■仕 様

マルチ周波数体組成計 MC-780A-N（ポールタイプ/ポータブルタイプ）

測定方式
マルチ周波数8電極BIA方式
5kHz、50kHz、250kHz
測定周波数
インピーダンス 測定電流
90μA 以下※1
測定部
測定台 : ステンレス / ハンドグリップ : ABSメッキ
電極材質
全身、左腕、右腕、左脚、右脚
測定部位
75.0〜1,500.0Ω（0.1Ω単位）
測定範囲
電気抵抗線式はかり
計量方式
3級
精度等級
体重測定部
270kg（風袋量を含む）
ひょう量（最大計量）
0.1kg
目量（最小表示）
0〜10.0kg（0.1kg単位）
着衣量
（風袋量）
16桁
ID※2
男性 / 女性
性別
入力項目
スタンダード / アスリート※4体型※2
6〜99才※4（スタンダード）/ 18〜99才（アスリート）
年齢90.0〜249.9cm（0.1cm単位）
身長
4〜55％（1％単位）
目標体脂肪率※2
ID16桁
性別
男性 / 女性
体型
スタンダード / アスリート
年齢
6〜99才
身長
90.0〜249.9cm（0.1cm単位）
着衣量
0〜10.0kg（0.1kg単位）
体重２〜270.0kg（0.1kg単位）
体脂肪率
3.0〜75.0%（0.1%単位）
脂肪量
0.1kg単位
除脂肪量
0.1kg単位
筋肉量
0.1kg単位
BMI※3
0.1単位
全身
推定骨量
0.1kg単位
基礎代謝量※30〜9999kcal（1kcal単位）
内臓脂肪レベル※3 1〜59レベル
（1単位）
出力項目
体水分量※3
0.1kg単位
アスリート指数※3 20〜120（1単位）
0.01単位MM/H2
0.01単位MM/BW
0.1kg単位
筋肉量‑4〜+4
筋肉量評価※3
1.0〜75.0％（0.1％単位）
脂肪率
0.1kg単位
脂肪量
部位
‑4〜+4
脂肪率評価※3
0.1kg単位四肢骨格筋量0.01単位
SMI
0.01単位
ASM/BW
フェーズアングル（位相角） 0.1単位
45段階
体型判定※3
ボディーバランス
脚部筋肉量点数※3 50〜150点
表示部
セグメントLCD×2
RS-232Cポート※5（D‐sub9ピン）、USBポート※5（タイプB）、
外部インターフェイス
USBポート（タイプA:プリンターと接続）、SDメモリーカードスロット※6
100V AC（50/60Hz）
電源
0.5A以下
消費電流
温度範囲
5〜35℃
使用条件
湿度範囲
30〜80%（結露なきこと）
温度範囲
ｰ10〜50℃
保管条件
湿度範囲
10〜90%（結露なきこと）
日本
製造国
付属品

取扱説明書、USBケーブル、専用印刷台紙200枚、SDメモリー
カード、ACアダプター、電源コード、テクニカルノート、組立ガイド、
結果解説ポスター、持ち運び用保護カバー（ポータブルタイプのみ）

メーカー希望小売価格

ポールタイプ/ポータブルタイプ ￥700,000（税抜）※1 JIS医用電気機器規格（JIS T0601-1）に準拠した測定回路を使用して測定したときの値。
※2 設定によっては入力がない場合があります。
※3 17才以下の設定で測定した場合、この項目は表示、印字、出力されません。
※4 17才以下はアスリートを選択できません。
（サーマル）
プリンター使用時は外部出力はできません。
※5 USB・RS232Cポートの同時使用はできません。またオプションの感熱式※6 SDおよびSDHCメモリーカード互換（32GBまで）対応。SDXCメモリーカードは使用できません。
（SDメモリーカードは付属しています）

運動機能分析装置 ザリッツ BM -220

■仕 様

計量方式
ひょう量（最大計量）
目量（最小表示）
着衣量
（風袋量）
測定範囲
地区／教室名
ID
名前
生年月日
入力
年齢
項目
性別
身長
体型
※1
パワー
（力強さ）
スピード
（すばやさ）※1
バランス（ふらつき）※1
筋力※1
体重出力
BMI※2※3項目
体脂肪率※2
筋肉量※2
筋肉量判定※2※3
筋質点数※2※3
SMI※2
総合得点※2※3
外部インターフェイス
表示部
電源
消費電流
温度範囲
使用条件
湿度範囲
温度範囲
保管条件
湿度範囲
製造国
商品寸法
本体質量
体 重
測定部

付属品
メーカー希望小売価格

マルチ周波数体組成計

非検定

電気抵抗線式はかり
150kg（着衣量含む）
0.1kg
0.0〜10.0kg（0.1kg単位）
2.0〜150.0kg（0.1kg単位）
全角16文字以内
半角英数字16文字以内
全角16文字以内
1900年1月1日〜
6〜99才
男性 / 女性
90.0〜249.9cm（0.1cm単位）
スタンダード / アスリート※4
0.50〜2.50（0.01単位）
1.0〜25.0（0.1単位）
1〜99
（1単位）
1〜99
（1単位）
0.1kg単位
0.1単位
3.0〜75.0％（0.1%単位）
0.1kg単位
9段階
0〜100点（1点単位）
0.1単位
1〜150点（1点単位）
USBポート（タイプB）
TN液晶表示
専用ACアダプター（100V AC 50/60Hz）
80mA以下5〜35℃
30〜80%（結露なきこと）−10〜50℃
10〜90%（結露なきこと）
日本
約 幅342×高さ61×奥行438mm
約4.5kg（ACアダプター含まず）

運動機能分析装置ザリッツ：lsdm-f＠tanita.co.jp
マルチ周波数体組成計

本

社￥500,000（税抜）※1 18〜59才の方の判定は参考値としてご覧ください。17才以下の方は測定値のみ表示・印字されます。
※2 対応する体組成計で測定した場合に表示・印字されます。詳しくはP10をご覧ください。
※3 17才以下は表示・印字されません。
※4 17才以下はアスリートを選択できません。

■ 専用アプリケーションソフト 動作環境
Microsoft® Windows®10、8.1
インストール領域として150MB 以上

対応OS
空き容量
ディスプレー
外部インターフェイス

解像度：1024×768ドット以上
表示色数：32ビットハイカラー以上
USBポート（USB2.0 準拠）■ BM -220の使用に必要なもの
BM -220本体

別途ご用意いただくもの

＋

イス

PC

プリンター

＊柔らかい床では測定はできません。
・SDはSDアソシエーションの商標です。
・本商品は日本国内に仕様が限定されています。
海外での許認可を受けていないため、海外ではご使用になれません。
・Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または、登録商標です。

下肢の筋力とバランスを知る。



運動機能分析装置ザリッツ

デモンストレーションのお申し込みはこちら→〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東 京 営 業 所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

03（3558）
8111（代表）FAX03（3558）
0335

大 阪 営 業 所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15

06（6784）
2811（代表）FAX06（6784）
2778

（704）
2201
（代表）FAX052
（704）
2221
名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市名東区牧の原2-707 052
（575）
5761
（代表）FAX092
（575）
5617
福 岡 営 業 所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092
（299）
7161
（代表）FAX022
（299）
7163
北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 022（株）
タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル（有料）

0187
（66）
2122
（代表）

0570-099655 受付時間9：00〜18：00（祝日を除く月〜金）（株）タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・（株）
タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。
◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2021年2月現在のものです。
◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。
◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

▶ P1〜

SDメモリーカード（専用アプリケーション
ソフト入り）、USBケーブル、ACアダプター

受付時間 9：00〜18：00（祝日を除く月〜金）

お電話でのお問い合わせは、お近くの営業所でも承っております。

BM-220

筋肉の量を知る。

デモンストレーションのご依頼・各種お問い合わせ 当社、営業担当が本機をお持ちして、機能や活用方法のご提案など詳しくご説明させていただきます。
TEL：03 - 3558 - 8111

MC-780A-N

https://www.tanita.co.jp/ⓒ2021 TANITA Corporation
MC78N08A21（TN/TL）

Made in Japan ●▶ P9〜

体組成計 MC-780A-N

体組成計 MC-780A-N

タニタの体組成計は、世界でも有数の実績を持つブランド

高精度を追求した MC-780A- Nの体組成分析技術

体組成分析のパイオニアであるタニタは、1992年に世界で初めて「乗るだけではかれる体脂肪計」
を開発・

体組成計では、取得したからだの電気抵抗値（インピーダンス）と分析アルゴリズムから、体組成を分析します。

発売しました。その後、体脂肪計は体組成計へと進化し、世界中で使用されています。

タニタのアルゴリズムは、国内外の各研究機関と連携し、豊富な研究実績に基づき開発しています。

■ TANITA が選ばれる理由※

最も正確な4C法を基礎データとしたアルゴリズムを開発

日本で、世界で、政府統計に使用
日本をはじめ、世界の政府統計ならびに政府の研究事業

体組成計に搭載されている分析アルゴリズムは、 基礎データ と呼ばれる正確な測定法（ゴールドスタンダード）で取得したデータを基に開発しています。これが不正確だと、体組成計での分析結果にも誤差が生じるため、基礎データは体組成計の精度を決める重要な要素です。タニタでは正確な基礎データを収集するため、からだを4つの成分（脂肪・ミネラル・タンパク質・水分）に分けて分析する 4 Compartment model method（＝4C法）
を採用しています。 ※体組成を分析する間接法の中で最も正確とされています。

調査でタニタの体組成計は使用されています。

■ 基礎データは、「3C法」
から「4C法」の時代へ[アメリカ] 2004年 アメリカ国立衛生研究所
European Journal of Clinical Nutrition 論文に掲載

4C法は、DXA法の弱点を補うため、これに加えて、空気置換法※1、重水希釈法、体重測定を組み合わせて体組成を分析します。これにより、
DXA法のみから分析する 3 Compartment model method（＝3C法）を超える精度での分析が可能です。

[イギリス] 2006年 MRC分子生物学研究所（国立研究所）
Inbternational Journal of Obesity 論文に掲載[日

本]

2016年 文部科学省
2017年 厚生労働省
2019年 環境省

スーパー食育スクール統計調査
国民健康・栄養調査
エコチル調査3C 法（従来）

からだを3つの成分に分けて分析
DXA法

脂肪

世界 110カ国以上で発売

4C

法 からだを4つの成分に分けて分析
DXA法

脂肪

ミネラル

ミネラル

筋肉

タンパク質

タニタの体組成計は、日本をはじめ

4C法は、3C法の弱点を補ったゴールドスタンダードです。

空気置換法※1

重水 希釈法

骨量・部位別体組成

体積（体密度）

マルチ周波数測定とリアクタンス分析

男性と女性では、同じインピーダンスでも実際の体組成は異なることが明らかになっています。そのため、男性と女性を同じアルゴリズムではなく、異なるアルゴリ
ズムで分析する方が、精度が向上します。
タニタでは、
これまでに取得した１５０００人以上の基礎データを基に性別・体形・年代別のアルゴリズムを用意しています。

３つの周波数を用いて測定を行うマルチ周波数測定に加え、細胞膜の電気的な情報である
リアクタンスを分析に用いています。これらにより、細胞の内液と外液に分けた精密な分析が可能となり、分析精度の向上を実現しています。

性別／体形／年代

細胞内細胞外

５ｋHz周波電流ます。すべてのお客様を納得させる 精度へのこだわりをご覧ください。

充実したアフターサービス体制
タニタでは年間700件以上の保守メンテナンス、修理サービスの実績があります。ご購入機器を永くご愛顧い
ただけるよう現地点検・修理、お預り対応など、状況に合わせた迅速なアフターサービスを行っています。
また万が一のときに安心な「保守点検付きの長期保証パック」もご用意しています。▶詳しくはP8をご覧ください。

安定した測定姿勢
体組成を正確に分析するためには、
インピーダンスを正しく取得する必要があります。正確なインピーダンスの測定には、安定した測定姿勢が不可欠です。
MC-780A-Nは、コード型電極を採用し、いつでも安定した測定姿勢がとれる工夫をしています。より正確な測定をするため、機器の細部にまでこだわっています。

■ ゴールドスタンダードとの比較結果

タニタの体組成計による分析結果は、ゴールドスタンダードとの比較検証が行われています。その結果、高い相関が認められ、精度が証明されています。
全身の脂肪量80.0
60.0

全身の筋肉量R = 0.99（R２ ＝ 0.99）
SEE = １．
６４ kg

4C Muscle mass（kg）

▶詳しくはP2、 〜

40.0
20.0
0.0
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

TANITA BIA Fat mass（kg）

1

５０ｋHz周波電流

２５０ｋHz周波電流

4C Fat mass（kg）

を常に考え、実現していきます。

（体密度・タンパク質）※1 水中体重秤量法でも分析可能です。

カテゴリ別のアルゴリズム

至る、すべてのプロセスにおいて、細部までこだわってい

体重

体水分量

世界にネットワークを広げています。

目に見えないものだからこそ、精度を追求したい。

体水分

D 2O

水分

また、11の海外系列会社を構え、タニタの体組成分析技術は、研究開発・機器設計・製造に

体重測定

その他

世界110カ国以上で発売しています。

高精度を追求した体組成分析へのこだわり

MC-780A-N
採用

90.0

R = 0.99（R２ ＝ 0.99）
SEE = １．
58 kg

70.0
50.0
30.0
10.0
10.0

30.0

50.0

70.0

90.0

TANITA BIA Muscle mass（kg）2

体組成計 MC-780A-N

体組成計 MC-780A-N

Made
in
Japan

15
sec.

特徴

選べる２つの仕様

運用方法によって、ポールタイプとポータブルタイプをお選び頂けます。

ポールタイプMulti Frequency Segmental
Body Composition Analyzer

測定時間 約15 秒

約1０秒の高速起動に加え、短時間で測定が終了するので、測定者様にもスタッフ様にも低負担で運用できます。

MC-780A-N

Made in Japan

日本国内の自社工場で生産しています。

SD

SDメモリーカードへ保存測定結果がCSV形式で保存され、測定データの集計に優れています。

体重証明用に使用可能

型式承認取得品なので、医療機関での体重証明用として使用可能です。

運動機能分析装置と連携が可能
筋肉の量に加え、筋力やバランス、筋肉の質を分析できます。
▶詳しくはP10をご覧ください。

据え置き型

MC-780A-N

持ち運び型

Multi Frequency Segmental
Body Composition Analyzer

ポータブルタイプ

本体重量

11.1

約

キャスター付きで移動がラク

据え置き型で省スペース運用

寸法図 （単位：mm）

寸法図 （単位：mm）

質量：約15.5kg

質量：約11.1kg

ACアダプターケーブル長さ：約3.4m

接続ケーブル（表示部と測定部）
長さ：約1.5m＊ポールタイプは組み立てが必要です。

ACアダプターケーブル長さ：約3.4mkg

持ち運び型で測定場所が多様

省スペース運用

持ち運びに便利な軽量仕様

据え置き型でも、コンパクト。場所をとらな

本体重量約11.1kgの軽量仕様。外出先でいので、省スペースの運用が可能です。

の研究用途や複数施設での持ち回り、同じ施設内での移動にも便利です。

運用に合わせて表示部を変更可能

DG（ダークグレー）設置スペースに合わせて表示部を前後2段階に調整ができます。また、取り外して使用

表示部と測定部を自由に配置
表示部と測定部が固定されていないので、表することもできます。

示部を使いやすい位置に置くことが可能です。

キャスター付きで設置場所のキャリングケースを使用して保管も移動も便利に

移動、変更も可能

本体重量約15.5kg。キャスター付きなの

キャリングケースを利用することで、保管もで、設置場所の変更も手軽にできます。

持ち運びも便利です。また、測定マット兼用

DG（ダークグレー）WH（ホワイト）WH（ホワイト）＊設計が異なるため、ポータブルタイプへの変更はできません。

３＊キャリングケース（別売）
で保管と移動が便利です。

体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。

＊寸法は概略です。

＊寸法は概略です。

の保護カバー付きで本体を守ります。

＊設計が異なるため、ポールタイプへの変更はできません。

４

体組成計 MC-780A-N

体組成計 MC-780A-N

選べる３つの運用方法 １ 2

3

１ 標準運用 対応プリンター と接続するだけ‐202（別売）と
２ サーマルプリント運用 OP
接続するだけ★

■ MC-780A- N専用印刷台紙 印字例■ 感熱式プリンター印字例

履歴管理ソフト Get In Shape-N NV-191■ 管理ソフトNV-191（別売）印字例▼裏面には、詳細な解説があります。

ゲット イン シェイプ

体組成の経時変化をPCで管理
運動や栄養指導の効果測定に最適▼裏面には、詳細な解説があります。

A

A

3 履歴管理・データ保存運用 Get In Shape-N ＋ PC ＋プリンター

・測定値の推移をグラフで表示。
（過去12回分）

・メンバー情報を登録でき、測定時のプロフィール

B

入力の手間を削減。
（登録可能最大人数10000人）

A

・メンバー情報と測定データをCSV形式で出力が可能。
表示例

C

C

D

C

D

B

D

E

E
★

（別売）

F

G

A4専用印刷台紙の印刷には、別途プリンターが必要です。対応プリンターとUSBケーブルをつなげるだけで、ダイレクト印刷が可能です。
詳しくは、弊社営業担当までお問い合
わせください。
対応機種はこちら↓

対応OS

WindowsⓇ 10（64bit版）、8.1（32、64bit版）

ハードディスク

インストール領域として150MB以上

ディスプレー

対応プリンターDBE

解 像 度：1024×768ドット以上

表示色数：32ビットハイカラ―以上

外部インターフェイス

USBポート（USB2.0準拠）

付属品

USBケーブル×2本、専用印刷台紙1箱（1000枚／A4）

C

運動機能分析装置 ザリッツ BM-220ご使用時はお使いいただけません。

Get In Shape-N の特徴
F

H 過去履歴、グラフ

GH

体脂肪率や筋肉量、SMIなど計9項目の中から、3項目を選んで、過去12回分の過去データを数値とグ
ラフで表示できます。また、初回値も確かめること
プリントアウト項目は、5パターンから選択可能。
（全ての項目を印字した場合）＊専用印刷台紙は本体に200枚付属されています。

ができます。

A 全身チェック

B 体脂肪率と筋肉量による体型判定※1

D 筋肉総合評価 ※2、ボディーバランス※2

E 体脂肪総合評価 ※2

測定数値を表示します。

体脂肪率と筋肉量を合わせて総合的に体型を評価しています。

筋肉量を部位別に分析した値です。

脂肪量と脂肪率を部位別に分析した値です。

C BMI、BMR、アスリート指数、内臓脂肪レベル

筋肉量左右バランスチェック体重 ・・・・・・・・・・測定した体重です。型式承認取得品なので、カルテや健診に使用可能です。

脂 肪 量 ・・・・・・・・・・体内に含まれる脂肪組織の質量を示したものです。

筋 肉 量 ・・・・・・・・・・姿勢を保ったり、心臓を動かしたりする筋肉
組織（骨格筋、平滑筋、水分）の質量です。

体水分量 ・・・・・・・・・・血液やリンパ液、細胞間液、細胞内液など体内に含まれる水分量を表しています。

推定骨量 ・・・・・・・・・・骨に含まれるカルシウムなどのミネラル量を推定したものです。

除脂肪量 ・・・・・・・・・・体重から脂肪量を引いた質量です。

測定結果を分かりやすくバーで判定します。

2」「体重/身長（m）で計算されます。
BMI※1・・・・・・・・・・・・・・・・・・※1
基礎代謝量（BMR） ・・・測定者の体組成に基づいた基礎代謝量を表示・判定します。

アスリート指数※1・・・測定者の体組成がどの程度プロスポーツ選手などのアスリートに近いのかを数値化しています。

内臓脂肪レベル（VFR）※1・・腹腔内（内臓のまわり）についた脂肪をレベル表示
します。

栄養指導や筋力トレーニングに必要な情報を提供します。
※1

左右の腕と脚の筋肉量を比較し、バランスをチェックします。

脚部筋量点数（脚点）※1

体重に占める下肢の筋肉量を指標化し、加齢により衰えやすい脚力を評価します。

筋肉に関する研究項目
四肢骨格筋量・・・左腕、右腕、左脚、右脚の筋肉量の合計値
2
SMI・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・左腕、右腕、左脚、右脚の筋肉量の合計値
（kg）
/身長
（m）
ASM/BW・・・・・・左腕、右腕、左脚、右脚の筋肉量の合計値
（kg）
/体重
（kg）
2
MM/H2・
・
・
・
・
・
・
・
・全身筋肉量（kg）/身長（m）
MM/BW・・・・・・・全身筋肉量
（kg）
/体重
（kg）
▶SMIに関してはP7をご覧ください。

5※1 17才以下の方は印字されません。

※2 17才以下の方の部位別の評価は印字されません。

判定は、平均値と比較して評価します。

F BIA Information
測定した電気抵抗値を周波数ごと、測定経路ごとに表示します。
LH -F

RL

LL

RA

LA

F- F

RH- F

左半身

右脚

左脚

右腕

左腕

下半身

右半身

G Phase Angle（位相差／位相角／PhA）
Phase Angleを測定経路別に表示します。
▶詳しくはP7をご覧ください。

6

体組成計 MC-780A-N

体組成計 MC-780A-N

筋肉量を知るより便利に安心してご使用いただくためのツール

フレイル・サルコペニアによって注目される筋肉量

マルチ周波数体組成計 MC-780A-N オプション

サルコペニアにおける確定診断としては、四肢骨格筋量を身長の二乗で除した値であるSMI（Skeletal muscle
Mass Index）
が使用されます。MC-780A-Nは、四肢骨格筋量とSMIを同時に印字しますので、サルコペニア

おすすめ

評価として、現状の把握や運動指導の効果測定に活用いただけます。

SMIの基となる四肢骨格筋量の分析アルゴリズムを公開
タニタは、四肢骨格筋量の分析アルゴリズムを四肢骨格筋量外部の研究機関と共同で開発し、論文上で公40.0

開しています。
（Yamada et al., 2017）
床はもちろん、研究分野においてもご活用いただけます。
男性：ALM =（0.6947×Ht2/Z50））＋（−55.24×（Z250/Z5））＋（−10940×（1/Z50））＋51.33
女性：ALM =（0.6144×Ht2/Z50））＋（−36.61×（Z250/Z5））＋（−9332×（1/Z50））＋37.91※Ht：身長, Z5：5 kHzでのインピーダンス*, Z50：50 kHzでのインピーダンス*, Z250：250 kHzでのインピーダンス*＊それぞれのインピーダンスは、左半身と右半身の平均値を用います。

DXA ALM（kg）

測定データの妥当性が示されているため、臨▶ 詳しくはP6をご覧ください。

男 性 R = 0.93
（R２ ＝ 0.８７）
SEE = １．
５３ kg

通常印刷時に使用するMC-780A-N専用台紙です。裏面には詳細な解説付き。

30.0

MC780A-01

MC-780Aシリーズ 専用印刷台紙※１
1箱（1000枚／A4）￥15，000（税抜）

20.0※１ MC-780A-Nに２００枚付属

10.0
0.0
0.0

測定結果を経時的に管理可能なPC用ソフトです。

Get In Shape-N専用の印刷台紙です。
裏面には詳細な解説付き。

NV191AN000000A

NV1910000RE02A

NV-191専用印刷台紙付き￥120，000（税抜）※２
1箱（1000枚／A4）￥18，000（税抜）※２ NV-191に付属

データ管理ソフトNV-191（Get In Shape-N）

体組成計とPCを無線で連携可能です。
NV-191使用時に便利です。
OP-102RU

NV-191専用印刷台紙 MC-780A-N用

ワイヤレスアダプター￥36，000（税抜）女 性 R = 0.91
（R２ ＝ 0.８６）
SEE = １．
１５ kg

10.0

20.0

30.0

40.0

フェーズ

連携
商品

ポータブル
タイプ専用

TANITA BIA ALM（kg）

測定結果の印字が早い
感熱式プリンターセットです。

アングル

注目される指標 Phase Angleを測定経路ごとに表示
Phase Angle（位相角、位相差、PhA）
は、50kHzの電流を細胞の内外へ流した際に得られる情報を元にした評価指標です。身体の現状確認や運動指導の効果測定などの指標として注目されています。

▶ 内部の画像はP4をご覧ください。

測定台への昇降を補助する手すりです。
高齢者が多い施設に最適です。

ポータブルタイプの持ち運びや保管に便利なキャリングケースです。

OP-502MC-780A-CC

昇降補助手すり￥45，000（税抜）OP-202▶ 詳しくはP9をご覧ください。

感熱式プリンターセット

脚の筋力をはかる。体組成計と連携することで、筋肉の質もチェック可能です。

（専用感熱紙4巻 OP-300付）￥70，000（税抜）BM-220OP-300MC-780Aシリーズ ポータブル用
キャリングケース

運動機能分析装置 ザリッツ

専用感熱紙4巻セット￥3，000（税抜）￥80，000（税抜）￥500，000（税抜）Phase Angleは筋線維の密度や細胞膜の健常性を反映
Phase Angleは、健常者やアスリートなどの筋密度が大きい方や、構造的完成度が高い細胞膜を持った正常細胞が多い状態では、大きくなります。一方で、老化や運動不足などによる筋密度の低下や、細胞膜の構造的な損傷を生じた障害細胞が多い状態では小保守点検付き長期保証パック〈5年保証〉※３

毎年1回定期点検 ＋ 故障時無償対応※４ ＋ 指定消耗部品交換

さくなります。Phase Angleは筋肉量よりも敏感に変化する傾向があるので、女性や高齢者などでも運動の効果がわかりやすく、運動習慣継続のモチベーションに役立ちます。MC-780A-Nでは、Phase Angleが測定経路ごとに表示されるので、部位ごとに評価することができます。

■ 保守点検パック概要図

加え、購入3年目には、指定消耗品部品の交換を実施し、機器を常に良好な状態に保ちます。また、万が一、契約期間中に通常使用による故障が発生した場合の修理工賃や出張費、

筋線維
結合組織

Phase Angle
が大きい

Phase Angleが小さい

フェーズアングルは加齢とともに低下しますが、継続的なトレーニングによって向上します。

筋密度が大きい。
筋線維以外の割合が小さい。

筋密度が小さい。
筋線維以外の割合が大きい。

年

筋線維

部品代の追加料金は発生しません。機器を長期間、安心してご使用いただける充実したサービス内容となっています。
「機器の測定精度維持」
や「点検修理費用の予算化」
をご希望されるお客様におすすめのサービスです。
※３ご加入いただけないエリアがございます。※４ 通常使用による故障に限ります。

定期点検
修理発生時
部品交換時

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

●

●

●

●

●

メーカー
保証期間

工賃・出張費無償契約終了■ 最新評価項目「Phase Angle」

７「保守点検付き長期保証パック※３」
は、毎年1回の定期点検に

部品代無償

結合組織

保守点検付き長期保証パックの料金体系や詳細は、弊社営業担当までお問い合わせください。

齢8

体組成計 MC-780A-N ＋ 運動機能分析装置 ザリッツ BM-２２０

運動機能分析装置 ザリッツ BM-２２０
運動機能分析装置の単独使用

筋力・バランス『運動機能』を知る『筋肉の質』も知る

体組成計と運動機能分析装置の連携

非検定®

BM-220

運動機能分析装置ザリッツBM - 220では、下肢筋力とバランスを簡

筋肉の量と質、運動機能を分析し、総合得点として表示します。

■ 総合得点とTUGの関係性

単に測定でき、
わかりやすく結果を表示します。

120.0

短時間、省スペース、低負担で下肢の運動機能が簡体組成計との連携で 運動機能がよりわかりやく

80.0

体組成計と運動機能分析装置ザリッツBM-220を連携されることで、筋肉の■ 立ち上がり動作時の荷重変動グラフと各指標

単にチェックできます。それが運動機能分析装置ザ

60.0

「量」
に加え、
「質」
も評価できます。また、これらの指標と運動機能を総合的にリッツBM-220です。BM-220では、イスから立ち上80がり、座るという動作で、測定者の脚の筋力をパワー、

70

スピード、バランスの3つの指標で分析・評価します。

60
荷 重︵
︶

kg

評価した
「総合得点」
も表示されます。これは、運動機能の評価として使用さ

パワー

50

40.0

れるTUG
（Time Up & Go）と強い関係性が確認されており、より簡便に運立ち上がり動作時の
力強さ

20.0

動機能の把握が可能となります。

5.00

体重

10.00 12.50
TUG※（秒）

15.00

体力レベル低い

2013体力医学会発表資料 一部改変

30

スピード

20

立ち上がり動作時の
素早さ

0

7.50

体力レベル高い

40

10
1

1.5

※TUG：Timed Up & Go test イスに座った状態から、立ち上がり3mを最大速度で歩き、ターンして戻ってきて、再びイスに座るまでの時間

バランス
立ち上がり動作が安定するまでの時間と動作中の左右動揺の大きさ

2

時間（秒）

2.5

3

医療機関・健診施設の事例（MC-780A-NとBM-220の連携）
3.5■メディカルフィットネスの例

履歴管理も簡単、教室ごとに管理可能
測定結果は、PCに保存され、継時的な変化も簡単に確認ができるので、＊本商品にPCは付属しておりません。
プリンター、机、イス
はご用意ください。

100.0
総合得点︵点︶

イスから『立ち上がって、座るだけ』の簡単2ステップ

r = −0.709
R 2 = 0.503
SEE = 8.87
P ＜ 0.001

リハビリやトレーニングの効果測定に最適です。また、登録者の情報を教室ごとに管理ができるので、地域単位、施設単位の使用に便利です。

地域の健康増進に活用■ 健診施設の例

健診のオプションとして導入履歴が分かるので、効果測定や動機づけに最適

低負担で簡単に運動機能をチェック可能

運動に取り組んだ成果を数値化（＝

フレイル予防には、筋肉量に加え、成果の見える化）
し、利用者へ結果

筋力やバランスといった運動機能をフィードバックしています。これにも重要と考え機器を導入。健診のより、運動継続の動機づけとなり、

有料オプションとして、BM-220をその効果を実感していただいてお活用し、総合得点などの結果用紙ります。

が見やすく、受診者へも好評です。

■アプリソフト表示例
音声による
ガイダンス

■ BM-220単独使用時のプリントアウト例■体組成計連携時のプリントアウト例

専用印刷台紙はありません。A4普通紙に印字が可能です。

専用印刷台紙はありません。A4普通紙に印字が可能です。

[ 連携可能機器 ]・MC-780A-N
・MC-980A-N plus
・DC-430Aシリーズ＊カタログ記載の画像とソフトウェアの画像には、若干の相違がある場合がございます。

A パワー

立ち上がり動作時の力強さを表しています。数値が高いほど強く立ち上がれたことを示します。

B スピード立ち上がる時のすばやさを表しています。数値が高
いほどすばやく立ち上がれたことを示します。

C バランス立ち上がり動作が安定するまでの時間と動作中の動揺の大きさから算出した指標をバランスとして表示します。数値が高いほど安定しています。

▶0.50〜2.50（0.01単位）▶1.0〜25.0（0.1単位）

▶1〜99
（1単位）

D 筋力とバランス パワーとスピードより算出した筋力とバランスの値
から、運動機能を判定します。

E 履歴

A
B
C

D
E

F
A
B
C

D

I
G

F 総合得点BM-220から得られる筋力、バランスと、体組成計から得られる筋肉の情報を総合指標として表しています。75点が平均値となります。

G 筋質点数筋質とは、加齢や運動習慣により変化する「筋肉の質」のことです。若年層や運動習慣がある人の筋肉は良い状
態にありますが、加齢や運動不足により、その状態は低下します。この筋肉の状態を点数として評価しています。

H 全身体組成結果

体組成計で分析された全身の測定結果（体重、BMI、
体脂肪率、筋肉量）が印字されます。

E

H

I 部位別体組成結果※ 体組成計で分析された部位別の測定結果（筋肉量、SMI）が印字されます。

筋力とバランスの経時変化を確かめられます。
MC-780A／MC-980Aシリーズと組み合わせた場合の表示例です。

9

体組成計とBM-220の連携※DC-430Aシリーズでは表示されません。

10