全自動血圧計

Technology You Can Trust

TM-2657

省スペース ! かんたん操作!
基本に忠実な腕帯（カフ）構造で、自動測定 !
病院外来・病棟・透析、クリニック、薬局、スポーツ施設、公共機関、健診、企業健康管理など、幅広い場所でご使用いただけます。

株式会社

全自動血圧計
医療機器認証番号226AHBZX00016000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

TM-2657 標準型
TM-2657P プリンタ内蔵
TM-2657VP 音声ガイド・プリンタ内蔵¥298,000（税抜）¥320,000（税抜）¥350,000（税抜）

軽量・コンパクトを追求!
本体の幅、奥行き、高さ共、さらにスリム化。
（従来品比較）軽量・コンパクトで、設置場所をとりません。

自然な姿勢で測定可能!
腕を深く入れられ、無理なく自然な姿勢で測定ができます。
また、“くちばし” 形状の腕帯リングで、腕への負担を軽減します。

左右どちらの腕でも測定できるデュアル設計

壁際につけられ、カウンターにも置ける設置スペースをとらないスリム設計

30cm車イスのままでも一人で測定ができる
バリアフリー設計簡単測定! どなたでも簡単に測定■ スタート／ストップスイッチを中央に配置■ 測定終了を音でお知らせします（選べる測定終了音）

IHB機能

安心の非常停止スイッチ※ Irregular Heart Beat：不規則脈

血圧測定中に脈間隔を測定、脈の揺らぎを監視しています。
脈間隔は、血圧とのかかわりが強く、脈の揺らぎによって、血圧が変動し、本来の血圧値がつかめない場合があります。脈の揺らぎは、ストレス・運動不足・疲労などの生理的な要因で起こるものから、心臓病や自律神経、甲状腺の疾患によるものまで、様々な原因で起こります。ほとんどの方は、毎日数回は発生しています。

測定中にもしも気分が悪くなったような場合に、非常停止スイッチを押せば、すべての機能が緊急停止し、腕帯の締め付けを解除します。

※ 測定中の脈間隔の平均から 25％以上差のある脈をIHBと判定します。

拡張端子（RS232C）１ch

不規則脈脈脈血圧血圧★

{正常コンピュータ、カードリーダ、バーコードリーダ等と接続、データの管理や自動化が可能です。
また、工場オプションにより2ch（TM2657-01）、Bluetooth※通信（TM2657-05）
も可能になります。
※▲▲▲

コンティニュアV2デザインガイドライン準拠

IHBマークIHBマークPrinter▲▲▲▲▲

ノーマル印字

フルオープンプリンタ

豊富な印字パターン

用紙交換がとてもしやすいフルオープンプリンタ搭載。
紙詰まりもほとんどありません。

印字例

高速印字

ノーマル印字

大文字印字

ガイドライン印字

テーブル印字

JSH分類印字

コメント印字

グラフ＆コメント印字

TM-2657P/2657VPのプリンタで測定値を印字
A&D製の体重計、身長計の測定値を別売の出力端子ケーブルの接続により、TM-2657P/2657VPのプリンタで印字ができます。
例 ： デジタル身長体重計と接続

TM-2657P
TM-2657VP

デジタル身長体重計 AD-6351

ビットマップ印字
オリジナルマーク、絵、メッセージを印字できます。
また、SDカードからビットマップイメージの取り込みができます。
（制作については、担当セールスマンにお問い合わせください。別途費用が必要となります）

TM-2657

全自動血圧計仕様

オプション
TM-2657P

TM-2657VP

型名
一般的名称
販売名

医用電子血圧計

全自動血圧計測定方式

TM-2657

TM-2657シリーズ

オシロメトリック法

圧力検出

静電容量式圧力センサー

表示範囲

圧力：0〜299mmHg

脈拍：30〜200拍/分

精度
LED

表示方法
印字機能

サーマルプリント方式 紙幅58mm
（専用紙）

̶̶̶

IHBマーク

表示、印字

表示のみ

音声案内

操作案内

̶̶̶̶̶̶

脈検知音

測定中の脈検知により同期音発生

̶̶̶

̶̶̶

測定終了音

選択可̶̶̶

̶̶̶

外部入出力

RS-232準拠 1ch（工場オプションにて1ch増設可能）

専用架台

ガスバネ椅子（固定足）

プリンタ用紙カフ内布

TM2657用キャリングケース

電源ケーブル

フットスイッチ

RS-232Cケーブル 2m¥38,000（税抜）
商品コード：TM-ST520
JANコード：4981046714433¥16,000（税抜）
商品コード：TM-STA001
JANコード：4981046712729

AC100-240V 50-60Hz

電源消費電力50-80VA

外形寸法

241（W）╳324（H）╳390（D）mm（突起部含まず）

本体質量

約5.5kg

認証番号

226AHBZX00016000
管理医療機器

医療機器の分類

特定保守管理医療機器¥5,000（税抜）
商品コード：AX-PP147-S
JANコード：4981046711340
入数：5巻

クラス Ⅰ

電撃保護形式電撃に対する保護の程度

NIBP：B形装着部

EMC適合

IEC60601-1-2：2007

RoHS

指令対応

付属品

説明パネル、電源コード、取扱説明書、添付文書、 プリンタ用紙以外はプリンタ用紙、カフ内布（本体取付済）
左記同JANコード

4981046701495

4981046701501

4981046701518

商品コードTM2657VP-JC

TM2657P-JC

TM2657-JC¥350,000¥320,000¥298,000

標準価格（税抜）¥35,000（税抜）
商品コード：TM2657-10
JANコード：4981046714099¥12,000（税抜）
商品コード：AX-SW135
JANコード：4981046712125※ご使用には、TM2657-01が必要です。

定期点検サービス

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

ME機器に関するお問い合わせは0120 -707 -188
エー・アンド・デイME機器相談センター

受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社休業日を除く） 9：00〜12：00 13：00〜17：00¥3,500（税抜）
商品コード：AX-133003753-S
JANコード：4981046130448¥2,500（税抜）
商品コード：AX-KO115
JANコード：4981046712941¥10,000（税抜）
商品コード：AX-KO1371-200
JANコード：4981046713566

外部入出力ユニット
RS 2ch外部入出力ユニット
RS＋BT-C※工場オプション
専用コードSA899とご指定ください。

※工場オプション
専用コードSA900とご指定ください。

¥30,000（税抜）
商品コード：TM2657-01
JANコード：4981046714129¥40,000（税抜）
商品コード：TM2657-05
JANコード：4981046714136

株式会社
本社：〒170-0013 東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁 目 2 3 番 1 4 号
TEL.03-5391-6127（直）FAX.03-5391-6129■ 札 幌 出 張 所 TEL.011-251-2753（代）FAX.011-251-2759■ 仙 台 出 張 所 TEL.022-211-8051（代）FAX.022-211-8052■ 名 古 屋 営 業 所 TEL.052-726-8763（直）FAX.052-726-8769■ 大 阪 営 業 所 TEL.06-7668-3904（直）FAX.06-7668-3901■ 広 島 営 業 所 TEL.082-233-0611（代）FAX.082-233-7058■ 福 岡 営 業 所 TEL.092-441-6715（代）FAX.092-411-2815
製造販売業者：株式会社エー・アンド・デイ〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL:048-593-1434

http://www.aandd.co.jp※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
＊ TM2657-ADJC-04-PR3-15●●●