簡易款PID溫度控制器
操作說明
TTM-i4N 系列
感謝您購買我們的產品，使用前請詳閱本操作手冊

TEL:021-51692959
FAX:021-51280798

www.toho-inc.cn

目錄
尺寸圖

1開孔尺寸及安裝

1接線圖

1按鍵及顯示說明2其它顯示說明2

設定模式
1、輸入參數模式

32、FUNC功能鍵設定

33、控制參數設定

44、Event 1 輸出參數設定

75、Event 2

8

輸出參數設定6、計時器參數設定

97、LCD 參數設定9尺寸圖開孔尺寸及安裝接線圖

RELAY輸出250V 1A(負載電阻)※OUT2 / EV2僅供選型為-B機型

RELAY輸出250V 3A(負載電阻)

RELAY輸出250V 1A(負載電阻)

SSR驅動電壓輸出DC 12V

電源供應AC100~240V 50/60Hz 6VA(無極性)1按鍵及顯示說明變更顯示項目
功能設定鍵上/下鍵 (更改設定值)長按上/下鍵可快速更改數值
顯示值設定值
輸出(OUT1啟動)
第一組警報 (EV1啟動)
第二組警報 (EV2啟動)
在加熱/冷卻控制模式下，同時也代表OUT2啟動
控制模式就緒溫度單位溫度單位其它顯示說明輸入範圍超過上限值
或是thermocouple或R.T.D.斷線
輸入範圍低於下限值記憶體錯誤

輸入電路錯誤

自動演算錯誤或是經過3小時後未結束

參數鎖定，無法更改

自動演算中
在 RUN/READY模式期間，改變控制模式

選擇計時器模式2

1、輸入參數模式PV
SVPV
SVPVSVPVSV

PVSVPVSVPVSV↓M Key2. 輸入類型設定

選擇輸入類型
設定代碼

↓M Key3. PV倍數補正↓M Key4. PV零點設定↓M Key5. 濾波輸入設定↓M Key6. 小數點設定

輸入類型
K
Thermocouple

測量範圍

設定範圍

-210°C–1382°C-199.9°C–999.9°C-210°C–860°C-199.9°C–860.0°C-200°C–1372°C-199.9°C–999.9°C-200°C–850°C-199.9°C–850.0°C-10°C–1710°C

0°C–1700°C-210°C–410°C-199.9°C–410.0°C-210°C–1310°C-199.9°C–999.9°C-200°C–400°C-199.9°C–400.0°C-200°C–1300°C-199.9°C–999.9°C

TC-10°C–1710°C

0°C–1700°C

1°C

TC

-20°C–1802°C

0°C–1800°C

1°C-200°C–530°C-199.9°C–530.0°C-200°C–520°C-199.9°C–520.0°C-200°C–500°C-199.9°C–500.0°C-200°C–500°C-199.9°C–500.0°CTC

J
Thermocouple
R
Thermocouple
T
Thermocouple
N
Thermocouple
S
Thermocouple
B
Thermocouple

TCTC
TC
TC

Pt100

RTD

JPt100RTD↓M Key7. 溫度單位設定↓M Key回到1

2、FUNC功能鍵設定

PVSV

PVSV

PVSV

PVSV

1. 功能鍵參數設定模式↓M Key2. 功能鍵功能設定↓M Key3. 密碼鎖定設置

功能設定* 無* 位數換檔
* RUN / READY* 自動演算 開始 / 停止
* 計時器 開始 / 重置
* 警報重置* ENTER設定按壓時間長度
* 無
* 1秒
* 2秒
* 3秒
* 4秒
* 5秒
無全部鎖定外碼鎖定全部鎖定，除了外碼之外↓M Key4. 警報復位↓M Key回到1

無Event 1 持續進行中Event 2 持續進行中Event 1及2 持續進行中

3

指定解析度
1°C/0.1°C
1°C/0.1°C
1°C
1°C/0.1°C
1°C/0.1°C

1°C/0.1°C
1°C/0.1°C

3、控制參數設定

PV
SV

PV
SV

PVSV

PV
SV

PVSV

PVSV

PVSV

正常動作

1. 控制設定模式

手動/暫停
手動控制

↓M Key2. SV值上限設定↓M Key3. SV值下限設定

Function** Type A：PID控制** Type B：PID控制，防over shoot保護** Fuzzy控制模式↓M Key4. 控制模式設定

Output 1 的輸出類型* * PID 控制* * ON/OFF 控制
Output 2 的輸出類型** 無** PID 控制** ON/OFF 控制** Event 2 輸出↓M Key
5. 控制類型設定

如選型非-B，則Output 2固定為OFF↓M Key6. 正/逆動作切換

逆動作(加熱)正動作(冷卻)↓M Key7. 輸出1手動輸出

M key
19. OUT1靈敏度設定2SVPV
SV↓M Key20. OUT1 OFF位置設定
PV
2
SVPV
SV
M KeyPV
SVPV
SV

PV
SV

PV
SV

8. 設定演算類型

1Output 1 自動演算
Output 1 隨機演算
Output 2 自動演算
Output 2 隨機演算
Output 1/Output 2 自動演算

↓M Key9. AT係數設定 1↓M Key10. AT靈敏度

1↓M Key11. AT 開始/停止 1↓M Key12. OUT1比例帶設定↓M Key13. 積分時間設定 1M Key

4

停止自動演算開始自動演算1

按F鍵可開始或停止自動演算

↓
PV
SV

PV
SVPV
SVPV
SVPV
SV

14. 微分時間設定

1↓M Key15. OUT1 比例週期設定

1↓M Key16. Anti-reset Windup 設定

1↓M Key17. OUT1 百分比上限設定 1↓M Key18. OUT1 百分比下限設定 1M key
PV
SV

PVSV

PV
SV

PVSV

PV
SV

PV
SV

PV
SV

PVSV

21. Output 1 迴路異常判斷時間設定↓M Key22. Output 1

迴路異常PV變化設定↓M Key23. Output 1 迴路異常起始設定

33↓M Key24. OUT1 計時時間保護關閉設定 2↓M Key25. OUT1 計時時間保護開啟設定 2↓M Key26. Output 2 手動輸入

427. OUT2 比例帶設置4↓M Key28. OUT2 比例週期設置

54PVSV
5PVSV↓M Key31. Output 2 靈敏度設置↓M Key32. OUT2↓M Key5OFF 位置設定46↓
PVSV

PV
SV

PV
SV

PV
SV

PV
SV

PV
SV

PV
SV

PV
SV

PV
SV

PV
SV

PV
SV

PV
SV

29. OUT2百分比上限設定

45↓M Key30. OUT2百分比下限設定

45433. Output 2 迴路異常判斷時間設定↓M Key34. Output 2 迴路異常PV變化設定47↓M Key35. Output 2 迴路異常始啟時間設定

47↓M Key36. Output 2 計時時間 保護關閉設定

64↓M Key37. Output 2 計時時間 保護開啟設定

64↓M Key38. 啟用/禁用 Balance-less Bump-less 功能
無 balance-less bump-less 功能帶 balance-less bump-less 功能↓M Key39. 手動復位設定↓M Key40. 不感帶設定

14↓M Key41. SV 斜率時間設定↓M Key42. 控制備用功能設定 1↓M Key回到1
1 … 若 OUT 1 的輸出類型為“ON / OFF控制“，則不會顯示
2 … 若 OUT 1 的輸出類型為“PID控制“，則不會顯示
3 … 若循環異常判定OUT 1的時間為“0“，則不會顯示
4 … 若 Output 2 的輸出類型為 “無＂ 或 “Event 2 輸出.＂ ，則不會顯示
5 … 若 Output 2 的輸出類型為“ON / OFF控制“，則不會顯示
6 … 若 Output 2 的輸出類型為“PID控制“，則不會顯示
7 … 若循環異常判定Output 2的時間為“0“，則不會顯示6

4、Event 1 輸出參數設定
Event 功能

1. Event 1 參數設定模式

PV
SV

PVSV

PVSV

PVSV

PVSV

PV
SV

PVSV

PVSV

PVSV

↓M Key2. Event 1 功能設定 1↓M Key3. EV1 警報上限設定 8↓M Key4. EV1 警報下限設定 89**

無**************
**

偏差上下限
偏差上限偏差下限偏差上下限範圍絕對值上下限絕對值上限
絕對值下限
絕對值範圍

附加功能* ** ** ** ** ** ** ** *10

↓M Key5. EV1 靈敏度設定 8

無保持
待機延遲
保持+待機保持+延遲
待機+延遲
保持+待機+延遲

聯鎖控制模式** 所有模式** 僅RUN/MAN模式** 僅RUN模式↓M Key6. EV1 延遲時間設定 11↓M Key7. EV1 功能2設定

Event 功能****
↓M Key8. EV1 功能3設定無PV 異常

附加功能* ** ** ** *↓M Key9. EV1 正逆動作無保持延遲保持+延遲聯鎖控制模式** 所有模式** 僅RUN/MAN模式** 僅RUN模式↓M Key回到1Event 功能**無迴路異常附加功能* 無* 保持正常開啟正常關閉

8 … 若 Event 1 功能關閉時，不會顯示
9 … 若 Event 1 未使用警報上限，則不會顯示
10 … 若 Event 1 未使用警報下限，則不會顯示
11 … 若 Event 1 的功能1、2關閉，則不會顯示7

5、Event 2輸出參數設定
Event 功能

1. Event 2 參數設定模式
12 13PVSV

**

無**
**
**
**
**
**
**
**

偏差上下限
偏差上限
偏差下限
偏差上下限範圍絕對值上下限
絕對值上限
絕對值下限
絕對值範圍

PVSV

↓M Key2. Event 2 功能設定 112PVSV↓M Key
3. EV2 警報上限設定
12 14 15PVSV↓M Key
4. EV2 警報下限設定
12 14 16PVSV↓M Key
5. EV2 靈敏度設定
12 14PVSV↓M Key
6. EV2 延遲時間設定
12 17聯鎖控制模式** 所有模式** 僅RUN/MAN模式** 僅RUN模式

PVSV↓M Key7. EV2 功能2設定
12Event 功能

PVSV↓M Key8. EV2 功能3設定
12PVSV↓M Key9. EV2 正逆動作
12附加功能* ** ** ** ** ** ** ** ***
**

無保持待機
延遲
保持+待機保持+延遲
待機+延遲
保持+待機+延遲

無PV 異常附加功能* ** ** ** *無保持延遲保持+延遲聯鎖控制模式** 所有模式** 僅RUN/MAN模式** 僅RUN模式↓M Key回到1Event 功能**無迴路異常附加功能* 無* 保持正常開啟正常關閉
12 … 當選型非-B機型時，不會顯示13 … 當Output 2的輸出類型為 “Event 2 輸出＂ 之外的項目，則不會顯示
14 … 當 Event 2 功能關閉時，不會顯示
15 … 若 Event 1 未使用警報上限，則不會顯示
16 … 若 Event 1 未使用警報下限，則不會顯示
17 … 若 Event 1 的功能1、2關閉，則不會顯示8

6、計時器參數設定

1. 計時設定模式

PVSVPVSVPVSVPVSVPVSVPVSVPVSV

不使用
輸出控制
Event 1 控制
Event 2 控制

↓M Key2. 計時輸出設定↓M Key3. 計時功能設定↓M Key4. 單位設定如選型非-B，則項目3將無法選擇1818↓M Key5. SV 運作範圍設定 18↓M Key6. 時間設定

自動運作時
手動運作時
Event 1運作時
自動運作時
手動運作時
Event 1運作時
SV 運作時Event 2 運作時
Event 2 運作時

19

如選型非-B，則項目8和9將無法選擇

18↓M Key7. 啟動監控剩餘的設定時間

時 & 分
分 & 秒

18

↓M Key回到1
18 … 當計時器輸出為關閉時，不會顯示
19 … 當計時器輸出為 ＂SV運作時＂ 之外的項目，則不會顯示

7、LCD 參數設定PVSVPVSV

PVSV

PV
SV

(ON 延遲)(ON 延遲)(ON 延遲)(OFF 延遲)(OFF 延遲)(OFF 延遲)(OFF 延遲)(ON 延遲)(OFF 延遲)

1. LCD 螢幕設置

↓M Key2. 亮度設定

在正常操作期間，LCD亮度↓M Key3. 變暗功能設定

設定在指定時間內無操作動作的亮度設定範圍：0–9999
設定單位：秒設定範圍：5–100
設定單位：設定參數值為＂0＂ 關閉此項功能↓M Key4. 調光亮度設定

調整亮度，當環境中的亮度不足時
設定範圍：0–100
設定範圍：↓M Key回到19