして、D/A変換による表示に対応したアイソレートアナログ信号またはRS-232Cシリアル出力信号が選択可能である。
使用電源はAC85〜132V(標準仕様)の他、DC20〜27V(オプション仕様)にも対応している。

§２．仕様

２−１．アナログおよびA/D変換部1). 入力感度

0.5μV/D以上 (D:最小目)2). 非直線性

1.0mV/V入力時

表示分解能：最大1/9,999

0.5mV/V入力時

表示分解能：最大1/5,000±0.03％FS±1カウント

3). 温度特性 零点±0.005％FS/℃(入力感度:1.0mV/Vに於いて)

感度±0.005％Reading/℃4). 周波数特性

約1Hz(-3dB) (ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨﾙﾀ機能設定DF=5、AV=4に於いて)△5). セトリング時間 (応答)約2秒 (出荷時設定DF=5、AV=4の場合)△

6). トランスデューサ電源

DC5V±5％,60mA(350Ω型トランスデューサ4台接続可能)

1

1２−２．表示部1). 計量値表示
表示素子

LED 7セグメント4桁、赤色、文字高さ14mm

表示範囲±９９９９ (ゼロサプレス表示)

小数点任意桁に設定可能(無し, , , )オーバー表示

全桁点滅
入力信号が-3.3mV/V以下と3.3mV/V以上、または表示値が4桁を超える場合はオーバー表示を行う。

単位kg

その他は付属単位シール貼り付けによる

種類：kg, g, t, N, kN, N･m, kN･m, kPa, MPa, mm, %サンプリング周期

東洋測器株式会社

240msec. (約4.2回／秒)

Page

1／8

Spec No.

△

ＴＡ４-００１１９Ｄ 1

SPECIFICATIONS
2). 動作表示
表示素子

LED、赤色、7個

表示内容

SP1(Set Point 1), SP2, SP3, SP4, HOLD(表示ﾎｰﾙﾄﾞ),PT(プリセット風袋引き),AZ(オートゼロ)

２−３．零点・感度調整
1). 零点調整-2.8〜2.8mV/Vの入力信号範囲にて調整可能。(キー操作による)

2). 感度調整-3.0mV/V〜3.0mV/Vのスパン量にて調整可能。(キー操作による)※.初期風袋値(ゼロ点入力値)と最大計量値(スパン量)の合計が±3.3mV/Vを超えないこと

3). 校正方法

実荷重校正または等価入力校正

２−４．Ｉ／Ｏ部1). 操作スイッチ

8キー
項目選択(Item Select)キー：(MENU, ITEM)

アローキー：(BACK,NEXT,DOWN,UP)

エスケープキー：(ESC)

エントリーキー：(ENT)

2). 外部指令入力 (3bit)①オートゼロ (AZ)

ワンショットメーク接点 (パルス幅0.2s)②オートゼロリセット(AZ.R)③補助指令(CMD)〃
下記機能より1種類を選択可能a).表示ホールド

継続メーク接点b).ゼロ点補正

ワンショットメーク接点 (パルス幅0.2s)

3). 制御用出力①出力信号

リレー接点出力：4点(4bit 1コモン)
RY1〜4、各a接点出力(電源OFF時、接点ブレイク)
使用リレー：オムロンG5V-1
指定により、b接点出力(電源OFF時、接点メイク)変更が可能②接点容量

DC 24V, 1A (抵抗負荷)(DCでの使用を推奨。ACで使用の場合、AC125V,0.5A,抵抗負荷)

4). 4〜20mAアナログ出力(オプション:OP-1)①出力信号

表示値に連動したD/A出力 (アイソレート出力)
4〜20mA/0〜FS (負荷抵抗：0〜510Ω)②出力可能範囲

3.2mA〜20.8mA (出力保証範囲)③分解能

表示分解能に連動④非直線性±0.1％FS(表示値に対して)⑤温度特性

零点･感度共±0.02％FS/℃

東洋測器株式会社

Page

2／8

Spec No.

△ＴＡ４-００１１９Ｄ 1

SPECIFICATIONS
5). ±5Vアナログ出力(オプション:OP-2)①出力信号

表示値に連動した両極性D/A出力 (アイソレート出力)
0〜5V/0〜FS(負荷抵抗：5kΩ以上)
両極性出力(±5V出力)②出力可能範囲-5.25V〜+5.25V (出力保証範囲)②分解能

表示分解能に連動 (但し最大1/5,000)③非直線性±0.1％FS(表示値に対して)④温度特性

零点･感度共±0.02％FS/℃

6). 0〜10Vアナログ出力(オプション:OP-5)①出力信号

表示値に連動した片極性D/A出力 (アイソレート出力)0〜10V/0〜FS(負荷抵抗：5kΩ以上)②出力可能範囲-0.5V〜+10.5V (出力保証範囲)②分解能

表示分解能に連動③非直線性±0.1％FS(表示値に対して)④温度特性

零点･感度共±0.02％FS/℃

7). RS-232Cシリアル出力(オプション:OP-3)①インターフェイス規格

RS-232C規格準拠 (アイソレート出力)

伝送速度

2400 BPS

伝送プロトコル

調歩同期(非同期)

伝送フォーマット

ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ:7bit, ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ:2bit
ﾊﾟﾘﾃｨ:EVEN, ﾃﾞｰﾀ:ASCIIコード

8). カレントループシリアル出力
インターフェイス規格

カレントループシリアル(弊社外部機器接続専用I/F)

接続可能機器CV-3010(BCD変換器)、ED-3020,3021(大型表示器)、
EP-3030(プリンタ)

2009年1月現在

２−５．各機能仕様
1). オートゼロ機能 (ＡＺ)
ワンタッチキー[AZ]操作(１秒)または外部[AZ]指令入力により、現在の計量値を零にし、その点からの増減量を正味重量値として表示する。本機能動作時[AZ]LEDが点灯。
ワンタッチキー[AZ.R]操作(１秒)または外部[AZ.R]指令入力により機能解除。
2). ゼロトラッキング機能 (ＺＴ)
キー操作にて設定されたﾄﾗｯｷﾝｸﾞ幅以下の状態がﾄﾗｯｷﾝｸﾞ時間の間継続した場合、零点ドリフトと判断し、その時の総重量値を零にする。(本機能の補正値は、電源投入時にクリアされる。)
トラッキング幅設定範囲

OFF,もしくは0.5〜10.0D (初期設定:OFF=機能無効)

トラッキング時間設定範囲

0.2〜5.0秒 (初期値:2秒)

3). プリセット風袋引き(固定風袋引き)機能.
プリセット風袋値をキーイン設定する事で、計量値から常に風袋値を減算した値を表示する。
設定範囲は-9999〜9999。本機能動作時[PT]LEDが点灯。

東洋測器株式会社

Page

3／8

Spec No.

△

ＴＡ４-００１１９Ｄ 1

SPECIFICATIONS(ゼロ点校正・スパン校正を行った場合、プリセット風袋値は０にクリアされる)
4). スケールディビジョン機能 (Ｓ．ＤＩＶ)
キー操作設定により、計量値の最小目盛(表示の送り数)を設定可能。
表示分解能以内で1、2、5、10が設定可能。(初期値=1)△5). デジタルフィルタ機能（ＤＦ）

1

振動などによる重量値への影響を緩和する。
DF設定値に応じてフィルタの強さが変わる。
1=応答は早いが安定性に欠ける。〜10=応答は遅いが安定する。の10段階から選択可能。
(初期値:DF=5)6). モーションディテクト(変動検出)機能付き移動平均機能 (ＡＶ)△1

AV設定回数の計量値の移動平均演算を行う。
変動検出を有効とした場合は、サンプリング毎の計量値の差がフィルタ変動幅設定値を超えている間は移動平均演算を行わず応答を早くする事が可能。(出荷時設定は変動検出無効)
平均回数設定(AV)

1(OFF),2,4,8,16,24,32回(初期値:AV=4回)

変動幅設定

(AC)

OFF,0.5〜10.0D(初期値:AC=OFF)(出荷時設定AV=4,AC=OFF : 周波数特性fc=約1Hz，セトリング時間=約2秒)
7). キャルロック(スパン校正ロック)機能.
誤操作による感度設定変更を防ぐため、キー操作により感度(スパン)設定のみ変更操作を禁止する事が可能。(ロック中でもゼロ点の再校正は可能)
8). キーロック機能
誤操作による設定変更を防ぐため、キー操作のロックが可能。
本器動作中時に[ESC]キーを2秒間押し続けるとキーロック状態となる。
キーロック中に[ESC]キーを2秒間押し続けるとキーロック解除となる。
キーロック中に何れかのキーを押した場合、(LOCKの省略)を約2秒間表示し、キー操作を無視する。([ESC]キーのみ、そのまま2秒間押し続ける事でロック解除)
9). 表示ホールド／ゼロ点補正（選択機能）
設定変更により下記機能より一機能を選択可能。
a). 表示ホールド [出荷時初期設定]
外部[CMD]指令(継続信号)入力中、指令入力時の表示値をホールドする。
ホールド機能動作中[HOLD]LEDが点灯。
本機能は表示に対してのみ有効で、ホールド中もＡＺ指令は受付可能。
また、コンパレータの比較結果およびアナログ出力もデータサンプリング毎に更新される。
b). ゼロ点補正
外部[CMD]指令(0.2sec.ワンショットメーク信号)入力により、付着物等で生じたゼロ点移動を補正する。
ＡＺ機能を使用して混合計量を行う場合、最初の原料投入前にＡＺ指令の代わりに本機能を使用することで、最終原料計量後のＡＺリセット操作により、正確な混合結果が表示できる。

東洋測器株式会社

Page

4／8

Spec No.

△ＴＡ４-００１１９Ｄ 1

SPECIFICATIONS
10). コンパレータ機能 (ＳＰ１〜４)
比較値を正味重量値(NET値=表示値)または総重量値(GROSS値)より選択可能な4点のコンパレー
タ機能で、4点の接点信号を出力する。またヒステリシス幅設定および落差補正設定が可能。
設定方法

キー操作による。

定量設定値(SP1〜4)-9999〜9999

落差補正設定値

0〜 999 : 初期値=0（Set Point 1〜4各々設定）

ヒステリシス幅設定値

0〜99 : 初期値=0（Set Point 1〜4共通設定）

比較対象データ

Set Point 1〜4各々NET値またはGROSS値より選択可能。

比較モード

下記2モードの接点ON条件より、Set Point 1〜4各々選択可能。

①上限動作

計量値≧定量設定値−落差設定値②下限動作

計量値≦定量設定値＋落差設定値

比較動作[SP1〜4初期値]

サンプリング(240msec.)毎に行う。

11). アナログ出力スケーリング機能 (アナログオプションを選択した場合に有効。)
スケーリング設定

キー操作によりアナログ出力のＦＳ(20mA,5Vまたは10V)に対応する表示値の設定が可能。
また、アナログ出力のゼロ点(4mAまたは0V)に対応する表示値の設定が可能。

12). シリアル出力機能(オプション) データサンプリング毎にASCIIコードで表示値(NET値)を出力する。(ＯＰ−３)
出力データ表示値(小数点付、無単位)(但しNET/GROSS表示切替によりGROSS値表示中でNET値を出力)

出力モード

ストリーム(サンプリング毎にデータを送信)

データフォーマット

ASCIIコード12キャラクタ(ターミネータを含む)で送信
英字は大文字で送信

CR=0DH, LF=0AH

1 23 456789
小数点付
Ｗ Ｔ ， ± ０ １ ２ ． ３
小数点無し Ｗ Ｔ ， ± ０ ０ １ ２ ３オーバー時 Ｏ Ｌ ， ± ９ ９ ９ ． ９10４４９11CR
CRCR12LF
LF
LF13). 等価入力校正機能
実荷重をかけずにキー設定にて校正を行うことができる。
ゼロ点設定-2.8000〜2.8000 [mV/V]

スパン量設定-3.0000〜3.0000 [mV/V]

スパン重量設定-9999〜9999

校正精度±0.2%FS (スパン量1mV/Vかつ同一ケーブル長の条件に於いて)

東洋測器株式会社

Page

5／8

Spec No.

△ＴＡ４-００１１９Ｄ 1

SPECIFICATIONS
２−６．総合1). 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)

各設定データは不揮発性ﾒﾓﾘに書き込み。

2). 電源電圧

AC85〜132V、50/60Hz、20VA：標準仕様
DC 20〜27V、0.5A:オプション

3). 使用温度･湿度範囲-10〜＋40℃、20〜85％ R.H. (結露無き事)

4). 取り付け方法

パネルマウント型5). 本体質量約1kg§３．型式一覧、附属品
３−１．型 式
オプション装着は、弊社工場に於いてのみ可能。(工場出荷時オプション)
ＤＬＳ−５０２８Ａ−１−ＤＣ
デジタル指示計オプション

無記入：オプション無し
１：電流出力(4〜20mA)
２：電圧出力(±5V両極性出力)
３：RS-232Cシリアル出力
５：電圧出力(0〜10V片極性出力)

電圧仕様

無記入：AC85〜132V(標準仕様)
ＤＣ：DC20〜27V(オプション)

３−２．附属品1). 取扱説明書

1部2). 単位シール

1枚3). 端子台カバー

2組

東洋測器株式会社

Page

6／8

Spec No.

△ＴＡ４-００１１９Ｄ 1

SPECIFICATIONS§４．端子配列1). 本体端子台
上段7.62mmピッチ圧着端子用端子台
No.
1.
2.
3.
4.
5.

接 続 信 号
EXC+
EXCSIG+
SIGSHL

ロードセル印加電圧 (＋)
ロードセル印加電圧 (−)
ロードセル信号入力 (＋)
ロードセル信号入力 (−)
ロードセルシールド

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子
上段5mmピッチケージクランプ型端子台No.

接 続 信 号

6.
7.
8.
9.
10.
11.

AZ
AZ.R
CMD
D.COM
OP+
OP-

オートゼロ指令
オートゼロリセット
補助外部指令外部指令COM
オプション出力
オプションGND

OP-3(RS-232C)の場合は No.10 がTXD、No11 が GND

適合ケーブル：0.2mm 2〜1.25mm 2の撚り線(AWG24〜16)、標準剥き線長11mm
下段5mmピッチケージクランプ型端子台
No.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

RY1
RY2
RY3
RY4
RY-com
RY-com
S-OUT
S-OUT

接 続 信 号
SP1,接点出力
SP2,接点出力
SP3,接点出力
SP4,接点出力
リレー接点出力コモン
C/Lｼﾘｱﾙ 無極性

適合ケーブル：0.2mm 2〜1.25mm 2の撚り線(AWG24〜16)、標準剥き線長11mm
下段7.62mmピッチ圧着端子用端子台
No.
20.
21.
22.

E
AC100V
AC100V接 続 信 号接地※.ＤＣ電源仕様(オプション)
21. DC24V
電源(+20〜27V)

電源(AC85〜132V)

22.

0V

電源(0V)

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子2). 結線上の注意① 各ケーブルのシールドは本器または各接続計器の何れか一方で接地する事。
② ロードセル(トランスデューサ)のケーブル配線色はメーカーによって異なるため、ロードセルに付属の試験成績表等により配線色を確認のこと。

東洋測器株式会社

Page

7／8

Spec No.

△

ＴＡ４-００１１９Ｄ 1

SPECIFICATIONS§５．外形寸法§６．機能ブロック図△1

東洋測器株式会社

Page

8／8

Spec No.

△

ＴＡ４-００１１９Ｄ 1