UG-R1LⅡ-1003-02

簡易型引張試験器

テクノテスター＜日本建築仕上学会認定＞

ＲＴ−1０００ＬＤⅡ

取 扱 説 明 書

● このたびは、テクノテスターＲＴ−１０００ＬＤⅡをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
● ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
● お読みになった後は、大切に保管して必要なときにお読みください。

使用上のご注意● ご使用の前に、この「使用上のご注意」を必ずお読みになり、正しくお使いください。
● ここには、安全に関する重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。
● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

危険○ 荷重をかける際は、試験器を上部からのぞきこんだりしないでください。
また、アンカーやセンターシャフトの延長線上に人がいないように気をつけてくだ
さい。アンカーやセンターシャフトが破断し飛び出してくる事があり危険です。

○ 高所の試験や天井、壁に対する試験では、下にいる人をケガから守るために、試験器をヒモで足場につなぐなど落下防止策を必ず講じてください。

○ アンカーや試験器が破損するだけでなく、思わぬ事故の起こる恐れがありますので、試験をするときは、必ずすべての脚を接地させ、固定させてください。

○ シリンダ上部の穴から指を入れたままポンプのハンドルを回すと、油圧で指をはさみ込みケガをする恐れがありますので、その際には絶対にハンドルを回さないでください。

○ 脚やポンプ等のネジがゆるんだりして不安定な状態のまま試験を行うと、試験中にその部品が外れて思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。その際には、販売店に修理を依頼してください。

警告○ ハンドルを回すときグリップがかなり低い位置まで達しますので、床や壁、天井等
で手や指をこすってケガをしないよう十分に気をつけてください。ハンドルを回す
ときには、手袋をはめることをお勧めします。

○ 試験器本体の分解や修理・改造は、絶対にしないでください。修理は、販売店にご相談ください。

注意○ 試験で荷重をかけるとき、ポンプのハンドルを回す速さが速すぎると、正しい荷重より大きな値が表示される可能性があります。正しい荷重値を得るために、必ず３秒で１回転くらいの速さより速くならないように注意してください。

○ 雨等、水のかかる場所での使用は避けてください。

○ 試験器が故障する恐れがありますので、下記の事項は必ず守ってください。
・ 測定部は精密機器ですので、落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。
・ シリンダ上部の穴から異物が入らないようにしてください。油圧シール部品やシリンダケースが傷つき、油漏れの原因となります。万が一、異物が入った場合には、異物を取り除いてから試験を行ってください。
・ 変位計を無理に押したり、曲げたりしないでください。
・ 本体の変形等の原因になりますので、定格を越える荷重は絶対にかけないでください。
・ ホコリや湿気の多い場所、直射日光の当たる場所には、長時間放置しないでください。

○ 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。

○ 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。

○ 本書の内容に関して、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。

一年に一度、精度検定を受けることをお勧めいたします。
（精度検定は、弊社にて有償で承ります。）

目次
１．試験器の概要
１.１ 本体概略図 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････････････････････････

１

１.２ 測定部概略図 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････

２

１.３ 仕 様 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････

３

２．測定部
２.１ 操作ボタンの名称 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････

４

２.２ 電源のＯＮ／ＯＦＦについて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･

５

２.３ 試験モードについて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････

６

２.３.１ グラフ試験モード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･

６

２.３.２ 荷重−変位試験モード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･

８

２.３.３ 荷重試験モード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･

９

２.４ データ記憶容量について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･

１０

２.５ 最大値について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････････････

１０

２.６ 設定値について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････

１１

２.７ ゼロ調整について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････

１４

２.８ 印字について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････････････････

１４

２.９ 蓄積データの読み出しについて
２.９.１ 測定部での蓄積データの読み出し ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･

１５

２.９.２ 測定部での蓄積データの全消去 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･

１９

２.９.３ テクノテスターＲｅｐｏｒｔでの蓄積データの読み出し ‥‥‥‥‥‥･･･

２０

２.１０ ブザー機能のＯＮ／ＯＦＦについて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････････････

２０

２.１１ バックライト機能のＯＮ／ＯＦＦついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････

２１

２.１２ 時計の設定について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････

２１

２.１３ 電池交換について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････････････････

２２

３．試 験
３.１ 試験方法の選択 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････････････

２３

３.２ 試験器の準備 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････････････････

２４

３.３ 試験器のセット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････････････

２４

３.４ 測定部の準備 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････････････････

２５

３.５ 試験の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････････････････

２６

３.６ 結果の記録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････････････････

２６

３.７ 試験器の取り外しと試験の繰り返し ‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････････････････

２８

４．使用例
４.１ アンカーピン引張試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････

２９

４.２ 接着・付着力試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････

３０

５．変位値の補正
５.１ ＲＴ−１０００ＬＤⅡの補正 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････

３１

６．あとかたづけ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････

３２

７．オプション
７.１ アンカーピン引張試験治具 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････

３３

７.２ 接着・付着力試験治具 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････

３３

７.３ 引張試験治具 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････

３４

７.４ 専用プリンタ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････

３４

８．こまったときは… ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････

３５

９．保証とアフターサービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･･････

３６

１．試験器の概要
１.１ 本体概略図

（上面）

（側面）

1

１.２ 測定部概略図
液晶表示部

操作ボタン

（上面）

電池カバー
単三乾電池(４本)

外部出力コネクタ(RS-232C)（右側面）

電池交換ネジ(２本)

（裏面）

2

１.３ 仕様
名称

テクノテスター（簡易型引張試験器）

型

式

ＲＴ−１０００ＬＤⅡ

最大荷重

１０ｋＮ

最大変位量

１８ｍｍ

傾斜補正範囲

±２.５度

荷重精度

非直線性：±３％ F.S.±１ digit

変位精度

非直線性：±３％ F.S.±１ digit

本体重量

３.３ｋｇ

測定範囲

最小表示値

荷重：０〜１０ｋN
変位：０〜１８ｍｍ
荷重：０.０１ｋＮ
変位：０.０５ｍｍ

保護構造

防まつ型（ＩＰ５４相当）

表示部

ドットマトリクス 128ｘ64 ドット バックライト付

測定部

グラフデータ：99 データ
データ蓄積

ポイントデータ：9999 データ（試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値）

機構部

外部出力

ＲＳ−２３２Ｃ

電 源

単三乾電池Ｘ４本

連続使用時間アルカリ乾電池使用時：約３０時間（バックライト無点灯時）

その他

最大値ホールド，設定値によるブザー音，オートパワーオフ

負荷方式

油圧シリンダ＋手動回転式油圧ポンプ

シリンダストローク

１８ｍｍ

シリンダ受圧面積

２０.０ｃ㎡

作動油

ＩＳＯ ＶＧ３２

荷重センサ

半導体圧力センサ

荷重センサ定格
変位センサ

５.０ＭＰａポテンショメータ式

変位センサ定格

１８ｍｍ

センターシャフト

Ｗ３／８ 全ネジボルト
建研アダプタ（Ｍ１５×Ｐ１.５）

付 属 品

テクノテスターReport・テクノテスターGraph（CD）
テクノテスターPC ケーブル（パソコン接続ケーブル）
USB シリアル変換ケーブル

3２．測定部
２.１ 操作ボタンの名称[グラフ/荷重-変位/荷重]ボタン■試験モードを切り替えます。
■測定画面表示・蓄積データ表示を切り替えます。

［電源］ボタン■電源の「ON・OFF」■バックライトの「ON・OFF」をします。

［データ蓄積 開始/終了］ボタン■データ測定を「開始・終了」します。
■専用プリンタに印字します。

［設定値 △］［設定値 ▽］ボタン［ゼロ調整］ボタン■設定値を上下させます。

■ゼロ調整をします。
■設定値によるブザー音を止めます。

［設定値変更 開始/登録］ボタン■設定値の「変更・登録」をします。

［設定値/最大値］ボタン■設定値・最大値表示を切り換えます。

4

２.２ 電源の ON／OFF について

（１）電源の入れ方［電源］ボタンを押し続けると、タイトルが表示されます。タイトル表示中もしばらく
電源ボタンを押し続けると電源が「ON」になります。

（２）電源の切り方
２秒以上［電源］ボタンを押し続けると電源が「OFF」されます。

（３）オートパワーオフ機能について
本機には、約２０分間無操作の場合、自動的に表示を消して電池の消耗を防ぐオートパワー
オフ機能があります。
オートパワーオフにより表示が消えた場合には、再度電源を「ON」にすれば表示を復帰させることができます。

※ オートパワーオフから復帰した場合、最大値はクリアされますので注意してください。

5２.３ 試験モードについて
本機測定部の液晶表示部の表示モードには、次の３種類の試験モードと日時表示モードがあります。
グラフ試験モード，荷重−変位試験モードは、センサーが現在検知している荷重値と変位値が表示され、荷重試験モードは、センサーが現在検知している荷重値が表示されます。
３つの試験モードは、［グラフ/荷重-変位/荷重］ボタンを押すと、①→②→③→④→①→…の順に切り換わります。
①グラフ試験モード④日時表示モード②荷重−変位試験モード③荷重試験モード

２.３.１ グラフ試験モード■グラフ（荷重−変位曲線）を用いた計測をするための試験モード（１）表示
グラフ試験モードの表示には、次の４種類があります。いずれの表示も左上段にセンサーが現在検知している荷重値と変位値が表示され、左下段にそれぞれの表示によって異なった値が表示されます。
４つの表示は、［設定値／最大値］ボタンを押すと、①→②→③→④→①→・・・の順に切り替ります。

①荷重最大値表示②変位最大値表示④変位設定値表示③荷重設定値表示

6

（２）グラフ描画とデータ保存
試験器の[データ蓄積 開始／終了］ボタンを押すと、データの蓄積が開始されます。
図のようにデータ蓄積中ステータスが点滅
し、荷重−変位グラフの描画とデータ測定を開始します。
もう一度［データ蓄積 開始／終了］ボタンを押すとデータ測定を終了し、データ保存
確認画面になります。
［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、「YES」・「NO」を選択し、［設定値変更 開始／登録］ボタンで決定します。

※

グラフ描画前にも最大値は保持されます。グラフとの整合性を取るため測定前に必ずゼロ調整を行ってから試験してください。

※

データの蓄積は、記憶容量バーかファイル数（最大 99）のどちらか一方が容量を使い切っている場合には“MEMORY FULL”と表示され、測定を開始できません。その場合は、テクノテスターReport にデータを取り込み、測定部のデータをクリアしてください。

※

グラフは、荷重が縦軸・変位が横軸で描画されます。

7

２.３.２ 荷重−変位試験モード■最大荷重と変位（最大荷重時）の計測をするための試験モード（１）表示
荷重−変位試験モードの表示は、右上段に荷重値と変位値を数値で表示します。
①荷重最大値④変位設定値②変位最大値③荷重設定値（２）データ保存［データ蓄積 開始／終了］ボタンを押すことで、測定された最大荷重値と変位値（最大荷重時）が内部メモリに蓄積されます。

※

グラフ描画前にも最大値は保持されます。グラフとの整合性を取るため測定前に必ずゼロ調整を行ってから試験してください。

※

データの蓄積は、記憶容量バーかポイント数（最大 9999）のどちらか一方が容量を使い切っている場合には“MEMORY FULL”と表示され、測定を開始できません。その場合は、テクノテスターReport にデータを取り込み測定部のデータをクリアしてください。

8

２.３.３ 荷重試験モード■最大荷重の計測をするための試験モード（1）表示
荷重試験モードの表示は、右上段に荷重値を数値で表示します。
①荷重最大値②荷重設定値（２）データ保存［データ蓄積 開始／終了］ボタンを押すことで、現在測定されている最大荷重値が内部メモリに記録されます。このとき、変位値は 0.00ｍｍとして蓄積されます。

※

グラフ描画前にも最大値は保持されます。グラフとの整合性を取るため測定前に必ずゼロ調整を行ってから試験してください。

※

データの蓄積は、記憶容量バーかポイント数（最大 9999）のどちらか一方が容量を使い切っている場合には“MEMORY FULL”と表示され、測定を開始できません。その場合は、テクノテスターReport にデータを取り込み測定部のデータをクリアしてください。

9２.４ データ記憶容量について
データ記憶容量の使用状態は、液晶表示部のバーグラフで確認することができます。
また、記録しているグラフデータ数は液晶表示部のファイル数で、最大荷重値と変位値（最大荷重時）はポイント数で確認することができます。

※

グラフデータは、記憶容量の範囲の中でファイル数が最大 99 まで、最大荷重値と変位値（最大荷重時）はポイント数が最大 9999 まで記憶させることができます。

２.５ 最大値について
本機液晶表示部に表示される「最大値」には次の２種類があります。

（１）荷重最大値
荷重最大値は、これまでの荷重値の中で最も大きな値で、測定部内で保持されています。
この荷重最大値はすべての試験モードで表示できます。

（２）荷重最大値時の変位値
荷重最大値時の変位値は、グラフ試験モード，荷重−変位試験モードで表示できます。
［設定値／最大値］ボタンを押すと直前に行った試験の荷重最大値時の変位値を確認する
ことができます。
グラフ試験モード

荷重-変位試験モード

10荷重試験モード

２.６ 設定値について
本機は、目標とする荷重や変位を設定値として登録し、荷重値または変位値がその設定値になったことを、ブザー音で確認することができます。
設定値は荷重のみ、変位のみ、および両方による設定が可能です。設定値表示のときに、荷重値が荷重設定値以上になると「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ」と断続音が、変位値が変位
設定値以上になると「ピー・ピー」と断続音が鳴ります。最大値表示モードのときはブザー音は鳴りません。

（１）荷重設定値の変更・登録
荷重設定値を変更するためには、まず［設定値／最大値］ボタンを押して荷重設定値表示モードに切り換えます。
ここで［設定値変更 開始／登録］ボタ
ンを押すと図のように「設定値変更中」の表示に変わります。
［設定値 ▲］［設定値 ▼］ボタンを押して荷重設定値を目的の値に変更します。
もう一度［設定値変更 開始／登録］ボ
タンを押すことで、荷重設定値が登録されます。

※

荷重設定値は、０.１０ｋＮごとに変えることができます。

※

荷重設定値変更中、ゼロ調整はできません。

※

工場出荷時の荷重設定値は０.００ｋＮで登録されています（ブザーは鳴りません）。

※

荷重設定値によるブザーを使用しないときは、荷重設定値を０.００ｋＮで登録してください。

11

（２）変位設定値の変更・登録
変位設定値を変更するためには、まず［設定値／最大値］ボタンを押して変位
設定値表示モードに切り換えます。
ここで［設定値変更 開始／登録］ボタ
ンを押すと図のように「設定値変更中」の表示に変わります。
［設定値 ▲］［設定値 ▼］ボタンを押して変位設定値を目的の値に変更します。
もう一度［設定値変更 開始／登録］ボ
タンを押すことで、変位設定値が登録されます。

※

変位設定値は、０.１０ｍｍごとに変えることができます。

※

変位設定値変更中、ゼロ調整はできません。

※

工場出荷時の変位設定値は０.００ｍｍで登録されています（ブザーは鳴りません）。

※

変位設定値によるブザーを使用しないときは、変位設定値を０.００ｍｍで登録してください。

12

（３）測定値が設定値を超えた場合①ブザー機能［ＯＮ］の場合
荷重値が登録した荷重設定値以上になると「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ」と断続音で鳴り、変位値が登録した変位設定値以上になると「ピ−・ピー」と断続音でブザーが鳴ります。鳴っているブザーは［消音］ボタンを押すことにより止めることができます。
■荷重設定値を超えた場合※■変位設定値を超えた場合

荷重最大値表示、変位最大値表示（荷重最大値時）の場合と設定値変更中は、ブザーは鳴りません。

※ ［消音］ボタンを押してブザーを止めた場合でも、その後いったん設定値より小さくなり再び設定値以上になるとブザーも再び鳴ります。

②ブザー機能［ＯＦＦ］の場合
荷重値が登録した荷重設定値以上になると「OK」の文字が表示され、変位値が登録した変位設定値以上になると「OVER」の表示がされます。
■荷重設定値を超えた場合※■変位設定値を超えた場合

荷重最大値表示、変位最大値表示（荷重最大値時）の場合と設定値変更中は、「OK」・「OVER」の表示はされません。

※

いったん設定値より小さくなり再び設定値以上になると表示されます。

13

２.７ ゼロ調整について
荷重値と変位値をゼロ調整するときには、［ゼロ調整］ボタンを押し続けます。
ボタンを押すと同時に「ゼロ調整中」の表示に変わります。ボタンを押し続けていると下段の「■」が左側から消えていきます。
すべての「■」が消え、「ゼロ調整完了」の表示に変わった後に［ゼロ調整］ボタン
から指を離すとゼロ調整が完了します。

※ 「ゼロ調整完了」の表示が出る前にボタンから指を離すとゼロ調整されず、元の状態のままとなります。
※ いずれの表示モードにおいても、ゼロ調整は可能です。
また、ゼロ調整と同時に最大値もクリアされます。
※ 荷重値のみ、あるいは変位値のみのゼロ調整はできません。
※ 設定値変更中は、ゼロ調整はできません

２.８ 印字について
別売オプションの専用プリンタを接続すれば、［データ蓄積 開始／終了］ボタンを押したときに日時/荷重最大値/変位値（荷重最大値時）を印字することができます。
グラフモードのときは、測定開始時とデータを登録したときに印字が行われます。

※

専用プリンタは、専用コードのプラグを測定部の外部出力コネクタ（ＲＳ−２３２Ｃ）に差し込んで接続します。コネクタにプラグを差し込まないときには、必ず付属の保護キャップを装着してください。

※

専用プリンタの詳しい使用方法等については、専用プリンタの取扱説明書を参照してください。

14

２.９ 蓄積データの読み出しについて
２.９.１ 測定部での蓄積データの読み出し
本機で蓄積されている試験データを読み出し確認することができます。

測定画面表示（日時表示モード以外）で［グラフ/荷重-変位/荷重］ボタンを 2 秒以上押し続けると、蓄積データ画面に移行します。2 秒以内に放した場合は、表示モードを切り替えます。

※

測定画面表示から蓄積データ表示に切り換えたとき、最初に表示されるデータは最後に試験したデータが表示されます。（数字が大きいほど新しいデータになります。グラフ試験モード（Fxx）
荷重−変位モード・荷重試験モード（Pxxxx））※

グラフ試験モードでデータが蓄積されていない場合、グラフは表示されず、時間・荷重最大値・変位値（荷重最大時）が“−”で表示されます。同様に荷重―変位試験モード，荷重試験モードでデータが蓄積されていない場合も、時間・荷重最大値・変位値（荷重最大時）が”−”で表示されます。

15

■グラフ試験モード（1）表示
蓄積データ表示のときに［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、目的のデータに変更します。
これまで行った試験のデータが確認できます。

（2）データ削除
蓄積データ表示のときに［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、目的のデータに変更します。

［設定値変更 開始／登録］ボタンを押すと、削除確認画面になります。

［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、「YES」・「NO」を変更します。

もう一度［設定値変更 開始／登録］ボタンを押すと、選択したファイルが削除され以降のファイルが前詰めされます。

※ バッテリーアラーム中は削除できません。

16

■荷重―変位試験モード（1）表示
蓄積データ表示のときに［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、目的のデータに変更します。
これまで行った試験のデータが確認できます。

（2）データ削除
蓄積データ表示のときに［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、目的のデータに変更します。

［設定値変更 開始／登録］ボタンを押すと、削除確認画面になります。

［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、「YES」・「NO」を変更します。

もう一度［設定値変更 開始／登録］ボタンを押すと、選択したファイルが削除され以降のファイルが前詰め
されます。

※

バッテリーアラーム中は削除できません。

17

■荷重試験モード（1）表示
蓄積データ表示のときに［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、目的のデータに変更します。
これまで行った試験のデータが確認できます。

（2）データ削除
蓄積データ表示のときに［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、目的のデータに変更します。

［設定値変更 開始／登録］ボタンを押すと、削除確認画面になります。

［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、「YES」・「NO」を変更します。

もう一度［設定値変更 開始／登録］ボタンを押すと、選択したファイルが削除され以降のファイルが前詰めされます。

※ バッテリーアラーム中は削除できません。

18

２.９.２ 測定部での蓄積データの全削除
蓄積データを全削除するためには、本機を［データ転送モード］にする必要があります。

（1）データ転送モード
電源が「OFF」の状態で、［データ蓄積 開始／
終了］を押しながら［電源］ボタンをしばらく押し続けると、タイトルが表示されます。タイ
トル表示中もしばらく［電源］ボタンを押し続けると「データ転送モード」になります。

（2）データ全削除「データ転送モード」表示のときに、［データ蓄積 開始／終了］を押すと、データ削除確認画になります。

［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、「YES」・「NO」を変更します。

［設定値変更 開始／登録］ボタンを押すと、データが削除されます。

（３）電源を「OFF」にして終了※

削除したデータは元に戻すことはできません。テクノテスターReport でデータを PC に取り込んだ後、データを削除することをお勧めします。

19

２.９.３ テクノテスターReport での蓄積データの読み出し

本機にテクノテスターReport のインストールされたＰＣを接続すると蓄積データの読み出し削除を行うことができます。データをＰＣに読み出すためには、本機を［データ転送モード］にする必要があります。詳しくは、別紙「テクノテスターReport 取扱説明書」をご参照ください。

（1）データ転送モード
電源が「OFF」の状態で、［データ蓄積 開始／
終了］を押しながら［電源］ボタンをしばらく押し続けると、タイトルが表示されます。タイ
トル表示中もしばらく［電源］ボタンを押し続けると「データ転送モード」になります。

２.１０ ブザー機能のＯＮ／ＯＦＦについて
本機には、目的とする荷重や変位を設定値として登録し、荷重値または変位値がその設定値以上の値になるとブザー音が鳴る機能があります。

電源が「OFF」の状態で、［ゼロ調整］ボタ
ンを押しながら［電源］ボタン押して電源を入れます。このとき、ブザー機能のＯＮ／ＯＦＦ
はブザーステータスにより確認することができます。

20

２.１１ バックライト機能のＯＮ／ＯＦＦについて
本機には、液晶部にバックライト機能があります。

バックライト機能のＯＮ／ＯＦＦは［電源］ボタ
ンと共通になっています。［電源］ボタン押してバックライトをＯＮ／ＯＦＦさせます。

２.１２ 時計の設定について
時計表示画面で下記操作を行うことで、日時の設定をすることが可能です。

日付・時刻を変更するためには、［グラフ／荷重−変位／荷重］ボタンを押して日時表示モードに切り換えます。

［設定値変更 開始／登録］ボタンを押すと図のようにカーソルが点滅します。

［グラフ／荷重−変位／荷重］ボタンを押して、変更したい桁へカーソルを移動させます。

［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、目的の数値に変更します。

もう一度［設定値変更 開始／登録］ボタ
ンを押すことで、日時が登録されます。

21

２.１３ 電池交換について
電池容量が残り少なくなると、下図のような表示が出ます。そのときには、早めに新しい
単三乾電池（４本）と交換してください。
なお、この表示は何かボタンを押すと消え、元の表示に戻ります。ボタン操作後約３分間
経つと再び表示されます。

バッテリーアラーム
電池を交換してください。
電池交換するときには、いったん試験を終了させ、測定部の電源を「OFF」にしてください。測定部裏面にある電池交換ねじ（２本）をコイン等でゆるめて、電池カバーを外せ
ば、電池交換ができます。電池交換後は、電池カバーをつけてねじをしっかりと締めてください。
本機には、工場出荷時に性能確認用電池が組み込まれていますが、保管期間や条件によっては、容量切れとなる場合があります。そのときには、上記の方法で電池交換をしてください。また、長期間使用しない場合には、電池を外して保管してください。

※

電池はアルカリ乾電池またはマンガン乾電池を使用してください。

※

電池は、必ず同種のものを使用してください。

※

電池は、必ず４個とも同時に交換してください。

※

新しい電池と一度使用した電池をまぜて使用しないでください。

22

３．試

験

３.１ 試験方法の選択（1）測定部試験モードの決定■グラフ（荷重−変位曲線）を用いた計測が必要な場合
グラフ試験モード・横軸に変位、縦軸に荷重のグラフを描画します。
・荷重と変位の目標値を設定し、ブザー音によって到達の有無を確認できます。
・最大荷重値と変位値（最大荷重時）を保持します。

荷重−変位試験モード■最大荷重と変位（最大荷重時）の計測が必要な場合
・荷重と変位の目標値を設定し、ブザー音によって到達の有無を確認できます。
・最大荷重値と変位値（最大荷重時）を保持します。

荷重試験モード■最大荷重の計測が必要な場合
・荷重の目標値を設定し、ブザー音によって到達の有無を確認できます。
・最大荷重値を保持します。

23

３.2 試験器の準備① 試験器を収納箱から取り出します。
② ポンプのハンドルを伸ばして、反時計回り（「戻し側」と表示されている方）に終点。
まで回します。

３.3 試験器のセット① 試験器を正しい位置に合わせて、シャフトノブを回してセンターシャフトをあらかじめ所定の方法で試験対象物に取り付けられたアタッチメントにねじ込みます。

② ガタのないように試験器を支えながら、調整ノブをシリンダ内の摺動部に軽く触れるまで回します。

24

３.4 測定部の準備① 測定部の電源を「ON」にします。
［電源］ボタンを押し続けると、タイトルが表示されます。タイトル表示中もしばらく電源ボタンを押し続けると電源が「ON」になります。

② ゼロ調整をします。
荷重値と変位値をゼロ調整するときには、［ゼロ調整］
ボタンを押し続けます。
ボタンを押すと同時に「ゼロ調整中」の表示に変わります。ボタンを押し続けていると、下段の「■」が左側から消えていきます。
すべての「■」が消え、「ゼロ調整完了」の表示に変わった後に［ゼロ調整］ボタンから指を離すとゼロ調整が完了します。

※ 「ゼロ調整完了」の表示が出る前にボタンから指を離すとゼロ調整されず、元の状態のままとなります。
※

いずれの表示モードにおいても、ゼロ調整は可能です。
また、ゼロ調整と同時に最大値もクリアされます。

※

荷重値のみ、あるいは変位値のみのゼロ調整はできません。

※

設定値変更中は、ゼロ調整はできません25

３.5 試験の実施① ポンプのハンドルを時計回り（「負荷側」と表示されている方）に３秒で１回転くらいの速さより速くならないように回して荷重を加えていき、試験を行います。

３秒で１回転くらいの速さ
より速くならないように
時計回りに回す。

② 試験を終えたらシャフトノブを回してアタッチメントをはずします。万が一、アタッチメ
ントがはく離せず、大きな負荷がかかったままのときは、ポンプのハンドルを反時計回りに回してセンターシャフトにかかっている負荷を小さくすれば、アタッチメントをはずすことができます。

３.6 結果の記録
今、実施した試験の荷重最大値は画面上で確認することができます。確認した荷重最大値は、必要に応じてメモをとるなどしてください。

（１）測定データの保存■グラフ試験モード［データ蓄積 開始／終了］ボタンを押すと描画とデータ測定を終了し、データ保存確認
画面になります。［設定値 △］［設定値 ▽］ボタンを押して、「YES」・「NO」を選択し、［設定値変更 開始／登録］ボタンで決定します。
■荷重―変位試験モード［データ蓄積 開始／終了］ボタンを押すと最大荷重値と変位（最大荷重時）が内部メモリに記録されます。
■荷重試験モード［データ蓄積 開始／終了］ボタンを押すと最大荷重値が内部メモリに記録されます。
このとき、変位値は 0.00ｍｍとして蓄積されます。

26

（２）荷重最大値の表示
荷重最大値は、これまでの荷重値の中で最も大きな値で、常に測定部内のメモリに記憶されます。この荷重最大値はすべての表示モードで表示されます。

（３）荷重最大値時の変位値を表示
荷重最大値時の変位値は、グラフモード，荷重−変位モードで表示されます。
［設定値／最大値］ボタンを押すといま行った試験の荷重最大値時の変位値を確認することができます。

（４）専用プリンタ（オプション）から結果の印字
オプションの専用プリンタを接続すれば、［データ蓄積 開始／終了］ボタンを押したときに日時/荷重最大値/変位値（荷重最大値時）を印字することができます。
グラフモードのときは、測定開始時とデータを登録したときに印字が行われます。

※

専用プリンタは、専用コードのプラグを測定部の外部出力コネクタ（ＲＳ−２３２Ｃ）に差し込
んで接続します。コネクタにプラグを差し込まないときには、必ず付属の保護キャップを装着してください。
※

専用プリンタの詳しい使用方法等については、専用プリンタの取扱説明書を参照してください。
TEST NO.
日付・時刻
荷重最大値
荷重最大値時の変位値27

３.７ 試験器の取り外しと試験の繰り返し
同様の試験を行うときには、ポンプのハンドルを反時計回りに終点まで回して、３.3試験器のセットからの操作を繰り返してください。

28

４．使用例
４.１ アンカーピン引張試験① 施工予定面にアンカーピンを施工マニュアル通りに打込みます。

② 電動工具を使用して、オプションのドリルスクリューを約５ｍｍのすき間を開けて施工します。

③ オプションのアンカーアタッチメント AA-6L を、施工したドリルスクリューに取り付けます。

④ センターシャフトを③で取り付けたアンカーアタッチメントにねじ込みます。

⑤ ３.試験の手順で試験を行います。

29

４.２ 接着・付着力試験① 試験面にオプションのフィラーアタッチメントをエポキシ樹脂系接着剤で強固に貼り付けます。
② 電動ベビーサンダー等でアタッチメントの周囲を下地に達するまでカットします。
③ アタッチメントを貼り付けた接着剤の養生時間経過後、３.試験の手順で試験を行います。

※ 建研式アタッチメント（Ｍ１５ｘＰ１.５）も使用することができます。その場合には、
下図のようにセンターシャフトの先端にあらかじめ付属の建研アダプタをセットして、建研式アタッチメントにねじ込んでください。

建研アダプタ30

５．変位値の補正◎変位値の補正について
本機液晶表示部に表示される変位値には、試験器本体のたわみやセンターシャフトの伸び等も含まれています。
実際の変位量を必要とする場合には、試験をして得た変位値、およびその時の荷重値を以下に示す補正式に代入して実際の変位値（近似値）を算出してください。

５.１ ＲＴ−１０００ＬＤⅡの補正
実際の変位量（近似値）

：

Ｄ（mm）

ＲＴ−２０００ＬＤⅡ表示の変位値

：

ｄ（mm）

ＲＴ−２０００ＬＤⅡ表示の荷重値

：

Ｆ（kN）

D

d

0 .4 ×F
9 .8※変位設定値によるブザーを使用する場合、必要に応じて、上の式から逆算で求めたｄの値を登録してください。

例） ＲＴ−２０００ＬＤⅡによる試験の結果が、ＲＴ−２０００ＬＤⅡ表示の変位値： ２．５５ ｍｍ

ＲＴ−２０００ＬＤⅡ表示の荷重値： ３．５０ ｋN

であった場合。
上の補正式にそれぞれの値を代入します。

D

2.55 0.4×

3.50
9.8

2.41
したがって、実際の変位量（近似値）は、２．４１ｍｍと求められます。

31

６．あとかたづけ① すべての試験が終了したら、測定部の電源を「OFF」にしてください。

② 試験器についた汚れやホコリ等はきれいに拭き取ってください。
特にシリンダ内に異物が入ると故障の原因となりますので注意してください。

③ ポンプのハンドルを時計回りに終点まで回してハンドルを折りたたんでください。

④ 試験器を③の状態のまま収納箱に入れます。センターシャフトは試験器にセットしたままで収納できます。

⑤ 収納箱のフタを閉めたらフックをかけてください。

※

試験器は、ホコリや湿気の少ない屋内で保管してください。

32

７．別売オプション
７.１ アンカーピン引張試験治具（１）アンカーアタッチメント ＡＡ−６Ｌ（２）ドリルスクリュー品

２５

ＨＥＸ ５×３５

３５（１）フィラーアタッチメント ＦＡ−４０４０（外壁補修材やエポキシ樹脂等、諸官庁の一般的な試験に使用）（住宅公団仕様タイル等の試験に使用）（３）フィラーアタッチメント ＦＡ−４５９５（住宅公団仕様二丁掛タイル等の試験に使用）

33

Ｌ（㎜）

ＨＥＸ ５×２５

７.２ 接着・付着力試験治具（２）フィラーアタッチメント ＦＡ−４５４５番

（４）フィラーアタッチメント ＦＡ−６１０８（小口平タイル等の試験に使用）

７.３ 引張試験治具（１）ＴＹカップリング（２）ＴＹカップリング

ＪＷ３０−Ｔ０４〜Ｔ０６

ＪＷ３０−Ｔ０８

７.４ 専用プリンタ○専用プリンタセット Ｍ２５５Ａ
テクノテスターで検知した荷重最大値、荷重最大値時の変位値を印字できる小型、軽量（約１ｋｇ）の専用プリンタです。本セットには、専用プリンタのほかに専用ＡＣアダ
プタ、専用充電池、専用充電器、専用コード、キャリングケース、ロール紙、インクリ
ボンも含まれています。

34

８．こまったときは…
次のような症状のときは、故障ではない場合があります。修理を依頼する前に、もう一度確か
めてください。
こんな症状

確かめてください

対処のしかた参照項目

電源ボタンを押し続け、タイト
電源は入れましたか？

ル表示後も更に押し続けて、電源を「ON」にする

表示が消えている

長い間電源を入れっぱなしにしてい再度電源を「ＯＮ」にします

ませんでしたか？

（オートパワーオフからの復帰）を入れてください

電池が古くなっていませんか？

ム」の表示が出ている
表示部に荷重値と変位値が表示されていない電池が古くなっていませんか？

「設定値変更中」ではありませんか？

電池カバーを外して新しい電池

P２３と交換します２.１３

電池カバーを外して新しい電池と交換します設定値を変更して［設定値 変更
開始／登録］ボタンを押します
いったん［設定値／最大値］ボ「設定値変更中」ではありませんか？

設定値に達しても、ブ「ゼロ調整中」の表示のときにボタン「ゼロ調整完了」の表示が出るから指を離していませんか？

までボタンを押し続けます[データ蓄積 開始／終了]ボタンを押しましたか？

グラフ試験モードにし、[データ

P８
２.３.１
（２）

測定部を正しい表示に切り替え

いますか？

ます

設定値が 0 になっていませんか？

設定値を 0 以外に設定します

P1２
２.6

ットされていますか？

正しくセットします

供試体や母材が破壊されていません

破壊されていないもので試験を

か？

行います

破壊予定値を大きく超アタッチメント等の治具がセンター

えても破壊せず荷重値

シャフト以外の試験器本体と接触しが大きくなっていく。

ていませんか？
試験器は正しくセットされています
か？

供試体に荷重がかかるように正しくセットします
正しくセットします

ぐには荷重が上がって
いかない

２.７

てグラフ描画を開始しますても荷重値が大きくな

ポンプを回しても、すP１５

蓄積 開始／終了]ボタンを押し測定部の表示は「設定値」になってアタッチメントや供試体は正しくセ

らない。

２.６

タンを押してから、ゼロ調整をザーが鳴らない

ポンプを負荷側に回し

P１２

します

ゼロ調整ができない

グラフ描画ができない

２.２

電池カバーを外して新しい電池

電池は入っていますか？

「バッテリーアラー

P６

販売店に修理を依頼してくださ

油漏れの恐れがありますい。

35

９．保証とアフターサービス◎保証期間について
本機は厳重な検査に合格した製品です。
製品購入日から 1 年間は、弊社の製造上の問題に起因することが明らかな故障については、無償で修理もしくは製品を交換します。
詳しくは、添付の保証書をご覧ください。

◎保証範囲外の修理について
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご依頼により、有償修理いたします。

◎修理を依頼されるとき修理を依頼されるときには、保証範囲の内外にかかわらず、型式（ＲＴ−１０００ＬＤⅡ）と製造番号、ならびにできるだけ詳しい故障の症状を、弊社の支店・営業所までお知らせください。本機の製造番号は測定部の左側面のシールに印刷されています。

36

製造元
本 社／〒270-0114 千葉県流山市東初石 6-183-1-301
お客様相談窓口（販売・取扱い） TEL(フリーダイヤル)

0120-350-514 FAX

0120-350-571

受付時間:祝日を除く月曜日〜金曜日 9:00〜17:00

サンコーテクノホームページ http://www.sanko-techno.co.jp/

首都圏営業〒270-0163 千 葉 県 流 山 市 南 流 山 3 - 1 0 - 7 TEL 04-7157-8181

FAX 04-7157-8787

札 幌 支 店

〒003-0012 北海道札幌市白石区中央二条6 - 4 - 18 TEL 011-865-6251

FAX 011-865-6256

仙 台 支 店〒984-0002 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 卸 町 東 1 - 2 - 8 TEL 022-236-2533

FAX 022-236-2537

名古屋支店〒454-0869 愛 知 県 名 古 屋 市 中 川 区 荒 子 2 - 1 2 8 - 3 TEL 052-355-3501

FAX 052-355-3502

大 阪 支 店〒578-0956 大 阪 府 東 大 阪 市 横 枕 西 6 - 2 3 TEL 072-960-7735

FAX 072-960-7737

福 岡 支 店〒816-0912 福 岡 県 大 野 城 市 御 笠 川 4 - 1 1 - 2 4 TEL 092-587-0188

FAX 092-504-7300

新潟営業所〒959-1232 新 潟 県 燕 市 井 土 巻 4 - 2 4 4 TEL 0256-47-1135

FAX 0256-61-2777

横浜営業所〒240-0002 神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町1-3-1 TEL 045-340-3517

FAX 045-334-0071

静岡営業所〒422-8035 静 岡 県 静 岡 市 駿 河 区 宮 竹 2 - 3 - 4 8 TEL 054-237-0102

FAX 054-237-2917

金沢営業所〒920-0363 石 川 県 金 沢 市 古 府

岡山営業所〒701-0221 岡 山 県 岡 山 市 南 区 藤 田 5 6 4 - 2 3 2 TEL 086-296-8031 FAX 086-296-8130

広島営業所〒730-0844 広 島 県 広 島 市 中 区 舟 入 幸 町 1 6 - 1 5 TEL 082-294-3308 FAX 082-294-3306

高松営業所〒761-8044 香 川 県 高 松 市 円 座 町 3 9 1 - 5 TEL 087-885-7431 FAX 087-885-7430

鹿児島営業所〒892-0836 鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 錦 江 町 8 - 5 3 TEL 099-225-8311

FAX 099-225-8328

ﾘﾆｭｰｱﾙ工事部〒270-0163 千 葉 県 流 山 市 南 流 山 3 - 1 0 - 7 TEL 04-7157-7735

FAX 04-7157-8835

広島事業所〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央 5-2-50 TEL 082-943-7200

FAX 082-924-1235

ﾏﾃﾘｱﾙ営業部〒270-0163 千 葉 県 流 山 市 南 流 山 3 - 1 0 - 7 TEL 04-7157-9935

FAX 04-7157-9700

流山事業所〒270-0107 千 葉 県 流 山 市 西 深 井 1 0 2 8 - 4 4 TEL 04-7152-5111

FAX 04-7155-1684

野 田 工 場

〒270-0222 千 葉 県 野 田 市 木 間 ヶ 瀬 2 4 9 0 - 3 TEL 04-7198-1711

FAX 04-7198-3733

奈 良 工 場

〒630-8452 奈 良 県 奈 良 市 北 之 庄 西 町 2 - 2 - 3 TEL 0742-62-4581 FAX 0742-62-4583

中央物流ｾﾝﾀｰ〒270-0107 千 葉 県 流 山 市 西 深 井 1 0 2 8 - 4 4 TEL 04-7153-8611 FAX 04-7152-7877

西部物流ｾﾝﾀｰ〒701-0221 岡 山 県 岡 山 市 南 区 藤 田 5 6 4 - 2 3 2 TEL 086-296-8317 FAX 086-296-8052

1 - 2 7 TEL 076-240-3535 FAX 076-240-7286