Pad ROL™200 シリーズ
製品テスト用コンタクタ

Maintenance& Inspection
Guide
メンテナンス／インスペクションガイド

Johnstech について

Pad ROL™200
シリーズ

Johnstech International Corporation は、
ミネソ
タ州ミネアポリスに本社を置いた1992年以来、半導体メーカーの中でも最先端を行くサプライ
ヤとして、高い歩留まりと低コストを求めるお客様のためにデバイステストのソリューションを提供し続けております。
Johnstech の高性能テストコンタクタは、Pad，
LeadedおよびEdgeパッケージに対応しており、特許技術に基づいて電気的／メカニカル的に優れた性能をご提供します。
また Johnstech は、最適なインタフェースを確実にするため、ハンドラ、
テスタおよびロードボード
メーカーとも提携しています。
アメリカとシンガポールオフィスの他、
カリフォル
ニア、
シンガポール、台湾にフィールドサービス
オフィス、中国、
イスラエル、
日本、韓国、東南アジ
ア（マレーシア、
フィリピン、
シンガポール、
タイ）
および台湾に代理店があります。
Johnstech は、世界的なサービスおよびサポートをご提供できることを誇りに思っています。
(所在地、電話番号のご案内は裏表紙、
またはwww.johnstech.com ウェブサイトをご覧ください。)

Johnstech International Corporation
1210 New Brighton Boulevard
Minneapolis, MN 55413-1641 USA
Tel: 612.378.2020 / Fax: 612.378.2030
www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

2

目次

Pad ROL™200シリーズ

標準仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
コンタクタ構成部品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
コンタクタ識別 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
コンタクタ形状の確認. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
推薦ツール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
クリーニングとメンテナンスの頻度. . . . . . . . . 9
メンテナンス前のトラブルシュート . . . . .  10-11
ロードボードとコンタクタの点検. . . . . . . . . 12
ロードボードの点検 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
コンタクタの点検. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

ハウジング、エラストマ、コンタクトの点検

13

ハウジングの点検 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
エラストマの点検 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
コンタクトの点検 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
酸化物の蓄積 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

コンタクタの取り外しとインストール . . . . . . 14
コンタクトとエラストマの取り外し. . . . . . . . . 15
コンタクタのクリーニング. . . . . . . . . . . . 16-17
簡易クリーニング. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
超音波クリーニング . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

エラストマのインストール. . . . . . . . . . . . . . 18
コンタクトのインストール. . . . . . . . . . . . . . 19
インストール確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
グラウンド（アース）について . . . . . . . . .  21-22
グラウンド（アース）方法 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Ground Insert の取り外し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ground Insert のクリーニング . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ground Insert のインストール . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ノート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
このメインテナンスとインスペクションガイドに関するご質問につきましては、
どうぞお近くのJohnstech代理
店まで、お問い合わせください。
技術的なトラブルや問題点がある場合は、
www.johnstechhelp.com、
オンラインサービスにて＂Tech Help Form＂をご記入ください。
(全てのお問い合わせにつきましては、二営業日以内に返答させていただきます。)

又は、お近くのフィールドサービスオフィスまで、お問い合わせ下さい。
《所在地／電話番号のご案内は、裏表紙にあります。》

Johnstech International Corporation
1210 New Brighton Boulevard
Minneapolis, MN 55413-1641 USA
Tel: 612.378.2020 / Fax: 612.378.2030
www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

3

標準仕様

Pad ROL™200
シリーズ

Gold-Plated *（金メッキ）

電気的仕様

Gold-Plated Contact Profile andElastomer Configuration

Eco™-1 ^
コンタクト

コンタクト

*コンタクトピン有効長 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.00 mm . .  .  .  . 2.15 mm*インダクタン ス Self（自身）. .  .  .  .  .  .  .  . 0.42 nH . . . . . . 0.45 nH（誘導係数）
Mutual（相互）. . . . . . 0.24 nH . . . . . . 0.21 nH*静電容量 Ground . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.22 pF . .  .  .  .  . 0.24 pF
Mutual（相互）. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.13 pF . .  .  .  .  . 0.12 pF*S21 挿入ロス/帯域幅 (G-S-G) . .  .  .  .  .  .  . -1 dB@24 GHz .  -1 dB@24 GHz*S11 返送ロス/帯域幅 (G-S-G) . .  .  .  .  .  .  . -20 dB@4 GHz .  -20 dB@5 GHz*クロストーク/帯域幅 (G-S-S-G):. . . . . . -20 dB@18 GHz -20 dB@18 GHz*コンタクトDC抵抗力の平均値 . .  .  .  .  .  . <30 mΩ . . . . . . <20 mΩ*許容電流. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4.15 A . . . . . . . 4.80 A*漏電電流. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . <1 pA@10 V . . . <1 pA@10 V*最短分断（減結合）エリア. . . . . . . . . . 1.58 mm . .  .  .  . 1.58 mm

メカ的仕様*全体コンタクト長. . . . . . . . . . . . . . . . 2.63 mm . .  .  .  . 2.66 mm*コンタクト時高さ. . . . . . . . . . . . . . . . 1.40 mm . .  .  .  . 1.40 mm*寿命（挿入回数）エラストマ . .  .  .  .  .  .  . 300,000 . . . . . . 300,000
コンタクト . .  .  .  .  .  .  .  . 500,000 . . . . . . 300,000
ハウジング . .  .  .  .  .  .  . 2,000,000 . .  .  . 2,000,000*コンタクト押し幅（コンプライアンス）. . 0.20 mm . .  .  .  . 0.20 mm*Pad上でのコンタクトワイプ. .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.22 mm . .  .  .  . 0.13 mm*コンタクト圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 grams . .  .  .  . 35 grams*コンタクトチップ共平面性 . .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.05 mm . .  .  .  . 0.05 mm*対応温度. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -40ºC to 155ºC.  -40ºC to 155ºC*ハウジング材質. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Torlon® 5030 . . Torlon® 5030
*コンタクトピン材質. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . BeCuNiAu. .  .  .  . Eco™-1

Eco™-1 Contact Profile andElastomer Configuration* Matte Tin^ NiPdAu（つや消しスズ） （ニッケルパラジウム金）
デバイステスト
デバイステスト0.50mmピッチ
0.50mmピッチ

リピート注文／スペアキット情報

下記の情報は最も一般的な標準形状のものです。
お客様のコンタクタ固有の情報についてはDesign Data Sheet (6ページにサンプルがあります）
を参照下さい。

コンタクト

スペアキット スペアキット

- 10

- 100

Gold-Plated（金メッキ）
コンタクト Matte Tin（つや消しスズメッキ）デバイス用）
Fine Tip, 0.50mm pitch
138228-0010 138228-0100
Fine Tip, 0.40mm pitch
138229-0010 138229-0100
Eco™-1 コンタクト NiPdAu（ニッケルパラジウム金メッキ）デバイス用）
Fine Tip, 0.50mm pitch
134631-0010 134631-0100
Full Tip, 0.50mm pitch
133746-0010 133746-0100
Fine Tip, 0.40mm pitch
139857-0010 139857-0100
Full Tip, 0.40mm pitch
135721-0010 135721-0100
エラストマ

スペアキット スペアキット-1-5

Gold-Plated（金メッキ）
コンタクト Matte Tin（つや消しスズメッキ）デバイス用）
Inner/Front Elastomer (Gray)
138335-0001 138335-0005
Outer/Back Elastomer (Purple)
118210-0001 123130-0001
www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

4

Eco™-1 コンタクト NiPdAu（ニッケルパラジウム金メッキ）デバイス用）
Inner/Front Elastomer (Blue)
110232-0001 123127-0001
Outer/Back Elastomer (Purple)
118210-0001 123130-0001

コンタクタ構成部品

Pad ROL™200
シリーズ

コンタクト方法 (Gold-Plated（金メッキ）
コンタクトの場合）

標準部品

デバイスアンダーテスト DUT
コンタクト
Inner/Front エラストマ
Outer/Back エラストマ
ロードボードコンタクタ構成部品

Double-Latch Vertically Compliant
Manual Actuator (DL-VCMA)*
ダブルラッチ（二重掛）
垂直マニュアルアクチュエータ

Johnstech製コンタクタのほとんどは、4 つの標準パーツで構成されています。
· ハウジング· コンタクト· エラストマ· アクリル製取り付けプレート（納品時固定部品）· アライメントプレート*
マニュアルアクチュエータ
は、短時間のテスト、特性検査および／または、トラ
ブルシュート用です。

* 選択したハウジングサ
イズに合わせて、下記の Single-Latch VerticallyCompliant Manual Actuator(SL-VCMA)もご利用いただ
けます。

アライメントプレート

ハウジング
組み立てが完成した状態のコンタクタ

アクリル製取り付けプレート（納品時固定部品）
www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

5

Pad ROL™200
シリーズ

コンタクタ識別識別サンプルコンタクタ、
ロードボード側が上それぞれのJohnstechのコ
ンタクタにはスペースが許す限り多くの情報が記載されます。
この識別システムは、コンタクタおよびDesign
Data Sheetを特定するために必要な技術的情報の提供を目的としています（見開きページの例を参照くだ
さい）。
コンタクタに記載されているデータの読み方は以下です。
1. JTI- Johnstech International 製
2. シリアルナンバー
3. 製造年月日（右ページ表参照）
4. Perimeter コンタクト幅（インチ）
5. デザインナンバー※カスタムオーダーの場合: 1234-YYZZYY = コンタクタテクノ
ロジーコード（例：01 =
ROL™100; 02=ROL™200)
ZZ = シリアルコード※SelecTestオーダーの場合:
6XXX-8XXXXX
6XXX=デザインナンバー
8XXXXX=構成ナンバー
6. アセンブリタイプ
TS: Test Socket
MA: Manual Actuator
SL: Single-Latch MA
DL: Double-Latch MA
7. デバイスパッド数
8. デバイスタイプ
9. デバイスボディサイズ(mm)
10. デバイスピッチ (mm)11. パーツナンバー(SelecTestオーダーによるコンタクタの場合のみ表示されます）9. デバイスボディサイズ
(mm)

1. 製

6. アセンブリタイプ 7. デバイスパッド数

8. デバイスタイプ
5. デザインナンバー
10. デバイスピッチ(mm)

3. 製造年月日
11. パーツナンバー
2. シリアルナンバー
4. Perimeter コンタ
クト幅（インチ）

製造年月日コード表
Week		
Week
Letter Number Letter Number
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ

Letter Year
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

6

製造年月日コード例
SN123456BK
B = Week 2
SN654321AAN
AA = Week 27

K = 2001
N = 2004

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

コ ンタクタ形状の確認

Pad ROL™200
シリーズ

アライメントプレートの確認

Design Data Sheet

アライメントプレートのパー
ツナンバーのみ。Design Data
Sheetのパーツナンバーと照合し、正しいパーツかどうかを確認。

Design Data Sheet の例

同じハウジング用のアライメン
トプレートであるが、開口部のサイズが異なるもの。および開口部のサイズ情報。

Design Data Sheet には、ロードボードレイアウト、ハン
ドラのプランジ（押し込み）量、アライメントプレートの開口部サイズ、およびその他の項目に対するコンタク
タ仕様が記載されています。
これはセットアップおよびトラブルシュートに必要な情報です。Design Data
Sheet を参照し、正しいパーツかどうかをご確認ください。
· アライメントプレート（マニュアルテスト、
自動テスト、
コンタクトボデ
ィへの開口部）· コンタクト（パーツナンバーおよび厚みを参照）· エラストマ形状· ロードボードレイアウト

アライメントプレー
トの確認

Design Data Sheet を参照
し、正しいアライメントプ
レートが使用されていることを確認して下さい。パッ
ケージメーカー、ハンドラが異なると別のアライメン
トプレートが必要となります。Design Data Sheetは、
どのアライメントプレートが正しいアプリケーションかを特定します。
また、特殊な刻印に対するアライメン
トプレートの識別にも役立ちます。

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

7

推薦ツール

Pad ROL™200
シリーズ

ドライバ（プラス、マイナス、六角）－コンタクタをロードボー
ドに固定する際に使用。

10×ルーペ －コンタクタ、エラストマ、コンタクトの拡大点検用。
エラストマツール －エラストマのインストール、およびコンタ
クタからアライメントプレートを取り外す際に使用。
ファインチップ（先端が鋭い）非金属ピンセット －コンタク

トとエラストマの取り扱いに使用。

メス －エラストマに印をつけるもの。
マイクロシザー(極少はさみ) －エラストマをカットするもの。
プローブツール －エラストマをインストールする際に使用
グラスファイバーブラシと交換用チップ －コンタクトのクリ

推薦ツール（右記の順序で）ーニング用。
（テストフロアでグラスファイバーブラシの使用が許可されていない場合、（最適な方法ではありませんが）ナイロ
ンブラシで代用することもできます）。

注意
デバイスおよびロードボ
ードとコンタクトが接触する部分に金属ツールで触れないように注意してください。
これらのエリアを傷つけると性能が低下する恐れがあります。

その他のツール
手袋（指サック）－皮脂によってコンタクタ部品が汚れることを防ぎます。

保護めがね －テストフロア／コンタクタ構成部品、圧縮エア、
化学製品から技術者を保護します｡

Johnstechのメンテナンス／インスペクションキット

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

8

Johnstechのメンテナンス／インスペクションキットにはたくさんの必要ツールが入っており、特に高性能コンタクタ用に設計されています。詳細につきましては、Johnstech代理店へお問い合わせください。
メンテナンスキットパーツナンバー
with torque screwdriver（トルク付きドライバ）: 706449
without torque screwdriver（トルク無しドライバ）: 706448

クリーニングとメンテナンスの頻度

Pad ROL™200
シリーズ

実行頻度の決定

コンタクタの部品ごとの寿命の幅が大きいため（下リスト参照）、
テストフロアごとに適切なクリーニングおよびメンテナン
ス頻度を決定するためには、統計的プロセスコントロールを効果的に使用する必要があります。
イールド率を注意深くモニタして記録し、参考となるテストフロアのトラブルシュート手順に従うことにより、問題の原因がコンタクトパーツにあるのかまたはメンテナンスにあるのかを識別できるようになり、結果としてテストフロアに合った効果的なメンテナンスクリーニング頻度を設定することができるようになります。詳細等につきまして
は、Johnstech代理店またはフィールドサービスオフィスまでお問い合わせください。

Pad ROL™200 シリーズの製品寿命

Gold-Plated（金メッキ）コンタクト（Matte Tin：つや消しスズ）500,000回（挿入回数）
Eco™-1 コンタクト（NiPdAu：ニッケルパラジウム金）
300,000回（挿入回数）
Eco™-1 コンタクト（Matte Tin：つや消しスズ）
500,000回（挿入回数）
エラストマ
300,000回（挿入回数）
ハウジング
2,000,000回（挿入回数）*製品寿命は様々な要因により変化します。

ハンドラデザインとセットアップ

ハンドラには、様々なテスト面形状、デバイス搬送方法、プラン
ジ（押し込み）方法、
アクセサリがあります。
それぞれのハンドラには、独自の特性があります。ハンドラのセットアップが最適でない場合、コンタクタおよびエラストマの磨耗やコンタクト上の酸化物の蓄積が早くなり、
メンテナンス頻度が高くなる場合があります。Johnstechとハンドラメーカーが協力し合うことで、ハンドラ性能を最適化し、ダウンタイムを減らすことができます。

正しいプランジ（押し込み）量プランジ（押し込み）量が間違っていると、コンタクトの自己洗浄効果を減少させ、酸化物蓄積の原因になる場合があります。
また、エラストマの裂け目や切れ目、Compression Set（圧縮永久歪み）が発生し、製品寿命に影響を及ぼす場合もあります。13 ページの例を参照ください。
それぞれのコンタクタのプランジ（押し込み）量はDesign Data Sheetで指定されます（7 ページの例参照）。

パッケージおよびデバイスメッキの多様性

様々なパッケージを使用すると、
メンテナンススケジュールに影響を与える場合があります。パッケージメーカーが変わった
り、
デバイスロットが変わるだけでも、モールドくずの量が変わり、コンタクタの磨耗が増え、デバイスを置く位置が変わる可能性があります。
また、
デバイスのメッキ方法によっても、ゴミの蓄積速度が変わり、
メンテナンス頻度が変わる可能性があります。

汚染物質

汚染物質（酸化物やモールドくず等）の蓄積は、
テストプロセスにおける連続不良の一因となる可能性があります。

テストフロアでの一般的なメンテナンス業務

ハンドラのメンテナンス頻度も、コンタクタのクリーニングに影響を与えます。例えば、ハンドラおよびハンドラテストエリアの
ゴミをどの位の頻度でエアブローしたかによって、コンタクタの性能が変わります｡異物が蓄積しがちなコンタクタの場合、より頻繁なメンテナンスおよびクリーニングが必要となる可能性があります。

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

9

Pad ROL™200
シリーズ

メンテナンス前のトラブルシューティング

テスト中に問題が発生した場合、
まず下記
2つの質問に答えて、問題がJohnstech製コン
タクタに起因するもの
かどうかを確認して下さい。

このセクションは、Johnstech製コンタクタのどの部品に対して点検および／または修理が必要かを特定するためのものです。
テストフロア、ハンドラ、
デバイス
等その他の要因については記載されていません。
こ
こに記載されているメンテナンスおよびインストラク
ションを行っても問題が解決されない場合は、お近くのJohnstech代理店までご連絡頂くか、または、www.
johnstechhelp.comのオンライン＂Tech Help Form＂
をご記入ください。

1) マニュアルアクチュ
エータを使用してマニ
ュアルでテストを行った場合、テストソケット
は機能しますか？
2) マニュアルアクチュ
エータによるテストの際のWitness Marks（境
界標）
は、
オート
（自動）
テストの時と同じように見えますか？
どちらかの質問の答えが＂はい＂の場合、問題はJohnstech製コンタ
クタ以外の要因によるものと思われます。
どちらかの質問の答えが＂いいえ＂の場合、発生している問題（赤字）に関する以下のチェックリストを確認して下さい。

イールドの低下
イールドの低下には様々な原因がありますが、パラメタの不良、または不良の連続のどちらかに起因していることが多くあります。
パラメタの不良 は一般的に、
コンタクトの抵抗力の増加によります。原因は以下になります:· 汚れたコンタクト
13 ページの説明に従って、エラストマ点検を行なって下さい。
· 磨耗または破損したエラストマ
13 ページの説明に従って、エラストマ点検を行なって下さい。
· デバイスパッドからコンタクトへのアライメント
12 ページの説明に従って、コンタクトの点検を行なって下さい。
· 磨耗または破損したアライメントプレート
12 ページの説明に従って、アライメントプレートの点検を行なって下さい。
· 磨耗または破損したLeadbacker/Nest
Leadbacker および Nest の点検を行なって下さい。
· 酸化した／汚れロードボード
12 ページの説明に従って、
ロードボード点検を行なって下さい。
· ロードボードパッドの過度の磨耗
12 ページの説明に従って、
ロードボード点検を行なって下さい。

不良の連続 は、一般的にオープン／ショート不良によるものです。原因は以下になります:· 過度のゴミ12 ページの説明に従って、コンタクタ点検を行なって下さい。
· 磨耗または破損したコンタクト
13 ページの説明に従って、エラストマ点検を行なって下さい。
· 磨耗または破損したエラストマ
13 ページの説明に従って、エラストマ点検を行なって下さい。
· 磨耗または破損したアライメントプレート
12 ページのコンタクタ点検説明に従って、
アライメントプレー
トの点検を行なって下さい。
· 磨耗または破損したLeadbacker/Nest
Leadbacker および Nest の点検を行なって下さい。
· ロードボードの汚れ
12 ページの説明に従って、
ロードボード点検を行なって下さい。

デバイスの破損またはジャム
www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

10

デバイスの破損やジャムには様々な原因があります。例えば、設計が間違っている、互換性がない、磨耗した、破損したハン
ドラ／コンタクタ部品は、パッドを破損させたりデバイスのジャムを発生させる場合があります。

メンテナンス前のトラブルシュート

Pad ROL™200
シリーズ

コンタクトのアライメントがずれると、デバイスパッドの損傷または正しいWipeが行われない場合があります。下記が原因でWitness Mark（境界標）がデバイスパッド上の中心からずれる
場合があります。
· 磨耗または破損したアライメントプレート
12 ページの説明に従って、アライメントプレートの点検を行なって下さい。
· 磨耗または破損したLeadbacker/Nest
Leadbacker および Nest の点検を行なって下さい。
· パッケージ内の Singulation の変化
Design Data Sheet とデバイス寸法を比較して、アライメントプレートおよびLeadbacker がそのデバイスに合っているかどうかを確認してください。
（7ページ参照）· 間違った Over travel コントロール
Leadbacker/Nest に正しい Over travel コントロールがあるかどうかを確認してください。Design Data Sheetのコンタクタ仕様にある、Compressed, Uncompressed, Over travel Stop を参照ください。
· 磨耗または破損したハウジングスロット
13 ページの説明に従って、ハウジング点検を行なって下さい。

デバイスが大きく歪んで大きなWitness Mark（境界標）が現れることが原因で、デバイスパッドの損傷または正しいWipeが行われない場合もあります。原因は以下になります：· 磨耗または破損したコンタクト
13 ページの説明に従って、エラストマ点検を行なって下さい。
· 磨耗または破損したエラストマ
13 ページの説明に従って、エラストマ点検を行なって下さい。
· エラストマが間違っているまたはエラストマのインストール方法が間違っている
Johnstech デザインデータシートを使用して正しいエラストマ
かどうかを確認し、20 ページの説明に従って正しくインストー
ルが行われたかどうかを確認して下さい。
· 磨耗または破損したLeadbacker/Nest
Leadbacker および Nest の点検を行なって下さい。
· 間違った Over travel コントロール
Leadbacker/Nest に正しい Over travel コントロールがあるかどうかを確認してください。Design Data Sheetのコンタクタ仕様にある、Compressed, Uncompressed, Over travel Stop を参照ください。
· 磨耗または破損したハウジングテイルストップ
12 ページの説明に従って、コンタクタ点検を行なって下さい。

デバイスのジャムの原因は以下になります：· デバイスパッドからコンタクトへのアライメント
12 ページの説明に従って、コンタクトの点検を行なって下さい。
· 磨耗または破損したアライメントプレート
12 ページのコンタクタ点検説明に従って、
アライメントプレー
トの点検を行なって下さい。
· 磨耗または破損したLeadbacker/Nest
Leadbacker および Nest の点検を行なって下さい。
· パッケージ内の Singulation の変化
Design Data Sheet とデバイス寸法を比較して、アライメントプレートおよびLeadbacker がそのデバイスに合っているかどうかを確認してください。
（7ページ参照）· 間違った Over travel コントロール
Leadbacker/Nest に正しい Over travel コントロールがあるかどうかを確認してください。Design Data Sheetのコンタクタ仕様にある、Compressed, Uncompressed, Over travel Stop を参照ください。

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

11

ロードボードとコンタクタの点検

Pad ROL™200
シリーズ

ロードボードの点検

ロードボードに初めてコンタクタをインストールする際、および日常のメンテナンスの際には、ロードボードをしっかりと点検して下さい。
まず最初に、見積または注文の際に送られてきたロードボード図面と実際のロードボードを照合します。

次にContact Land Pad Pattern(ボードの配線部)の金の部分が磨耗していないかをチェックします。図 1を参照ください。ニッケルが出てしまっている場合は、露出しすぎていないかを確認します。
テスト中にニッケル面を使用することは可能ですが、信号劣化が発生する場合があります。
ロードボードがニッケル面の奥にある銅まで磨耗している場合、
コンタクト
およびエラストマを破損する可能性があります。交換または修理を行ってください。

図 1: ロードボードパッドパタ
ーンの例

メモ：ロードボードの過度の磨耗は一般的に、
コンタクトの歪みまたはソケットハウジングに過度の力がかかることによって起こりますコンタクタの点検
図 2: 交換が必要な磨耗した（

右側は磨耗していない）
アライメ
ントプレートのウォールの例

注意：過度の力を加えると、ハウジングスロットが破損する場合がありますので、点検中は特に注意を払ってください。
コンタクタをロードボードから取り外す前に、最低10Xのルーペを使用して下記を点検してください：

図 3: バックライトを使用したアライメントプレート磨耗テストの例 （アライメントプレートの下からライトを当てて、磨り減りを調べるテスト· コンタクトが損傷したり、欠けたり、過度に磨耗していないか· コンタクトの周りにくっついているゴミおよびモールドくず· ハウジングまたはアライメントプレートのヒビ、欠け· コンタクトスロットウォールにヒビが入ったり、歪んだり、なくなったりしていないか· アライメントプレート（ALPL）のウォールが磨耗していないか－図 2参照
メモ：アライメントプレート（ALPL）の磨耗をテストするには、（14ページの説明に従って）コンタクタをロードボードから取り外して下さい。
バックライト側のアライメントプレート開口部にデバイスを置き、一つの角の 方向に押し込みます（図 3参照）。0.50mmピッチの場合には0.050mmのFeeler Gauge Stock（すき間ゲージ）
を、0.40mmピッチの場合には0.025mmのFeeler Gauge Stockを使用して、反対側のすき間をチェックして下さい。Feeler Gauge Stockが容易にすき間を通る場合は、仕様以上にアライメントプレートが磨耗していますので交換が必要です。

図 4: 磨耗したテイルストップ

ウォールの例

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

12

· ハンドラアライメントピン穴の磨耗（コンタクタの磨耗を低減するためのブッシュをJohnstechへご依頼ください。
上記の兆候が1つでもある場合、コンタクタのメンテナンス、場合によってはコンタクト／エラストマの交換が必要となります。

ハウジング、エラストマとコンタクトの点検

Pad ROL™200
シリーズ

ハウジングの点検

ハウジング、エラストマおよびコンタクトを点検するには、
ロードボードからコンタクタを取り外し、分解しなけ
ればなりません。14~15ページの説明を参照ください。

Pad ROL™200 シリーズのハウジングの推奨使用回数は2万回です。最低10Xのルーペを使用して、分解したコンタクタのハ
ウジングのテイルストップ部分に磨耗の兆候がないかを点検して下さい。
もしテイルストップの深さが0.05mm（図 4参照）
以上ある場合はハウジングを交換して下さい。逆に、
デバイス
パッド上のコンタクトWipe位置が正しくない場合は（図 5参照）、
アライメントプレートおよびテイルストップウォールに磨耗がないかをチェックしてください。磨耗がある場合は、
ア
ライメントプレートを交換して下さい。

エラストマの点検

最低10Xのルーペを使用して、エラストマに下記の兆候がな
いかをチェックしてください。
· 切れ目や裂け目		· 伸びきった箇所· Compression Set（圧縮永久歪み）

Pad ROL™200 シリーズ エラストマは300,000回使用できるように作られていますが、たくさんの要因がエラストマ寿命に影響を与えます。点検中に、過度の切れ目や裂け目があるエラ
ストマ（図 6参照）を発見した場合、またはCompression Set（圧縮永久歪み）が、0.05mmより大きい（図 7参照）場合には、最適性能のため、エラストマを交換して下さい。

図 5: パッド上での許容可能なコンタクトWipe（材質：Matte Tin（
つや消しスズ））

図 6: エラストマの切れ目の例：交換が必要です

図 7: Compression Set（圧縮永久歪み）の例：交換が必要ですコンタクトの点検

最低10Xのルーペを使用して、コンタクトに下記の兆候がない
かをチェックします。
· チップ（先端）の磨耗 （図 8参照） · 傷やマーキング· 酸化物の蓄積 （図 9参照）
· ゴミの蓄積· 圧縮／変形Pad ROL™200 シリーズのコンタクトは、デバイスのメッキ方法により300~500,000回の使用が可能です。
上記の兆候が1つでもある場合、新しいコンタクトと交換して下さい。
又、最適性能のため、コンタクトの推薦使用回数を超えた場合、または磨耗が0.10mmを超えた場合には、新しいコンタクトと交換して下さい。

図 8: 新しいEco™-1コンタクト（

左）とNiPdAuデバイスのテストで使用された使用済みEco™-1 コン
タクト（右）：交換が必要です

酸化物の蓄積ROL™ 技術が持つ自己洗浄wipe-actionは、コンタクトへの酸化物の蓄積を減らすことを目的としています。
しかし、
コンタ
クタを二日以上使用しない場合、多少の酸化物が蓄積して鈍い灰色になります（図 9参照）。
このような場合は一般的に、軽くブラシをかけたり、デバイスを数回挿入することで酸化物は取り除かれ、光沢のある表面が現れます。長期のダウンタイ
ム、またはイールド率低下の際には、コンタクタのクリーニン
グを行ってください。
クリーニング手順については、16~17ペー
ジを参照ください。
メモ：コンタクトに著しい／過度の酸化物が蓄積している場
合は、Test Cell内の構成部品を確認し、デバイスアライメント
およびプランジ（押し込み）量が正しいことを確認して下さい

図 9: コンタクトチップに酸化物が蓄積した例（写真の材質はMatte Tin（つや消しスズ））

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

13

コンタクタの取り外しとインストール

Pad ROL™200
シリーズ

コンタクタの取り外しとインストール手順

部品の点検、
クリーニングおよび／またはメンテナンスを行う際には、
ロードボードからPad ROL™200シリーズコンタクタを取り外すようにして下さい
ステップ－1 コンタクタの取り外し

ファスナー
（締め具）
をゆるめて、
ロードボードからコンタクタを取り外します。
コンタクタをロードボードから慎重に持ち上げながら、取り付け表面にコンタクトまたはGround
Insertが張り付いていないかを顕微鏡で確認します。
どちらかが張り付いているようでしたら、コンタクトスロットにイソプロピルアルコールを数滴垂らし、2分間ほど浸してください。離れたら、
ゆるんだり無くなったりしているコンタクトがないかを点検して下さい。
アクリル製取り付けプレートに、コンタクタを置きます（5ページ参照）。

図 10: ネジを締める順番

ステップ－2 メンテナンスとクリーニングの実行

以下のページの説明に従って、
メンテナンスとクリーニングを実行して下さい 。

ステップ－3 ロードボードのクリーニング

コンタクタをロードボードに再取付する前に、インタフェー
スエリアにゴミがないことを確認して下さい。必要に応じて
圧縮エアおよび／またはきれいなリントフリー布とイソプロ
ピルアルコールを使用して、コンタクタの底およびロードボードの表面を清掃して下さい。

メモ：アセトンやその他の溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ステップ－4 コンタクタのインストール

推薦トルク値
in.-lb. Nm
0-80
2-56
4-40
M1.4 x 0.3
M1.6 x 0.35
M2 x 0.40
M2.5 x 0.45
M3 x 0.5
M4 x 0.7

1.0
2.0
5.0
0.4
0.6
1.3
2.5
4.5
8.0

0.11
0.23
0.56
0.04
0.06
0.15
0.28
0.51
0.90

見積または注文の際に送られてきたロードボード図面を見て、正しいフットプリントレイアウトかどうかを確認して下さい。
コンタクタアセンブリにネジを通し、ロードボード側のネ
ジ穴に合わせてネジを回し、ロードボードに固定します。顕微鏡または10Xルーペを使用して、コンタクトチップのアライ
メントを点検します。
きちんとアライメントされていないコン
タクトは、
アライメントプレート、ハウジング、
ロードボードを破損する恐れがあります。
コンタクトを再度アライメントする必要がある場合は、エラストマツールを使用してください。
均等な力で十字交差の順でファスナー
（締め具）
を締めて下
さい。図 10を参照ください。
コンタクやロードボードのネジ穴の破損を防ぐため、コンタクタの取り付けネジは左の〝推
薦トルク値″
に従って締めてください。

ステップ－5 コンタクトの検証

全てのコンタクトの位置が正しいことを確認して下さい。
エラストマツールを使用してすべてのコンタクトをやさしく動かし、
コンタクトの動きが正しいことを確認して下さい。

ステップ－6 テストセットアップの検証
www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

14

デバイスからコンタクタへのアライメント、ハンドラのプランジ（押し込み）量、X－Y調整を確認してください。

コンタクトとエラストマの取り外し

Pad ROL™200
シリーズ

コンタクトとエラストマの取り外し手順
注意：コンタクタの上で作業をしている間は、エリア内に手を置いたりツールを入れる等、
スロットウォールとウェブに圧力を掛けることは避けてください。図 11と12を参照ください .

ステップ－1 Inner/Frontエラストマの取り外し

図 11: スロットウォール（スロット壁）A.	 コンタクタを裏返しにして、
ロードボード側の面を上にします。
B.	 ピンセットを使用して、コンタクタの4辺全てから、		 Inner/Frontエラストマ（グレー／灰色）引き抜いてくだ		 さい。図 13を参照下さい。
C.	 13 ページの説明に従ってエラストマを点検し、再利用		 するか、または廃棄するかどうかを決めます。

図 12: スロットウェブ（スロ

ット巣）

→

メモ：使用済みのエラストマは使用せず、新しいエラストマでコンタクタを組み立てることをお薦めしますが、エラストマが例外的に良い状態の場合は廃棄せずに再度使用することができます。取り付ける前に、圧縮エアを吹きつけて下さい｡

ステップ－2 コンタクトの取り外し

A.	 コンタクタはロードボード側の面が上向きの状態のま		 まにしておきます。
ピンセットを使用してハウジングか		 ら、コンタクトを慎重に引き抜きます。図 14を参照下さ		 い（除去の順序は重要ではありませんが、一つの角か		 ら始めてコンタクタの周りへと進む方が、比較的容易な		 ようです）。
B.	 コンタクトを確認して、廃棄するかまたは再利用するか		 を決めます。必要に応じて、13ページを参照ください 。
C.	 コンタクトは再利用し、エラストマのみを交換する場合
		 は、より慎重に取り外しを行ってください。
コンタクトを
		 強く押さえたり、曲げたり、チップに触れたりしないよう
		 にして下さい。破損したチップは性能に影響します。
D.	 磨耗したコンタクトは、廃棄するかまたは再利用する場
		 合は保管しておいて下さい。

図 13: Inner/Frontエラストマの取り外し→

ステップ－3 Outer/Backエラストマの取り外し

図 14: コンタクトの取り外し→

上記のステップ1と同じ方法で、Outer/Back（パープル／紫色）エラストマをピンセットで引き抜きます。図 15を参照
ください。13ページの説明に従って、磨耗の兆候があるかを点検し、再利用する場合は保管し、そうでなければ廃棄して下さい｡

図 15: Outer/Backエラストマの取り外し

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

15

コンタクタのクリーニング

Pad ROL™200
シリーズ

Pad ROL™200 シリーズコンタクタの適切な動作および長寿命を確実にするため、Johnstechはお客様のメンテ
ナンススケジュールに沿った定期クリーニングの実行を推奨します。

簡易クリーニング手順

図 16: ハウジングとアライメン
トプレートの分離

コンタクタの点検中にゴミが蓄積していたり、
イールド
率の低下、抵抗の増加がある場合は、以下の簡易クリーニングを行なってください。

ステップ－1 ロードボードからコンタクタを取り外す→

14ページ ステップ 1 の説明を参照ください。

ステップ－2 アライメントプレートの取り外し

ハウジングとアライメントプレートを分離します。ハウジン
グの周りにメスを入れ均等な力で少しずつ動かして、引っ掛かりを避けるように作業して下さい。図 16を参照下さい。

ステップ－3 コンタクタ上面（表面）のブラシかけ
図 17: コンタクトブラッシン
グの正しい方向（コンタクタの上側）

A.	 アクリル製取り付けプレートにコンタクタを取り付けます。
B.	 グラスファイバ（またはナイロン）
ブラシを使用して、
		 PerimeterコンタクトチップおよびGround（Ground Insert
		 の場合も）コンタクトチップをやさしくブラッシングしま
		 す。外側から内側へ、コンタクタの中心へ向けてブラッシ
		 ングして下さい。
図 17を参照ください。

ステップ－4 コンタクタ下面（裏面）のブラシがけ

A.	 アクリル製取り付けプレートからコンタクタを取り外し、
		 ロードボード側が上になるように裏返します。
B.	 グラスファイバ（またはナイロン）
ブラシを使用して、
		 PerimeterコンタクトチップおよびGround（Ground Insert
		 の場合も）コンタクト底部をやさしくブラッシングします。
		 この場合は、コンタクタの中心から外側へ向けてブラッ		 シングして下さい。図 18を参照ください。エラストマは		 ブラッシングしないで下さい｡→

ステップ－5 ゴミの排除

図 18: コンタクトブラッシン

粘着性のないゴミは下記のどちらか、
または両方の方法で除去して下さい。
· クリーンなドライ圧縮エア（20psi以下）
図 19を参照ください。
· 小型掃除機
必ず、エラストマ、コンタクトスロットを含む全てのコンタク
タ部分に対して上記を実行してください。粘着性のないゴミがなくなったら、
コンタクタを再度組み立ててインストール
して下さい。

グの正しい方向（コンタクタの底側）

メモ：上記簡易クリーニングを実行した後も、ゴミまたは異物が残っている場合は、超音波クリーナーを使用した超音波クリーニングを行なってください。

ステップ－6 ハンドラの掃除

図 19: 圧縮エアによるクリーメーカー推奨の手順に従ってハンドラを掃除して下さい。

ニング

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

16

ステップ－7 コンタクタの再取り付け

コンタクタに粘着性のないゴミが残っていない場合は、14ページのステップ4の説明に従ってロードボードをインストールして下さい｡

コンタクタのクリーニング

Pad ROL™200
シリーズ

超音波クリーニング手順

コンタクタおよびアライメントプレートに過度なゴミの蓄積がある場合は、
超音波クリーナーを使用した超音波クリーニングの実行を推奨します。
このクリーニングは、
排気口がある、よく換気されたエリアでのみ実行してください。
注意：超音波クリーナーには500Wの最大出力が必要です。
また、コンタクタがゴミに触れないようにするためにタンク
内にキャッチングバスケットが必要です。

ステップ－1 ハウジングの準備

図 20: 左側／超音波クリーナ
ーでハウジングをクリーニング
している例

A.	 14 ページのステップ1の説明に従って、コンタクタをロ		 ードボードから取り外します。
B.	 ステップ2の説明に従って、ハウジングとアライメントプ
		 レートをゆっくりと分離させます。
C.	 15 ページの説明に従って、コンタクトとエラストマを取		 り外します。

ステップ－2 溶液の準備

水で薄めたイソプロピルアルコール（70/30=アルコール/水）
または、温めた弱酸性（7.1 > ph > 3.0）の溶液を準備します。
メモ：超音波クリーナーがご利用できない場合は、溶液（上記参照）の中でハウジングをやさしくブラッシングし、脱イオン水ですすいでから完全に乾かして下さい。

図 21: 右側／超音波クリー
ナーでハウジングをリンスしている例

ステップ－3 クリーニングの実行

超音波クリーナーはメーカーの取扱説明書に従って操作してください 。
A. デバイス側を上にした状態でハウジングを溶液に浸し、		 10分サイクルで運転します。図 20を参照ください。
B. 溶液からハウジングを取り出し、脱イオン水で10分間ソ		 ニックリンスを行います。図 21を参照ください。

ステップ－4 コンタクタの乾燥

コンタクトに湿気が残っている状態でテストをすると、漏電電流が発生する恐れがあります。漏電電流を防ぐには以下を行ってください：
A.	 リントフリー布でコンタクタをやさしく軽くたたき、乾か		 します。
B. コンタクタに、乾燥した熱風を吹き付けます。図 22を参		 照ください。
C.	 必要に応じて、およそ10分間オーブンに入れます。

図 22: 熱風による乾燥（一般的なヘアードライヤーで十分です）

注意：コンタクタの乾燥にヒートガン（熱線銃）
は使用しないで下さい。熱風は100ºCを超えないようにし、また、30分以上使用しないようにして下さい。

ステップ－5 コンタクタの組み立て

18~19 ページの説明に従って、コンタクタを再組み立てします｡

ステップ－6 コンタクタの再取り付け

A.	 コンタクタの最終点検を行い、ゴミや破損、湿気がない
		 ことを確認します。
B.	 14 ページのステップ4に従って、コンタクタをロードボー
		 ドに再取り付けします。

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

17

エラストマのインストール

Pad ROL™200
シリーズ

エラストマのインストール手順

メモ：作業を始める前に、低圧の清潔な圧縮エアでコンタクタにある全てのゴミ吹き飛ばしてください。
ステップ－1 エラストマを所定の長さに切る
図 23: エラストマに適正な長さで印をつける

図 24: エラストマがEnd Well
（先端くぼみ）に正しくフィット
した状態

A.	 コンタクタのロードボード側を上向きにして置きます。
B.	 Outer/Back エラストマスロットの横にパープル（紫）の		 エラストマを置きます｡
に対してほんの少し短めになるよう
C.	 End Well（先端くぼみ）
		 に（図 23参照）、
メスでエラストマに印をつけます（図 24
		 参照）。
ハウジングに傷をつけないように気を付けて下さい。
D.	 マイクロシザー（極小はさみ）でエラストマを横にまっすぐ
		 に切ります。
E.	 残りの 3 本のOuter/Back（紫）エラストマも、同じ長さでカ		 ットします。
（グレーは金メッキコ
F.	 続けて、4本のInner/Frontエラストマ
		 ンタクト用、青はEco™-1コンタクト用）
も同じ長さにカット
		 します。
G.	 使用しなかったエラストマのみ、オリジナルのパッケー
		 ジに保管します。

ステップ－2 Outer/Back エラストマのインストール

図 25: エラストマツールでエラ
ストマをOuterスロットへ押し込む

ステップ－3 Inner/Front エラストマのインストール

→

→

→

A.	 Outer/Backエラストマスロットの上にパープル（紫）のエラ
		 ストマを置きます。
B.	 エラストマツールを使用して、エラストマをスロットへや		 さしく押し込みます。図 25を参照ください。エラストマは
		 End Well
（先端部くぼみ）よりもほんの少し短めになるよう		 にしてください。
C.	 残りのOuter/Back（パープル）エラストマも同様に取り付け		 ます｡

図 26: ピンセットでエラストマ
をつまみ、Innerエラストマスロ
ットへ押し込む

図 27: 中心から右、中心から左の順で作業を行う

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

18

A.	 Inner/Front エラストマスロットの上にエラストマ（グレーコンタクト用：青はEco™-1コンタ
		 はGold-Plated（金メッキ）
		 クト用）を置きます。
B.	 エラストマスロットの中央にあるコンタクトリブの上にピ		 ンセットを置き、エラストマをやさしくつまんでエラストマ
		 スロットの中に押し込みます。図 26を参照ください。
この		 “つまんで押し込む”作業を各リブに対して順番に右方向
		 に行います。図 27を参照ください。切れ目や切断を防ぐ
		 ため、エラストマをつまむときはやさしく扱って下さい。
C.	 右側が完了したら中央に戻り、左側に向かって作業を行		 って下さい。エラストマの先端をEnd Well（先端部くぼみ）
		 に押し込んだら終了です。エラストマがEnd Well先端部く		 ぼみ）のすれすれに達していることを確認して下さい（図		 24参照）。エラストマの中心位置がズレている場合は、引		 き抜いて再度インストールを行ってください。エラストマ
		 がエラストマスロットの中心にある時に、最適性能が実行		 されます。
		
		
		
		

メモ：インストールを容易にするため、必要に応じてエラストマにイソプロピルアルコールを塗布してください。エラストマが団子状になったり、伸びたり、ねじれたりしないように特に注意を払ってください。適切なエラストマのインストールは、最適性能を実現します。

D.	 続けて、残りのInnerエラストマをインストールします。
		 Outerエラストマと比べて、Innerエラストマはエラストマス
		 ロットにぴったりとはまる点に注意して下さい。

コンタクトのインストール

Pad ROL™200
シリーズ→

コンタクトのインストール手順
注意：コンタクタの上で作業をしている間は、エリア内に手を置いたりツールを入れる等、
スロットウォールとウェブに圧力を掛けることは避けてください。図 11 と12 を参照ください。

ステップ－1 コンタクトの整列と挿入

図 28: 2 つのエラストマ間および上に並べる→

A.	 コンタクタのロードボード側を上向きにして置きます。
B.	 ピンセットを使用して、コンタクトをイソプロピルアル
		 コールの中に浸します（アルコールがコンタクタの潤		 滑剤となり、挿入が容易になります）。
C.	 一番左にあるコンタクトスロットからインストールを始		 めて下さい。
どの辺から始めても構いません。
コンタク
		 トスロットの上にコンタクトを並べ（図 28参照）、2つ
		 のエラストマの間にコンタクトを押し込みます（図 29
		 参照）。

ステップ－2 正しいコンタクト位置と挿入

コンタクトヘッドを下にし、コンタクタの中心に向かって挿入します。図 30を参照ください。

ステップ－3 最終調整

図 29: 2つのエラストマの間にエラストマを押し込む→

ピンセットを使用して、コンタクトテイルをゆっくりと回し、Outer（パープル）エラストマの上にぴったりと入るまで押し込みます。図 31を参照ください。

ステップ－4 インストール順序

上記手順に従って、左－右－中央の順序でコンタクトのイ
ンストールを行い、すべての辺を埋めてください。

図 30: コンタクタの中心に向けてコンタクトヘッドをやさしく押し込む→

1 8 10 4 12 6 14 3 7 13 5 11 9 2
Contact Insertion Order
メモ：使用しない場合や、点検、保管、出荷時は、アクリル製取り付
けプレート（5ページ参照）にコンタクタを取り付けることをお薦めします。
コンタクタをアクリル製取り付けプレート上に1週間以上保存する場合は、後部エラストマのCompression Set（圧縮永久歪み）を防ぐため、ネジを緩めて下さい。

図 31: コンタクトテイルをパー
プルのエラストマの上にやさしく押し込む
www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

19

インストールの確認

Pad ROL™200
シリーズ

Pad ROL™200 シリーズコンタクタの最適性能を確保するためには、
コンタクトとエラストマがきちんとインストールされているか確認することが非常に重要です。
コンタクタのロードボード側を上にした状態で下記の写真と比較し、
きちんと組み込まれているかを確認して下さい。

コンタクトとエラストマが正しく適当にインストールされた状態

エラストマが少なくともEnd Well（先端部くぼみ）の半分まで達しており、伸びたり団子状になったりねじれていないかを確認して下さい。
この写真は、エラス
トマとEnd Well（先端部くぼみ）の好ましい位置関係を詳しく見せるために角部をクローズアップしたものです。

エラストマの正しい長さを示す角部のクローズアップ

インストールしたコンタクタがこの写真のようではな
い場合は、
コンタクタを慎重に分解し、18~19ページの指示に従ってもう一度組み立て直して下さい。
www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

20

メモ：www.johnstech.comウェブサイト内の「Pad ROL™200
Product」セクションにて、エラストマとコンタクトのインストー
ル手順のムービー画像を視聴およびダウンロードすることができます。

グラウンド（アース）方法と取り外し手順
Pad ROL™200 シリーズのグラウンド（アース）方法には、主に下記の3種類があります 。
1] “RCI” — ROL™ Contacts in a Copper Insert（銅板挿入）4x4-12x12 パッケージ (図 32 参照)
2] “CI” — a Copper Insert（銅板挿入）
3x3 パッケージ (図 33 参照)
3] “RTH” — ROL™ Contacts in Torlon Housing（トーロンハウジング）4x4-12x12 パッケージ(図 34 参照)グラウンド（アース）の機能を適切にし、長持ちさせるためには、Pad ROL™200シリーズコンタクタの構成部
品と同じようにクリーニングおよびメンテナンスを行う必要があります。

Pad ROL™200
シリーズ

図 32: RCI のGround Insert（Eco™-1 コンタクト）

RCIおよびCIのグラウンド（アース）

RCI およびCIのグラウンド（アース）方法はGround Insert（Copper Insert）
です。
クリーニングおよびメンテナンスの際に取り外す必要があります。22ページのクリーニング手順およびイ
ンストール手順に従ってください。

RTHのグラウンド（アース）

図 33: CI のGround Insert（Eco™-1 コンタクト）

グラウンド（アース）対応コンタクトおよびエラストマの点検、
クリーニング、交換方法は、Perimeterコンタクトおよびエラス
トマと同様です。
（ただし、簡易クリーニングの場合、RTHコン
タクトのオリエンテーション（取り付け方向）によってブラッシ
ング方向が変わります。16ページの図17および図18を参照く
ださい）。

Ground Insertの取り外し手順

重要：Ground Insertsを扱う場合は、皮脂による性能低下を防ぐため手袋（指サック）を使用してください。

図 34: RTHの グラウンド（アー
ス）（Gold-Plated（金メッキ））→

手袋（指サック）、またはエラストマツールを使用して、Ground
Insertを上から押して下さい。Insertはハウジングから簡単に外れます。図 35を参照ください。

図 35: Ground Insertは、下方向へ軽く押すとハウジングから取り出すことができます
www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

21

Pad ROL™200
シリーズ

Ground Insertのメンテナンス
Ground Insertのクリーニング手順
ステップ－1 ンタクトとエラストマの取り外し

Ground Insert をハウジングから取り外し、15ページのコン
タクトとエラストマの取り外し手順に従って下さい。

ステップ－2 Ground Insert のクリーニング

図 36: オリエンテーションマー
ク（取り付け方向のマーク）→

A.	 16ページの手順に従って、ファイバーグラス（またはナ		 イロン）
ブラシを使用して、取り外したGround Insertをク		 リーニングしてください。
B.	 次に、超音波クリーニングを行なって下さい。17ページ
		 の手順に従って下さい。
C.	 キノコ状になったり、曲がったりしていないかをチェッ		 クして下さい｡上記が見つかった場合はJohnstechのフ		 ィールドサービス、または代理店までご連絡下さい。

ステップ－3 Ground Insert の組み立て

18ページおよび19ページのエラストマとコンタクトのイン
ストール手順に従って下さい。

図 37: Ground Insertを押し込んでインストール

ステップ－4 圧縮エアの吹き付け

Ground Insert をインストールする前に、圧縮エアを吹き付けて残っているゴミを取り除いて下さい。
ゴミが残っていないかを確認し、残っている場合には、もう一度クリーニン
グ手順を繰り返して下さい（16~17ページ参照）。

Ground Insertのインストール手順

重要：インストールする前に、Ground Insertsにゴミが付着していないことを確認し、使用中のInsertの場
合は破損や磨耗がないかを確認して下さい。
ステップ－1

オリエンテーションマークの位置

コンタクタのロードーボード側を上にした状態で、Ground
Insertおよびハウジングのオリエンテーションマークの位置を調整して下さい。図 36を参照ください。
メモ：非常に小さいInsertの場合、オリエンテーションマー
クを入れるスペースがない場合があります。

ステップ－2 Ground Insert の取り付け

Ground Insertのすべての場所を均一の力で押し、Insertを
水平な状態で優しくハウジングの中に押し込みます。Insert
は容易に適所に押し込むことができます。図 37を参照くだ
さい。
メモ：3x3のデバイスのCopper Insertは、スリップフィット
（スライド式）です。
インストール後のコンタクタの取り扱いは特に注意して下さい。

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

22

ノート

Pad ROL™200
シリーズ

www.johnstech.com©2008 Johnstech International Corporation
著作権所有

23

技術情報と推薦に関連した販売
会社の製品の全ての陳述は、高信頼性のある情報に基づいております。
しかし、その正確さ、又は完全性は保証されていません。
製品をご利用いただく前にお客様（ユーザー）は意図された使用のために,製品との適合性を決定しなければなりません。
お客様（ユーザー）は上記に述
べた使用と関連したいかなるものでも、全ての危険と責任を負います。
販売会社の許可された役員による同意書署名が含まれない限り、販売会社の現在の出版物以外の陳述,又は推薦は無効です。
ここに含まれた陳述は、販売手腕によって含意されたものと、特殊の用途に適合するものに限らず、ここにおいて保証域が明確に否認された表意,又は含意された全てのものの保証の代わりになされたものです。
過失、
もしくは厳格責任、
あらゆ
る怪我や販売会社の製品を使用した理由で,
直接的または、結果として生じる損害賠償や不備のあるサービスに含まれるこれらに限らず、法律理論の下においても、お客様やその他の方々に対しての責任は一切負いかねます。
著作権 2008
Johnstech International Corporation
仕様に関しての変更
書面において明示された許諾が出版元からない限り、全ての形式もしくはあらゆる電子的又は、機械的方法に含まれる写真複写や記録、情報記憶又は検索システムのよった著述の複製はできません。
Johnstech International と Johnstech ロゴは、Johnstech International
Corporationの登録商標です。
製品ファミリー名はJohnstech International Corporation の商標でもあります。

JOHNSTECH INTERNATIONAL CORPORATIONWorldwide Headquarters
1210 New Brighton Boulevard
Minneapolis, MN 55413-1641 USA
Tel: 612.378.2020
Fax: 612.378.2030
E-mail: info@johnstech.com
www.johnstech.com

Regional/Field Service Office — California, USA
2450 Scott BoulevardSanta Clara, CA 95050-2504
Tel: 408.448.2020
Fax: 408.448.2030
www.johnstechhelp.com

Regional/Field Service Office — Singapore
14 Robinson Road #13-00
Far East Finance Building
Singapore 048545
Tel: 65.6385.2389
Fax: 65.6323.1839

Field Service Office — Taiwan
9F, No. 522-1, Jingping Road
Jhonghe City, Taipei County
235 Taiwan
Tel: +886.2.2245.6413
Fax: +886.9.5213.2202

China &EU RoHS
Compliant

このメインテナンスとインスペクションガイドに関するご質問につきましては、
どうぞお近くのJohnstech代理店まで、お問い合わせください。
技術的なトラブルや問題点がある場合は、

www.johnstechhelp.com、オンラインサービスにて＂ Tech Help Form＂をご記入ください。

他の全ての商標はそれぞれの持主の所有物です。

(全てのお問い合わせにつきましては、二営業日以内に返答させていただきます。)

LIT 1418 10/08

又は、お近くのフィールドサービスオフィスまで、
お問い合わせ下さい。
（所在地／電話番号のご案内は、上記をご覧ください。）

ISO 9001:2000 Certified