電力回生型充放電試験装置

新発売
バッテリの大容量化に追従特性試験や充放電試験に最適

https：//www.takasago-ss.co.jp

出力 20kW/10kW
電力

充放電電源と計測ユニットを１ラックに集約した充放電システム

出力 100V/200V
電圧

専用ソフトウェア、周辺機器との組み合わせにより手軽で本格的なバッテリの充放電試験を提供

メイン機能

電力回生型充放電試験装置

RZ-X2 充放電システム
価格はお問い合わせください。
特長■充放電システムを手軽に構築
充放電電源と計測ユニット(データロガー)を１ラックに集約し、更に充放電ソフトウェア(LinkAnyArts ® -CD)を提供
これにより、二次電池(バッテリ)などの充放電試験環境を簡単に構築することができます。
充放電システムによる構成

RZ-X2単体によるシステム構成
RS232C/RS485(別途ご準備ください)

RS232C/RS485(別途ご準備ください)

恒温槽

恒温槽

RZ-X2(2台)

LANLAN

二次電池
(供試体)

HUB

電圧/温度計測

データロガーDU

LAN

RZ-X2 充放電ステムPC

LAN二次電池(供試体)

充放電ソフトウェア
LinkAnyArts ® -CD

PC

充放電ソフトウェア
LinkAnyArts ® -CD

電圧/温度計測

１ラックに集約■LinkAnyArts®-CD(充放電ソフトウェア）■出力条件に応じ自由に選択が可能

充放電試験を行うためのアプリケーションウェアでRZ-X2シリーズと高速多チャンネルデータロガー(DUシリーズ)や恒温槽を連携、計測タイミングを同期させ高精度、高品質なデータ収集を提供します。
また、二次電池の評価試験に必要な多彩な充電動作モードをサポートしています。

20kWの出力に対し、出力条件に応じて、直列・並列接続の構成を取り揃えております。また、データロガーの実装台数も１台もしくは２台で選択することができます。
並列接続タイプ(20kW/100V/600A)

直列接続タイプ(20kW/200V/300A)

DU
2台

DU
1台

DU
2台

DU
1台

RZ-X2
2台

RZ-X2
2台

RZ-X2
2台

RZ-X2
2台

■2台連結接続、単独接続が簡単に選択可能
RZ-X2のマスタ機 前面タッチパネルの設定により、2台連結接続構成もしくは、単独(1台)接続構成を簡単に切り替えが可能です。
接続構成の状態(TOTAL OUT⇔Ch1/Ch2OUT）は前面のブレーカのそばにある前面モニタランプで確認ができます。
2台連結接続構成
恒温槽
二次電池
(供試体)

単独(1台)接続構成
恒温槽

TOTAL
OUT

LANPC

二次電池
(供試体)

1ch
OUT
計測

計測

最大208ch(※)

充放電ソフトウェア
LinkAnyArts ® -CD

恒温槽
二次電池
(供試体)

※：電圧ボード４枚実装時

RZ-X2-充放電システム

充放電ソフトウェア
LinkAnyArts ® -CD

最大104ch(※)

LANHUB

2ch
OUT
計測

最大104chRZ-X2-充放電システム(※)※：電圧ボード４枚実装時

PC接続構成による出力仕様
接続構成

出力端子

直列接続
タイプ

並列接続タイプ

2台 TOTAL
20kW
20kW
連結 OUT 200V/±300A 100V/±600A
PC
単独(1台)

充放電ソフトウェア
LinkAnyArts ® -CD

1ch
OUT
2ch
OUT

10kW
100V/±300A
10kW
100V/±300A

■ズーム機能
２台連結接続時

最大電力20kW、単独(1台)時 最大電力10kWの範囲で出力電圧と出力電流を可変できます。

注：直列2台接続、並列2台接続は、同一機種で行うことはできません。

◆直列２台接続構成時(注)※1:10V以下の力行・回生時の電圧・電流設定確度は保証外

電圧+200V

出力電圧：+200V
出力電流：±300A
出力電力：±20kW+66.6V◆並列２台接続構成時(注) 電圧※2:5V以下の力行・回生時の電圧・電流設定確度は保証外+100V

出力電圧：+100V
出力電流：±600A
出力電力：±20kW+33.3V+10V(※1)
0V-300A-100A◆単独(1台)接続構成時

0A+100A+300A

電流※3:5V以下の力行・回生時の電圧・電流設定確度は保証外

電圧+100V

出力電圧：+100V
出力電流：±300A
出力電力：±10kW+5V(※2)
0V
-600A

-200A

0A+200A+600A

電流■電力回生技術吸収した電力を電力系統で再利用し、電力使用量の抑制、放熱用設備のコスト削減により、カーボンニュートラルに貢献
また、回生電流歪率5%以下と系統に悪影響を与えません+33.3V+5V(※3)
0V
-300A

-100A

0A

+100A

+300A

電流

■業界トップクラスの高効率と低ノイズを実現■電流応答速度10ms以下を実現し、シームレスな切り替えを提供■本体制御、モニタ用の外部インタフェースやLANポートをサポート■過電圧・過電流・過温度の検出や漏電ブレーカ、ファン騒音低減機能を標準装備■CAN/CAN FDインタフェース、非常停止用スイッチやシグナルタワーなどをオプションで提供■多チャンネルの電圧、温度を同時に計測でき、高精度なデータ収集が可能
データロガーDUシリーズとRZ-X2が連携できるため、高速かつ同時に多チャンネルの電圧、温度が計測でき、高精度なデータ収集が行えます。更にDUシリーズに実装する電圧・温度ボードにあわせて、電圧・温度チャネル数を多彩に選択することができます。
充放電ソフトウェア
LinkAnyArts ® -CD※:RZ-X2,DUは１ラック内に実装

RZ-X2(※)

高速多チャンネルデータロガー DUシリーズ

充電ソフトウェア、データロガーとRZ-X2の構成イメージ
充放電ソフトウェア データロガーDU 設定画面

■LinkAnyArts®-CD(充放電ソフトウェア）の仕様は以下のとおり
項 目
品名
形名
希望小売価格（円・税抜）
充電動作モード
主な機能
注:その他の機能についてはお問い合わせください。

安全機能評価グループ設定
プログラム設定
設定項目
パターン設定
パルス設定
最大接続数
データ
電圧測定 最大チャンネル数ロガー
温度測定 最大チャンネル数(DU)
通信インタフェース
恒温槽
動作環境

通信インタフェース
注:サポート機種についてはお問い合わせください。

仕 様
LinkAnyArtsｰCD
LA-3996
550,000
定電流充電(CC充電)、定電流放電(CC放電)、定電圧充電(CV充電)、定電圧放電(CV放電)
定電流定電圧充電(CC/CV充電)、定電流定電圧放電(CC/CV放電)、定電力充電(CP充電)、定電力放電(CP放電)
定電力定電圧充電(CP/CV充電)、定電力定電圧放電(CP/CV放電)、パルス充放電(定電流)、パルス充放電(定電力)、休止
データロガー、恒温槽との連携、リアルタイムモニタ、CSVファイルインポート、CSVファイルによる試験データ保存、試験を停止する条件の判定機能 など
RZ-X2や、データロガー(DUシリーズ)、恒温槽などの状態を監視、異常発生時、試験を停止
また、試験停止時の要因を確認可能
プログラムを最大2件パターンを最大100件
パターン数 最大100件 ／ ステップ数 最大100件（充放電モード）
パルス数 最大10件 （パルス充放電）／ パルスステップ数 最大60000件
2台
104(1台) / 208(２台) 4スロット電圧ボード実装の場合
100(1台) / 200(２台) 4スロット温度ボード実装の場合
LAN
RS232CもしくはRS485をサポートしている恒温槽
但し、本ソフトウェアがサポートしている通信コマンドに準拠している必要がございますので、詳しくは、お問い合わせください。
Microsoft Windows 10（32bit/64bit）注：PCの詳細スペックについては、弊社WEBより取扱説明書を入手の上ご確認ください。

仕様
項目

接続構成
出力仕様

定電圧特性（ＣＶ）

充放電
電源部

定電流特性（ＣＣ）

定電力特性（ＣＰ）

電流応答時間定格出力電圧（2台連結時）
定格出力電流（2台連結時）
定格出力電力（2台連結時）
High レンシ゛
設定範囲
Low レンシ゛High レンシ゛
設定確度
Low レンシ゛High レンシ゛
設定分解能
Low レンシ゛High レンシ゛
設定範囲
Low レンシ゛High レンシ゛
設定確度
Low レンシ゛High レンシ゛
設定分解能
Low レンシ゛
電圧:H/ 電流:H
電圧:H/ 電流:L
設定範囲
電圧:L/ 電流:H
電圧:L/ 電流:L
立ち上がり時間（定電流モード）
立ち下がり時間（定電流モード）

電力効率
最大計測チャンネル数
LANインタフェース
汎用I/Oポート
計測ユニット間 同期入出力〈※7〉外部同期入力計測チャンネル数計測ユニット電圧計測用ボード

CH1-25CH26

低電圧用

広範囲電圧用

電圧測定レンジ
分解能
確度
電圧測定レンジ
分解能
確度

サンプリング時間
計測チャンネル数
温度計測 熱電対 / 基準接点保証確度
温度計測 サーミスタ
サンプリング時間
入力電圧
入力電源
消費電流 AC200V時（AC180V時）
ブレーカ容量
外形寸法（突起物含まず） 幅ｘ高さ×奥行
動作環境
重量
外部制御入力（絶縁）外部ステータス出力(絶縁)２台連結/単独 切り替え機能
各種機能
通信インタフェース
その他機能
入力端子 / FG 端子
出力端子
充放電ソフトウェア(LinkAnyArts-CD)
非常停止ボックス
非常停止パネルオプション
シグナルタワーボックス
シグナルタワー
ボ温ー度ド計測用

仕 様
並列接続タイプ
直列接続タイプ
+100V
＋200V
±600A
±300A
±20kW
±20kW
＋0.00V～＋102.00V＋0.00V～＋204.00V＋0.000V～＋30.600V＋0.000V～＋61.200V
設定値の±（0.1%＋0.1V）以内〈※3〉
設定値の±（0.1%＋0.2V）以内〈※１〉
設定値の±（0.1%＋0.01V）以内〈※3〉
設定値の±（0.1%＋0.02V）以内〈※１〉
10mV
10mV
1mV
1mV
−612.00A～＋612.00A−306.00A～＋306.00A−61.200A～＋61.200A−30.600A～＋30.600A
設定値の±（0.2%＋600mA）以内〈※4〉
設定値の±（0.2%＋300mA）以内〈※２〉
設定値の±（0.2%＋60mA）以内〈※4〉
設定値の±（0.2%＋30mA）以内〈※２〉
20mA
20mA
2mA
2mA
−20400Ｗ～＋20400Ｗ−20400Ｗ～＋20400Ｗ−6120W～＋6120W−6120W～＋6120W−18360W～＋18360W−18360W～＋18360W−1836.0W～＋1836.0W−1836.0W～＋1836.0W
10ms以下 負荷電流が設定値の10～90%に達するまでの時間
10ms以下 負荷電流が設定値の90～10%に達するまでの時間
85％以上〈※5〉 / 88％以上〈※6〉104チャンネル（電圧計測用ボード4枚実装時）
２ポート（10BASE-T/100BASE-TX）
入力（フォトカプラ8点）/ 出力(フォトカプラ2点、リレー8点)
入力1ポート（RS-485）/ 出力1ポート（RS-485）
1ポート（フォトカプラ入力）
26チャンネル±0.06V±0.12V
±3V
±6V
±30V
±60V
10uV
10uV
0.1mV
0.2mV
1mV
2mV
±0.05% of FS±0.06V±0.12V
±3V
±6V
±30V
±60V
±300V
±600V
10uV
10uV
0.1mV
0.2mV
1mV
2mV
10mV
20mV
±0.05% of FS
10ms/26ch（1ボード）
25チャンネル
E種、J種、K種、R種、S種、T種 / ±１℃オプション対応
100ms(データ更新間隔500ms)
AC180V～AC250V 3相 50Hz/60Hz
72A（80A）
100A
600mm × 1831mm × 877mm。
周囲温度0～40℃(動作)/0～70℃(保存)、湿度20～85%RH(動作)/20～85%RH(保存)〈※8〉400kg以下
非常停止信号
23種のステータスのうち、5種を選択して出力可能
RZ-X2（マスタ機)の前面のタッチパネルより、2台連結↔単独を切り替え
LAN /CAN CAN FD(オプション）
内部抵抗可変機能 / 5ステップシーケンス動作 / FAN騒音抑制
バー端子 M8ボルトナット / M8ボルトナット
バー端子 M10ボルトナット
充放電試験を行うためのソフトウェア
自立タイプの非常停止用スイッチ
ラック実装タイプの非常停止用スイッチ
自立タイプの装置の運転状態表示用ランプ
ラック実装用のタイプの装置の運転状態表示用ランプ※１：出力電圧設定値＋10Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）また、10V以下の力行・回生時の電圧設定確度は保証外 ※２：出力電圧＋10Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）また、10V以下の力行・回生時の電流設定確度は保証外 ※3：出力電圧設定値＋5Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）また、5V以下の力行・回生時の電圧設定確度は保証外 ※4：出力電圧＋5Ｖから適用(周囲温度23℃±5℃）また、5V以下の力行・回生時の電流設定確度は保証外 ※5：AC200V 入力、定格出力電力、定格出力電流時 ※6：AC200V 入力、定格出力電力、定格出力電圧時 ※7：計測ユニット間のマルチ接続ポート ※8：凍結、結露、腐食性ガスなきこと

ご注意【製品の保証期間】原則として納入日から１年間とし、その期間内に製造側に責がある故障が発生した場合は無償で保守致します。（取扱説明書に記載する使用条件を超えて使用した場合・使用上の不注意による場合・弊社の了解なしで回路変更・調整が原因で故障した場合・火災、自然災害、その他外部要因等の場合は対象外となります。）またこの保証は日本国内に限り有効です。【記載内容について】 このカタログの記載内容（性能、仕様、外観）はお断りなく変更することがあります。カタログに掲載されている製品の色は、印刷の都合上、実際とは異なることがあります。また、諸般の事情により生産中止になる場合もございますので、注文の際は当社または当社販売店までご確認のほどお願い申し上げます。【輸出に関して】本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、当該手続きにあたっては、輸出国、使用目的等を当社から確認させて頂きますので予めご了承ください。【海外持ち出し品の修理対応について】 国内販売された製品が海外に持ち出されて故障が生じた場合、基本的には国内での修理対応となります。保証期間内であっても当社迄の輸送費用は御負担頂いた上、修理は無償扱いと致します。【このカタログについて】 このカタログの記載内容につきましては、出来る限り正確な情報を記載するように努めておりますが、万一誤植、誤記などの不備な点など、お気付きの点がございましたら、弊社営業部までご一報下さい。

販売店

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

ホームページ https：//www.takasago-ss.co.jp
記載内容は、2022年11月 現在のものです。
記載内容は、予告なく変更する場合がございます。

2022.11 ver1.0