恒温槽対応プローブ■電圧プローブ
155℃

PMK 社製

PHT312-RO 198,000 円（税別）使用可能温度範囲 : -55 ℃〜+155 ℃
多湿対応-55℃[ アクセサリ ]DC incl. AC peak [V] Sinus

Typical Voltage Derating PHT312

7 *T-00 ol
92 t To
8-2 en01ustm
jAd

4 * Q-02 l H
92 Too8-2 nt01 stme NSTEIN
RBEju
Ad

891-005-803
5x Spring Tip 0.8 mm

891-005-011
5x Solid Tip 0.8 mm

beProor *ect

nn-Co

CBN

890-400-022
HT-Ground Lead 10 cm
891-291-102
Ground Blade 5.0018-292-524
HT-Insulating Tube018-210-003BNC Adapter 5.0-L

890-700-006
PCB Adapter 5.0-L

890-520-712
HT-Dual Lead Adapter
to 0.64 mm Sockets

890-292-006
10x Solder-In
Contact Pin 0.64 mm

890-500-141
HT-IC Clip-M
0.64 mm Pin

400300200

890-400-021
HT-Ground Lead 10 cm
to 4 mm Banana Plug

1000100k

1M

10M
Frequency[Hz]

100M

1G

890-321-025
Sprung Hook 5.0-HT[PHT312-RO 仕様 ]
減衰比
周波数帯域
プローブ立ち上がり時間
最大入力電圧
入力抵抗、入力容量
適合入力容量
ケーブル長
動作温度・湿度890-500-142
HT-IC Clip-L
0.64 mm Pin

10:1 ±2% at DC
350MHz(-3dB)
1ns (10% 〜 90%)
400Vrms（1250V 過渡過電圧）、300Vrms CATⅡ
4.4MΩ、20pF
10pF 〜 25pF
2m
プローブ・ヘッドとケーブルアセンブリおよび(*) マークの無いアクセサリ
温度 :−55℃〜 +155℃ 最大相対湿度 :98%
BNC コネクタ部と（*）マークのアクセサリ
温度 :0℃〜 +50℃
最大相対湿度 :80％（+31℃）〜 40%（+50℃）

930122000
Aligator Clip V2A
to 4 mm socket

205℃ 発売予定-55℃

PUHT312 予定価格 298,000 円（税別）
使用可能温度範囲 : - 55℃〜+205 ℃■SKID-PCBA フレーム
PMK 社製

使用可能温度範囲 :- 55 ℃〜+155 ℃

155℃
-55℃

SKID-S
SKID-M
SKID-L

（使用例）

外形寸法
クランプ幅
225 x 225 x 100 mm 160 x 160 mm
305 x 225 x 100 mm 240 x 160 mm405 x 365 x 190 mm 340 x 300 mm

標準価格（税別）
140,000 円
175,000 円
221,000 円

■電流プローブ- 40 ℃〜+125 ℃

使用可能温度範囲 :最大 12,000A 対応■ロゴスキーコイル電流プローブ

SS-280A シリーズ プローブ先端部

125℃-40℃80mm25mm※60mm タイプも対応可能、別途お問い

最大 12,000A 対応

φ1.7mm合わせください■ロゴスキーコイル電流プローブ

SS-290A シリーズ
210,000 円（税別）

SS-290 シリーズ プローブ先端部

SS-280A シリーズ 210,000 円（税別）

SS-29xL タイプ
700mm

300mm
φ8.5mm
SS-29xS タイプ

φ8.5mm■電流プローブ仕様

SS-280A シリーズ 仕様
型番

センサ部
使用温度範囲

周波数帯域

感度
ピーク電流
[mV/A][A]

200

SS-281A

50

SS-283A
SS-284A

感度・ピーク電流

SS-285A
SS-286AfL 〜 30MHz[-3dB]
fL: 低域遮断周波数

10125℃

1103.530020653000

16000

0.5

11.821.4

低域遮断周波数fL[Hz]

ノイズ[mV rms]

13.50.8

2.00.4

1.2

31.580680

RMS[kA/μs]

2940

絶対最大 di/dt
Peak[kA/μs]

2.53281200

2SS-288A ( 受注生産 )SS-289A ( 受注生産 )24600

5SS-287A

ノイズ[mV rms]

60

120

20-40℃〜

低域遮断周波数fL[Hz]

30100

SS-282A

ピーク di/dt[kA/μs]212000SS-290 シリーズ 仕様
型番

センサ部
使用温度範囲周波数帯域

SS-293S

SS-29xS:

SS-293L

感度・ピーク電流

感度ピーク電流[mV/A][kA]

fL 〜 20MHz[-3dB]

SS-294S/L

SS-29xL:

SS-296S/L

fL: 低域遮断周波数

SS-295S/L

fL 〜 10MHz[-3dB]

-40℃〜
125℃

51.223160.5

ピーク di/dt[kA/μs]6032

12

RMS[kA/μs]

80

3.0

1.40.680

絶対最大 di/dt
Peak[kA/μs]

共通仕様
SS-280A シリーズ

基本性能

感度確度
出力

±2%(-10℃〜 +70℃

コネクタ ： BNC

コネクタ形式
最大電圧範囲SS-290 シリーズ
±2%(-10℃〜+60℃ 左記範囲外は±300ppm/℃追加）

左記範囲外は ±250ppm/℃追加）±6V（負荷 ≧ 100kΩ）※50Ω負荷の場合は ±2V、感度は約半分となる±6V（負荷 ≧ 100kΩ）±0.05%（フルスケールに対して）

直線性

センサ部

±300mV 以上

ゼロ点調整範囲
コイル長

コイル線径 / 耐圧 / ケーブル長
使用温度範囲80mm±5mm (60mm タイプも対応可能、別途お問い合わせください）

本体部

約 0.37kg

質量

約 80(W)×165(H)×35(D) mm （突起物を除く）

単三乾電池 4 本

または

約 18 時間（アルカリ乾電池使用時）

環境特性

付属品

最大 8.5mm /10kVpeak / 3.0m ±100mm-40℃〜 125℃
（センサケーブルも含む）

大きさ
電源

SS-29xS：300mm±10mm、SS-29xL：700mm±10mm

最大 1.7mm /1.2kVpeak / 1.5m ±50mm

SS-29xS : 約 0.48kg

AC アダプタ（オプション）
を使用

SS-29xL : 約 0.50kg

約 30 時間（アルカリ乾電池使用時）

同軸ケーブル（50cm×1）、取扱説明書（1）、調整用ドライバ（１）、ハードケース（1）、
アルカリ単三乾電池：4 本

動作温湿度範囲

0℃ 〜 ＋40℃、80%RH 以下（センサ部を除く）

お客様フリーダイヤル

受付時間 土日祝日を除く営業日の 9:00 〜 12:00/13:00 〜 17:00

技術的なお問い合わせ：0120-102-389
E-mail : info-tme@iwatsu.co.jp

校正修理に関するお問い合わせ：0120-086-102

E-mail : iti̲service@iwatsu.co.jp●ご相談／お問い合せは

URL: http://www.iti.iwatsu.co.jp
営 業 部 〒168-8511
国 際 営 業 課 〒168-8511
西日本営業所 〒564-0063
サービスセンター 〒965-0855

東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492
大阪府吹田市江坂町1-12-38 ソリトンビル ８F TEL 06-6330-5280 FAX 06-6330-5287
福島県会津若松市住吉町310
TEL 0242-26-4339 FAX 0242-26-4348

http://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

C.S(OK)201602
8201-0045-2