2012 年 8 月 1 日
報道関係各位
ティアック株式会社～航空宇宙、鉄道、電力分野における大規模実験の計測データを確実に収録～

ワイドバンドデータレコーダー 『WX-7000 シリーズ』を発売
品 名ワイドバンドデータレコーダー型 名チャンネル数

WX-7016

16

WX-7032

32

WX-7064

64

WX-7128

128

発売予定日

2012 年 11 月

WX-7016 (16 チャンネルモデル)
ティアック株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：英 裕治、以下「ティアック」）は、高速多チャンネルの収録に対応したワイドバンドデータレコーダー『WX-7000 シリーズ』を、2012 年 11 月より販売します。
航空宇宙、鉄道、電力など大規模な実験計測が行われる分野においては、実験準備にかかる時間ばかりでなく実験そのものに莫大な費用がかかるため、計測時のデータ記録の確実性、信頼性が強く求められます。
WX-7000 シリーズはデータレコーダーの役割として、これらの要求に対応、スタンドアローン機としての安定性に加え、24 ビット AD コンバーター採用による広ダイナミックレンジ化や停電時のデータの損失を防ぐ工夫を取入れるなど、測定データの録り逃しを防ぐための機能を多く盛り込みました。
また、最大で 128 チャンネルの計測に対応したモデルを用意、128 チャンネル計測時においても 10kHz 帯域でのデータ記録(16 ビットモード時)が可能であり、さらに 2 台を接続させて使うことで 256 チャンネルまでの拡張ができます。
記録メディアは RDX と SDHC カードに対応、大容量高速記録時は RDX メディアを、そうでない場合は入手性の高い SDHC カードを使用するなど使い分けが可能です。 リムーバブルメディアを採用していることで、記録データを PC で読み込むことや、従来のテープのようにメディアのまま保管することが可能です。 記録フォーマットは従来のティアック・データレコーダー製品で使用している TAFFmat を採用しています。
チャンネル構成ラインナップとして、16 チャンネルの基本モデルWX-7016 に加え、32 チャンネルWX-7032、64 チャンネル WX-7064、128 チャンネル WX-7128 の計 4 モデルを用意します。
WX-7000 シリーズは 8 月 20 日より米国ニューヨークで開催されます Inter Noise 2012 にて展示発表します。
また、国内においては 10 月 9 日から名古屋で開催されます 国際航空宇宙展 2012 で展示発表します。

WX-7032(32ch モデル)

WX-7064(64ch モデル)

WX-7128(128ch モデル)

■ 主な特長 周波数帯域 DC～80KHz で最大 16ch 記録可能な、広帯域、多チャンネル対応スタンドアローン型データレコーダー
 WX-7000 本体 1 台と AU-WXEPIO 拡張ユニット 8 台の構成により、最大 128 チャンネル記録に対応。128 チャンネル時にも 10kHz 帯域の記録に対応。
 24 ビット AD コンバーター採用によりワイドダイナミックレンジを実現。
 記録メディアは RDX と SDHC カードの 2 種類に標準対応。
RDX(HDD)：大容量記録で長時間連続記録を実現。
RDX(SSD)：耐振動性・耐衝撃性を実現。
SDHC カード：安価で入手性の高いメディアに対応。
 2 台同期接続により最大 256 チャネル記録に対応。
 Gigabit Ethernet による PC への高速データ転送に対応。
 WX Navi： 計測データ波形表示ソフトウェアを標準付属。
 データフォーマットは汎用性の高い TAFFmat（TEAC Data Acquisition File Format）形式を採用■ 主な仕様サンプリング周波数、帯域
Fs(KHz)

帯域
(KHz)

帯域
(KHz)

Fs(KHz)帯域(KHz)

Fs(KHz)

帯域
(KHz)

192

80

200

83.3

204.8

85.3

131.1

54.6

96
48
24
126
3
1.5

40
20
105
2.5
1.3
0.6

100
50
20
105
2
1

41.7
20.8
8.3
4.1
2
0.8
0.4

102.4
51.2
25.6
12.8
5.12
2.56
1.28

42.7
21.3
10.6
5.3
2.1
1
0.5

65.5
32.8
16.4
8.2
4.1
2127.313.7
6.8
3.4
1.7
0.90.4*Fs : サンプリング周波数

2Fs(KHz)記録メディア
RDX
適合 RDX 内蔵デバイス

HDD 又は SSD RDX 互換メディア(当社確認済みメディアに限る)

記憶容量

HDD：320GB～1TB
SSD：64GB～512GB

SDHC
SD カードスロット 1 個
適合メディアSDHC (当社確認済みメディアに限る)

記憶容量

4GB～32GB

アナログ信号入力
入力信号タイプ

DC 入力

PA 入力

入力チャネル数

16 チャネル / ユニット

入力コネクター

BNC 型

入力形式

不平衡
100KΩ 以上

入力インピーダンス
入力信号、カップリング

DC 結合

AC 結合

入力レンジ

±0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20V

入力フィルター―

HPF―

ウェイティング―

アナログフィルタ
三次バターワースアナログフィルタ
10 Hz(±0.5 dB 以内)、20 Hz(±0.5 dB 以内)
A カーブ、C カーブ、フラット
IEC-TYPE1

入力信号量子化 bit 数

24bit/16bit 切り替えオーバレンジ±127%(+2.08dB)

AD 変換方式

24bit128 倍オーバサンプル、ΔΣ変換方式

入力周波数特性平坦度±0.5dB 以下 (DC～帯域内)±0.5dB 以下(0.5Hz～帯域内)

入力レンジ精度
非直線性±2%以下―±0.1%以下

入力チャンネル間位相差
ICP®センサー供給電圧

20KHz 帯域内：1 度以内
DC28V/24 V 拡張ユニット毎―

ICP®センサー定電流源―

OFF/0.5mA/4mA チャネル毎に切換有り

ICP®センサー断線検出―

ICP®センサー接続線断線検出機能

TEDS

―

TEDS Ver1.1 に対応

アナログ信号出力
出力チャネル数

16 チャンネル

出力コネクター

BNC 型

出力形式

不平衡

出力インピーダンス

50Ω±10%3

出力レンジ切換±1～5 V(0.1 V ステップ可変)

出力信号量子化 bit 数

24bit / 16bit

DA 変換方式

24bit 128 倍オーバサンプル ΔΣ 変換方式

出力周波数特性平坦度

DC～帯域内±0.5dB 以下

出力レンジ精度±2%以下

出力非直線性±0.1%以下

出力歪率(THD)±0.1%以下

出力ダイナミックレンジ

100dB

S/N 信号対雑音比

98dB

出力チャネル間 クロストーク-80dB

外部 I/F
LAN

1000BASE-T 端子 1 個

EXIT TRIGGER IN

外部トリガー信号入力端子 1 個
BNC 型 信号形式：TTL レベル

EXPANTION OUT

入出力拡張ユニット接続用端子 1 個

SYNC IN / SYNC OUT

同期記録用端子 各 1 個

その他
DC IN

AC アダプター電源接続用端子

UPS SIGNAL IN

UPS 接点信号入力端子
停電信号受信時に記録終了処理を行う

外形寸法、消費電力
外形寸法：

WX-7000：W 340 x H

82 x D 220 (mm)

(突起物含まず)

AU-WXEPIO：W 340 x H

40 x D 220 (mm)質量：(AC アダプター、メディア、オプションボード含まず)

3.1Kg

WX-7016：W 340 x H 123 x D 220 (mm)7.4Kg

WX-7032：W 340 x H 164 x D 220 (mm)10.4Kg

WX-7064：W 340 x H 246 x D 220 (mm)17.1Kg

WX-7128：W 340 x H 410 x D 220 (mm)30.2Kg

DC 電源入力+11V～30VDC

消費電力

WX-7016：約53(W)

WX-7032：約90(W)

WX-7064：約166(W)

WX-7128：約317(W)

AU-WXEPIO：約38(W) +11～+30VDC：約15(W) +11～+30VDC

WX-7000

44.1KgオプションER-WXRC

専用簡易リモートコントローラ

AR-WXIRIG

IRIG-B タイムコード信号入出力カード

AR-WXGPSGPS データ入力カード仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
*記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

■ 本件についてのお問い合わせ先
ティアック株式会社
情報機器事業部 情報機器営業部 マーケティング課
電話 ： ０４２－３５６－９１６１ FAX ： ０４２－３５６－９１８５■ 読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。
ティアック株式会社
情報機器事業部 情報機器営業部 計測営業課
電話 ： ０４２－３５６－９１６１ FAX ： ０４２－３５６－９１８５
URL ： http://datarecorder.jp/ (ティアック データレコーダーサイト)

5