Wireless Monitoring System
Rev.3

ワイヤレス NEW
微差圧監視システム
Wireless Differential Pressure Monitoring System●

圧力値を定期的に取得

ER90-100 ゲートウェイ

計 測 デー タを 遠 隔 にて一括 監 視・管 理 ︑●ワイヤレス化、電池駆動により配線不要

作 業 現 場 での 確 認 業 務 を 削 減 ！

●無線通信方式として、低消費で長距離通信が可能なLPWAを採用

ER63 ワイヤレス微差圧計

ワイヤレス微差圧監視システム
簡単に設置ができ、1 ワイヤレスで電池駆動のため、低消費電力の長距離通信が可能
2 最大200台のER63を設置し、一括監視、管理可能
重要な警報（圧力警報、電池電圧低下警報）は、
3 ER63における、即時送信・表示測定データ（差圧・温度・湿度等） 、4 汎用ブラウザにより、警報を監視可能＊1＊2＊1 接続台数により、通信周期に影響する可能性があります。
＊2 温度・湿度は、校正された値ではありません。

システム構成ER63 ワイヤレス微差圧計

微差圧計測用センサで、最大 200 台接続可能

ER90-100 ゲートウェイ

ER63 の測定データを受信し、専用サーバ PC に LAN 接続にてデータを転送
最大 30 台接続可能

ER90-110リピータ

ER63とゲートウェイとの通信を 1 段まで中継
最大 10 台接続可能

モニタリングソフトウェア

測定データを監視・管理するソフトウェア

ER63 ワイヤレス微差圧計

専用サーバ PC（推奨）測定データを保存管理するPC
CPU： Core i5
メモリ
： 8GB
ディスク容量 ： 500GB
インタフェース： USB ポート、LAN ポート
ディスプレイ ： 1024×768
O S： Linux（ubuntu 18.04.3）※ クラウドサーバに関しましては、ユーザ様毎に対応させて頂きますので、別途ご相談ください。

ER90-100 ゲートウェイ
ER90-110 リピータ

設 置 例
ゲートウェイは、電波強度を確認して設置＊3

専用サーバPC

ゲートウェイ
LAN

ER63
ER63

リピータ

100VAC

100VAC

ER63

ゲートウェイと通信できない場合は、リピータを設置＊3＊3 電波強度が強くても、周囲環境などにより通信できない場合があります。

2100VAC

クライアントPC
汎用ブラウザでどこでも測定データの確認が可能※注意：本製品は、日本国外の電波法には準じていませんので、ご使用は日本国内のみとなります。

Wireless Differential Pressure Monitoring System

ワイヤレス微差圧監視システムは、ER63ワイヤレス微差圧計、ER90-100 ゲートウェイ、ER90-110リピータ、専用サーバ PC（モニタリングソフトウェア）で構成されます。
ER63 の測定データは、LPWA の 920MHz 帯特定小電力無線でゲートウェイに送信されます。
測定データは専用サーバ PC にデータベースとして格納され、モニタリングソフトウェアでグラフ化しトレンドを確認できます。他の PC（クライアント）から専用サーバにアクセスし、汎用ブラウザによりデータの監視が可能です。

用途例❶

クリーンルームの室圧監視＊4
室内外の差圧を遠隔で一括監視・管理ができ、室内状況（差圧・温度・湿度）についての監視が可能です。

＊4 温度・湿度は、校正された値ではありません。

専用サーバPCLAN

用途例❷

ビルの空調フィルタ管理、各種フィルタ目詰まり監視

空調機などの各種フィルタ目詰まりを遠隔で一括監視でき、効率の良いフィルタ交換作業、メンテナンスに役立ちます。

LANクライアントPC

専用サーバPC

LAN3

ワイヤレス微差圧監視システム
モニタリングソフトウェア
ER63 からの測定データを監視・管理するソフトウェアです。
警報設定することで、異常状態を確認できます。
また、ER63 の警報も検出できるため、通信周期に関係無く即時異常検出が可能です。
他の PC からは、専用ソフトウェア無しに、汎用ブラウザでデータの監視が可能です。
ソフトウェア仕様

項

目内容表示機能

ER63 の測定データを一覧表示

グラフ機能

各センサの測定データを任意の期間でトレンドグラフ表示

データ保存

各センサの測定データを CSV 形式で保存（自動、手動）

警報機能

各センサの測定データが設定範囲外の場合色を変えて表示
警報メールを送信

グループ管理レイアウト画像の登録、ER63 の登録、温湿度非表示、電池電圧非表示

推奨ブラウザMozilla Firefox■ 設置場所と最新データ

設置場所の図や写真を使用して、レイアウト画像を登録

圧力、温度、湿度、電池電圧のボタンクリックでグループ内のセンサ毎にグラフ表示【全グラフ】クリックで、ER63 毎に測定データをグラフ表示【センサ名】クリックで設定項目を表示
圧力、温度、湿度、電池電圧の最新データを表示

4

Wireless Differential Pressure Monitoring System■ ER63 毎に測定データをグラフ表示
ER63 の選択及び、圧力の単位データ範囲を選択

グラフ化する期間を指定

直近データ表示表示データ数測定データ範囲をドラッグすると時間軸をズーム■ 測定データを CSV 形式でエクスポート（測定データ一覧から期間指定）
測定データの範囲を指定

測定データのエクスポート

5

ワイヤレス微差圧監視システム
ER63 ワイヤレス微差圧計
仕様

名称

項目

内

容

差圧レンジ

0〜50, 100, 200, 500Pa、0〜1, 2, 5kPa
±50, ±100, ±200, ±500Pa

表示精度±（1.0%F.S.＋1digit）at 23℃±（2.0%F.S.＋1digit）at 23℃

電池 / 電池寿命

単三アルカリ電池 [LR6] × 2
約 2 年（転送速度 50kbps、通信周期 1 時間）

通信方式

920MHz 帯特定小電力無線（ARIB STD-T108）

転送速度

FSK：50kbps（標準）、LoRa：1.7kbps

電波到達距離直線見通し約 300m（転送速度 50kbps）

通信周期

1 分、10 分、30 分、1 時間（標準）、6 時間、12 時間、24 時間

通信項目

＊1、
差圧、日時、S/N、（温度、湿度、電池電圧）＊2
警報（H、L、電池低下）

時計機能

ゲートウェイの時計と同期

1kPa 以上
500Pa 以下

＊1 温度、湿度、電池電圧は校正された値ではありません。
＊2 圧力警報、電池電圧低下警報に関しては、ER63 本体の圧力警報設定・電池低下検出機能により、通信周期に関係なく、リアルタイムで発報します。

外形寸法

単位：mm（107）（18.3）（25）

4.4（取付穴）

14 9274.4（取付穴）□7250420

高圧側接続口

G1/8

低圧側接続口

G1/828.510低圧側接続口

418.5 20

622.5
G1/8

高圧側接続口G1/8

Wireless Differential Pressure Monitoring System

ER90 ゲートウェイ・リピータ
仕様名称

項
電

ゲートウェイ＊3ER90-100目

内源容

AC アダプタ

通信方式

920MHz 帯特定小電力無線（ARIB STD-T108）

転送速度

FSK：50kbps（標準）、LoRa：1.7kbps

電波到達距離＊4直線見通し約 300m（転送速度 50kbps）

インターフェース

有線 LAN

ネットワーク接続

イーサネット（IEEE802.3 100BASE-TX）

時計機能

専用サーバ PCまたはインターネットの時計と同期＊3 ER90-110リピータは、ER90-100 ゲートウェイと同形状です。
＊4 直線見通し距離であっても、周囲環境によっては受信できない場合があります。

外形寸法

単位：mm

ゴム足（35）134（175）

（177）

97

166194製品
メイハン（23）

ペアリングスイッチ（3） 35

状態表示LED

（200）

（165）

アンテナ

180
機器情報メイハン

LANケーブル接続ポート

4ｘφ5
ACアダプタ接続ポート

7形番構成ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定ください。

モデルNo.

ER63
ワイヤレス微差圧計

1①②0③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮選択仕様
付加仕様【標準仕様】 保護等級：IP40 表示精度：±（2%F.S.±1digit）、±（1.0%F.S.±1digit）
ER63
壁取付
接 続ネジ：G1/8、電池：単三アルカリ電池（LR6）
×2本
1
壁取付
LPWA
①取付
2
壁取付用金具付 LPWA
3L形取付用金具付 LPWA
②圧力接続口4φ7タケノコ（回転）
ビニールチューブ2m付
1G1/8（標準）2φ5タケノコ（ストレ−ト） ビニールチューブ2m付
5φ6金属配管用継手
3φ7タケノコ（ストレ−ト） ビニールチューブ2m付6Rc1/8変換継手③表示差圧表示
1④差圧レンジ④差圧レンジ⑤表示精度⑤表示精度
90〜50PaM
9N0〜100Pa±（2.0%F.S.+1digit）
P
90〜200Pa
Q
90〜500PaR
70〜1kPaS
70〜2kPa±（1.0%F.S.+1digit）
70〜5kPa
T
B
9±50PaC
9±100Pa±（2.0%F.S.+1digit）
D
9±200Pa
E±500Pa
9⑧電源・出力用ケーブル
0ナシ
⑪転送速度
1FSK 50kbps （標準）
2LoRa 1.7kbps
⑫通信周期
01分
46時間
110分
512時間
230分
624時間
31時間（標準）⑮ドキュメント
0ナシ※「ドキュメント」は有無のみとし、内容は別途指示してください
1アリ※ 上記仕様以外の特殊仕様については都度見積依頼してください
形番モデルNo.

ER90

1ゲートウェイ／リピータ

①形

0②③④番

⑤⑥⑦選択仕様
ER90【標準仕様】
①無線方式
1LPWA
0
ゲートウェイ②機能モード1
リピータ⑮ドキュメント

転送速度：FSK 50kbps（ 標準）LoRa 1.7kbps
内容は別途指示してください。

⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑬⑭⑮

付加仕様

01

ナシ
アリ

取扱説明書・外形図⑧⑨⑩

モデルNo.

ER90
モニタリングソフトウェア
形

1 2
①②③④番

⑤⑥選択仕様⑦⑪⑫付加仕様

ER90【標準仕様】
①無線方式
1LPWA
2
モニタリングソフトウェア（インストール）②機能モード③ハードウェア
0
PC：標準、長野計器選定（Linuxインストール含む）
1
PC：客先支給（Linuxクリーンインストール含む）
2
クラウド：ユーザー様毎に対応させて頂きますので、別途ご相談ください。
⑮ドキュメント
0ナシ
1
アリ
取扱説明書

※注意：本製品は、日本国外の電波法には準じていませんので、ご使用は日本国内のみとなります。
このカタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売店

長野計 器 株 式 会 社
本社 ／ 〒143-8544 東京都大田区東馬込一丁目30番4号 代表TEL 03（3776）5311 FAX 03（3776）5320●お問合せは下記フリーコールをご利用ください。

コールセンター／ 0120-10-8790

ホームページ URL：

https://www.naganokeiki.co.jp/

営 業 企 画 課 TEL 03-3776-5329 仙 台 営 業 所 TEL 022-227-9331
海 外 営 業 部 TEL 03-3776-5328 熊 谷 営 業 所 TEL 048-525-8751
神奈川営業所 TEL 046-222-0334
東 京 営 業 所 TEL 03-3776-5324・5
上 田 営 業 所 TEL 0268-25-3758
札 幌 駐 在 所 TEL 080-9025-9006 静 岡 営 業 所 TEL 054-253-4148
東関東営業所 TEL 0476-20-1670 大 阪 営 業 所 TEL 06-6265-3303

名古屋営業所 TEL 052-932-8780
富 山 営 業 所 TEL 076-441-6949
滋 賀 営 業 所 TEL 077-516-0201
四 国 営 業 所 TEL 087-822-8550
広 島 営 業 所 TEL 082-262-1590
九 州 営 業 所 TEL 092-572-5072

22年2月制作／PRINTED IN JAPAN 0000C（SUN）