平成２４年度 研究報告 大分県産業科学技術センター

水質分析における不確かさに関する研究
谷口秀樹
工業化学担当Study on the uncertainty in water analysis
Hideki TANIGUCHI
Industrial Chemistry Group要旨GUM で定義され，ISO/IEC17025 で技術的要求事項として取り上げられている不確かさについて，廃止鉱山坑内水処理水を試料として，水中金属分析における不確かさを推定した．ガラス器具容積の不確かさ，標準原液や検量線標準液の不確かさ，検量線の不確かさをそれぞれ算定し，合成した．得られた合成不確かさは，既報の結果と傾向がよく一致しており，検量線の不確かさが合成不確かさに最も影響している．

1.

はじめに(1)試料を 50g 秤量し，硝酸を 2.5mL 添加して，ホット不確かさとは，測定の結果に付随した，合理的に測定プレートで約 40mL になるまで加熱分解．50mL にメ値に結び付けられ得るばらつきを特徴づけるパラメータスアップして測定試料とする．

であり，1993 年に発行された信頼性表現が計測における(2)共存元素による妨害除去のために 1/2 に希釈する．

不確かさの表現ガイド（GUM）で定義されている．

(3)1000mg/L の鉄標準液を原料に 10mg/L 中間原料標準

GUM では誤差，精度，確度などまちまちに使われてきを調整．中間原料標準液を希釈し，3mg/L～0.03mg/Lた，「測定結果の品質」の表現を統一させようとして「不の検量線標準液を調整．

確かさ」が導入された．

(4)検量線標準液を ICP-AES に導入し，検量線を作成．

ここで，自動車や航空機など国際的な分業が活発にな(5)測定試料を ICP-AES に導入し，検量線法で測定試料るにつれて，部品や製品の国際的な品質管理基準の重要中の鉄の濃度を測定．

性が増し，品質マネジメントシステムの ISO9001 をベー(6)上記濃度から試料中の鉄の濃度を計算．

スに試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項である ISO/IEC17025 が 1999 年に発行され，多くの分析機2.3

関が国際的に通用する認証を受けている（JIS では JIS Q(1) 50g 秤量の不確かさ

17025）．

(2) 50mL メスアップの不確かさ

ISO17025 の技術的要求事項の中で，不確かさを見積も不確かさの要因の列挙(3) 1/2 希釈の不確かさることが要求されている．

(3-1) 10mL 分取の不確かさ
・目盛線の不確かさ

2.
2.1

実験方法・分取の不確かさ

試料(3-2) 20mL メスアップの不確かさ

水中金属分析における不確かさの算出として，豊栄鉱・目盛線の不確かさ

山坑廃水の処理水（坑廃水を炭酸カルシウムおよび消石・メスアップの不確かさ

灰で中和し凝集沈殿物を除いた上澄水）を検体として用(4) 検量線から求めた濃度(x0)の不確かさいた．

(5) 検量線標準液の不確かさ1000mg/L 鉄標準液の不確かさ

2.2

操作手順の明確化

10mg/L 中間原料標準液の不確かさ

不確かさの算出のため，操作手順を次のように決めた．

0.03mg/L～3mg/L 検量線標準液の不確かさ

33

平成２４年度 研究報告 大分県産業科学技術センター

2.4

取り上げなかった不確かさの要因

Table 3-3

50mL メスアップの繰り返し（g）

x1x2x3x4x5x6x7x8x9x1049.915349.8000
49.912849.9004
49.886249.902749.8858
49.897849.903149.9027

通常，小さいと思われる次の要因は，今回の不確かさ
算出では取り上げなかった．
(1) 超純水中及び硝酸中の不純物としての鉄(2) 温度変化によるガラスの体積変化

3.
3.1

結果と考察

50g 秤量の不確かさ

Table 3-1 に 50g 標準分銅を繰り返し秤量したときの測定結果を示す.

Table 3-4
Table 3-1

試料秤量の繰り返し（g）

x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10

50.01
50.01
50.01
50.01
50.01
50.01
50.01
50.01
50.00
50.01

種類
全量フラスコ

Table 3-53.22

温度範囲(℃)
20±5

容量×温度変化×係数

相対標準不確かさ

0.003162( g )これら 3 つの不確かさを合成すると，50mL 全量フラス
コによるメスアップの相対標準不確かさは次のとおり．

0.00006324

u ( f 1)
Vf 1

0.0004898 2

0.000665 2

0.0006062 2

0.001025

50mL メスアップの不確かさ

50mL 全量フラスコの許容差は JIS R3505「ガラス体積3.3計」より±0.06mL であるため，目盛線の不確かさ（タイTable 3-2
容量(mL)
50

全 量 フラスコ√6 は三角分布を仮定

濃度測定の干渉となりうるカルシウム濃度を予備測定したところ，65mg/L だったため，鉄濃度測定は試料を 1/2目盛線の不確かさ
許容差(mL)±0.06

1/2 希釈の不確かさ

メスアップされた試料を用いて ICP-AES を用いて，鉄プ B）は Table 3-2 のとおり．

種類容量(mL)

試験室の温度変化による不確かさ

全量フラ 50
50×(5℃/√3)0.0006062
スコ×(2.1×10-4)√3 は矩形分布を仮定．水の体膨張係数：2.1×10-4．

0.00006324 と計算された．

0.003162
50

相対標準
不確かさ
0.0006650の温度範囲を 20℃±5℃として求めた．

0.003162(g) と 求 め ら れ ， 相 対 標 準 偏 差 u(w)/W はu ( w) / W

繰り返しの実験
標準偏差(mL)±0.03325

また，ガラス体積計が 20℃で校正されているために，

種類xi xn 1

容量(mL)
50

試験室の温度変化によるメスアップの不確かさは試験室

こ の 結 果 よ り 実 験 標 準 偏 差 u(w) は 次 式 よ りu ( w)

50mL メスアップの繰り返しの不確かさ

標準不確
かさ(mL)
0.06/√6=0.02449

希釈して測定することとした．

相対標準不確かさ
0.0004898

10mL 全量ピペットの許容差は JIS R3505 より±0.02mL，同様に 20mL 全量フラスコの許容差は±0.04mL であるた
め，目盛線の不確かさ（タイプ B）は Table 3-6 と求まった．
分取とメスアップの不確かさ（タイプ A）はそれぞれメスアップの不確かさ（タイプ A）は 10 回のメスアッ10 回の分取繰り返し及び 10 回のメスアップ繰り返しをプ繰り返しを質量測定して求めた．Table 3-3 に 10 回の質量測定した．その結果を Table 3-7 に示す．また，同繰り返し秤量結果を示す．

様に算出した不確かさを Table 3-8 および Table 3-9 に

この 10 回の繰り返し測定結果から求めた 50mL メスア

示す．

ップの繰り返しの不確かさを Table 3-4 に示す．

また，ガラス体積計が 20℃で校正されているために，

34平成２４年度 研究報告 大分県産業科学技術センター

試験室の温度変化による分取およびメスアップの不確か

3.4

検量線標準液の濃度の不確かさ

さ は 試 験 室 の 温 度 範 囲 を 20℃±5℃ と し て 求 め た

3.4.1（Table 3-9）．

1000mg/L の鉄標準液の信頼性は，JCSS 証明書から値付

原料標準液 1000mg/L の不確かさ

け値 1004mg/L，不確かさ 0.5%(k=2)であるため，ここでTable 3-6
種類

10mL 全量ピペットの目盛線の不確かさ

容量(mL)
10許容差(mL)±0.02

標準不確かさ(mL)
0.02/√6=0.008164
0.04/√6=0.01632

全量ピペット
全 量 フ 20±0.04
ラスコ√6 は三角分布を仮定

は矩形分布と仮定し，標準不確かさ u(s1)および相対標

相対標準
不確かさ
0.0008164

準不確かさ

全量ピペット
全量フラスコ

容量(mL)
102030.0008164
u ( s1 )C s1

10mL 分取と 20mL メスアップの繰り返し（g）
10mL 分取20mL メスアップ
x19.9951
19.9413x29.9957
19.9663x39.9951
19.9434x49.9963
19.9564x59.9954
19.9580x6
9.994519.9502x7
9.994919.9527x89.9969
19.9521x99.9972
19.9449x10
9.996719.9468

種類1004mg / L 0.005

u ( s1 )Table 3-7

Table 3-8

u ( s1 )は次のようになる．
Cs1

3.4.2

0.002886

原料標準液の希釈操作の不確かさ

原料標準原液から次の操作で検量線標準液を調整した（Table 3-10）．
Table 3-10
希釈前濃度(mg/L)
1000
1010
31
0.3

繰り返しの不確かさ
繰り返しの実験
標準偏差(mL)±0.0009354±0.007624

2.898mg / L
1004mg / L

2.898mg / L

相対標準不確かさ0.00009354
0.0003812

標準液希釈操作

全量ピペット容量／
全量フラスコ容量
1/100
15/50
5/50
10/1005/50
5/50

希釈後濃度(mg/L)
10
3
10.3
0.1
0.03

希釈に用いた全量ピペットと全量フラスコの分取，メスアップの繰り返し結果を Table 3-11 に示す．これから求めた繰り返しの相対標準不確かさ，目盛線の相対標準

Table 3-9種類

容量(mL)
10

試験室の温度変化による不確かさ

不確かさ，温度変化による相対標準不確かさを次の温度範囲(℃)
20±5

Table 3-12 に示す．

容量×温度変化 相対標準×係数
不確かさ
全量
10×(5℃/√3)0.0006062
ピペット×(2.1×10-4)
全量20
20±520×(5℃/√3)0.0006062
フラスコ×(2.1×10-4)√3 は矩形分布を仮定．水の体膨張係数：2.1×10-4．

Table 3-11HPMFx1x2x3x4x5x6x7x8x9x10

これら 3 つの不確かさを合成すると，10mL 全量ピペットによる分取の相対標準不確かさは次のとおり．

u ( p)
Vp

0.00081622 0.000093542 0.00060622

0.001021

また，20mL 全量フラスコによるメスアップの相対標準不確かさは次のとおり．

分取とメスアップの繰り返し（g）

1mL

5mL

10mL

15mL

1.00221.00061.00041.00071.00050.99941.00081.00121.00071.0001

4.9893
4.98774.98674.98874.98784.98924.98974.98584.98584.987914.9745
14.9772
14.9776
14.9754
14.9747
14.9753
14.9772
14.9771
14.9788
14.978114.9745
14.9772
14.9776
14.9754
14.9747
14.9753
14.9772
14.9771
14.9788
14.9781

50mL

100mL

49.9153 99.7044
49.8000 99.7254
49.9128 99.7110
49.9004 99.7202
49.8862 99.6975
49.9027 99.6982
49.8858 99.6913
49.8978 99.7136
49.9031 99.7203
49.9027 99.6806

これらの検量線標準液の相対標準不確かさを原料標準

u( f 2)
Vf 2

20.0008162

20.0003812

20.0006062

液の不確かさ，使用した全量ピペット，全量フラスコの0.001086

目盛り線の不確かさ，温度変化の不確かさを合成して求めた（Table 3-13）．

35

平成２４年度 研究報告 大分県産業科学技術センター

Table 3-12種類

標準原液希釈の相対標準不確かさ

容量(mL)
15101550
100

全量
ピペット

全量
フラスコ

Table 3-13

目盛線

繰り返し

温度変化

0.004080.001220.000820.000820.000490.00004

0.0007214
0.0002814
0.00009354
0.00009989
0.0006650
0.0001438

0.000606
0.000606
0.000606
0.000606
0.000606
0.000606

m：検量線の濃度数×繰り返し
y0：測定試料の測定値（機器出力）
yi：検量線の各測定値
y ：検量線測定値の平均値

xi：検量線標準液の各濃度
x ：検量線標準液の各濃度の平均値

Table 3-13 から検量線の横軸（標準液濃度）の分散 Sx2，縦軸の共分散 Sxy をそれぞれ求めた．

検量線標準液の相対標準不確かさ

検量線標準液濃度(mg/L)
310.30.10.032

相対不確かさxi
Sx20.01073
0.01109
0.01156
0.011190.01192

x1.13834

m
xi

S xyx

yi

y55513449m

これらから傾き b および切片 a を求めた．
0.03mg/L～3mg/L の検量線標準液の相対標準不確かさ

bは，0.01073～0.01192 であるので，ここでは最も大きな0.01192 を検量線標準液の相対標準不確かさとした．
3.5a調整した検量線標準液と ICP-AES 発光強度の関係を

検量線標準濃度(mg/L) xICP-AES
発光強度 y0.0327181495359

10.1y bx212876

Sx2 S y20.999988となる．

検量線データ(ICP-AES)

08766711

S xvr

Table 3-14 に示す．

検量線標準濃度(mg/L) xICP-AES
発光強度 ySx2

なお，検量線の相関係数 r は検量線から求めた濃度(x0)の不確かさ

Table 3-14S xy

測定試料の ICP-AES 発光強度結果を Table 3-15 に示す．

0.3

Table 3-154997116 15015854

349463416 146339321

試料の ICP-AES 発光強度

測定項目

発光強度Fe684230

式 1 に Table 3-15 とそれぞれの値を入力したところ

Sx0 は次のように求められた．
この検量線データから測定試料濃度の不確かさは一般

Sx0＝0.008243mg/L

的に次の近似式より求まる．

検量線から求めた濃度は2S x0

S y0b1n1
my0y2b2xi

x=0.20458mg/L･･･式 1となるので，相対標準不確かさはx

Sx0/x=0.008243/0.20458=0.04029

S y0yibxi

a2/ m 2 ･･･式 2と計算された．

Sx0：測定濃度の不確かさ
Syo：縦軸の不確かさ（検量線縦軸測定値のばらつき）

3.6

合成標準不確かさの計算

b：検量線の傾き

これまでのとおり、それぞれ求めた相対標準不確かさ
を Table 3-16 にまとめた．

n：測定試料の測定繰り返し36

平成２４年度 研究報告 大分県産業科学技術センター

Table 3-16

要因ごとの相対標準不確かさ

要因値

試料秤量
試料メスアップ
試料希釈のための分取
試料希釈のためのメスアップ
検量線標準液の濃度
検量線による測定濃度

検量線の相対標準不確かさが合成相対標準不確かさの相対標準不確かさ
0.00006324
0.001025
0.001021

ほとんどを占めていることがわかる．この結果は参考文

50mL
50mL
10mL

不確かさ記号u(w)
u(f1)
u(p)

20mL

u(f2)

0.001086

や検量線の各点の繰り返し回数，試料の繰り返し測定回

0.03～3mg/L

u(cs)0.01192

0.20458mg/L

u(x0)0.04029

献(2)や(3)の計算例と同じ程度および傾向であり，検量線縦軸（発光強度）の不確かさが分析全体の不確かさとほぼ一致する．
検量線の不確かさは式 1 および式 2 より検量線の点数数を増加させることによって，減少していく．試料の繰り返し測定回数 n を増加したと仮定したときの Sx0 の変化を Table 4-1 に示す．
Table 4-1

これらを合成すると，合成標準不確かさu(c)C2u(w)
W

0.000062342

u( f 1)
Vf 1

20.0010252

u( p)
Vp
0.0010212

2u( f 2)
Vf 220.0010862

u (c) は、
Cu(cs)
Cs20.0011922

u( X 0 )x0

Sx0
0.008243
0.006431
0.005701n1
232

今回の ICP-AES 測定条件では試料の発光強度を 3 回測0.040292定した結果から 1 つの測定値を得ている．この条件のま＝0.04205

ま試料を 3 回測定すると（全体では 9 回の発光強度測定），と計算された．

Sx0 は 0.008243 から 0.005701 に小さくなる．この n=3 の試料濃度 C は希釈率から割り戻して 0.41mg/L と求めときの合成相対不確かさは 0.03036 となり，このときのられた．
C

Sx0 と n の関係

拡張不確かさは 0.024mg/L(k=2)となる．
0.204582010

拡張不確かさを小さくしていくことは分析結果の信頼0.4091mg / L ≒ 0.41mg / L性の向上につながるが，試料の繰り返し測定回数や検量

こ こ か ら ， こ の 測 定 の 合 成 標 準 不 確 か さ u (c) は線点数などは，それぞれの分析目的や，試料の量，分析0.017mg/L と計算された．
u (c )に使える時間などから妥当な回数や点数を決めていくこ

0.04205 0.4091mg / L

0.01720 ≒ 0.017とがよいと思われる．

包含係数 k=2 として，拡張不確かさは 0.034mg/L と計算された．

参考文献
0.017mg / L 2

0.034mg / L(k2)(1) JIS Q 17025:試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項，日本規格協会，2005

3.7

結果の表示

(2) JIS R 3505:ガラス体積計，日本規格協会，1994

求めた拡張不確かさを含めたこの分析の結果表示は次(3) JNLA 不確かさの見積もりに関するガイド，(独)製品のとおり．

評価技術基盤機構認定センター，2007

水中の鉄の濃度0.41mg/L ± 0.03mg/L (k=2)(4) 化学分析における不確かさ評価例，四角目和広((財)化学物質評価研究機構)，2006

4.

要因ごとの合成不確かさとまとめ(5) 分析化学における測定値の正しい取り扱い方，上本

試料希釈の分取とメスアップを合成して試料希釈とし道久，2011て，他の不確かさと比較した結果を Fig.1 に示す．
試料秤量
試料メスアップ
試料希釈
検量線標準液
検量線
00.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Fig.1 水中鉄濃度測定の相対標準不確かさ

37