Watcher Pro３
土壌 EC センサー／NBI-SSSEC0102
ユーザーマニュアルV1.0.0ⓒ 2016-2019 Techsor Inc.

土壌 EC センサ－(NBI-SSSEC0102)ユーザーマニュアル

更新履歴

バージョン

修正時期

説明

V1.0.02021.06.01

初稿

V1.0.02022.10.09

認証番号更新はじめに·使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
·本書の操作手順および注意事項をお守りください。
·機器が故障した場合は、ご自身で修理せず support@techsor.co.jpにお問い合わせください。

2土壌 EC センサ－(NBI-SSSEC0102)ユーザーマニュアル

目

次

1.製品紹介 ................................................................................................................................................................ 42.製品仕様 ................................................................................................................................................................ 42.1 仕様........................................................................................................................................................... 42.2 サイズ....................................................................................................................................................... 42.3 製品外観 ................................................................................................................................................... 52.4 各部説明 ................................................................................................................................................... 53.使用方法 ................................................................................................................................................................ 53.1 取り付け ................................................................................................................................................... 53.2 電気接続 ................................................................................................................................................... 64.メンテナンス ........................................................................................................................................................ 6
4.1 メンテナンス ........................................................................................................................................... 6
5.注意事項 ................................................................................................................................................................ 76.問題と解決策 ........................................................................................................................................................ 73土壌 EC センサ－(NBI-SSSEC0102)ユーザーマニュアル

1.製品紹介NBI 土壌 EC センサーは土壌導電率の監視に用いるセンサーであり、ハウス、田畑などの環境下の土壌導電率を正確に測定することができ、それによって土壌中の水溶性塩分含有量を間接的に反映させます。
RS485 インターフェースを備え、NBI Watcher Pro 3 など一連の無線環境モニタ製品と一緒に使用し、ユー ザーが管理プラットフォーム上で土壌中の導電率の変化状況を明確に理解し、かつ適時に対応する調整を行うことができます。
NBI 土壌 EC センサーには、以下のような機能的特徴があります。
⚫

小型化設計、高い測定精度、速い応答時間、良好な交換性を考慮して設計されています。

⚫

密閉性が高く、土中に直接埋めても長期間使用でき、腐食しません。

⚫

リアルタイムでの土壌 EC モニタリング機能、異なる深さの土壌の電気伝導度を測定可能。

⚫

正常な動作と高いデータ伝送効率を保証する信頼性の高い性能。

2.製品仕様2.1 仕様
型番NBI-SSSEC0102

出力信号

RS485

測定パラメータ

土壌の導電率

測定範囲

0〜20dS / m

解像度

EC：0.001 dS / m、温度：0.1℃-20℃〜７０℃

EC：±2％（0〜5dS / m）、±8％（5〜20dS / m）

精度

温度：±0.3℃

校正機能

3 点校正

動作温度

-40℃〜70℃

設置方法

埋設設置

ケーブル長2m(別売の延長ケーブル使用で延長可能)

防塵/防水

IP68
電波法 工事設計認証番号:006-000704
電気通信事業法 認証番号:D21-0033001

2.2 サイズ

55mm

25mm

94mm

4土壌 EC センサ－(NBI-SSSEC0102)ユーザーマニュアル

2.3 製品外観

2.4 各部説明

プローブ

センサーコネクター

3.使用方法
3.1 取り付け
土壌 EC センサーは埋設して設置します。
1.

取り付け前にセンサーのプローブを清潔に保ち、手でプローブに触れたり、グリースでプローブを汚したりしないでください。

2.

土壌 EC センサーのプローブの損傷や、正しく読み取れない等の原因となるので、設置場所の土壌に岩や硬い土の塊、金属などの異物がないことを確認してください。

3.

道具を使って作物の近くに、作物の根の深さに合わせた穴を垂直に掘ってください。

4.

土壌 EC センサーを穴の中に入れ、穴の壁側に向けてプローブが地面と平行になるようにしっかり差し込みます。

5.

土壌 EC センサーの設置深さは、作物の根の深さや測定対象の土壌層によって異なりますが、少なくとも 30cm の深さを確保する必要があります。 これにより、土壌層のパラメータに正しく対応することができます。 次の図をご覧ください。

5土壌 EC センサ－(NBI-SSSEC0102)ユーザーマニュアル

6.

設置後、穴内に土を埋め戻し、適量の水を注いで土を圧縮します。

7.

取り付けの際は、センサーケーブルを保護し、強く引っ張ったり曲げたりしないように注意してください。

8.

1 つのエリアに複数の土壌 EC センサーを設置する場合は、それぞれのセンサーの間隔を 30cm 以上あけ、同じ穴に複数の土壌 EC センサーを設置しないようにしてください。

9.

土壌 EC センサーの耐用年数は通常 12 ヶ月です。 正しい測定値を得るためには、センサーの再校正または新しいセンサーに交換する必要があります。

10. センサーを土から出すときは、ケーブルを直接引っ張ったりしないでください。
注：センサーを取り付ける際には、防水コネクターのインターフェースが乾いていることを確認してくだ
さい。

3.2 電気接続
取り付け後、センサーコネクターが乾燥してきれいになっているかどうかを確認し、汚れやゴミが詰まっている場合は、乾いた柔らかい布で拭いて、ブロードライしてからご使用ください。
なお、NBI 土壌 EC センサーは、NBI Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品と一緒にしか使用できません。 製品によって対応するインターフェースは以下の表の通りです。

ノード
Watcher Pro 3
センサー拡張ボックス

インターフェース
A1、A2、A3、B
1、2、3、4、5

NBI 土壌 EC センサーのコネクターを上表のインターフェースに直接接続してください。 ご使用の際は、まず電源を切り、インターフェースの防水キャップを緩め、センサーコネクターを合わせて挿入し、時計回りに締め付けてください。 なお、センサーインターフェースとコネクターは設置方向が決まっているので、アクセスする前に位置合わせをする必要があります。 誤った位置や方向に接続すると、センサーやノードが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
より詳細な情報は、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。

4.メンテナンス
4.1 メンテナンス
メンテナンス
ケーブル内容推奨メンテナンス頻度

通常の動作では、ケーブルを張らないでください。
折れや曲がりがあるかどうかを確認してください。

月に一回

6

土壌 EC センサ－(NBI-SSSEC0102)ユーザーマニュアル

5.注意事項① NBI 土壌 EC センサーは、NBI Watcher Pro 3 などのシリーズのワイヤレス環境モニタリング製品とのみ使用してください。他社製品との併用は、センサーの故障の原因となりますのでおやめください。
② 過酷な環境下では使用しないでください。
③ 設置場所は、化学的に腐食しやすい環境から離れた場所にしてください。
④ 配線時には必ず電源を切り、電気を使った操作をしないでください。
⑤ センサーと配線は高電圧、熱源などから遠ざけてください。
⑥ センサーの部品を自分で分解しないでください。センサーの故障や破損の原因になります。
⑦ センサーは精密機器ですので、乱暴に扱わずにきちんと保管してください。

6.問題と解決策
問題

可能の原因

解決策

1.センサーが識別されません。
センサーからのデータ 2.センサーとノードが正しくがありません。
接続されていません。
3.ケーブルやセンサーの不良。

1.ノードを再起動します。
2.センサーのコネクターを一旦外して、再度接続します。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。

1.正しく取り付けられていません。
センサーからのデータ
2.センサープローブが汚れていが異常。
ます。
3.センサーの故障。

1.上記のようにセンサーを取り付け直してください。
2.センサープローブを洗浄し、再校正してください。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。

7

土壌 EC センサ－(NBI-SSSEC0102)ユーザーマニュアル

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza,
Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒206-0034 東京都多摩市鶴牧 1-1-14
コージィーコート 2F 1
TEL&FAX： 042-400-7582
www.techsor.co.jp ｜ support@techsor.co.jp

ZETA アライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

8