Upute za upotrebu

LCD monitor u bojiVažnoPročitajte pažljivo ove "Upute za upotrebu" i "Priručnik za
instalaciju" (zasebno) kako bi se upoznali sa sigurnom i učinkovitom
upotrebom.
• Za prilagodbu i postavke monitora pogledajte "Priručnik za
instalaciju".
• Za najnovije informacije o proizvodu uključujući "Upute za
upotrebu", pogledajte našu web-stranicu:
www.eizoglobal.com

SIGURNOSNI SIMBOLIU ovom se priručniku i proizvodu koriste ispod navedeni sigurnosni simboli. Oni ukazuju na važne
informacije. Pažljivo ih pročitajte.

UPOZORENJE

OPREZ

Nepridržavanje informacija označenih
kao UPOZORENJE može imati za
posljedicu ozbiljne ozljede i ugroziti život.

Nepridržavanje informacija označenih kao
OPREZ može dovesti do umjerenih ozljeda i/ili
oštećenja imovine ili proizvoda.

Označava upozorenje ili oprez. Na primjer,

označava opasnost od strujnog udara.

Ukazuje na zabranjenu radnju. Na primjer,

znači "Zabranjeno rastavljanje".

Ovaj je proizvod posebno prilagođen za korištenje na području u kojem je izvorno isporučen. Ako se
proizvod koristi izvan tog područja, možda neće raditi kako je navedeno u specifikacijama.
Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, čuvati u sustavu za dohvaćanje podataka ili prenositi
u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, mehaničkim ili drugim, bez prethodnog pisanog odobrenja
korporacije EIZO.
Korporacija EIZO nema obvezu čuvanja povjerljivosti bilo kojeg dostavljenog materijala ili informacije, osim
ako tako nije dogovoreno pri prijemu takvih informacija od korporacije EIZO. Premda smo poduzeli sve
kako bismo osigurali da ovaj priručnik pruža ažurne informacije, napominjemo da se specifikacije monitora
tvrtke EIZO mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.

2

﻿MJERE OPREZAVAŽNO• Ovaj je proizvod posebno prilagođen za korištenje na području u kojem je izvorno isporučen. Ako
se ovaj proizvod koristi izvan tog područja, možda neće raditi kako je navedeno u specifikacijama.
• Pažljivo pročitajte ovaj odlomak i izjave koje se odnose na mjere opreza na monitoru radi osobne
zaštite i pravilnog održavanje.

Mjesto gdje su navedene mjere opreza

Simboli na jedinici
SimbolGlavna sklopka mrežnog
napajanja:
Glavna sklopka mrežnog
napajanja:
Gumb napajanja:

Ovaj simbol označava
Pritisnite da biste isključili mrežno napajanje monitora.
Pritisnite da biste uključili mrežno napajanje monitora.
Pritisnite da biste uključili ili isključili napajanje monitora.

Izmjenična struja
Upozorava na električnu opasnost
OPREZ:

Proučite „SIGURNOSNI SIMBOLI” (stranica 2).

WEEE oznaka:

Proizvod se mora odložiti odvojeno; materijali se mogu
reciklirati.

CE oznaka:Oznaka sukladnosti s propisima EU-a u skladu sodredbama Direktive Vijeća i/ili Uredbe (EU).

Proizvođač
Datum proizvodnje
Oprez: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja od strane ili po
narudžbi ovlaštenog zdravstvenog djelatnika.
Medicinski uređaj u EU
Uvoznik za EU
Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici

MJERE OPREZA

3

UPOZORENJE
Ako se iz jedinice počne širiti dim, ako miriše kao da nešto gori ili ako se čuje čudna buka, odmah
isključite sve priključke za napajanje i za savjet se obratite zastupniku tvrtke EIZO.
Pokušate li koristiti pokvarenu jedinicu može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja opreme.
Nemojte rastavljati jedinicu ni izvoditi preinake na njoj.
Otvaranje ormarića ili vršenje preinaka na jedinici može dovesti do požara, strujnog
udara i oštećenja opreme.
Prepustite svako servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju.
Nemojte pokušavati sami servisirati proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopaca može dovesti do požara,strujnog udara ili oštećenja opreme.
Držite sitne predmete ili tekućinu dalje od jedinice.
Sitni predmeti mogu slučajno upasti kroz ventilacijske otvore u ormarić i tekućina se možeizliti u ormarić što može za posljedicu imati požar, strujni udar ili oštećenje opreme. Ako
neki predmet upadne u ormarić/izlije se tekućina, odmah isključite jedinicu iz napajanja.
Prije ponovnog korištenja jedinicu treba provjeriti kvalificirani servisni inženjer.
Postavite jedinicu na čvrsto i stabilno mjesto.
Jedinica koja nije na odgovarajućoj podlozi može pasti, što može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme.
Ako jedinica padne, odmah isključite napajanje i potražite savjet od lokalnog zastupnika tvrtke EIZO.
Nemojte upotrebljavati oštećenu jedinicu. Upotreba oštećene jedinice može rezultirati požarom ili strujnim
udarom.
Koristite jedinicu na odgovarajućem mjestu.
U protivnom može nastati požar, strujni udar ili oštećenje opreme.
• Jedinicu nemojte držati vani.
• Jedinicu nemojte držati u prijevoznim sredstvima (brodovima, zrakoplovima, vlakovima,
automobilima i slično).
• Jedinicu nemojte držati u prašnjavoj ili vlažnoj okolini.
• Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje voda može poprskati zaslon (kupaonica, kuhinja islično).
• Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje para dolazi u izravan dodir sa zaslonom.
• Jedinicu nemojte držati u blizini uređaja koji proizvode toplinu ni u blizini ovlaživača zraka.
• Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje je izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Jedinicu nemojte držati u okolini sa zapaljivim plinom.
• Proizvod nemojte stavljati u okoline s korozivnim plinovima (kao što je sumporov dioksid,
sumporovodik, dušikov dioksid, klor, amonijak i ozon)• Proizvod nemojte stavljati u okoline s prašinom, komponentama koje ubrzavaju koroziju u
atmosferi (kao što su natrijev klorid i sumpor), vodljivim metalima i sličnim

Da biste izbjegli opasnost od gušenja, držite plastične vrećice za pakiranje izvan dohvata beba i djece.
Rabite priloženi kabel napajanja i spojite ga u standardnu strujnu utičnicu u svojoj zemlji.
Pridržavajte se nazivnog napona kabela napajanja. U protivnom može nastati požar ili strujni udar.
Napajanje: 100 - 240 Vac 50 / 60 Hz
Da biste odspojili kabel napajanja čvrsto uhvatite utikač i povucite.
Potezanje kabela može dovesti do požara ili strujnog udara.

Oprema mora biti spojena na uzemljenu mrežnu utičnicu.
U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.

4

MJERE OPREZAUPOZORENJE
Koristite ispravan napon.
• Jedinica je namijenjena za upotrebu isključivo pri određenom naponu. Spajanje na napon različit od onog
navedenom u ovim "Uputama za upotrebu" može prouzročiti požar, strujni udar i oštećenje opreme.
Napajanje: 100 - 240 Vac 50 / 60 Hz• Nemojte preopterećivati strujni krug jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.

Kabelom napajanja rukujte pažljivo.
• Ne postavljanje kabel ispod jedinice ili drugih teških predmeta.
• Nemojte vući ili vezati kabel.

Ako se kabel ošteti, prestanite ga koristiti. Korištenje oštećenog kabela može dovesti dopožara ili strujnog udara.
Operater ne smije dodirnuti pacijenta dok dira proizvod.
Ovaj proizvod nije namijenjen da ga diraju pacijenti.
Nikada nemojte dodirivati utikač i kabel napajanja ako počne grmjeti.
Dodirivanje može dovesti do strujnog udara.
Pri pričvršćivanju stalka s krakom pridržavajte se korisničkog priručnika za stalak s krakom iinstalirajte jedinicu na siguran način.
U suprotnom bi se jedinica mogla odvojiti, što može dovesti do ozljede i/ili oštećenja opreme. Prije instalacije
provjerite imaju li stolovi, zidovi i ostale površine na koje se monitor postavlja odgovarajuću mehaničku
snagu. Ako jedinica padne, potražite savjet od lokalnog predstavnika tvrtke EIZO. Nemojte upotrebljavati
oštećenu jedinicu. Upotreba oštećene jedinice može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Pri ponovnom
pričvršćivanju stalka s nagibom koristite iste vijke i čvrsto ih zategnite.
Oštećenu LCD ploču nemojte dirati golim rukama.
Tekući kristali su otrovni. Ako bilo koji dio vaše kože dođe u izravan dodir s pločom,
dobro ga isperite. Ako vam tekući kristali uđu u oči ili usta, odmah ih isperite velikomkoličinom vode i potražite liječničku pomoć.

MJERE OPREZA

5

OPREZ
Nikada nemojte gledati izravno u izvor svjetlosti pozadinskog osvjetljenja ili reflektora.
Mogle bi vas boljeti oči ili bi moglo doći do oštećenja vida.
Nemojte primjenjivati preveliku silu na nosač reflektora.
Savijanje ili uvijanje nosača na silu može dovesti do oštećenja ili kvara opreme.
Jedinicu pažljivo prenosite.
Pri premještanju jedinice odspojite kabel napajanja i druge kabele. Premještanje jedinice s priključenim
kabelom napajanja ili drugim kabelima opasno je i može rezultirati ozljedama.
Jedinicu nosite ili je postavite u skladu s navedenim ispravnim načinima.
• Prilikom pomicanja proizvoda čvrsto držite dno monitora.
• Monitori veličine 30 inča i više su teški. Prilikom raspakiravanja i/ili prijenosa monitora, pobrinite se da budu
uključene barem 2 osobe.
• Ako vaš model uređaja ima ručku na stražnjoj strani monitora, uhvatite i čvrsto držite dno i ručku monitora.

Ispuštanje jedinice može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme.

Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore na ormariću.
• Na ventilacijske otvore ne postavljajte nikakve predmete.
• Nemojte instalirati jedinicu na mjesto sa slabom ventilacijom ili premalo prostora.
• Jedinicu nemojte koristiti položenu ili okrenutu naopako.

Zaklanjanje ventilacijskih otvora sprječava pravilan protok zraka i može dovesti dopožara, strujnog udara ili oštećenja opreme.
Utikač nemojte dodirivati vlažnim rukama.
Inače može doći do strujnog udara.

Koristite pristupačnu strujnu utičnicu.
Tako ćete moći isključiti napajanje u slučaju problema.
Redovito čistite područje oko utikača i ventilacijskog otvora monitora.
Prašina, voda ili ulje na utikaču mogu dovesti do požara.
Prije čišćenja isključite jedinicu iz napajanja.
Čišćenje jedinice dok je priključena u strujnu utičnicu može dovesti do strujnog udara.
Ako jedinicu ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, nakon isključivanja sklopke napajanja isključite
kabel napajanja iz zidne utičnice radi sigurnosti i uštede energije.
Odložite ovaj proizvod u skladu s lokalnim ili nacionalnim zakonima države u kojoj se nalazite.
Za korisnike na području EGP-a i Švicarske:
Svaki ozbiljni incident u vezi s uređajem treba se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države
članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

6

MJERE OPREZAObavijesti uz ovaj monitor
Indikacije za upotrebu
Predviđena je namjena ovog proizvoda prikazivanje radioloških slika (uključujući digitalnu mamografiju
punog polja i digitalnu tomosintezu dojke) namijenjenih za pregled, analizu i dijagnostiku koje provodeosposobljeni medicinski stručnjaci.
Pažnja• Mamografske slike sažete uz gubitak kvalitete ne smiju se pregledavati radi tumačenja primarnih slika.
Mamografske slike smiju se tumačiti samo uz uporabu prikaza koji je odobrila američka Agencija za hranu ilijekove (FDA) i koji ispunjava tehničke specifikacije koje je provjerila i prihvatila navedena agencija.
• Proizvod možda neće imati važeće jamstvo za bilo koje druge upotrebe osim onih opisanih u ovom priručniku.
• Specifikacije navedene u ovom priručniku primjenjuju se samo kada se koristi sljedeće:- Kabeli napajanja isporučeni uz proizvod- Navedeni signalni kabeli• Uz ovaj proizvod koristite samo one dodatne proizvode koje smo mi proizveli ili naveli.

Mjere opreza za uporabu• Dijelovi (poput LCD panela i ventilatora) mogu se pokvariti uslijed dugotrajnih razdoblja uporabe.
Redovito provjeravajte funkcioniraju li normalno.
• Kad se slika na zaslonu promijeni nakon što se dulje vrijeme prikazivala ista slika, slika može ostati u
pozadini. Koristite čuvar zaslona ili funkciju uštede energije da biste izbjegli prikazivanje iste slike tijekom
duljeg vremenskog razdoblja. Ovisno o slici, može se pojaviti pozadinska slika čak i ako je prikazana
tijekom kraćeg vremenskog razdoblja. Da biste uklonili takvu pojavu, promijenite sliku ili pričekajte danapajanje ostane isključeno nekoliko sati.
• Potrebno je oko nekoliko minuta da se stabilizira zaslon monitora. Prije upotrebe monitora pričekajte
nekoliko minuta ili dulje nakon što ste uključili monitor ili ga ponovno aktivirali iz štednog načina rada.
• Ako monitor radi neprekidno tijekom dugog razdoblja, mogu se pojaviti tamne mrlje ili se slika možetrajno zadržati. Da biste maksimalno produljili vijek trajanja monitora, preporučujemo da redovito
isključujete monitor.
• Pozadinsko svjetlo LCD ploče ima ograničen vijek trajanja. Ovisno o uzroku korištenja, takvo korištenje
tijekom dugih neprekidnih razdoblja može prouzročiti da se pozadinsko svjetlo ranije istroši i da je
potrebna njegova zamjena. Ako se zaslon zatamni ili počne treperiti, kontaktirajte lokalnog zastupnika
tvrtke EIZO.
• Na zaslonu se mogu prikazati oštećeni pikseli ili mali broj svijetlih točaka. Razlog tomu su karakteristikesame ploče, a ne kvar proizvoda.
• LCD ploču ili rubove okvira nemojte čvrsto pritiskati jer to može dovesti do neispravnog prikaza, poput
uzoraka interferencije itd. Ako se na površinu LCD ploče stalno primjenjuje pritisak, može doći do
oštećenja tekućih kristala ili LCD ploče. (Ako na ploči ostanu tragovi pritiska, ostavite monitor neko
vrijeme s crnim ili bijelim zaslonom. Simptom će možda nestati).
• LCD ploču nemojte grebati ni pritiskati oštre predmete uz nju jer to može dovesti do oštećenja LCD
ploče. Nemojte brisati ploču papirnatim maramicama jer to može ostaviti ogrebotine na ploči.
• Nemojte dodirivati ugrađeni kalibracijski senzor (integrirani prednji senzor). Tako možete smanjiti točnost
mjerenja ili oštetiti opremu.
• U zavisnosti od okruženja, vrijednost koju izmjeri ugrađeni senzor osvjetljenja može se razlikovati odvrijednosti prikazane na samostalnom mjeraču osvjetljenja.
• Ako je monitor hladan pa se unese u prostoriju ili sobna temperatura naglo poraste, na unutarnjim ivanjskim površinama monitora može se pojaviti kondenzacija. U tom slučaju nemojte uključivati monitor.
Pričekajte da kondenzacija nestane jer u protivnom može doći do oštećenja monitora.

Obavijesti uz ovaj monitor

7Da bi monitor dugo radio● Kontrola kvalitete• Na kvalitetu zaslona monitora utječe razina kvalitete ulaznih signala i degradacija proizvoda.
Obavljajte vizualne provjere i testove periodične konstantnosti kako bi se bilo sukladno s
medicinskim standardima/smjernicama prema vašoj primjeni te obavljajte kalibraciju po potrebi.
Upotreba softvera kontrole kvalitete monitora RadiCS omogućava vam provedbu kontrole kvalitete
na visokoj razini koja ispunjava medicinske standarde/smjernice.
• Potrebno je oko 15 minuta (u našim uvjetima mjerenja) da se stabilizira prikaz na monitoru. Nakon
uključivanja monitora ili ponovnog aktiviranja monitora iz štednog načina rada pričekajte 15 minuta
ili dulje pa tek onda provedite različita ispitivanja kontrole kvalitete, kalibraciju ili podešavanje
zaslona monitora.
• Preporučujemo da monitore namjestite na preporučenu ili nižu svjetlinu da bi se smanjile promjene
u osvjetljenju koje prouzrokuje dugoročna uporaba i da bi se zadržala stabilna svjetlina.
• Kako biste prilagodili rezultate mjerenja integriranog kalibracijskog senzora (integrirani prednji
senzor) rezultatima vanjskog senzora EIZO (senzor UX1 ili UX2) koji se prodaje odvojeno, izvedite
korelaciju između integriranog prednjeg senzora i vanjskog senzora uporabom RadiCS / RadiCS
LE. Periodička korelacija omogućuje vam održavanje točnosti mjerenja integriranog prednjeg
senzora na razini koja je jednaka onoj vanjskog senzora.
Pažnja• Status zaslona monitora može se neočekivano promijeniti zbog pogreške u radu ili neočekivane promjene
postavke. Nakon podešavanja zaslona monitora preporučuje se da monitor upotrebljavate sa zaključanim
kontrolnim gumbima. Pojedinosti o postavljanju potražite u Priručniku za instalaciju (na CD-ROM-u).

● Čišćenje

Preporučuje se povremeno čišćenje da bi se održao nov izgled monitora i produljio njegov radni vijek.
Pažljivo obrišite prljavštinu s površine ormara ili ploče mekom krpicom natopljenom malom količinom
vode ili jednom od kemijskih otopina navedenih u nastavku ili sredstvom ScreenCleaner (dodatni
proizvod koji se prodaje zasebno).

Kemijska sredstva koja se mogu upotrebljavati za čišćenje
Naziv materijala

EtanolIzopropilni alkohol
Alkildiaminoetilglicin
GlutaralGlutaralNaziv proizvoda

EtanolIzopropilni alkohol
Tego 51
Sterihyde
Cidex Plus28Pažnja• Ne upotrebljavajte često kemijska sredstva. Kemijska sredstva poput alkohola ili antiseptičkih sredstava mogu
prouzročiti promjene u sjaju premaza uređaja, gubljenje ili blijeđenje boje ormarića ili ploče te pogoršanje
kvalitete slike.
• Za čišćenje nikada nemojte koristiti razrjeđivač, benzen, vosak ili abrazivno sredstvo koji mogu oštetiti
ormarić ili ploču.
• Pazite da kemijska sredstva ne dođu u izravan kontakt s monitorom.

Za ugodno korištenje monitora• Dugotrajno gledanje u monitor zamara oči. Napravite stanku od 10-ak minuta svakih sat vremena.
• Gledajte u zaslon s odgovarajuće udaljenosti i pod odgovarajućim kutom.

8

Obavijesti uz ovaj monitor

SADRŽAJ
MJERE OPREZA..................................................... 3VAŽNO........................................................................ 3

Obavijesti uz ovaj monitor.................................... 7
Indikacije za upotrebu.............................................. 7
Mjere opreza za uporabu.......................................... 7
Da bi monitor dugo radio......................................... 8● Kontrola kvalitete.............................................. 8● Čišćenje........................................................... 8

Za ugodno korištenje monitora............................... 8SADRŽAJ................................................................ 9
Poglavlje 1 Uvod................................................ 10
1-1.
1-2.

●

1-3.

Značajke.........................................................10Sadržaj pakiranja..........................................13
Disk s uslužnim programima za LCD
monitor tvrtke EIZO.........................................13
Upravljanje i funkcije....................................15

Poglavlje 2 Ugradnja/Spajanje......................... 16
2-1.

Prije ugradnje proizvoda..............................16

2-2.

Spajanje kabela.............................................16

2-3.

Pričvršćivanje i uklanjanje RadiLight
Focus (reflektor)............................................18

2-4.

Uključivanje napajanja.................................19

2-5.

Prilagodba visine i kuta zaslona.................19

2-6.

Ugradnja pokrova kabela............................ 20

2-7.

Upotreba pozadinskog osvjetljenja
RadiLight Area/reflektora RadiLight
Focus..............................................................21● Zahtjevi za ugradnju........................................16

Poglavlje 3 Nema slike...................................... 22
Poglavlje 4 Specifikacije................................... 23
4-1.

Popis specifikacija....................................... 23

4-2.

Kompatibilne razlučivosti........................... 24

4-3.

Dodatni pribor.............................................. 25

Dodatak................................................................. 26
Medicinska norma................................................... 26
EMK podaci.............................................................. 27SADRŽAJ

9

Poglavlje 1 Uvod
Hvala vam što ste odabrali LCD monitor u boji tvrtke EIZO.

1-1. Značajke

● Prikazivanje slika visoke kvalitete i visoke razlučivosti
4200 x 2800: Slike se prikazuju samo pomoću jednog kabela DisplayPort. (DisplayPort verzija 1.4)

● Hibridni monokromatski prikaz i prikaz u boji
Kada je omogućena funkcija Hybrid Gamma PXL (Hibridne game PXL), ovaj proizvod automatski
razlikuje monokromatske dijelove i dijelove u boji iste slike na razini piksela te ih prikazuje u za njihoptimalnim gradacijama.

● Visoka razina slobode rasporeda
Ovaj proizvod posjeduje funkcije PbyP (Picture by Picture) i PinP (Picture in Picture) koje mogu
prikazati najviše tri signala istovremeno.

Jednostruko

PbyP

Jednostruko + PinP

PbyP + PinP

Monitor pruža funkciju One Cable PbyP, koja prikazuje slike u načinu PbyP korištenjem samo jednog
kabela DisplayPort.
HDMI ulaz sada je dostupan na serijama RadiForce. Način PinP omogućuje vam prikaz slika iz
drugog izvora, kao što je prijenosno računalo.

10

Poglavlje 1 Uvod

● Dostupna je funkcija osvjetljenja (RadiLight)
RadiLight Area (pozadinsko osvjetljenje): RadiLight Area je ugrađena funkcija pozadinskog
osvjetljenja monitora. Njome se prostorija neizravno osvjetljava sa stražnje strane monitora, štokorisnicima omogućuje učinkovito tumačenje slika čak i na tamnim mjestima.
RadiLight Focus (reflektor): RadiLight Focus je uklonjivi reflektor. On osvjetljava ruke korisnika dokčita dokumente ili tipka na tipkovnici.

RadiLight Area

RadiLight Focus● Dizajn za uštedu na prostoru
Monitor posjeduje dva gornja ulaza za USB. Možete koristiti dva računala s jednim kompletom USBuređaja (miš, tipkovnica itd.) prebacivanjem između računala.

Poglavlje 1 Uvod

11

● Korištenje monitora s mišem i tipkovnicom
Zahvaljujući softveru za kontrolu kvalitete monitora RadiCS/RadiCS LE sljedeće radnje koje seodnose na monitor možete obavljati pomoću miša i tipkovnice.
• Prebacivanje između načina rada CAL Switch• Prebacivanje između ulaznih signala• Prikazivanje ili skrivanje PinP podzaslona (Hide-and-Seek)• Prebacivanje između računala koja se koriste za USB uređaje (Switch-and-Go)• Uključivanje/isključivanje pozadinskog osvjetljenja RadiLight Area i podešavanje svjetline
Napomena• Softver RadiCS/RadiCS LE omogućava vam da prikažete ili sakrijete PinP podzaslon i istodobno seprebacujete između računala koja se koriste za upravljanje USB uređajima. Više informacija o postupku
postavljanja potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS / RadiCS LE.

● Kontrola kvalitete• Monitor ima ugrađeni kalibracijski senzor (integrirani prednji senzor). Ovaj senzor omogućuje
monitoru obavljanje kalibracije (SelfCalibration) i provjeru sivih tonova zasebno.

• Ako koristite RadiCS LE koji se isporučuje uz monitor, možete upravljati poviješću za monitor, kao iciljem za SelfCalibration i rasporedom provedbe.
• Softver za kontrolu kvalitete monitora RadiCS omogućava vam provedbu kontrole kvalitete koja
ispunjava medicinske standarde/smjernice.

12

Poglavlje 1 Uvod

1-2. Sadržaj pakiranja
Provjerite sadrži li pakiranje sve sljedeće stavke. Ako bilo koja od ovih stavki nedostaje ili je oštećena,kontaktirajte svog dobavljača ili lokalnog zastupnika tvrtke EIZO.
Napomena• Preporučljivo je da kutiju i ambalažni materijal sačuvate kako bi se mogli koristiti za premještanje ili prijenos
ovog proizvoda.
• Monitor• Kabel napajanja• Kabel digitalnog signala: PP300-V14 x 2
DisplayPort - DisplayPort• USB kabel: UU300 x 2• Pokrov kabela (lijevi)• Pokrov kabela (desni)• Disk s uslužnim programima za LCD monitor
tvrtke EIZO (CD-ROM)• Upute za upotrebu• Kabel digitalnog signala: HH200PR x 1
HDMI – HDMI

● Disk s uslužnim programima za LCD monitor tvrtke EIZO

CD-ROM sadrži sljedeće stavke. Postupke pokretanja softvera ili referentne postupke datoteka
potražite u datoteci "Readme.txt" na disku.
• Datoteka Readme.txt• Softver za kontrolu kvalitete monitora RadiCS LE (za Windows)• Korisnički priručnik
Priručnik za ugradnju monitora
Korisnički priručnik za RadiCS LE• Vanjske dimenzije

RadiCS LE
RadiCS LE vam omogućava da obavljate sljedeće radnje kontrole kvalitete i radnje povezane s
monitorom. Više informacija o postupku postavljanja potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS
LE.

Kontrola kvalitete• Obavljanje kalibracije• Prikazivanje rezultata testa u obliku popisa i izrada izvješća o testu• Postavljanje cilja za SelfCalibration i rasporeda provedbe

Radnje povezane s monitorom• Prebacivanje između načina rada CAL Switch• Prebacivanje između ulaznih signala• Prikazivanje ili skrivanje PinP podzaslona (Hide-and-Seek)• Prebacivanje između računala koja se koriste za USB uređaje (Switch-and-Go)• Ulazak u štedni način rada (Backlight Saver)Pažnja• Specifikacije RadiCS LE podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju RadiCS LE možete
preuzeti s naše web stranice. www.eizoglobal.com

Poglavlje 1 Uvod

13

Upotreba softvera RadiCS LE
Informacije o instalaciji i upotrebi softvera RadiCS LE potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS
LE (na CD-ROM-u).
Pri uporabi softvera RadiCS LE povežite monitor s računalom isporučenim USB kabelom. Više
informacija o povezivanju s monitorom potražite u dijelu „2-2. Spajanje kabela” (stranica 16).

14

Poglavlje 1 Uvod

1-3. Upravljanje i funkcije
1

2
6

Približno 30°

7
8
9
11

10

3

4

5

12

13

14

15

16

1. Integrirani prednji
senzor (prenosivi)

Ovaj senzor koristi se za obavljanje kalibracije i provjere sivih tonova.

2. Senzor sobnog svjetla

Ovaj senzor mjeri osvjetljenje u okolini. Mjerenje osvjetljenja u okolini obavlja se
pomoću softvera za kontrolu kvalitete RadiCS / RadiCS LE.

3. RadiLight Focus

Uklonjivi reflektor.

4. Sklopke rada

Prikazuje funkcijski vodič. Postavite izbornike u skladu s funkcijskim vodičem.

5. Prekidač

Uključuje ili isključuje napajanje.
Kad uključite napajanje, zasvijetlit će pokazivač sklopke. Pokazivač mijenja boju
ovisno o radnom stanju monitora.
Zelena žaruljica: normalan način rada, narančasta žaruljica: štedni način rada,
isključena žaruljica: isključen monitor/isključeno mrežno napajanje

6. RadiLight AreaUgrađena funkcija pozadinskog osvjetljenja monitora. Njome se prostorija neizravno
osvjetljava sa stražnje strane monitora.

7. Postolje

Mogu se podešavati visina i kut.

8. Donji ulaz za USBPovežite ga s USB uređajem.

9. Priključnica reflektora

Upotrebljava se za spajanje reflektora RadiLight Focus.

10. Utor za sigurnosnu
bravu

U skladu sa sigurnosnim sustavom MicroSaver tvrtke Kensington.

11. Držač kabelaDrži kabele monitora.

12. Glavna sklopkamrežnog napajanja

Uključuje ili isključuje mrežno napajanje.
: Isključeno, : Uključeno

13. Priključnica napajanja

Spaja kabel napajanja.

14. HDMI priključnica

Spojite je s računalom. Podržan je prikaz podzaslona PinP.

15. DisplayPort
priključnica

Spojite je s računalom.
: Podržani su jedan prikaz, One Cable PbyP i prikaz lijevog prozora za PbyP.
: Podržani su jedan prikaz, prikaz desnog prozora za PbyP i prikaz podzaslona zanačin PinP.

16. Gornji ulaz za USBPovežite ovaj ulaz s računalom kada koristite softver koji zahtijeva USB povezivanje
ili povežite USB uređaj (periferni uređaj koji podržava USB) na donji ulaz za USB.

Poglavlje 1 Uvod

15

Poglavlje 2 Ugradnja/Spajanje
2-1. Prije ugradnje proizvodaPažljivo pročitajte „MJERE OPREZA” (stranica 3) i uvijek pratite upute.
Ako ovaj proizvod smjestite na lakirani stol, boja može prianjati za dno postolja zbog sastava gume. Prije
upotrebe provjerite površinu stola.

● Zahtjevi za ugradnju

Ako monitor montirate na stalak, osigurajte dovoljno prostora na bočnim stranama te iznad i iza monitora.
Pažnja• Postavite monitor tako da nikakvo svjetlo ne ometa prikaz na zaslonu.

2-2. Spajanje kabelaPažnja• Provjerite jesu li monitor, računalo i periferni uređaji isključeni.
• Prilikom zamjene trenutačnog monitora ovim monitorom prije spajanja računala pogledajte „4-2. Kompatibilnerazlučivosti” (stranica 24) da biste promijenili računalne postavke za razlučivost i frekvenciju vertikalnog
skeniranja na one koje su dostupne za ovaj monitor.

1. Spajanje signalnih kabela.

Provjerite oblik priključnica i spojite kabele.
Jedan zaslon

Signalni kabel: PP300-V14

Pažnja• Ako je kabele teško umetnuti, prilagodite kut zaslona.
• Prema zadanim postavkama prikazuje se ulazni signal za . Da biste spojili kabel na, trebate promijeniti"Input" (Ulaz) u izborniku "Settings" (Postavke) na "DisplayPort 2". Za pojedinosti pogledajte Priručnik za
instalaciju (na CD-ROM-u).

16

Poglavlje 2 Ugradnja/Spajanje

PbyP zaslon (dva zaslona)Pažnja• Kada koristite monitor za PbyP prikaz, morate postaviti "Input" (Ulaz) u izborniku "Settings" (Postavke) daodabere kombinaciju signala koja će se prikazivati. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (naCD-ROM-u).
• Da biste koristili One Cable PbyP, spojite kabel na . Priključnice osim
ne podržavaju One Cable PbyP.
• Kada koristite monitor u načinu rada PbyP za prikaz slika s dva računala, upotreba nekih funkcija kontrole
kvalitete, kao što je kalibracija, može biti ograničena.

Za DisplayPort 1 / DisplayPort 2

Za One Cable PbyP

Signalni kabel:
PP300-V14

Signalni kabel:
PP300-V14

Signalni kabel: PP300-V14

PinP zaslon (podzaslon)

Signalni kabel:
HH200PR
Signalni kabel: PP300-V14*Primjer podzaslona koji upotrebljava HDMI
Pažnja• Za prikaz podzaslona spojite kabel na ulaznu priključnicu

ili.

• Signali koji se mogu prikazati na podzaslonu razlikuju se ovisno o signalima koji se prikazuju na glavnom
zaslonu. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
Poglavlje 2 Ugradnja/Spajanje

17

2. Uključite električni kabel u utičnicu i električnu priključnicu na monitoru.
Potpuno umetnite kabel napajanja u monitor.

3. Spojite USB kabel na gornji ulaz za USB na monitoru i na donji ulaz na računalu.
Kabelska priključnica potrebna je kada upotrebljavate softver RadiCS/RadiCS LE ili kada spajate
USB uređaj (periferni uređaj spojen USB-om) na monitor.

USB kabel: UU300

Pažnja• Prilikom povezivanja monitora s računalom na kojem je instaliran RadiCS/RadiCS LE, povežite kabel na.
• Skinite kapicu prije upotrebe.

2-3. Pričvršćivanje i uklanjanje RadiLight Focus (reflektor)
RadiLight Focus (reflektor) može se ukloniti.

12

Da biste ga uklonili, zakrenite područje spojeno na monitor u smjeru prikazanom u točki 1 na slici i
izvucite ga.
Da biste ga pričvrstili, samo ga spojite na monitor bez zakretanja. Može se postaviti samo dijagonalno
prema dolje.

18

Poglavlje 2 Ugradnja/Spajanje

2-4. Uključivanje napajanja
1. Dodirnite

za uključivanje napajanja monitora.

Pokazivač sklopke napajanja na monitoru zasvijetlit će zeleno.
Ako pokazivač ne zasvijetli, pogledajte „Poglavlje 3 Nema slike” (stranica 22).
Napomena• Kada dodirnete bilo koji gumb osim
dok je napajanje monitora isključeno,znali gdje se nalazi sklopka napajanja.

počinje treperiti kako biste

2. Uključite računalo.

Pojavljuje se slika zaslona.
Ako se slika ne pojavi, dodatni savjet potražite u „Poglavlje 3 Nema slike” (stranica 22).
Pažnja• Za maksimalnu uštedu energije preporučujemo da gumb napajanja bude isključen. Kada ne upotrebljavatemonitor, isključite izvor glavnog napajanja ili odvojite utikač za napajanje radi sigurnog prekida napajanja.
Napomena• Da bi se maksimalno produžio vijek trajanja monitora smanjenjem degradacije svjetline te da bi se smanjila
potrošnja energije, obavite sljedeće:- Upotrijebite funkciju za uštedu energije na računalu ili monitoru.
- Isključite monitor nakon upotrebe.

2-5. Prilagodba visine i kuta zaslonaDržite gornji i donji ili lijevi i desni rub monitora objema rukama i prilagodite visinu, nagib i zakrenutost
zaslona u optimalan položaj za obavljanje zadataka.

Pažnja• Nakon završetka podešavanja, provjerite jesu li svi kabeli pravilno povezani.
• Nakon podešavanja visine i kuta provucite kabele kroz držač kabela.
• Ako podesite kut monitora s pričvršćenim reflektorom, pripazite da ne primjenjujete silu na reflektor. Time biste
mogli oštetiti priključnicu ili nosač.

Poglavlje 2 Ugradnja/Spajanje

192-6. Ugradnja pokrova kabela
1. Postavite kabele u držač kabela.

2. Postavite pokrov kabela.

Primjer: Ugradnja pokrova kabela (desni)Pažnja• Pravilno postavite pokrov da biste osigurali ventilaciju unutar monitora.
Napomena• Da skinete pokrov kabela, povucite ga prema sebi.

20

Poglavlje 2 Ugradnja/Spajanje

2-7. Upotreba pozadinskog osvjetljenja RadiLight Area/
reflektora RadiLight Focus
1. Provjerite jesu li monitor i računalo uključeni.
2. Sklopke rada uključuju/isključuju RadiLight Area i RadiLight Focus. Podesite
svjetlinu za RadiLight Area.

RadiLight Area
Više/manje svjetline,
uključeno/isključeno

RadiLight Focus
uključen/isključenPažnja• Boje i svjetlina LED svjetala nisu dosljedni čak ni među proizvodima istog modela.
• RadiLight Area možda neće dovoljno osvijetliti prostoriju u sljedećim uvjetima.
- Ako postoji relativno velika udaljenost između proizvoda i zida ili stropa- Ako je materijal koji se upotrebljava za zid ili strop nereflektirajuć ili tamne boje
• Pri promjeni smjera reflektora RadiLight Focus podesite kut pomoću nosača zajedno s vrhom reflektora.
Napomena• Pojedinosti o postavljanju pozadinskog osvjetljenja RadiLight Area potražite u Priručniku za instalaciju (naCD-ROM-u).

Poglavlje 2 Ugradnja/Spajanje

21

Poglavlje 3 Nema slike
Problem
1. Nema slike• Pokazivač sklopke napajanja ne svijetli• Provjerite je li kabel napajanja ispravno spojen.
• Uključite mrežnu sklopku.
• Dodirnite .
• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.

• Pokazivač sklopke napajanja svijetli: Zeleno• Povećajte "Brightness" (Svjetlina), "Contrast" (Kontrast) ili"Gain" (Pojačanje) u izborniku "Settings" (Podešavanja).
Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CDROM-u).
• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.

• Pokazivač sklopke napajanja svijetli:
Narančasto• Prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik
za instalaciju (na CD-ROM-u).
• Pomaknite miš ili pritisnite neku tipku na tipkovnici.
• Provjerite je li računalo uključeno.
• Provjerite je li signalni kabel ispravno spojen. Spojite
signalne kabele na priključnice odgovarajućeg ulaznog
signala.
• Ako je signalni kabel priključen na DisplayPort, pokušajte
mijenjati DisplayPort verziju. Za pojedinosti pogledajte
Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.

• Pokazivač sklopke napajanja treperi:
Narančasto, zeleno• Povežite putem signalnog kabela prema specifikacijama
EIZO. Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo
uključite.
• Ako je signalni kabel povezan na DisplayPort 1 (),
pokušajte prebaciti verziju DisplayPorta. Za pojedinosti
pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).

2. Pojavljuje se poruka ispod.

22

Moguć uzrok i rješenje

Ova poruka pojavljuje se kada signal nema ispravan ulaz iako
monitor radi ispravno.

• Ova poruka pojavljuje se kada nema ulazasignala.
Primjer:• Poruka prikazana lijevo može se pojaviti jer neka računala
nemaju izlaz signala odmah nakon uključivanja.
• Provjerite je li računalo uključeno.
• Provjerite je li signalni kabel ispravno spojen. Spojite
signalne kabele na priključnice odgovarajućeg ulaznog
signala.
• Prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik
za instalaciju (na CD-ROM-u).
• Pokušajte promijeniti verziju DisplayPorta. Za pojedinosti
pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.

• Poruka pokazuje da je ulazni signal izvan
navedenog frekvencijskog raspona.
Primjer:• Provjerite je li računalo konfigurirano tako da odgovara
razlučivosti i frekvenciji vertikalnog skeniranja monitora(pogledajte „4-2. Kompatibilne razlučivosti” (stranica 24)).
• Ponovo podignite sustav računala.
• Odaberite odgovarajuću postavku pomoću uslužnog
programa grafičke kartice. Više informacija potražite u
Korisničkom priručniku grafičke ploče.

Poglavlje 3 Nema slikePoglavlje 4 Specifikacije
4-1. Popis specifikacija
Vrsta
LCD ploča

RX1270:RX1270-AR:

Protiv odsjaja
Protiv odraza

Vrsta

U boji (IPS)

Pozadinsko osvjetljenje

LED

Veličina

78,4 cm (30,9 inča)

Razlučivost (H x V)

4200 × 2800

Veličina prikaza (H x V)

652,7 mm × 435,1 mm

Veličina piksela

0,1554 mm

Boje prikaza

10-bitne boje (DisplayPort): Do 1073,74 milijuna boja (iz palete od
543 milijarde boja)
8-Bitne boje (DisplayPort*1 / HDMI): 16,77 milijuna boja (iz palete
od 543 milijarde boja)

Videosignali

USB
Napajanje

Fizičkespecifikacije

Kutovi prikaza(H / V, tipično)

178˚ / 178˚

Preporučena svjetlina

500 cd/m2

Vrijeme odgovora(tipično)12 ms (crno -> bijelo -> crno)

Ulazni priključci

DisplayPort × 2, HDMI × 1

Frekvencija horizontalnog DisplayPort:skeniranja
HDMI:

31 kHz – 175 kHz

Frekvencija vertikalnog
skeniranja*2

DisplayPort:

29 Hz – 61 Hz (720 × 400 : 69 Hz – 71 Hz)

HDMI:

59 Hz – 61 Hz (720 × 400 : 69 Hz – 71 Hz)

Način sinkronizacije
okvira29,5 Hz – 30,5 Hz, 59 Hz – 61 Hz

Točkasti sat

DisplayPort:

25,0 MHz – 765 MHz

HDMI:

25,0 MHz – 260 MHz

31 kHz – 160 kHz

Ulaz

Gornji ulaz × 2, donji ulaz × 3

Standard

USB Specification Revision 2.0

Ulaz

100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz 1,90 – 0,85 A

Maksimalna potrošnja
energije

188 W ili manjeŠtedni način rada

2,0 W ili manje*3

Stanje čekanja

2,0 W ili manje*4

Dimenzije (Š × V × D)

689,8 mm × 508 mm – 608 mm × 225 mm (nagib: 0˚)

Dimenzije (Š × V × D) (bez 689,8 mm × 476 mm × 88,6 mm
postolja)
Neto težina

Približno 15,6 kg

Neto težina
(bez postolja)

Približno 11,5 kg

Raspon prilagodbe visine 100 mm (nagib: 0˚)

Okolišni uvjeti za
rad

Nagib

Gore 30˚, dolje 5˚Zakretanje

70˚

Temperatura

0 ˚C – 35 ˚C (32 ˚F – 95 ˚F)Vlažnost

20% – 80% R. V. (bez kondenzacije)

Tlak zraka

540 hPa – 1060 hPa

Poglavlje 4 Specifikacije23

Okolišni uvjeti
za prijevoz/
skladištenje

Temperatura-20 ˚C – 60 ˚C (-4 ˚F – 140 ˚F)Vlažnost

10% – 90% R. V. (bez kondenzacije)

Tlak zraka

200 hPa – 1060 hPa*1 Tijekom prikaza podzaslona PinP
*2 Podržana frekvencija vertikalnog skeniranja varira ovisno o razlučivosti. Za više informacija pogledajte „4-2.
Kompatibilne razlučivosti” (stranica 24).
*3 Kada se upotrebljava ulaz DisplayPort 1, gornji ulaz za USB nije spojen, "Input" (Ulaz) postavljen je na"Single DisplayPort 1", "Power Save" (Ušteda energije) postavljeno je na "High" (Visoka), "DP Power Save" (DPušteda energije) postavljeno je na "On" (Uključeno), "DisplayPort 1" postavljeno je na "Version 1.2" (Verzija
1.2), "DisplayPort 2" postavljeno je na "Version 1.2" (Verzija 1.2) i nema priključenog vanjskog opterećenja
*4 Gornji ulaz za USB nije spojen, "DP Power Save" (DP ušteda energije) postavljeno je na "On" (Uključeno),"DisplayPort 1" postavljeno je na "Version 1.2" (Verzija 1.2), "DisplayPort 2" postavljeno je na "Version 1.2"
(Verzija 1.2) i nema priključenog vanjskog opterećenja

4-2. Kompatibilne razlučivosti
Monitor podržava sljedeće razlučivosti. Informacije o kompatibilnim razlučivostima PinP podzaslona
potražite u Priručniku za instalaciju.
√: Podržano
Vertikalna
frekvencija(Hz)Ver. 1.4

Ver. 1.2

Dva zaslona(PbyP)

640 × 480

60

√

√

√

720 × 400

70

√

√

√

720 × 480

60

-

-

-

Jedan zaslon

800 × 600

60

√

√

√

1024 × 768

60

√

√

√

1200 × 1600

60

-

-

-

1200 × 1920

60

-

-

-

1280 × 1024

60

√

√

√

1280 × 720

60

-

-

-

1440 × 2560

60

-

-

-

1600 × 1200

60

√

√

√

1920 × 1080

60

-

-

-

1920 × 1200

60

-

-

-

2096 × 2800

30

-

-

√

2096 × 2800

60

-

-

√

2100 × 2800

30

-

-

√

2100 × 2800

60

-

-

√*1

2560 × 1440

60

-

-

-

3840 × 2160

30

√

√

-

3840 × 2160

60

√

√

-

4096 × 2160

30

√

√

-

4096 × 2160

60

√

√

-

4200 × 2800

30

√

√

-

45

-

√

*1

-

60

*1

-

-

4200 × 2800
4200 × 2800
*1 Preporučena razlučivost

24

DisplayPort

Razlučivost(H x V)

Poglavlje 4 Specifikacije√

4-3. Dodatni pribor
Sljedeća dodatna oprema prodaje se odvojeno.
Za najnovije informacije o dodatnoj opremi i informacije o najnovijoj kompatibilnoj grafičkoj kartici
pogledajte našu web-stranicu. www.eizoglobal.com
Komplet za kalibraciju

RadiCS UX2 Ver.5.0.4 ili noviji
RadiCS Version Up Kit Ver.5.0.4 ili noviji

Softver za mrežno QC upravljanje

RadiNET Pro Ver.5.0.4 ili noviji

Pribor za čišćenje

ScreenCleaner

Nosač za tanki klijent ili mini računalo

PCSK-R1

Poglavlje 4 Specifikacije

25

DodatakMedicinska norma• Bit će osigurano da konačni sustav bude u skladu sa zahtjevom IEC60601-1-1.
• Električna oprema može emitirati elektromagnetske valove koji mogu utjecati na monitor,ograničavati njegov rad ili rezultirati njegovim kvarom. Ugradite opremu u kontroliranom okruženju ukojem nema takvih efekata.

Klasifikacija opreme-

26

Vrsta zaštite od strujnog udara : Klasa I
EMK klasa: IEC60601-1-2 Grupa 1 Klasa B
Klasifikacija medicinskog uređaja (EU): Klasa I
Način rada : Neprekidno
IP Klasa : IPX0

DodatakEMK podaci
Serija RadiForce posjeduje performanse koje prikazuju medicinske slike na odgovarajući način.

Okruženja za predviđenu namjenu
Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u okruženjima navedenim u nastavku.
• Stručne zdravstvene ustanove, kao što su klinike i bolnice
Sljedeća okruženja nisu prikladna za seriju RadiForce:• kućna zdravstvena okruženja
• okruženja u blizini visokofrekventne kirurške opreme kao što su elektrokirurški noževi
• okruženja u blizini kratkovalnih instrumenata za liječenje
• prostorije zaštićene od RF zračenja u kojima se nalazi medicinska oprema za MR• zaštićena posebna okruženja
• vozila, uključujući vozila hitne pomoći• druga posebna okruženjaUPOZORENJE
Serija RadiForce zahtijeva posebne mjere opreza u vezi s EMK i mora biti ugrađena. Morate pažljivo
pročitati dijelove „EMK podaci“ i „MJERE OPREZA“ u ovom dokumentu te se pridržavati sljedećih
uputa prilikom ugradnje i upotrebe proizvoda.
Serija RadiForce ne smije se upotrebljavati u blizini ili zajedno s drugom opremom. Ako su upotreba
u blizini ili zajednička upotreba nužne, oprema ili sustav trebaju se promatrati kako bi se potvrdio
normalan rad u konfiguraciji u kojoj će se upotrijebiti.
Kada se koristi prenosiva RF komunikacijska oprema, održavajte udaljenost od 30 cm (12 inča) ili
više od svih dijelova, uključujući kabele, serije RadiForce. U suprotnom može doći do pogoršanja
performansi ove opreme.
Svatko tko spaja dodatnu opremu na signalne ulaze ili signalne izlaze i konfigurira medicinski sustav
odgovoran je da sustav bude u skladu sa zahtjevima IEC60601-1-2.
Ne dirajte priključnice signalnih ulaza/izlaza tijekom upotrebe serije RadiForce. U suprotnom, tomože negativno utjecati na prikazanu sliku.
Obavezno koristite kabele pričvršćene za proizvod ili kabele prema specifikacijama EIZO.
Ako se koriste kabeli koje nije odobrila ili isporučila tvrtka EIZO s ovom opremom, može doći dopovećanja elektromagnetske emisije ili smanjenja elektromagnetske otpornosti i nepravilnog rada.
Duljina
Signalni kabel(DisplayPort)
Signalni kabel (HDMI)
USB kabel
Kabel napajanja (suzemljenjem)

Namjenski kabeli
tvrtke EIZO

PP300-V14

3m

HH200PR
UU300
-

2m
3m
3m

Maks. duljina
kabelaZaštita

Feritna jezgra

Zaštićen

Bez feritnih jezgri

Zaštićen
Zaštićen
Nezaštićen

Bez feritnih jezgri
S feritnim jezgramaBez feritnih jezgri

Dodatak27

Tehnički opisi

Elektromagnetske emisije
Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju koje je navedeno u nastavku.
Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test emisije

Usklađenost

Elektromagnetsko okruženje – uputeRF emisije
CISPR11

Grupa 1

Serija RadiForce upotrebljava RF energiju za svoju internu funkciju.
Stoga je njezina RF emisija vrlo niska i vjerojatno neće uzrokovati interferenciju sobližnjom elektroničkom opremom.

RF emisije
CISPR11

Klasa B

Harmonijske emisije
IEC61000-3-2

Klasa D

Serija RadiForce pogodna je za upotrebu u svim prostorima, uključujući kućne
prostore i one koji su izravno povezani s javnom niskonaponskom mrežom koja
opskrbljuje zgrade koje se upotrebljavaju u stambene svrhe.

Kolebanja napona /treperenje
IEC61000-3-3

U skladu

Elektromagnetska otpornost
Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama usklađenosti (C) u skladu sa zahtjevima za testiranje (T) za stručne
zdravstvene ustanove definiranim u standardu IEC60601-1-2.
Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test otpornosti

Razina testiranja (T) Razina usklađenosti(C)

Elektromagnetsko okruženje – upute

Elektrostatičkopražnjenje (ESD)
IEC61000-4-2±8 kV pražnjenje pri
kontaktu±15 kV pražnjenje u zrak

±8 kV pražnjenje pri
kontaktu±15 kV pražnjenje u zrak

Podovi trebaju biti drveni, betonski ili popločani
keramikom. Ako su podovi pokriveni sintetičkim
materijalom, relativna vlažnost treba biti
najmanje 30 %.

Brze električne
prijelazne pojave /kratki impulsi
IEC61000-4-4±2 kV električni vodovi±1 kV ulazni / izlazni
vodovi±2 kV električni vodovi±1 kV ulazni / izlazni
vodovi

Kvaliteta električne mreže mora biti onakva
kakva je tipična za komercijalno ili bolničkookruženje.

Udarni prenaponi
IEC61000-4-5±1 kV vod do voda
±2 kV vod do uzemljenja±1 kV vod do voda
±2 kV vod do uzemljenja

Kvaliteta električne mreže mora biti onakva
kakva je tipična za komercijalno ili bolničkookruženje.

Padovi napona,kratki prekidi ivarijacije napona na
električnim ulaznim
vodovima
IEC61000-4-11

0 % UT (100 % pad u UT)
0,5 ciklusa i 1 ciklus
70 % UT (30 % pad u UT)
25 ciklusa pri 50 Hz
0 % UT (100 % pad u UT)
250 ciklusa pri 50 Hz

0 % UT (100 % pad u UT)
0,5 ciklusa i 1 ciklus
70 % UT (30 % pad u UT)
25 ciklusa pri 50 Hz
0 % UT (100 % pad u UT)
250 ciklusa pri 50 Hz

Kvaliteta električne mreže mora biti onakva
kakva je tipična za komercijalno ili bolničkookruženje. Ako je korisniku serije RadiForcepotreban neprekidan rad tijekom prekida umreži, preporučuje se da se serija RadiForcenapaja iz izvora napajanja ili baterije koji
nemaju prekida.

30 A/mMagnetska polja frekvencije napajanja trebaju
biti na razinama koje su tipične za lokaciju utipičnom komercijalnom ili bolničkom okruženju.
Proizvod se mora držati na udaljenosti odnajmanje 15 cm od izvora magnetskih polja
frekvencije napajanja tijekom upotrebe.

Magnetska polja
30 A/mfrekvencije napajanja (50 / 60 Hz)
IEC61000-4-8

28

DodatakElektromagnetska otpornost
Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama usklađenosti (C) u skladu sa zahtjevima za testiranje (T) za stručne
zdravstvene ustanove definiranim u standardu IEC60601-1-2.
Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test otpornosti

Razina testiranja (T) Razina usklađenosti (C)Elektromagnetsko okruženje – upute
Prenosiva i mobilna RF komunikacijska opremane smije se upotrebljavati bliže bilo kojem dijelu
serije RadiForce, uključujući kabele, nego što je
preporučena udaljenost izračunana jednadžbom
primjenjivom na frekvenciju prijenosnika.
Preporučena udaljenostVođene smetnje koje
uzrokuju RF polja
IEC61000-4-6

Zračena RF polja
IEC61000-4-3

3 Vrms150 kHz – 80 MHz

3 Vrmsd = 1,2√P

6 Vrms
ISM a) pojasevi između
150 kHz i 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHz
Pri čemu je „P“ maksimalna izlazna snaga
prijenosnika u vatima (W) u skladu s
proizvođačem prijenosnika, a „d“ je preporučena
udaljenost u metrima (m).
Jačine polja fiksnih RF prijenosnika, kako suutvrđene elektromagnetskim ispitivanjem lokacijeb), trebaju biti manje od razine usklađenosti u
svakom frekvencijskom rasponu c).
Može doći do smetnji u blizini opreme označene
sljedećim simbolom.

Napomena 1 UT predstavlja mrežni izmjenični napon koji prethodi primjeni razine testiranja.
Napomena 2 Pri 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se veći frekvencijski raspon.
Napomena 3 Ove smjernice za vođene smetnje koje uzrokuju RF polja ili zračena RF polja ne moraju biti primjenjive u svim
slučajevima. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.
a)

ISM (industrijski, znanstveni i medicinski) pojasevi između 150 kHz i 80 MHz iznose od 6,765 MHz do 6,795 MHz, od
13,553 MHz do 13,567 MHz, od 26,957 MHz do 27,283 MHz i od 40,66 MHz do 40,70 MHz.

b)

Jačine polja iz fiksnih prijenosnika, kao što su osnovne postaje za radio (mobilne/bežične) telefone i zemaljske mobilne
radiouređaje, amaterski radio, AM i FM radioemitiranje te TV emitiranje, ne mogu se teoretski predvidjeti s preciznošću.
Za procjenu elektromagnetskog okruženja zbog fiksnih RF prijenosnika treba uzeti u obzir ispitivanje elektromagnetskog
mjesta. Ako izmjerena jačina polja na lokaciji na kojoj se upotrebljava serija RadiForce premašuje primjenjivu razinu RF
usklađenosti iznad, serija RadiForce treba se promatrati kako bi se potvrdio normalan rad. Ako se primijeti neobično
ponašanje, mogu biti potrebne dodatne mjere, kao što je preusmjeravanje ili premještanje serije RadiForce.

c)

Iznad frekvencijskog raspona od 150 KHz do 80 MHz, jačine polja moraju biti manje od 3 V/m.

Dodatak29

Preporučene udaljenosti između prenosive ili mobilne RF komunikacijske opreme i serije RadiForce
Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju u kojem su zračene RF smetnje
kontrolirane. Klijent ili korisnik serije RadiForce može pomoći u sprječavanju elektromagnetske interferencijeodržavanjem minimalne udaljenosti (30 cm) između prenosive i mobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i
serije RadiForce.
Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama usklađenosti (C) u skladu sa zahtjevima za testiranje (T) za
otpornost na blizinska polja sljedećih RF bežičnih komunikacijskih usluga.

Mjerna frekvenŠirina pojasa a)
cija
(MHz)
(MHz)

Usluga a)

Modulacija b)

Razina testira- Razina usklađenja (T) c)
nosti (C)
(V/m)
(V/m)

385

380 – 390TETRA 400

Modulacija pulsa b)
18 Hz

27

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
28
odstupanje od ±5
kHzsinusni val od 1 kHz

28

710

704 – 787

LTE pojas 13, 17

Modulacija pulsa b)
217 Hz99800 – 960

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE pojas 5

Modulacija pulsa b)
18 Hz

28

28

1700 – 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE pojas 1, 3, 4,
25;
UMTS

Modulacija pulsa b)
217 Hz

28

28

2450

2400 – 2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pojas 7

Modulacija pulsa b)
217 Hz

28

28

5240

5100 – 5800

WLAN 802.11 a/n

Modulacija pulsa b)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

Za neke usluge su uključene samo odlazne frekvencije.

b)Nositelj se modulira pomoću 50 % signala kvadratnog vala radnog ciklusa.

c)Razine testiranja izračunate su koristeći maksimalno napajanje i udaljenost od 30 cm.

Klijent ili korisnik serije RadiForce može pomoći u sprječavanju interferencije od magnetskih polja u blizini održavanjem
minimalne udaljenosti (15 cm) između RF prijenosnika serije RadiForce.
Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama usklađenosti (C) u skladu sa zahtjevima za testiranje (T) za
otpornost na magnetska polja u blizini navedena u tablici u nastavku.

Mjerna frekvencija

Razina testiranja (T)(A/m)

Modulacija a)

Razina usklađenosti (C)(A/m)

134,2 kHz

Modulacija pulsa a)
2,1 kHz65

65

13,56 MHz

Modulacija pulsa a)
50 kHz

7,5

7,5

a)

Nositelj se modulira pomoću 50 % signala kvadratnog vala radnog ciklusa.

30

DodatakZa drugu prenosivu i mobilnu RF komunikacijsku opremu (prijenosnike) minimalna udaljenost između prenosive imobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i serije RadiForce kako je preporučeno u nastavku, u skladu s
maksimalnom izlaznom snagom komunikacijske opreme.

Nazivna maksimalna izlazna snaga prijenosnika(W)

Udaljenost u skladu s frekvencijom prijenosnika(m)
150 kHz do 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz do 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz do 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Za prijenosnike s maksimalnom izlaznom snagom koja nije gore navedena preporučena udaljenost „d“ u metrima (m) može seprocijeniti upotrebom jednadžbe primjenjive na frekvenciju prijenosnika, pri čemu je „P“ maksimalna izlazna snaga prijenosnika
u vatima (W) u skladu s proizvođačem prijenosnika.
Napomena 1 Pri 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se udaljenost za veći frekvencijski raspon.
Napomena 2 Ove smjernice za vođene smetnje koje uzrokuju RF polja ili zračena RF polja ne moraju biti primjenjive u svim
slučajevima. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.

Dodatak31

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N387AZ
IFU-RX1270
Copyright © 2021 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023