ＩＨＥベンダーワークショップ
2006/07/19

LDA(Laboratory Device Automation)

について
IHE-J 検体検査ワーキンググループ
JAHIS臨床検査システム委員会
株式会社日立ハイテクノロジーズ
石井 尚実

の位置付けLDAの位置付け
1 LDA
LSWF
RAD-1:患者登録
RAD-12:患者更新

患者管理(ADT)
RAD-1:患者登録
RAD-12:患者更新

RAD-1:患者登録
RAD-12:患者更新
LAB-1:依頼者オーダー管理

オーダー依頼者(Order Placer)

オーダー実施者(Order Filler)

LAB-2:実施者オーダー管理

LAB-3:オーダー結果管理
LAB-4:検査オーダー管理

オーダーリザルトトラッカ(Order Result Tracker)

LDA

LAB-5:検査結果管理

オートメーション・マネージャ(Automation Manager)
LAB-23:AWOSｽﾃｰﾀｽ変更
LAB-26:SWOSｽﾃｰﾀｽ変更

LAB-21:WOSﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
LAB-22:WOSｸｴﾘｰ

検査機器(LD)の概要
LDAの概要2 LDA・LDAワークフローは、検体検査を実施する工程での、分析検査と測定データの持続性と統合性を確立する。
・検体検査部門内での分析前、分析および分析後工程の自動化を可能にする。
・分析結果には、血清タンパク電気泳動のように画像やグラフを伴うものがある。
・分析結果には、依頼され出力されるものと、依頼されずに出力されるものがある。
・分析結果は(OF)に送られ、臨床的に検証された結果が(ORT)へ送信される。

3 基本ユースケース
Initial Part(Scheduling)

Middle Part(Pre-process, analyze）

Final Part(Rerun）

Use
Use Case
Case X.2.1
X.2.1
検体到着前に(WO)をダ検体到着前に(WO)をダウンロードする
ウンロードする(AM)は(OF)から検査(AM)は(OF)から検査

Use
Use Case
Case X.2.2
X.2.2

オーダを受け、(WO)にオーダを受け、(WO)にスケジューリングする
スケジューリングする

検体到着時に(WO)を問検体到着時に(WO)を問い合わせる
い合わせる

Use
Use Case
Case X.2.3
X.2.3
Analyzerで実施オーダ
Analyzerで実施オーダを入力する
を入力する

Use
Use Case
Case X.2.4
X.2.4
再検
再検

検体の保存または廃棄検体の保存または廃棄

1.アーキテクチャ構成
4 --1.アーキテクチャ構成
LIS

LIS

LIS

LAS
LAS

LAS

LAS
LAS

LAS

Dev Dev Dev Dev

Dev Dev Dev Dev

Dev Dev Dev Dev

One level of LAS

Two level of LAS
and single path

Two level of LAS
and multi-path2.アクターによる表現
4 --2.アクターによる表現
OF

OF

OF

AM
AM

LD

LD

LD
AM

AM

LDLD

One level of LAS

AM

LDLD

LD

LD

Two level of LAS
and single path

LD AMLD

LD

LD

LD

Two level of LAS
and multi-path1.LDAワークフロー
5 --1.LDAワークフロー

Pre/Post-processor

AWOS status change

LAB23

WOS download

LAB21

Query for WOS

LAB22

SWOS status change

LAB26

WOS download

LAB21

Query for WOS

LAB22

Automation Manager

Analyzer

WOS

AWOS

SWOS

(Work Order Steps)
AMからLDへ送信される実施
オーダ、分析装置、分析前後処理装置毎、実施プロセス毎に存在する(Analytical Work Order Step)
分析装置により、検体に対して行われるステップオーダ(Specimen Wok Order Step)
分析装置以外の、分析前後処理装置により、検体に対して行われるステップオーダ

2.アクターとトランザクション
5 --2.アクターとトランザクション
ActorsAutomation Manager

Analyzer

Pre/Post-processorTransactions

Optionality

LAB-21:WOS Download

R

LAB-22:WOS QueryR

LAB-23:AWOS Status Change

R

LAB-26:SWOS Status ChangeO

LAB-21:WOS DownloadO

LAB-22:WOS QueryO

LAB-23:AWOS Status Change

R

LAB-21:WOS DownloadO

LAB-22:WOS QueryO

LAB-26:SWOS Status Change

R

Optionality Æ R: Required transactions, O: optional

1.Normal process in download mode
6 --1.Normal

2.Normal process in query mode
6 --2.Normal

1.テストシナリオ（予定）
7 --1.テストシナリオ（予定）シナリオNoタイトル

概略

通常の検体検査の実施

OF → AM：オーダー
AM → LD：オーダー ※１
LD → AM：検査結果

2

通常の検体検査の実施(検査項目の変更)

OF → AM：オーダー
AM → LD：オーダー ※１
OF → AM：変更オーダー
AM → LD：変更オーダー
LD → AM：検査結果

3

OF → AM：オーダー
AM → LD：オーダー ※１
検査結果の変更
LD → AM：検査結果(LDで検査結果が変更される) LD：検査結果変更
LD → AM：変更検査結果

1※１ AM → LDのオーダーはDownload/Query modeいずれも可能とする

2.基本検査フロー
7 --2.基本検査フロー3.Query方式の場合
7 --3.Query方式の場合

-post processorが無い場合
pre-postprocessorが無い場合
7 --4.4. pre1.LDA 仕様書
8 --1.LDA

原文はhttp://www.ihe-europe.org/から入手することができます。

現在、翻訳作業を進めております。
皆様のご協力はいつでも歓迎しております。

2.仕様書訂正
8 --2.仕様書訂正
LDA Integration profile october 10, 2005
(Draft For Trial Implementation)P.35
現在の記述

次バージョンで修正される

LSWF,LIR＋LDA
LSWF,LIR＋LDA
AM
AM (Automation(Automation ManagerManager )),,LD(Laboratory Device)Device)LD (Laboratoryの参加を是非お願いします。の参加を是非お願いします。

検体検査
Integrating the Healthcare Enterprise in Japan

ご清聴ありがとうございました。