生体信号収録装置

Polymate $ AP5148
基礎医学研究用機器

http://www.teac.co.jp/

ポリメイトに待望のモデルが登場

最大 48チャンネル
最大サンプリング 4000Hz

Electroencephalogram

Active Electrodes

Eelectrooculogram

収録メディア 最大 32GB

Respiration

Bluetooth`による計測条件設定
リアルタイムモニターが可能。

Electrocardiogram

ポリメイト AP5148 は、 本体重さ約 400g の生体

Inside of a pochette

アンプと Bluetooth` を内蔵した生体信号収録装置です。
携帯できるよう 小型・軽量化を図り、脳波、筋電図、心電図、眼球運動、いびき、呼吸、体位、脈波、SpO2などの生体信号を、CFメモリーカードに最長 約12 時間以上の連続収録ができます。

AP5148

ま た、PC と USB ま た は Bluetooth` 接 続 す る こ とにより、計測条件設定、リアルタイムモニターが行えます。
（ 収録時間は、メモリー容量､ サンプリング周波数､ チャンネル数､ バッテリー容量の組み合わせにより異なります。）

Electromyogram

Max

imum

About
100m
eters

Remote control&Real-time monitor

最大 48 チャンネル、最大サンプリング周波数 4000Hz

各部の名称

24bit A/D コンバーター採用。9ch の専用入力、8ch の外部電圧入力を有し、チャンネル単位でサンプリング周波数を個別に設定可能です。

Bluetooth` を内蔵

アンテナ

ヘッドアンプ
接続コネクター▶

最大 100m 離れた場所から計測条件設定、リアルタイムモニターが行えます。( 環境により到達距離は変わります。)

システムリファレンスコネクター（Ref）

収録メディアは 32GB まで対応

キ−ロックスイッチ

アース および 電極接触チェック端子（E/T.CK）

ヘッドアンプCF メモリーカードを採用。長時間に収録が可能です。

メモリーカード
挿入口

本体

収録開始 / 停止スイッチ
および 表示ランプ(REC/STOP)

予備電極入力端子（AUX 1､2､3）

小型アクティブ電極を採用

状態確認スイッチ
および 表示ランプ（LEVEL /ALARM）

電極材に金を採用。電極近傍にインピーダンス変換回路を設けることで、耐環境性に優れた生体計測を実現します。

ポリメイト（AP1132／AP 216）の使い勝手を踏襲
モニター および ビュアソフトは、定評ある APMonitor/APViewerを採用。PC と USB 接続、または Bluetooth` 無線により計測条件設

外部入力コネクター（EXT1 〜 EXT8）◀本体接続用コネクター

定、リアルタイムモニターが行えます。また、プラグイン解析ソフトもポリメイトシリーズ同様にお使いいただけます。

電源スイッチ

脳波、筋電図、心電図、眼球運動、いびき、呼吸、脈波、SpO2、体位、電圧入力対応

電源入力コネクター
汎用電極入力コネクター（1〜 32）▶左から連続動作時間（内蔵電池 ＋ 外部電池ボックス使用時 ）は、約12 時間

脈波入力コネクター（PLS）

ヘッドアンプ

体位入力コネクター（POS）
パルスオキシメ−ター 入力コネクター (SpO2)

日本睡眠学会 PSG 共通フォーマットを採用
付属ソフトウェア

ポリメイト V [ AP5148 ] 本体仕様

モンタージュなどの計測条件設定や計測中の波形表示モニターができる計測ソフトウェア

測定収録部と､収録波形の表示ソフトウェアが標準付属です｡

電極 [数]

計測ソフトウェア

約400g(電池含まず)

多用途 [ 32 ]、 呼吸 [ 3 ]、 脈波 [ 1 ]、 SpO2 [ 1 ]、 外部 [ 8 ]チャンネル数48

入力インピーダンス
A/D変換器

アクティブ電極 300GΩ、その他 10MΩ
24ビット 全チャンネル同時サンプリング

サンプリング周波数
収録フォーマット

1〜4000Hz、 各チャンネル独立設定可能
日本睡眠学会PSG共通フォーマット

●被験者情報入力

電極インピーダンス測定
電極接触チェック

絶対値表示 及び 良否判定表示 （アース加算法）
ACT生体電極 N (抵抗測定無し) 対応●タイマー収録設定

外形寸法・質量●リアルタイム波形表示

本体
ヘッドアンプ

約100 W x 52 H x 174 D mm 約400 g (電池含まず)
約74 W x 24 H x 145 D mm 約170 g

電源
消費電力

内蔵電池 単三形電池4本、外部
3.0 VA以下

付属品

個別仕様

数量個別型番ヘッドアンプ接続コード
小型ACT生体電極(D)0.5m
1.5m×1× 20

AP-C070-005
AP-C151(A)-015

アース電極(D)
外部入力変換コード

1.5m DIN 1.6φ×2×4

AP-C152-E-015
AP-C018-015

ニッケル水素電池
充電器

単三形電池4本パック × 1
4本同時急速充電
×1

16パターン記憶●収録条件設定●電極抵抗測定●Bluetooth 無線設定
`AP Viewer●波形再生表示●被験者情報表示、訂正

DC 5V●ファイルリスト作成

ACアダプター×1
AP-U043
CFメモリーカード
8GB×1
CFメモリーカードリーダー
×1
無線アダプター
Bluetooth` V3.0 + EDR Class1 準拠
付属ソフトウェア
×1
AP Monitor / AP Viewer (Ver5)バッグ
ショルダー型
×1
AP-P211
専用USBケーブル
2m+1m×1
AP-U042
取扱説明書
CD供給
×1
保証書
×1

●指定区間ファイル

奨励動作環境ノート型パソコン

使用OSCPUメモリー表示分解能
HDD空き容量メモリーカード
Bluetooth`

Windows10(64bit)、Windows 7 ( 64bit )旧 F/W は Win10 対応が必要です
1GHz 以上●自動スクロール表示●リフィルタリング●4チャンネルの脳波FFT
4帯域含有率表示●ページ単位の波形印刷●イベントログ作成

エクスポート（ PSG共通フォーマット, CSV ）基礎医学研究用機器

本体

ヘッドアンプ接続コード約170g

体位 [ 1 ]、 AUX [ 3 ]、 REF [ 1 ]、 E [ 1 ]（多用途、 REFはアクティブ電極）

AP Monitor●モンタージュ設定

表示ソフトウェア

USB 接続コネクター

呼吸入力端子（RSP 1､2､3）

基礎医学研究用機器のため臨床用途には使用できません。

製造販売元：株式会社 ミユキ技研＊ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
＊ 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

DOS/V互換機上のWindows

Windows XP : 256MB以上1024 × 768 以上
2GB 以上
CFカード〜32 GB
付属アダプターを使用

環境

Windows 7 : 1GB以上＊ 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください｡＊ Bluetooth` ワードマーク および ロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有する登録商標であり、ティアック株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
＊ Microsoft、Windows XP、および Windows 7 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本および その他の国における登録商標または商標です。
＊ その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

情報機器事業部 メジャメントプロダクト営業部営業課〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

TEL 042-356-9161

名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社1-79

TEL 052-856-7355

大阪営業所

TEL 06-7670-4505

第6名昭ビル6F B室〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-16-31

協同江坂ビル3階

このカタログの記載内容は2023年8月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 1014 PDF ・ISD-028D