R&S®NGA100電源シリーズ

リニア。高精度。低価格。

Data Sheet
Version 01.00year

モデル概要R&S®NGA101► 1出力► 最大40 Wの全出力パワー► 各出力が最大35 Vまたは最大6 A

R&S®NGA102► 2出力► 最大80 Wの全出力パワー► 各出力が最大35 Vまたは最大6 A► 直列モードで最大70 Vまたは並列モードで最大12 A

R&S®NGA141► 1出力► 最大40 Wの全出力パワー► 各出力が最大100 Vまたは最大2 A

R&S®NGA142► 2出力► 最大80 Wの全出力パワー► 各出力が最大100 Vまたは最大2 A► 直列モードで最大200 Vまたは並列モードで最大4 A

2

概要

R&S®NGA100 電源はリニアで、小型で、操作性が優れています。
どのモデルも、要求の厳しい測定における低電流範囲でのリードバック確度が優れています。

データロギング、任意波形、内蔵統計機能、およびリモートセンシングなどの機能により、さまざまなベンチアプリケーションに理想的な電源です。
R&S®NGA100 電源はUSBやイーサネットを含むいくつもの異なるリモートインタフ
ェースを備えており、自動テストにも最適です。

チャネル融合機能により、電圧と電流の範囲が拡張されます。
直列モードのR&S®NGA142で最大200 Vが得られ、並列モードのR&S®NGA102で最大12 Aが得られます。
高度な保護機能により、デバイスの接続を維持し、電源を安全に保ちます。

主な特長
考え抜かれた設計► リニアな設計► 高いリードバック確度► 内蔵の統計機能► 独立したチャネル► FlexPower► カラーコード化► 安全バインディングポスト► ラックに取り付けて使用可能

フル機能搭載► EasyRamp► EasyArb► データロギング► 低電流の測定範囲► チャネル融合► トラッキング► リモートセンシング► デバイス設定の保存／呼出し► 保護機能高い接続性► USBインタフェース► イーサネットインタフェース► 無線LAN（WLAN）► デジタルトリガI/O

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿ 3さまざまな電源クラス

ベーシック電源► 手頃な価格設定、静音設計で安定動作► 手動操作および簡単なコンピューター制御操作向き► 教育、実験室、およびシステムラックで使用

R&S®NGA142 2チャネル電源およびR&S®NGE100B 3チャネル電源

多機能／高性能電源► 速度、確度、高度なプログラミング機能がテスト性能に不可欠な場合► DUT保護、高速プログラミング時間、ダウンロード可能なV/Iシーケンスなどの機能► ラボおよびATEアプリケーションで使用

R&S®HMP4040 4チャネルおよびR&S®NGP814 4チャネル電源

専用／アプリケーション特化電源► 特定の用途に合わせてカスタマイズ► 以下のような固有の機能— バッテリーの固有の特性のエミュレーション— 制御された方法で正確に電流を吸い込み、電力を散逸させる電子負荷► ラボおよびATE環境で使用

R&S®NGU401 シングルチャネルSMU
R&S®NGM202 2チャネル電源

4

考え抜かれた設計
リニアな設計

通常、高度な電子回路は複雑で、電源ラインへの干渉に敏感です。
出力段がリニアな設計であるため、R&S®NGA100 電源は、最小限の残留リップルとノイズで動作することができます。
干渉に敏感なコンポーネントを開発する際には、きわめて安定した出力電圧および電流を供給することが重要です。

高いリードバック確度

R&S®NGA100 電源シリーズはプログラミングおよびリードバ
ック確度がきわめて高く、電圧および電流のレベルが低い場合でもデバイスの実際の電力消費を正確に測定し、再現することができます。
内蔵された計測器により、外部マルチメータが必要なくなり、セットアップを簡素化できます。

内蔵の統計機能独立したチャネル（R&S®NGA102およびR&S®NGA142）

2つのチャネルの回路は完全に分離しており、シャーシグランドに接続されていないため、±12 Vを必要とすることもあるバイポーラー回路のチャネルを組み合わせることが容易になります。
双方のチャネルは電気的に等価で、同じ電圧、電流およびパワーです。
2つのチャネルは別個の電源として動作し、個別に動作させることも同時に動作させることもできます。

FlexPower

R&S®NGA100シリーズは、さまざまな動作点において最大パワーで動作し、単一レンジの電源よりもはるかに広範なアプリケーションをカバーします。
出力可能なすべての電圧と電流の組み合わせは、対応するFlexPower曲線に示されています。

内蔵統計機能により、パワー、電圧および電流の最小値と最大値が表示されます。

65.5

最大36 W

5R&S®NGA141/R&S®NGA142 FlexPowerの出力ごとの曲線
電流（A）

電流（A）

R&S®NGA101/R&S®NGA102 FlexPowerの出力ごとの曲線

4.5

2
1.8
1.6
1.4

41.2

3.5
31

2.5

0.82

最大40 W

1.5

最大40 W

0.6
0.4

10.2

0.5

0005

101520253035電圧（V）

01020304050607080

90
100電圧（V）

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿ 5

カラーコード化すべての動作条件が3.5インチのディスプレイにはっきりと表示され、保護機能の状態も示されます。
電圧値と電流値は、離れていても読みやすくなっています。
色分けされて、異なる動作ステートが示されます。
► 定電圧モードにおけるアクティブ出力は緑色で示されます。
► 定電流モードにおけるアクティブ出力は赤色で示されます。
► 非アクティブ出力は白色で示されます。
チャネルが設定モードになっている場合、設定対象の数字の背景が青色で示されます。

安全バインディングポスト

R&S®NGA100の出力電源コネクタには、4 mmの安全バナナプラグとストリップケーブルが両方とも、アダプターなしで接続できます。

バインディングポストおよびディスプレイ上のカラーコード化は、接続エラーの防止に役立ちます。

ラックに取り付けて使用可能互換のラックマウントキットと背面の出力コネクタにより、テストシステムへの統合が容易です。
各ラックマウントフレームは、最大で2台のR&S®NGA100 電源を保持することができます。

フル機能搭載EasyRamp

突入電流を制御するため、一部のテストセットアップでは、電源電圧を急激に上昇させずに、一定に上昇させる必要があります。
EasyRamp機能では、10 ms～10 sのタイムフレームで一定に出力電圧を上昇させます。

EasyArb

さまざまなデバイス状態をシミュレートするテストシーケンスでは、電圧と電流を変動させる必要があります。
手動で、ユーザーインタフェースを使用して、または外部インタフェースを使用して、任意波形シーケンスをプログラムすることができます。

6

データロギング

データのロギングは、パワーの変化を解析したり消費電力を最適化したりする場合の長期モニタリングやテストセットアップの確認、テスト条件の繰り返しにおいて重要です。

R&S®NGA100 電源は、電圧および電流の時間ごとの測定値を、すべての出力について毎秒10サンプルのサンプリングレートで同時に記録します。
このタイムスタンプ付きのデータは.csvファイルとして容易にエクスポートでき、レポートやドキュメントに使用できます。
"Log" を押すとデータ捕捉が開始し、もう一度 "Log" を押すとデータ捕捉が停止します。

低電流の測定範囲

IoTデバイスには、電流消費量がとても少ないスリープモードが複数あるものもあります。
これらの動作状態を正確に判定するために、R&S®NGA100 電源には低電流の測定範囲があります。
200 mA未満の電流が1 µAの分解能および±（0.15 %＋25 µA）の精度で測定されます。

チャネル融合（R&S®NGA102およびR&S®NGA142）

2つの出力チャネルを直列または並列で動作させて電圧または電流を引き上げます。
直列または並列のチャネル融合をオンにすると、デバイスは、電圧または電流の能力が2倍の1チャネル電源のように動作し始めます。
直列モードでは出力が内部で接続され、並列モードでは外部配線が必要になります。

この機能により、単一の機器で対応できるアプリケーションがさらに広がります。

直列モード

デバイス設定の保存／呼出し

最大5つの共通機器設定をフロントパネルの5つのメモリキーで容易に記憶し、呼び出します。

保護機能

各チャネルには次の設定が可能です。
► 最大電流（電子ヒューズ、過電流保護、OCP）► 最大電圧（過電圧保護、OVP）► 最大パワー（過電力保護、OPP）

制限値に達すると、出力が自動的にオフになり、
メッセージ（FUSE OVPまたはOPP）が表示されます。
2チャネルのデバイス（R&S®NGA102およびR&S®NGA142）では、過電流保護を他のチャネルにリンクすることができます（FuseLink機能）。
この場合、最大電流を超えるチャネルとリンクされたチャネルがオフにされます。
電子ヒューズに遅延時間を設定することもでき、短い電流スパイクによって出力がオフにされないようにできます。
R&S®NGA100 電源には過熱保護機能も内蔵されており、熱的過負荷がすぐにも発生しそうな場合に出力をオフにします。

並列モード

トラッキング（R&S®NGA102およびR&S®NGA142）双方の出力の電圧または電流を同時に対称的に調整します。

リモートセンシング

リモートセンシングを用いて、電源の出力端子ではなくDUTの入力端子で直接出力電圧をレギュレーションすることによって、電圧レギュレーションを改善します。
4線式のリモートセンシングにより、電源の電圧降下を補正することで、特に大電流を用いるアプリケーションが可能になります。
R&S®NGA100 電源では、リアパネルの各出力に、センサを接続できる端子を配置しています。

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿ 7

高い接続性

USBインタフェース（仮想COMポートおよびTMCクラス）

無線LAN（WLAN）

USBインタフェースを通じて外部PCからR&S®NGA100 電源
別の方法として、オプションの無線LANインタフェースを制御することができます。
また、USBポートではログ・データ・ （R&S®NGA-K102）を経由してR&S®NGA100 電源をリモートファイルやスクリーンショットをUSBドライブに保存することも制御することもできます。
キーコードでアクティブにすると、無できます。
線LANモジュールで機器を自動的にネットワークに接続するクライアントモードがサポートされます。

ウェブサーバー内蔵のイーサネットインタフェース

イーサネットインタフェースですべての機器パラメータをリモート制御します。
固定IPアドレスを使用するか、DHCP機能を使用してダイナミックIPアドレスを割り当てるかを選択します。
内蔵
ウェブサーバーにより、ブラウザーから直接かつ容易に機器を制御することができます。

デジタルトリガI/O

デジタル入力トリガにより、機器のメイン機能を自動的に制御することができます。
機器イベントは、出力トリガを介してリモートインタフェースを制御することもできます。
オプションの4ビットデジタル入出力インタフェースにより、トリガシステムのセットアップが容易になります。
この機能を使用するには、R&S®NGA-K103オプションが必要です。

8仕様
定義

一般仕様

製品データは、以下の条件で有効です。
► 周囲温度に3時間置いた後、30分のウォームアップ► 30分のウォームアップ時間後、すべてのデータが＋23℃（－3℃/＋7℃）で有効です。
► 指定された環境条件を満たすこと► 推奨校正間隔を守ること► 可能な場合、内部自動調整を実行すること

リミット付きの仕様指定されたパラメータに関する値の範囲によって、保証される製品性能を表します。
これらの仕様は、＜、≦、＞、≧、±などのリミット記号か、最大値、リミット、最小値といった記述によって示されます。
コンプライアンスは、テストによって確認されているか、デザインから導出されています。
該当する場合、測定の不確かさ、ドリフト、エージングを考慮するため、テストリミットはガードバンドによって狭められています。

Y軸仕様のリミット

測定の不確かさとガードバンドを含む実測値

仕様のリミット
測定の不確かさガードバンドX軸

リミットなしの仕様指定されたパラメータの保証される製品性能を表します。
これらの仕様には特別な標識はなく、与えられた値からの偏差がないか無視できる程度である値を表します（寸法やパラメータ設定の分解能など）。
コンプライアンスは、設計保証されています。

代表値与えられたパラメータの代表的な値によって、製品性能を記述します。
＜、＞が付記されているか、範囲で記述されている場合は、製造時に約80 %の測定器が満たす性能を表します。
それ以外の場合は、平均値を表します。

公称値

与えられたパラメータの代表的な値によって、製品性能を記述します（公称インピーダンスなど）。
代表値と異なり、統計的評価は行われておらず、パラメータは製造時にテストされていません。

測定値期待される製品性能を、個々のサンプルから得られた測定結果によって表します。

不確かさ

与えられた測定量の測定の不確かさのリミットを表します。
不確かさは包含係数2で定義され、GUM（Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement）のルールに従って、環境条件、エージング、摩耗を考慮して計算されています。

デバイス設定とGUIパラメータは、「パラメータ：値」という形式で示されます。
代表値、公称値、測定値は、ローデ・シュワルツによって保証されません。

3GPP/3GPP2規格に従って、チップレートはMcps（100万チップ／秒）で表され、ビットレートとシンボルレートはGbps（10億ビット／秒）、Mbps（100万ビット／秒）、kbps（1000ビット／秒）、Msps（100万シンボル／秒）、またはksps（1000シンボル／秒）で、サンプリングレートはMsa/s（100万サンプル／秒）で表されます。
Gbps、Mcps、Mbps、Msps、kbps、ksps、Msa/sはSI単位ではありません。

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿ 9

仕様

30分のウォームアップ時間後、すべてのデータが＋23℃（－3℃/＋7℃）で有効です。
電気仕様
出力

出力チャネル数
最大全出力パワーチャネル出力はガルバニック絶縁されており、グランドに接続されていません。
R&S®NGA101、R&S®NGA141

1R&S®NGA102、R&S®NGA142

2R&S®NGA101、R&S®NGA141

40 W

R&S®NGA102、R&S®NGA142

80 W
40 W

1チャネルあたりの最大出力パワー
1チャネルあたりの出力電圧
1チャネルあたりの最大出力電流
電圧リップルとノイズ

R&S®NGA101、R&S®NGA102

0 V～35 V

R&S®NGA141、R&S®NGA142

0 V～100 V

R&S®NGA101、R&S®NGA102

6A

R&S®NGA141、R&S®NGA142

2A

20 Hz～20 MHz
R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142

電流リップルとノイズ

20 Hz～20 MHz

電圧±（出力の%＋オフセット）

負荷レギュレーション

電流

過渡応答時間立ち上がり時間

負荷変動：10 %～90 %R&S®NGA101、R&S®NGA102R&S®NGA141、R&S®NGA142±（出力の%＋オフセット）

プログラミング分解能

R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142

10 %～90 %の定格出力電圧、抵抗性負荷
R&S®NGA101、R&S®NGA102

90 %～10 %の定格出力電圧、抵抗性負荷

電圧＜0.01 %＋5 mV＜0.01 %＋10 mV＜0.01 %＋5 mA＜100 µs（実測）＜50 µs（実測）＜50 ms＜100 ms

フル負荷：＜10 ms、負荷なし：＜50 ms

1 mA

電圧

±（出力の%＋オフセット）

電流±（出力の%＋オフセット）

10＜500 µA（RMS）
（実測）

1 mV

電流

プログラミング確度＜1.5 mV（RMS）、＜20 mV（ピークツーピーク）（実測）

10 %～90 %の負荷変動から、0.2 %以内の定格電圧まで

R&S®NGA141、R&S®NGA142

立ち下り時間＜0.5 mV（RMS）、＜10 mV（ピークツーピーク）（実測）

R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142＜0.05 %＋5 mV＜0.05 %＋20 mV＜0.05 %＋500 µA

出力測定
測定機能

電圧、電流、パワー

電圧

1 mV

リードバック分解能
電流

低電流の測定範囲

リードバック確度
電圧
電流

低電流の測定範囲

温度係数（1 ℃あたり）
電圧
電流

低電流の測定範囲

リモートセンシング
最大センス補正100 µA
200 mA以下の出力電流±（出力の%＋オフセット）

R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142±（出力の%＋オフセット）

R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142＋5 ℃～＋20 ℃および＋30 ℃～＋40 ℃±（出力の%＋オフセット）±（出力の%＋オフセット）

R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142

定格

グランドに対する最大電圧
最大カウンター電圧

出力に接続された、極性が同じ電圧最大反転電圧

出力に接続された、極性が反対の電圧

最大反転電流

応答時間

最大5分間

R&S®NGA101、R&S®NGA102
R&S®NGA141、R&S®NGA142＜0.0075 %＋0.75 mV＜0.015 %＋3 mA＜0.023 %＋5 µA
0.5 V（測定値）
1.0 V（測定値）

250 V DC

0.4 V
6A

チャネルごとに調整可能
1 mV

10 mV

チャネルごとに調整可能
チャネルごとに調整可能(Iload > Iresp × 2)、Iload≧2 A時

R&S®NGA102、R&S®NGA142

ヒューズ遅延時間

チャネルごとに調整可能

過熱保護＜0.15 %＋25 µA＜100 ms（代表値）

ヒューズ結合（FuseLink機能）結合されたチャネルの応答時間＜0.15 %＋40 µA

102 V

過電流保護（電子ヒューズ）

プログラミング分解能＜0.03 %＋500 µA

R&S®NGA141、R&S®NGA142

保護機能

過電力保護

＜0.02 %＋10 mV

36 V

コマンド処理時間

過電圧保護＜0.02 %＋5 mV

R&S®NGA101、R&S®NGA102

リモート制御プログラミング分解能

1 µA

チャネルごとに独立

1 mA

＜1 ms
可能

＜5 ms

10 ms～10 s（10 ms増分）
可能

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿ 11

特別機能

出力ランプ機能

EasyRamp

EasyRamp時間

任意機能

パラメータ

CH1のみ

最大ポイント数

電圧、電流、時間
10 ms～600 s（10 ms増分）
連続またはバーストモード
1～255の繰り返し

繰り返し

トリガ

トリガ応答時間

EasyArb128

持続時間

トリガ／コントロールインタフェース

10 ms～10 s（10 ms増分）

R&S®NGA-K103

最大電圧（IN/OUT）

リモート制御またはオプションのトリガ入力経由で手動操作
デジタルI/O＜100 ms
5V

入力レベル

TTL

最大ドレイン電流（OUT）

5 mA

データロギング
最大収集レート

10サンプル／秒

電圧分解能

リードバック分解能を参照

電流分解能

リードバック分解能を参照

メモリ長

外部USBドライブ

電圧確度

リードバック確度を参照

電流確度

チャネル融合リードバック確度を参照

直列モードでの最大電圧

R&S®NGA102

70 V

並列モードでの最大電流

R&S®NGA142

200 V

R&S®NGA102

12 A

R&S®NGA142

4A
EasyRamp
EasyArb► 低電流の測定範囲► リモートセンシング► デジタルI/O►►

制限される機能

ディスプレイとインタフェース
ディスプレイ

3.5インチ/QVGA

フロントパネル接続

リアパネルのコネクティビティ
リモート制御インタフェース

4 mmの安全バインディングポスト
標準R&S®NGA-K102

128ピンのコネクタブロック（出力、リモートセンシング）
USB-TMC、USB-CDC（仮想COM）
LAN

WLAN

一般仕様
環境条件
温度
湿度

電源定格

動作温度範囲

＋5 ℃～＋40 ℃

非結露

5 %～95 %ストレージ温度範囲

主電源公称電圧100 V/115 V/230 V（±10 %）

主電源周波数
最大消費電力

主電源ヒューズ

製品適合

電磁両立性

50 Hz～60 Hz
230 W
100 V/115 VのAC電源

5 A、250 V IEC 60127-2/5 T

230 VのAC電源

2.5 A、250 V IEC 60127-2/5 TEU：
無線機器指令2014/53/EUに準拠

適用規格：► ETSI EN 300328 V2.2.2► EN 61326-1► EN 61326-2-1► EN 55011（クラスA）► EN 55032（クラスA）► ETSI EN 301489-1 V2.1.1► ETSI EN 301489-17 V3.1.1

韓国
電気保安

無線LAN承認

RoHS

機械式抵抗振動

衝撃米国、
カナダ

EU：
低電圧指令2014/35/EUに準拠
米国、
カナダ

質量

推奨校正間隔FCC47 CFR Part 15B、ICES-003 Issue 6
適用高調波規格：EN 61010-1

UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

シンガポールIMDA規格DB102020

EU指令2011/65/EUに準拠

EN 50581

正弦波

5 Hz～55 Hz、0.3 mm（ピークツーピーク）、
55 Hz～150 Hz、0.5 g一定、
EN 60068-2-6に準拠

米国、
カナダ

FCC、ICランダム

8 Hz～500 Hz、加速度：1.2 g（RMS）、
EN 60068-2-64に準拠

W×H×D

222 mm×97 mm×448 mm（8.74インチ×3.82インチ×17.64インチ）

R&S®NGA101
R&S®NGA141
R&S®NGA102

ラックへの収容

KCマーク

オーストリア、ベルギー、
ブルガリア、クロアチア、
キプ
ロス、
チェコ共和国、
デンマーク、
エストニア、
フィンランド、
フランス、
ドイツ、
ギリシャ、
ハンガリー、
アイスラ
ンド、
アイルランド、
イタリア、
ラトビア、
リヒテンシュタ
CE
イン、リトアニア、ルクセンブルク、
マルタ、
オランダ、
ノ
ルウェー、ポーランド、ポルトガル、
ルーマニア、
スロ
バキア、
スロベニア、
スペイン、
スウェーデン、
スイス、
トルコ、英国メカニカル仕様データ
寸法－20 ℃～＋70 ℃

R&S®NGA142
R&S®HZN96、2台分のスペース指定された環境条件の全範囲で週あたり40時間
稼働

40 gの衝撃スペクトラム
MIL-STD-810E method 516.4、手順Iに準拠

6.6 kg（14.5 lb）
6.9 kg（15.2 lb）
7.0 kg（15.4 lb）
7.3 kg（16.1 lb）
19インチ、2 HU
1年

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿ 13

オーダー情報
品名

型番

オーダー番号

1チャネル電源、35 V/6 A

R&S®NGA101

5601.8002.02

1チャネル電源、100 V/2 A

R&S®NGA141

5601.8002.03

2チャネル電源、35 V/6 A

R&S®NGA102

5601.8002.04

2チャネル電源、100 V/2 A

R&S®NGA142

5601.8002.05

ベースユニット

付属品

電源ケーブル、ターミナルブロック、クイック・スタート・ガイドのセット

オプション

無線LANリモート制御

デジタルトリガI/O

システムコンポーネント

19インチ・ラックアダプター、2 HU

R&S®NGA-K102

5601.8419.03

R&S®NGA-K103

5601.8425.03

R&S®HZN96

3638.7813.02

保証

ベースユニット

その他の品目オプション

3年1年1）

延長保証、1年R&S®WE1

校正サービス付き延長保証、1年R&S®CW1

延長保証、2年校正サービス付き延長保証、2年認定校正サービス付き延長保証、1年認定校正サービス付き延長保証、2年1）

R&S®WE2
R&S®CW2
R&S®AW1
R&S®AW2搭載オプションには、本体保証の残りの期間が適用されます（期間が1年を超える場合）。例外：バッテリーはすべて1年保証です。

14

お近くのローデ・シュワルツの営業所にお問い合わせください。

販売から サービス対応まで- 国内で対応。

70か国以上に広がるローデ・シュワルツのネットワークが、高度な知識と能力を備えたエキスパートによる最適な現地サポートを保証します。

プロジェクトの全段階で、ユーザーのリスクを最小限に抑えます。
► ソリューションの発見／購入► 技術的な立ち上げ、アプリケーション開発、統合► トレーニング► 操作／校正／修理

Finlandフ
ィンランドNorwayノルウ
ェーSwedenスウェーデンUnitedイギリス
Kingdom

Estonia
エストニア
Latviaラ
トビア
Lithuania
リ
トアニア

Denmark
デンマーク

Czech Republic
チェコ

Belgium
ベルギー

Hungary
ハンガリー
Austria
オーストリアSlovenia Romania
Switzerland
スイス
スロベニア ルーマニア

Franceフランス

Portugalポルトガル

Cologneケルン

PortlandポートランドTorontoトロント

Memmingen
メミンゲン

Turkeyトルコ
Cyprus
キプロスTeisnach
タイスナッハKazakhstan
カザフスタン

Mongolia
モンゴル

Azerbaijan
アゼルバイジャン

Dallasダラス
Monterrey
モンテレイ

Beijing
北京
Xi'an
西安

Islamabad
イスラマバード

Algeriaリア
アルジェ
Egypt
エジプト

Mexicoメキシコ
Mexico City
メキシコシティ

Saudi
サウジア
Arabiaラビア

Pakistan
パキスタン
アラブ首
長国連邦
UAE Karachi
カラチ

Sales
営業所locations

Service
サービスセンター
centers

Azerbaijan
アゼルバイジャンGreeceギリシャ

Germany
ドイツ

Columbia/Maryland
コロンビア(メリーランド州)

USA
米国
Los Angeles
ロサンゼルス

Ottawaオタワ

Ukraineウクライナ

Bulgaria
ブルガリア

Serbia
セルビア

Malta
マルタ

Canadaカナダ

Lead
主要サービスセンター
service centers

Italy
イタリア

Spain
スペイン

Russianロシア
FederationPoland
ポーランド

Netherlands
オランダ

Oman
オマーン

Chengdu成都

Mumbai
ムンバイ
Hyderabad
ハイデラバード

Shenzhen
深セン

Thailandタイ
Penangペナン

Selangor
セランゴールColombia
コロンビア

Shanghai
上海
Taipei
台北
Taiwan台湾
Kaohsiung
高雄
Hong
香港
Hanoi
ハノイ
Kong
Vietnam
ベトナム
広州
Guangzhou

New
Delhi
ニューデリー
India
インド

Bangalore
バンガロール

China
中国

Japan
日本
ソウル
Seoul
埼玉
South
韓国
Daejeon Saitama
大田広域Korea
東京
Tokyo
Gumi
亀尾 City Osaka
大阪

Ho Chi
ホーチミン
Minh City

PhilippinesフィリピンMalaysia
マレーシア

Singapore
シンガポールIndonesia
インドネシアBrazilブラジル

Rio de Janeiro
リオデジャネイロ
São Paulo
サンパウロ
Chile
チリ

Uruguay
ウルグアイ
Argentina
アルゼンチンSouth Africa
南アフリカ共和国

Australia
オーストラリア

Melbourne
メルボルン

Sydneyシドニー
Canberra
キャンベラ
New Zealand
ニュージーランド

Rohde & Schwarz R&S®NGA100 電源シリーズ ﻿ 15

高付加価値のサービス► 世界に広がるサービス網► 各地域に即した独自性►個別の要望に応える柔軟性► 妥協のない品質► 長期信頼性

ローデ・シュワルツ

Rohde & Schwarz グループは、次の各ビジネス・フィールドにおいて革新的なソリューションを提供し続けています：電子計測器、放送機器、セキュリティ通信、サイバーセキュリティ、そしてモニタリング & ネットワーク・テスティング。
創業80年を超えるドイツ・ミュンヘンに本社を構えるプライベート・カンパニー
で、世界70カ国以上に拠点を持ち、大規模な販売・サービスネットワークを展開している会社です。

永続性のある製品設計► 環境適合性と環境負荷の低減► 高エネルギー効率と低排出ガス► 長寿命かつ所有コストの最適化
Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

www.training.rohde-schwarz.com

ローデ・シュワルツ カスタマーサポート
www.rohde-schwarz.com/support3609505136●本 社 〒460-0003
名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F
TEL：(052) 223-2811 FAX：(052) 223-2810●刈 谷 営 業 所 〒448-0003
刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL：(0566) 63-6801 FAX：(0566) 63-6800

ローデ・シュワルツ トレーニング

R&S® は、ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。
PD 3609.5051.36 | Version 01.00 | 3月 2021 (sk)
R&S®NGA100 電源シリーズ
掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。
おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
© 2021 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany3609.5051.36 01.00 PDP/PDW 1 ja株式会社マックシステムズ

www.rohde-schwarz.com/jp