JMA-912
マルチパラメータ機能を全固体化で実現した気 象 観 測 用

X バンド小型レーダ

RAINWATCHER
主な特長
全固体化技術によるＸバンド二偏波ドップラ機能を実現
軽量コンパクトな一体型センサと汎用コンピュータだけで最小限の機器構成
予熱や同調操作が不要なため、即座に観測起動が可能
高精度、高 性能なセンサ
低消費電力を実現し、高い信頼性、長期間の安定動作により、総合的なランニングコストを大幅に節約
固定局、車載、可搬型としても適用可能
多彩な運用プロダクトを標準装備し、防災・研究・気象解析の用途など幅広く利用可能
データフォーマットを公開。FTPなどで配 信できるため、二次利用への有効活用が容易

シ ス テム 構 成 例

L AN
レーダセンサ汎用コンピュータ

（注）J-BIRDS™の画面を含む

基本機能

適 用システムメッシュ分解能 ：150m

降雨観測システム

ダム管理システム

観測範囲

地滑り監視システム

河川管理システム：半径 80km（定量観測範囲：半径 40km）

他JMA-912

X バンド小 型 気象レーダ RAINWATCHER

システム

主要性能レドームタイプ

全固体化・二偏波ドップラレーダ

タイプ

ウレタンフォームをコア材とした FRP によるサンドイッチ構造

動作周波数

9.35 〜 9.45 GHz（オプション：9.7 〜 9.8 GHz）

サイズ

直径約 1.8 m

質量200 kg 以下

パルス幅

短パルス（P0N）：1.0 μsec
長パルス（Q0N）：50 μsec

透過損失

0.3 dB 以下（片道、表面が乾燥状態）

パルス繰り返し周波数（PRF）

最大 2,000 Hz

水平／垂直偏波間透過損失差+/- 0.1 dB 以内

ビームシフト+/- 0.1 °以内

スタガ PRF 比Non、3 : 2、4 : 3 または 5 : 4（選択）

耐風速（瞬間最大）

60 m/s 以下（オプション：70 m/s 以下）

最大観測ドップラ速度+/- 12、24、36 または 48 m/s（PRF による）

受信感度

23 dBZ @ 80 km

送信切替

サーキュレータ + ダイオードリミッタ（固体化）送信ユニット・タイプ
ピークパワー

125 W（水平）+ 125 W（垂直）基本出力データ

受信電力（Pr）
レーダ反射強度（Zhh）
平均ドップラ速度（Vh）
速度スペクトラム幅（Wh）

固体化電力増幅器、水平チャンネルおよび垂直チャンネル（同時および交互）

デューティ・サイクル

10 ％以下占有周波数帯域幅

4 MHz 以下、V0N (P0N + Q0N)

離調減衰量

60 dB 以上（離調周波数 +/- 10 MHz にて）送信ブランキング

水平および垂直受信ユニット・タイプ

ダブル・スーパーヘテロダイン方式

最小受信電力- 110 dBm 以下 ＠ 送信パルス幅 1.0 μ sec

雑音指数（NF）

2.5 dB 以下

反射因子差（ZDR）
偏波間位相差（ФDP）
偏波間位相差変化率（KDP）
偏波間相関係数（ρhv）
直線偏波抑圧比（LDRvh/hv）

偏波出力データ

避雷機能避雷針（レドーム横に配置、オプション）

送信ユニット／受信ユニット（RF-IF）

動作温度

屋外機器：0 ℃ 〜 + 50 ℃（オプション - 20 ℃ 〜 + 50 ℃）
屋内機器：+ 5 ℃ 〜 + 35 ℃

動作相対湿度（結露なきこと）

屋外機器：40 ℃未満にて 95 ％以下
40 ℃以上にて 75 ％以下
屋内機器：25 ℃にて 20 ％ 〜 80 ％タイプ
中間周波数（IF）

60 MHz

電源、消費電力

単相 100 〜 230 VAC、50 / 60 Hz、450 VA 以下

IF サンプリング

最大 96 MHzA/D 変換分解能

16 ビット（偏波チャンネル毎）

パルス圧縮比150 未満処理レンジビン数

最大 2,500

処理最小距離分解能

25 m

処理方式

FFT 方式

クラッタ抑圧性能

40 dB 以上

各種補正機能距離補正、速度折返し補正

二次エコー抑圧

ランダム位相制御方式

アンテナ／ペデスタルタイプ

パラボラ反射鏡、吹き付け一次ホーン

直径

1.2 ｍ以下

利得

38 dBi 以上

ビーム幅

2.0 °以下

偏波面

直線偏波、水平および垂直二偏波 ( 同時および交互）

サイドロープ- 23 dB 以下

交差偏波識別度

30 dB 以上

定在波比（VSWR）

1.4 以下ペデスタル構造

水平軸の上に垂直軸

走査範囲（水平）360 °全周

走査範囲（垂直）- 2 〜 + 182 °（0.1 °毎の指定）

走査速度

水平 0 〜 6 rpm（0.1 rpm 毎の設定可能）
垂直 0 〜 3 rpm（0.1 rpm 毎の設定可能）

角度分解能

0.1 °以下（角度ビット数：12 ビット以上）

角度データ精度+/- 0.1°以内

質量150 kg 以下（レーダセンサ全ユニット内蔵）

安全装置

安全スイッチ（ドアインターロックを含む）

ハードウェアマルチチャンネル・デジタル受信／信号処理方式

干渉除去

パルス干渉波抑圧

レーダ・ワークステーション

ハードウェア

汎用コンピュータ、インテル ® Core i5 以上

オペレーティング・システム

Linux

アプリケーション・ソフトウェア- レーダ制御監視および観測スケジュール設定- レーダユニット動作状態のグラフィック表示- 組込テスト (BIT) 機能- 太陽ノイズ追尾による空中線装置方位校正- Web 表示による遠隔からのレーダ監視- 複数台のレーダ操作

監視局システム (JMA-912 には含まず、* = オプション )Linux

アプリケーション・ソフトウェア

J-BIRDS™ ソフトウェアパッケージ

総合合成サーバ

レーダ・ワークステーションに準じる機能

データ記録再生サーバ

90 dB 以上（STC 併用時：110 dB 以上）

IF デジタル受信ユニット / 信号処理ユニット

汎用コンピュータ、インテル ® Core i5 以上

オペレーション・システム

レーダ・プロダクト・サーバ

ダイナミックレンジ- マルチウィンドウ・マルチプロダクト同時表示- カスタマイズ可能な地図および文字注釈- 拡大表示、アニメーションおよびスクリーンショット機能- データ形式： NetCDF, BUFR, HDF5, XML, ASCII, UF, NEXRAD Level 2（選択可）- 自動分配データ形式： GIF, PNG, JPG, NetCDF（選択可）- データ伝送プロトコル： FTP- 基本気象プロダクト- PPI、RTI および CAPPI- エコー頂高度、エコー底高度およびエコー厚- 垂直方向の最大レーダ反射強度- 任意地点における垂直断面- 最大レーダ反射強度の高度 *- 各高度層の平均反射強度- 水平垂直強度最大値 *- 拡張気象プロダクト- 地表面降水強度（SRI）- Z-R 関係（および KDP-R 関係）* より求められた降水強度- 上層風表示（VAD）および風向風速表示- ウィンドシア検出- 複数レーダデータ合成- 水文プロダクト- Z-R 関係（および KDP-R 関係）* より求められた任意時間の積算降水量- 任意地点の積算降水量およびグラフ表示- 鉛直積算水分量（VIL）- 地域、流域、ルート毎のグラフィック表示 *- 予測および警告プロダクト- 雨域追跡支援および予測- 指定地域の豪雨／強風警告、文字出力- センサーおよびデータ統合- 地上雨量計、他レーダ、気象衛星等データとの合成 *- 地上雨量計によるキャリブレーション *- 内蔵ハードディスクへのレーダデータ記録- ディスクまたはテープ等の外部記録メディアへのデータ出力- 記録対象：RAW データ、プロダクト・データおよびシステム・ログ- 記録された RAW データ、プロダクト・データの構造およびファイルフォーマットの開示- レーダデータ記録フォーマット：HDF5 または BUFR（他形式にも対応可能）

ソリューション営業部 官庁営業グループ

2015 年 5 月作成

2014.2（03）6832-1751（直通）

CAT.No.P49（No.64-3-2）JG/B