お問合せはhttps://www.daiichi-kagaku.co.jp/
出力
電圧0〜8V/…/650V

仕様

0.1kW…18kW〜

形名両立した基本に忠実な電源です。
●●●●

可変定電圧・電流方式電源としての豊富な採用実績
高速応答と超低リップル。

メイン機能

GP,GP/R Series

希望小売価格通信RS485

RS232●
並列（数台）※通信アダプタ（別売）が必要シリーズ

0.1kW…18kW〜

LAN●

レギュレータ81,400 円〜●

入力電源投入時の入力電流

最大入力
電力

寸法本体（最大値）

0-2A/0-1A

100V 1φ140

210×130（151）×310（340）132,000

0-16V

0-10A

100V 1φ800

210×130（152）×360（393）

99,000

0-8V

0-20A

0-35V0-5A

100V 1φ0-20A

100V 1φ

214,000

0-35V

0-10A

319,000

0-35V0-30A

327,000
497,000

1,578,000

0-35V
0-35V

100V 1φ0-50A

800

PM

RH-P/RH-P（EIA）

13P

RH-P/RH-P（EIA）

510

210×130（151）×310（340）

10PM

2.1k

400×130（149）×300（365）

22V

RH-V/RH-V（EIA）

G

MI-G/MI-G（EIA）

100V 1φ

3.5k

210×130（152）×360（393）

14500×700（790）×600（630）230H

425（435）×147（165）×48031

NMI-N/MI-N（EIA）

145

KL

MI-KL

8.5PM

0-60V

0-20A

100V 1φ

3.7k

1,265,000

0-60V0-100A

200V 3φ9.5k105,0000-110V

0-1A

100V 1φ400

204,0000-110V0-5A100V 1φ

1.7k

200V 1φ7k425×249（271）×400（488）

52.5

650

210×130（152）×360（393）

157.5k

430×549（613）×493（523）5.2k

430×449（500）×493（523）731,000

2,200,000
258,000
436,000
462,000

1,076,000

0-60V

0-60V

0-110V0-50A

0-110V

0-250V

0-500V

209,000

0-650V

847,000

100V 1φ100V 1φ0-20A0-250V393,000

200V 3φ

0-3A
0-10A

1,210,000

200V 1φ0-200A

0-110V0-250V

356,000

0-60A

0-110V

206,000

200V 3φ11022k

550×800（885）×700（730）

262

970

210×130（151）×360（393）3k

1.7k0-1A

100V 1φ

1.3k0-0.5A

100V 1φ

850

0-20A

200V 3φ0-5A

200V 1φ300

430×449（500）×493（523）

100V 1φ100V 1φ550×750（850）×700（730）

6.5k

8.7k

0-3A0-500V

18k

200V 3φ0-1A

RH-P/RH-P（EIA）

13k

401,000

0-300A

RH-P/RH-P（EIA）

N

50

0-200A

0-35V

P

RH-P/RH-P（EIA）

35

425×249（271）×400（488）0-35V

2,420,000P

425（435）×147（165）×480

4.5k

430×549（613）×550（580）

210×130（151）×310（340）400×130（149）×300（365）425（435）×147（165）×480

430×549（613）×550（580）425（435）×147（165）×480

1420J

K
J

P

MI-G/MI-G（EIA）

KL

25.5

400×130（149）×300（365）2075

RH-P/RH-P（EIA）

RH-P/RH-P（EIA）

G

143
28MI-K

RH-V/RH-V（EIA）

N

135

MI-N/MI-N（EIA）

V

31

425（435）×147（165）×480

P

MI-N/MI-N（EIA）
MI-KL

RH-P/RH-P（EIA）

N

MI-N/MI-N（EIA）

N

MI-N/MI-N（EIA）

V

RH-V/RH-V（EIA）

KL
K

MI-KL
MI-K

注：●2023年3月生産終了予定

共通仕様
定電圧安定度

定電流安定度

設定つまみ回転数（入力電圧の±10％変動または負荷電流の0〜100％変動に対して）

定電流リップル（実効値）

出力極性（Z＝最大電圧値／最大電流値：但し純抵抗負荷にて）冷却方式

GP050-2：0.5mV r.m.s.以下
出力電圧160V以下：1mV r.m.s.以下
出力電圧250V以上：3mV r.m.s.以下

最大出力電流値の0.05％＋10mA以下

電圧・電流とも10回転（PM、Pタイプの電流設定は1回転）＋（正）、−（負）任意接地可能（最大出力電流値＋10）/Z mA r.m.s.

動作環境

強制空冷

温度0〜40℃、湿度10％〜90％

注：GP050-2、GP035-5、
GP060-3、GP0110-1、GP0250-1は自然空冷です。

（凍結、結露、腐食性ガスのないこと）

防止回路のない電源（直列接続は各電源の出力電圧の合計が650Vまで）

714

1.2k

200V 3φ

ラックマウント
アクセサリー

210×130（152）×360（393）

100V 1φ200V 1φ形状

質量（約）kg

W×H×Dmm（約VA）

0-25V/0-50V

定電圧リップル（実効値）

40msec/div

VAC±10%50/60Hz

81,400163,000

0.005％＋3mV以下

50A/div

範囲（A）

バイポーラ

バイポーラ

■ 高信頼・高品質で豊富な実績■ 過電圧保護（OVP <Ｒタイプ任意可変対応>）、過電流保護（OCP）、過温度保護（OTP）のプロテクション機能■ 過電圧/過電流は出力電圧0V、無負荷でも電圧・電流計でモニタしながらプリセット可能■ 突入電流防止回路内蔵■ 電圧・抵抗による出力電圧・電流可変など各種リモートコントロール可能■ マスター・スレーブコントロールで直列、並列動作可能

入力電圧

出力電流

交流電源

交流電源

特長

範囲（V）

直流電源

直流電源

0〜8V/…/650V

外部アナログ制御

GPIB※（円・税抜）

製品系統図

製品系統図

シリーズレギュレータ方式 定電圧 / 定電流直流電源

GP050-2
GP08-20GP016-10
GP035-5
GP035-10
GP035-20R
GP035-30R
GP035-50R
GP035-200R
GP035-300R
GP060-20R
GP060-60R
GP060-100R
GP060-200R
GP0110-1
GP0110-3
GP0110-5R
GP0110-10R
GP0110-20R
GP0110-50R
GP0250-1
GP0250-3R
GP0250-20R
GP0500-1R
GP0500-5R
GP0650-05R

出力電圧

希望小売価格特長

特長●

シリーズレギュレータ方式による仕様

GP,GP/R

GP,GP/R

シンプルな操作で、高速応答特性と高い安定性を出力
電力

本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

電子負荷

電子負荷

工場オプション

■ 過渡応答速度が速い（参考値：GP060-20Rで無負荷から全負荷時およそ10μs)
過渡応答速度とは、無負荷から全負荷など負荷電流の急変時の出力電圧が0.05%+10mVの精度に回復する時間を示します。
40msec/div

１．
電圧波形に対して位相角ゼロで電源を投入したとき。
以上の1、2のような際に最大電流が流れます。このときのピーク値は平常時の電流の数十倍にも達することがあります。このような突入電流に対して、何らかの対策を施していないと、ラインインピーダンスがある関係上、入力の電源電圧が瞬時低下し、同一のラインに接続されている他の機器への障害となることがあります。

※500V以上の出力可能な機種については定格以下ではありますが突入電流が流れます。

品名
ラックマウントホルダ（JIS版）

ラックマウント用取付金具（JIS版）

背面の端子板を使用して、出力電圧・電流のリモートコントロール、リモートセンジング、直・リ並列接続（マスター・スレーブコントロー ル 可 能 ) 、モートプログラミングなどができます。

■ 過電圧保護（OVP）／過電流保護（OCP）
R仕様タイプは過電圧防止回路が内蔵されており、出力電圧計をモニターしながら1V〜フルスケール間を設定できます。さらに、過電流防止設定もできます。

ラックマウント用取付金具
ラックマウントブラケット

内容
P, PMタイプ
Vタイプ
Nタイプ
Gタイプ
Kタイプ
KLタイプ
P, PMタイプ
Vタイプ
Nタイプ
Gタイプ
RH-P用

希望小売価格（円・税抜）
12,700
9,400
3,600
3,900
5,000
5,900
20,90020,900
5,500
6,600
3,300

外部信号による入力遮断

外部電圧による出力電圧／出力電流コントロール（絶縁）※2

外部電流による出力電圧／出力電流コントロール（絶縁）※2
入力遮断信号出力受電、停電信号出力※1：入力電圧変更注意・AC100Vから200Vに入力電圧を変更する以外はトランス変更が必要となります。
（一部を除く）・ブレーカー、ファンの付け替え工事が必要になる機種があります。
・入力電源の相数の変更はできません。
・形状K、KL、H、Jは100V系への変更はできません。
・その他の入力電圧に変更したい場合はお問い合わせください。
※2：外部へのモニタ信号が内蔵のアイソレーションアンプにより、電源部出力と絶縁することができます。

CVステータス、CCステータス信号をリレー接点にて出力します。
出力電圧に比例したアナログ信号を出力します。

出力電圧0V~定格電圧に対して0V~10Vの直流電圧を出力（絶縁／非絶縁を選択可能）
出力電流に比例したアナログ信号を出力します。

出力電圧0V~定格電流に対して0V~10Vの直流電圧を出力（絶縁／非絶縁を選択可能）（P、PMを除く）
外部接点により入力を遮断する。

常時開（a）接点の短絡（メイク）による入力遮断または常時閉（b）接点の解放（ブレーク）による入力遮断を選択可能。

外部電圧により出力電圧および出力電流をコントロール可能。
外部電圧0V~10Vに対して0V~定格電圧を出力
外部電圧0V~10Vに対して0A~定格電流を出力

外部電流により出力電圧および出力電流をコントロール可能。
外部電流4mA~20mAに対して0V~定格電圧を出力
外部電流4mA~20mAに対して0A~定格電流を出力ブレーカーの補助接点信号を出力します。

受電または停電時にリレー接点にて出力します。
形状：J

形状：K
形状：H
形状：KL

INDEX

INDEX

ラックマウントホルダ（EIA版）

形名
RH-P
RH-V
MI-N
MI-G
MI-K
MI-KL
RH-P（EIA）
RH-V（EIA）
MI-N（EIA）
MI-G（EIA）
RB-P

出力電圧モニタ出力
出力電流モニタ出力

オプション（EIA版）

54■ 背面操作端子変更電圧220V、230V、240V3φ

変更電圧220V、230V、240V1φ

外観図

外観図

形状V、N、G、K、KL、H、Jの製品は入力電源
コードは別売として用意してあります。大電流でも安全なキャップタイヤコード端末には取付が容易にできるように接続端子がついています。ご入用の際はお問い合わせく
ださい。P、PMタイプは電源コードが付いています。

防止回路がついている電源

AC200V3φ

AC200VA

通信関連

通信関連

GPシリーズには突入電流防止回路が内蔵されています。
GP、GP/Rシリーズ（但し小容量で突入電流の影響のないGP025-5、GP050-2は除く）には、中容量から大容量、すべての機種に突入電流防止回路が内蔵されており、瞬時でも大電流が流れる事がなく、他の機器への影響もありません。

CV／CC接点信号出力

変更電圧115V、200V、220V、230V、240V1φ

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

２．
電圧波形に対して位相角ゼロで電源スイッチを切り、次の位相角ゼロで電源を再投入したとき。

入力電圧変更※1

概要

AC100V

双方向電源

双方向電源

突入電流について変圧器に入力電圧が加わった瞬間、非常に大きな突入電流が流れることがあります。
この電流の大きさは、入力電圧のどの位相で電圧が印加されるか、また鉄芯の残留磁束がどの状態にあるかで変わります。通常で突入電流の流れるタイミングは■ 入力コードについて

オプション
（内蔵）

50A/div■ 入力電源投入時の突入電流と防止回路

形状：G

形状：N

形状：V

形状：P

形状：PM

55