41346

日本建築学会大会学術講演梗概集（関東） 2006年 9 月

住宅用換気設備を対象とした現場における風量測定マニュアル「住宅の現場における風量測定マニュアル」の概要
正会員
同
同
住宅

換気設備

風量測定

○田島昌樹*1
澤地孝男*1
岡部 実*2

瓦口泰一*3
瀬戸裕直*4
大澤元毅*4

同
同
同

端末部材

1. はじめに住宅用への全般換気設備の導入が一般化し、室内空気質や換気設備の稼働状況に関する調査註 1 が進んでいる。このような現場における調査では施行状況の確認の他、換気システムから給気または排気される風量測定が重要な項目となるが、この測定方法やデータの記録方法については統一的な規則はない。また、このような調査目的以外にも換気設備施工後の風量検証を行う企業も散見されるが、一般的になっているとは言い難い。このような背景から、現場や実験室実験[1][2]から得られた知見をもとに実用的な風量測定方法について記述した「住宅の現場における風量測定マニュアル」（以下マニュアル）をまとめたので概要を報告する。
2. 風量測定マニュアルの目的
換気設備の風量測定を行う場合、諸条件が明確な実験室実験においても様々な要因から、誤差が生じる。一方、現場では測定者が把握できないような条件が付加され、一定精度で測定を行うことは困難となっている。そのためマニュアルでは入手が容易なフード式風量測定器（図 1に構成例を示す）の使用を対象に、現場における測定誤差を少なくすることを目的として、測定手法や記録方法について技術者向けの情報をまとめている。

力式の測定器を用いるｋファクタ法についても事例紹介をしている。同手法については、様々な検討も行われており、特に（3）の目的にも適した手法と考えられるため、対応する換気システム部材の普及が望まれる。
表1

風量測定の目的（1）計画風量が得られていることの検証（2）換気設備の正常な稼働と施工状態の確認（3）室内端末部材における風量バランスの調整

4. 現場における風量測定方法
風量測定の手順とその内容について事前の準備と現場における測定方法についてまとめられている。
（1）測定の準備
風量測定装置本体の他、測定に必要と考えられる機材、および測定対象となる住宅や換気システムにも準備が必要となる。たとえば、換気システムの風量設計書の準備のほか、全般換気設備の場合には常時稼働条件での風量が測定できるよう数日前から換気システムを稼働させておくことを推奨している。
（2）現場における測定方法
測定姿勢に関する注意、偏流の生じやすい吹出し端末部材（測定者が居る室に空気を供給している端末）にお①②

いて図 1 に記したように大型のフードを使用すること、①②④および風量測定器と端末部材の位置関係等について記述④がされている。

③23③〔吸込み条件での測定〕①フード②風量検知部

図15. 測定誤差とその回避方法
風量測定で生じる誤差には以下のようなものがあり、

23

総合的な誤差 ET%はそれぞれの誤差が相互に影響しない〔吹出し条件での測定〕③風量表示器④測定対象の端末部材

フード式風量測定器の構成例

場合は、（式 1）のように表される。
（式 1）

ET = E12 + E 2 2 + E32 + E 4 2

3. 風量測定の目的と手法
マニュアルでは、フード式風量測定器を用いた場合のここにE1 測定器の持っている誤差 %E2 測定対象により生じる誤差 %E3 測定者により生じる誤差 %端末部材における風量測定の目的を以下の表 1 のようにE4 その他の誤差 %記している。通常、風量測定は表 1 中の（1）およびこの（式 1）に、実験結果の一例を当てはめると総合的（2）を目的に行われているが、（3）として、精度の高いな誤差は以下のようになる。あるフード式測定器（E1 ＝風量測定技術が一般化することにより可能となる各室内端末部材における風量調整についてもその目的としている。また実験により精度と簡便性が確かめられている圧5%）を用いて、ある外壁用の吹出し端末部材にて通常型のフードを使用し（E2 ＝25%）、測定に熟練していない測定者が測定（E3＝16%）を行った場合には約 30%の測定誤Manual For Measuring the Air Flow Rate of a Domestic Ventilation System in Situ
Outline of the "Manual for Measure ring the Air Flow Rate of a Domestic Ventilation system in Situ"―709―

TAJIMA Masaki et al.

差を最小にするための手法を以下に示す。

7. おわりにより正確な風量測定を行うためには、風量測定側の技（1）測定器の持っている誤差術のみでなく、計画時に風量測定が容易となるような配差が生じ、小さい値となっていない。各誤差の概要と誤測定器そのものが持っている誤差で、測定する風量に置計画が重要で、維持管理の観点からも検討必須の項目

よっても誤差が変化し校正を行っていない機器も誤差をであると考える。本稿で概要を報告した「住宅の現場に有している。実験において精度の高い測定器は、風量検おける風量測定マニュアル」は、（財）住宅リフォーム・知が面的もしくは多点で測定しているものであるとの結紛争処理支援センターの Web 註 2 において公開予定である。

果が得られており測定器の選択は重要である。また、どのような測定器も必ずメーカーの推奨する間隔で校正を受けることが必要である。
（2）測定対象により生じる誤差
この誤差は測定対象となる端末部材の条件により生じる誤差で、端末部材の形状によって異なる。また同じ端末部材でも吹出し・吸込みの条件によっても精度が異なる。通常、吹出し条件では偏流が大きく実験室実験では相対誤差が 50%を示す実験結果も確認された。吹出し条件における誤差の回避には、前述のように大型フードを使用するなど風量検知部において偏流の影響が少なくなるようにする工夫が効果的である。

■ 測定時の諸条件記録シート〔戸建て住宅用〕
2005/10/18●測定年月日開始時： 14:00
終了時： 15:00●測定住宅
木造2階建 ●所在地 茨城県つくば市立原１丁目
22
●床面積
1階：
82.81 ｍ 2階：66.25 ｍ 3階：-149.06 ｍ2
ｍ2 合計
66.25 ｍ2 3階：-149.06 ｍ2●対象床面積1階：82.81 ｍ2 2階：
ｍ2 合計
●気積
159 ｍ3 3階：-366.03 ｍ3
1階：
207.03 ｍ3 2階：ｍ3 合計
333159 ｍ 3階：-366.03 ｍ3
●対象気積
1階：
207.03 ｍ 2階：ｍ 合計
○○ ○○
●測定者
備考
●測定条件
外気温度：
25.1
℃ 温湿度測定器（ABC-TH型）で計測
室内温度：
26.5
℃ 風量測定器（ABC-FH型）の値
室内湿度：
40％RH 温湿度測定器（ABC-TH型）で計測
外部風速：
無風m/s アメダスデータより
風向：---- 〃
大気圧 ：1013.3hPa 〃●測定住宅の平面図・換気システム配置図（別紙でも可）●風量設計値
風量
整理記号S-125ｍ3/ｈ
S-225ｍ3/ｈ
S-325ｍ3/ｈ
S-425ｍ3/ｈ
S-525ｍ3/ｈ
S-625ｍ3/ｈ
O-1
150ｍ3/ｈ
140140ｍ3/ｈ
ｍ3/ｈ

給気合計
150
排気合計
140
●換気設備の種類

ｍ3/ｈｍ3/ｈ

R-1E-1（3）測定者により生じる誤差
測定者による誤差として、測定者が測定に慣れていないことによりおこりやすい、無理な測定姿勢により測定フードが測定対象に密着していない場合、顔や手が測定器を流れる空気の邪魔となる場合、および測定器の指示値の読み取り誤差などがある。誤差の低減には、無理な姿勢での測定をしないように脚立などを用意することや、測定回数を増やすこと、測定時間の平均風量を表示できるような機器を用いることなどが挙げられる。
6. 測定の記録
測定は換気システムの測定可能な全ての端末部材にお第１種ﾀﾞｸﾄ（熱交型・集中排気）
有効換気量率90%■ 風量測定結果の記録シート
接続ダクト
測定部位
整理記号の形式
径種類
S-1
φ50mm ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ ｸﾞﾘﾙ端末
S-2φ50mm ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ ｸﾞﾘﾙ端末
S-3
φ50mm ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ ｸﾞﾘﾙ端末
S-4
φ50mm ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ ｸﾞﾘﾙ端末
S-5
φ50mm ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ ｸﾞﾘﾙ端末
S-6
φ50mm ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ ｸﾞﾘﾙ端末
給気合計
O-1
φ150mm 塩ビﾊﾟｲﾌﾟ ﾌｰﾄﾞ端末などで精度が低くなるが、表 1 中の（2）の観点からも測測定風量(m3/h)（屋外）
第1回
第2回
第3回

拡張

φ100mmﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｸﾞﾘﾙ端末

標準

E-1

φ150mm

塩ビﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ端末拡張

いて行う。また測定は室内側からのみでなく、屋外側からの測定も可能な限り行う。屋外での測定は、風の影響

拡張
拡張
拡張
拡張
拡張
拡張

R-1

合計値

測定風量(m3/h)（室内）
第1回
第2回
第3回
29.0
29.2
29.3
32.5
32.2
31.8
33.2
33.1
34.0
21.5
20.5
20.8
22.0
22.1
22.0
24.3
24.223.8
162.5
161.3
161.7

測定ﾌｰﾄﾞの種類

室内側から測定した合計値（１～３回測定した値の平均値の合計）
屋外側から測定した合計値（１～３回測定した値の平均値の合計）

151.0

148.0

給気量（吹出し合計）
排気量（吸込み合計）
給気量（吸込み合計）
排気量（吹出し合計）

165.0

168.0

163.0

155.2

152.3

154.6

153.0

161.8
150.7
165.3
154.0

備考
設計値、測定値とも有効換気量率を乗じていない測定値

図 2 測定記録の例（ダクト式熱交換型換気システムの例）

定が必要である。また記録に際して整理が容易なように〔註 1〕（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター内に設置された「室内端末部材（外壁式のファンの場合はファンも含む）に整空気環境に関する実態調査委員会」において調査が行われており、調査理番号を付けるようにし、それぞれの部材毎に複数回の測定を行う。戸建て住宅におけるダクト式の熱交換型換

結果の一部は同センターの Web 註 2 で公開されている。
〔註 2〕 http://www.skkm.org/houkoku/〔参考文献〕 [1] 田島 澤地 岡部 大澤：住宅用換気システムの風量測定

気システムの測定記録例を図 2 に示す。この記録例ではに関する研究（第 1 報）風量測定法および風量測定装置に関する調査お前述した誤差を最小限にする目的で、測定条件の記録やよび実験, 空気調和・衛生工学会大会梗概集, 2004.9

複数回の測定が行えるような書式となっており、この書

岡部 瓦口 大澤：住宅用換気システムの風量測定に関する研究（第 2 報）

式は現場における調査註 1 で用いられ、不具合などの発見に役立った。またマニュアルには、記録用紙の例が添付[2] 田島 澤地

端末部材におけるフード式風量測定器の測定精度に関する実験, 空気調
和・衛生工学会大会梗概集, 2005.9〔謝辞〕 本研究は、（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター内に設置されており技術者がそのまま利用できるようになっていされた「室内空気環境に関する実態調査委員会（主査：大澤元毅）」およびる。

同委員会内の「換気 SWG（主査：澤地孝男）」において行われました。

*1 国土交通省 国土技術政策総合研究所*1 National Institute for Land and Infrastructure Management*2（財）ベターリビング 筑波建築試験センター*2 Tsukuba Building Test Lab., C.B.L.

*3（株）アーキテックコンサルティング*3 Archi-tec Consulting*4 独立行政法人 建築研究所*4 Building Research Institute―710―