PT0pt-1073

Monitor Multigás Portátil

Série GX-2012
GX-2012
GX-2012GT
Manual de Instruções
(PT0-107)

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone: +81-3-3966-1113
Fax: +81-3-3558-9110 GIII
E-mail: intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp

Informação de Segurança<Especificações ATEX/IECEx>

O Monitor de Gás Portátil Modelo GX-2012 é um monitor de gás projetado para fornecer monitoramento
de exposição contínua de gás combustível (LEL, VOL), oxigênio (O2), gases tóxicos, tais como
monóxido de carbono (CO) e sulfato de hidrogênio (H2S) em ambientes perigosos. O modelo
GX-2012GT é um monitor de gás projetado para fornecer monitoramento de exposição contínua de gás
combustível (ppm, LEL, VOL), oxigênio (O2), gás tóxico como monóxido de carbono (CO).
A amostra de gás é aspirada por uma bomba micro integrada.
Pode-se selecionar a bateria de íons de lítio ou a bateria seca alcalina.
A unidade da bateria de íons de lítio chama-se BUL-2012, BUL-2012 (G1), e a unidade da bateria secaalcalina chama-se BUD-2012.
A unidade da bateria pode ser substituída mesmo pelos usuários finais

Especificação de segurança
・Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás LEL inflamável)・Ex ia IIB T4 Ga (com sensor de gás LEL inflamável)・

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás LEL inflamável)II 1 G Ex ia IIB T4 Ga (com sensor de gás LEL inflamável)・Faixa de temperatura ambiente para uso: -20 °C - +50 °C
・Faixa de temperatura ambiente durante o carregamento da bateria: 0 °C - +40 °C

Dados elétricos・Fonte de alimentação da unidade da bateria de íons de lítio: BUL-2012, BUL-2012 (G1)
Alimentado por uma única célula de íons de lítio do tipo Maxell INR18650PB1. Um=17,8 V,
A ser carregado com um modelo de carregador exclusivo BC-2012 ou SDM-2012
・Fonte de alimentação da unidade da bateria alcalina: BUD-2012
Alimentada por três séries conectadas de baterias Alcalinas AA, tipo LR6 fabricadas pela
Toshiba.
・Tipo de bateria de reserva CR1220 fabricada pela Maxell.

Números de certificados
・Número do certificado IECEx: IECEx DEK 11.0045
・Número do certificado ATEX: DEKRA 11ATEX 0123

Lista de normas
・IEC 60079-0: 2017
・IEC 60079-11: 2011

・EN IEC 60079-0:2018
・EN60079-11:2012

AVISO・Não carregue em um local perigoso.
・Utilize um carregador exclusivo, modelo BC-2012 ou SDM-2012.
・Não substitua bateria em um local perigoso.
・Não substitua as baterias secas em um local perigoso.
・Não tente desmontar nem alterar o instrumento.
・Use somente o tipo de unidade da bateria BUD-2012 com três séries Alcalinas conectadas.
Use baterias AA, tipo LR6 fabricadas pela Toshiba, ou use a unidade da bateria recarregável
tipo BUL-2012, BUL-2012 (G1).

INST. Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB C
DE
A: Ano de fabricação (0-9)
B: Mês de fabricação (1-9, XYZ para Out.-Dez.)
C: Lote de fabricação
D: Número de série
E: Código de fábrica
2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110
E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Web site : https://www.rikenkeiki.co.jp/

<Índice>

1 Esboço do produto ................................................................................................................ 2
1-1. Prefácio ............................................................................................................................. 2
1-2. Uso previsto ...................................................................................................................... 2
1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA ........................................................... 2
1-4. Método de confirmação para Normas e Especificações de proteção contra explosão ..... 3
2 Avisos importantes sobre segurança ..................................................................................... 4
2-1. Casos de perigo ................................................................................................................ 4
2-2. Casos de aviso.................................................................................................................. 6
2-3. Precauções ....................................................................................................................... 7
3 Componentes do produto ...................................................................................................... 9
3-1. Unidade principal e acessórios padrão ............................................................................. 9
3-2. Nomes e funções para cada peça ..................................................................................... 11
4 Como usar ............................................................................................................................. 15
4-1. Antes de usar o monitor de gás......................................................................................... 15
4-2. Preparação para a partida ................................................................................................. 15
4-3. Procedimentos de operação básicos ................................................................................ 19
4-4. Como iniciar o monitor de gás........................................................................................... 21
4-5. Como detectar ................................................................................................................... 25
4-6. Modos ............................................................................................................................... 30
4-7. Modo calibração do ar ....................................................................................................... 32
4-8. Modo de definição/visor .................................................................................................... 34
4-9. Como sair .......................................................................................................................... 44
5 Operações e funções ............................................................................................................ 45
5-1. Ativação do alarme de gás ................................................................................................ 45
5-2. Ativação do alarme de falha .............................................................................................. 47
5-3. Outras funções .................................................................................................................. 48
6 Manutenção .......................................................................................................................... 50
6-1. Intervalos e itens de manutenção ..................................................................................... 50
6-2. Método de calibração do gás ............................................................................................ 51
6-3. Como limpar ...................................................................................................................... 52
6-4. Substituição de peças ....................................................................................................... 52
7 Armazenamento e descarte .................................................................................................. 55
7-1. Procedimentos para armazenar o monitor de gás ou deixá-lo fora de serviço durante um
período longo .......................................................................................................... 55
7-2. Procedimentos para usar o monitor de gás novamente .................................................... 55
7-3. Eliminação de produtos ..................................................................................................... 56
8 Resolução de problemas ....................................................................................................... 57
9 Especificações do produto .................................................................................................... 60
9-1. Lista de especificações ..................................................................................................... 60
9-2. Lista de acessórios ........................................................................................................... 64
10 Definição de termos ............................................................................................................ 65

1

1 Esboço do produto

1-1. Prefácio

1

Esboço do produto
1-1. Prefácio
Obrigado por escolher o nosso monitor de multigás portátil da série GX-2012. Verifique se o número domodelo do produto que adquiriu está incluído nas especificações deste manual.
Este manual explica como utilizar o monitor de gás e suas especificações. Contém informações
necessárias para utilizar adequadamente o monitor de gás. Não só os usuários iniciantes, mas também os
usuários que já usaram o produto devem ler e entender o manual de instruções para aprimorar oconhecimento e a experiência antes de usar o monitor de gás.

1-2. Uso previsto
Este monitor de gás é do tipo multigás que permite o monitoramento simultâneo dos seguintes cinco tipos
de gases (até 4 tipos de gases, exceto sulfato de hidrogênio, com GX-2012GT) no máximo: oxigênio,gases combustíveis e gases tóxicos (monóxido de carbono e sulfato de hidrogênio) no ar e gases
combustíveis de alta concentração (% vol) em N2 e gases inertes. O monitor de gás pode medir dois tipos
de gases combustíveis, “gases inflamáveis gerais (HC)”, que são usados em fábricas comuns, petroleiros,
etc. e “metano (CH4)”, como gás urbano e gás natural.
Os resultados da detecção não se destinam a garantir a vida ou a segurança de qualquer forma.
O monitor de gás é fornecido em vários tipos para detectar diferentes combinações de gases. Verifique asespecificações do monitor de gás antes do uso e realize a detecção de gás adequadamente de acordo com
as finalidades. (Veja a lista de gases a serem detectados no final deste manual de operação).
Além deste manual de operação, está disponível para o monitor de gás um manual de operação para oprograma de gerenciamento do registrador de dados (opcional). Se necessário, contate a RIKEN KEIKI.

1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTAPERIGO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos
graves para a vida, saúde ou propriedade.

AVISO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos
graves para a saúde ou propriedade.

CUIDADO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos
menores para a saúde ou propriedade.

NOTA

Esta mensagem indica aconselhamento sobre o manuseio.

2

1 Esboço do produto1-4. Método de confirmação para Normas e Especificações de proteção contra explosão

1-4. Método de confirmação para Normas e
Especificações de proteção contra explosão
Este produto tem algumas especificações que dependem da norma e do certificado contra explosão.
Confirme a especificação do detector antes de usar. Pode-se confirmar a especificação do instrumentopara ver a placa do nome conforme segue.

Marcação
INMETRO

Placa de identificação da certificação INMETRO

3

2 Avisos importantes sobre segurança

2-1. Casos de perigo

2

Avisos importantes sobre
segurança
2-1. Casos de perigo
PERIGO

Placa deidentificação
localização
Unidade principal

Bateria

Sobre a proteção contra explosão da unidade principal Não modifique nem altere o circuito nem a estrutura, etc.
 Ao medir as concentrações de oxigênio, não meça nada além de uma mistura de ar e gases
combustíveis ou vapores e gases tóxicos.
 Ao usar este monitor de gás em uma área perigosa, tome as seguintes contramedidas para
prevenir perigos resultantes de cargas eletrostáticas.
(1) Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
(2) Para uso interno, use o monitor de gás posicionando-o em um piso condutor (comresistência a vazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 Apenas a seguinte unidade de bateria pode ser conectada: BUD-2012 (número de certificação
TC20171) ou BUL-2012 (número de certificação TC20209), BUL-2012 (G1) (número decertificação TC21258).
 As especificações do monitor de gás são as seguintes:
Circuito da bomba:Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 0,808 A epotência admissível 0,826 W
Circuito principal:Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 1,009 A epotência admissível de 1,032 W
Circuito da buzina:
Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 0,451 A epotência admissível de 0,462 W
Circuito de reserva:
3,0 V CC, 10 µA
Temperatura ambiente: -20 °C - +50 °C
 A classe de proteção IP das unidades principais é IP20.
42 Avisos importantes sobre segurança

2-1. Casos de perigo

PERIGO
Sobre a proteção contra explosão da unidade da bateria Não modifique nem altere o circuito nem a estrutura, etc.
 Ao usar este monitor de gás em uma área perigosa, tome as seguintes contramedidas para
prevenir perigos resultantes de cargas eletrostáticas.
(1) Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
(2) Para uso interno, use o monitor de gás posicionando-o em um piso condutor (comresistência a vazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 Substitua as baterias secas em um local seguro.
 Substitua a unidade de bateria em um local seguro.
 Apenas a seguinte unidade principal pode ser conectada: GX-2012, GX-2012GT (número decertificação TC20170). Combinações de modelos inadequadas desviam-se da gama decertificação contra explosão.
 As especificações da unidade da bateria seca (BUD-2012) são as seguintes:
Grau de proteção contra explosão: ExiaⅡCT4
Tensão máxima:
4,95 V
Fonte de alimentação:4,5 V CC, 250 mA (Tipo LR6 fabricada pela Toshiba,
3 peças)Temperatura ambiente:-20 °C - +50 °C
 As especificações das unidades da bateria de íons de lítio (BUL-2012, BUL-2012 (G1)) são as
seguintes:
Circuito da bomba:Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,768 A epotência máxima de 618 W
Circuito principal:Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,984 A epotência máxima de 793 W
Circuito da buzina:
Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,410 A epotência máxima de 330 mWTensão máxima:
4,25 V
Grau de proteção contra explosão: ExiaⅡCT4
Temperatura ambiente:-20 °C - +50 °C
Contato de carregamento da bateria: Tensão admissível de 17,8 V, corrente admissível de 2,72 A
 A classe de proteção IP das unidades da bateria é IP20.
Sobre a combinação
 Certifique-se de que o modelo de produto na placa de identificação está correto.
Combinações de modelos inadequadas desviam-se da gama de certificação contra explosão.
A placa de identificação mostra o seguinte e também o modelo do produto.
Modelo do produto:
Unidade principal GX-2012, GX-2012GT
Unidade da bateria seca BUD-2012
Unidade da bateria de íons de lítio BUL-2012, BUL-2012 (G1)Fabricante:
RIKEN KEIKI Co., LTD.
Grau de proteção contra explosão: ExiaⅡCT4X (GX-2012, GX-2012GT)
ExiaⅡCT4 (BUD-2012, BUL-2012, BUL-2012(G1))
Temperatura ambiente:-20 °C - +50 °C
Avisos: Restringir a retirada da unidade da bateria a uma área segura. (GX-2012, GX-2012GT)
Restringir a retirada da bateria seca a uma área segura. (GX-2012, GX-2012GT,
BUD-2012)
Alimentada por três séries conectadas de baterias Alcalinas AA, tipo LR6 fabricadas pela Toshiba.
Sobre o uso
 Ao efetuar uma medição em um bueiro ou espaço confinado, não se debruce nem olhe para obueiro ou espaço fechado. Pode levar a perigos porque a falta de ar oxigênio ou outros gases
pode explodir.
 O oxigênio ou outros gases podem explodir da saída de escape de gás. Nunca inale o ar ou os
gases.
 Os gases de alta concentração (100 %LEL ou superior) podem ser descarregados. Nunca use
fogo perto do monitor de gás.
5

2 Avisos importantes sobre segurança

2-2. Casos de aviso

2-2. Casos de aviso
AVISO
Pressão do ponto de amostra
 O monitor de gás está concebido para arrastar gases em torno do mesmo abaixo da pressão
atmosférica. Se aplicada pressão excessiva à entrada e saída de gás (ENTRADA DE GÁS,SAÍDA DE GÁS) do monitor de gás, os gases detectados podem vazar do interior, levando
assim a perigo. Certifique-se de que não aplica pressão excessiva ao monitor de gás durante ouso.
 Não conecte o bico cônico diretamente em um local com uma pressão superior à pressão
atmosférica. O sistema de tubulação interno pode ser danificado.
Manuseio do sensor
Não desmonte o sensor do tipo eletroquímico ou o sensor do tipo de célula galvânica porquecontêm eletrólito. O eletrólito pode causar queimaduras da pele graves se entrar em contato com apele, podendo causar cegueira se entrar em contato com os olhos.
Se o eletrólito aderir a suas roupas, essa parte de suas roupas fica descolorida ou o seu material
decompõe-se. Se ocorrer contato, lave imediatamente a área com muita água.
Ajuste de ar fresco na atmosfera
Quando o ajuste de ar fresco for realizado na atmosfera, verifique o frescor da atmosfera antes deiniciar o ajuste. Se existirem outros gases, o ajuste não pode ser efetuado adequadamente,
conduzindo assim a perigos quando o gás vaza.
Resposta a alarme de gás
A emissão de um alarme de gás indica que existem perigos extremos. Tome as ações adequadas
com base no seu bom senso.
Verificação do nível da bateria
 Antes do uso, verifique se a bateria tem energia suficiente. Quando se usa o monitor de gás
pela primeira vez ou não é usado durante um longo período, as baterias podem estar
descarregadas. Substitua as baterias por novas ou carregue-as completamente antes de asutilizar.
 Se disparar um alarme de baixa tensão da bateria, a detecção de gás não poderá ser efetuada.
Se o alarme disparar durante o uso, desligue a alimentação e substitua (recarregue) as baterias
imediatamente em um local seguro.
Diversos Não jogue o monitor de gás no fogo.
 Não lave o monitor de gás em uma máquina de lavar ou em uma máquina de limpezaultrassônica.
 Não bloqueie a abertura do som da buzina. Não é possível ouvir nenhum som de alarme.
 Não remova a unidade da bateria enquanto a alimentação estiver LIGADA.
 Não remova a unidade da bateria em uma área perigosa.
 Não remova as baterias secas em um local perigoso.

6

2 Avisos importantes sobre segurança

2-3. Precauções

2-3. PrecauçõesCUIDADONão use o monitor de gás se estiver exposto a óleo, químicos, etc. Não mergulhe o monitor de gás
em água propositadamente.
 Não use em um local onde o monitor de gás esteja exposto a líquidos, tais como óleo equímicos.
 O monitor de gás em conformidade com a IP67, não é resistente à pressão da água. Não use omonitor de gás onde se aplique uma pressão da água elevada (debaixo de uma torneira, ducha,etc.) nem mergulhe em água durante muito tempo. O monitor de gás só é à prova de água emágua fresca e água corrente, não em água quente, água salgada, detergentes, químicos, suor
humano, etc.
 A entrada de gás e a saída de água não são à prova de água. Tenha cuidado para não deixar
entrar água como água da chuva nestas peças. Devido a isto pode causar problemas e não serpossível detectar o gás.
 Não coloque o monitor de gás em locais onde se acumule água ou sujeira. O monitor de gás
colocado em tal local pode funcionar mal devido à entrada de gás ou sujeira na abertura dabuzina, entrada de gás, etc.
 Tenha em atenção que arrastar água, poeira, pó metálico, etc., deteriorará significativamente as
sensibilidades dos sensores. Tenha cuidado quando o monitor de gás for usado em um
ambiente onde estes elementos estejam presentes.
Não use o monitor de gás em um local onde a temperatura desça abaixo de -20 °C ou suba acimade 50 °C.
 A temperatura de operação do monitor de gás é de -20 - 50 °C. Não use o monitor de gás emtemperaturas, umidades e pressões superiores ou em temperaturas inferiores à temperatura deoperação.
 Evite o uso em longo prazo do monitor de gás em um local exposto à luz solar direta.
 Não guarde o monitor de gás em um automóvel aquecido pelo sol.
Respeite as restrições de operação para evitar a condensação no interior do monitor de gás.
A condensação formada no interior do monitor de gás causa obstrução, o que pode perturbar a
precisão de detecção do gás. Assim, deve-se evitar a condensação. Além do ambiente deinstalação, monitore cuidadosamente a temperatura/umidade do ponto de amostra para evitar acondensação no interior do monitor de gás. Respeite as restrições de operação.
Não use um transceptor perto do monitor de gás.
 A onda de rádio de um transceptor perto do monitor de gás pode perturbar as leituras. Se usar
um transceptor ou outro dispositivo transmissor de ondas de rádio, este deve ser usado em um
local onde não cause perturbações.
 Não use o monitor de gás perto de um dispositivo que emita ondas eletromagnéticas fortes(dispositivos de alta frequência ou alta tensão).
Verifique se o estado de operação da bomba está girando antes de usar o monitor de gás.
Se o indicador de estado da operação da bomba não estiver girando, a detecção do gás não podeser efetuada corretamente. Verifique se a taxa de fluxo se perdeu.
Verifique se o indicador de estado do acionamento da bomba está piscando antes de usar omonitor de gás.
Se o indicador de estado do acionamento não estiver piscando, a detecção do gás não pode ser
efetuada corretamente.
Efetue sempre uma manutenção regular.
Uma vez que esta é uma unidade de segurança, é necessário efetuar uma manutenção regularpara manter a segurança. Continuar a usar o monitor de gás sem efetuar uma manutenção
comprometerá a sensibilidade do sensor, resultando em detecção de gás imprecisa.

7

2 Avisos importantes sobre segurança

2-3. PrecauçõesCUIDADO
Diversos Pressionar os botões desnecessariamente pode alterar as configurações, evitando que os
alarmes sejam ativados corretamente. Use o monitor de gás usando somente os procedimentos
descritos neste manual de instruções.
 Não deixe o monitor de gás cair nem o submeta a choques. As propriedades de proteção contra
explosão e à prova de água e a precisão podem deteriorar-se.
 Não use o monitor de gás durante o carregamento.
 Considerando que o monitor de gás pode detectar oxigênio, gases combustíveis, monóxido decarbono e sulfato de hidrogênio, o ambiente de operação pode incluir gases que têm efeitos
nocivos nos sensores desta unidade. (É possível detectar gases diferentes dependendo dotipo.)O monitor de gás não pode ser usado na presença dos seguintes gases:(1) Sulfatos (tais como H2S e SO2) existentes continuamente em altas concentrações
(2) Gases halogêneos (como compostos de cloreto e clorofluorocarbonetos)(3) Silicone (compostos de Si)Não use o monitor de gás na presença dos gases acima (tais como sulfatos de altaconcentração, gases halogêneos e silicone), o que pode encurtar significativamente a vida do
sensor ou causar anomalias, tais como leituras imprecisas.
No caso de o monitor de gás ser usado para detecção na presença de silicone, etc.,
certifique-se de verificar as sensibilidades do gás antes de usá-lo novamente.

8

3 Componentes do produto

3-1. Unidade principal e acessórios padrão

3

Componentes do produto
3-1. Unidade principal e acessórios padrão
Após abrir a embalagem, verifique a unidade principal e acessórios.
Se algo na lista seguinte não estiver incluído, contate a RIKEN KEIKI.
<Unidade principal>
Unidade principal dasérie GX-2012<Acessórios padrão> Baterias secas alcalinas: 3
 Bico cônico: 1
 Alça de mão: 1
 Manual de Instruções
 Garantia do produto

Unidade de bateria seca (BUD-2012)

PERIGO
Sobre a proteção contra explosão da unidade principal Não modifique nem altere o circuito nem a estrutura, etc.
 Ao medir as concentrações de oxigênio, não meça nada além de uma mistura de ar e gases
combustíveis ou vapores e gases tóxicos.
 Ao usar este monitor de gás em uma área perigosa, tome as seguintes contramedidas para
prevenir perigos resultantes de cargas eletrostáticas.
(1) Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
(2) Para uso interno, use o monitor de gás posicionando-o em um piso condutor (comresistência a vazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 Apenas a seguinte unidade de bateria pode ser conectada: BUD-2012 (número de certificação
TC20171) ou BUL-2012 (número de certificação TC20209), BUL-2012 (G1) (número decertificação TC21258).
 As especificações do monitor de gás são as seguintes:
Circuito da bomba:Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 0,808 A e potência
admissível de 0,826 W
Circuito principal:Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 1,009 A e potência
admissível de 1,032 W
Circuito da buzina:
Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 0,451 A e potência
admissível de 0,462 W
Circuito de reserva:
3,0 V CC, 10 µA
Temperatura ambiente: -20 °C - +50 °C
 A classe de proteção IP das unidades principais é IP20.
93 Componentes do produto

3-1. Unidade principal e acessórios padrãoPERIGO
Sobre a proteção contra explosão da unidade da bateria Não modifique nem altere o circuito nem a estrutura, etc.
 Ao usar este monitor de gás em uma área perigosa, tome as seguintes contramedidas para
prevenir perigos resultantes de cargas eletrostáticas.
(1) Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
(2) Para uso interno, use o monitor de gás posicionando-o em um piso condutor (comresistência a vazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 Substitua as baterias secas em um local seguro.
 Substitua a unidade de bateria em um local seguro.
 Apenas a seguinte unidade principal pode ser conectada: GX-2012, GX-2012GT (número decertificação TC20170). Combinações de modelos inadequadas desviam-se da gama decertificação contra explosão.
 As especificações da unidade da bateria seca (BUD-2012) são as seguintes:
Grau de proteção contra explosão: ExiaⅡCT4
Tensão máxima:
4,95 V
Fonte de alimentação:4,5 V CC, 250 mA (Tipo LR6 fabricada pela Toshiba, 3 peças)
Temperatura ambiente:-20 °C - +50 °C
 As especificações das unidades da bateria de íons de lítio (BUL-2012, BUL-2012 (G1)) são as
seguintes:
Circuito da bomba:Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,768 A epotência máxima de 618 W
Circuito principal:Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,984 A epotência máxima de 793 W
Circuito da buzina:
Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,410 A epotência máxima de 330 mWTensão máxima:
4,25 V
Grau de proteção contra explosão: ExiaⅡCT4
Temperatura ambiente:-20 °C - +50 °C
Contato de carregamento da bateria: Tensão admissível de 17,8 V, corrente admissível de 2,72 A
 A classe de proteção IP das unidades da bateria é IP20.
Sobre a combinação
 Certifique-se de que o modelo de produto na placa de identificação está correto.
Combinações de modelos inadequadas desviam-se da gama de certificação contra explosão.
A placa de identificação mostra o seguinte e também o modelo do produto.
Modelo do produto:
Unidade principal GX-2012, GX-2012GT
Unidade da bateria seca BUD-2012
Unidade da bateria de íons de lítio BUL-2012, BUL-2012 (G1)Fabricante:
RIKEN KEIKI Co., LTD.
Grau de proteção contra explosão: ExiaⅡCT4X (GX-2012,
GX-2012GT)
ExiaⅡCT4 (BUD-2012, BUL-2012, BUL-2012(G1))
Temperatura ambiente: -20 °C - +50 °C
Avisos: Restringir a retirada da unidade da bateria a uma área segura. (GX-2012, GX-2012GT)
Restringir a retirada da bateria seca a uma área segura. (GX-2012, GX-2012GT,
BUD-2012)
Alimentada por três séries conectadas de baterias Alcalinas AA, tipo LR6 fabricadas pela
Toshiba.

10

3 Componentes do produto

3-2. Nomes e funções para cada peça

3-2. Nomes e funções para cada peça
<Desenho esboço> (Unidade principal)(11) Saída de gás (10) Entrada de gás(3) Dispositivos de
LED do alarme(2) Abertura do
som da buzina(14) Caixa dofiltro(1) Visor
LCD(12) Orifícios
para a alçade mão(12) Orifícios
para alçade mão(3) Dispositivos
de LED do
alarme(3) Dispositivos
de LED do
alarme(13) Tampa dosensor(5) Interruptor▲/AIR(9) Interruptor POWER/ENTER(7) Interruptor
DISPLAY/ADJ(6) Interruptor▼/SHIFT(4) Porta decomunicação deinfravermelhos(8) Interruptor RESET/SILENCE(15) Alavanca de liberação da unidade da bateria(16) Terminal de conexão da
unidade da bateria

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Visor LCD
Abertura do som da buzina
Dispositivos de LED do alarmePorta de comunicação deinfravermelhosInterruptor ▲/AIR

(6)
(7)
(8)
(9)

Interruptor ▼/(SHIFT)Interruptor DISPLAY/ADJ
Interruptor RESET/SILENCEInterruptor POWER/ENTER

(10)
(11)

Entrada de gás
Saída de gás

(12)
(13)
(14)

Orifícios para alça de mão (2 posições)Tampa do sensor
Caixa do filtro(15)

Alavanca de liberação da unidade dabateria
Terminal de conexão da unidade dabateria(16)

Exibe concentrações de gás, alarmes, etc.
Emite um som da buzina e um alarme. (Não bloqueie esta abertura)
A luz pisca em resposta a um alarme.
Usada para executar comunicações de dados com um computador pessoal no modo
registrador de dados.
Utilizado para mover-se de menu para menu pela ordem normal, e executar o ajuste de ar
fresco pressionando o interruptor de forma longa no modo definição/visor.
Utilizado para mover-se de menu para menu pela ordem inversa no modo de definição/visor.
Utilizado para ligar o modo de definição/visor, etc.
Utilizado para verificar e restabelecer o alarme.
Utilizado para ligar e desligar a alimentação e para confirmar a definição no modo dedefinição/visor.
Porta de conexão para o bico cônico.
Saída de gás, da qual o gás arrastado para o monitor de gás é descarregado. (Não bloqueie
a saída)Orifícios para a alça de mão. Dois orifícios, um de cada para a direita e a esquerda
Existe um sensor no interior. (Somente pode ser aberta quando o sensor for substituído)
Contém um filtro do pó no interior.
(Não remova a caixa exceto para manutenção e substituição)Alavanca que é usada para remover a unidade da bateria.
Terminal que liga a unidade principal à unidade da bateria.

11

3 Componentes do produto

3-2. Nomes e funções para cada peça

CUIDADO Não tente abrir a abertura de som da buzina com um objeto pontiagudo. A unidade pode
funcionar mal ou ficar danificada, permitindo a entrada de água ou substâncias estranhas, etc.
 Não remova a folha do painel na superfície. Os desempenhos de à prova de água e à prova de
pó deteriorarão.
 Não afixe uma etiqueta na porta de comunicação de infravermelhos. Não é mais possível fazercomunicações por infravermelhos.

<Desenho esboço> (Unidade da bateria)
Unidade de bateria seca (BUD-2012)
Terminal de conexão
da unidade principal

Guia

Alavanca de fixação da tampa da bateria

Tampa da bateria

Unidade da bateria de íons de lítio: BUL-2012, BUL-8000(G1) (Opcional)
Terminal de conexão
da unidade principal

Guia

Contatos de carregamento

12

3 Componentes do produto

3-2. Nomes e funções para cada peça

<Visor LCD>
GX-2012
GX-2012GT <Modo Normal>(1) Indicador piloto(2) Indicador de estado
da operação dabomba(3) Ícone do nível dabateria(4) Concentração degás combustível(5) Concentração deoxigênio(6) Concentração demonóxido de carbono(7) Concentração desulfato de hidrogênio
(8) Visor do relógio(1)

Indicador piloto

Indica o estado de operação. Normal: intermitente(2)

Indicador de estado daoperação da bombaÍcone do nível da bateria

Indica o estado da extração. Normal: Rotativo

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Concentração de gás
combustível
Concentração de oxigênio
Concentração demonóxido de carbono
Concentração de sulfato
de hidrogênio
Visor do relógio

Exibe o nível da bateria Consulte a informação abaixo relativa aossignificados dos ícones do nível da bateria.
Exibe a concentração de gás enquanto saída numérica.
Exibe a concentração de gás enquanto saída numérica.
Exibe a concentração de gás enquanto saída numérica.
Exibe a concentração de gás enquanto saída numérica.
Exibe a hora atual.

NOTA

 Os significados dos ícones do nível da bateria são os seguintes:: Suficiente /: Baixo /: Precisa de carga (carregamento)
 Se o nível da bateria cair ainda mais, o interior do ícone da bateria começa a piscar ( As operações são ligeiramente diferentes, dependendo do tipo.
 O GX-2012GT não oferece um tipo que detecta o sulfato de hidrogênio.

13).

3 Componentes do produto

3-2. Nomes e funções para cada peça

<Visor LCD>
GX-2012GT <Modo de verificação do vazamento>(1) Indicador piloto(2) Indicador deestado da operação
da bomba(3) Ícone do nível dabateria(5) Visor da barra degás combustível(4) Concentração degás combustível(6) Visor do valor deescala completa deverificação dovazamento(1)

Indicador piloto

Indica o estado de operação. Normal: intermitente(2)

Indicador de estado daoperação da bombaÍcone do nível da bateria

Indica o estado da extração. Normal: Rotativo

(3)
(4)
(5)
(6)

Concentração de gás
combustível
Visor da barra de gás
combustível
Visor do valor de escalacompleta de verificação
do vazamento

Exibe o nível da bateria Consulte a informação abaixo relativa aossignificados dos ícones do nível da bateria.
Exibe a concentração de gás enquanto saída numérica.
Exibe a concentração de gás como um nível no gráfico de barras.
Exibe o valor da escala completa a utilizar no modo de verificação devazamentos.

NOTA

 Os significados dos ícones do nível da bateria são os seguintes:: Suficiente /: Baixo /: Precisa de carga (carregamento)).
 Se o nível da bateria cair ainda mais, o interior do ícone da bateria começa a piscar ( O valor de escala completa de verificação de vazamentos pode selecionar-se a partir de 4 níveis:
500 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, e 5000 ppm.

14

4 Como usar

4-1. Antes de usar o monitor de gás

4

Como usar
4-1. Antes de usar o monitor de gás
Não só os usuários iniciantes, mas também os usuários que já usaram o produto devem seguir asprecauções de operação. Ignorar as precauções pode danificar o monitor de gás e resultar em detecção
incorreta do gás.

4-2. Preparação para a partida
CUIDADO O visor está coberto pela película protetora para evitar arranhões causados pelo transporte.
 Certifique-se de retirar esta película protetora antes de usar.
 O monitor de gás com esta película não será útil ao desempenho da proteção contra explosão.

Antes de iniciar a detecção de gás, verifique o seguinte
•
•
•
•
•

Verifique se a película de proteção para transporte fixada no visor está retirada.
Verifique se o nível da bateria é suficiente.
Verifique se não existem dobras ou orifícios no bico cônico.
Verifique se o filtro na unidade principal está sem pó ou obstruções.
Verifique se a unidade principal e o bico cônico está devidamente ligado.

15

4 Como usar

4-2. Preparação para a partida<Encaixar as baterias>
Quando se usa o monitor de gás pela primeira vez, ou quando o nível da bateria está baixo, encaixe
baterias alcalinas AA novas.

PERIGO Não modifique nem altere o circuito nem a estrutura, etc.
 Ao usar este monitor de gás em uma área perigosa, tome as seguintes contramedidas para
prevenir perigos resultantes de cargas eletrostáticas.
(1) Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
(2) Para uso interno, use o monitor de gás posicionando-o em um piso condutor (comresistência a vazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 Substitua a unidade da bateria em uma área segura.
 Substitua as baterias em uma área segura.
 As especificações da unidade da bateria são as seguintes:Tensão máxima: 4,95 V, Alimentação: LR6 (Fabricado pela Toshiba, 1,5 VCC)  3, Temperatura
ambiente: -20 °C - +50 °C
 As unidades principais que podem ser conectadas é são a GX-2012 ou GX-2012GT (número decertificado TC20170).






CUIDADO

Desligue a alimentação do monitor de gás antes de substituir as baterias.
Substitua as três baterias por novas simultaneamente.
Preste atenção às polaridades das baterias.
Se a alavanca de retenção da tampa da bateria não estiver totalmente apertado, as bateriassecas poderão cair ou poderá entrar água através do espaço livre. Também pode entrar águase materiais estranhos ficarem presos debaixo da bateria.
 Não podem ser usadas baterias recarregáveis.

(1) Rode a alavanca de fixação da tampa da bateria no sentido antihorário para abrir a tampa da bateria.
(2) Preste atenção às polaridades das baterias, substitua as três baterias por novas.
(3) Feche a tampa da bateria, rode a alavanca de fixação da tampa da bateria no sentido antihorário para
apertar a tampa da bateria.

Baterias

Indicação dapolaridade dasbaterias

Tampa dabateria
Alavanca de fixação datampa da bateria* A fivela do cinto é opcional.

Parte inferior da
unidade da bateria

16

4 Como usar

4-2. Preparação para a partida<Encaixar as baterias>(Quando se usa a unidade opcional BUL-2012, BUL-2012(G1)
Quando o monitor de gás for usado pela primeira vez, ou quando o nível da bateria estiver baixo,
certifique-se de utilizar o carregador específico para recarregar as baterias.

PERIGO Não modifique nem altere o circuito nem a estrutura, etc.
 Ao usar este monitor de gás em uma área perigosa, tome as seguintes contramedidas para
prevenir perigos resultantes de cargas eletrostáticas.
(1) Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
(2) Para uso interno, use o monitor de gás posicionando-o em um piso condutor (comresistência a vazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 Substitua a unidade da bateria em uma área segura.
 Recarregue as baterias com o carregador específico em uma área segura.
 Carregue a unidade da bateria a temperaturas ambiente entre 0 a 40 °C.
 As especificações do monitor de gás são as seguintes:Tensão máxima: 4,95 V, Temperatura ambiente: -20 - +50 °C, Contatos de carregamento:Tensão admissível de 17,8 V, corrente admissível de 2,72 A
 As unidades principais que podem ser conectadas é são a GX-2012 ou GX-2012GT (número decertificado TC20170).

CUIDADO Não use o monitor de gás durante o carregamento. Não é possível obter medições corretas.
Além disso, as baterias deterioram-se mais rapidamente e podem ter uma vida útil mais curta.
 O carregador não é à prova de água nem à prova de pó. Não carregue as baterias enquanto omonitor de gás estiver molhado.
 O carregador alimentado a CA não é à prova de explosão.
(1) Coloque a ficha CC do adaptador CA na tomada CC do carregador.
(2) Ligue a tomada CA do adaptador CA à saída elétrica da parede.
(3) Insira a unidade principal em linha reta ao longo da ranhura docarregador.
Quando o carregamento for iniciado, as luzes indicadoras de cargaacendem-se (a vermelho).
(Tempo de carregamento: Três horas no máximo até que asbaterias estejam totalmente carregadas.)(4) Quando o carregamento estiver concluído, a luz indicadora decarregamento apaga-se.
(5) Quando o carregamento estiver concluído, desconecte a ficha CA
da tomada elétrica da parede.

Lâmpadaindicadora derecarregamento* A fivela do cintoé opcional.

CUIDADO Desconecte a ficha CA da tomada elétrica de parede enquanto não estiver em uso.

NOTA

 Durante o carregamento, a bateria pode ficar quente, mas isto não é anormal.
 A temperatura do monitor de gás fica alta imediatamente após o carregamento estar concluído.
Permita, pelo menos, 10 minutos ou mais para a unidade arrefecer antes de a usar. Caso contrário,não é possível obter medições corretas.
 Quando baterias totalmente carregadas são carregadas novamente, a luz indicadora decarregamento não se acende.
 É possível carregar a unidade da bateria de íons de lítio autonomamente retirando-a da unidade
principal.

17

4 Como usar

4-2. Preparação para a partida<Liberar e fixar a unidade da bateria>
PERIGO
Fixe e retire a unidade da bateria em um local seguro.

(1) Empurre a alavanca de liberação da unidade da bateria para a desbloquear.
(2) Faça deslizar as unidade na direção da seta e remova a unidade da bateria.
(3) Encaixe uma nova unidade da bateria.
Segure a unidade da bateria alinhada com a guia e faça deslizar a unidade até fazer clique.
(4) Certifique-se de que a unidade da bateria está bloqueada.
Alavanca de liberação
da unidade da bateria* A fivela do cinto é opcional.

CUIDADO Desligue a alimentação do monitor de gás antes de substituir a unidade da bateria.
 Se a alavanca de liberação da unidade da bateria não estiver totalmente bloqueada, a unidadeda bateria poderá cair ou poderá entrar água através do espaço livre. Também pode entrar águase materiais estranhos ficarem presos debaixo da bateria.
 Não danifique o vedante de borracha.
 Para manter os desempenhos de à prova de água e à prova de pó, recomenda-se substituir ovedante de borracha a cada dois anos, havendo ou não alguma anormalidade.
Bico
Bico cônico
cônico<Conectar o bico cônico> Conecte o bico cônico à entrada de gás do monitor de gás.

EntradaGas
inlet de gás* A fivela do cinto é
opcional.

CUIDADO
Utilize apenas as peças especificadas pela RIKEN KEIKI no monitor de gás.

18

4 Como usar

4-3. Procedimentos de operação básicos

4-3. Procedimentos de operação básicos<GX-2012>
Normalmente, o modo detecção é usado para operações normais. (O modo detecção é ativado após ligar aalimentação.) (* As operações são ligeiramente diferentes, dependendo do tipo.)<<Modo Detecção>>Visor

RESET/SILENCE

AIR (pressão longa)<<Estado da detecção
de gás>>(Autorretentivo <reinicializar após arecuperação para o estado normal>)<<Modo Calibração do Ar>>DISPLAY<<Estado do alarme de falha>><<Modo de definição/visor>>(Autorretentivo)

19

4 Como usar

4-3. Procedimentos de operação básicos<GX-2012GT>
Normalmente, após se ligar a alimentação, o modo de detecção (modo normal ou modo de verificação defugas) é selecionada para utilização.
(* As operações são ligeiramente diferentes, dependendo do tipo.)<<Seleção de modos>>
Visor<<Modo Detecção>>(Modo de verificação dovazamento)

ENTER<<Modo Detecção>>(Modo normal)

RESET/SILENCE

AIR (pressão longa)<<Estado da detecção
de gás>>(Autorretentivo <reinicializar após arecuperação para o estado normal>)<<Modo Calibração do Ar>>DISPLAY<<Estado do alarme de falha>><<Modo de definição/visor>>(Autorretentivo)

20

ENTER

4 Como usar

4-4. Como iniciar o monitor de gás

4-4. Como iniciar o monitor de gás<<Procedimento de arranque GX-2012>> (* As operações são ligeiramente diferentes dependendo do tipo)
Mantenha o interruptor POWER pressionado durante três segundos ou mais.

Visor
Todos os LCD se acendem.
A lâmpada do alarme acende.
A buzina soa uma vez (bipe).

Visor de hora /data
Exemplo: 1º de outubro de 2012 12:00

Visor de tensão da bateria
Exemplo: Tensão 3,3 V* Ativação do alarme de gás
AL-A:
Reinicialização automática
AL-H:
Autorretentivo* Tipos de unidade da bateria
D:
Unidade da bateria seca
(Sem visor) Unidade da bateria de íons de lítio

Visualização do nome do gás
Exemplo: Gás a detectar CH4, O2, CO,
H2S
CH4 Intervalo dedetecção % vol, %LEL

Visor de escala máxima
Exemplo: CH4 100 %LEL, 100 % vol
40,0 %O2
CO
500 ppm
H2S 30,0 ppm

Visor do ponto de ajuste do primeiro alarme
Exemplo: CH4 10 %LEL
19,5 %
O2
CO
25 ppmH2S 1,0 ppm

Visor do ponto de ajuste do segundo alarme
Exemplo: CH4 50 %LEL
18,0 %
O2
CO
50 ppmH2S 10,0 ppm

21

4 Como usar

4-4. Como iniciar o monitor de gás

Visor do ponto de ajuste do alarme STEL
Exemplo: CO
200 ppm
H2S 5,0 ppm

Visor do ponto de ajuste do alarme TWA
Exemplo: CO
25 ppmH2S 1,0 ppm

Modo Detecção
A buzina soa duas vezes (Bipe, bipe).

CUIDADO
Após a partida, execute a calibração do ar antes de efetuar a detecção do gás. (Veja o ‘4-7. Modocalibração do ar’)NOTA

 O alarme de anomalia do sensor é emitido antes de se entrar no modo detecção se houver qualquer
anomalia no sensor. Pressione o interruptor RESET. Isto redefinirá o alarme de anomalia do sensor
temporariamente, colocará o visor de concentração de gás que estava anormal no sensor em [---], einiciará a detecção de gás. No entanto, comunique imediatamente a anomalia à RIKEN KEIKI. O gáspara o qual houve uma anomalia no sensor não pode ser detectado. Todavia, o alarme não pode serredefinido se houver uma anomalia em todos os sensores.
 Se houver uma anomalia no relógio embutido, poderá ser acionado um alarme de falha [FAIL CLOCK].
Pressione o interruptor RESET. O alarme de falha de falha é redefinido temporariamente e a medição
é iniciada com a hora do relógio incorreta.

22

4 Como usar

4-4. Como iniciar o monitor de gás<<Procedimento de arranque GX-2012GT>> (*As operações são ligeiramente diferentes dependendo do tipo)

Pressione o interruptor de alimentação durante, pelo menos, 3 segundos.

Visor
Todos os LCD se acendem.
A lâmpada do alarme acende.
A buzina soa uma vez (bipe).

<<Modo de verificação dovazamento>><<Modo normal>>Seleção de modos

ENTER

ENTER

Visor de hora /data
Exemplo: 1º de outubro de2012 12:00

Visor de hora /data
Exemplo: 1º de outubro de2012 12:00

Visor de tensão da bateria
Exemplo: Tensão 3,3 V

Visor de tensão da bateria
Exemplo: Tensão 3,3 V* Ativação do alarme de gás
AL-A:
Reinicialização automática
AL-H:
Autorretentivo* Tipos de unidade da bateria
D:
Unidade da bateria seca
(Sem visor) Unidade da bateria de íonsde lítio* Ativação do alarme de gás
AL-A:
Reinicialização automática
AL-H:
Autorretentivo* Tipos de unidade da bateria
D:
Unidade da bateria seca
(Sem visor) Unidade da bateria de íonsde lítio

Visualização do nome do gás

Visualização do nome do gás

Visor de escala máxima
Exemplo: CH4 100 %LEL,
100 % volO2
40,0 %
CO
500 ppm

Visor de escala máxima
Exemplo: CH4 100 %LEL,
100 % volO2
40,0 %
CO
500 ppm

Visor do ponto de ajuste doprimeiro alarme
Exemplo: CH4 10 %LEL
19,5 %
O2
CO
25 ppm23

4 Como usar

4-4. Como iniciar o monitor de gás

Visor do ponto de ajuste do
segundo alarme
Exemplo: CH4 50 %LEL
18,0 %
O2
CO
50 ppmVisor do ponto de ajuste do
alarme STEL
Exemplo: CO
200 ppm

Visor do ponto de ajuste do
alarme TWA
Exemplo: CO
25 ppmModo Detecção <<Modo normal>>A buzina soa duas vezes(Bipe, bipe).

<<Modo deverificação do
Modo Detecção vazamento>>

A buzina soa duas vezes(Bipe, bipe).

CUIDADO
Após a partida, execute a calibração do ar antes de efetuar a detecção do gás. (Veja o ‘4-7. Modocalibração do ar’)NOTA

 O alarme de anomalia do sensor é emitido antes de se entrar no modo detecção se houver qualquer
anomalia no sensor. Pressione o interruptor RESET. Isto redefinirá o alarme de anomalia do sensor
temporariamente, colocará o visor de concentração de gás que estava anormal no sensor em [---], einiciará a detecção de gás. No entanto, comunique imediatamente a anomalia à RIKEN KEIKI. O gáspara o qual houve uma anomalia no sensor não pode ser detectado. Todavia, o alarme não pode serredefinido se houver uma anomalia em todos os sensores.
 Se houver uma anomalia no relógio embutido, poderá ser acionado um alarme de falha [FAIL CLOCK].
Pressione o interruptor RESET. O alarme de falha de falha é redefinido temporariamente e a medição
é iniciada com a hora do relógio incorreta.

24

4 Como usar

4-5. Como detectar

4-5. Como detectar
Em cada modo, coloque o bico cônico perto da área de detecção e faça a leitura no visor.
(* As operações são ligeiramente diferentes, dependendo do tipo.)
GX-2012
GX-2012GT <Modo Normal>

Exemplo de visor
Concentração de CH4: 0 %LEL
Concentração de O2: 20,9 %Concentração de CO: 0 ppm
Concentração de H2S: 0,0 ppm
Hora:
12:34
Nível da bateria:
Suficiente

GX-2012GT <Modo de verificação do vazamento>

Exemplo de visor
Concentração de CH4: 2500 ppm
Nível da bateria:
Suficiente

PERIGO Ao efetuar uma medição em um bueiro ou espaço confinado, não se debruce nem olhe para obueiro ou espaço fechado. Pode levar a perigos porque a falta de ar oxigênio ou outros gases
pode explodir.
 O oxigênio ou outros gases podem explodir da saída de escape de gás. Nunca inale o ar ou os
gases.
 Os gases de alta concentração (100 %LEL ou superior) podem ser descarregados. Nunca use
fogo perto do monitor de gás.

25

4 Como usar

4-5. Como detectar

AVISO

 O monitor de gás está concebido para arrastar gases em torno do mesmo abaixo da pressão
atmosférica. Se aplicada pressão excessiva à entrada e saída de gás (ENTRADA DE GÁS,SAÍDA DE GÁS) do monitor de gás, os gases detectados podem vazar do interior, levando
assim a condições perigosas. Certifique-se de que não aplica pressão excessiva ao monitor degás durante o uso.
 Não conecte o bico cônico diretamente em um local com uma pressão superior à pressão
atmosférica. O sistema de tubulação interno pode ser danificado.
 Quando o ajuste de ar fresco for realizado na atmosfera, verifique o frescor da atmosfera antes
de iniciar o ajuste. Se existirem outros gases, o ajuste não pode ser efetuado adequadamente,
conduzindo assim a perigos quando o gás vaza.
 A emissão de um alarme de gás indica que existem perigos extremos. Tome as ações
adequadas com base no seu bom senso.
 Antes do uso, verifique se a bateria tem energia suficiente. Quando se usa o monitor de gás
pela primeira vez ou não é usado durante um longo período, as baterias podem estar
descarregadas. Carregue as baterias totalmente ou substitua-as por novas antes do uso.
 Se disparar um alarme de bateria baixa, a detecção de gás não poderá ser efetuada. Se oalarme disparar durante o uso, desligue a alimentação e carregue as baterias imediatamente
em um local seguro.
 Não bloqueie a abertura do som da buzina. Não é possível ouvir nenhum som de alarme.

CUIDADO Ao medir concentrações de oxigênio em gases inertes durante um longo tempo, a concentração
de dióxido de carbono no ar tem de ser 15 % ou menos. Quando usar o monitor de gás no gás
inerte com uma concentração de dióxido de carbono de 15 % ou superior, efetue a medição nomais curto espaço de tempo possível. Usar o monitor de gás sob altas concentrações deoxigênio durante um longo período pode encurtar a vida útil do sensor de oxigênio.
 É necessária uma concentração de oxigênio superior a um determinado nível para que osensor %LEL de gás combustível do monitor de gás detecte corretamente os gases e apresente
as concentrações.
 Durante a detecção de gás combustível (faixa %LEL), detecção em longo prazo de um
combustível de alta concentração pode influenciar adversamente o sensor.

NOTA

 Se a leitura do gás combustível exceder 100 %LEL, a leitura de CO sobe temporariamente mas istonão é anormal.
 Em um ambiente de temperatura baixa, o tempo de operação é encurtado devido à propriedade dedesempenho da bateria.
 A baixa temperatura, a resposta do visor LCD poderá ficar lenta.
 Se um gás combustível com uma concentração superior a 100 %LEL for retirado, algum gás podepermanecer no bico cônico e no filtro devido à adsorção. Após retirar um gás combustível de elevada
concentração, limpe o monitor de gás para remover o gás adsorvido (retire o ar fresco e verifique se aleitura fica a zero).
Efetuar o ajuste do ar fresco antes de limpá-lo completamente resultará em um ajuste impreciso,
tendo uma influência adversa na medição.
 Execute a detecção de gás na faixa de % vol em um local a presença de um gás combustível de altaconcentração seja conhecida. (*Apenas com os tipos que detectam gás combustível de altaconcentração <% vol >)26

4 Como usar

4-5. Como detectar<Modo de verificação do vazamento>(GX-2012GT <Modo de verificação do vazamento>)
Dependendo da concentração de gás combustível, o visor da barra aumenta ou diminui e a buzina soa deforma intermitente, À medida que a concentração se torna maior, o intervalo de bips intermitentes do
alarme torna-se mais curto.
A transição de tela básica no modo de verificação do vazamentos é a seguinte:<<Seleção de modos>>
Visor

ENTER

▼(pressão longa)<<Modo de verificação do vazamento>>

DISPLAY

AIR (pressão longa)<<Seleção de escala máxima>>(1/10，1/5, e 1/2 de F.S., F.S.)<<Modo Calibração do Ar>>RESET (pressão longa)<<Modo manter pico>>

NOTA

Valor
 A escala da verificação do vazamento pode ser selecionada. De
instantâneo
cada vez que o interruptor DISPLAY é pressionado, a escala completa
Valor de picoalterna entre 4 níveis: 500 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, e 5000 ppm.
 Se o resultado da detecção exceder a escala completa, a faixa
Valor de escalamuda automaticamente para LEL e % VOL.
máxima O pico do valor do vazamento pode ser fixo. Pressione o interruptor
RESET de forma longa (Ver a figura à direita).
 O valor de pico pode ser eliminado pressionando o interruptor
Tela de manter pico
RESET (durante cerca de 1 segundo).
 Mantenha o interruptor DISPLAY pressionado de forma longa para desligar os bips intermitentes
do alarme no momento da verificação do vazamento. Neste momento, [NO ALARM] será mostrado.

27

4 Como usar

4-5. Como detectar<Memória manual> (GX-2012, GX-2012GT <Modo normal>)Quaisquer valores imediatos durante a medição podem ser registrados.
Podem ser registrados até 256 pontos de dados. Quando o número de pontos de dados registrados atingiro máximo, os dados registrados serão substituídos, a partir dos dados mais antigos.
(1) No modo de detecção, pressione o interruptor ▲ enquanto o interruptor ▼ é pressionado para
preparar a gravação. (Durante cerca de um segundo). As seguintes telas são exibidas por vez nomonitor de gás.

NOTA
A tela exibe por vez o número da memória, a data e o valor imediato. Vá para o passo seguinte para
efetuar o registro. Ainda não existe nenhum valor registrado neste ponto. Se não desejar registrar um
valor, pressione o interruptor do VISOR para regressar ao modo detecção.
(2) Pressione o interruptor ENTER. A data e o valor imediato no momento em que se pressiona ointerruptor ENTER são registrados.
(3) Quando [SAVED] é mostrado e o estado regressa a (1), a gravação está completa.

(4) Para continuar a gravar, repita os passos (1) a (3).
Para sair da memória manual, pressione o interruptor DISPLAY e regresse ao modo detecção.

28

4 Como usar

4-5. Como detectar<Sobre o ponto de comutação da faixa automática>(GX-2012 TYPE-A, E, GX-2012GT <Modo normal>(*Apenas os tipos que detectam a elevada
concentração de gases combustíveis <% vol>)Se a Faixa Automática estiver definida em um tipo com faixa de % vol para gases combustíveis, o visor
comuta automaticamente para a faixa % vol quando a concentração de um gás combustível detectado
exceder 100 %LEL. Quando a concentração desce, o visor regressa à faixa %LEL. O seguinte mostra um
exemplo de tempo de comutação.
Diagrama de concentrações de gás e tempo de comutação sob a definição de Faixa Automática.
Concentração de CH4

5 % vol(100 %LEL)
3 % vol(60 %LEL)

Faixa %LEL

Faixa % vol

Ponto de comutação

Faixa %LEL

Ponto de comutaçãoCUIDADOÉ necessária uma concentração de oxigênio superior a um determinado nível para que osensor %LEL de gás combustível do monitor de gás detecte corretamente os gases e apresente asconcentrações. Para o benefício de uma exibição de detecção e concentração de gás mais precisa,
portanto, este sensor de gás pode realizar a detecção usando o sensor vol % se o sensor deoxigênio embutido deste monitor de gás detecta uma concentração de oxigênio menor do que um
determinado nível na atmosfera.
Em outras palavras, o visor muda no tempo mostrado acima quando a concentração de oxigênio éigual ou superior a um determinado nível. Se for menor que um determinado nível, no entanto, osensor vol % é usado para detecção, mesmo que a concentração de gás combustível seja menor
do que o ponto de comutação.

29

4 Como usar

4-6. Modos

4-6. Modos(GX-2012, GX-2012GT <Modo Normal>)Os detalhes sobre cada modo são fornecidos conforme segue. (* As operações são ligeiramente diferentes, dependendo do tipo.)
Modo

Item

Visor LCD

Detalhes

Modo
Detecção

-Visor

Estado normal.

ModoCalibração do
Ar-[Air CAL]

Executa o ajuste zero.

Modo dedefinição/visor

Definição da
Faixa deMedição de
Gás
Combustível[HC
RANGE]

Usado para selecionar uma faixa de medição
do gás combustível.

Visor de pico

[PEAK]

Exibe a concentração máxima (ou aconcentração mínima de oxigênio) detectada
durante a medição desde que se ligou até ao
presente.

Visor do valor
STEL[STEL]

Exibe o valor STEL após ligar.

Visor do valor
TWA

[TWA]

Exibe o valor TWA após ligar.

Escala máxima/
Visor de ponto
de ajuste do
alarme/Teste do alarme[ALARM-P]

Exibe a escala completa e os valores doponto de ajuste do alarme e executa o testede alarme para as definições exibidas.

Visor do tempo
da operação

[OP.TIME]

Exibe a hora o tempo de operação.

Visor de hora/data

[DATE]

Exibe o tempo baseado no relógio integrado.

Visor do tempo
restante doregistrador de
dados[REMAIN]

Exibe o tempo restante que o registrador dedados pode registar.

30

4 Como usar

4-6. Modos

Modo

Item

Visor LCD

Detalhes

Modo dedefinição/visor

Limpar dados
de registro[LG
CLEAR]

Limpa os dados do registro.

Exibição/Seleção da ID
do usuário[UId SEL]

Exibe e seleciona a ID.
Exibe uma ID se tiver sido definidaantecipadamente. A configuração padrão
[----].

Exibição/Seleção da ID daestação

[SID SEL]

Exibe e seleciona a ID.
Exibe uma ID se tiver sido definidaantecipadamente. A configuração padrão
[----].

Visor de dadosde SnapLog[REC.DATA]

Exibe os dados registrados na memória
manual.

Configuração
ON/OFF dovisor de pico[bAr SEL]

Seleciona ON (exibir)/OFF (ocultar) do visorde pico no gráfico de barras.

31

4 Como usar

4-7. Modo calibração do ar

4-7. Modo calibração do ar ligeiramente diferentes dependendo do tipo)(GX-2012, GX-2012GT) (* As operações são

Pressione o interruptor AIR.

Quando o interruptor AIR é
pressionado, o visor muda para [Adj
HOLD AIR].

Quando [RELEASE] for exibido,
libere o interruptor AIR.
A contagem decrescente inicia(*apenas com os tipos que
detectam gás combustível de altaconcentração <% vol>).
Quando o ajuste zero for concluído
com sucesso, regressa ao modo
detecção.

AVISO
Quando a calibração do ar for realizada na atmosfera, verifique a atmosfera quanto à frescura do arantes de iniciar a calibração. Se existirem outros gases, o ajuste não pode ser efetuadoadequadamente, conduzindo assim a perigos quando o gás vaza.

CUIDADO Efetue sempre a calibração do ar sob condições de pressão e temperatura/umidade
semelhantes às do ambiente de operação e em ar fresco.
 Execute a calibração do ar após a leitura ter estabilizado.
 Se houver uma alteração súbita da temperatura de 15 C ou mais entre os locais dearmazenamento e operação, ligue a alimentação do monitor de gás, deixe a unidade ficar
durante cerca de 10 minutos em um ambiente semelhante ao local de operação e executar acalibração do ar em ar fresco antes de usá-lo.

32

4 Como usar

4-7. Modo calibração do ar

NOTA Pode executar-se a calibração do ar sempre que exista um alarme de gás.
 Se a calibração do ar falhar, exibe [FAIL AIR CAL] e qual o sensor que
ficou com falha. Pressione o interruptor RESET para reinicializar o alarmede falha (falha na calibração). Quando o alarme é redefinido, o valor antes
da calibração é exibido.
(O exemplo à direita indica o caso de falha na calibração do ar com osensor de CH4 sensor.)

33

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor

4-8. Modo de definição/visor(GX-2012, GX-2012GT <Modo Normal>)Este modo permite-lhe alterar os vários visores e definições.
Sempre que se pressiona o interruptor do DISPLAY, aparecem várias telas uma de cada vez. (* Asoperações são ligeiramente diferentes, dependendo do tipo.)
Visor
Modo Detecção
Pressione o interruptor
DISPLAY.

Modo de definição/visor
Definição da Faixa de Medição
de Gás Combustível
Usado para selecionar uma
faixa de medição do gás
combustível.

ENTER

Definição da Faixa de Medição de
Gás Combustível
 P36

ENTER

Teste do alarme/visor do ponto de
ajuste do alarme/visor de escalamáxima P38

Visor do valor PEAK
Exibe a concentração máxima
(ou a concentração mínima deoxigênio) detectada durante a
medição desde que se ligou até
ao presente.

Visor do valor STEL
Exibe o valor STEL após ligar.

Visor do valor TWA
Exibe o valor TWA após ligar.

Teste do alarme/visor do ponto
de ajuste do alarme/visor deescala máxima
Exibe a escala completa e osvalores do ponto de ajuste do
alarme e executa o teste dealarme para as definições
exibidas.

34

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor

Visor do tempo da operação
Exibe a hora o tempo deoperação.

Visor de hora /data
Exibe o tempo baseado no
relógio integrado.

Visor do tempo restante doregistrador de dados
Exibe o tempo restante que oregistrador de dados poderegistar.

Limpar dados de registro
Limpa os dados do registro.

Exibição/Seleção da ID do
usuário
Exibe e seleciona a ID.

Exibição/Seleção da ID daestação
Exibe e seleciona a ID.

35

ENTER

Limpar dados de registro
 P39

ENTER

Seleção/exibição da UID
 P40

ENTER

Seleção/exibição da SID
 P40

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor

Visor de dados de SnapLog
Exibe os dados registrados na
memória manual.

ENTER

Configuração ON/OFF do visorde picoSeleciona ON (exibir)/OFF(ocultar) do visor de pico no
gráfico de barras.

ENTER

Visor de dados de SnapLog
 P41

Configuração ON/OFF do visor de
pico
 P42

Para o Modo detecçãoNOTA
O monitor de gás regressa automaticamente ao modo detecção em cerca de 20 segundos se o monitor
de gás for deixado sem ser operado.

36

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor<Definição da Faixa de Medição de Gás Combustível [HC RANGE]>(GX-2012, GX-2012GT <Modo normal>(*Apenas os tipos que detectam a elevada concentração de gases
combustíveis <% vol>)O tipo que pode exibir os níveis do gás combustível de duas formas, “faixa %LEL” e “faixa % vol”, comutam
automaticamente entre estes dois visores de acordo com a concentração de gás ou a “concentração deoxigênio”, desde a “faixa %LEL” até à “faixa % vol” e vice-versa.
(1) Pressione o interruptor DISPLAY e selecione a definição de faixa de medição de gás combustível apartir do menu de modo definição/visor.
As seguintes telas são exibidas por vez no monitor de gás.

(2) Pressione o interruptor ENTER.

NOTA
Se não desejar fazer uma alteração, pressione o interruptor do DISPLAY para regressar ao menu demodo definição/visor.
(3) Sempre que se pressiona o interruptor ▲ ou ▼, os menus da faixa de medição, [AUTO RANGE](comutação automática) e [ONLY VOL] (fixo para a faixa % vol), exibem-se por vez.
Pressione o interruptor ▲ ou ▼ para selecionar uma faixa de medição e pressione o interruptor
ENTER.

(4) Quando [END] for exibido, a definição está concluída.

O menu de modo de definição/visor é exibido novamente.
(5) Após a conclusão, pressione o interruptor DISPLAY várias vezes até que regresse ao modo dedetecção.

37

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor

CUIDADO Não é disparado nenhum alarme de gás na definição somente faixa % vol.
Na definição somente faixa % vol, a tela exibe [NO ALARM] porque não disparou nenhum
alarme.
Visor [NO ALARM]

somente faixa % vol

NOTA
Durante a medição de somente faixa % vol, os visores [% vol] e [NO ALARM] piscam.

38

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor<Teste do alarme/visor do ponto de ajuste do alarme/visor de escala máxima
[ALARM-P]>(GX-2012, GX-2012GT <Modo normal>) (*As operações são ligeiramente diferentes dependendo do tipo)
Exibe a escala completa ou os valores do ponto de ajuste do alarme e executa o teste de alarme para as
definições exibidas.
(1) Pressione o interruptor DISPLAY e selecione o visor de escala máxima/visor do ponto de ajuste do
alarme/teste do alarme a partir do menu modo de definição/exibição. As seguintes telas são exibidas
por vez no monitor de gás.

(2) Pressione o interruptor ENTER para entrar no ponto de ajuste do alarme ou noutro visor.

NOTA
Se não desejar entrar em qualquer visor, pressione o interruptor do DISPLAY para regressar ao menu demodo definição/visor.
(3) Sempre que se pressiona o interruptor ▲ ou ▼, os menus de ponto de ajuste do alarme e escalamáxima, ou seja, visor de escala máxima, primeiro alarme do visor de ponto de ajuste do alarme,
segundo alarme do visor do ponto de ajuste, visor do ponto de ajuste de alarme STEL e visor do ponto
de ajuste de alarme TWA são exibidos por vez.
Pressione o interruptor ▲ ou ▼ para selecionar uma definição que deseje verificar.
Selecione uma das telas seguintes:

Visor de escala máxima

Visor do ponto de ajuste do primeiro alarme([WARNING])

Visor do ponto de ajuste do
alarme STEL

Visor do ponto de ajuste do alarme TWA

Visor do ponto de ajuste do segundo
alarme ([ALARM])(4) Pressione o interruptor ENTER para efetuar o teste do alarme. Pode-se verificar a operação do alarme
nesta tela. Pressione qualquer tecla para parar a operação de alarme.
(5) Pressione o interruptor DISPLAY para sair do visor do ponto de ajuste do alarme ou do teste do alarme.
O menu de modo de definição/visor é exibido novamente.
(6) Após a conclusão, pressione o interruptor DISPLAY para regressar ao modo de detecção.

39

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor<Limpar dados de registro [LG CLEAR]> (GX-2012, GX-2012GT <Modo normal>)
Limpa os dados de registro que foram gravados.
(1) Pressione o interruptor DISPLAY e selecione Clear Log Data a partir do menu de modo dedefinição/visor.
As seguintes telas são exibidas por vez no monitor de gás.

(2) Pressione o interruptor ENTER.
As seguintes telas são exibidas por vez no monitor de gás.

NOTA
Se não desejar limpar os dados do registro, pressione o interruptor do DISPLAY para regressar ao menu
de modo definição/visor.

(3) Pressione o interruptor ENTER.
Quando o visor [----] desaparecer e [END] for exibido, o procedimento de eliminar está completo.

(4) Pressione o interruptor DISPLAY para regressar ao menu de modo definição/visor.
(5) Após a conclusão, pressione o interruptor DISPLAY várias vezes até que regresse ao modo dedetecção.

40

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor<Seleção /exibição da ID do usuário [UID SEL]> (GX-2012, GX-2012GT <Modo normal>)<Seleção /exibição da ID da estação [SID SEL]> (GX-2012, GX-2012GT <Modo normal>)Exibe e seleciona a UId (ID do usuário) e SID (ID da estação)(1) Pressione o interruptor DISPLAY e selecione a seleção/exibição da ID a partir do menu de modo dedefinição/visor.
As seguintes telas são exibidas por vez no monitor de gás. (A figura abaixo é o exemplo de uma
exibição/seleção da ID do usuário.)(2) Pressione o interruptor ENTER para definir ou selecionar uma ID.

NOTA Se não desejar definir ou selecionar uma ID, pressione o interruptor do DISPLAY para regressar ao
menu de modo definição/visor.
 Quando o monitor de gás é utilizado pela primeira vez, o visor da ID indica [----].
 A menos que especificado em contrário, as ID do USER-001 ao USER-128 (ID do usuário) e 001 a
128 (ID da estação) são registadas.
 O programa de gerenciamento de registrador de dados (opcional) é necessário para registrar ou
alterar uma ID. Por favor, entre em contato com a RIKEN KEIKI.
(3) Pressione o interruptor ▲ ou ▼ para selecionar uma ID.
Sempre que se pressiona o interruptor ▲ ou ▼, o número da ID altera.

(4) Pressione o interruptor ENTER.
Quando [END] for exibido, a definição está concluída.

(5) Pressione o interruptor DISPLAY para regressar ao menu de modo definição/visor.
(6) Após a conclusão, pressione o interruptor DISPLAY para regressar ao modo de detecção.

41

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor<Visor de dados SnapLog [REC.DATA]> (GX-2012, GX-2012GT <Modo normal>)Exibe os dados de concentração registrados na memória manual.
(1) Pressione o interruptor DISPLAY e selecione o visor de dados do registro a partir do menu dedefinição/visor.
As seguintes telas são exibidas por vez no monitor de gás.

(2) Pressione o interruptor ENTER para exibir os dados do registro.

NOTA
Se não desejar os dados do registro, pressione o interruptor do DISPLAY para regressar ao menu demodo definição/visor.
(3) Sempre que se pressiona o interruptor ▲ ou ▼, os menus de dados do registro são exibidos por vez.
Pressione o interruptor ▲ ou ▼ para selecionar um a definição que deseje verificar. O menu de dados
do registro exibe o ano, o mês, o dia, a hora e o número da memória.

(4) Pressione o interruptor ENTER para exibir os dados do registro selecionados.

(5) Se desejar exibir outros dados do registro, pressione o interruptor ENTER para regressar ao menu dedados do registro. Repita os passos (3) - (5).
(6) Após a conclusão, pressione o interruptor DISPLAY para regressar ao modo de detecção.

42

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor<Configuração ON/OFF do visor de pico [ｂAr SEL]> (GX-2012, GX-2012GT <Modo normal>)
Seleciona ON (exibir)/OFF (ocultar) do visor de pico no gráfico de barras.
(1) Pressione o interruptor DISPLAY e selecione a definição ON/OFF de pico a partir do menu de modo dedefinição/visor.
As seguintes telas são exibidas por vez no monitor de gás.

(2) Pressione o interruptor ENTER para alterar a configuração

NOTA
Se não desejar alterar a configuração, pressione o interruptor do DISPLAY para regressar ao menu demodo definição/visor.
(3) De cada vez que o interruptor ▲ ou ▼ é pressionado, [On PEAK BAR] (exibido) e [OFF PEAK BAR](não exibido) são mostrados alternativamente no menu de configuração ON/OFF. Selecione a
configuração ON/OFF e pressione o interruptor ENTER.

(4) Quando [END] for exibido, a definição está concluída.

O menu de modo de definição/visor é exibido novamente.
(5) Após a conclusão, pressione o interruptor DISPLAY várias vezes até que regresse ao modo dedetecção.

NOTA
Após a configuração (visor) ON ser executada, a concentração de gás
enquanto nível de um gráfico de barras como um valor numérico, conforme
mostrado na figura à direita.

Visor de pico43

4 Como usar

4-9. Como sair

4-9. Como sair
Faça o monitor de gás arrastar o ar fresco. Após o visor regressar a zero (ou 20,9 % para oxigênio),
mantenha o interruptor POWER/ENTER pressionado até a alimentação se desligar.

44

5 Operações e funções

5-1. Ativação do alarme de gás

5Operações e funções
5-1. Ativação do alarme de gás (GX-2012, GX-2012GT <Modo Normal>)
Alarme de gás:dispara quando a concentração de gás detectada atinge ou ultrapassa o valor do
ponto de ajuste do alarme. <<Autorretentivo>>
Exibição de alarme: Notifica pelo piscar da exibição do valor de concentração de gás, o soar da buzina e
iluminação da lâmpada.
Tipos de alarme:
Primeiro alarme (WARNING), segundo alarme (ALARM), alarme OVER, alarme TWA
e alarme STEL.
(* As operações são ligeiramente diferentes, dependendo do tipo)<Lista de alarmes de gás>
Tipo de alarmeOxigênio

Primeiro alarme
19,5 %(Especificação
TIIS)
19,5 %<Especificação
ATEX/IECEx>
Gás combustível 10 %LEL
Sulfato de
1,0 ppm
hidrogênio
(Especificação
TIIS)
5,0 ppm<Especificação
ATEX/IECEx>
Monóxido de
25 ppmcarbonoBuzinaSoam bipes
fortes e fracos
repetidos em
intervalos decerca de1 segundo.
Bipe, bipeLuz do alarme
Repetido
intermitente emintervalos decerca de1 segundo.
Visor LCD
Exibeintermitente a
concentração
de gás e[WARNING].

Segundo alarme
18,0 %(Especificação
TIIS)
23,5 %<Especificação
ATEX/IECEx>
50 %LEL
10,0 ppm(Especificação
TIIS)
30,0 ppm<Especificação
ATEX/IECEx>
50 ppmAlarme OVER
40,0 %

Alarme TWA:–

Alarme STEL:–

100 %LEL
30,0 ppm(Especificação
TIIS)
30,0 ppm<Especificação
ATEX/IECEx>
500 ppm–
1,0 ppm(Especificação
TIIS)
10,0 ppm<Especificação
ATEX/IECEx>
25 ppm–5,0 ppm(Especificação
TIIS)
15,0 ppm<Especificação
ATEX/IECEx>
200 ppm

Soam bipes
fortes e fracos
repetidos em
intervalos decerca de0,5 segundos.
Bipe, bipe
Repetido
intermitente emintervalos decerca de0,5 segundos.
Exibeintermitente a
concentração de
gás e[ALARM].

Soam bipes
fortes e fracos
repetidos em
intervalos decerca de0,5 segundos.
Bipe, bipe
Repetido
intermitente emintervalos decerca de0,5 segundos.
Exibeintermitente a
concentração degás e[OVER].

Soam bipes
fortes e fracos
repetidos em
intervalos decerca de1 segundo.
Bipe, bipe
Repetido
intermitente emintervalos decerca de1 segundo.
Exibe
intermitente a
concentração
de gás e[TWA].

Soam bipes
fortes e fracos
repetidos em
intervalos decerca de1 segundo.
Bipe, bipe
Repetido
intermitente emintervalos decerca de1 segundo.
Exibe
intermitente a
concentração
de gás e[STEL].

45

5 Operações e funções

5-1. Ativação do alarme de gás<Operação do visor>
Visor de Concentração do gás
Em um alarme de gás, o visor de concentração do gás e o visor de tipo
de alarme piscam.
Quando a concentração de gás excede a faixa de detecção (acima da
escala), [∩∩∩], será exibido na tela LCD.

Exemplo de visor
Luz do alarme
O alarme é composto por dois passos. Cada um deles dispara quando o respetivo valor do ponto de ajuste
do alarme é atingido ou ultrapassado.
BuzinaO alarme é composto por dois passos. Cada um deles soa quando o respetivo valor do ponto de ajuste do
alarme é atingido ou ultrapassado.
“Padrão do alarme (H-HH)”

Intervalo de 1 segundo
Intervalo de 0,5 segundos

Concentração

ConcentraçãoRESET
Ponto deajuste dosegundo alarme
Ponto de ajuste
do primeiro
alarmeTempo“Padrão o alarme (L-LL)”(* alarme de deficiência deIntervalo de 1 segundo
Intervalo de 0,5 segundos
RESET
Ponto de ajuste
do primeiro
alarmePonto de ajuste
do segundo
alarmeTempo

Luz doalarmeLuz doalarmeAVISO
A emissão de um alarme de gás indica que existem perigos extremos. Tome as ações adequadas
com base no seu bom senso.

46

5 Operações e funções

5-2. Ativação do alarme de falha

5-2. Ativação do alarme de falha
Alarme de falha:
Dispara quando é detectada uma anomalia no monitor de gás. <<Autorretentivo>>
Exibição de alarme: Notifica pelo visor de mensagens, som da buzina e iluminação da lâmpada.
Tipos de alarme:
Taxa de vazão baixa, anomalia do sensor, voltagem da bateria baixa, anomalia dosistema e falha de calibração.
Determine as causas e tome as ações adequadas.
Se o monitor de gás tiver problemas e funcionar mal repetidamente, contate imediatamente a RIKEN
KEIKI.

<Operação do visor>
Visor LCD

Exibe uma mensagem de erro.

Luz doalarmeRepetido intermitente em intervalos decerca de um segundo.

BuzinaBipes intermitentes repetidos em intervalosde cerca de um segundo:
Blipe, bipe, blipe, bipe

Exemplo de visor

NOTA Para reinicializar um alarme de taxa de fluxo baixo, [FAIL LOW FLOW], remova a causa da taxa defluxo baixo e, em seguida, pressione o interruptor RESET.
 Para mais informações sobre anomalias (mensagens de erro), consulte ‘8. Resolução de problemas’.

47

5 Operações e funções

5-3. Outras funções

5-3. Outras funções
<Histórico da calibração/Tendência vários/Funções de histórico de eventos>(GX-2012, GX-2012GT <Modo Normal>)O monitor de gás tem funções de histórico e tendência. Para usar essas funções, contate a RIKEN KEIKI.

NOTA
O programa de gerenciamento do registrador de dados (opcional) é necessário para usar as funções dehistórico e tendência. Por favor, entre em contato com a RIKEN KEIKI.
O registrador de dados fornece cinco funções.
(1) Tendência de intervalo
Registra as alterações na concentração medida desde a hora que a alimentação é ligada até à hora aque seja desligada.
São registradas as 100 vezes mais recentes que valham a medição.
Quando a medição é conduzida mais do que 100 vezes, os dados mais antigos serão substituídos
pelos dados mais recentes.
* No entanto, quando o tempo máximo de gravação for excedido, os dados mais antigos serão
substituídos mesmo antes de atingir a centésima medição.
O tempo máximo de gravação é especificado conforme se segue para cada tempo de intervalo.
Tempo de intervalo 10 segundos 30 segundos
1 minuto
3 minutos
5 minutos
10 minutos
Tempo máximo de
10 horas
30 horas
60 horas
180 horas
300 horas
600 horas
gravação
* O intervalo padrão é de “5 minutos”.
O tempo de intervalo pode definir-se pelo “Programa de gerenciamento de registrador de dados”(Opcional)(2) Tendência de alarme
Começando imediatamente após o alarme ter disparado, esta função registra a alteração daconcentração medida durante uma hora, que é desde 30 minutos antes de o alarme ter disparado até
30 minutos após o alarme ter sido disparado.
A tendência de alarme regista o valor de pico de um tempo de 5 segundos a um intervalo de 5
segundos.
Serão registrados os dados das oito últimas medições.
Quando o número de dados exceder oito, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais
recentes.
(3) Evento de alarme
Registra o disparo do alarme como um evento.
O evento regista o tempo de disparo do alarme, o gás alvo da medição e o evento do tipo de alarme(AL1, AL2, OVER).
São gravados até 100 eventos, contando regressivamente do último evento.
Quando o número de eventos exceder 100, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados
mais recentes.
(4) Evento de problema
Registra o disparo do problema como um evento.
O evento registra a hora em que o problema ocorreu o gás alvo de medição e o tipo de evento defalha.
São gravados até 100 eventos, contando regressivamente do último evento.
Quando o número de eventos exceder 100, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados
mais recentes.
(5) Histórico da calibração
Registra os dados quando a calibração é executada.
O histórico registra o tempo de calibração, o valor de concentração antes e depois da calibração bem
como o erro da calibração.
São gravados até 100 eventos de calibração de dados, contando regressivamente desde a última
calibração.
Quando a calibração é conduzida mais do que 100 vezes, os dados mais antigos serão substituídos
pelos dados mais recentes.
48

5 Operações e funções

5-3. Outras funçõesNOTA

 A função de registrador de dados deste monitor de gás é completamente baseada no sistema desubstituição (os dados mais antigos são eliminados e os dados mais recentes são registados).
 Os dados registrados podem ler-se pelo “Programa de gerenciamento de registrador de dados”(Opcional). Para mais detalhes, consulte o ‘Programa de gerenciamento de registrador de dados’.

49

6 Manutenção

6-1. Intervalos e itens de manutenção

6

Manutenção
O monitor de gás é um instrumento importante para fins de segurança.
Para manter o desempenho do monitor de gás e melhorar a confiabilidade da segurança, execute uma
manutenção regular.

6-1. Intervalos e itens de manutenção
 Manutenção diária: Execute a manutenção antes de começar a trabalhar.
 Manutenção mensal: Execute o teste de alarme uma vez por mês.
 Manutenção regular: Execute a manutenção uma vez ou a cada seis meses para manter o desempenho
como uma unidade de segurança.
Item demanutenção

Manutenção
diáriaManutenção
mensalManutenção
regularVerifique se o nível da bateria é suficiente.







Faça o monitor de gás arrastar o ar fresco.
Verifique se o valor do visor de concentração é
zero (ou 20,9 % vol no medidor de deficiência deoxigênio). Quando a leitura for incorreta, executeo ajuste zero (ajuste do ar fresco) após garantir
que não saem outros gases ao redor do mesmo.







Verificação daoperação na
unidadeprincipal

Veja o indicador piloto para verificar se existem
anomalias.







Verificação daoperação dabomba

Veja o indicador de estado de operação da bomba
para verificar se existem anomalias.







Verificação dofiltroVerifique o filtro do pó relativamente a poeira ou
entupimento.







Teste do alarme

Verifique a lâmpada do alarme e a buzina quanto
a funcionamento normal usando a função teste do
alarme.

-

Ajuste deamplitude

Realize o ajuste de amplitude usando o gás decalibração.

-

-



Verificação doalarme de gás

Verifique o alarme de gás usando o gás decalibração.

-

-



Verificação donível da bateria
Verificação dovisor deconcentração

Conteúdo da manutenção

50

6 Manutenção

6-2. Método de calibração do gás<Sobre os Serviços de Manutenção> Fornecemos serviços de manutenção regular, incluindo ajuste de amplitude, outros ajustes e
manutenção.
Para efetuar a calibração do gás, são necessárias ferramentas específicas, tais como uma botija de gásde concentração e do saco de amostra de gás especificados.
Nossos engenheiros de serviço qualificados têm especialização e conhecimento das ferramentas
específicas usadas para serviços, juntamente com outros produtos. Para manter o funcionamento em
segurança do monitor de gás, use nosso serviço de manutenção.
 Os seguintes são serviços de manutenção típicos. Para mais informações, entre em contato com a
RIKEN KEIKI.
Serviços principais
Verificação donível da bateria
Verificação dovisor deconcentração
Verificar a taxa defluxo

Verificação dofiltroTeste do alarme
Ajuste deamplitude
Verificação doalarme de gás: Verifica o nível da bateria: Verifica se o valor do visor de concentração é zero (ou 20,9 % vol no medidor de deficiência
de oxigênio) usando o gás zero.
Executa o ajuste zero (ajuste do ar fresco) se a leitura for incorreta.
: Verifica o indicador de taxa de fluxo para procurar anomalias.
Verifica a taxa de fluxo usando um medidor de fluxo externo para verificar a precisão doindicador de taxa de fluxo no monitor de gás. Se a taxa de fluxo estiver incorreta, executa oajuste da taxa de fluxo.
: Verifica o filtro do pó relativamente a poeira ou entupimento.
Substitui um filtro do sujo ou entupido.
: Verifica a lâmpada do alarme e a buzina quanto a funcionamento normal usando a função
teste do alarme.
: Realiza o ajuste de amplitude usando o gás de calibração.
: Verifica o alarme de gás usando o gás de calibração.
 Verifica o alarme. (Verifica a ativação do alarme quando o ponto de ajuste do alarme éatingido.)
 Verifica o tempo de atraso. (Verifica o tempo de atraso até que o alarme seja disparado.)

Limpeza e
reparação dodispositivo(Diagnósticovisual)Verificação deoperação dodispositivo
Substituição depeças
consumíveis

 Verifica a buzina, a lâmpada e o visor de concentração. (Verifica cada ativação do ALM1 e
do ALM2.): Verifica se existe poeira ou danos na superfície do monitor de gás, limpe e repare peças domonitor de gás.
Substitua as peças que estejam rachadas ou danificadas.

: Utilize as teclas para verificar o funcionamento de funções e parâmetros.

: Substitua as peças consumíveis, tais como um sensor, o filtro e a bomba.

6-2. Método de calibração do gás
Execute o ajuste de amplitude dos sensores utilizando um gás de calibração pelo menos uma vez a cadaseis meses.
Peça a um revendedor ou na sede da RIKEN KEIKI ou representante local autorizado para executar um
ajuste de amplitude.

CUIDADONão use um gás mais leve para verificar a sensibilidade do monitor de gás. Um constituinte do gás
mais leve pode deteriorar os desempenhos do sensor.

51

6 Manutenção

6-3. Como limpar

6-3. Como limpar
Limpe o monitor de gás se ficar extremamente sujo. O monitor de gás tem de estar desligado durante a
limpeza. Use um panos de desperdícios para remover a poeira. Não use água ou solventes orgânicos paraa limpeza porque podem causar anomalias.
Como uma quantidade de poeira extremamente grande dentro do bico cônico pode perturbar a detecção
de gás, é necessário limpá-lo com AR seco.

CUIDADO
Quando limpar o monitor de gás, não salpique água sobre o mesmo nem use solventes orgânicos
tais como álcool e benzina. A superfície do monitor de gás pode ficar descolorida ou danificada.

NOTA
Quando o monitor de gás fica molhado, pode ficar água dentro da abertura do som da buzina ou nas
folgas. Drene a água conforme segue:(1) Limpe cuidadosamente a umidade do monitor de gás usando uma toalha, um pano seco, etc.
(2) Enquanto segura o monitor de gás com firmeza, agite-o cerca de dez vezes com a abertura do som dabuzina virada para baixo.
(3) Limpe a umidade que sai do interior usando uma toalha, um pano, etc.
(4) Coloque o monitor de gás sobre uma toalha, um pano seco, etc., e deixe-o ficar às temperaturas
normais.

6-4. Substituição de peças<Substituição de Consumíveis>
Substituição do Sensor
Os sensores integrados do monitor de gás têm um período de validade e devem ser substituídos
regularmente (no espaço de dois anos).
Se a validade do sensor tiver expirado, por exemplo, se não for possível calibrar os sensores no ajuste deamplitude, as leituras não regressam após o ajuste do ar fresco, ou as leituras flutuam. Entre em contato
com a RIKEN KEIKI. O período de garantia é de um ano para todos os sensores.
Procedimento de Substituição do Filtro do Pó
Como o filtro do pó pode ficar sujo ou entupido gradualmente ao longo do tempo, tem de ser substituído
relativamente às condições de funcionamento. Verifique o filtro do pó e, se necessário, substitua.
Peça de entrada de gás
A peça de entrada de gás contém algodão absorvente, filtro de malha arame e filtro Teflon. Substitua o filtro
depois de ter absorvido água, tenha uma taxa de fluxo baixa ou parece significativamente contaminado.
(1) Rode a caixa do filtro do sentido antihorário e
remova-a.
(2) Retire o filtro e substitua-o por um novo.

NOTA
O algodão absorvente é instalado no lado da caixa do filtro e o filtro Teflon e o filtro da malha de aramesão instalados do lado da unidade principal.

52

6 Manutenção

6-4. Substituição de peças(3) Fixe a caixa do filtro que foi retirada.

Algodão
absorvente

Caixa do filtro

Malha dearame

Filtro Teflon* A fivela do cinto é
opcional.

Peça do sensor
A peça do sensor contém vários filtros. Os filtros têm de ser substituídos regularmente.
(*Filtros diferentes são fixados dependendo do tipo)

CUIDADO Desligue a alimentação do monitor de gás antes de substituir os filtros.
 Não remova a tampa exceto quando substituir o filtro. Quando a tampa do sensor não estiver
devidamente apertada, poderá não se possível efetuar a medição devido a vazamentos, ou
entrada de água no interior.
 Utilização de filtros dedicados apenas para este monitor de gás. Usar um produto similar podeter efeitos prejudiciais no desempenho da detecção do gás.

(1) Remova a unidade da bateria, afrouxe os três parafusos
da tampa do sensor e retire a tampa do sensor.

Tampa do sensor

Parafuso(2) Retire os filtros e substitua-os.
Filtro depurador desulfato de hidrogênio

Filtro de carbono
ativadoFiltro de controlo da
umidade* O GX-2012GT não
tem o tipo quecontém o filtro decontrolo da umidade.

53

6 Manutenção

6-4. Substituição de peças(3) Fixe a tampa do sensor à unidade principal e aperte os três parafusos.

CUIDADOSe os parafusos não estiverem completamente apertados, poderá não se possível efetuar amedição de gás devido a vazamentos, ou entrada de água no interior. O mesmo ocorre se uma
pequena substância estranha ficar presa debaixo do botão.

<Substituição de Peças de Substituição Regular>
Lista de peças de substituição regular recomendadas
GX-2012NºItem

Intervalo demanutenção
recomendado

Intervalo de
substituição
recomendado

Quantidade(peças por
unidade)Observações

1

Unidade da bomba (RP-12)

6 meses1 - 2 anos

12

Filtro do sensor de H2S

3 meses

6 meses1

Filtro de controlo da
umidade3

Filtro do sensor de CO

3 meses

6 meses1

Filtro de carbono ativado

4

Filtro do sensor HC-LEL

3 meses

6 meses1

Filtro depurador desulfato de hidrogênio

5

Algodão absorvente–

Quando sujo

Quantidade
adequada

6Filtro Teflon

3 meses

6 meses1

7

Unidade da bateria de íons delítio: (BUL-2012, BUL-2012(G1))–

Cerca de 500
ciclos decarregamento e
descarregamento

1

Clientes que comprarama unidade de bateria
De íons de lítio(acessórios opcionais)Intervalo demanutenção
recomendado

Intervalo de
substituição
recomendado

Quantidade(peças por
unidade)Observações

GX-2012GT
Nº

Item

1

Unidade da bomba (RP-12)

6 meses1 - 2 anos

12

Filtro do sensor de CO

3 meses

6 meses1

Filtro de carbono ativado

3

Filtro do sensor HC-LEL

3 meses

6 meses1

Filtro depurador desulfato de hidrogênio

4

Algodão absorvente–

Quando sujo

Quantidade
adequada

5Filtro Teflon

6

Unidade da bateria de íons delítio: (BUL-2012, BUL-2012(G1))

3 meses

6 meses1–

Cerca de 500
ciclos decarregamento e
descarregamento

1

Clientes que comprarama unidade de bateria
De íons de lítio(acessórios opcionais)

NOTA
Os intervalos de substituição acima são apenas recomendações. Os intervalos podem variar
dependendo das condições de operação. Esses intervalos não significam os períodos de garantia. O
resultado da manutenção regular pode determinar quando substituir as peças.
A operação da maioria da substituição periódica de peças tem de ser verificada após a substituição por um
engenheiro de serviço qualificado.
Para o funcionamento e a segurança estáveis do detector, peça a um engenheiro de serviço qualificado
que se encarregue da substituição de peças cujo funcionamento seja necessário verificar. Por favor, entre
em contato com a RIKEN KEIKI.
54

7 Armazenamento e descarte

7-1. Procedimentos para armazenar o monitor de gás ou deixá-lo fora de serviço durante um período longo

7

Armazenamento e descarte
7-1. Procedimentos para armazenar o monitor de gás
ou deixá-lo fora de serviço durante um período
longo
O monitor de gás tem de ser armazenado sob as condições ambientais seguintes.
 Em um local escuro a temperatura e umidade normais, longe da luz solar direta.
 Em um local onde não estejam presentes gases, solventes ou vapores.
Armazene o monitor de gás e uma caixa de embarque, se existir, no qual o produto foi entregue.
Armazene o monitor de gás afastado de poeira, etc., se a caixa de embarque não estiver disponível.

CUIDADOSe o monitor de gás não for usado durante um longo período de tempo, ligue a alimentação pelo
menos uma vez a cada seis meses e verifique se a bomba arrasta ar (cerca de três minutos). O
monitor de gás, quando não ativado durante muito tempo, pode deixar de trabalhar devido aendurecimento da graxa no motor da bomba.

NOTA

 Se o monitor de gás com uma unidade da bateria de íons de lítio não for usado durante muito tempo,
recomenda-se armazená-lo após descarregar a bateria até que o ícone do nível da bateria exiba uma
marca da bateria. Se o monitor de gás for armazenado com as baterias totalmente carregadas, asbaterias deterioram-se mais rapidamente e podem ter uma vida útil mais curta.
 Se o monitor de gás com uma unidade da bateria seca não for usado durante muito tempo,
armazene-o após remover as baterias. Vazamentos de bateria podem resultar em incêndio ou
ferimentos. Se o monitor de gás não for usado durante um curto período de tempo, armazene-o sem
remover as baterias. Enquanto o monitor de gás estiver DESLIGADO, o sensor está sempre
energizado. Portanto, é necessário armazenar o monitor de gás sem as baterias colocadas.

7-2. Procedimentos para usar o monitor de gásnovamente
CUIDADO
Quando usar novamente um monitor de gás armazenado/parado, nunca deixe de efetuar uma
calibração do gás. Para obter informações sobre reajuste, incluindo calibração do gás, entre em
contato com a RIKEN KEIKI.
55

7 Armazenamento e descarte

7-3. Eliminação de produtos

7-3. Eliminação de produtos
 Para descartar o monitor de gás, é necessário que seja tratado adequadamente como um resíduo
industrial de acordo com os regulamentos locais.

AVISO Não desmonte o sensor do tipo eletroquímico ou o sensor do tipo de célula galvânica porquecontêm eletrólito. O eletrólito pode causar queimaduras da pele graves se entrar em contato
com a pele, podendo causar cegueira se entrar em contato com os olhos. Se o eletrólito aderir asuas roupas, essa parte de suas roupas fica descolorida ou o seu material decompõe-se. Se
ocorrer contato, lave imediatamente a área com muita água.
 Elimine as baterias ou a unidade da bateria de acordo com os procedimentos especificados pela
autoridade local.
 Ao descartar o monitor de gás em Estados-Membros da UE, separe as baterias conforme especificado.
Manuseie as baterias removidas de acordo com o sistema de coleta de lixo e o sistema de reciclagem
baseados nos regulamentos dos Estados-Membros da UE.
Remover as baterias
Veja o ‘4-2. Preparação para a partida’ e remoção das baterias.
Quando BUL-2012, BUL-2012 (G1) (opcional) for utilizado
ModeloBUL-2012
BUL-2012(G1)

Tipo
Bateria de íons de lítio

NOTA BUL-2012, BUL-2012(G1) (opcional) contém baterias.
 Símbolo do contentor de lixo barrado por uma cruz

Este símbolo está indicados em produtos que contenham baterias que se enquadram na Diretiva
2006/66/CE relativa a baterias. Essas baterias precisam ser eliminadas conforme especificado pelaúltima Diretiva.
Este símbolo indica que as baterias precisam ser separadas do lixo comum e eliminadas
adequadamente.

56

8 Resolução de problemas

8

Resolução de problemas
A resolução de problemas não explica as causas de todas as anomalias que ocorrem no monitor de gás.
Simplesmente ajuda a encontrar as causas de anomalias que ocorrem frequentemente. Se o monitor degás mostrar um sintoma que não esteja explicado neste manual, ou ainda tenha anomalias apesar de se
tomarem ações de correção, Entre em contato com a RIKEN KEIKI.

<Anomalias na Unidade>Sintomas
A alimentação não
pode ser ligada.

Operações
anormais

As operações detecla estão
desativadas.

CausasO nível da bateria estádemasiado baixo.

O interruptor dealimentação não foi
pressionado o tempo
suficiente.
Instalação incorreta da
unidade da bateria.
Distúrbios causados
por ruído súbito deeletricidade estática,
etc.
Distúrbios causados
por ruído súbito deeletricidade estática,
etc.
Ocorreu uma anomalia
do circuito.

Anomalias dosistema[FAIL SYSTEM]
Anomalias dosistema[FAIL SYSTEM]
Anomalias na ROM
Erro nº 000 interna
Anomalias na RAM
Erro nº 010
interna
Anomalias na FRAM
Erro nº 021
interna
Anomalias na memória
Erro nº 022
FLASH interna
Anomalias do
Um sensor falhou.
sensor[FAIL SENSOR]Ações
Unidade da bateria seca: Substitua as três baterias secas
por novas em uma área segura.
Unidade da bateria de íons de lítio: Carregue as baterias
em uma área segura.
Para ligar, mantenha o interruptor POWER pressionado
até ouvir um bipe.

Verifique se a unidade da bateria está encaixada
adequadamente na unidade principal.
Desligue e reinicie o monitor de gás.

Em uma área segura, remova a unidade da bateria uma
vez e reinstale a unidade da bateria e ligue a alimentação
para efetuar operações.
Recorra à RIKEN KEIKI para reparo.

Recorra à RIKEN KEIKI para reparo.

Peça à RIKEN KEIKI que substitua o sensor.
(Apenas ao ligar, pressione o interruptor RESET paracontinuar a operação usando somente os sensores
normais para detectar outros gases.)57

8 Resolução de problemasSintomas
É exibido um
alarme de baixatensão da bateria.
[FAIL BATTERY]

CausasO nível da bateria estábaixo.

É exibido um
alarme de taxa defluxo baixa.
[FAIL LOW FLOW]

Entrou água, óleo, etc.

Não é possível
efetuar o ajuste dear fresco.
[FAIL AIR CAL]
Anomalias do
relógio[FAIL CLOCK]As baterias não
podem serrecarregadas.
(Apenas unidadeda bateria
recarregável)O filtro está entupido
A bomba ficou
deteriorada.
A unidade foi
armazenada durante
um longo período detempo sem ser utilizada(6 meses ou mais)
O ar fresco não é
fornecido ao redor domonitor de gás.
Anomalias do relógio
internoO carregador não estáconectado
corretamente.
Ocorreu uma anomalia
do circuito decarregamento.
As baterias foram
totalmente
recarregadas.

AçõesUnidade da bateria seca: Desligue a alimentação esubstitua as baterias secas por novas em uma áreasegura.
Unidade da bateria de íons de lítio: Desligue aalimentação e carregue-a em uma área segura.
Verifique o tubo de amostra de gás quanto a quaisquerdanos ou marcas de água ou óleo arrastados, etc.
Verifique o acessório, o entupimento, torção, etc. do filtro.
Peça à RIKEN KEIKI que substitua a bomba.
Quando o alarme da taxa de fluxo for exibido, desligue a
unidade e ligue-a novamente uma vez. Repita este
procedimento várias vezes. Se o problema persistir, peça
à RIKEN KEIKI que substitua a bomba.
Forneça ar fresco.

Efetuar uma definição de hora/data.
Se esse sintoma se observar repetidamente, o relógio
integrado também funciona mal. Assim, é necessário
substituí-lo. Por favor, entre em contato com a RIKEN
KEIKI.
Ligue devidamente a ficha CA e a ficha CC ao carregador
alimentado a CA.
Recorra à RIKEN KEIKI para reparo.

Quando baterias totalmente carregadas são carregadas
novamente, a luz indicadora de carregamento não seacende.

58

8 Resolução de problemas<Anomalias das Leituras>
Sintomas

CausasAções

A leitura sobe
(desce) e
permanece
inalterada.

Flutuação da saída do
sensor.

Executa o ajuste zero.

Presença de gás deinterferência

Perturbações por gases de interferência, tais comosolventes, não podem ser eliminadas completamente.

Vazão lenta

Uma quantidade de gás muito pequena a detectar podeestar vazando (vazão lenta). Se ignorar isso pode causar
perigos. Tome uma medida de correção, por ex.,tomando ações como as para o alarme de gás.

Alterações ambientais

Executa o ajuste zero.
Em particular, o tipo de célula galvânica é afetado pelapressão do ar.

Um alarme de gás
dispara apesar denão existir vazão
de gás e não haveroutras anomalias
no ponto dedetecção.

Presença de gás deinterferência

Perturbações por gases de interferência, tais comosolventes, não podem ser eliminadas completamente.

Perturbação por ruído

Desligue e reinicie o monitor de gás.
Se tal sintoma se observar frequentemente, tome as
medidas adequadas para eliminar o ruído.

Resposta lenta

Filtro do pó entupido

Substitua o filtro do pó.

Bico cônico dobrado ou
entupido

Repare as peças com defeito.

Forma-se condensação Corrija as peças com defeito fornecendo ar seco, etc.
no interior do monitor
de gás.
Sensibilidade do sensor Substitua o sensor por um novo.
deteriorada
Impossível efetuar
o ajuste deamplitude

Calibração daconcentrações do gás
inadequadaUse o gás de calibração adequado.

Sensibilidade do sensor Substitua o sensor por um novo.
deteriorada59

9 Especificações do produto

9-1. Lista de especificações

9

Especificações do produto
9-1. Lista de especificações
GX-2012 <Especificações TIIS>
Princípio de detecção

Tipo de célula galvânica
(OS)

Gás a detectarOxigênio (O2)

Faixa de detecção
<Faixa de serviço>
Resolução do visor
Valor do ponto de ajuste
do alarme

0 - 25 % vol<Até 40 % vol >0,1 % vol19,5 % vol (L)18,0 % vol (LL)
40,0 % vol (OVER)

Visor
Método de detecção
Taxa de vazão
VisoresVolume do som dabuzinaVisor do alarme de gás

LCG digital
Recolha de amostras
0,45 L/min ou mais (Taxa de fluxo aberta)
Visor do relógio, ícone do nível da bateria, indicador piloto e indicador de estado da operação da bomba
95 dB (A) ou superior (30 cm)

Padrão do alarme de
gás
Alarme de falha /
autodiagnóstico
Visor do alarme de falhaPadrão do alarme defalha
Especificações detransmissão
Funções
Fonte de alimentação
Tempo de operação
contínuaTemperatura deoperação
Umidade de operação
Estrutura
Estrutura contra
explosão
Classe à prova deexplosão
Dimensão
Peso

Tipo cerâmica novo(NC) / Tipo decondutividade térmica(TE)(*)
Gás combustível(HC / CH4)
0 - 100 %LEL (NC)/até 100 % vol (TE)(*)
1 %LEL/1 % vol (TE)
10 %LEL (1º)
50 %LEL (2º)
100 %LEL (OVER)

Tipo eletroquímico (ES)Tipo eletroquímico (ES)

Sulfato de hidrogênio
(H2S)
0 - 30 ppm

Monóxido de carbono(CO)
0 - 150 ppm<até 500 ppm>
1 ppm
25 ppm (1ª)
50 ppm (2ª)
25 ppm (TWA)
200 ppm (STEL)
500 ppm (OVER)

0,1 ppm
1,0 ppm (1ª)
10,0 ppm (2ª)
1,0 ppm (TWA)
5,0 ppm (STEL)
30,0 ppm (OVER)

Lâmpada piscando, som da buzina de modulação contínuo, visor de concentração de gás piscando evibração
Autorretentivo
Anomalias do sistema, anomalias do sensor, descida de tensão da bateria, falha na calibração e taxa defluxo baixa
Lâmpada piscando, buzina intermitente soando, exibição de detalhes.
Autorretentivo
IrDA (para registrador de dados)
Luz de fundo LCD, registrador de dados, visor de pico, visor de dados de registro
Unidade da bateria seca dedicada <Baterias secas alcalinas AA  3> [BUD-2012]
Unidade da bateria de íons de lítio [BUL-2012, BUL-2012 (G1)] também se pode usar.
BUD-2012: Cerca de 15 horas, (25 °C, sem alarme, e sem iluminação)BUL-2012, BUL-2012 (G1): Cerca de 10 horas (25 °C, sem alarme, sem iluminação e bateria totalmentecarregada)-20 - +50 °C
Abaixo de 95 % UR (sem condensação)Desempenhos de à prova de pó e à prova de gotejamento (compatível com o nível IP67)
Estrutura contra explosão intrinsecamente segura
Ex ia ⅡC T4 X (TIIS< Japão>)Aprox. 71 (W)  173 (H)  43 (D) mm (excluindo porções de projeção)Aprox. 360 g (Quando BUD-2012 é utilizado)/aprox. 360 g (Quando BUL-2012, BUL-2012 (G1) for
usado)* Especificações sujeitas a alterações sem aviso.
* Detecção de gases combustíveis de elevada concentração (% vol) é apenas possível com o tipo de especificação CH4.

60

9 Especificações do produto

9-1. Lista de especificações

Especificações GX-2012ATEX/IECEx/INMETRO
Princípio de detecção

Tipo de célula galvânica
(OS)

Gás a detectarOxigênio (O2)

Faixa de detecção
<Faixa de serviço>
Resolução do visor
Valor do ponto de ajuste
do alarme

0 - 25 % vol<Até 40 % vol>0,1 % vol19,5 % vol (L)23,5 % vol (H)40,0 % vol (OVER)

Visor
Método de detecção
Taxa de vazão
VisoresVolume do som da buzina
Visor do alarme de gás

LCG digital
Recolha de amostras
0.45 L/min ou mais (Taxa de fluxo aberta)
Visor do relógio, ícone do nível da bateria, indicador piloto e indicador de estado da operação da bomba
95 dB (A) ou superior (30 cm)
Lâmpada piscando, som da buzina de modulação contínuo, visor de concentração de gás piscando evibração
Autorretentivo
Anomalias do sistema, anomalias do sensor, descida de tensão da bateria, falha na calibração e taxa defluxo baixa
Lâmpada piscando, buzina intermitente soando, exibição de detalhes.
Autorretentivo
IrDA (para registrador de dados)Padrão do alarme de gás
Alarme de falha /
autodiagnóstico
Visor do alarme de falhaPadrão do alarme de falha
Especificações detransmissão
Funções
Fonte de alimentação

Tipo eletroquímico (ES)

Sulfato de hidrogênio
(H2S)
0 - 30 ppm

Monóxido de carbono(CO)
0 - 150 ppm<até 500 ppm>
1 ppm
25 ppm (1ª)
50 ppm (2ª)
25 ppm (TWA)
200 ppm (STEL)
500 ppm (OVER)

0,1 ppm
5,0 ppm (1ª)
30,0 ppm (2ª)
10,0 ppm (TWA)
15,0 ppm (STEL)
30,0 ppm (OVER)

Unidade da bateria seca dedicada <Baterias secas alcalinas AA  3> [BUD-2012]
Unidade da bateria de íons de lítio [BUL-2012, BUL-2012 (G1)] também se pode usar.
BUD-2012: Cerca de 15 horas, (25 °C, sem alarme, e sem iluminação)BUL-2012, BUL-2012 (G1): Cerca de 10 horas ((25 °C, sem alarme, sem iluminação e bateria totalmentecarregada)-20 - +50 °C
Abaixo de 95 % UR (sem condensação)Desempenhos de à prova de pó e à prova de gotejamento (compatível com o nível IP67)
Estrutura contra explosão intrinsecamente segura
ATEX
Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga (sem sensor de gás LEL inflamável)Ⅱ1G Ex ia ⅡB T4 Ga (com sensor de gás LEL inflamável)IECEx
Ex ia ⅡC T4 Ga (sem sensor de gás LEL inflamável)Ex ia ⅡB T4 Ga (com sensor de gás LEL inflamável)INMETROEx ia ⅡC T4 Ga
Ex ia ⅡB T4 Ga (para o sensor NC-6264A only)

Temperatura de operação
Umidade de operação
Estrutura
Estrutura contra explosão
Classe à prova deexplosão

Peso

Tipo eletroquímico (ES)Luz de fundo LCD, registrador de dados, visor de pico, visor de dados de registro

Tempo de operação
contínuaDimensão

Tipo cerâmica novo(NC) / Tipo decondutividade térmica(TE)(*)
Gás combustível(HC / CH4)
0 - 100 %LEL (NC)/até 100 % vol (TE)(*)
1 %LEL/1 % vol (TE)
10 %LEL (1º)
50 %LEL (2º)
100 %LEL (OVER)

Aprox. 71 (W)  173 (H)  43 (D) mm (excluindo porções de projeção)Aprox. 360 g (Quando BUD-2012 é utilizado)/aprox. 360 g (Quando BUL-2012, BUL-2012 (G1) for
usado)* Especificações sujeitas a alterações sem aviso.
* Detecção de gases combustíveis de elevada concentração (% vol) é apenas possível com o tipo de especificação CH4.

Combinações de Gases Detectados por Tipo

Tipo AOxigênio (O2)

Gás combustível(HC ou CH4)

Gás combustível(CH4)

Sulfato dehidrogênio (H2S)

Monóxido de carbono(CO)

0 - 25 % vol<Até 40 % vol >

0 - 100 %LEL

0 - 100 % VOL

0 - 30 ppm

0 - 150 ppm<até 500 ppm>








Tipo B





-





Tipo C-

Tipo D-

Tipo E









-

-

Tipo F





-

-

-

61

9 Especificações do produto

9-1. Lista de especificações

GX-2012GT <Especificações TIIS>
Princípio de detecção

Tipo de célula galvânica
(OS)

Gás a detectarOxigênio (O2)

Faixa de detecção
<Faixa de serviço>

0 - 25 % vol<Até 40 % vol>Tipo cerâmica novo(NC) / Tipo decondutividade térmica(TE)(*)
Gás combustível(HC / CH4)
0 - 100 %LEL (NC)/até 100 % vol (TE)(*)

Resolução do visor
Valor do ponto de ajuste
do alarme

0,1 % vol19,5 % vol (L)18,0 % vol (LL)
40,0 % vol (OVER)

1 %LEL/1 % vol (TE)
10 %LEL (1º)
50 %LEL (2º)
100 %LEL (OVER)

Visor
Método de detecção
Taxa de vazão
VisoresVolume do som da buzina
Visor do alarme de gásPadrão do alarme de gás
Alarme de falha /
autodiagnóstico
Visor do alarme de falhaPadrão do alarme de falha
Especificações detransmissão
Funções
Fonte de alimentação
Tempo de operação
contínuaTemperatura de operação
Umidade de operação
Estrutura
Estrutura contra explosão
Classe à prova deexplosão
Dimensão
Peso

Tipo semicondutor fio
quente (SH)

Tipo eletroquímico (ES)Gás combustível (HC /CH4)
0 - 500 ppm (HC)< 510 - 2000 ppm> (HC)
0 - 2000 ppm (CH4)< 2010 - 5000 ppm>
(CH4)
10 ppmMonóxido de carbono(CO)
0 - 150 ppm<até 500 ppm>

-

1 ppm
25 ppm (1ª)
50 ppm (2ª)
25 ppm (TWA)
200 ppm (STEL)
500 ppm (OVER)LCD digital (sete segmentos + símbolo + visor da barra)
Recolha de amostras
0,45 L/min ou mais (Taxa de fluxo aberta)
Visor do relógio, ícone do nível da bateria, indicador piloto e indicador de estado da operação da bomba
95 dB (A) ou superior (30 cm)
Lâmpada piscando, som da buzina de modulação contínuo, visor de concentração de gás piscando evibração
Autorretentivo
Anomalias do sistema, anomalias do sensor, descida de tensão da bateria, falha na calibração e taxa defluxo baixa
Lâmpada piscando, buzina intermitente soando, exibição de detalhes.
Autorretentivo
IrDA (para registrador de dados)
Luz de fundo LCD, registrador de dados, visor de pico, visor de dados de registro, verificar vazamentos
Unidade da bateria seca dedicada <Baterias secas alcalinas AA  3> [BUD-2012]
Unidade da bateria de íons de lítio [BUL-2012, BUL-2012 (G1)] também se pode usar.
BUD-2012: Cerca de 15 horas, (25 °C, sem alarme, e sem iluminação [modo normal])
BUD-2012: Cerca de 5,5 horas, (25 °C, sem alarme, e sem iluminação) [modo de verificação dovazamento])
BUL-2012, BUL-2012 (G1): Cerca de 10 horas (25 °C, sem alarme, sem iluminação e bateria totalmentecarregada [modo normal])
BUL-2012, BUL-2012 (G1): Cerca de 4 horas (25 °C, sem alarme, sem iluminação e bateria totalmentecarregada [modo de verificação do vazamento])-20 - +50 °C
Abaixo de 95 % UR (sem condensação)Desempenhos de à prova de pó e à prova de gotejamento (compatível com o nível IP67)
Estrutura contra explosão intrinsecamente segura
Ex ia ⅡC T4 X (TIIS< Japão>)Aprox. 71 (W)  173 (H)  43 (D) mm (excluindo porções de projeção)Aprox. 360 g (Quando BUD-2012 é utilizado)/aprox. 360 g (Quando BUL-2012, BUL-2012 (G1) for
usado)* Especificações sujeitas a alterações sem aviso.
* Detecção de gases combustíveis de elevada concentração (% vol) é apenas possível com o tipo de especificação CH4.

62

9 Especificações do produto

9-1. Lista de especificações

Especificações GX-2012GTATEX/IECEx/INMETRO
Princípio de detecção

Tipo de célula galvânica
(OS)

Gás a detectarOxigênio (O2)

Faixa de detecção
<Faixa de serviço>

0 - 25 % vol<Até 40 % vol>Tipo cerâmica novo(NC) / Tipo decondutividade térmica(TE)(*)
Gás combustível(HC / CH4)
0 - 100 %LEL (NC)/até 100 % vol (TE)(*)

Resolução do visor
Valor do ponto de ajuste
do alarme

0,1 % vol19,5 % vol (L)23,5 % vol (H)40,0 % vol (OVER)

1 %LEL/1 % vol (TE)
10 %LEL (1º)
50 %LEL (2º)
100 %LEL (OVER)

Visor
Método de detecção
Taxa de vazão
VisoresVolume do som da buzina
Visor do alarme de gásPadrão do alarme de gás
Alarme de falha /
autodiagnóstico
Visor do alarme de falhaPadrão do alarme de falha
Especificações detransmissão
Funções
Fonte de alimentação
Tempo de operação
contínuaTemperatura de operação
Umidade de operação
Estrutura
Estrutura contra explosão
Classe à prova deexplosão

Dimensão
Peso

Tipo semicondutor fio
quente (SH)

Tipo eletroquímico (ES)Gás combustível (HC /CH4)
0 - 500 ppm (HC)< 510 - 2000 ppm> (HC)
0 - 2000 ppm (CH4)< 2010 - 5000 ppm>
(CH4)
10 ppmMonóxido de carbono(CO)
0 - 150 ppm<até 500 ppm>

-

1 ppm
25 ppm (1ª)
50 ppm (2ª)
25 ppm (TWA)
200 ppm (STEL)
500 ppm (OVER)LCD digital (sete segmentos + símbolo + visor da barra)
Recolha de amostras
0,45 L/min ou mais (Taxa de fluxo aberta)
Visor do relógio, ícone do nível da bateria, indicador piloto e indicador de estado da operação da bomba
95 dB (A) ou superior (30 cm)
Lâmpada piscando, som da buzina de modulação contínuo, visor de concentração de gás piscando evibração
Autorretentivo
Anomalias do sistema, anomalias do sensor, descida de tensão da bateria, falha na calibração e taxa defluxo baixa
Lâmpada piscando, buzina intermitente soando, exibição de detalhes.
Autorretentivo
IrDA (para registrador de dados)
Luz de fundo LCD, registrador de dados, visor de pico, visor de dados de registro, verificar vazamentos
Unidade da bateria seca dedicada <Baterias secas alcalinas AA  3> [BUD-2012]
Unidade da bateria de íons de lítio [BUL-2012, BUL-2012 (G1)] também se pode usar.
BUD-2012: Cerca de 15 horas, (25 °C, sem alarme, e sem iluminação [modo normal])
BUD-2012: Cerca de 5,5 horas, (25 °C, sem alarme, e sem iluminação) [modo de verificação dovazamento])
BUL-2012, BUL-2012 (G1): Cerca de 10 horas (25 °C, sem alarme, sem iluminação e bateria totalmentecarregada [modo normal])
BUL-2012, BUL-2012 (G1): Cerca de 4 horas (25 °C, sem alarme, sem iluminação e bateria totalmentecarregada [modo de verificação do vazamento])-20 - +50 °C
Abaixo de 95 % UR (sem condensação)Desempenhos de à prova de pó e à prova de gotejamento (compatível com o nível IP67)
Estrutura contra explosão intrinsecamente segura
ATEX
Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga (sem sensor de gás LEL inflamável)Ⅱ1G Ex ia ⅡB T4 Ga (com sensor de gás LEL inflamável)IECEx
Ex ia ⅡC T4 Ga (sem sensor de gás LEL inflamável)Ex ia ⅡB T4 Ga (com sensor de gás LEL inflamável)INMETROEx ia ⅡC T4 Ga
Ex ia ⅡB T4 Ga (para o sensor NC-6264A only)

Aprox. 71 (W)  173 (H)  43 (D) mm (excluindo porções de projeção)Aprox. 360 g (Quando BUD-2012 é utilizado)/aprox. 360 g (Quando BUL-2012, BUL-2012 (G1) for
usado)* Especificações sujeitas a alterações sem aviso.
* Detecção de gases combustíveis de elevada concentração (% vol) é apenas possível com o tipo de especificação CH4.

63

9 Especificações do produto

9-2. Lista de acessórios

Combinações de Gases Detectados por TipoOxigênio (O2)

Gás combustível(HC ou CH4)

Gás combustível(CH4)

Gás combustível(HC ou CH4)

Monóxido de carbono(CO)

0 - 25 % vol<Até 40 % vol>0 - 100 %LEL

0 - 100 %LEL

0 - 500 ppm (HC)< 510 - 2000 ppm>(HC)0 - 2000 ppm (CH4)< 2010 - 5000 ppm>(CH4)

0 - 150 ppm<até 500 ppm>

Tipo A

Tipo B















Tipo C-

Tipo D





-



-

9-2. Lista de acessórios

Acessórios
padrão








Unidade de bateria seca (BUD-2012)
Baterias secas alcalinas: 3
Bico cônico: 1
Alça de mão: 1
Manual de Instruções
Garantia do produto

Acessórios
opcionais













Sonda flutuanteFiltro do sensor H2S (filtro de controlo da umidade)Filtro Teflon
Filtro de malha de arame
Filtro do sensor HC-LEL (Filtro depurador de sulfato de hidrogênio)Filtro do sensor de CO (Filtro de carbono ativado)
Carregador
Unidade da bateria de íons de lítio (BUL-2012, BUL-2012 (G1))
Filtro de gel sílica
Fivela do cinto
Programa de gerenciamento de registrador de dados6410 Definição de termos

10

Definição de termos
% vol
ppm
LEL

TWA

STEL

Concentração de gás indicada na unidade de um centésimo do volume
Concentração de gás indicada na unidade de um milionésimo do volume
Acrônimo para “Limite de Exposição Inferior.”
LEL refere-se à concentração mais baixa de um gás combustível no ar capaz decausar exposição quando inflamado.
Acrônimo para “Threshold Limit Value Time Weighted Average (limite de média
ponderada de tempo do valor limite de exposição)”. TWA refere-se a um limite
de concentração de substâncias tóxicas como uma média ponderada no tempo
para o qual a exposição repetida de quase todos os trabalhadores em um turno
de trabalho de 8 horas ou uma semana de 40 horas não tem efeitos prejudiciais
em sua saúde.
Acrônimo de “Limite de Exposição a Curto Prazo de Limite Limiar”. STEL
refere-se a um limite de concentração de substâncias tóxicas às quais a
exposição diária dos trabalhadores durante 15 minutos consecutivos inferiores
ao TWA não tem efeitos prejudiciais em sua saúde.

65