メモリハイコーダ MR8847A
MEMORY HiCORDER MR8847A

最高

アナログ

高速サンプリング最大16 ch20MS/s 全ch絶縁

ロジック

最大 64 ch
標準装備 16 ch

現場や研究開発試験に

グローバル スタンダード レコーダ
発生と記録の二役を一台で実現
任意波形発生ユニット

測定した不具合波形を再現出力。アンプ不要、最大 15 V 出力

高電圧 1000Vダイレクト入力測定
高圧ユニット

最高１MS/sの高速サンプリング、分解能 16 bit 測定

試験

2

製品開発段階の振動試験

多彩な測定を実現する
ハイスペック& ハイクオリティ
サンプリング速度 20MS/sec

全チャネル 絶縁入力

全チャネル同時 20M サンプル / 秒 ( 時間軸分解能 50nsec) の多

アナログ入力チャネル間および入チャンネル・高速サンプリングで測定できます。

力チャネルと本体間は絶縁素子によって絶縁されています。
そのため、オシロスコープのように、電位差を気にしないで測定することができます。
絶縁素子

1MS/s

20MS/s

A4 サイズプリンタ搭載
高精細で大きな印字を実現し、現場での確認を容易にします。

この高速サンプリングにより、パルスの立ち上がり測定や突発的に用紙切れの際はロール紙をワンタッチで装填でき、あとは紙を引発生する異常動作、瞬時波形を高精度で捉えます。

き出して扉を閉めるだけでセット完了です。

パルスの立ち上がりも観測

開けて記録紙を入れたら閉めるだけの簡単セットを実現

開発

調査
3

発生 ＋ モニタリング

豊富なユニット

電力設備の電源調査

ストレインユニット

U8969 ▶

任意波形発生ユニット

U8793 ▶

高圧ユニットU8974 ▶

要望の多かった高性能なユニットを新たに追加しました。幅広いラインナップで測定をサポートします。

波形発生ユニット MR8790 ▶
パルス発生ユニット MR8791 ▶
デジタルボルトメータユニット MR8990 ▶

ロジック入力 64ch ＋ アナログ 10ch

大容量 512MW（MR8847-53 のみ）

MR8847A には標準でロジック入力16ch を装備しています。ロ

超 高 速 アク セ ス可 能 な 内 部 スト

ジック入力ユニットを 3 台追加すれば、合計 64ch の同時記録がでレージ専用 FPGA を開発。これをきます。全チャネルの波形を１画面に表示できるので、タイミング

高速アクセス可能な大容量メモリ測定に最適です。

と組み合せることで、長時間の高速

さらにアナログ波形記録も最大10ch まで同時記録が可能なため、サンプリング記録を可能にします。

効率的な測定ができます。

入力

入力

A/D 変換 絶縁

メモリ
書込み

A/D 変換 絶縁

画面表示
プリント出力

記録メディア SSD 128GB
追 加 オ プ ションとして 新 た に 採用 し た 内 蔵 型 SSD ユ ニット は128GB の 容 量 が あ り、 大 量 のデータが保存可能です。

頑丈設計 耐落下 50cm
落 下やぶ つ かりに 強 い 耐 衝 撃 性と、耐振動性を備えています。
50cm 上 から の 落 下 試 験 をクリアした頑丈設計です。
複数のリレーも同時に測定・表示可能※弊社条件にて試験。無破損 / 無故障を保証するものではありません。

4

任意波形発生ユニット U8793

発生と記録の二役を一台で実現

2ch、SMB 端子
出力ケーブル 2 種（別売）▶

思いのままに出力、そのまま結果を記録
ファンクションジェネレータ機能と任意波形発生機能、波形測定機能がメモ
リハイコーダ１台で実現します。

発生

信号の振幅や周波数を変えたり、各種
波 形 をプログラムして順 次 出 力など、
試 験 条 件を 変 えながらの 波 形観 測が記録容易にできます。

単体試験記録した波形を、そのまま出力
例えば実車で記録した実波形をそのまま出力し、単体試験に利用できます。さらに、信号の振幅や周波数を変えて出力する場合に必要であった発生器や、増幅器

最大 15V 出力が無くても最大 15V まで絶縁出力できます。

実車で測定

実波形を加工して再現試験

波形作成ソフト SF8000 で単体で試験

好きな形に加工

メモリハイコーダで記録した信号に加工や演算をして作成した任意の波形を出力することができます。
再現試験

波形作成ソフト付属MR8847A に付属のアプリケーションディスクから、

出力波形例

波形作成ソフト SF8000 をお手持ちのパソコンへイ

正弦波

三角波

矩形波

パルス波

ランプアップ波 ランプダウン波 スイープ出力 プログラム出力

ンストールすることで、波形入力、あるいは関数入力
にて波形作成が簡単にできます。また、ノイズの加算、波形の乗算などもスピーディーに行えます。

プログラムしてつないだ波形を発生することも可能

異常シミュレーション
観測した波形をそのまま再現し出力できます。研究・開発中に観測した不具合を対策したい場合、その不具合を再現できるので効率よく試験を行えます。
お勧めユニット

異常波形を記録
任意波形発生ユニット アナログユニット 高分解能ユニット
U8793
8966
8968

●

最大 15V 出力 ＋ 増幅器

異常波形を再現出力

電源高調波による機器の誤動作を規定するイミュニティ試験の電源
ディップや瞬断、電圧変動などの電源波形を作成し評価試験が可能

5

高圧ユニット U8974

差動プローブなしで
高電圧直接入力

2ch、バナナ入力端子
各 1000V 入力に対応

DC 1000V、AC 700V 高電圧ダイレクト入力
最大電圧 DC1000V，AC700V まで
直接入力できるため、これまで高電圧バッテリ測定に用いなければならなかった差動

負荷

プローブは必要ありません。

インバータ

対地間最大定格電圧は 1000V(CATⅢ )、600V(CAT Ⅳ）です。

モータ

差動プローブ 不要
ダイレクト電圧測定

グローバルに電源ライン測定
UPS 電源や商用電源トランスの一次側・二 次側の測定や、インバータ一次側・二次側の波形記録に最適です。海 外の 380V、480V 系などの高電圧電源ラインも測定できます。

グローバルに高電圧測定

各種特性試験に応用
最高 1MS/s の高速サンプリング、16bit の高分解能により、負荷遮断試験や開閉器の試験ができます。
また、バッテリセルごとの電圧を入力することができます。セルが短絡した場合に高電圧が印加されても耐えることができる、DC1000V 入力仕様です。
なお、セル単体 の試 験には DC500V まで入 力可能なデジタルボルトメータユニットが有効です。

バッテリ

バッテリパッケージ

変電設備 負荷遮断試験
各種 ユ ニット の応 用によチャネル間絶縁により安全に回路を接続できます。

り、発電機の遮断前後の同時高速サンプリングにより、遮断前後の波形記録

電 圧、回 転 数 の 変 動 率、が可能。多くの制御信号と回路信号を入力できます。

ガバ ナ サーボ 動 作 状 況、お勧めユニット

制圧機 の開閉タイミングなどの相関を解析

高圧ユニットU8974

電流ユニット8971

ロジックユニット
8973●

高圧ユニットの最高1MS/s の高速サンプリング、16bit の高分解能により、負荷遮断試験や開閉器の試験が可能6

豊富なユニットであらゆる測定シーンにも対応
インバータ・UPS 試験●

負荷変動時の動作試験・評価●

UPS 切り替え動作の確認
アナログユニット 8966

お勧め

ロジックユニット 8973

ユニット

電流ユニット 8971

インバータや UPS の評価・立ち上げ試験に最適です。
ロジック（制御信号）とアナログ（UPS やインバータの一次・二次電圧や電流値）を混在で記録できます。
UPS

インバータ

電力モニタ＆ロガー●

電源 ON/OFF 時、負荷変動時の電力変動●

電力の長期変動トルク
パルス
センサ エンコーダ

インバータ

アナログユニット 8966

お勧め

高分解能ユニット 8968

ユニット

負荷

モータ

バッテリ

周波数ユニット 8970

パワーアナライザで計算された実効値（瞬時の電力・電圧・電流など）のアナログ出力や、パワーアナライザの出力

D/A 出力波形を取り込むことで、長期試験のデータや異常波形の観測ができます。

パワーアナライザ（PW6001）

制御シミュレーション●

各種センサ信号の模擬出力●

車載バッテリDC12 V の変動模擬出力
任意波形発生ユニット U8793

お勧め

波形発生ユニット MR8490

ユニット

パルス発生ユニット MR8791

エンジン制御、エアバック、ブレーキシステム、パワース
テアリング、アクティブサスペンションなどの制御基板の試験を実波形で確認できます。車載で得た実波形のシ自動車や新幹線、電車などの制御試験に最適

ミュレーションが効率的に行えます。

発

ユニット
全13 種
一覧表

生

電

圧

直流電圧

発

生

パルス

電

圧

任意波形発生ユニット 高圧ユニット
U8793
U8974

デジタルボルトメータユニット 波形発生ユニット
MR8990MR8790

パルス発生ユニット アナログユニット
MR87918966

チャネル数 2 ch

測定分解能 16bit

測定分解能 24bit

チャネル数 8 ch

測定分解能 12bit

任意波形出力

測定レンジの 1/1600 測定レンジの 1/50000 波形出力

パルス出力

20MS/s 高速サンプリング

出力周波数範囲
10mHz 〜 100kHz● 最大出力 15 V●

● 多チャネル
高電圧
商用電源一次、二次 ● センサ微小電圧● EVバッテリ電圧● 電力設備特性試験

チャネル数 4 ch

●

●

●

●

DC出力 -10V〜10V ● パルス出力
0.1Hz 〜 20kHz
正弦波出力10mHz 〜 20kHz ● パターン出力

各種アンプ
トランスデューサ
● センサ ●工業用計器●●

7
MEMORY HiCORDER MR8847A

振動・耐久試験●

エンジン制御と振動の関係●

機器の耐久性の確認
任意波形発生ユニット U8793

お勧め

高分解能ユニット 8968

ユニット

ストレインユニット U8969

512MW のロングメモリを使えば、長期の観測でも高速サンプリングをしながら余裕を持って振動波形観測ができます。波形ピークを捉えることに向いています。
微振動も高精度で観測

振動試験機

多数の DMM を一台に置き換え
ベンチ型 DMM からメモリハイコーダに置き換えることで、測定器のスペースを削減できます。
複数台の制御も不要となり、システムを簡略化できます。
お勧め

デジタルボルトメータユニット

ユニット

MR8990

デジタルボルトメータユニットは

2ch、バナナ入力端子

最大 8 ユニット、16chまで拡張可能

高精度、高分解能

デジタルボルトメータユニット MR8990

極めた精度、分解能
直流電圧測定に特化した専用仕様
自動車等のセンサ出力の微小な変動や、バッテリ等の電圧変動を高精度・高分解能で測定できます。入力できる最大電圧は DC 500 V です。入力抵抗が高いのも特長です。

温

有効入力範囲

最高

入力

測定確度

（測定確度保証範囲）

分解能

抵抗

NPLC：1 未満 NPLC：1 以上

5 mV/div （f.s. = 100 mV） -120 mV 〜120 mV

0.1μV

50 mV/div （f.s. = 1000 mV） -1200 mV 〜1200 mV-12 V 〜12 V
500 mV/div （f.s. = 10 V）

10μV

測定レンジ

5 V/div（f.s. = 100 V）

50 V/div（f.s. = 1000 V）-120 V 〜120 V-500 V 〜 500 V

1μV
100μV
1 mV

100 MΩ
以上±0.01％ rdg. ±0.01％ rdg.
±0.015% f.s. ±0.01% f.s.
±0.01％ rdg.
±0.0025% f.s.
±0.025％ rdg.
±0.0025% f.s.

10 MΩ±
5％● 6 ½ 桁表示（分解能 0.1μV）、24bit の高分解能

度

電

圧

歪

み

周波数・回転数

電

流

電

圧

接

点

温度ユニット8967

高分解能ユニット
8968

ストレインユニット
U8969

周波数ユニット
8970

電流ユニット8971

DC/RMSユニット
8972

ロジックユニット
8973

測定分解能 16bit

測定分解能 16bit

測定分解能 16bit

測定分解能 16bit

測定分解能 12bit

測定分解能 12bit

チャネル数 16 ch

実効値測定

制御信号観測測定レンジの 1/1000 測定レンジの 1/1600 測定レンジの 1/1250 測定レンジの 1/2000 クランプセンサ直結
熱電対
電源電圧
ひずみゲージ式変換器 エンコーダ
K・J・E・T・N・R・S ● INV 1次 ● 2次電圧 ● 動歪み ● 振動 ● 圧力 ● 回転パルス● モータ電圧 など● 加速度 ● 荷重 など
・B・W

●

●

●

●

電源電流
INV 電流● モータ電流 など

電源電圧
INV 1次・2次電圧● モータ電圧 など

有電圧/無電圧接点
リレー信号● AC/DC信号

●

●

●

●

●

●

8

充実のサポート機能を活用
現場で使い方を調べる
絞り込みヘルプ機能
取扱説明書を読まなくても操作方法がわかる、ヘルプ機能を搭載しています。
HELP ボタンを押して、やりたいことを選び内容を絞り込んでいくと、
最後にその設定画面まで移動します。
HELP ボタンを押す

選択して絞っていく

設定画面が表示されるトリガを使いこなす波形を見ながらトリガ設定
波形を確認しながら、入力のトリガ設定ができます。
設定画面は分離して表示することもできます。

測定チャネル全てを監視できるトリガ機能• 1 つの電圧値で比較するレベルトリガ• 2 つの電圧値で比較するウィンドウトリガ• 商用電源ラインの電圧降下を捕らえる電圧降下トリガ• 周期を監視する周期トリガ• パルスの異常を捉えるグリッチトリガ• ロジック信号の ON/OFF で比較するパターントリガ

トリガ捕捉と捕捉後のサーチ捕捉した全データの中から異常波形を見つけるサーチ機能があります。どのような異常観測がされるか予想

波形を表示しながらレベル調整

できず測定時でのトリガ設定が難しい場合は、全データを捕捉後に異常箇所を探すことができます。

各ソースごとにイベント回数を設定※レベル、グリッチトリガ限定
様々な組合せで各トリガ条件を設定できます。

多チャネルを識別する
コメント入力機能
多チャネル観測時でも各チャネルにコメントを設定でき、画面に表示できるので識別が容易になります。
プリント時には、チャネルコメントも印字できます。
本体で直接入力及び USB キーボード入力ができ、漢字変換をすることもできます。

瞬時停電を捕捉

イベント回数の設定画面

9
MEMORY HiCORDER MR8847A

波形を拡大する
Zoom 機能
画面上部には時間軸圧縮波形を表示し、画面下部には
時間軸拡大波形を表示できます。スクロール機能により、波形全体を見ながらも部分的な観測ができます。

縮小波形

−

波形全体の確認ができます。

拡大波形

＋

時間軸方向・縦軸方向に拡大・縮小できます。

拡大して見ることで波形の細部が観測可能

読み取り、切り出しする
AB カーソル機能
Zoom 機能を応用し、切り出したい区間を A 点 B 点にて設定できます。

読み取り
カーソルと波形のクロスした点のデータを読み取ることができます。

切り出し
区間を指定して、バイナリや CSV での保存ができます。

書き出したデータはパソコンで管理するのに便利

PC で操作する
LAN 接続による
HTTP/FTP サーバ機能
HTTP 機能を使い、LAN 接続した PC 側からブラウ

LAN 接続ザでメモハイの操作ができます。さらに、FTP 機能により内部メモリやメモハイに装着された記録メディアのデータを取り出すことができます。

ハブ

また、USB 接続においても同様に内部メモリや本体に接続している記録メディアのデータを取り出すことができます。

パソコンから操作

データの取り出し10

用途に合わせたデータ記録
記録メディアに同時記録
メモリファンクション
設定した周期でサンプリングを行い全データを記録します

記録方法● SSD/CF カード /USB メモリに自動保存を設定●高速サンプリング時は、内部メモリへ記録後書き出し

全サンプリング
データを記録●低速サンプリング時は、内部メモリへ記録しながら、外部メディアへ保存

サンプリング周期●長時間記録時に効果を発揮

入力

入力

A/D 変換

内蔵メモリへの最大記録時間 一部抜粋
MR8847-51

MR8847-52

MR8847-53

アナログ 16ch+ 内蔵ロジック16ch

アナログ 16ch+ 内蔵ロジック16ch

アナログ 16ch+ 内蔵ロジック16ch

40,000 div

160,000 div

320,000 div(64MW)

使用 ch 数により最大記録長が変動
サンプリング
周期

時間軸(256MW)

内部メモリ記録(512MW)

5μs/div

50ns

0.2s

0.8s

1.6s

10μs/div

100ns

0.4s

1.6s

3.2s

リアルタイム保存が可能

CF カードSSD

USB メモリ

メディア保存100μs/div

1μs

4s

16s

32s

1ms/div

10μs

40s

2min 40s

5min 20s※記録可能な時間は外部メディア容量ではなく、内部 RAM の容量が限度となります。

100ms/div

1ms

1h 06min 40s

4h 26min 40s

8h 53min 20s※USB メモリへの自動保存が可能ですが、データ保護の面から、自動保存には動1s/div

10ms

11h 06min 40s

1d 20h 26min 40s

3d 16h 53min 20s

1min/div

600ms

27d 18h 40min 00s

111d 02h 40min 00s

222d 05h 20min 00s

5min/div

3.0s

138d 21h 20min 00s

555d 13h 20min 00s

1111d 02h 40min 00s

作保証された、HIOKI 純正 CF カードの使用をお勧めします。
※ 上記の表は任意記録長で設定できる最大値です。
※100msec/div（1msec サンプリング）以降はほぼリアルタイムにメディア保存できます。

解析をサポートするソフトウェア
ウェーブプロセッサ 9335
( 別売りソフトウェア）● 波形表示 , 演算
● 印刷機能LAN コミュニケータ 9333
( 別売りソフトウェア）● PC への波形データの自動保存を実現● LAN 接 続による遠 隔操作を実現● CSV 形式でセーブし、表計算ソフト受渡し■ 9335 概略仕様

■ 9333 概略仕様

動作環境 Windows 10/8/7 (32bit/64bit)対応

動作環境

機能

・表示機能 : 波形表示 , X-Y 表示 , カーソル機能 , 他
・ファイル読み込み : 読み込みデータ形式 (.MEM, .REC, .RMS,.POW) / 最大読み込みファイル容量 : 対応機種で保存できる最大の容量 (PC の使用環境により扱えるファイルサイズは減少します )・データ変換 : CSV 形式への変換 , 複数ファイルの一括変換 , 他
・印刷機能 : 印刷イメージのファイル書き出し ( 拡張メタ形式

印刷.EMF で可能 )・印刷フォーマット: 分割なし , 2 〜16 分割 , 2 〜16 列 , X−Y
1〜 4 分割 , プレビュー /ハードコピー

Windows 10/8/7 (32bit/64bit), Vista (32bit), XP 対応※9333 Ver1.09 以上

・PC への波形データの自動保存を実現 , ハイコーダの遠隔コント
ロール ( キーコード送出・画面イメージ受信表示によりコントロール ), レ
ポートプリント印刷 , 画面イメージ印刷 , 波形データの受信 ( ハイ機能

コーダのバイナリ形式波形ファイル )・波形データ収集アプリケーション : ハイコーダの自動保存の受信( ハイコーダのバイナリ形式波形ファイル ), ハイコーダの自動プリント
を PC 側で印刷 , ハイコーダの [PRINT] キー印刷を PC 側で印刷
・波形ビューワ : 波形ファイルの簡易表示 , CSV 形式への変換 , 他

11
MEMORY HiCORDER MR8847A

過渡現象を逃さずチャート記録
レコーダファンクション
記録
方法

設定した周期でサンプリングを行い、最大値と最小値以外を間引きしてデータを記録します●ゆっくり記録でも過渡現象を逃さない高速サンプリング
入力●最大値と最小値の二値一組のデータ圧縮記録● 64MW モデルでも最長 833 日 (1hr/div) の長期記録

画面表示

入力

●チャート出力なら記録紙が終わるまで連続記録

A/D 変換レコーダファンクションの最大記録時間
REC 時間軸

サンプリング
周期

チャート記録内部メモリへの記録時間 連続（記録紙 30m 巻、およそ記録時間）※30m = 2,970 divとして計算
20,000 div※記録紙を入れ替えれば半永久に書き出し可能

100ms/div

ディスプレイへの表示のみ

間引き保存により
高速サンプリングでも200ms/div

1h 6min 40s

ディスプレイへの表示のみ

2h 46min 40s

24min 45s

1s/div

5h 33min 20s

49min 30s

11h 6min 40s

1h 39min 00s

1μs, 10μs,

5s/div

100μs,

1d 3h 46min 40s

4h 7min 30s

10s/div

1ms, 10ms,

2d 7h 33min 20s

8h 15min 00s

30s/div

100ms

50s/div※ 時 間 軸 の 1/100

100s/div

以内で選択かつメ

1min/div

設定との組合せに

2min/div
5min/div

モリ記録の時間軸より制限される

最大値

33min 20s

500ms/div

2s/div

内部メモリ記録

6d 22h 40min 00s

24h 45min 00s

11d 13h 46min 40s

1d 17h 15min 00s

23d 3h 33min 20s

3d 10h 30min 00s

最小値

長期記録が可能間引き前の高速サンプリング
サンプリング周期

13d 21h 20min 00s

2d 1h 30min 00s

27d 18h 40min 00s

4d 3h 00min 00s

69d 10h 40min 00s

10d 7h 30min 00s※ 記録紙１巻 30m。動作中に記録紙が終われば、止めずに入れ替え可能です。
※ 時間軸100ms 〜 200ms/div 時プリンタ ON での連続記録長は不可

10min/div

138d 21h 20min 00s

20d 15h 00min 00s

30min/div

416d 16h 00min 00s

61d 21h 00min 00s

1hr/div

833d 8h 00min 00s

123d 18h 00min 00s※レコーダファンクションで記録したデータをパソコンで開いた場合、最大値、最小値の 2 データずつ、時系列に並びます。

は MR8847-51 (64MW) モデルの値です。
※下記表の「内部メモリへの記録時間」
MR8847-52 (256MW ) は 4 倍、MR8847-53 (512MW ) は 8 倍 の 時 間、記録が可能です。「連続」での数値は増えません。

メモリハイコーダ用 iPad アプリ

波形ビューワ Wv

無償アプリソフト（iPad 専用）App Store からダウンロード● バイナリデータをPC で波形確認● CSV 形式でセーブし、表計算ソフトへ受渡しが可能HMR Terminal● iPad 独特のジェスチャーを駆使して自由自在に波形を操作● 32ch Max. の波形データも指先の操作で扱えます● ネットワーク経由でメモリハイコーダを操作
設定の変更や測定中の波形をモニタできます ※Ver 2.0 の新機能

( 標準付属ソフトウェア）■ iPad (iOS 端末 ) 用アプリを使って、データ表示ができます。
"HMR Terminal" で検索 !!
※iOS は , Cisco Technology, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※iPhone, iPad, iPad mini, iPad Proおよび iPod Touch は , 米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
※Microsoft, Windows, Windows vista, および Excelは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■ HMR Terminal 概略仕様

■ 波形ビューワ（Wv）概略仕様
動作環境 Windows 10/8/7 (32bit/64bit) 対応

動作環境 iOS (Apple 社製 iPad)

機能・データ取得：Wi-Fi ルータ経由 FTP、もしくは iTunes (PC アプリ)
経由で iPad へ
・波形のレベル検索 , 最大値 / 最小値 / 平均値 , ゼロ位置のずらしを指先で直感的に操作, 等・波形モニタ・本体設定※ロジック波形、演算波形は対応していません

機能・波形ファイルの簡易表示
・バイナリ形式のデータファイルをテキスト形式へ
変換 , CSV 他
・スクロール, 拡大縮小表示 , カーソル /トリガ位置へのジャンプ等

12

知りたいことを確実に解析
測定波形から
パラメータ数値演算
測定波形から実効値、ピーク値、最大値など 24 種類の演算ができます。時間差測定、位相差測定、HIGHレベル、LOW レベルのヒストグラム測定、統計処理も可能です。演算結果は波形観測画面に一緒に表示します。

演算式で波形演算
演算式（定義）がわかれば、複雑な演算もできます。演
算式を入力することで測定後も様々な演算を行うことができます。例えば、測定波形から実効値を求める場
合は、右記のように設定します。

RMS ＝

1 n 2
di
n i=1

測定波形
演算波形

RMS ＝実効値
n ＝データ数
di ＝チャネル i 番目のデータ

結果は数値演算も演算式を入力

波形演算も同じ

FFT 解析機能
解析ポイント指定

周波数成分の解析などを行う１信号 FF T、伝達関数な

メモリ波形どの解析を行う２信号 FF T、また音響解析に用いられるオクターブ解析機能があります。

メモリ波形から FFT 演算が可能
メモリファンクションで測定したデータを FF T 解析する
とき、ジョグシャトルで解析ポイントを指定し、同時に演算結果も見ることができます。また、メモリファンクショ
ンで測定した「生データ」表示と「ストレージ波形」演算結果の同時表示で、窓関数の効果を確認しながらのスペクト
ル波形同時表示により、解析時の操作性を向上します。

演算元（メモリ波形）と FFT 演算結果の同時表示

ランニングスペクトル表示

測定後に演算ポイント数を変更
1,000 ポイント

10,000 ポイントへ変換「dB」によるスケーリング
スケーリング前

時間とともに変化するスペクトルを、三次元的に表示可能

スケーリング後

13
MEMORY HiCORDER MR8847A

電子記録 X-Yレコーダ
使いやすさを検証し、ペンのアップ・ダウンを独立して制御できるようになりました。またデータも時系列で保存できるので、従来は紙で保管しなければならなかった記録を電子データで保管することができます。

ペンのアップ/ダウン制御
X-Y 記録中のペンのアップ/ ダウンを独立制御しています。ファンクションボタンを押すか、外部制御端子
EXT. IN1, 2, 3 を使用することで外部制御することもできます。
X-Y 波形を記録中にペンのアップダウン

メカ式ペンレコーダの代替が可能
ペンのアップダウン制御により必要なデータのみ記録

EXT. IN 1 / EXT. IN 2 / EXT. IN 3

することができます。不要な記録データの印字を抑えることができるため、記録紙のランニングコストを削減できます。
外部制御端子

波形の良否判定
マージンを持たせたエリアから外れているか監視する
波形判定機能により、良否を判断しづらい信号波形も簡単に判定できます。
100msec/divより遅い時間軸レンジでは、波形を取り込みながら判定できるため、生産ラインで応用すれば不良が検出された時点で対応できます。異常発生時にはラインをすぐに停止できます。

FFT 解析波形も判定可能
FFT 解析波形も、同様に波形判定ができます。
波形の良否をエリアで判定

X-Yの波形も判定可能
時間軸信号だけでなく、X-Y 波形に対する波形判定機能も搭載しています。
• プレス機の「変位と圧力」• ポンプの「圧力と流量」などの X-Y 波形に対しても、エリア判定で自動検査ができます。

FFT 解析波形や X-Y 波形もエリアによる判定が可能

NG 判定

14

製品仕様
基本仕様 （確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）
メモリ ( 高速記録 ), レコーダ ( 実時間記録 )測 定 機 能X–Y レコーダ, FFT[アナログユニット8 台] アナログ16ch +ロジック標準16ch[アナログユニット5台 +ロジックユニット3 台] アナログ
入力ユニット数
10ch + ロジック64ch (ロジック標準 16ch+ロジックユニット48ch)

メモリ（高速記録）
時

5µs 〜 5min/div (100 サンプル /div) 26 レンジ, 外部サンプリン
軸 グ (100 サンプル /div, 任意設定 ), 時間軸拡大 ×2 〜 ×10 の 3 段 ,圧縮 ×1/2 〜 ×1/200 000 の 16 段

間

サンプリング周期 時間軸レンジの 1/100 ( 最小 50ns 周期 )MR8847-51: 16ch モード 25 〜 20 000 div ... 2ch モード 25 〜 200 000 div ( 固※アナログユニットのch 間と本体間は絶縁 , ロジックユニットのchおよび標準ロジック端子のchは全て本体とGND 共通

最高 20 MS/ 秒 (50ns 周期 , 全チャネル同時 )サンプリング速度 外部サンプリング : 10 MS/s (100 ns 周期 )MR8847-51:トータル 64M ワード ( 増設不可 )定記録長 ) または 1 div ステップの任意設定 ( 最大 320,000 div)

記

MR8847-52: 16ch モード 25 〜 100 000 div ... 2ch モード 25 〜 1 000 000 div
長録( 固定記録長 ) または 1 div ステップの任意設定 ( 最大 1,280,000 div)

MR8847-53: 16ch モード 25 〜 200 000 div ... 2ch モード 25 〜 2 000 000 div( 固定記録長 ) または 1 div ステップの任意設定 ( 最大 2 560 000 div)

32MW/ch ( アナログ 2ch 時 ) 〜 4MW/ch ( アナログ 16ch 時 )メ モ リ 容 量

MR8847-52:トータル 256M ワード ( 増設不可 )128MW/ch ( アナログ 2ch 時 ) 〜 16MW/ch ( アナログ 16ch 時 )プ リ ト リ ガ

MR8847-53:トータル 512M ワード ( 増設不可 )256MW/ch ( アナログ 2ch 時 ) 〜 32MW/ch ( アナログ 16ch 時 )CFカードスロット × 1 (2GBまで, 対応フォーマットFAT/ FAT32),
外 部 記 憶SSD (オプション128GB), USBメモリ (USB 2.0)
バックアップ機能
時計 , 設定条件 : 10 年以上 , 波形バックアップ : なし
（25℃ 参考値）

数

値

演

算

外部トリガ入力 , トリガ出力 , 外部サンプリング入力 ,外 部 制 御 端 子 外部出力 2 端子 (GO, NG), 外部入力 3 端子 (START, STOP,

へ転送 , PC 制御 )

使用温湿度範囲 : -10°C 〜 40°C, 20% 〜 80% rh
環 境 条 件プリンタ、SSD 使用時 : 0°C 〜 40°C, 20% 〜 80% rh（結露しないこと）
保存温湿度範囲 : -20°C 〜 50°C, 90% rh 以下
適

合

規

電

Safety: EN61010
EMC: EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3
AC 100 〜240 V, 50/60 Hz
源
DC 10 〜28 V (DC 電源ユニット9784 使用時 )格

最 大 定 格 電 力 130 VA max. ( プリンタ使用時 220 VA max.)
外形寸法・質量 約 351W × 261H × 140D mm, 7.6 kg ( 本体のみ )付

取扱説明書 ×1, 測定ガイド ×1, アプリケーションディスク( 波形作成ソフトSF8000, 波形ビューワWv/ 通信コマンド表) ×1, 電源品
コード ×1, 入力コードラベル ×1, USBケーブル ×1, 記録紙
×1, ロール紙アタッチメント ×2, フェライトクランプ ×1

属

波

形

演

そ

の

他

記

録
録

紙
速

216 mm × 30 m, ロール型感熱紙 (9231 使用 )波形部記録幅 200 mm (20div f.s., 1div=10 mm (80 ドット)表示スクリーン
表示部

10.4 型 SVGA-TFT カラー液晶 (800 × 600 ドット)( 時間軸 25div × 電圧軸 20div, X-Y 波形 20div × 20div)

表 示 言 語 設 定 日本語 , 英語 , 韓国語 , 中国語

時間軸：×10 〜 ×2 ( 拡大はメモリ記録のみ ), ×1,
波形表示倍率×1/2 〜 ×1/20 000
電圧軸：×100 〜 ×2, ×1, ×1/2 〜 ×1/10
バリアブル表示 上下限値設定 , 表示 /div 設定
スケーリング

10:1 〜 1000:1, 各種プローブ類自動スケール
手動スケール ( 変換比設定 , 2 点設定 , 単位設定 )英数値 , 日本語 ( タイトル , 各アナログ・ロジックチャネル ),コメント入力単純入力・履歴入力・定型入力・単文節かな漢字変換入力
ロジック波形表示 1% ステップで表示位置移動可能 , 記録幅 3 種選択
表 示 グ ラ フ 最大 16 グラフ
モ ニ タ 機 能• レベルモニタ• 瞬時値表示 ( サンプリング 10kS/s 固定 , 更新レート 0.5s)• 波形のインバート ( 正負反転 )• カーソル測定 (A, B, 2 本のカーソル , 全チャネル対応 )• バーニア機能 ( 振幅微調整 )その他表示機能 •ズーム機能 ( 上下２段 , 下段にズーム波形を表示 )• 波形表示 16 色選択• アナログ波形 1% ステップでゼロ位置移動可能• ゼロアジャスト全チャネル全レンジ一括実行• ロギング記録無し• X–Y 波形合成 (1 画面 , 4 画面 ),• 重ね描き ( スタート中常に重ね描き / 必要な波形のみ重ね描き )• 自動 / 手動 /AB カーソル間プリント/ レポートプリント
10ms 〜 1hour/div 19 レンジ, 時間軸分解能 100 ポイント/div

時

間

軸

※ 設定したサンプリング周期で取り込んだデータから 100 ポイント/div 単
位で Max./Min. の 2 値データのみを記録

時間軸圧縮 ×1/2 〜 ×1/50 000 の 14 段

サンプリング周期 1/10/100 µs, 1/10/100 ms ( 時間軸の 1/100 以内で選択 )可能
リ ア ル タ イ ※ リアルタイムプリントは時間軸 500 ms/div より遅い時間軸で可能
ム プ リ ン ト ※ 記録長 " 連続 " 以外で時間軸 10 ms 〜 200 ms/div は後追いプリント※ 記録長 " 連続 " で時間軸 10 ms 〜 200 ms/div は停止後に手動プリント

MR8847-51: 固定設定 25 〜 20 000 div, 連続 , または 1 div
ステップの任意設定 ( 最大 20 000 div)
MR8847-52: 固定設定 25 〜 50 000 div, 連続 , または 1 div
長ステップの任意設定 ( 最大 80 000 div)
MR8847-53: 固定設定 25 〜 100 000 div, 連続 , または 1 div
ステップの任意設定 ( 最大 160 000 div)

記録

度 最大 50 mm/ 秒

紙 送 り 密 度 10 ドット/mm

四則演算 , 絶対値 , 指数 , 常用対数 , 平方根 , 移動平均 , 微分 (1 次 ,
2 次 ), 積分 (1 次 , 2 次 ), 時間軸方向の平行移動 , 三角関数 , 逆三角関数 , 演算結果の自動保存

レコーダ（実時間記録）

構 記録紙ワンタッチ挿入式 , 高速サーマル印字方式

記

算

メ モ リ 分 割 • 最大 1024 分割 , シーケンシャル保存 , マルチブロック保存

内蔵プリンタ部
機

平均値 , 実効値 , P-P 値 , Max 値 , 最大値 , 最大値までの時間 , 最
小値 , 最小値までの時間 , 周期 , 周波数 , 立ち上がり時間 , 立ち下がり時間 , 標準偏差 , 面積値 , X-Y 面積値 , 指定レベル時間 , 指定時間
レベル , パルス幅 , デューティ比 , パルスカウント, 四則演算 , 時間差演
算 , 位相差演算 , High レベル , Low レベル• 演算結果の判定出力 : GO/NG ( オープンコレクタ 5V 電圧出力付き )• 演算結果の自動保存• 任意のチャネルにて同時に最大 16 演算まで

PRINT)[LAN] 100BASE-TX (FTP サーバ, HTTP サーバ )外 部 イ ン タ [USB] USB2.0 準拠 シリーズAレセプタクル×1, シリーズ B
フ ェ ー ス
レセプタクル×1 (内蔵ドライブあるいはCFカード内のファイルをPC

トリガ以前の記録 , 記録長に対し 0 〜100%, -95% の15 段 ,または 1div 単位設定
• 任意のチャネルにて同時に最大 16 演算

追

加

記

録 可能 ( 前のデータを消去せず )

波

形

記

憶

MR8847-51: 最後の 20 000 div 分のデータをメモリに保存
MR8847-52: 最後の 80 000 div 分のデータをメモリに保存
MR8847-53: 最後の 160 000 div 分のデータをメモリに保存※ 測定中の過去波形バックスクロール観測および再プリントが可能

自

動

そ

保
の

存

測定停止後に自動的に CF カード/ USB メモリ, または内蔵ドライブへ保存

他• ロギング記録無し• 手動 /AB カーソル間プリント/ レポートプリント

X–Y レコーダ（実時間記録）
サンプリング周期 1/10/100 ms ( ドット時 ), 10/100 ms ( ライン時 )
記

長 連続

録

画面・プリント 1 画面 , 4 画面 , 手動プリントのみ
X–Y 表 示 数 最大 8 現象
X–Ych 設定 X 軸 Y 軸ともに 16ch 中 , 任意の 8ch を選択

X–Y 軸 分 解 能 25 dot/div ( 画面 ), 横 80 dot/div × 縦 80 dot/div ( プリンタ )
波

形

記

憶

最後の 4 000 000 ポイント分のサンプリングデータをメモリに保存

ペン UP/DOWN 全現象同時
外 部 ペ ン 制 御 外部入力端子により制御可能 ( 全現象同時 UP/DOWN)

15
MEMORY HiCORDER MR8847A

トリガ機能

FFT

メモリ ( 高速記録 ), FFT : 単発 / 連続 / 自動トリガモードレコーダ ( 実時間記録 ) : 単発 / 連続ストレージ波形 , リニアスペクトラム , RMS スペクトラム , パ
ワースペクトラム , パワースペクトル密度 , クロスパワースペ
解 析 モ ー ド クトラム , 自己相関関数 , 頻度分布 , 伝達関数 , 相互相関
関数 , インパルス応答 , コヒーレンス関数 , 1/1 オクターブ
分析 , 1/3 オクターブ分析 , LPC 分析 , 位相スペクトル

トリガソース

アナログユニット (CH1 〜 CH16), 標準ロジック 16ch+ ロジッ
クユニット ( 最大 3 ユニット 48ch), 外部トリガ (2.5V の立ち下がり
または端子ショート), タイマ, マニュアルの各ソースごとに ON/
OFF, ソース間 AND/OR

解 析 チ ャ ネ ル 任意チャネルより選択

レベル：設定電圧値の立ち上がり, 立ち下がり, または両エッ
ジ ( 立ち上がり / 立ち下がりの両方 ) で横切った時トリガ発生
電圧降下：電圧のピーク値が設定レベルを下回った時トリガ
発生 ( 商用電源 50/60Hz 専用 )ウインドウ：レベルの上限値 , 下限値内に入った時 , または出た時トリガ発生
ト リ ガ 種 類 周期：設定電圧値の立ち上がり , または立ち下がりの周期を測定し , 設定した周期範囲外の時トリガ発生
グリッチ：設定電圧値の立ち上がり , または立ち下がりから
設定パルス幅以下の時トリガ発生
イベント：レベルトリガ , グリッチトリガをカウントし , 設定したイベント数を超えた時トリガ発生
ロジック：1, 0, ✕ によるパターン設定

周波数レンジ

133 mHz 〜 8 MHz, 外部
分解能 1/400, 1/800, 1/2000, 1/4000

サンプリング点数 1000 点 , 2000 点 , 5000 点 , 10 000 点
ウ イ ン ド ウ

方形窓 , ハニング, ハミング, ブラックマン, ブラックマン・ハ
リス , フラット・トップ, エクスポネンシャル

表 示 フ ォ ー マ ッ ト 1 画面 , 2 画面 , ナイキスト表示 , ランニングスペクトル表示
アベレージング

時間軸 / 周波数軸の単純平均 , 指数化平均 , ピークホール
ド ( 周波数軸 ), 回数 (2 〜 10 000 回 )プ リ ン ト 機 能 メモリファンクションに準ずる ( 部分プリントは不可 )レ ベ ル 設 定 分 解 能 0.1 % f.s. (f.s.=20 div)
トリガフィルタト リ ガ 出 力

0.1 〜 10.0 div 9 段 , OFF：メモリ ( 高速記録 )ON (10 ms 固定 )/OFF：レコーダ ( 実時間記録 )オープンコレクタ出力 (5V 電圧出力付き , アクティブ Low)
レベル設定時 : パルス幅 ( サンプリング周期 ×トリガ以降のデータ
数以上 )パルス設定時 : パルス幅 (2ms)
そ の 他 機 能トリガ優先 (OFF/ON) ,トリガ前後を捉えるプリトリガ機能 ( メモリ ), トリガ待ち中のレベル表示 , レコーダ ( 実時間記録 ) にてスタート＆ストップトリガ , トリガ検索

その他
種類：時間軸波形 , X-Y, FFT の画面表示波形にて基準波形に対するエリア判定と , 波形パラメータ演算値に対するパラメータ判定（メモリファンクション） 判定出力：GO/NG 判定 , オープンコレクタ 5V 電圧出力付（ＦＦＴファンクション） ※100msec/div（1msec サンプリング）以降はほぼリアルタ
イムに判定可能です
波形判定機能■ 各種測定項目に対応（別売オプションの入力ユニット類）■ 内蔵メモリへの最大記録時間（メモリファンクション）
MR8847-51 (64MW)
使用ch数の設定により最大記録長が増加

MR8847-52 (256MW)

MR8847-53 (512MW)+ 内蔵ロジック 16ch

アナログ 2ch+ 内蔵ロジック 16ch

アナログ 16ch+ 内蔵ロジック 16ch

アナログ 2ch+ 内蔵ロジック 16ch

アナログ 16ch+ 内蔵ロジック 16ch

+ 内蔵ロジック 16ch

40 000 div

320 000 div

160 000 div

1 280 000 div

320 000 div

2 560 000 div

アナログ 16ch

時間軸

サンプリング
周期5μs/div

50ns

0.2s

1.6s

0.8s

6.4s

1.6s

12.8s

10μs/div

100ns

0.4s

3.2s

1.6s

12.8s

3.2s

25.6s

20μs/div

200ns

0.8s

6.4s

3.2s

25.6s

6.4s

51.2s

50μs/div

500ns

2s

16s

8s

1min 04s

16s

2min 08s

100μs/div

1μs

4s

32s

16s

2min 08s

32s

4min 16s

200μs/div

2μs

8s

1min 04s

32s

4min 16s

1min 04s

8min 32s

500μs/div

5μs

20s

2min 40s

1min 20s

10min 40s

2min 40s

21min 20s

1ms/div

10μs

40s

5min 20s

2min 40s

21min 20s

5min 20s

42min 40s

2ms/div

20μs

1min 20s

10min 40s

5min 20s

42min 40s

10min 40s

1h 25min 20s

5ms/div

50μs

3min 20s

26min 40s

13min 20s

1h 46min 40s

26min 40s

3h 33min 20s

10ms/div

100μs

6min 40s

53min 20s

26min 40s

3h 33min 20s

53min 20s

7h 06min 40s

20ms/div

200μs

13min 20s

1h 46min 40s

53min 20s

7h 06min 40s

1h 46min 40s

14h 13min 20s

50ms/div

500μs

33min 20s

4h 26min 40s

2h 13min 20s

17h 46min 40s

4h 26min 40s

35h 33min 20s

100ms/div

1ms

1h 06min 40s

8h 53min 20s

4h 26min 40s

1d 11h 33min 20s

8h 53min 20s

2d 23h 06min 40s

200ms/div

2ms

2h 13min 20s

17h 46min 40s

8h 53min 20s

2d 23h 06min 40s

17h 46min 40s

5d 22h 13min 20s

500ms/div

5ms

5h 33min 20s

1d 20h 26min 40s

22h 13min 20s

7d 09h 46min 40s

44h 26min 40s 14d 19h 33min 20s

1s/div

10ms

11h 06min 40s

3d 16h 53min 20s

1d 20h 26min 40s 14d 19h 33min 20s

3d 16h 53min 20s 29d 15h 06min 40s

2s/div

20ms

22h 13min 20s

7d 09h 46min 40s

3d 16h 53min 20s 29d 15h 06min 40s

7d 09h 46min 40s 59d 06h 13min 20s

5s/div

50ms

2d 07h 33min 20s 18d 12h 26min 40s

9d 06h 13min 20s 74d 01h 46min 40s

18d 12h 26min 40s 148d 03h 33min 20s

10s/div

100ms

4d 15h 06min 40s 37d 00h 53min 20s

18d 12h 06min 40s 148d 03h 33min 20s

37d 00h 53min 20s 296d 07h 06min 40s

30s/div

300ms 13d 21h 20min 00s 111d 02h 40min 00s

55d 13h 20min 00s 444d 10h 40min 00s

111d 02h 40min 00s 888d 21h 20min 00s

50s/div

500ms 23d 03h 33min 20s 185d 04h 26min 40s

92d 14h 13min 20s 740d 17h 46min 40s

185d 04h 26min 40s

略1min/div

600ms 27d 18h 40min 00s 222d 05h 20min 00s

111d 02h 40min 00s 888d 21h 20min 00s

222d 05h 20min 00s

略100s/div

1.0s 46d 07h 06min 40s 370d 08h 53min 20s

185d 04h 26min 40s

略370d 08h 53min 20s

略2min/div

1.2s 55d 13h 20min 00s 444d 10h 40min 00s

222d 05h 20min 00s

略444d 10h 40min 00s

略

5min/div

3.0s 138d 21h 20min 00s

555d 13h 20min 00s

略

略

略

略

※上記の表は任意記録長で設定できる最大値です。
※100msec/div（1msec サンプリング）以降はほぼリアルタイムにメディア保存できます。
※1 年を超えるような長期間の記録は計算値であって、保証するものではありません。

測定対象

アナログ 2ch

電

電

圧

流

使用ユニット

表示範囲

最高分解能

アナログユニット
100mV f.s. 〜 400V f.s.
8966

50µV

高分解能ユニット
100mV f.s. 〜 400V f.s.
8968

3.125µV

DC/RMS ユニット
100mV f.s. 〜 400V f.s.
8972

50µV

高圧ユニット
U8974

0.125mV

4V f.s. 〜 1000V f.s.

20A f.s. 〜
電流ユニット 8971 ※ 電流センサと専用の電源を組み合1mA 〜せて使用する場合は , 電圧入力ユニッ+ 電流センサ
トで測定可能交流の DC/RMS ユニット
100mV f.s. 〜 400V f.s.
実効値電圧 8972

50µV

温度

温度ユニット200℃ f.s. 〜 2000℃ f.s.

周波数
回転数

周波数ユニット
8970

20Hz 〜 100kHz f.s.
2mHz
2 (kr/min) 〜 2000 (kr/min) f.s. 0.2 (r/min)

電源周波数

周波数ユニット
8970

40 〜 60Hz, 50 〜 70Hz,
390 〜 410Hz

積算

周波数ユニット
8970

40k counts 〜 20M counts f.s. 1 count( 熱電対入力 ) 8967

デューティ 周波数ユニット
比
8970
パルス幅
振動
応力

周波数ユニット8970※ 最小値 / 最大値は使用する 0.01℃
熱電対で異なる

0.01Hz

100% f.s.

0.01%

0.01s f.s. 〜 2s f.s.

1µs

ストレインユニット
400µε 〜 20 000µε f.s. 0.016µε
U8969

リレー / 電圧の ロジックユニット
ON/OFF
8973——※各ユニットに 2 入力チャネル装備※ロジックユニット（16ch 装備）とは別に、MR8847series 本体にロジック入力端子16ch 分を標準装備

16

オプション仕様 （別売）
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

アナログユニット 8966
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

5 mV/div〜20 V/div, 12レンジ, フルスケール : 20div,
メモリファンクションで測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms
測定レンジ
ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 k/500 kHz
測定レンジの1/100 (12bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 20 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.5% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
DC〜5 MHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜5 MHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 204.5Dmm, 約 240g
付属品： フェライトクランプ 2 個

温度ユニット 8967
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数 : 2ch 熱電対による温度測定 (電圧測定不可 )熱電対入力: 押しボタン式端子台, 推奨線径 : 単線 0.14〜1.5 mm2, 撚り線 0.14〜1.0 mm2 ( 素線径 f 0.18 mm 以上), AWG 26 〜16
入力抵抗 : 5 MΩ以上 ( 断線検出 ON/OFF時とも)対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

10℃ /div (-100℃〜200℃ ) , 50℃ /div (-200℃〜1000℃ ) , 100℃ /div
( 上下限値は各センサの測 (-200℃〜2000℃ ), 3レンジ, フルスケール : 20div
定入力範囲により異なる) 測定分解能：レンジの1/1000 (16bit A/Dを使用 )K: -200 〜1350℃ , J: -200 〜1100℃ , E: -200 〜800℃ , T: -200 〜
熱電対範囲
400℃ , N: -200 〜1300°C, R: 0 〜1700℃ , S: 0 〜1700℃ , B: 400(JIS C 1602-1995)〜1800℃ , W (WRe5-26): 0 〜2000℃(ASTM E-988-96)
基準接点補償: 内部/外部切り替え可能 , 断線検出 ON/OFF切替可能
３種切替, 高速：1.2 ms (内部ディジタルフィルタOFF), 通常：100 ms (内データ更新
部ディジタルフィルタ50/60 Hz), 低速：500 ms (内部ディジタルフィルタ10

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

周波数ユニット 8970
測定機能
入力端子

( 確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にて規定 , 確度保証期間 1
年 , 調整後確度保証期間 1年 )チャネル数 : 2ch 電圧入力による周波数 , 回転数 , 電源周波数 , 積算 ,パルスデューティ比 , パルス幅 , の各測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF),
対地間最大定格電圧 : AC, DC300 V (入力と本体間は絶縁 , 入力ch〜
筐体間 , 各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧)

測定レンジ: DC〜100 kHz (最小パルス幅 2 μs) 間を1 Hz/div〜5 kHz/div (f.s. =20div), 8選択
周波数モード確度: ±0.1% f.s. (5 kHz/div以外), ±0.7% f.s. (5 kHz/div)
測定レンジ: 0 〜200万回転 /分 (最小パルス幅 2 μs) 間を100(r/min)/div〜100k(r/min)/div (f.s. =20div), 7選択
回転数モード確度: ±0.1% f.s. (100k(r/min)/div以外), ±0.7% f.s. (100k(r/min)/div)
測定レンジ: 50 Hz (40 〜 60 Hz), 60 Hz (50 〜70 Hz), 400 Hz (390 〜
電源周波数モード 410 Hz), (f.s. =20div), 3選択
確度: ±0.03 Hz (50, 60 Hz), ±0.1 Hz (400 Hz)
測定レンジ: 2 k counts/div〜1 M counts/div, 6 選択
積算モード
確度: ±range/2000
測定レンジ: 10 〜100 kHz (最小パルス幅 2 μs) 間を5%/div (f.s. =20div)
デューティ比モード
確度: ±1% (10 〜10 kHz), ±4% (10 k〜100 kHz)
測定レンジ: 2 μs〜2 s 間を500 μs/div〜100 ms/div (f.s. =20div), 確
パルス幅モード
度: ±0.1% f.s.
レンジの2000 分の1 ( 積算モード), レンジの500 分の1 ( 積算 , 電源周波
測定分解能
数モード以外), レンジの100 分の1 (電源周波数モード)
電圧範囲 ,しきい値 ±10 V〜±400 V, 6 選択 , 各選択範囲内でしきい値変更可能
スロープ, レベル, ホールド, スムージング, ローパスフィルタ, 入力DC/
その他機能
AC 結合切換え, 分周, 積算オーバー保持/戻す切換え

温度測定レンジHz)

測定確度

熱電対 K, J, E, T, N: ±0.1% f.s. ±1℃ , (±0.1% f.s. ±2℃ at -200℃〜 0℃ )熱電対 R, S, B, W: ±0.1% f.s. ±3.5℃ (at 0℃〜400℃未満 , ただしBは400℃未満の確度保証なし), ±0.1% f.s. ±3℃ (400℃以上)
基準接点補償確度: ±1.5℃ (基準接点補償内部時に測定確度に加算 )

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

高分解能ユニット 8968
測定機能

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、
入力端子
入力ch〜筐体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）
5mV/div〜20V/div, 12レンジ, フルスケール : 20div,
メモリファンクションで測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms
測定レンジ
ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 kHz
アンチ・エリアシング FFT 演算におけるエリアシング現象 (折り返し歪み) を除去するフィルタを内蔵 (カットオフ周波数自動設定 /OFF)
フィルタ
測定レンジの1/1600 (16bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.3% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
DC〜100 kHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜100 kHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 245g
付属品： 変換ケーブル L9769 ×2 (ケーブル長 60cm)

ストレインユニット U8969（確度は 23 ±5℃ , 80%rh 以下, 電源投入 30 分後にオートバランス
実行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数 : 2ch ひずみ測定 (電子式オートバランス, 平衡調整範囲±10000 με以下 )NDISコネクタ EPRC07-R9FNDIS( 付属変 換ケーブル L9769 に接 続 可能なコネクタ: NDIS コネクタ
PRC03-12A10-7M10.5
入力端子
対地間最大定格電圧 : AC 30 Vrms または DC 60 V (入力と本体間は絶縁 , 入力ch〜筐体間 , 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)
ひずみゲージ式変換器,
適応変換器
ブリッジ抵抗 120 Ω〜1 kΩ, ブリッジ電圧 2 V ±0.05 V, ゲージ率2.0
20 με〜1000 με/div, 6レンジ, フルスケール : 20div
測定レンジ
ローパスフィルタ: 5/10/100/1 kHz
測定レンジの1/1250 (16bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 200 kS/s (2チャネル同時サンプリング )

測定機能

測定確度

±0.5% f.s. ±4 με (フィルタ5 Hz ON)

周波数特性

DC〜20 kHz +1/-3dB

オートバランス後

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 変換ケーブル 9318 ×2 本（電流センサと8971接続用）

電流ユニット 8971

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

測定機能

チャネル数 : 2ch オプションの電流センサによる電流測定

入力端子

センサコネクタ端子 (入力抵抗 1 MΩ, 電流センサ接続用の変換ケーブル

適合電流センサ

CT6863, CT6862, 9709, CT6841, CT6843, CT6844, CT6845,
9272-10 ( 変換ケーブル 9318を使用して8971本器と接続する)
9272-10 (20A), CT6841使用時 : 100 mA〜5 A/div (f.s. =20div, 6 選択 )CT6862 使用時 : 200 mA〜10 A/div (f.s. =20div, 6 選択 )9272-10 (200A), CT6843, CT6863 使用時 : 1 A〜50 A/div

測定レンジ

9318 専用, GNDはレコーダ本体と共通)(f.s. =20div, 6 選択 )CT6844, CT6845, 9709 使用時 : 2 A〜100 A/div (f.s. =20div, 6 選択 )測定確度±0.65% f.s.

RMS 確度: ±1% f.s. (DC, 30 〜1 kHz), ±3% f.s. (1 kHz〜10 kHz)
(フィルタ5Hz ONにて )RMS 応答時間: 100 ms (立上がり0 → 90% f.s.)※ 使 用する電 流センサ
クレストファクタ: 2の確度 , 特性を加算する
周波数特性 : DC〜100 kHz ±3dB (AC 結合時 : 7 Hz〜100 kHz)

測定分解能

測定レンジの1/100 (12bit A/Dを使用 )最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )その他機能

入力結合 : AC/DC/GND, ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 kHz

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

DC/RMS ユニット 8972
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定 , DC/RMSの切替機能
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

5 mV/div〜20 V/div, 12レンジ, フルスケール : 20div,
メモリファンクションで測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms, ローパ
測定レンジ
スフィルタ: 5/50/500/5 k/100 kHz
測定レンジの1/100 (12bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.5% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
RMS 確度: ±1% f.s. (DC, 30 Hz〜1 kHz) ±3% f.s. (1 kHz〜100 kHz)
応答時間: SLOW 5 s (立ち上がり0 → 90% f.s.), MID 800 ms (立ち上がRMS 測定り0 → 90% f.s.), FAST 100 ms (立ち上がり0 → 90% f.s.)
クレストファクタ: 2
DC〜400 kHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜400 kHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 190g
付属品： 無し

ロジックユニット 8973
測定機能
入力端子

チャネル数：4プローブ (16ch)
Mini DIN 端子 (HIOKI 製ロジックプローブ小型端子タイプ専用 )適合ロジックプローブ：9320- 01, 9327, MR9321- 01

17
MEMORY HiCORDER MR8847A
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 260g
付属品： 無し

デジタルボルトメータユニット MR8990
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜80%rh, 電源投入 30 分後にキャリブレーション
実行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 直流電圧測定
バナナ入力端子 (100 mV f.s.〜10 V f.s.レンジの入力抵抗 100 MΩ以上 ,他10 MΩ)

測定分解能
積分時間
応答時間
基本測定確度
最大入力電圧100 mV f.s. (5 mV/div) 〜1000 V f.s. (50 V/div), 5レンジ, フルスケール :20 div
測定レンジの1/50 000 (24bit ΔΣ変調 A/Dを使用 )20 ms ×NPLC (50 Hz 時 ), 16.67 ms ×NPLC (60 Hz 時 )2 ms +2×積分時間以内 (立上り - f.s. → + f.s., 立下り + f.s. → - f.s.)±0.01% rdg. ±0.0025% f.s. (1000 mV f.s.レンジにて)
DC 500 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)※旧モデルの 8847、MR8847 では使用不可

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 230g
付属品： 無し

高圧ユニット U8974
測定機能( 確度は 23 ±5℃，20 ～ 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト
実行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

分圧比
DC 出力確度
実効値測定確度

1000：1, 100：1 切替±0.5 % f.s. (f.s. = 1.0 V, 分圧比 1000:1), (f.s. = 3.5 V, 分圧比 100:1)±1 % f.s. (30 Hz〜1 kHz 未満 , 正弦波 ), ±3 % f.s. (1 kHz〜10 kHz, 正弦波)

H-L 間 : 10.5 MΩ, 5 pF以下 (100 kHzにて)入力抵抗 / 容量
AC, DC 1000 V
最大入力電圧
対地間最大定格電圧 AC, DC 1000 V (CAT III)
-40℃〜80℃
使用温度範囲電源(1) ACアダプタZ1008 (AC 100 〜240 V, 50/60 Hz), 6 VA (ACアダプタ含む), 0.9 VA ( 本体のみ)(2) USB バスパワー (DC 5 V, USB-microB 端子), 0.8 VA(3) 外部電源 DC2.7 V〜15 V, 1 VA

付属品

取扱説明書 ×1, ワニ口クリップ ×2, 携帯用ケース ×1

対地間最大定格電圧：AC/DC 1000 V測定カテゴリⅢ, AC/DC 600 V測定
カテゴリⅣ
バナナ入力端子（入力抵抗 4 MΩ, 入力容量 5 pF）

測定レンジ

200 mV, 500 mV, 1, 2, 5, 10, 20, 50 V/div（モードDC）
500 mV, 1, 2, 5, 10, 20, 50 V/div（モードRMS）

測定レンジの1/1600 (16 bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s
±0.25% f.s.（フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度含む）
測定確度

周波数特性
入力結合
最大入力電圧測定モード（ 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

P9000-01: 波形モニタ出力専用, f 特 : DC〜100 kHz -3 dB
P9000-02: 波形モニタ出力/ 交流実効値出力 切替
Waveモードf 特 : DC〜100 kHz -3 dB,
RMSモードf 特：30 Hz〜10 kHz, 応答時間 : 立上り300 ms, 立下り
600 ms

チャネル数：2ch 電圧測定 , DC/RMSの切り替え機能

入力端子

RMS 測定差動プローブ P9000

対地間最大定格電圧：AC, DC 300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜
筐体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

測定レンジ

コード長・質量： 入力側 : 70 cm, 出力側 : 1.5 m, 約 170g

RMS 確度: ±1.5% f.s. (DC, 30 Hz〜1 kHz), ±3% f.s. (1 kHz〜100 kHz)
応答時間: 高速 150 ms, 中速 500 ms, 低速 2.5 s
DC ～ 100 kHz-3 dB

DC/GND

差動プローブ 9322
機能DC モードAC モードRMS モードDC 1000 V, AC 700 V

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

任意波形発生ユニット U8793

コード長・質量： 本体間 1.3m, 入力部 46cm, 約 350g

(確度は23 ±5℃ , 80% rh以下, ウォームアップ時間30分以上, 実装するメモリハイコーダ電源
周波数範囲：50 Hz/60 Hz±2 Hzにて規定, 確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年）

出力端子

チャネル数：2ch SMB 端子（出力抵抗 1 Ω以下）

出力電圧範囲最大出力電流
FG 機能-10 V ～ 15 V（振幅設定範囲 0 V ～ 20 Vp-p, 設定分解能1 mV)

対地間最大定格電圧：AC 33 V rms または DC 70 V
10 mA（許容負荷抵抗 1.5 kΩ以上）

入力部
最大入力電圧
出力
電源

DC, 正弦波 , 矩形波 , パルス波 , 三角波 , ランプ波 , 出力周波数 0 Hz ～ 100 kHz
MR8847A等で測定した波形, 7075の波形, SF8000, CSV形式の波形,（ 確度保証期間 1年）

高電圧フローティング測定 / 電源サージノイズ検出 / 実効値整流出力の3つの測定機能波形モニタ出力用, f 特 : DC∼10 MHz (±3 dB), 振幅確度 : ±1% f.s.
(DC 1000 V以下 ), ±3% f.s. (DC 2000 V以下 ) (f.s.=DC 2000 V)
電源ラインのサージノイズ検出用, f 特 : 1 kHz∼10 MHz ±3 dB
DC/AC 電圧の実効値出力, f 特 : DC, 40 Hz∼100 kHz, 応答速度 : 200
ms 以下 (AC 400 V), 確度 : ±1% f.s. (DC, 40 Hz〜1 kHz), ±4% f.s.
(1 kHz〜100 kHz) (f.s.=AC 1000 V)
入力形式 : 平衡差動入力, 入力抵抗 / 容量 : H-L 間 9 MΩ/10 pF, H, L本体間 4.5 MΩ, 20 pF,
対地間最大定格電圧 : グラバークリップ使用時AC/DC 1500 V (CATII), AC/DC 600 V (CAT III), ワニ口クリップ使用時AC/DC 1000 V(CAT II), AC/DC 600 V (CAT III)DC 2000 V, AC 1000 V (CAT II), AC/DC 600 V (CAT III)
入力の1/1000に分圧 , BNC 端子 (DC, AC, RMS, 3モード出力切替 )次のいずれか, (1) ACアダプタ9418-15, (2) パワーコード9248 使用でプ
ローブ電源ユニット9687, (3) パワーコード9324+ 変換ケーブル 9323 使用でハイコーダロジック端子, (4) パワーコード9325 使用で F/Vユニッ
ト8940

任意波形発生機能 D/A更新レート 2 MHz (16 bit D/Aを使用 )スイープ機能プログラム機能その他

周波数 , 振幅 , オフセット, デューティ（パルスのみ）
最大 128ステップ（ステップごとのループ回数設定 , 全体ループ回数設定）

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 230g
付属品： 無し

波形発生ユニット MR8790
出力電圧範囲最大出力電流出力機能
確度
その他

注）9320-01と9327 は本体側プラグが 9320と異なります

ロジックプローブ9320-01/9327※旧モデルの 8847、MR8847 では使用不可

出力端子

コード長・質量： 本体間 1.5m, 入力部 30cm, 約 150g

自己診断機能 (電圧), 外部入出力制御可能( 確度は 23±5℃，80%rh 以下, 電源投入３０分後にて規定 , 確
度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：4ch SMB 端子（出力抵抗 1 Ω以下）
対地間最大定格電圧：AC 33 V rms またはDC 70 V
-10 V ～ 10 V（振幅設定範囲 0 V ～ 20 Vp-p, 設定分解能1 mV)
5 mA
DC, 正弦波（出力周波数 0 Hz ～ 20 kHz）
振幅確度；±0.25% of setting ± 2 mVp-p（1 Hz ～ 10 kHz）
オフセット確度：±3 mV
DC出力確度：±0.6 mV
自己診断機能（電圧、電流）機能

電圧信号やリレーの接点信号をhigh/low記録するための検出器

入力部

4ch ( 本体間 , チャネル間 GND 共通), ディジタル/コンタクト入力切換 (コンタクト入力はオープンコレクタ信号検出可能 )入力抵抗：1 MΩ (ディジタル入力: 0 to +5 V 時 )500 kΩ 以上 (ディジタル入力: +5 to +50 V 時 )プルアップ抵抗：2 kΩ (コンタクト入力：内部 +5 Vにてプルアップ )ディジタル入力しきい値 1.4 V/ 2.5 V/ 4.0 V
コンタクト入力
検出抵抗値

1.4 V：1.5 kΩ 以上 (オープン), 500 Ω 以下 (ショート)
2.5 V：3.5 kΩ 以上 (オープン), 1.5 kΩ 以下 (ショート)
4.0 V：25 kΩ 以上 (オープン), 8 kΩ 以下 (ショート)

応答可能パルス幅 9320-01: 500 ns 以上 , 9327: 100 ns 以上
0 〜 +DC 50 V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧※旧モデルの 8847、MR8847 では使用不可

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 230g
付属品： 無し

パルス発生ユニット MR8791
出力端子
出力モード 1
出力モード 2
その他

（確度は 23±5℃ , 80% rh 以下で結露しないことにて規定 ,確度保証期間 1年）

チャネル数：8ch, コネクタ：D-sub ハーフピッチ50ピン
対地間最大定格電圧：AC 33 V rms またはDC 70 V (本体 - 出力ch間 )ロジック出力/オープンコレクタ出力
パターン出力：読み出し周波数 0 Hz ～ 120 kHz, 2048ロジックパターン
パルス出力：周波数 0 Hz ～ 20 kHz, デューティ 0.1% ～ 99.9%
ロジック出力：出力電圧レベル 0 V − 5 V（Hレベル3.8 V以上 , Lレベル 0.8 V以下）
オープンコレクタ出力：コレクタ・エミッタ絶対最大定格電圧 50 V
過電流保護 100 mA
自己診断機能※旧モデルの 8847、MR8847 では使用不可

コード長・質量： 本体間 1.5m, 入力部 1m, 約 320g
注）MR9321-01は本体側プラグが MR9321と異なります

ロジックプローブ MR9321-01
機能
入力部
出力 (H) 検出
出力 (L) 検出
応答時間
最大入力電圧ACやDCリレーの駆動信号をhigh/low記録するための検出器
電源ラインの停電検出器としても使用可能
4ch ( 本体間 , チャネル間絶縁), HIGH/LOWレンジ切換
入力抵抗 : 100 kΩ 以上 (HIGHレンジ), 30 kΩ 以上 (LOWレンジ)
AC 170 〜250 V, ±DC (70 〜250) V (HIGHレンジ)
AC 60 〜150 V, ±DC (20 〜150) V (LOWレンジ)
AC 0 〜30 V, ±DC (0 〜43) V (HIGHレンジ)
AC 0 〜10 V, ±DC (0 〜15) V (LOWレンジ)
立ち上がり1 ms 以下, 立ち下がり3 ms 以下 (HIGHレンジは DC 200 V,
LOWレンジは DC 100 Vにて)
250 Vrms (HIGHレンジ), 150 Vrms (LOWレンジ), ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧)

18オプション品システムチャート
表示価格は全て税抜き価格です

製品名：メモリハイコーダ MR8847A※ 入力コード類は付属しませんので、別途ご購入願います ※ 電流ユニット 8971

形 名
（発注コード）（仕様）（価格）
MR8847-51 （MR8847A, 64MW メモリ , 本体のみ） ..... ¥ 720,000 ( 税抜き )MR8847-52 （MR8847A, 256MW メモリ , 本体のみ）..... ¥ 820,000 ( 税抜き )MR8847-53 （MR8847A, 512MW メモリ , 本体のみ）..... ¥ 950,000 ( 税抜き )各種入力ユニット に 9709 を使用する場合は電流プローブ合計 7 本まで
アナログユニット 8966..... ¥ 100,000

温度ユニット 8967..... ¥ 120,000

高分解能ユニット 8968..... ¥ 120,000

ストレインユニット U8969..... ¥ 150,000

変換ケーブル L9769..... ¥ 10,500

周波数ユニット 8970..... ¥ 120,000

電流ユニット 8971..... ¥ 150,000

DC/RMS ユニット 8972..... ¥ 100,000

ロジックユニット 8973..... ¥ 80,000

デジタルボルトメータユニット MR8990..... ¥ 125,000

高圧ユニット U8974..... ¥ 150,000

2ch, 電圧入力 , DC 〜 5MHz 帯域

2ch, 熱電対温度入力

2ch, 電圧入力 , DC 〜 100kHz 帯域

2ch, ひずみゲージ式変換器用アンプ( ストレインユニット U8969 専用 , 付属 )2ch, 周波数 , 回転数 , パルスなどの測定用

本体には入力ユニット等の専用オプションが必要です。
入力コード等の各種共通オプションは別途ご購入ください。

プリンタ関連2ch, 専用電流センサによる電流測定 , 変換ケーブル
9318 が 2 本 付 属 ※ 電 流 ユ ニ ッ ト 8971 を MR8847A,
MR8827 には最大 4 台まで
2ch, 電 圧 /DC 〜 400kHz, 実 効 値 整 流 , DC, 30 〜
100kHz 帯域

記録紙 9231..... ¥ 13,000

A4 幅 216 mm × 30 m, 6 巻セット

工場オプション

※ 生産時に組み込むため発注時に指定ください

DC 電源ユニット 9784

工場出荷時指定, 本体背面に組込み式,
DC10 〜 28V 駆動

SSD ユニット U8331

工場出荷時指定 , 本体内蔵タイプ ,128 GB..... ¥ 125,000

4 端子 , 16ch
※ ロジックユニット 8973 を MR8827 には最大 2 台
まで
2ch, DC 電圧高精度 , 最高分解能 0.1μV, 最高サンプリ
ング速度 500 回 / 秒

2ch, 電圧入力 , DC 1000 V, AC 700 V max.

..... ¥ 100,000

保存メディア ※CF カードには PC カードアダプタが付属します

波形発生ユニット MR8790..... ¥ 150,000

パルス発生ユニット MR8791..... ¥ 150,000

任意波形発生ユニット U8793..... ¥ 200,000

4ch , DC 出力 ±10 V , 正弦波出力 10 mHz 〜 20 kHz

弊社オプションの保存メディアを必ず使用してください。弊社オプション以外の保存
メディアを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があり、動作保証はできません。

PC カード 2G 9830 (2 GB)..... ¥24,000

PC カード 1G 9729 (1 GB)..... ¥ 18,000

PC カード 512M 9728 (512 MB)..... ¥ 9,500

USB メモリ Z4006..... ¥ 55,000

16 GB, 長寿命・高信頼性の SLC タイプフ
ラッシュメモリ採用

各種出力ユニット ※ 出力コード類は付属しませんので、別途ご購入願います

8ch , パルス出力 0.1 Hz 〜 20 kHz , パターン出力

2ch, FG 機能 10 mHz 〜 100 kHz, 任意波形機能 D/A 更
新 2 MHz, 出力 -10V 〜 15 V

PC 関連
ウェーブプロセッサ 9335..... ¥ 60,000

LAN コミュニケータ 9333..... ¥ 60,000

データ変換 , 印刷機能 , 波形表示

・PC への波形データの自動保存を実現
・LAN 接続による遠隔操作を実現

出力ケーブルストレート, クロス変換コネクタ付属 , 5 m

FlexPro ( 市販ソフトウェア )・大容量データを高速に検索＆処理
仕様・価格は日本国内は ( 株 ) ヒューリンクス 様までお問い合わせ願います: TEL 03-5642-8380
・データ検索 , 読み込みから解析 , レポート作成※MR8990 は未対応
仕様・価格は（株）共和電業様までお問い合わせ願います:
TEL 042-489-7267... ￥4,500

接続ケーブル L9795-02... ￥3,000

対地間最大定格電圧：
AC33 V rms または、DC70 V
SMB 端子 -BNC 端子
ケーブル長：1.5 m..... ¥ 3,000

NI DIAdem ( 市販ソフトウェア )接続ケーブル L9795-01

対地間最大定格電圧：
AC33 V rms または、DC70 V
SMB 端子 - みの虫クリップ
ケーブル長：1.5 m

iPad App for メモリハイコーダ App Store からダHMR Terminal (Apple 社製 iPad 専用 ) ウンロード 無償
LAN ケーブル 9642

※ MR8791 に使えるコネクタについては、お問い
合わせくださいロジック測定※ 小型端子タイプのみ接続可能 , ※ 9323 は小型端子タイプの9327, 9320-01, 9321-01, MR9321-01 には必要ありません

ロジックプローブ 9327... ￥42,000

ロジックプローブ MR9321-01... ¥ 42,000

ロジックプローブ 9320-01... ¥ 36,000

変換ケーブル 9323..... ¥ 5,000

4ch, 電圧 / 接点信号の ON/OFF 検出
用 ( 応答可能パルス幅 100nsec 以上 , お勧め
小型端子 )

Oscope 2 ( 市販ソフトウェア )・長い時系列データを自由自在に編集 , 解析
仕様・価格は（株）小野測器様までお問い合わせ願います:
TEL 0120-388841

絶 縁 4ch, AC/DC 電 圧 の ON/OFF 検
お勧め
出用 ( 小型端子タイプ )4ch, 電圧 / 接点信号の ON/OFF 検出
用 ( 応答可能パルス幅 500nsec 以上 ,小型端子 )

ケース
携帯用ケース 9783

本体を入れたまま輸送にも耐えられるハードトランクタイプ..... ¥ 85,000

廃止予定※ 端 子 形 状 が 異 な る 9320・9321・MR9321・
9324 を小型ロジック端子のメモリハイコーダに中継 ※ 小型端子タイプの 9327, 9320-01, 932101, MR9321-01 には必要ありません

19
MEMORY HiCORDER MR8847A※電流ユニット 8971 はメモリハイコーダ本体に最大 4 台までのため、使用できる電流センサは 8 本までとなります。
※電圧入力のアナログユニット系に電流センサを接続する場合は制限はありません。

入力ケーブル A
お勧め※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

接続コード L9790..... ¥ 8,500

ワニ口クリップ L9790-01..... ¥ 3,500

グラバークリップ 9790-02..... ¥ 4,000

コンタクトピン 9790-03..... ¥ 4,000※高精度電流センサを使用するには電源 (CT9555) が別途必要です
200A まで（高精度）※ME15W (12pin) 端子タイプ※CT9555 と接続できるのは , ME15W (12pin) 端子の (-05 タイプ ) センサのみ
高精度貫通型 , DC から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能 ... ¥ 120,000 ※PL23 (10pin) 端子のセンサを使用する場合は , 変換ケーブル CT9900 が別途必要
AC/DC カレントセンサ CT6862-05, 1 MHz 帯域 , 50A
センサ用電源AC/DC カレントセンサ CT6863-05, 500kHz 帯域 , 200A
センサユニット CT9555, 1ch, ... ¥ 50,000
DC 電流から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能 ... ¥ 180,000
波形出力付きAC/DC カレントプローブ CT6841-05, 1 MHz 帯域 , 20A
接続コード L9217
AC/DC カレントプローブ CT6843-05, 500kHz 帯域 , 200A... ¥ 5,500
コード両端が絶縁 BNC, 1.6 m
AC 電流の波形観測が可能 (DC は不可 )... ¥ 40,000
クランプオンセンサ 9272-05, 100 kHz 帯域 , 200A
PL23 (10pin) - ME15W (12pin) 変換
変換ケーブル CT9900... ¥ 9,800
1000A まで（高精度）※ME15W (12pin) 端子タイプ
PL23 (10pin) を ME15W (12pin)
端子に変換
高精度貫通型 , DC から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能 ... ¥ 120,000
AC/DC カレントセンサ 9709-05, 100 kHz 帯域 , 500A

※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

端子の (-05 タイプ ) 高精度電流センサを使用するには , 変換ケーブル
CT9901 が別途必要※PL23 (10pin) 端子のセンサを 8971, 8940 に使用する場合は , CT955x は不要ですが変換ケーブル 9318 が必要 (8971 には 9318 が付属 )最大 600V まで入力可能 , 柔軟性に富んだ細径 φ 4.1 mm ケーブル , 1.8 m※ 先端クリップは別売ですL9790 の先端に装着 , 赤黒

※ このクリップを L9790 の先端に装着した場合は CAT II 300V までに制限 , 赤黒

L9790 の先端に装着 , 赤黒

入力ケーブル B

接続コード L9198

最大 300V まで入力可能 , 径 φ 5.0mm ケーブル , 1.7m, 小型ワニ口
クリップ

接続コード L9197

最大 600V まで入力可能 , 径 φ 5.0mm ケーブル , 1.8 m, 脱着型大型ワニ口クリップ付属

グラバークリップ 9243

L9197 の先端に装着 , 赤黒セット ,全長 196 mm

入力ケーブル C

対地間電圧は入力ユニットと同じ ,最大入力 1 kV rms (500 kHz 以下 ),1.5 m

100：1 プローブ 9666

対地間電圧は入力ユニットと同じ ,最 大 入 力 5 kV peak (1 MHz 以 下 ),1.5 m

入力ケーブル D

高精度電流センサとメモリハイコーダ接続時の注意..... ¥ 10,000..... ¥ 5,000■ MR8847A/MR8827/MR8740 との接続
・高精度電流センサ (ME15W) ＋ CT9901 ＋ 9318 →電流ユニット 8971
・高精度電流センサ (ME15W) ＋ CT955x ＋ BNC ケーブル →電流ユニット 8971 以外
・高精度電流センサ (PL23) ＋ 9318 →電流ユニット 8971
・高精度電流センサ (PL23) ＋ CT9900 ＋ CT955x ＋ BNC ケーブル →電流ユニット
8971 以外

その他各種電流センサ

各種電流センサ、プローブが使用できます。

詳しくは HIOKI ホームページの製品情報をご覧ください... ¥ 20,000... ¥ 25,000

10mA クラス〜 500A まで（高速）クランプオンプローブ 3273-50... ¥ 200,000

クランプオンプローブ 3276... ¥ 280,000

クランプオンプローブ 3274... ¥ 250,000

クランプオンプローブ 3275... ¥ 300,000

f 特 DC〜 50MHz の広帯域 , 10mA クラ
スから 30A rms まで
f 特 DC〜 100MHz の広帯域 , 10mA クラ
スから 30A rms まで

f 特 DC〜 10MHz の広帯域 , 150A rms まで
f 特 DC〜2MHz の広帯域 , 500A rms まで※ 対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります※ 別途電源供給が必要です... ￥42,000

差動プローブ P9000-02... ￥54,000

特注ケーブル P9000 用 , 特注品につきご相談ください

AC アダプタ Z1008... ¥ 12,000(1) USB バスパワーケーブル(2) USB(A)- マイクロ B ケーブル(3) 3 分岐ケーブル(Wave/RMS 切換え付 ), AC/DC 1kVまでの入力用 , 帯域 100kHz
AC 100 〜 240 V... ￥66,000

AC アダプタ 9418-15... ￥17,000

AC 1kV, DC 2kV, 周波数帯域 10MHz

AC 100 ～ 240 V

接続ケーブル L4940..... ¥ 1,500

延長ケーブル L4931..... ¥ 2,000

ワニ口クリップ L4935..... ¥ 1,500

バスバークリップ L4936..... ¥ 6,200

バナナプラグケーブルの長さ延長用 , 1.5 m
バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT IV 600V, CAT III 1000V
バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT III 600V

マグネットアダプタ L4937

バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT III 1000V

グラバークリップ 9243

バナナプラグケーブルの先端に装着 , 赤
黒セット , 全長 196mm, CAT III 1000V

入力ケーブル G

ケーブル長 70 cm, 先端部分はピンリードとアリゲータクリップの交換が可能 , 最大
入力電圧 :CAT Ⅳ 600V, CAT Ⅲ 1000V

電源 3270 シリーズ電流プローブを使用する場合に必要
電源 3272... ¥ 50,000
1 本駆動 , 条件により 2 本可能

電源 3269 ...4 本駆動... ¥ 75,000

100A 〜 2000A まで（中速）
AC/DC カレントセンサ ( オートゼロ ) ... ¥ 26,000〜
CT7631, (CT7731)
DC, 1Hz 〜 10kHz (5kHz), 100A, 出力 1mV/A ... ¥ 38,000

ディスプレイユニット CM7290
ディスプレイユニット CM7291... ¥ 24,000〜... ¥ 34,000

出力コード L9095... ¥ 4,000

CT7000s と組合せて測定 , 表示 , 出力

非接触電圧測定..... ¥ 6,000..... ¥ 5,000... ¥ 90,000

AC 非接触電圧プローブ SP3000... ¥ 50,000

AC 電圧プローブ SP9001... ¥ 45,000

単体販売
単体販売

500A 〜 5000A まで ※50/60Hz 商用電源ライン用
クランプオンプローブ 9018-50... ¥ 26,000
AC 電流の波形観測が可能 , f 特 40Hz 〜
3kHz, AC10 〜 500A レンジ, 出力 0.2VAC/
レンジ

クランプオンプローブ 9132-50

AC 電流の波形観測が可能 , f 特 40Hz 〜
1kHz, AC20 〜1000Aレンジ, 出力 0.2VAC/
レンジ

その他入力用... ¥ 22,000

AC フレキシブルカレントセンサ ... ¥ 40,000
CT9667-01/-02/-03

接続コード L9217... ¥ 5,500

変換アダプタ 9199... ¥ 3,500

接続コード 9165... ¥ 3,000

クランプオンリークハイテスタ 3283 ¥ 48,000

変換ケーブル 9318... ¥ 9,800

出力コード L9094... ¥ 2,000

変換アダプタ 9199... ¥ 3,500

コード両端が絶縁 BNC, 入力ユニットの絶縁 BNC 端子に使用 , 1.6 m

コード両端が金属 BNC, 金属 BNC 端子に使用 , 1.5m, CE 非対応
CT6841/43 他と 8971/40/51 接続用..... ¥ 2,500

BNC 端子用 , 1.5m

AC 非接触電圧プローブ SP3000-01

受け側バナナ端子 , 出力 BNC 端子※MR8990 用 ※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

テストリード L2200

ME15W (12pin) を PL23 (10pin)
端子に変換Bluetooth® 無線技術搭載※バナナ端子用, 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

バナナプラグ - バナナプラグ , 1.5 m, 赤黒各 1

8971/40/51 接続用

ME15W (12pin) - PL23 (10pin) 変換
変換ケーブル CT9901... ¥ 9,800

AC/DC カレントセンサ ( オートゼロ ) ... ¥ 32,000〜CT7642, (CT7742)
DC, 1Hz 〜 10kHz (5kHz), 2000A, 出力 1mV/A ... ¥ 44,000定格測定電圧 5Vrms, f 特 10Hz 〜 100kHz

入力ケーブル F

MR8740 用

変 換 ケ ー ブ ル 9318, CT6841/43 他 と ... ¥ 9,800

AC/DC カレントセンサ ( オートゼロ ) ... ¥ 32,000〜CT7636, (CT7736)
DC, 1Hz 〜 10kHz (5kHz), 600A, 出力 1mV/A ... ¥ 44,000※ 対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります※ 別途電源供給が必要です

差動プローブ 9322

電流センサ用入力ユニット
電流ユニット 8971, MR8847,MR8827・ ... ¥ 150,000

これらの電流センサを使用するには CM7290 他が別途必要です

差動プローブ P9000-01(Wave のみ ), AC/DC 1kV までの入力用 , 帯域 100kHz

入力ケーブル E

AC/DC カレントプローブ CT6846-05, 20kHz 帯域 , 1000A ... ¥ 210,000..... ¥ 5,500※ 対地間電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

10：1 プローブ 9665... ¥ 190,000 ※ 電流ユニット 8971 (MR8847,MR8827・MR8740 用 ) に ME15W (12pin)

DC 電流から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能
AC/DC カレントプローブ CT6844-05, 200kHz 帯域 , 500A
AC/DC カレントプローブ CT6845-05, 100kHz 帯域 , 500A

K 熱電対 9810... ¥ 18,000

T 熱電対 9811... ¥ 18,000

許容差クラス 2, 長さ 5 m, 素線径
φ 0.32 mm, 5 本 /1set

漏れ電流 ※50/60Hz 商用電源ライン用
10mA レンジ /10μA 分解能〜 200A レ
ンジ, モニタ / アナログ出力 1V f.s. 付
φ 3.5 ミニプラグ−バナナ端子 , 1.5 m
受け側バナナ端子 , 出力 BNC 端子

温度センサ
許容差クラス 2, 長さ 5 m, 素線径
φ 0.32 mm, 5 本 /1set

10Hz 〜20kHz, AC 5000A/500A, 出力 AC 500mV/
f.s., 測定導体径 φ 100mm 〜 φ254 mm

出力コード L9095 BNC 端子用 , 1.5m ... ¥ 4,000
出力コード L9096 端子台用 , 1.5m ... ¥ 1,500
AC アダプタ 9445-02... ¥ 6,300
AC 100 〜240 V, 9 V/1 A

セット例
波形

8 ch
出力

表示価格は全て税抜き価格です

電圧

8 ch
測定

異常シミュレーション試験

測定した異常波形や加工した任意の波形を最大 15V 出力、そのまま結果を記録可能

セット例と価格

発生
記録

電圧

3 ch
測定

電流

3 ch
測定

合計 ￥2,000,000

メモリハイコーダ
任意波形発生ユニット
アナログユニット
接続ケーブル
接続コード

単体試験MR8847-51
U8793
8966
L9795-01
L9198

1台
4個
4個
8本
8本

￥720,000￥200,000×4 ＝￥800,000￥100,000×4 ＝￥400,000￥4,500×8 ＝ ￥36,000￥5,500×8 ＝ ￥44,000

異常波形を再現

8 ユニット、最大 16ch の任意波形発生

試験しながら結果を記録

全 ch 絶縁出力

実 測した異常波 形はもちろん、ご自身

機器同士を接続することなく、チャネルを拡張できまで作成した試験用の波形が出力できます。メモリハイコーダ本体間および、各チャネル間です。また、同時に結果も測定できます。

絶縁されており、異なる電位の機器を接続できます。

高電圧ダイレクト入力測定

DC1000V、AC 700V の高電圧も、差動プローブなしでダイレクト入力が可能

セット例と価格
バッテリ

負荷
インバータ

モータ

合計 ￥1,449,000

メモリハイコーダ
高圧ユニット
電流ユニットクランプオンセンサ
接続ケーブルワニ口クリップ

MR8847-51
U8974
8971
9272-10
L4940
L4935

1台
2個
2個
3本
3本
3本

￥720,000￥150,000×2 ＝￥300,000￥150,000×2 ＝￥300,000￥40,000×3 ＝ ￥120,000￥1,500×3 ＝ ￥4,500￥1,500×3 ＝ ￥4,500

差動プローブ 不要
ダイレクト入力で高電圧測定
高 電 圧 の 電 力 設 備 や 380V、480V 系

各種波形
同時測定

バッテリ

の海外電源ラインの測定も、DC1000V、ECU やインバータ・モータのテストが可能

AC700V まで直接測定できます。

映像
撮影

多ch 高速度カメラ映像との同時測定
高速度映像と各種多 ch の信号を同期させて記録することが可能
多種※セット例のPLE X LOGGERについて、詳しくはシナノケンシ株式会社様へ
お問い合わせください。

測定

試作の評価や不具合解析を
測定データとともに可視化
多系統の電圧・電流・振動などの測定データ
を高速度カメラの映像と同時に測定すること
で、動きの因果関係が簡単に可視化できます。

セット例と価格
メモリハイコーダ
アナログユニット
接続コード
PLEXLOGGER

合計 ￥831,000 ＋ PLEXLOGGER 代
MR8847-51
8966
L9198
シナノケンシ社製

1台
1個
2本
1台

￥720,000￥100,000￥11,000※ 要問合せお問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
MR8847A_J10-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。