お問合せは本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/

双方向直流電源/充放電電源を出力
電力

製品ラインナップ（Hタイプ 750V）
を順次拡大予定

100V■ 電力回生技術■ 系統に影響を与えないクリーンな回生電流

回生時の電力を熱エネルギーに変換せず電力系統に回生することで、熱エネルギーと電力使用量が抑えられ、CO2の排出低減や放熱設備を最小限にでき、コスト削減やカーボンニュートラルに貢献します。

回生電流歪率５％以下で同じ系統に接続された装置に悪影響を与えません。

双方向直流電源時

モーター、インバータ、コンバータの特性試験やバッテリの充放電試験 に最適

RZ-X2-10K

RZ-X2-10K

１台に凝縮したハイブリッド電源

出力電圧10kW

充放電電源時（※1）

高速応答、高精度、高安定性、高信頼性により特長

特長

実環境に近い評価試験を提供
また、電力回生技術により、設備環境・運用のコスト削減に貢献

メイン機能

new

ズーム

2,750,000 円

外部アナログ絶縁

内部抵抗

通信

GPIB

LAN

RS485

RS232

スイッチング
レギュレータ

並列（10台）回生

外部アナログ制御

シーケンス

吸収した電力を熱にしないことで、放熱用の空調設備が最小限に抑えられ、電力の再利用で電力量を削減します。
■ ズーム機能

LinkAnyArts-SC2
LinkAnyArts-BT
LinkAnyArts-CD

電気で回転充電

電気を供給

インバータ

電気を吸収

別売の直並列ケーブルで接続を行うことにより、自動的に接続状態(直列・並列)と台数を認識し、マスター、ブースター構成になることから、マスター機より複数のRZ-X2を一括してコントロールすることができます。

RZ-X2

直並列構成例

直並列ケーブル
（※1）

（※2）

（※2）

ブースター

※並列接続のみの場合は、10台まで

20台 直列5台＋並列4台
最大電圧500V/最大電流1200A（200kW）

充放電ソフトウェア LinkAnyArts®-CD（別売）

RZ-X2、高速多チャンネルデータロガー（DU）や恒温槽を連携でき高精度な計測試験ができます。

１0台※ 並列10台
最大電圧100V/最大電流3000A（100kW）

最大直並列接続構成例
直列/並列（総台数）

最大電圧
最大電流（注）最大電力5/4（20台）

500V/1200A

200kW

4/5（20台）

400V/1500A

200kW

3/6（18台）

300V/1800A

180kW

2/10（20台）

200V/3000A

200kW

1/10（10台）

100V/3000A

100kW

外観図

直列接続 最大５台

外観図

20台 直列2台＋並列10台最大電圧200V/最大電流3000A（200kW）

通信関連

直並列による構成が可能なため、最大電力200kW（20台※）までの出力が行えます。

ブースター※1：直並列ケーブル（別売）
直列接続もしくは並列接続を行う際の専用ケーブルです。
このケーブルの接続には直並列モジュール（※2）が必要です。
※2：直並列モジュール（別売）
直並列ケーブル（※1）を利用する際の専用モジュールです。
直並列ケーブル(別売)１本に対して、各装置毎に本モジュールがそれぞれ１台ずつ必要です。

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

ブースター

（※2）

■ 増設による大容量化を提供

INDEX

INDEX

注）最大出力電力の範囲での電圧/電流の設定が可能です。なお、直列/並列接続はRZ-Xシリーズ（RZ-X-10000）とは混在できません。

並列接続

72

（※2）

双方向電源

（※2）

（※1）

直並列モジュール

（※2）

直並列ケーブル

2直列＋3並列接続の場合
最大出力電力60kW（出力電圧200V/出力電流900A）

直並列モジュール

高速多チャンネルデータロガー
DU（※1）

ブースター

直並列モジュール

電圧/温度計測マスター

直並列ケーブル直並列モジュール

RZ-X2

充放電ソフトウェア（別売）
LinkAnyArts®-CD（※2）

直並列モジュール

RZ-X2と連携しバッテリの挙動を模擬できます。

（※2）

LAN

（※1）

直並列モジュール

通信関連

バッテリ模擬ソフトウェア LinkAnyArts®-BT
（別売）

LAN

（※1）

直並列ケーブル（※2）

直並列モジュール

RZ-X2

バッテリ模擬ソフトウェア（別売）
LinkAnyArts®-BT

LAN

二次電池
（供試体）

PC

直並列モジュール

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

モータ
（供試体）

インバータ
（供試体）

LAN

RS232C/RS485

ブースター
直並列モジュール

恒温槽（別途ご準備ください）

直並列ケーブル

双方向電源充放電試験環境

直並列モジュール

（※2）

モータ、インバータなどの試験環境やバッテリ充放電試験に必要な電源、及び関連周辺機器、ソフトウェアを弊社の製品で構築でき試験機器とソフトウェ
アの親和性の高いシステムを実現するため、高精度な計測データ収集の他、安定した運用環境を提供いたします。

LAN■ ファン騒音抑制■ 直並列接続の自動認識により容量UPを容易に実現

電気を吸収■ バッテリ模擬環境、充放電試験環境の電源やソフトウェアの他、ロガーなどをワンストップサービス

PC

電流

出力電力に応じ、冷却ファンの回転数を制御し、ファンによる騒音を低減します。

二次電池

バッテリ模擬環境

＋300A

電気を供給

放電

RZ-X2

＋100A

0A

供試体の負荷条件にかかわらず、安定した電圧を供給できるため正確な出力特性や損失評価が可能です。

電子負荷

電子負荷

モータ
慣性で回転

−100A

■ 高安定度、負荷変動

＋10kW

バイポーラ

バイポーラ

充放電電源（充電・放電動作を再現）＋5V（※）
0V−300A

電流応答速度10ms以下を実現し、シームレスな切り替え動作を提供します。
また、電流のオーバーシュートやアンダーシュートが少ないため供試体へダメージを与える恐れがありません。

交流電源

交流電源

双方向直流電源（バッテリ動作を再現）−10kW＋33.3V■ 高速応答性

出力電圧：＋100V
出力電流：±300A
出力電力：±10kW

出力範囲

双方向直流電源と充放電電源の２つの異なる電源を１台に凝縮、これにより、モータ、インバータ、DCDCコンバータなど双方向直流電源を使う場合や、二次電池（バッテリ）など充放電電源を使う場合において、RZ-X2シリーズ１台で行えます。

電力回生型電源としては、業界トップクラスの高効率とノイズ抑制を実現しています。

※：5V以下の力行・回生時の電圧・電流設定確度は保証外

電圧＋100V■【当社初】
ハイブリッド（双方向直流 / 充放電）電源■ 高効率、低ノイズ

最大電力の範囲で出力電圧と出力電流を可変できます。
これにより一般的な固定レンジ電源の複数機種を１台でカバーできます。

直流電源

直流電源

希望小売価格スルーレート

製品系統図

製品系統図

※1：充放電試験を行うためには、別売の充放電ソフトウェア（LinkAnyArts®-CD）が必要
注）直列/並列接続はRZ-X（RZ-X10000）
シリーズとは混在できません。

最大10台73

■ スルーレート機能

V2A■ シーケンス動作

５ステップのシーケンス動作を電源単体でサポートしており簡易的なパターン運転であれば単体で評価が行えます。

■ LANポート装備

注：充放電電源でご利用の際は充放電アプリ（LinkAnyArts ｰCD）が必要です。
®

■ WEBブラウザ

サポート■ 大型タッチパネル採用

スルーレートＯＦＦ
１ｓｅｃ／フルスパン
３ｓｅｃ／フルスパン
スルーレートＯＦＦ
１ｓｅｃ／フルスパン
３ｓｅｃ／フルスパン

V3

スルーレート機能イメージ充放電試験を行うためのソフトウェアです。本ソフトウェアにより、充放電電源（RZ-X2）、高速多チャンネルデータロガー（DUシリーズ）や恒温槽を連携することができます。
これにより、計測タイミングを同期でき、高精度、高品質な計測、制御を行った試験が行えます。定電流（CC）充放電、定電流定電圧（CC/CV）充放電などの基本的な充放電モードはもちろん、パルス充放電機能を実装しているためリチウムイオン二次電池などの評価試験に最適です。
■ 試験データの保存
試験データは、CSV形式でパソコンに保存されます。

■ 外部インタフェース

アナログ入力（本体制御用）、接点出力（本体内状態など）、接点入力（非常停止など）の外部インタフェースを標準装備しています。

■ 豊富なステップ移行・試験停止条件
充放電試験に必要な各種パターン、ステップの移行や試験を停止する条件の判定機能をサポート。

■ 充放電試験に便利なオプション■ 異常・故障監視
RZ-X2やデータロガー、恒温槽と常に通信を行い、異常発生時、試験を停止します。
また、試験停止要因を簡単に確認できます。

電圧/温度計測用高速多チャンネルデータロガー（DU）、BMU連（LinkAnyArts®ｰCD）
携（※）、充放電ソフトウェア※：詳細につきましては、お問い合わせください。

■ 複雑なパターン構築も容易に実現
評価グループ×プログラム(※1)×パターン(※2)の３階層構成を導入、これにより複雑な試験プログラムを簡単に組むことができます。
また、試験単位での入れ替えや繰返し回数の設定が容易にできるため、多彩な評価試験にも対応できます。

計測表示が大きい

7インチ液晶

操作しやすい大型ボタンを採用

評価グループプログラム順序1：プログラム1（耐久試験A）
プログラム順序2：プログラム2（耐久試験B）

定格出力電力定格出力電圧10K：10kW

シリーズ名

評価グループ×プログラム×パターンの３階層構成

L：100Vステップ（充放電モード一覧）/CL：基板コーティング

・定電流充電（CC充電） ・定電力定電圧充電（CP/CV充電）・定電流放電（CC放電） ・定電力定電圧放電（CP/CV放電）
・定電圧充電（CV充電） ・パルス充放電（定電流）※３
・定電圧放電（CV放電） ・パルス充放電（定電力）※３・定電流定電圧充電（CC/CV充電） ・休止・定電流定電圧放電（CC/CV放電）
・定電力充電（CP充電）
・定電力放電（CP放電）■ CAN/CAN FDをサポート

CAN/CAN FDインタフェース（オプション）を追加することができます。
これにより、CAN/CAN FDインタフェースに対応した機器、電装品など絡めた評価・試験を行うことができます。

プログラム2（耐久試験B）※1
順序1：パターン1
順序2：パターン2：
順序100：パターン100

パターン100※2※2：**充電
パターン1ステップ1
ステップ2：休止※2
ステップ1：**充電
パターン２
ステップ3：**放電
ステップ2：休止
ステップ1：**充電※3ステップ4：休止
ステップ3：パルス充放電
ステップ2
：休止
ステップ4
：休止
ステップ3
：**放電
ステップ4：休止※1：プログラム内には最大100個のパターンが設定可能※2：パターン内には最大100個のステップが設定可能※3：「高速パルス充放電試験」
をご覧ください

バイポーラ

バイポーラ

工場オプション

プログラム1（耐久試験A）※1
順序1：パターン1
順序2：パターン2：
順序100：パターン100

パターン100※2※2
ステップ1：**充電
パターン２
ステップ2
※2
：**充電 ：休止
パターン1ステップ1
ステップ3：**放電
ステップ2：休止
ステップ1
：**充電
ステップ4
ステップ3
：**放電 ：休止
ステップ2
：休止
ステップ4
：休止 ※3ステップ3：パルス充放電
ステップ4：休止

交流電源

交流電源

ＲＺ-Ｘ2 - １０Ｋ - L / C L

過電圧、過電流、過温度の検出機能、漏電ブレーカー
運用状態表示用シグナルタワー（オプション）
非常停止スイッチ（オプション）
恒温槽の監視・制御（オプション：充放電ソフトウェアLinkAnyArts®ｰCDにて対応）

直流電源

直流電源

0〜±300A
10kW］

立ち上がり
立ち上がり
立ち上がり
立ち下がり
立ち下がり
立ち下がり

■ LinkAnyArts®-CD（充放電ソフトウェア）

F

■ 安全性

7インチタッチパネルディスプレイ
により、運用時の操作性や設定値、測定値などの視認性に優れています。

例［0〜100V/A
B
C
D
E
F

E

D

製品系統図

製品系統図

LANを経由しPCのWEBブラウザにて設定、本体出力制御出力監視を行うことができます。

V1

特長

特長

LANをサポートしているため、PCより、本体設定、本体出力制御、出力監視を行うことができます。

C

B

RZ-X2-10K

RZ-X2-10K

突入電流を抑えたい場合を想定して出力電圧、電流のスルーレート（上昇率、降下率）を設定することが可能です。
この機能は電圧、電流、上昇、降下についてそれぞれに設定できます。

電子負荷

電子負荷

■ 高速多チャンネルデータロガー（機能OFF時：100ms、機能ON時：400ms）

DUシリーズセル電圧計測

電流計測

128

128

RZ-X2との構成例
計測タイミング信号

PC

セル温度計測LAN

91617

電圧計測用ボードDU261-VB
9161724252425

総電圧計測
26

プログラム設定画面※

パターン設定画面※■ 試験の状況をグラフィカルにモニタリング
試験の実行中は、パソコン画面上に試験の実行状態や、各設定値、計測値が表示され、計測値はリアルタイムビューワ画面でも表示できます。
また、リアルタイムビューワは縦横スケールの設定機能を搭載、これにより、見たい範囲を自在にモニタリングを行うことができます。

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー※1: 熱電対バーンアウト検出機能のON/OFFにより、測定値の更新間隔が変わります。

評価グループ設定画面※

双方向電源

双方向電源

充放電試験に必須な高速サンプリング、多チャンネルの同時計測対応のデータロガー（DU）をご用意しています。
でかつ同期タイミングによる高これにより、高速サンプリング「電圧10ms、温度100ms（※1）」
精度計測の環境を提供します。
・多チャンネルの電圧/温度を同時サンプリング
・最大104ch/台（電圧と温度の総数） 電圧のみ104ch/台、温度のみ100ch/台
・最速10msのサンプリング（電圧）・各種熱電対に対応（E、J、K、R、S、T種）
計測用構成例
・熱電対のバーンアウト検出機能有り（※1）

温度計測用ボードDU251-TB

RZ-X2
DU261-VB
DU251-TB
DU251-TB

電圧計測

各セル電圧
総電圧

充放電

温度計測

モニタ画面※

熱電対

燃料電池、二次電池

燃料電池、二次電池などのセル■ 専用ラックを準備
74■ BMU連携機能（※）

電池監視ユニット（BMU）
からの各種情報をＣＡＮ通信で取り込み、充放電制御にフィードバックすることが可能です。
※：本機能の詳細につきましては、お問い合わせください。

■ 約70項目の中から表示項目を自由に選択可能■ 高速パルス充放電試験（※3）
パルス充放電試験では、データロガーなどで測定し、CSV形式で保存された電流値または電力値のログファイル（最大6万ステップ）をインポートして、充放電試験のパルスパターンとして使用できます。

INDEX

INDEX

充放電ソフトウェア(LinkAnyArts®ｰCD)の設定により、恒温槽の温度や湿度をコントロールすることが可能です。
この機能により、供試体の使用環境下における電池の充放電特性を試験することが可能となります。
また、RZ-X2、恒温槽間の監視を行い異常検出時に試験を停止させる安全設計となっています。

シャント抵抗

リアルタイムビューワ画面※

外観図

外観図■ 恒温槽連携機能

通信関連

通信関連

DU261-VBCAN⬅ V / I / T計測

RZ-X2※画面は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

パルス設定画面※75

電池充電率（SOC）に対応した電流-電圧特性（I-V特性）の設定や二次電池による等価回路からシミュレートすることができバッテリの挙動を模擬できます。
SOCの要素に温度設定を追加して三次元的に評価が可能

SOC
100%

仕様

電圧﹇V﹈

定電圧特性
（ＣＶ）

SOC90%

SOC5

設定分解能

Current

設定範囲

SOC毎に細かく設定可能

SOC90%
Current

SOC20%

Hi レンジ設定値の±（0.2%＋300mA）以内〈※2〉

Hi レンジ

20mA

Lo レンジ−30.600A～＋30.600A

Lo レンジ

設定値の±（0.2%＋30mA）以内〈※2〉

Lo レンジ（160）（280） （160）2mA−10200Ｗ～＋10200Ｗ

電圧 : Hi / 電流 : Lo

−3060W～＋3060W

電圧 : Lo / 電流 : Hi

−9180W～＋9180W

電圧 : Lo / 電流 : Lo

立ち上がり時間（定電流モード）

電流応答時間

10ms以下立ち下がり時間（定電流モード）

動作電源

入力電流（実効値）

突入電流（ピーク値）
電力効率

重量10ms以下

AC180V 入力

アンカーボルトM10用4箇所（61）

854±4（23）70kg以下5台〈※3〉

最大並列台数

10台〈※3〉

最大定格出力電流±3000A

最大定格出力電圧＋500V

最大定格出力電力±200kW○

非常停止信号、出力ON/OFF〈※8〉、出力電圧/電流制御〈※8〉、運転準備〈※8〉

外部ステータス出力（絶縁）各種機能

50Hz/60Hz

430mm（W）×355mm（H）×650mm（D）

最大直列台数

マスター
ブースター
直並列運転

3相

周囲温度0〜40℃（動作）/ 0〜70℃（保存）、湿度20〜85%RH（動作）/ 20〜85%RH（保存） 凍結、結露、腐食性ガスなきこと

23種のステータスのうち、5種を選択して出力可能

通信機能

LAN / CAN CAN FD（オプション）

シーケンス動作５ステップ○

入力端子 / FG端子

端子台 M6 / M6

出力端子
装置添付品

負荷電流が設定値の90〜10%に達するまでの時間

AC180V～AC250V

30A 以下〈※5〉

ファン騒音抑制（877）（1074）

負荷電流が設定値の10〜90%に達するまでの時間

85％以上〈※6〉 / 88％以上〈※7〉外部制御入力（絶縁）φ18−918.0W～＋918.0W

39A〈※4〉

AC250V 入力

動作環境

バー端子 M12ボルトナット※１：出力電圧設定値＋5Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）
また、5V以下の力行・回生時の電圧設定確度は保証外 ※２：出力電圧＋5Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）
また、5V以下の力行・回生時の電流設定確度は保証外 ※３：直並列接続の組合わせによる最大接続台数は20台ですが、並列接続のみの場合は、最大接続台数は10台となります。 ※４：定格出力電力、定格出力電流 ※５：入力電源ブレーカをオンした直後(約1ms間)に内部EMCフィルタ回路のコンデンサに流れる充電電流成分は除く ※6：AC200V 入力、定格出力電力、定格出力電流時 ※７：AC200V 入力、定格出力電力、定格出力電圧時 ※8：充放電電源で利用の際は無効

1750±6オプション

背面（入力端子）

正面

側面

背面■ RZ-OP-SR3

背面（入力端子）

形名

入力ケーブル（3m）RZ-OP-I-03M

22,000

入力ケーブル（10m）

RZ-OP-I-10M

33,000出力ケーブル（5m）

出力ケーブル（10m）直並列ケーブル（1m）直並列ケーブル（3m）

並列接続タイプ（20kW/100V/600A）

DU
2台

DU
1台

RZ-X2
2台

RZ-X2
2台

RZ-X2
2台

RZ-X22台

なお、充放電試験を行うには充放電ソフトウェアLinkAnyArts-CDが必要です。

RZ-OP-OL-05M
RZ-OP-OL-10M

RZX100-OP-F-01M
RZX100-OP-F-03M
RZX100-OP-F-05M

直並列モジュール

RZX100-OP-M

エマージェンシーボックス

EMG-BOX

専用ラック
非常停止スイッチ（専用ラック用）

RZ-OP-SR2

RZ-OP-SR3―

シグナルタワーシグナルタワーボックス
専用台車―

RZ-OP-D充放電ソフトウェア

LA-3996電源制御ソフトウェア

LA-3443

バッテリ模擬ソフトウェア
CANインタフェース

高速多チャンネルデータロガー
電圧計測用ボード

温度計測用ボード
ブランクパネル―

55,00066,00077,00011,00013,20019,80016,50041,300935,000

1,018,000
お問い合わせください
お問い合わせください

33,000220,000―

DU1041-H〈※2〉
DU261-VB

DU251-TB

SY-OP-A-0231

直列及び並列接続用ケーブル〈※1〉
注：本ケーブル利用時には、直並列モジュール（別売）【RZX100-OP-M】が必要です。

直列及び並列接続用モジュール〈※1〉
注：直並列ケーブル（別売）１本に対して、各装置毎に本モジュールがそれぞれ１台ずつ必要です。

非常停止用スイッチボックス

RZ-X2 2台実装可能な専用ラック

RZ-X2 3台実装可能な専用ラック
専用ラック用

66,000

お問い合わせください
お問い合わせください
お問い合わせください
お問い合わせください
お問い合わせください

オプション

重量：約130kg（未実装時）
重量：約160kg（未実装時）

非常停止用スイッチ

装置の運転状態表示（専用ラック用のオプション）

お問い合わせください

550,000

LA-3289

負荷接続用ケーブル
・600V難燃性ポリフレックス電線
・150ｍｍ2 圧着端子M12用

RZ-X2本体

LinkAnyArts-CD

LinkAnyArts-BT装置の運転状態を表示

１ユニットを実装できる可搬用台車です。

本ソフトウェアによりバッテリ充放電の動作が可能

本ソフトウェアにより模擬バッテリとして動作が可能

本ソフトウェアにより電圧・電流のスイープ、ステップ、パターン動作が可能
CANインタフェース

詳しくはお問い合わせください。

ご利用には別売の電圧/温度計測ボードが必要です。 計測ボード
DU1041-H専用
DU1041-H専用

電圧計測ボード（計測チャンネル数
温度計測ボード（計測チャンネル数

DU1041-H専用

最大４枚実装可能

INDEX

INDEX

DU
1台

RZ-OP-OL-03M

27,500動作電源用入力ケーブル
・600V難燃性ポリフレックス電線
・14ｍｍ2 4芯 圧着端子M6用

外観図

外観図

DU
2台

RZ-X2とDUをラックに搭載し充放電システムを手軽にご利用いただけるご提案も行っております。
詳細につきましてはお問い合わせくだ
さい。

RZ-OP-I-05M

内容（円・税抜）

通信関連

通信関連

直並列ケーブル（5m）

直列接続タイプ（20kW/200V/300A）

希望小売価格品名

出力ケーブル（3m）■ RZ-OP-SR2−306.00A～＋306.00A

内部抵抗可変装置添付品

1250±6（81））内は参考寸法値（52）600±4(81)（160）（280） （160）

（52）

（84）

背面

1mV

Hi レンジ

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー
注：
（設定範囲

入力ケーブル（5m）

側面

10mV

Lo レンジ

双方向電源

双方向電源

正面

Hi レンジ

電子負荷

電子負荷

（23）

設定値の±（0.1%＋0.1V）
以内〈※1〉

設定値の±（0.1%＋0.01V）
以内〈※1〉

バイポーラ

バイポーラ
φ18854±4

Hi レンジ

Lo レンジ

交流電源

交流電源

600±4

アンカーボルトM10用4箇所（61）＋0.000V～＋30.600V

外形寸法（突起物含まず）

PCより本体内の各種設定、出力制御・モニタ・パターン運転、リアルタイム計測が行えます。
これにより加速度試験、負荷試験、長時間エージングなど色々な評価試験ができます。

（877）（1074）

定電力特性（ＣＰ）

Current■ LinkAnyArts®-SC2（パターン運転、計測ソフトウェア）（84）＋0.00V～＋102.00V

Lo レンジ

直流電源

直流電源

C社

A社

Hi レンジ

電圧 : Hi / 電流 : Hi

■ I-V特性エディタから簡単に特性データが作成できます。また、
CSVファイルから実測特性のインポートも可能です。
■ 設定されていないSOCの特性を自動補間し、模擬運転が可能です。
■ リアルタイムモニタにて、電池模擬運転の実行状況がわかります。

D社

設定確度±300A

製品系統図

﹇％﹈
SOC

電圧
﹇ V﹈

製品系統図
B社

定電流特性
（ＣＣ）

設定分解能

電流
［A］

LAN

±10kW

設定確度

Current

SOC20%

電流
［A］

■ 構成例

定格出力電力特長

特長

SOC
20%＋100V

設定範囲

SOC42,750,000定格出力電圧定格出力電流

SOC1
SOC2
SOC3

RZ-X2-10K-L形名

希望小売価格（円・税抜）
出力仕様

RZ-X2-10K

RZ-X2-10K■ LinkAnyArts®-BT（バッテリ模擬ソフトウェア）

26）
25）

空スロット用ブランクパネル※1：詳しくは特長ページの【直並列構成例】
を参照のこと※2：高速多チャンネルデータロガー（DUシリーズ）
をご利用の際は、同期ケーブルが必要です。ご利用になる環境によって、使用するケーブルの種類が違いますので、詳しくは、お問い合わせください。

76

77