仕様 / Specification
項目

商品の詳しい情報はこちらから▶

内容

名称 / 型式

ステリエース100 / SA-100

一般名称（分類）

過酸化水素ガス滅菌器

用 途

医療器具の滅菌

サイズ

W760×D980×H1,720 ㎜

使用滅菌剤

過酸化水素水溶液（過酢酸含有）

有効容量

約100L（全容量130L）W420×D730×H365 ㎜
約47分（スタンダードサイクル）

運転時間

約30分（クイックサイクル）

電 源

AC２００V（3相）24A 50/60Hz

認証番号228ADBZX00109000

医療機器の種別

管理医療機器（クラスII）/ 特定保守管理医療機器品

名ステリエース100

内容量 / 規 格

1梱入数

商品コード

ＪＡＮコード本体

14528749-87696-45287-9

75mL×2本

84527949-87696-45279-4

バイオロジカルインジケータ

30本

1045296

49-87696-45296-1

ケミカルインジケータ

250枚

5×2045280

49-87696-45280-0

BIインキュベーター

本体

14528649-87696-45286-2

160×240mm

1045274

49-87696-45274-9

11m×5巻2045275

49-87696-45275-6

ステリリキッド

ピンマット
プリンター用紙

安全にご使用いただくために● ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
● 滅菌剤をご使用の際は、当社指定の滅菌剤をご使用ください。
指定以外の滅菌剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
● その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2020年6月現在のものです。

サラヤ株式会社

過酸化水素ガス滅菌器

100〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
TEL. 06-6797-2525 https://www.saraya.com/
資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 MDR事業推進本部

TEL. 06-6222-3378（受付時間：平日 9:00〜18:00）
YM

サラヤ株式会社 ステリエース100カタログ 4/461-0075-01-4PDF

サラヤ株式会社 ステリエース100カタログ 0/4

61-0075-01-4PDF

Performance

Operability

過酢酸を含有した過酸化水素ガスで現場の声を反映して低温滅菌処理を安全・低コスト・ハイスピードに。

「ユーザビリティを追求した操作性」

滅菌剤管理システム

安全性
Safety

滅菌剤の使用期限、滅菌剤残量を自動感知・管理する安全設計。

ステリエース100は、過酢酸を含有した過酸化水素水溶液を適切にガス化することで滅菌処理を行います。

大型タッチスクリーン

過酸化水素に過酢酸を含有することで過酸化水素の低濃度化を図り、高い殺菌力を維持しつつ滅菌処理後視認性・操作性に優れた10インチ液晶ディスプレイを採用。の残留リスク低減を実現しました。
また、使用後の過酸化水素水溶液（過酢酸含有）はハイブリッドクリーンシ

ステムによって速やかに分解されることから、安全にご使用いただけます。

プリンター搭載
滅菌履歴を印刷して確認・管理が可能。

¥Low Cost

低コスト
広く出し入れしやすいチャンバー

これまでの過酢酸の研究技術を活かし、過酸化水素水溶液（過酢酸含有）を用いた画期的な滅菌剤＝ステリ

リキッドが完成しました。他の低温滅菌器と比較して、低コストを実現しました。

ステリエース100での1回の滅菌にかかるコスト試算
電気代

52 円

滅菌剤

1,500 円

作業効率を高める大容量で実用性を考慮した設計。

1回の滅菌で1,552 円と経済的。

プラズマ

約

プラズマを使うことで、滅菌剤の成分を確実に分解し、残留リスクを低減。

電気代：ステリエース100でスタンダードサイクルを選択。電気代22円/kWh
滅菌剤：ステリリキッド 定価7,500円/本

フットスイッチ
器材を持ったままでも、手を使わずにチャンバードアの開閉が可能。

ハイスピードHigh Speed

ステリリキッドは、分解性に優れているだけでなく、滅菌における作用が速いという特徴もあります。ステリエー
ス100による過酸化水素ガス滅菌は、低温且つスピード処理が可能となり、作業効率の向上に貢献します。

クイックサイクル： 約30分）（スタンダードサイクル： 約47分、低温55℃以下の低温滅菌のため、プラスチック製品を含めた幅広い器材の滅菌が可能。

設置付帯設備が不要で、AC200V（3相）30Aの電源があればどこでも設置可能。

サラヤ株式会社 ステリエース100カタログ 1/4

61-0075-01-4PDF

Technology

ステリリキッド

過酸化水素

過酢酸

H 2O 2

CH 3 COOOH

Attackヒドロキシルラジカルや有機ラジカルの作用により微生物のタンパク質や代謝に寄与している酵素の構造を破壊し、滅菌します。

ステリリキッドの優れた性能
Excellent
Performance

ステリリキッドに含まれる過酸化水素および 過酢酸は、ヒドロキシルラジカルや有機ラジカルなどの殺菌力の高いラジカルを生成します。

ステリリキッドH 2O 2・OH

ステリエース専用製剤

過酸化水素

ヒドロキシルラジカル

・OHAt

tackk

ac

Att

細菌ウイルスヒドロキシルラジカル

・OH

CH 3COOOH

Attackヒドロキシルラジカル

過酢酸・OOH
ペルヒドロキシルラジカル

cka
AttAtt・CH 3COack

有機ラジカル

独自のハイブリッドクリーンシステム
HybridClean System

プラズマ処理とエアレーション（空気置換）を組み合わせた独自開発のハイブリッドクリーンシステムにより、滅菌後の滅菌剤成分を低温且つ効率的に処理することが 可能です。処理後は水や酸素、二酸化炭素などに分解されます。

CH 3COOH

H 2O 2

CH 3COOOH

H 2O

酢酸

過酸化水素

過酢酸

水

H 2O

Plasma

水O2
酸素

プラズマを使うことで滅菌剤の成分を確実に分解し、残留リスクを低減します。

CO 2二酸化炭素

サラヤ株式会社 ステリエース100カタログ 2/461-0075-01-4PDF

Operation Process / Material Compatibility

Comparison of Sterilization / Option / Support

国 内における各 種 滅 菌 法の 比 較

ステリエース100の運 転 工程・滅菌対象材質

47Standard Cycle

消耗品・アクセサリー

国内における各種滅菌法の比較

スタンダードサイクル
内腔のある医療器具など広範囲な器材に対応（約４７分）。

※以下の基準を満たす器材が滅菌可能範囲

Pressure

・内径が0.7㎜以上、長さが500㎜以下のステンレス菅・内径が１㎜以上、長さが1,000㎜以下のPTFEチューブ

前処理

拡散Ⅰ-Ⅱ

拡散Ⅰ-Ⅰ

拡散Ⅱ-Ⅱ

拡散Ⅱ-Ⅰ

換気

ステリエース100はトータル性能で他の滅菌方法よりも優れています。
Comparison ofSterilization

ランニングコスト

時間

残留リスク

高圧蒸気滅菌
EOG滅 菌
過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌
過 酸 化 水 素ガス低 温 滅 菌
低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌（LTSF）
ステリエース1 0 0

真空引き

参考文献：
・今和泉静枝 滅菌工程料の算出（第3報）−12年の経過と業務体制の変化からー 医療機器学 2009;79(8):631-637
・別宮尚美、吉田理香、小林寛伊、梶浦工 エチレンオキサイドガス滅菌後の医療用プラスチックにおけるエアレーション時間の予測
Journal of Healthcare-associated Infection 2016; 9(2):33-41
・鈴木美千代、小林寛伊、梶浦工、吉田理香 低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌における滅菌コンテナーの実用性の検証
Journal of healthcare-associated Infection 2014;7(2):45-52
・野田稔、酒井義信、坂口嘉郎、後藤昌昭ほか 過酸化水素ガスを用いた低温滅菌装置の滅菌性能について 医療機器学 2016;86(3):339-346

Time
滅菌剤注入

30
Quick Cycle

ハイブリッドクリーンシステム（プラズマ＋空気置換）で滅菌剤ガスを分解・除去

クイックサイクル

消耗品・アクセサリー

内腔のない医療器具を対象とし、さらに短時間での滅菌が可能（約30分）。

さまざまな用途に応じたラインナップをそろえています。

Pressure
前処理

拡散Ⅰ-Ⅰ

拡散Ⅰ-Ⅱ

拡散Ⅱ-Ⅰ

拡散Ⅱ-Ⅱ

Consumable goods
Accessories

換気

ステリエース専用製剤

ステリリキッド
医薬用外劇物

ステリエース専 用 の滅菌剤です。
5回分/本

真空引き

ステリエース専用

ステリエース専用のBIです。
２４時間の培養後、培養液の色で判定します。

ステリエース専用のCIカードです。
ガスに反応して規定の色に変色します。

バイオロジカルインジケータ(BI)ステリエース専用
Time
滅菌剤注入

ハイブリッドクリーンシステム（プラズマ＋空気置換）で滅菌剤ガスを分解・除去

滅菌対象材質（対応・非対応）
対 応

Material
Compatibility

ステリエース専用

プラスチックPTFE、PET、シリコンゴム、PEI、PE等
金属
アルミニウム、ステンレス等

非対応
セルロース
パルプを含む製品（木綿、紙、ガーゼ、タオル、スポンジ等）
液体、粉体の製品

ケミカルインジケータ（CI）

BIインキュベーター

ピンマット

ステリエース専用

ステリエース専用

ステリエース専用のBI培養装置です。
培養時に使用します。

ステリエース専用のピンマットです。
器材同士の接触を防ぎます。
160×240㎜

ステリエース専用のプリンター用紙です。
滅菌履歴を印刷します。

プリンター用紙

サポート
対応材質以外の器材を滅菌する場合
は、器 材メーカー様 、もしくは当 社
MDR事業推進本部までお問い合わせください。
※ 銅 、真 鍮 、メッキ 製 品 等 は 変 色 等 の 変 化 が 生じる恐れ が あります 。

Supportサラヤでは、お客様のご用命に対して親切・丁寧な対応を目指し、万全のサポート体制を整えております。
■各種トレーニング■運用支援・情報提供

サラヤ株式会社 ステリエース100カタログ 3/4

61-0075-01-4PDF