8252

デジタル・エレクトロメータ±200Vの電圧発生機能を装備して、デバイス、マテリアル評価に最適● 直流電圧測定：3V〜200Vレンジ、最小分解能10μV● 直流電流測定：30pA〜30mAレンジ、最小分解能1fA● 抵抗測定：3kΩ〜200GΩレンジ、最小分解能10mΩ
● 電荷測定：1nC〜10μCレンジ、最小分解能1fC● ±200Vの電圧発生機能● 電圧印加抵抗測定により2×1017Ωの測定が可能● 各種スイ−プ測定機能により様々なデバイス評価に最適

http://www.adcmt.com

8252は±200Vの電圧発生機能を持った、5½桁の高性能なデジタル･エレクトロメータです。
1fAの 電 流 測 定、±210Vの 範 囲 において2×1014Ωの高入力インピーダンス電圧測定、210GΩの抵抗測定、1fCの電荷測定などが可能です。さらに各種スイープ機能を持った電圧発生により、各種デバイス、マテリアル評価に最適です。電流測定においては、積分方式（ICV）の採用により、誘導ノイズに強く、かつ高速測定が可能です。

■ 直流電圧測定DCV

3V～200Vレンジ：最小分解能10μV
入力抵抗：2×1014Ω以上■ 直流電流測定DCI

30pA～30mAレンジ：最小分解能1fA
30pA～300μAは積分方式、3mA、30mAはシャント方式■ 抵抗測定OHM

3kΩ～200GΩレンジ：最小分解能10mΩ
定電流方式の抵抗測定■ 電荷測定Q

また、絶縁抵抗測定においては、VSRM（電圧印加抵抗測定）機能により、2×10 Ωの測定が可能です。
171nC～10μCレンジ：最小分解能1fC■ 電圧発生30V/200Vレンジ：最小分解能1mV
電流リミッタ：0.1mA～12mA
電圧 /電流モニタ：最小分解能100μV/100nA■ 電圧印加抵抗測定VSRM（定電圧印加、電流測定を演算にて抵抗表示する）
抵抗測定範囲：100Ω～2×1017Ω

■ スイープ測定機能
フィクスド･スイ－プ測定、リニア･スイ－プ測定
およびランダム･スイ－プ測定■ 体積抵抗率、表面抵抗率の測定■ コンタクト･チェック機能

DCI測定30pA～300μAレンジにおいて測定電極と試料との接触不良を検出■ ハンドラ･インタフェース機能＜ 8252

2リアパネル＞■ 測定値と発生値のデュアル表示

電圧発生と各種スイープ機能
8252は±200Vのプログラマブル電源を内蔵しています。発生モー抵抗も高くなります。この機能を利用するとレスポンスは、10倍以上速くなります。

ドとして、測定と非同期に動作するノーマル･モードと測定に同期して変化するスイープ･モードがあります。スイープ･モードはフィクスド、Rs

リニア、ランダムの3種類があり、アプリケーションにより最適なスイープ測定が選択できます。

CX1◦フィクスド・スイープ測定

CX2

ドライビング・ガードによる測定：

Td

正確なチャージ時間後の絶縁抵抗の測定にバイアス値： スイープ開始前のユーザ設定値
Td： メジャ・ディレイ

測定

TRIG

ドライビング・ガードを行なったときは、入力ケーブルの芯線と、内側のシールドが同電位となり、入力ケーブルの容量 CX1 は無視されます。また、内側のシールドと外側のシールド間は、低インピーダンスとなるため、CX2 も無視

VSVSされます。

バイアス値

バイアス値

◦ リニア・スイープ測定

STOP
TRIG

ダイオード、FET など半導体の I － V 特性測定に測定

Td

バイアス値

◦ ランダム・スイープ測定

START

TRIG

ランダムな電圧発生と同期した高速測定にバイアス値

接触不良を検出するコンタクト･チェック機能
8252はコンタクト･チェック機能により、測定ケーブルと試料あるいは測定電極、フィクスチャと試料との接触不良を検出することが可能です。このコンタクト･チェック機能はDCIファンクション
30pA～300μAレンジにおいて、ノーマル･モードの時は測定ごとに、スイープ･モードの時はスイープ開始時に測定入力端子とLO端測定子、または電圧発生端子間の容量を測定して判定します。

Td
STOP

バイアス値

START

バイアス値

ノイズの影響を最小にした測定が可能
従来のエレクトロメータは入力インピーダンスが高いため、微少電流測定や高抵抗測定ができる反面、外部からの誘導ノイズに弱い欠点があります。8252は、下記の機能を採用し、ノイズの影響を最小限におさえた測定を可能にしました。
◦ ケーブルの振動によるノイズ発生を防止する、低雑音二重同軸ライン･ユースに最適なハンドラ･インタフェースとPASS/FAIL判定機能
8252はGPIBとTRIGGER、COMPLETE、INTERLOCKの単線信号のほか、自動機とのインタフェースのためのハンドラ･インタフェースを標準装備しています。また演算機能として比較演算機能を持っており、コンタクト･チェック機能と併せて使用することにより、比較判定結果とコンタクト･チェック結果を反映したPASS/FAIL信号出力が可能です。コンデンサ･リーク試験、絶縁抵抗試
験などにおいて、高速に自動選別が可能となります。

（トライアキシャル･ケーブル）の入力ケーブル◦ ノイズに強い積分方式を採用
・従来のフィードバック方式に比べ、対ノイズ性を改善した積分型電流ー電圧変換器
・高ノイズ除去率（ フルスケールの2～3倍のノイズ）を可能とした高ダイナミック･レンジのAD変換器
・積分時間は、1ms～1sまで可変◦ 移動平均によりノイズを除去するスムージング機能

高インピーダンス信号源の電圧や抵抗を、高速に測定できるドライビングガード機能
電圧および抵抗測定において、信号源抵抗あるいは被測定抵抗が大きな時（100MΩ以上）、ケーブルの容量およびHi-Lo端子間の浮遊容量によって、レスポンスが遅くなります。例えば、信号源抵抗が1000MΩのとき、ケーブル容量が100pFあるとすれば、この時の時定数（t=100ms）によって、最終値の±0.1%以内に入るまでのレスポンスは、約700msとなります。

8252は、このレスポンスを改善するためにドライビング･ガード方式を採用し、入力ケーブルの内側のシールドを入力電圧と同電位で駆動することにより、Lo端子から見たインピーダンスをみかけ上ゼロにしています。また、ケーブル、コネクタを通して測定入力端子からLo端子に流れる漏れ電流も低減されるため、みかけ上の絶縁各種半導体の評価、自動検査に（電圧発8252は、1fAの電流測定と10μVの電圧測定に加え、VSIM
生電流測定）（電流発生電圧測定）が可能なプログラマブル電/ISVM源を持っており、これらの組み合わせにより、幅広い半導体評価試験が可能です。また、GPIB、ハンドラIF、各種単線信号を標準装備していますので評価システムのコンポーネントとしても最適です。
◦ ダイオード、FETのIーV特性試験
高分解能の8252は、フォトダイオード（PD）の暗電流特性やMOSFETのゲート電流測定など、数pA以下の微少電流でのIーV特性測定に最適です。5000ステップまでの発生、測定デー
タ記憶が可能なリニア･スイープ機能と、測定レンジの移動範囲が設定できるオートレンジ測定、レンジごとのディレイが設定可
能なオートレンジ･ディレイ機能により、安定かつ高速に最適な測定が可能となります。
12701A

8252
F1DUT
VS1I〔A〕

INPUT

10−9A

HI

10−1010−110＜PDの暗電流測定の接続図＞

1020

VR〔V〕

＜PDの暗電流ー逆電圧特性＞

3◦ 1台でVSIM＋DCV/DCI測定またはISVM＋DCV/DCI測定±200Vの 電 源は10μA分 解 能 の 電 流リミッタ（設 定 範 囲：0.1mA～12mA）を備えており、プラスとマイナス側を個別に設定可能です。さらに分解能100μVの電圧モニタ、および分解能100nAの電流のモニタも可能です。電流測定が100nA～12mA以内ではINPUT端子を使用せずにOUTPUT端子のみでVSIM測定ができます。また、電流リミッタ（設定範囲：0.1mA～12mA）と電圧モニタを使用したISVM測定が可能です。INPUT端子をDCVまたはDCIファンクションにすることにより、1台で2台分の測定が可能です＜VSIM＋DCI/DCV測定＞

8252
HI±200V/1mV

INPUT

A/V

（電圧印加抵抗測定）機能を用いて、各種電子部品、ケーブVSRM
ル、ICパッケージなどの絶縁抵抗測定が可能です。測定範囲は、

100Ω～2×1017Ωと広い範囲を持っていますので、導電ゴムのような低抵抗材料から、マイラ･フィルムのような高抵抗材料まで1台で測定できます。また、フィクスド･スイープ機能により、正確な1分間チャージ後の測定が可能で、さらに演算機能の使用により、試料の長時間変化（最大、最小、平均など）を調べることができます。
◦ スイッチ、リレーの漏れ電流、絶縁抵抗測定◦ コンデンサ、ケーブルの絶縁抵抗測定◦ プリント基板の絶縁抵抗測定◦ 体積抵抗、表面抵抗測定

12mA/100nAA

絶縁抵抗測定にDUT

LO（12702A/12702B、12704A、12708の併用時）◦ フィルム（マイラ、プラスチック、紙など）◦ ガラス、セラミック、ゴムなど◦ 絶縁油、ワニスなど＜ISVM＋DCI/DCV測定＞◦ 半導体材料など

8252±12mA/10μA

HI

INPUT

VA/V

DUT

トナーや高分子材料の電荷測定にアクセサリ8031ファラデー・ケージと47W電荷測定アダプタを組合わせ、8252と接続することにより、トナーなどの電荷測定が可LO

200V/0.1mV◦ 半導体評価システムのコンポーネントとして電 圧電 流 発 生器 6243や6244、6240Bなどと組み合わせて、半導体評価システムが構築できます。8252は、電圧電流発生能です。10μCまでの電荷測定が可能なので、化学繊維やICパッケージなどの帯電荷測定に最適です。
8031+47W

8252

器と同一コンセプトで設計されているため、単線信号によりこれらの機器と同期した測定が可能です。8252はFETのゲートのような微少電流測定側のコンポーネントに、大電流測定は（10A）、高電圧部は6243（110V）で、低電圧部は6240B
6244（15V/1A）と、最適なコンポーネントを選択可能です。

電解分析などに6243/6244
6240B

8252
A8252は、最大、最小、平均などの演算の他に、積算機能を備え

APC

A

SYNK OUTています。積算機能とフィクスド・スイープ機能により、長時間にわたる電流の積算値を測定することが可能です（最大83時間）。電気分解、電解メッキの実験などにおいて、一定時間内の流れた電荷量の算出に有効です。
◦ 電解分析

GPIB◦ 電解メッキ

高インピーダンス信号源の電圧測定に◦ 定電位電解8252は、2×1014Ω以上の高入力インピーダンスの電圧測定が可能です。信号源抵抗が109Ωの被測定物を測定した場合、通常のDMMでは、入力インピーダンスが109Ω程度であるため、50％の測定エラーとなってしまいますが、8252では、わずか5ppmです。
したがって、以下の測定に有効です。
◦ 各種半導体センサの出力電圧測定◦ 分析用電極の電位測定◦ 生体の電位差測定
また、プリアンプ出力を利用することにより、インピーダンス変換が可能となります。
※Preamp Out

被測定物

8252

RIXV

VIX

Rs
Es4

※直流電流測定時のプリアンプ出力は、鋸（のこぎり）波、または0Vとなり、電流に比例した電圧は出力されません。

性能諸元

OHM抵抗測定（定電流方式の抵抗測定）

全ての確度は23±5℃、相対湿度70%以下において、1年間保証

積分時間200ms、NULL演算ONにおいて測定機能

レンジ 最大表示 分解能 確度※1） 温度係数※2） 印加電流 FS電圧 開放電圧
約100μA 約320mV 25V
3kΩ
3.19999kΩ 10mΩ 0.06＋36 50＋530kΩ 31.9999kΩ 100mΩ 0.06＋4 50＋0.8 約100μA 約3.2V 25V
300kΩ 319.999kΩ 1Ω
0.06＋4 50＋0.8 約10μA 約3.2V 17V
約3.2V 17V
3MΩ 3.19999MΩ 10Ω 0.07＋4 50＋0.8 約1μA
30MΩ 31.9999MΩ 100Ω 0.07＋4 50＋0.8 約100nA 約3.2V 17V
300MΩ 319.999MΩ 1kΩ 0.2＋4 100＋0.8 約10nA 約3.2V 17V
約3.2V 17V
3GΩ 3.19999GΩ 10kΩ 0.3＋4 200＋0.8 約1nA
約32V 220V
30GΩ 31.9999GΩ 100kΩ 0.5＋3 200＋0.8 約1nA
約210V 220V
200GΩ 209.999GΩ 1MΩ 1.2＋3 200＋0.8 約1nA

DCV直流電圧測定
積分時間200msにおいて
レンジ

最大表示

3V
30V
200V

3.19999V
31.9999V
209.999V

入力抵抗
入力容量
セットリング･タイム
最大許容印加電圧

NMRR

実効CMRR

分解能
10μV
100μV

1mV

確度※1）

0.02＋40.02＋30.02＋3

温度係数※2）15＋0.815＋0.815＋0.82×1014Ω以上
10pF以下2ms以下（信号源抵抗1MΩ以下において, 規定の確度に入るまで）
220Vpeak
60dB以上（50Hz/60Hz±0.08%にて）120dB以上（1kΩ不平衡抵抗, 50Hz/60Hz±0.08%にて）NULL演算OFF時は、上記にケーブル抵抗（標準付属A01010：0.2ΩMax）が加算される。

セットリング･タイム

DCI直流電流測定
INT.CAL後24H、積分時間200msにおいて最大表示

レンジ

分解能30pA※ 31.999pA
1fA
300pA 319.999pA 1fA
3nA
3.19999nA 10fA30nA 31.9999nA 100fA
300nA 319.999nA 1pA
3μA
3.19999μA 10pA
30μA 31.9999μA 100pA
300μA 319.999μA 1nA
3mA
3.19999mA 10nA
30mA 31.9999mA 100nA

確度※1）
0.7＋400.35＋50
0.2＋60.2＋50.15＋40.1＋40.1＋40.1＋40.03＋30.03＋3

最大許容印加電圧
温度係数※2） 測定方式
600＋3.5300＋5200＋0.5
積分方式
200＋0.5（ICV）
150＋0.5
120＋0.5
120＋0.5
120＋0.5
シャント方式
20＋0.525＋0.530pAレンジは4 桁表示となる（1digits＝1fA）※

入力電圧降下
入力バイアス電流
セットリング･タイム
最大許容印加電圧

NMRR

500μV＋1kΩ×Ix以下（30pA〜300μAレンジ）,
116Ω×Ix以下（3mAレンジ）, 16Ω×Ix以下（30mAレンジ）
10fA以下（30pA〜300μAレンジ）
積分時間と同一時間（規定の確度に入るまで）

電圧発生
1V〜200V

電流測定
1fA〜12mA

抵抗測定範囲100Ω〜2×1017Ω

INT.CAL後24H、積分時間200ms、印加電圧±1V以上において
電流レンジ

30pA
300pA
3nA
30nA
300nA
3μA
30μA
300μA
3mA
30mA

測定範囲［Ω］
3.2×1010〜2×1017
3.2×10 9〜2×1016
3.2×10 8〜2×1015
3.2×107〜2×1014
3.2×10 6〜2×1013
3.2×10 5〜2×1012
3.2×104〜2×1011
3.2×10 3〜2×1010
320〜2×10 9
100〜2×10 8

確度※3）0.725＋45＋100Ω
0.375＋55＋100Ω
0.225＋11＋100Ω
0.225＋10＋100Ω
0.175＋9＋100Ω
0.125＋9＋100Ω
0.125＋9＋100Ω
0.125＋9＋100Ω0.055＋8＋1Ω
0.055＋8＋1Ω

測定確度 ±（（電流レンジのrdg項＋0.025%）＋（電流レンジのdigits項＋5digits）＋Rie）
温度係数 ±（（電流レンジのrdg項＋15ppm）/ ℃＋（電流レンジのdigits項＋0.2digits）/ ℃＋Rit/ ℃）
Rie：100Ω（30pA〜300μAレンジ）, 1Ω（3mA, 30mAレンジ）
Rit：10Ω（30pA〜300μAレンジ）, 0.1Ω（3mA, 30mAレンジ）
最大表示 1桁〜5桁（1〜9.9999）

220Vpeak

Q電荷測定
積分時間200msにおいて※電荷測定時のオートレンジ不可

レンジ

最大表示

分解能

1nC
10nC
100nC
1μC
10μC

999.999pC
9.99999nC
99.9999nC
999.999nC
9.99999μC

1fC
10fC
100fC
1pC
10pC

セットリング･タイム（規定の確度に入るまで）
最大許容印加電圧

確度※1）0.5＋40
0.3＋5
0.3＋4
0.3＋40.3＋4

温度係数※2）200＋5
200＋0.5150＋0.5
120＋0.5
120＋0.52ms以下（1nC〜1μCレンジ）, 5ms以下（10μCレンジ）
220Vpeak

Vm電圧発生電圧モニタ
積分時間200msにおいて220Vpeak
60dB以上（50Hz/60Hz±0.08%にて）抵抗値表示機能（RM演算）（電圧発生値 /電流測定演算にて抵抗表示する）

付属ケーブルを除き, 浮遊容量が1pF以下において（規定の確度に入るまで）
2ms以下（3kΩ〜3MΩレンジ）
20ms以下（30MΩ〜300MΩレンジ）
150ms以下（3GΩレンジ）
1.5s以下（30GΩレンジ）
8s以下（200GΩレンジ）

レンジ

最大表示

30V
200V

31.9999V
209.999V

分解能
100μV

1mV

確度※1）
0.02＋120.02＋7

温度係数※2）15＋215＋2

Im電圧発生電流モニタ
積分時間200msにおいてレンジ最大表示分解能

10mA

12.9999mA

100nA

確度※4）
0.03＋200＋5

温度係数※5）20＋25＋0.5

積分時間と分解能
設定積分時間（IT）と分解能（5½桁に対して）
積分時間
（IT）

1ms
2ms
10ms
1PLC
100ms
200ms
1s

右記以外のレンジ
分解能（digits）

Tad
1ms
2ms
10ms
1PLC
100ms
200ms
200ms＊53
1.5

1

DCI30pA〜300μAレンジ
分解能（digits）
Ti
Tad
1ms
500μs
52ms
1ms
3
10ms
5ms
1PLC
5ms
100ms 1PLC
1200ms 1PLC
1s
200ms

※200ms＊5の表現は200msの積分時間で5回測定した平均値で測定することを示す。
Ti：ICV方式の積分時間（電流ー電圧変換器の積分時間）
Tad：ADCの積分時間：±（% of reading+digit）：±（ppm of reading+digit）/ ℃：±（% of reading+digit+Ω）※4）：±（% of reading+digit+digit×Vo/1V）（Vo）の1V当たりに加算される誤差
digit×Vo/1V 項:出力電圧※5）：±（ppm of reading+digit+digit×Vo/1V）/ ℃
※1）

※2）
※3）

5

ホールド時間：

設定積分時間に対するICV方式の積分時間（Ti）
レンジ

設定積分時間

1ms

2ms
10ms
100ms
10ms

30pA
300pA
3nA
30nA
300nA
3μA
30μA
300μA

1PLC

100ms 200ms

1s

1s
100ms 200ms
1ms

2ms

10ms

200ms＊5
1PLC＊5 1PLC＊10 1PLC＊50※1PLC＊5などの表現は1PLCの積分時間で5回測定した平均値で測定することを示す。
電源周波数が60Hzの地域では、1PLC＊5は1PLC＊6 、1PLC＊10は1PLC＊12、1PLC＊50は1PLC＊60となる。

発生機能
電圧発生
最大表示

分解能

確度※6）

30V
200V

31.000V
200.00V

1mV
10mV

0.025＋50.025＋5

セットリング･タイム
最大許容印加電圧
最大容量負荷

分解能

設定確度

1ms
10ms
100ms
1s

±（2%＋3ms ）オートレンジ･ディレイ時間：

1PLC

レンジ

設定範囲

1ms 〜60000ms
60.01s 〜600.00s
600.1s 〜6000.0s
6001s 〜10000s

温度係数※7）15＋0.215＋0.23ms以下（規定の確度に入るまで）
220Vpeak1000μF

設定範囲

分解能

0ms 〜60000ms

1ms

発生/測定機能発生モード
スイープ･タイプ
スイープ･モード
スイープ･リピート回数
スイープ･最大ステップ数ランダム･スイープ･最大メモリ
測定データ･バッファ･メモリ
演算機能

出力ノイズ
下記負荷条件においてp-p値で示す
レンジ

負荷抵抗
無負荷および最大負荷

30V
200V

DC〜100Hz
1mV
3mV

DC〜10kHz
3mV
10mV

DC〜20MHz
6mV
10mV

電流リミッタ
レンジ10mA：±（% of setting + digits + digits x Vo/1V）：±（ppm of setting + digits + digits x Vo/1V）/ ℃

PREAMPOUT端子

最小ステップ（繰り返し）
時間： 発生 / 測定レンジ固定、積分時間1ms 、
メジャ・ディレイ時間100μsにおいて測定

メモリ･モード

最小ステップ時間

3ms

ON

BURST
NORMALOFF

10ms

ソース･ディレイ時間：
設定範囲

0.030ms〜60.000ms
60.01ms〜600.00ms
600.1ms〜6000.0ms
6001ms〜59998ms

分解能
1μs
10μs
100μs

設定確度±（0.1%＋10μs）

1ms

ピリオド（測定周期）：
設定範囲

3.000ms〜60.000ms
60.01ms〜600.00ms
600.1ms〜6000.0ms
6001ms〜60000ms

分解能
1μs
10μs
100μs

設定確度
±（0.1%＋10μs）

1ms

メジャ･ディレイ時間：
設定範囲

0.100ms〜60.000ms
60.01ms〜600.00ms
600.1ms〜6000.0ms
6001ms〜59998ms

ノーマル･モード, スイープ･モード
フィクスド･スイープ/リニア･スイープ/
ランダム･スイープ
片道 /往復1〜1000, 無限

5000
5000データ
5000データ
NULL演算：R＝XーX NULL
比較演算：HI/GO/LO/HI or LO
スムージング：スムージング回数 2〜100回
スケーリング：C定数×（測定値−Ｂ定数）／Ａ定数
Max, Min, Ave, Total演算
体積抵抗率：ρv=（πd 2/4t）×Rv
表面抵抗率：ρs=（π（D＋d）/（D−d））×Rs
DCI30pA〜300μAレンジにおいてのみ
測定範囲：0.5pF以上
オープンキャル：0.5pF〜50pF
TRIAXIALコネクタ（INPUT）,セーフティ･ソケット（LO）
最大ガードオフセット電圧：±2mV（INPUTーDG間）
最大許容ガード容量：1000pF（INPUTーDG間）
最大許容シールド容量：5000pF（DGーLO間）
セーフティ･ソケット（OUTPUT HI）
セーフティ･ソケット

端子間最大印加電圧

設定時間

分解能1μs
10μs
100μs

設定確度
※8）

±（0.1%＋10μs）

1ms：DCIファンクション、30pA～300μAレンジの場合内部の処理時間として最大3msの時間が加算されます。

6

測定端子

電圧出力端子※7）※8）

コンタクト･チェック機能

最大表示 分解能 確度※6）
温度係数※7）
設定範囲12.00mA 10μA 0.1+3+0.05 20+0.5+0.005 0.1mA〜12.00mA※6）

設定確度±（2%＋3ms ）INPUT
DRIVING GUARD
各端子間220VPeak
OUTPUT HI
LO
GROUND
LOー筐体, GROUND端子間 250VPeak

インタフェース仕様

変換アダプタGPIBインタフェース：

IEEE-488.1-1978に準拠、24ピン・アンフェノール・コネクタ
入力 TRIGGER、INTERLOCK
出力 COMPLETE
BNCコネクタ
入力 TRIGGER、INTERLOCK
出力 COMPLETE、EOM、INDEX、HI/GO/LO、ALARM、FAIL
Dsub15ピン・コネクタ

単線信号：

ハンドラ・インタフェース：

TRIAX-J-TRIAX-J中継アダプタ

A04201¥8,000

A04203¥11,000

A04207¥5,000TRIAX-Jレセプタクル

A04208¥3,500BNC-J-TRIAX-Pアダプタ

CC015006¥8,500TRIAX・JTRIAX・JTRIAX-J-BNC-Pアダプタ

一般仕様
使用環境範囲：保存環境範囲：ウォームアップ時間：
表示：
電源：

温度 0℃～＋50℃、湿度 85%RH以下、結露のないこと
温度 －25℃～＋70℃、湿度 85%RH以下、結露のないこと
60分以上
16セグメント×12桁×2蛍光表示管
AC電源100V/120V/220V/240V（ユーザにて切替可能）

TRIAX・J

BNC・P

BNC-J-M-Pアダプタ

BNC・J

オプションNO. 標準 OPT.32 OPT.42 OPT.44
電源電圧100V 120V 220V 240V

M・P

注文時指定
ユーザにて電源電圧を変更する場合は、適合ケーブルと適合ヒューズをご使用ください。
電源周波数：
消費電力：
外形寸法：
質量：

50Hz/60Hz
55VA以下約212（幅）×88（高）×400
（奥行）
mm
4kg以下

付属品
名称

電源ケーブル（JIS 2m）
入力ケーブル（TRIAX-みの虫 1m）
入出力ケーブル（セーフティ・プラグ）
バナナチップ・アダプタ（A01044用）
ワニ口クリップ・アダプタ（A01044用）ショート・プラグ（8252用）型名

数量

A01402
A01010
A01044
A08531
A08532
A140001

11111
1

BNC・J

TRIAX・P

アクセサリ（別売） 次頁参照
名称

型名

入力ケーブル（ TRIAX-TRIAX）
A01009
入力ケーブル（ TRIAX- みの虫 1m）
A01010
入力ケーブル（ TRIAX-BNC）
A01011
入力ケーブル（ TRIAX- みの虫高電圧用） A01018-100
入力ケーブル（ TRIAX- みの虫）
A01019
入力ケーブル（BNC-BNC）
A01036-1500
入力ケーブル（高耐圧 TRIAX-TRIAX）
A01239
ショート・プラグ（8252用）A140001
パネルマウント・セット（2Uハーフ）A02039
パネルマウント・セット（2Uハーフツイン）
A02040ラックマウント・セット（JIS 2Uハーフ）
A02263
ラックマウント・セット（JIS 2Uハーフツイン） A02264
ラックマウント・セット（EIA 2Uハーフ）
A02463
ラックマウント・セット（EIA 2Uハーフツイン）A02464

価格¥15,000~¥22,000¥15,000~¥62,300¥30,300~¥4,700¥90,000~¥5,000¥20,000¥22,000¥12,000¥15,000¥12,000¥15,000

メーカ希望小売価格
名称

デジタル・エレクトロメータ
（本体）

型名

8252

価格

¥450,0007豊富なアクセサリ
半導体などの電子部品の直流特性試験に

12701A テスト・フィクスチャ

液晶試料などの液体体積抵抗（率）測定に¥180,000

本体との接続ケーブル●インプット信号：A01009（TRIAX-TRIAX）●電圧印加：A01044※● INTERLOCK：A01036（BNC-BNC）￥15,000~￥1,900￥4,700

アキシャル・リード・タイプ試料のリーク電流測定や絶縁抵抗測定に

12706A テスト・フィクスチャ

¥90,000

本体との接続ケーブル●インプット信号：A01009（TRIAX-TRIAX）●電圧印加：A01044※ ＋ A08531● INTERLOCK：A01036（BNC-BNC）￥15,000~￥2,500￥4,70012707 液体抵抗試料箱¥200,000

本体との接続ケーブル●インプット信号：A01009（TRIAX-TRIAX）●電圧印加：A01044※ ＋ A08531● INTERLOCK：A01036（BNC-BNC）

帯電体（粉体、チップ状）の電荷測定に

8031 ファラデー・ケージ
47W 電荷測定アダプタ¥120,000¥50,000（粉体、チップ状）の電荷を測定します。
47 Ｗ電荷測定用アダプタを使用して帯電体本体との接続ケーブル●インプット信号：A04207 ＋ A01011（M 型アダプタ＋ TRIAX-BNC ケーブル）￥20,000~

試料に応じた圧力可変の体 積抵抗（率）、表面抵抗（率）測定に

高インピーダンスを持つ高電圧測定に

12702A/12702B

ボルテージ・デバイダ・プローブレジスティビティ・チェンバ¥248,000

本体との接続ケーブル●インプット信号：A01009（TRIAX-TRIAX）●電圧印加：A01044※ ＋ A08531￥15,000~￥2,50012602

測定ポイントを変えるような測定に12704A

12603 テスト・リード¥180,000

本体との接続ケーブル●インプット信号：A01009（TRIAX-TRIAX）●電圧印加：A01044※● INTERLOCK：A01036（BNC-BNC）

チップ・コンデンサなどの絶縁抵抗測定に

12708¥800,000

本体との接続ケーブル●インプット信号：A01009（TRIAX-TRIAX）●電圧印加：A01044※● INTERLOCK：MI-03￥15,000~

12604 ピンセット・プローブ
A08076 測定用シールド板¥70,000¥20,000

誘導ノイズを防ぐため、測定用シールド板 A08076 の併用をお薦めします。

¥1,900¥11,100

絶縁物試料の高抵抗測定に

42 レジスティビティ・チェンバ¥90,000

プリント基板上のパターン間の絶縁抵抗測定のように、測定ポイントを次々に変えるような測定に最適なプローブです。

￥15,000~￥1,900￥4,700試料の温度を変えた高抵抗測定にレジスティビティ・チェンバ¥110,000

高インピーダンスを持つ高電圧測定 用プローブです。分割比は100:1、最大測定電圧 2.5kV まで測定することが可能です。
入力抵抗：1×1010Ω

シート状、絶縁材料の体積抵抗（率）、表面抵抗（率）測定にレジスティビティ・チェンバ￥15,000~￥2,500￥4,700絶縁抵抗計の基準、校正用として¥100,000

本体との接続ケーブル●インプット信号：A04207 ＋ A01011（M 型アダプタ＋ TRIAX-BNC ケーブル）●電圧印加：A01044※ ＋ A08531￥20,000~15045 シリーズ 標準抵抗¥65,000~

本体との接続ケーブル●インプット信号：A01009（TRIAX-TRIAX）●電圧印加：A01044※￥15,000~￥1,900￥2,500： 標準付属品※◦ 表示価格に消費税は含まれていません。消費税相当額については別途申し受けます。
◦ 本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読みください。
◦ ユーザ各位のご要望、当社の品質管理の一層の高度化などにともなって、おことわりなしに仕様の一部を変更させていただくことがあります。

お問い合わせはコールセンタへ y 0120-041-486

受付時間： 9：00〜12：00，13：00〜17：00（土・日、祝日を除く）

本 社 事 務 所：〒104-0031 中 央 区 京 橋 3 - 6 - 1 2 正 栄ビ ル
TEL（03）6272-4433 FAX（03）6272-4437
東松山事業所：〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都 77-1
TEL（0493）56-4433 FAX（0493）57-1092●ご用命は本 社 営 業 部：〒104-0031 中 央 区 京 橋 3 - 6 - 1 2 正 栄ビ ル
TEL（03）6272-4433 FAX（03）6272-4437
西 営 業 部：〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14
関西営業所
新大阪グランドビル
TEL（06）6394-4430 FAX（06）6394-4437
中 部 営 業 所：〒464-0075 名古屋市千種区内山3-18-10
千種ステーションビル
TEL（052）735-4433 FAX（052）735-4434

E-mail : kcc@adcmt.com URL : http://www.adcmt.com
このカタログはエコマーク認定の再生紙を使用しています。

© 2016 ADC CORPORATION Printed in Japan 8252-NP Jul. '16 A