電源品質アナライザ PQ3100

POWER QUALITY ANALYZER PQ3100

電源の保守とトラブル
１台で記録解析QUICK SET で簡単スタート
最長 11 秒イベント波形記録
最大 AC 6000A 測定可能

標準付属ソフト PQ ONE に新機能搭載！

2

電力の保守管理とトラブル解析を確実に現代社会において、電力は最も重要なインフラのひとつ。トラブルが発生しないように日頃から保守管理を行うことは大変重要です。また機器の故障や急激な電力需要などを原因として電源トラブルが発生してしまった場合には、速やかな原因の解析が求められます。PQ3100 は、あらゆる電源異常を確実にキャッチする解析能力と、結線から記録までをスムーズに行う優れた操作性で、確実な電源解析を支援します。

3

電力系統の電源品質記録に

PQ3100 は電圧、電流、電力、高調波、フリッカなどすべてを同時に時系列で測定。
付属のアプリケーションソフトウェア PQ ONE で簡単にレポート作成が可能です。

機器の電源トラブル解析に予期しない機器の誤動作や突然の停止。PQ3100 はトレンド記録と同時に瞬時停電、電圧降下、周波数変動など、すべての電源異常を捉えます。

AC/DC の電力測定に

AC/DC オートゼロカレントセンサを使用すれば、DC 電流を長期間、正確に測定可能。
センサ電源は PQ3100 本体から供給するので追加で電源を用意する必要はありません。

4

すべてを同時に、１回の測定で全パラメータを並列して測定画面を切り替えるだけですべての測定パラメータを表示するので、スムーズな状況確認が可能です。

ワンタッチ
画面切換え

波形

実効値

高い安全性

高調波

ベクトル

CAT Ⅲ 1000V, CAT Ⅳ 600V に対応。対地間電圧 1000 Vまでの引き込み電線や分電盤の測定が安全に行えます

拡大表示

高確度測定

IEC61000-4-30 Class S に準拠した高確度測定を実現しています．
電圧実効値確度

公称電圧の ±0.2%

スウェル / ディップ / 停電

公称電圧の ±0.3%

CH4 で＋ α の測定

CH4 を使えば、メインで測定する結線に追加で
下記パラメータも測定可能です。
電圧 CH4： 中性線 - 接地線間の電位測定
電流 CH4：	中性線電流、漏れ電流測定、別系統の電流測定

5

トレンドグラフとイベント波形を同時に記録

１回の測定ですべてのパラメータをトレンド記録。電源異常を検出すると、イベント記録します。
インターバル期間内の最大 / 最小 / 平均値を記録するので、ピークの取り逃しもありません。

電圧降下発生

イベント波形記録

イベント発生時、0.2 秒の瞬時波形を記録します。すべてのイベント項目は並列でトリガ設定可能。記録したデータは測定中でも画面で確認できます。

30 秒イベント変動データ

電圧上昇、電圧降下、突入電流発生時は 30 秒間の 1/2 実
効値変動も同時に記録。モータ起動時の突入電流による電圧降下の調査にも使用できます。

デマンド記録消費電力を時系列で記録

フリッカ

イベント統計画面ではイベント種類毎の発生回数と最悪値を確認できます。

イベント前後を 11 秒記録

最長で異常発生前 1 秒、発生後 10 秒の波形を記録できます。
異常前後の解析や太陽光パワーコンディショナの正常復帰確
認にも役立ちます。

Δ V10、IEC フリッカを３ch 同時に測定できます。

SD カードに長期間記録

時系列データやイベント波形は SD カードで記録。
容量 2GB/ 8GB からお選びいただけます。
2GB SD カード使用時の記録時間

イベント発生発生前 1 秒発生後 10 秒

2GB
波形を詳細表示

8GB

記録間隔

高調波なし

高調波あり

200 ms

25 時間 40 分

×イベント記録×1 sec

5 日 7 時間

7 時間

○

2 sec

10 日 14 時間

14 時間

○

10 sec53 日 12 時間

2 日 21 時間

○
○

1 min

321 日

17 日

10 min

1年

178 日

○

30 min

1年

1年

○

6

設置を簡単にあらゆるシーンで使いやすい、クランプセンサ
狭い場所への設置

外部電源不要のセンサ接続

ワイドレンジで広い用途に長期間の DC 電力測定

狭い場所や二条配線、三条配線の電源回路には、フレキシブ
ル電流センサが便利です。最大 6000A まで測定可能です。

CT2 次側から大電流配線まで、幅広い用途で使えます。
CT7136 は、5A/ 50A/ 500A の３レンジ、フレキシブルセ
ンサは 50A/ 500A/ 5000A の 3 レンジから選択可能です。

AC カレントセンサ CT7136

本体から電源供給を行うため、AC/DC センサおよびフレキ
シブルセンサには AC アダプタが不要です。

オートゼロカレントセンサを使えば、ゼロ点ドリフトを気にせず長期間の DC 電力測定が可能です。

AC フレキシブルカレントセンサ

便利なツール
端子に挟みづらい場所でワニ口クリップで金属端子部を挟みづらい場合は、電圧コード L1000-05 の先端部をマグネットアダプタに交換して電圧を検出できます。
マグネットアダプタ（赤1個）
9804-01

マグネット付きストラップ
Z5004

マグネットアダプタ（黒１個）
9804-01

磁石付き
Φ11 mm

配電盤の壁面に取り付け

Z5020 マグネット付きストラップを２個使用して PQ3100 本
体を配電盤の壁面やドアに取り付けることで、設置スペースを削減できます。

強力タイプ
マグネット付きストラップ
Z5020

クリップが電圧コードの自重で金属端子から外れやすい場合、Z5004 で
電圧コードを補助して設置できます。

バッテリ標準付属 最長 8 時間駆動

省エネ設計でバッテリが長持ち。バッテリは標準付属なので、停電時の測定継続や、電源のない現場に持ち運んでの測定などに活躍します。

8

hours

7

測定手順をわかりやすくご案内"QUICK SET"

クイックセットをスタートすると、結線、設定、記録開始までをナビゲーションします。

設置の流れ（例：三相 3 線 2 電力計法）
STEP1

結線を選択し、本体にケーブルを接続します。

STEP2

電圧ケーブル、電流センサを測定対象に結線します。

STEP3

結線チェックを自動でおこない、判定表示します。
電源側

修正ポイントをお知らせ

FAIL 判定の場合
負荷側
修正ポイントの例：
クランプの向きを間違えると、電力、力率が正しく測定できません。

STEP4

記録項目と記録インターバルを設定します。
簡易設定コースでは、記録項目をワンタッチで選ぶことができます。
機器異常など電源トラブルを捉えるコースです。
突入電流を測定するコースです。
トレンドデータのみを記録するコースです。
イベント項目はすべて OFF に設定します。
EN50160 規格に準拠した測定を行うコースです。

STEP5

記録を開始します。

豊富なインタフェース
イーサネットで遠隔制御

HTTP サーバ機能により、ブラウザから設定とモニタ閲覧が可能。また、FTP サーバ機能によるデータ取得も可能です。

データロガーに無線で転送

PQ3100 と デ ー タ ロ ガ ー（LR8410 Link 対 応 品 ） を
Bluetooth® 無線技術で接続 * すると、最大 6 項目の測定値
をデータロガーに送信できます。データロガーの測定値に加えて PQ3100 の測定値を記録可能です。

PC

ルータ
PDA

タブレットコンピュータ

環境温度測定メール送信機能
メール機能を搭載。イベント発生時、および毎日定時にメールを送信します。

LR8514
配線不要
Bluetooth® シリアル
変換アダプタ

ワイヤレスロギングステーション
LR8410*接続には弊社推奨のシリアル -Bluetooth ® 無線技術変換アダプタが必要です。
詳しくはお問い合わせください。

8

PC で解析、レポート作成 専用アプリ PQ-ONE
電源品質解析用ソフト” PQ ONE” が標準付属。最新版は当社ウェブサイトより無償でダウンロードいただけます。

複数データの概要を一目で確認

New

測定した場所や、測定した時間が違ういくつものデータを一括で読み込み。各データの情報を一覧表示できます。
イベント発生状況が確認できます（イベント回数と最悪値を切り替え可能）

EN50160 の不合格判定をクイック表示

PQ Check 機能

PQ Check 実施

電源品質解析用ソフト” PQ ONE” が標準付属。最新版は当社ウェブサイトより無償でダウンロードいただけます。

レポート出力選んだファイルを簡単レポート出力

クイックレポート機能

New

クイックレポート機能を使えば、複数のデータのトレンドグラフ
をまとめてレポート出力。繰り返し記録時の日別トレンドグラフの比較、複数箇所のデータ比較などに有効です。

トレンドグラフ、イベント波形、イベントリスト

解析したい項目を一覧から

▶▶▶

9

イベント統計

発生状況を日別、時刻別に統計表示。特定の時間帯や曜日に発生する異常を発見しやすくします。

日別統計

イベントリストイベントの発生状況を日別または時刻別に統計表示。決まった時間帯や曜日に発生する電源異常を容易に発見できます。

時刻別統計

イベント詳細波形、高調波、ベクトル、数値表示など 200ms のイベント波形を解析します。30 秒イベント変動データや、イベントビ
フォーアフターの 11 秒間波形も表示可能です。

電圧降下の例（30 秒イベント変動データ）

ピークレベル表示

電圧高調波、または電流高調波のトレンド表示期間における最大値をバーグラフで表示します。

トレンドグラフ

電圧、電流、周波数、高調波、不平衡率、電力、電力量などを時系列表示。画面で思いどおりの表示範囲を設定し、そのままレポート出力が可能です。

測定項目、チャンネル、MAX/ MIN/ AVE を選択可能

レポート作成項目を選ぶだけでレポートを自動作成。Microsoft
Word 形式 * で出力すれ
ば、作成したレポートにコメントを書き込むこともできます。

CSV 変換

選択した項目を CSV 形式で出力可能です。

統計値表示機能New

統計画面では電圧、電流、周波数、高調波、フリッカなどの統計値を表示します。また平均データの最大 - 最小変動幅、
5% 値、50% 値、95% 値がわかります。

EN50160 判定機能

New

トレンド期間内の電圧変動から EN50160 規格に沿った評価・
解析・判定を行なうことができます。お客様にてカスタムで判
定基準や項目を決めることもできます。

*Microsoft Word は、米国 Microsoft Corporation の商品名称です。

10

現場とオフィスをつなげる、遠隔計測サービス
リアルタイムに測定データをオフィスで可視化

遠隔計測サービス SF4101
遠隔モニタ

測定データの可視化へ
出張回数が減りコスト削減
早期データ解析、対策までの時間短縮

遠隔ロギング

ベーシック版 ￥99,800（税抜き）（スターターセット）
ライセンス￥5,800（税抜き）（ベーシック版 1 ヶ月分）
ライセンス
￥68,000（税抜き）（ベーシック版 12 ヶ月分）

遠隔計測サービス SF4102
遠隔モニタ

遠隔ロギング

遠隔操作（設定）

ファイル取得

プロ版￥128,000（税抜き）（スターターセット）
ライセンス ￥11,600（税抜き）（プロ版 1 ヶ月分）
ライセンス ￥136,000（税抜き）（プロ版 12 ヶ月分）

オフィス

現場

本サービスは、日本国内専用です。日本国外にゲートウェイを設置して使用することはできません。各サービスの価格は 【携帯通信回線使用料】 【クラウド使用料】 すべて込みの定額使用料です。

5 分で始められる、簡単ステップ

ゲートウェイにアンテナを接続します。

AC アダプタ接続、LED が 3 つ点灯。

測定器の IP アドレス
設定、測定器に LAN
ケーブルを接続。

LAN ケーブル接続
LED4 つ目が点灯します。

インターネットブラウザ
でウェブサイトを開き、ログインします。

▲

詳しい説明動画は、こちらからご覧下さい
https://youtu.be/
xNX-gnKgPwQ

プロ版 事例：測定器内の測定ファイルを取得

製品納入先での電源電圧変動や高調波の調査製品を納入した際に、お客様の電源電圧の変動や高調波、瞬時電圧低下の影響がないか調査します。電源品質アナライザで検出し測定器内に保存されたデータを、オフィスのパソコンで取得し確認できます。
電圧 / 電流変動グラフ

自動アップロード設定の場合
生産ラインに納入した電気機器
イベント
発生

イベント発生または、毎日 00:00 の定時保存
時にクラウドへ自動でアップロード。ファイル
ダウンロードの準備ができたことをメールでお知らせします。オフィス PC の Web ブラウザ
を使いダウンロードができます。

PQ3100 付属
専用アプリソフト
PQ ONE
携帯電話回線

インターネット回線

イベント波形：電圧低下

商用電源系統現場に出張しなくても測定器内に保存されたイベントファイルをオフィスで取得、専用アプリソフトで即解析できます。
電源品質アナライザ
PQ3100

遠隔計測サービス
SF4102

11
電源品質アナライザ PQ3100

基本仕様

測定仕様

電圧 4CH、電流 4CH
電圧：プラグイン端子（安全端子）
電流：専用コネクタ（HIOKI PL14）結線
単相 2 線 / DC：1P2W/ DC
単相 3 線：1P3W
単相 3 線 1 電圧測定：1P3W1U
三相 3 線 2 電力測定：3P3W2M
三相 3 線 3 電力測定：3P3W3M
三相 4 線：3P4W
三相 4 線 2.5 エレメント：3P4W2.5Eのいずれかと付加入力 ch4
入力方式
電圧 絶縁入力（U1、U2、U3、U4 と N 端子共通の差動入力、
U1、U2、U3、U4、N 間は非絶縁）電流 カレントセンサによる絶縁入力
入力抵抗
電圧入力部 5 MΩ
電流入力部 200 kΩ
最大入力電圧
電圧入力部 AC/DC 1000 V、2200 Vpeak
対地間最大定格電圧
AC 1000 V（CAT Ⅲ）、AC 600 V（CAT Ⅳ）、予想される過渡過電圧 8000 V
測定方式
デジタルサンプリング・ゼロクロス同期演算方式
サンプリング周波数
200 kHzA/D コンバータ分解 16bit
能
表示範囲
電圧 2 V ～ 1300 V
電流 レンジの 0.4% ～ 130%
電力 レンジの 0.0% ～ 130%
上記以外の測定項目 レンジの 0% ～ 130%
有効測定範囲電圧 AC：10 V ～ 1000 V、ピークは ±2200 V
DC：5 V ～ 1000 V
電流 レンジの 5% ～ 120%、
ピークはレンジの ±400%
電力 レンジの 5% ～ 120%
（電圧、電流ともに有効測定範囲内において）

トランジェント電圧 (Tran)

確度仕様

測定確度

チャネル数
入力端子形状確度保証条件温度係数
同相電圧の影響
外部磁界の影響確度保証期間：1 年間
調整後確度保証期間：１年間
確度保証温湿度範囲：23 ℃ ±5 ℃、80% rh 以下
ウォームアップ時間：30 分以上
0.1% f.s. / ℃
0.2% f.s. 以 内（AC 1000 Vrms、50 Hz/60 Hz、
電圧入力－本体ケース間）
1.5% f.s. 以内（AC 400 A rms/m、50 Hz/60 Hzの磁界中において）

測定項目

トランジェント電圧、
電圧 1/2 実効値、電圧波形ピーク、電圧 DC、電圧 CF、
電圧実効値（相）、電圧実効値（線間）、スウェル、ディップ、停電、RVC、瞬時フリッカ値、
電流 1/2 実効値、電流波形ピーク、電流 DC、電流 CF、
電流実効値、突入電流、
周波数 1 波、周波数 200ms、周波数 10 秒間、
有効電力、有効電力量、電気料金、無効電力、無効電力量、皮相電力、皮相電力量、力率 / 変位力率、
有効電力デマンド量 *、無効電力デマンド量 *、皮相電力デマンド量 *、
有効電力デマンド値、無効電力デマンド値、皮相電力デマンド値、力率デマンド値
電圧逆相不平衡率、電圧零相不平衡率、電流逆相不平衡率、電流零相不平衡率、高調波電圧、高調波電流、高調波電力、
インターハーモニクス電圧、インターハーモニクス電流、
高調波電圧位相角、高調波電流位相角、高調波電圧電流位相差、電圧総合高調波歪率、電流総合高調波歪率、K ファクタ
IEC フリッカ、ΔV10 フリッカ
*SD メモリカードへのデータ出力のみ

サンプリングした波形から基本波成分（50 Hz/60 Hz）を除去した波形より検出
測定レンジ±2.200 kV peak

測定確度

±5.0% rdg. ±1.0% f.s.

測定帯域

5 kHz（-3dB）～ 40 kHz（-3dB）

周波数 1 波 (Freq_wav)

U1 の 1 波時間内での整数サイクルの累積時間の逆数により算出
測定確度

±0.200 Hz 以下（50 V ～ 1100 V の入力において）

電圧 1/2 実効値 (Urms1/2)、電流 1/2 実効値 (Irms1/2)

波形を半波毎にオーバーラップさせた 1 波形のサンプリングデータを実効値演算
測定確度

電圧 10 V ～ 660 V 入力時：公称電圧の ±0.3%
上記以外：±0.2% rdg. ±0.1% f.s.
電流 ±0.2% rdg. ±0.1% f.s. ＋カレントセンサ確度

スウェル (Swell)、ディップ (Dip)、停電 (Intrpt)
電圧 1/2 実効値がしきい値を超えた場合に検出
測定確度

変動データ

電圧 1/2 実効値と同じ

電圧・電流 1/2 実効値データを保存

RVC（Rapid voltage change 急しゅん電圧変化）

電圧 1/2 実効値の 1 秒平均値がしきい値を超えた場合に検出、ただしディップのしきい値を下回る、またはスウェルのしきい値を上回る場合は RVC ではなく、ディップ（またはスウェル）として検出される。
測定確度
ΔUss

ΔUmax
変動データ

電圧 1/2 実効値と同じ

イベント直前の電圧 1/2 実効値の 1 秒平均値とイベント後最初の電圧 1/2 実効値の 1 秒平均値の絶対差 [V]イベント間の全ての電圧 1/2 実効値とイベント直前の電圧
1/2 実効値の 1 秒平均値の絶対最大差 [V]
電圧・電流 1/2 実効値データを保存

瞬時フリッカ値測定仕様 (Pinst)
測定方式

IEC61000-4-15 を適用

突入電流 (Inrush)

電流波形を半波毎にサンプリングしたデータを電流実効値演算
変動データ±0.3% rdg. ±0.3% f.s. ＋カレントセンサ確度

電圧 1/2 実効値データと突入電流実効値データを保存

周波数 10 秒間 (Freq10s)

U1（基準 ch）の指定 10 秒時間内での整数サイクルの累積時間の逆数により算出
測定確度±0.010 Hz 以下

周波数 200ms (Freq)

U1 に対して 200 ms 内での整数サイクルの累積時間の逆数により算出
測定確度±0.020 Hz 以下

電圧波形ピーク (Upk)、電流波形ピーク (Ipk)

200ms 集合内におけるサンプリングの最大ポイントと最小ポイント
測定レンジ 電圧 ±2200.0 Vpk
測定確度

電流 電流レンジにクレストファクタを加えた分

電圧 公称電圧の 10% ～ 150% 入力時：公称電圧の 5%
上記以外：2% f.s.
電流 50% f.s. 以上入力時：5% rdg. 左記以外：2% f.s.

電圧実効値 (Urms)、電流実効値 (Irms)

IEC61000-4-30 に従い 200 ms 集合にて測定
測定確度

電圧 10 V ～ 660 V 入力時：公称電圧の ±0.2%
上記以外：±0.1% rdg. ±0.1% f.s.

電流 ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. ＋カレントセンサ確度

電圧 DC 値 (Udc)、電流 DC 値 (Idc)
200 ms 集合の平均値
測定確度

電圧 ±0.3% rdg. ±0.1% f.s.
電流 ±0.5% rdg. ±0.5% f.s. ＋カレントセンサ確度

電圧 CF 値 (Ucf)、電流 CF 値 (Icf)

電圧実効値および電圧波形ピーク値より算出
有効電力 (P)、皮相電力 (S)、無効電力 (Q)
有効電力

200 ms 毎に測定

無効電力

実効値演算：皮相電力 S、有効電力 P から演算
基本波演算：基本波電圧、電流から演算

皮相電力

測定確度
有効電力

実効値演算：電圧実効値、電流実効値から演算
基本波演算：基本波有効電力、基本波無効電力から演算

DC：±0.5% rdg. ±0.5% f.s. ＋カレントセンサ確度
AC：±0.2% rdg. ±0.1% f.s. ＋カレントセンサ確度

力率の影響：1.0% rdg. 以下（40 Hz ～ 70 Hz、力率 =0.5 にて）皮相電力 各測定値からの計算に対して ±1 dgt.
無効電力 実効値演算時：各測定値からの計算に対して ±1 dgt.
基本波演算時：基本波周波数 45 Hz ～ 66 Hz にて±0.3% rdg. ±0.1% f.s.+ カレントセンサ仕様（無効率 =1）
無効率の影響：1.0% rdg. 以下（40 Hz ～ 70 Hz、無効率 =0.5 にて）

12
有効電力量 (WP+、WP-)、無効電力量 (WQ_LAG、WQ_LEAD)、皮相電力量 (WS)
記録開始からの電力量を測定する
有効電力量
有効電力より消費・回生別に積算
無効電力量
無効電力より遅れ・進み別に積算
皮相電力量
皮相電力より積算
測定確度
有効電力量
有効電力測定確度 ±10 dgt.
無効電力量
無効電力測定確度 ±10 dgt.
皮相電力量
皮相電力測定確度 ±10 dgt.
累積時間確度 ±10 ppm
電気料金 (Ecost)
有効電力量（消費）WP+ に電気料金単価（/kwh）を乗算
測定確度
各測定値からの演算に対して ±1 dgt.
力率 (PF)、変位力率 (DPF)
力率
皮相電力 S、有効電力 P から演算
変位力率 (DPF) 基本波有効電力と無効電力より演算
変位力率測定確度
電圧が 100V 以上、電流がレンジの 10% 以上の入力にて変位力率 =1 のとき： ±0.05%rdg
0.8 ≦変位力率 <1 のとき：
±1.50%rdg.
±(1-cos(φ+0.2865)/cos(φ))×
0< 変位力率 <0.8 のとき：
100%rdg.+50dgt（参考値）
φ： 高調波電圧電流位相差の 1 次の表示値
いずれもカレントセンサの位相確度が加算される
有効電力デマンド量 (Dem_WP+、Dem_WP-)、無効電力デマンド量 (Dem_WQ_LAG、Dem_WQ_LEAD)、皮相電力デマンド量 (Dem_WS)
インターバル時間ごとの電力量を測定（記録のみで表示はしない）
測定確度
有効電力デマンド量 有効電力測定確度 ±10 dgt.
無効電力デマンド量 無効電力測定確度 ±10 dgt.
皮相電力デマンド量 皮相電力測定確度 ±10 dgt.
累積時間確度		±10ppm±1 s（23℃）
有効電力デマンド値 (Dem_P+、Dem_P-)、無効電力デマンド値 (Dem_Q_
LAG、Dem_Q_LEAD)、皮相電力デマンド値 (Dem_S)
インターバル時間ごとの各電力平均値を測定
測定確度
各測定値からの演算に対して ±1 dgt
力率デマンド値測定仕様 Dem_PF
有効電力デマンド値（消費）Dem_P+ と無効電力デマンド値（遅れ）Dem_Q_
LAG から演算
測定確度
各測定値からの演算に対して ±1 dgt
高調波電圧 (Uharm)、高調波電流 (Iharm)
IEC61000-4-7 を適用。1 次〜 50 次まで
測定確度 電圧0 次 電圧 DC 値と同じ
1 次 電圧実効値と同じ
2 ～ 50 次 公称入力電圧の 1% 以上：±10.0% rdg.
公称入力電圧の 1% 未満：公称入力電圧の ±0.05%
測定確度 電流0 次 電流 DC 値と同じ
1 ～ 20 次 ±0.5% rdg. ±0.2% f.s. ＋ カレントセンサ確度
21 ～ 30 次 ±1.0% rdg. ±0.3% f.s. ＋ カレントセンサ確度
31 ～ 40 次 ±2.0% rdg. ±0.3% f.s. ＋ カレントセンサ確度
41 ～ 50 次 ±3.0% rdg. ±0.3% f.s. ＋ カレントセンサ確度
高調波電力 (Pharm)
IEC61000-4-7 を適用。ch 毎の高調波電力，複数 ch の sum 値を表示
測定確度
0 次 ±0.5% rdg. ±0.5% f.s. ＋ カレントセンサ確度
1 ～ 20 次 ±0.5% rdg. ±0.2% f.s. ＋ カレントセンサ確度
21 ～ 30 次 ±1.0% rdg. ±0.3% f.s. ＋ カレントセンサ確度
31 ～ 40 次 ±2.0% rdg. ±0.3% f.s. ＋ カレントセンサ確度
41 ～ 50 次 ±3.0% rdg. ±0.3% f.s. ＋ カレントセンサ確度
インターハーモニクス電圧 (Uiharm)、インターハーモニクス電流 (Iiharm)
IEC61000-4-7 を適用。高調波解析後整数次の高調波成分間のインターハー
モニクス成分を加算して表示、0.5 次～ 49.5 次まで
測定確度
インターハーモニクス電圧（高調波入力が公称入力電圧 100 V ～ 440V
で規定）
高調波入力が公称入力電圧の 1% 以上：±10.0 % rdg.
高調波入力が公称入力電圧の 1% 未満：公称入力電圧の ±0.05%
インターハーモニクス電流 確度規定なし
高調波電圧位相角 (Uphase)、高調波電流位相角 (Iphase)
IEC61000-4-7 を適用
高調波電圧電流位相差 (Pphase)
IEC61000-4-7 を適用
測定確度
1 次			
±1°
２次～ 3 次		±2°
4 次～ 50 次		
±（0.05° ×k ＋ 2°）（k：高調波次数）
ただし、カレントセンサの確度が加算される
各次の高調波電圧は公称電圧の 1%、電流レベルは 1% f.s. 以上で規定
電圧総合高調波歪率 (Uthd)、電流総合高調波歪率 (Ithd)
IEC61000-4-7 を適用
THD-F
基本波に対する、総合高調波歪率
THD-R
基本波を含む総合高調波に対する、総合高調波歪率

測定確度

0.5%
公称入力電圧 100V ～ 400V における以下入力において規定
電圧 1 次：公称入力電圧の 100%、5 次、7 次：公称入力
電圧の 1%
電流 1 次：電流レンジの 100%、5 次、7 次：電流レンジの 1%
電圧不平衡率、逆相不平衡率 (Uunb)、零相不平衡率 (Uunb0)
三相 3 線（3P3W2M,3P3W3M）および三相 4 線において各三相の基本波電圧成分を用いて演算
電流不平衡率、逆相不平衡率 (Iunb)、零相不平衡率 (Iunb0)
三相 3 線（3P3W2M,3P3W3M）および三相 4 線において各三相の基本波電流成分を用いて演算
K ファクタ（増倍率）(KF)
2 次～ 50 次の高調波電流実効値を使用して演算IEC フリッカ（Pst・Plt）
IEC61000-4-15 を適用
Pst は 10 分間の測定を連続して算出、Plt は 2 時間の測定を連続して算出
測定確度
Pst：±5%rdg.（IEC61000-4-15 Class F3 の性能試験で規定）
ΔV10 フリッカ（dV10）「ちらつき視感度曲線」を用いて演算値は 100V 換算値，1 分毎にギャップ無しに測定
ΔV10 の、１分ごとの値，１時間平均値，１時間最大値，1 時間 4 番目最大値，総合（測定期間内）最大値
測定確度±2%rdg.±0.01V（基本波 100Vrms（50/60Hz）, 変動電圧
1Vrms(99.5Vrms ～ 100.5Vrms)，変動周波数 10Hz に
おいて）
アラーム
0.00 ～ 9.99V で設定し、1 分毎の値がしきい値を超えた
ら接点出力
実効値周波数特性
周波数
電圧
電流
電力
40 Hz ～ 70 Hz 実効値にて規定
実効値にて規定 有効電力にて規定
70 Hz ～ 1 kHz ±3% rdg. ±0.2% f.s. ±3% rdg. ±0.2% f.s. ±3% rdg. ±0.2% f.s.
1 kHz ～ 10 kHz ±10% rdg. ±0.2% f.s. ±10% rdg. ±0.2% f.s. ±10% rdg. ±0.2% f.s.
40 kHz-3 dB-3 dB
測定設定仕様結線

CH123：	1P2W/DC、1P3W、1P3W1U、
3P3W2M、3P3W3M、3P4W、
3P4W2.5E
CH4：
ON/OFFの結線図と測定値を表示
電圧レンジ1000.0 V
カレントセンサと CT7126：50 A / 5 A / 500 mA
電流レンジ
CT7131：100 A / 50 A / 5 A
CT7136：500 A / 50 A / 5 A（レンジの 120％ま CT7116：5 A / 500 mA / 50 mA
で確度保証）
CT7731：100 A / 10 A
CT7736：500 A / 50 A
CT7742：2000 A / 1000 A / 500 A
CT7044/CT7045/CT7046：5000 A / 500 A / 50 A
電力レンジ（使用する電流レンジによって自動的に決定）
結線
電流レンジ
500.00 mA
5.0000 A
10.000 A
50.000 A
100.00 A
500.00 A
1000.0 A
2000.0 A
5000.0 A

VT 比
公称入力電圧
周波数
センサ認識
演算方式選択

電気料金
フリッカ
フィルタ

1P2W
500.00 W
5.0000 kW
10.000 kW
50.000 kW
100.00 kW
500.00 kW
1.0000 MW
2.0000 MW
5.0000 MW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M
1.0000 kW
10.000 kW
20.000 kW
100.00 kW
200.00 kW
1.0000 MW
2.0000 MW
4.0000 MW
10.000 MW

3P4W
1.5000 kW
15.000 kW
30.000 kW
150.00 kW
300.00 kW
1.5000 MW
3.0000 MW
6.0000 MW
15.000 MW

0.01 ～ 9999.99
100/101/110/115/120/127/200/202/208/220/2
30/240/277/347/380/400/415/440/480/600/
任意（1 V きざみで 50 V ～ 800 V まで）
50 Hz/60 Hz
カレントセンサの自動認識を実行
Urms：相電圧 / 線間電圧
PF/Q/S：実効値演算 / 基本波演算
THD：THD-F/THD-R
高調波：全てレベル / 全て含有率 / U,P 含有率、I レベ
ル/
料金単価：0.00000 ～ 99999.9（/kwh）
通貨単位：英数字 3 文字
Pst, Plt/ ΔV10/ OFF
フリッカで Pst,Plt 選択時に設定可能
230V lamp/120V lamp

13
記録設定

インタフェース仕様

保存先

SD カード

保存可能
時間表示

SD カード，内部メモリの空き容量と記録インターバル，
記録項目から算出して表示、トレンド測定中も更新する

記録
インターバル200/600 ms、1/2/5/10/15/30 sec、
1/2/5/10/15/30 min、1/2hour、150/180 cycle* 200/600 ms 時は以下無効とする
高調波データ保存（総合高調波歪率、K ファクタ除く）
イベント記録
記録中の COPY キー操作

記録項目

高調波なし / 高調波あり
最大・最小・平均をバイナリで記録

画面コピー
保存

OFF/ON
記録インターバル時間毎に表示画面を BMP 保存する
最短インターバル時間は 5 分

記録開始方法

ぴったり時間 / 手動 / 時刻指定 / 繰り返し

記録停止方法手動 / 時刻指定 / タイマ / 繰り返し、最長記録測定期間
１年

記録時間帯

繰り返し記録時に記録を行う時間帯を設定

フォルダ / ファイル 自動 / 任意に設定可能（半角 5 文字）
名
イベント設定イベント
ヒステリシス

0% ～ 10%スウェル、ディップ、停電は公称電圧に対する %、周波数は 0.1 Hz 固定、RVC はしきい値の 50％で固定、それ以外はしきい値に対する %タイマイベント
回数

OFF、1/2/5/10/15/30 min、1/2 hour
選択した間隔でイベントを発生させる

イベント波形約 200 ms 集合の瞬時波形（12.5 kS/s）

イベント前波形

OFF（0 s）/ 200 ms/ 1 sec
イベント発生前の瞬時波形の記録時間を設定する

イベント後波形

OFF（0 s）/ 200 ms/ 400 ms/ 1 sec/ 5 sec/ 10
sec
イベント後の瞬時波形の記録時間を設定する

イベント仕様

イベント検出方法
記録インターバル 1 sec 以上にて検出可能
各イベント対象の測定値に対する検出方法は測定仕様に記載
外部イベント：EVENT IN 端子への信号を検出することでイベント検出マニュアルイベント： MANUAL EVENT キーを押すことでイベント検出
イベント同期保存
イベント波形：	イベント発生時の瞬時波形 200 ms を記録。設定によりイベント発生前最大 1 秒、発生後最大 10 秒の瞬時波形を記録
トランジェント波形：	トランジェント電圧波形の検出位置前 1ms、後 2msの瞬時波形を記録
変動データ：	イベント発生前 0.5s、イベント発生後 29.5 s 相当の
半波ごとの実効値変動データを記録

SD メモリカード
使用可能カード：Z4001、Z4003
LAN インタフェース
コネクタ
RJ-45×1
電気的仕様 IEEE802.3 準拠
伝送方式
100BASE-TX
プロトコル TCP/IP
機能
インターネットブラウザから遠隔操作可能
FTP クライアント機能によるデータ自動送信
FTP サーバ機能によるデータ手動取得
Email によるメール送信
USB インタフェース
コネクタ
シリーズ B レセプタクル ×1
方式
USB2.0（フルスピード、ハイスピード）マスストレージ・クラス
RS-232C インタフェース
コネクタ
D-sub 9 ピン ×1
方式	RS-232C「EIA RS-232D」、「CCITT V.24」、「JIS X 5101」準拠
転送方式
全二重、調歩同期方式
通信速度
19200 bps/38400 bps
データ長
8 bit
パリティチェック
なし
ストップビット		1
機能
通信コマンドによる測定・測定データ取得
LR8410Link 対応
外部制御インタフェース
コネクタ 4 端子スクリューレス端子台 ×1
内容 外部イベント入力：[IN], [GND1]、外部出力：[OUT], [GND2]
イベント入力	[GND1］端子と [IN] 端子のショート（アクティブ LOW）またはパルス信号の立ち下がりでイベント入力と認識する
非絶縁（[GND1] は本体 GND と共通）
端子間最大定格電圧：DC 45 V
電圧入力（High：2 V ～ 45 V、Low：0 V ～ 0.5 V）
High 期間 100 ms 以上、Low 期間 100 ms 以上
外部出力	オープンコレクタ 30 V・5 mAmax（フォトカプラにて絶縁）	[GND2 ］端子と [OUT ] 端子間において、外部出力設定により TTL ロー
出力ショートパルス	約 10 ms の幅で測定の開始 / 停止、イベント IN 時に
パルス出力する
ロングパルス	約 2.5 s の幅でイベント IN 時のみパルス出力する
ΔV10 アラーム
ΔV10 アラーム発生中に TTL ロー出力				
記録停止、記録開始待ちでハイに戻る
一般仕様

使用場所

屋内使用、汚染度 2、高度 3000 m まで

保存温湿度範囲-30℃～ 60℃、80% rh 以下（結露しないこと）

使用温湿度範囲

防じん性、防水性
適合規格
準拠規格

システム設定ビープ音

ON/OFFLCD バックライト オート OFF（2 分）/ON
表示言語

日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字 f）/ 韓国語 / ド
イツ語 / フランス語 / イタリア語 / スペイン語 / トルコ語 / ポーランド語

相名称

R, S, T/ A, B, C/ L1, L2, L3/ U, V, W

電源

その他機能

画面ハードコピー

COPY キーにて、その時の画面を SD カードへ保存
データ形式：圧縮 BMP 形式

内部メモリ容量

キーロック機能

電源キーを除くすべてのキー操作を不可とする

SD カード取り出し

記録インターバル 2 sec 以上にて記録中の FILE 画面でF キーを押すとメッセージを表示し、メッセージ確認後
SD カード取り外し可能とする

最大記録イベント数

カレントセンサ
自動識別

設定画面で選択時に、接続されている HIOKI PL14 コ
ネクタ対応センサを自動識別する

停電時の処理残量のある Z1003 バッテリパックが装着されている場
合は、自動的にバッテリ駆動に切り替わり記録を継続する。そうでない場合測定動作は停止するが、それまでの設定をバックアップし、電源復帰時に新たに記録を開始する。ただし積算値などはリセットされ再積算する。

最長記録期間
時計機能

実時間確度
表示器

外形寸法
質量

付属品

温度 -20 ℃～ 50 ℃
湿度 80% rh 以下（結露しないこと）
IP30（EN60529）

安全性 	EN 61010
EMC
EN61326 Class A

高調波	IEC 61000-4-7
IEC61000-2-4 クラス 3
電源品質	IEC 61000-4-30
EN50160
IEEE1159
フリッカ IEC61000-4-15［Z1002 AC アダプタ］
AC 100 V ～ 240 V、50 Hz/60 Hz予想される過渡過電圧：2500 V
最大定格電力： 80 VA（AC アダプタ含む）［Z1003 バッテリパック］
充電時間：最大 5 時間 30 分、連続使用時間：約 8
時間
4 MB
1年

9999 件

オートカレンダ、閏年自動判別、24 時間計±0.5 s/ 日以内（本体電源 ON 時、使用温度範囲内）

6.5 インチＴＦＴカラー液晶ディスプレイ、表示更新：
0.5 秒

300（W）× 211（H）× 68（D）mm（突起物含まず）
2.5 kg（Z1003 バッテリパック装着時）

L1000-05 電圧コード、カラークリップ、Z1002
AC アダプタ、Z1003 バッテリパック、USB ケーブ
ル、取扱説明書、測定ガイド、PQ ONE( ソフトウェ
ア CD)、ストラップ

14
電流センサ 仕様（オプション）各センサ使用時の測定レンジは P9 をご覧ください

形名AC カレントセンサ CT7126

AC カレントセンサ CT7131

AC 60 AAC 100 A

AC カレントセンサ CT7136

外観
定格測定電流測定可能導体径AC 600 A

φ15 mm 以下

PQ3100 電流レンジと組み合わせ振幅確度（45 〜 66Hz）

電流レンジ 組合せ確度
50.000 A 0.4% rdg. + 0.112% f.s.
5.0000 A 0.4% rdg. + 0.22% f.s.
500.00 mA 0.4% rdg. + 1.3% f.s.

φ46 mm 以下

電流レンジ 組合せ確度
100.00 A 0.4% rdg. + 0.12% f.s.
50.000 A 0.4% rdg. + 0.14% f.s.
5.0000 A 0.4% rdg. + 0.50% f.s.

電流レンジ 組合せ確度
500.00 A 0.4% rdg. + 0.112% f.s.
50.000 A 0.4% rdg. + 0.22% f.s.
5.0000 A 0.4% rdg. + 1.3% f.s.

位相確度（45 〜 66Hz）

±2°以内

±1°以内

±0.5°以内

最大許容入力（45 〜 66Hz）

60 A 連続

130 A 連続

600 A 連続

対地間最大定格電圧

CAT Ⅲ 300 V

周波数帯域

CAT Ⅲ 1000 V, CAT Ⅳ 600 V
20 kHz まで確度規定

寸法 / 質量 / コード長

78W×152H×42D mm / 350 g / 2.5 m

46W×135H×21D mm / 190 g / 2.5 m

出力コネクタHIOKI PL14形名AC フレキシブルカレントセンサ
CT7044

AC フレキシブルカレントセンサ
CT7045φ100 mm 以下

φ180 mm 以下

AC フレキシブルカレントセンサ
CT7046

外観
定格測定電流AC 6000 A

測定可能導体径

電流レンジ5000.0 A/ 500.00 A
50.000 A

PQ3100 電流レンジと組み合わせ振幅確度（45 〜 66Hz）
位相確度（45 〜 66Hz）

φ254 mm 以下

組合せ確度
1.6% rdg. + 0.4% f.s.
1.6% rdg. + 3.1% f.s.

±1.0° 以内

最大許容入力（45 〜 66Hz）

10,000 A 連続

対地間最大定格電圧

AC 1000 V (CAT Ⅲ )、AC 600 V (CAT Ⅳ )周波数帯域

10 Hz 〜 50 kHz（±3dB 以内）

寸法 / コード長

フレキシブルループ断面径 φ7.4 mm/ 2.5m

質量

160 g

180 g

出力コネクタ

190 g

HIOKI PL14

形名AC/DC オートゼロカレントセンサ
CT7731

AC/DC オートゼロカレントセンサ
CT7736

AC/DC オートゼロカレントセンサ
CT7742

AC/DC 100 A

AC/DC 600 A

AC/DC 2000 A

外観
定格測定電流測定可能導体径

PQ3100電流レンジと組み合わせ
振幅確度

φ33 mm 以下
DC

電流レンジ 組合せ確度
100.00 A 1.5% rdg. + 1.0% f.s.
10.000 A 1.5% rdg. + 5.5% f.s.

100.00 A
45 〜 66Hz 10.000 A

1.1% rdg. + 0.6% f.s.
1.1% rdg. + 5.1% f.s.

位相確度（45 〜 66Hz）
オフセットドリフト
最大許容入力（45 〜 66Hz）
対地間最大定格電圧
周波数帯域
寸法 / 質量 / コード長
出力コネクタ

φ55mm 以下

電流レンジ 組合せ確度
500.00 A 2.5% rdg. + 1.1% f.s.
50.000 A 2.5% rdg. + 6.5% f.s.

電流レンジ 組合せ確度
2000.0 A 2.0% rdg. + 1.75% f.s.
1000.0 A 2.0% rdg. + 1.5% f.s.
500.00 A 2.0% rdg. + 2.5% f.s.

500.00 A
50.000 A

2000.0 A
1000.0 A
500.00 A

2.1% rdg. + 0.7% f.s.
2.1% rdg. + 6.1% f.s.

±1.8° 以内
±0.5% f.s. 以内
100 A 連続
AC/DC 600 V (CAT Ⅳ )1.6% rdg. + 0.75% f.s.
1.6% rdg. + 1.1% f.s.
1.6% rdg. + 2.1% f.s.
±2.3°以内±0.1% f.s. 以内±0.1% f.s. 以内

600 A 連続

2000 A 連続

AC/DC 1000 V (CAT Ⅲ )、AC/DC 600 V (CAT Ⅳ )DC 〜 5 kHz（-3dB）

58W×132H×18D mm / 250 g / 2.5 m 64W×160H×34D mm / 320 g / 2.5 m 64W×195H×34D mm / 510 g / 2.5 m
HIOKI PL14

15

AC リークカレントセンサ CT7116

形名

変換ケーブル L9910

漏れ電流
測定専用

外観

絶縁導体

定格測定電流AC 6 A

測定可能導体径

φ40 mm 以下（絶縁導体）
電流レンジ5.0000 A
500.00 mA
50.000 mA

PQ3100 電流レンジと組み合わせ振幅確度（45 〜 66 Hz）
位相確度 (45 〜 66 Hz)
周波数帯域

組合せ確度
1.1% rdg. + 0.16% f.s.
1.1% rdg. + 0.7% f.s.
1.1% rdg. + 6.1% f.s.
±3 °以内40 Hz 〜 5 kHz（±3.0% rdg. ±0.1% f.s.）

残留電流特性5 mA 以下 (100A 往復電線において )外部磁界の影響5 mA 相当、最大 7.5 mA（400 A/m, 50/60 Hz）

寸法 / 質量 / コード長

下記カレントセンサを PQ3100 に接続するために使用（出力コネクタ変換 BNC → PL14）
クランプオンセンサ
9694、9660、9661、9669
AC フレキシブルカレントセンサ
CT9667-01、CT9667-02、CT9667-03（PQ3100 からセンサへの電源供給はできません）
クランプオンリークセンサ
9657-10、9675

74W×145H×42D mm / 340 g / 2.5 m

出力コネクタHIOKI PL14

PQ3100/ PW3198 仕様比較表
形名

本体価格

PQ3100

PW3198￥ 280,000( 税抜き )￥ 470,000( 税抜き )AC / DC

○

○

基本周波数

DC/ 50 Hz/ 60 Hz

DC/ 50 Hz/ 60 Hz/ 400 Hz

測定ライン
電圧入力
電流入力

単相 2 線 / 単相 3 線 / 三相 3 線 / 三相 4 線に加え、ch4
チャネル数
対地間最大定格電圧
チャネル数
センサへの電源供給
電圧
電流

測定項目

電力
フリッカ
高調波

4

4（U4 は U1 ～ 3 と絶縁）

1000 V 測定カテゴリⅢ、600 V 測定カテゴリⅣ

600 V 測定カテゴリⅣ

4

4

○

ー

1/2 実効値（半波ずらし 1 波演算）, 実効値 , 波形ピーク , DC 値 , 不平衡率（逆相 / 零相）, 周波数（1 波 / 200ms/ 10 秒間 )クレストファクタ
1/2 実効値（半波ずらし 1 波演算）, クレストファクタ

時系列
測定

イベント
測定

記録期間

ー

有効電力 , 無効電力 , 皮相電力 , 力率 , 変位力率 , 有効電力量 , 無効電力量
皮相電力量 , 電気料金ー

Pst, Plt, ΔV10 (3ch 同時 )Pst, Plt, ΔV10 (3ch 同時 )0 次（直流）～ 50 次 , 電圧 / 電流 / 電力 , 位相角（電圧 / 電流 ), 電圧電流位相差 , 総合高調波歪率（電圧 / 電流 )インターハーモニクス
高次高調波

ー

突入電流（半波）, 実効値 , 波形ピーク , DC 値 , 不平衡率（逆相 / 零相）, K ファクタ

0.5 次～ 49.5 次 , 電圧 / 電流ー2 kHz ～ 80 kHz

MAX 1 年間

MAX 1 年間（55 週間、繰り返し ON 時）

200/ 600 ms/ 150 cycle(50 Hz 時 ), 1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 30 s ～ 2 h

150 cycle(50 Hz 時 ), 1/ 3/ 15/ 30 s ～ 2 h

最大記録イベント数

9999 件 × 365 日繰り返し

1000 件 × 55 繰り返し

イベント統計処理

1 日毎の各イベント別のイベント回数を表示

ー

波形取得 イベント前

最大 1 s2 波形

波形取得 イベント時

200 ms200 ms波形取得 イベント後

最大 10 s最大 1 s（連続イベント )記録インターバル時間

電圧スウェル、ディップ、停電、周波数変動、突入電流、THD
イベント
項目

測定可能イベント
トランジェント電圧

設定サポート
使用温湿度
IEC 61000-4-30 規格対応ー

実効値イベント、電圧 / 電流波形ピークイベント、
電圧波形比較イベント、高調波イベント、
不平衡率イベント、電力イベント、

200 kS/s, 2.2 kV

２ MS/ s, 6 kV

クイックセット

簡易設定機能-20 ～ 50 ℃ ,80%rh

0 ～ 50 ℃ ,80%rh

ClassSClassAPQ3100 Lineup

製品名：電源品質アナライザセット PQ3100

個別購入と比べ
PQ3100-91 : ￥19,000
PQ3100-92：￥23,000
PQ3100-94：￥23,000
お得なセット品です

PQ3100-91
電源品質アナライザ PQ3100*：１
AC カレントセンサ CT7136：２
携帯用ケース C1009 ：１
SD メモリカード Z4001：１￥347,000（税抜き）

形名（発注コード）
セット内容
価格

PQ3100-92
電源品質アナライザ PQ3100* ：1
AC カレントセンサ CT7136：4
携帯用ケース C1009：1
SD メモリカード Z4001：１￥387,000（税抜き）

PQ3100-94
電源品質アナライザ PQ3100*：1
AC フレキシブルカレントセンサ CT7045：4
携帯用ケース C1009：1
SD メモリカード Z4001：１￥419,000（税抜き）* PQ3100 付属品：L1000-05 電圧コード、カラークリップ、Z1002 AC アダプタ、Z1003 バッテリパック、USB ケーブル、取扱説明書、測定ガイド、PQ ONE( ソフトウェア CD)、ストラップ

電流測定オプション ※

電圧測定オプション

AC カレントセンサ CT7126

60 A 定格、φ15 mm￥20,000( 税抜き )AC カレントセンサ CT7131

100 A 定格、φ15 mm￥20,000( 税抜き )AC カレントセンサ CT7136

600 A 定格、φ46 mm￥22,000( 税抜き )AC フレキシブルカレントセンサ CT7044

6000 A 定格、φ100 mm￥27,000( 税抜き )AC フレキシブルカレントセンサ CT7045

6000 A 定格、φ180 mm￥30,000( 税抜き )AC フレキシブルカレントセンサ CT7046

6000 A 定格、φ254 mm￥32,000( 税抜き )AC リークカレントセンサ CT7116

6 A 定格、φ40 mm￥25,000( 税抜き )

AC/DC オートゼロカレントセンサ CT7731

100 A 定格、φ33 mm￥38,000( 税抜き )

AC/DC オートゼロカレントセンサ CT7736

600 A 定格、φ33 mm￥44,000( 税抜き )

AC/DC オートゼロカレントセンサ CT7742

2000 A 定格、φ55 mm￥44,000( 税抜き )変換ケーブル L9910（BNC － PL14）

BNC センサ変換用￥5,000( 税抜き )※ CT7000 シリーズ カレントセンサはコネクタ部の形状が従来品と異なります。従来品をご使用の場合は変換ケーブ
ル L9910 をご使用下さい。

マグネットアダプタ 9804-01( 赤 1 個 )マグネットアダプタ 9804-02( 黒１個 )L1000-05 と先端付け替えて使用
各 ¥ 3,000（税抜き）

グラバークリップ 9243
L1000-05 と先端付け替えて使用¥ 5,000（税抜き）

コンセント入力コード L1020
コード長 2m、
日本用（P/N/E 3 ピン）¥ 2,000（税抜き）

マグネットアダプタ
マグネットアダプタ
Z5004¥ 2,700（税抜き）

マグネットアダプタ
Z5020（強力タイプ）¥ 4,800（税抜き）※ 電流センサのコード延長、電圧コードの延長、電圧コードの先端変更など別途お見積りいたします。詳しくは最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

携帯用ケース・防水ボックス

インタフェース

SD メモリカード 2GB
Z4001¥12,000（税抜き）
携帯用ケース C1009
バッグケース¥30,000（税抜き）

携帯用ケース C1001
ソフトケース¥36,000（税抜き）

製品名：電源品質アナライザ PQ3100（本体のみ）

SD メモリカード 8GBZ4003¥28,000（税抜き）

形名（発注コード）：PQ3100価格：¥ 280,000（税抜き）
付属品ほか詳細は仕様欄参照
標準付属品 ( 別途購入価格）

SD カードについて

弊社オプションの SD カードを必ず使用してください。弊社オプション以外の SD カードを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があり、動作保証はできません。

電圧コード L1000-05
5 本 ( 黒赤黄青灰各 1)，
コード長 3m¥ 5,000（税抜き）

携帯用ケース C1002
ハードケース¥60,000（税抜き）

防水ボックス
屋外取付用、IP65
別途お見積りRS-232C ケーブル
9637
9pin-9pin, 1.8m
クロスケーブル¥1,500（税抜き）

LAN ケーブル
9642
ストレート , クロス
変換コネクタ付属 , 5 m¥3,000（税抜き）

AC アダプタ Z1002
AC100V 〜 240V
¥12,000（税抜き）

バッテリパック Z1003
7.2V, Ni-MH￥15,000（税抜き）

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
PQ3100J9-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。