標準付属品

オプション装着タイプ

マルチ型ガス検知器
レザーケース（C-23）

安全ピンアダプタ（C-25）

ベルトクリップ[専用ストラップ付]（ST-16）

XA-4000Ⅱシリーズ

ネックストラップ（ST-15）

保護カバー（C-33）※使用にはレザーケースが必要です

本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 X
日本海事協会（NK）
形式承認品No.16T611（指定要）充電器仕様セット・XA-4000Ⅱ本体

リアルタイムに・充電器（BC-9）・ACアダプタアームベルト（ST-11）※使用にはベルトクリップが必要です

キャリングケース（ALC-3）

ロギングデータ収集セット（XA-4000ⅡL）
赤外線通信で、機器本体に蓄積されたデータをパソコンに取り込みできます。

4種類のガスを同時検知・同時表示▼実物大仕様式

XA-4400Ⅱス

可燃性ガス（メタンまたはイソブタン）

硫化水素

一酸化炭素

酸素

理

接触燃焼式

定電位電解式

定電位電解式

ガルバニ電池式法

拡散式（101〜110%LEL）
検知範囲（サービスレンジ ） 0〜100％LEL

0〜30.0ppm（30.1〜150.0ppm）

0〜300ppm（301〜2000ppm）

0〜25.0vol％（25.1〜50.0vol％）表示分解能1％LEL

0〜35ppm:0.1ppm
35〜150ppm:0.5ppm

0〜350ppm:1ppm
350〜2000ppm:5ppm

0.1vol％警報

設定値

1段目：10％LEL
2段目：30％LEL

1段目：10.0ppm
TWA：10.0ppm

1段目：50ppm 2段目：150ppm
TWA：25ppm STEL：300ppm

1段目：19.5vol%2段目：18.0vol%

型
検

知検ガ

対

象

知ス

ガ

原

採気方

2段目：15.0ppm
STEL：15.0ppm

使 用 温 湿 度 範 囲−20〜50℃、30〜85％RH（但し、結露なきこと）

連間

ロングライフモードＯＮ時 約40時間 ／ ロングライフモードＯＦＦ時 約20時間 ※可燃性ガスセンサなしの場合 約1200時間以上（25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時）

続使用

時

使用

電源

乾電池ユニット：単4形アルカリ乾電池（パナソニック製）
1本

表示

方式

LCD表示

警報

方式

ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示（自動復帰）

防爆構

造

Ex ia IIC T3 X (本質安全防爆構造)

保護等

級

IP67相当主な機能・自己診断（センサ異常） ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示
・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要）

外形

寸

質

法

W70×H72×D26mm(突起部除く）

量約130ｇ（電池除く）
安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント２枚

標

準付

属品

オプション

充電池ユニット：ニッケル水素電池（FDK製）
1本

酸素

硫化水素

O2

H2S

可燃性ガス

一酸化炭素

COMB

CO+ 温 度

ポンプユニットセット、1mガス導入管セット、8mガス導入管セット「UL防爆認証品」のご用命の際は弊社営業までお問い合わせください。

検知器の性能を維持し、安全を確保していただく
ために取扱説明書に沿って日常点検および定期点検を実施してください。

センサ寿命3年※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。

乾電池、充電池ともに

本社
東日本営業部
東
京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北上出張所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部
中部
北陸営業所
西日本営業部
関西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所

電池1本で1週間稼働■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2111※※約40時間（＝8時間使用×5日／週）の連続使用が可能■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2703■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（大樹生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒025-0016 花 巻 市 高 木 第 2 1 地 割 9 3 - 8 TEL（0198）29−6633■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） TEL（048）643−1223■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Yビ ル 2 F ） TEL（043）209−1650■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） TEL（045）473−6451

小型・軽量
耐衝撃性が大幅アップ■ 〒460-0004 名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 4（ 坂 種 栄ビ ル7 F ） TEL（052）951−2650■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2111■ 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 2 - 7 - 4（ 倉 敷 ビ ル 5 F ） TEL（086）435−5087■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800（ツヅキ博多ビル３F） TEL（092）431−1881■ 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南４−３−１８■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） TEL（077）526−8222■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） TEL（079）225−8965※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

乾電池

アルカリ単4乾電池1本使用

充電池

ニッケル水素電池1本使用

より信頼性が向上しました！

レザーケース、ベルトクリップ、保護カバー、ネックストラップ、アームベルト、ロギングデータ収集セット、キャリングケース、●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●検知器は指定対象ガスのものを、お使いください。指定の対象ガス以外でご使用になると事故の原因になるおそれがあります。

ユニット式で選べる2WAY電源

2021年1月制作
7629-O030

防水・防塵構造（保護等級IP67相当）
本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 X

ポンプユニットセット（オプション）で吸引式タイプとしても使用できます。

お客様の使いやすさを第一に考えました。

マルチな用途でマルチガス測定。

XA-4000Ⅱシリーズの特長

センサ寿命3年

大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報※ただし年1回以上のメーカーによる点検をしていただいた場合に限ります。

３方 向 の ラン プ と 大 音 量 ア ラ ー ム（ 9 5 d B 以 上 /30㎝）、バイブレーションで警報をお知らせします。

センサ交換が3年に1度のため、保守点検時のランニングコストを大幅削減します。

小型・軽量
W70×H72×D26mm、重さわずか約130gの小型・軽量設計。

本質安全防爆構造
Ex ia IIC T3 X

水・ほこりに強い

防水・防塵構造 （保護等級IP67相当）

ユニット式で選べる２WAY電源
アルカリ単4乾電池1本

機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防塵・防水構造です。雨天時や水場の近くで使用しても壊れません。

ニッケル水素充電池1本※水中のガス濃度を測定するものではありません。ガス検知口が濡れると一時的に検知できなくなりますので、ご使用になる場合はご注意ください。

電池はユニット式で、どこでも入手しやすい単4形アルカリ乾電池、もしくは繰り返し充電が可能なニッケル水素充電池が使用可
能です（購入時に乾電池ユニットか充電池ユニットを指定する必要があります）。また、電池ユニットを交換することで、乾電池でも充電池でも使用できます。

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素を吸引式としてポンプユニットセット

ポンプユニットセット
PA-4000Ⅱ

ガス検知器本体

ポンプユニット

同時測定・同時表示します。

PA-4000Ⅱ

約40時間（＝8時間使用×5日/週）の連続使用が可能で、当社従来品から約2.5倍と大幅に使用時間が延びました。

（Photo予定）

耐衝撃性が大幅アップ

充電池ユニット

当社従来品から大幅に耐衝撃性がアップしました。機器装着時の思わぬ落下・衝撃にも強い設計です。

●4ガスタイプ、3ガスタイプ、2ガスタイプと検知対象ガスに合わせてお選びいただけます。

AIR ADJ.
スイッチ

警報ランプ

電池カバー

型式名

4ガス3ガスPOWERスイッチ
警報ランプ

ブザー放音孔ガス検知口

型式

PA-4000Ⅱ

セット内容

・ポンプユニット（型式：P-400）
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 X
・アタッチメント・単3形アルカリ乾電池１本
・サンプリングアダプタ（接続チューブ付）
・レザーケース（ショルダーベルト付）

外形寸法

W125×H110×D43mm（突起部除く）

質量約420g（XA-4000Ⅱ本体およびレザーケース、電池含む）

連続使用時間約30時間（25℃、無トラブル時）

オプション

1mガス導入管セット
8mガス導入管セット

充電端子

各部名称

赤外通信窓

作業前の安全確認に本体に8mのガス導入管とポンプユニットセットを使用して、作業前の安全確認ができます。
8mガス導入管セット使用時（オプション）

乾電池ユニット

電池１本で一週間稼働

防爆基準の厳しい水素・アセチレン
雰囲気環境下でも使用可能なEx ia IIC T3 X。

2ガス

対応ガス種

可燃性ガス 硫化水素 一酸化炭素 酸素

XA-4400Ⅱ○○

XA-4300ⅡKHS○○

XA-4300ⅡKCS○

XA-4200ⅡKS○

XA-4200ⅡKH○

XA-4200ⅡKC○

XA-4200ⅡHS
XA-4200ⅡCS

○

○
○

○

○
○

○
○
○

○
○

○

8mガス導入管（オプション）
装着時

サンプリングフロート●１mガス導入管セット●8mガス導入管セット※導入管セットは別売りです。

●上記以外の長さについてはお問い合わせください

装着例
作業中の安全確保にオプションのアームベ ルトや ベ ルトクリップを使用し、腕や腰に装着できます。
また、ネックストラップで首にかけることもできます。
小型・軽量なので、作業中にも邪魔になりません。

アームベルト

ネックストラップ

ベルトクリップ