SIGNAL I / O

GLC-10000

リーケージカレントテスタ

特長●
●
●
●
●
●
●
●
●

一般的な電気機器・医療用機器の漏れ電流測定に最適
7 インチ、タッチパネル搭載

12 種類の測定ネットワーク搭載（IEC60601-1:2020 含む各種規格に適合）
漏れ電流最大 50mA 測定可能

拡張測定ネットワーク用外部端子搭載

設定パラメータは本体内に 30 個までメモリ可能
測定結果は本体内に 1000 個までメモリ可能

設定パラメータ、測定結果、画面ハードコピーは USB メモリも利用可能

標準インタフェース：USB ホスト / デバイス、RS-232C、LAN、Signal I/O、オプション：GP-IBパネル説明SIGNAL
I/O

1

5789101116121314A.

Host

1. 7インチタッチパネル付きLCD
2. 測定端子3. USBホスト
4. ブレーカー
5. EUT AC出力ソケット
6. 外部MDコネクタ
7. BNC (MD出力ポート)
8. RS-232Cポート
9. USBポート
10. LANポート
11. SIGNAL I/Oコネクタ
12. EUT AC入力端子
13. EUT AC出力端子
14. SW端子
15. ACインレット/ヒューズソケット
16. GP-IBポート (オプション)

36

Device4215

製品概要
GLC-10000はオペレータの安全を確保するために、正常状態および単一故障状態の動作条件の下で漏れ電流試験を行います。
漏れ電流試験は、接地漏れ電流/ 外装漏れ電流/ 患者漏れ電流の 3 つの基本タイプに分類できます。
本器は、リーク電流の測定を必要とする IEC、UL、他の国際的な電気安全規格に準拠しています。

B.

EUT

EUT

正常状態

単一故障状態

12種類の測定ネットワーク搭載（IEC60601-1:2020含む各種規格に適合）
MD-A

MD-B

MD-C1

MD-C2

MD-C3

MD-D

MD-E

MD-F

MD-G

MD-H

MD-I

＊PCC

ノート：上記にリストされた標準番号は例のです。MDはすべての適用可能な規格と共に使用できます。
＊PCC はメーターモード専用ですC.

20種類の漏れ電流モード搭載● 接地漏れ電流● 接触漏れ電流 (外装-大地)● 接触漏れ電流 (外装-外装)● 接触漏れ電流 (外装-ライン)● 患者測定電流● 患者漏れ電流 (患者装着部-大地)● 患者漏れ電流 (SIP/SOPに外部電圧を印加)● 患者漏れ電流 (特定F-タイプの装着部に外部電圧を印加)● 患者漏れ電流(保護接地してない接触可能の金属部に外部電圧を印加)● 合計患者漏れ電流 (患者装着部-大地)● 合計患者漏れ電流 (SIP/SOPに外部電圧を印加)● 合計患者漏れ電流(特定F-タイプの装着部に外部電圧を印加)● 合計患者漏れ電流(保護接地してない接触可能の金属部に外部電圧を印加)● フリー漏れ電流 (外装-外装)● 外装-大地間漏れ電流● 外装-外装間漏れ電流● 外装-ライン間漏れ電流● 患者漏れ電流 I● 患者漏れ電流 II● 患者漏れ電流 III

D.

E.

シンプルで直感的な操作

電源ステータス

パネル設定

測定結果

操作アイコン

漏れ電流最大50mA測定可能50mA

25mA

従来品

GLC-10000

7インチのカラー液晶とタッチパネル搭載

F.

リアルタイムに電流波形の観測が可能

G.

拡張測定ネットワーク用外部端子搭載

新たに追加する測定ネットワークがあれば拡張用の端子を介して測定可能
EXT＋

オシロ

EXT̶

H.

USBメモリーを介してテスト条件のコピーが可能

I.

豊富なインタフェース（オプション）J.

試験の設定条件をエクスポートできます。

操作画面を日本語に対応できますCN
試験の設定条件のままをインポートできます。

JPEN

製品仕樣 (基本確度)

DCAC / AC+DC

AC PEAK

レンジ

範囲

分解能

50.00mA
5.000mA
500.0 A
50.00 A

4.00mA~50.00mA
0.400mA~5.000mA
40.0 A~500.0 A
4.00 A~50.00 A

10 A
1 A
0.1 A
0.01 A

50.00mA
5.000mA
500.0 A
50.00 A

4.00mA~50.00mA
0.400mA~5.000mA
40.0 A~500.0 A
4.00 A~50.00 A

10 A
1 A
0.1 A
0.01 A

75.0mA
7.500mA
750.0 A
300V
20A

EUT 電圧/電流

インタフェース±(2.0%rdg+6dgt)±(2.0%rdg+6dgt)±(2.0%rdg+6dgt)±2.0%fs

5.0mA~75.0mA0.50mA~7.50mA
4 A~750 A

100 A
10 A
1 A

85V~300V
0.5A~20A

0.1V
0.1A

電源確度

_ f<
_ 15Hz0.1Hz <

_ 100kHz
15Hz< f <_ 1MHz
100kHz< f <±(4.0%rdg+10dgt)±(4.0%rdg+10dgt)±(4.0%rdg+10dgt)±4.0%fs±(2.0%rdg+6dgt)±(2.0%rdg+6dgt)±(2.0%rdg+6dgt)±2.0%fs±(2.0%rdg+10dgt)±(2.0%rdg+10dgt)±(2.0%rdg+10dgt)±2.0%fs_ 10kHz_f<
15Hz <_ 100kHz
10kHz<f <_ 1MHz
100kHz<f <±(2.0%rdg+6dgt)±2.5%fs±4%fs±5.0%fs±5.0%fs±5.0%fs±15%fs±15%fs±20%fs

±(5%rdg+10dgt)±(2%rdg+5dgt)

AC 100V~240V±10%, 50/60Hz; 消費電力 : Max. 50VA
AC 100V~240V±10%, 50/60Hz, 20A
AC 100V~240V, 50/60Hz, 10A
AC 100V~240V, 50/60Hz, 20A

For GLC-10000
For EUT IN
EUT OUT (Front)
EUT OUT (Rear)

RS-232C, USB host & device, LAN, Signal I/O , GP-IB (オプション)
寸法 ＆ 重量342 (W) x 133.87 (H) x 348.51 (D) mm; 約 7.5kg

付属品

品名
テストリード
電源コード
電源コード
ワニ口クリップ
ホイルプローブ
端子カバー
オプション
品名
USBケーブル
GP-IBカードタイプ
GTL-207A
GLC-03

説明

GLC-01
GLC-02
GLC-04数量
2セット1本1本1セット1枚1 セットタイプ
GTL-246
GLC-10KG1

数量1本1

説明
USB 2.0, A-B タイプ

GTL-207A

GLC-01EUT用の電源コード
地域により異なります
1セット当たり赤*2、黒*2
面接触用
入出力端子用GLC-02

GLC-03

GLC-04●定格、意匠は改善のため予告なく変更することがあります。
●このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。
●諸事情により価格変更または生産中止となる場合があります。
●弊社製品の取り扱いには、十分な知識が必要となります。一般家庭・消費者向けの製品ではありません。

[ HOME PAGE ] https://www.texio.co.jp/

株式会社マックシステムズ

ＴＥＬ；052-223-2811

URL；https://www.macsystems.co.jp