仕様は、以下のすべての条件を満たした状態で定義されます。
温度：23℃±5℃
湿度：<70％ R.H.
ゼロ補正：30 分以上エージング後、オープン / ショート補正
1 年毎の校正サイクル
基本確度：0.05％(Slow/Med)、0.1％(Fast)

リスト掃引測定モデル名

内蔵 ‒ パネル設定

10 ファイル

外部 USB

パネル設定：10 ファイル、データ（CSV 形式）：9999 ファイル
画面イメージ（bmp 形式）：999ファイル

LCR-6300
LCR-6200
LCR-6100
LCR-6020
LCR-6002

測定周波数範囲

10Hz 〜 300kHz
10Hz 〜 200kHz
10Hz 〜 100kHz
10Hz 〜 20kHz

分解能10.00Hz ≦ f ≦ 99.99Hz

0.01Hz100.0Hz ≦ f ≦ 999.9Hz

0.1Hz

1.000kHz ≦ f ≦ 9.999kHz

1Hz10.00kHz ≦ f ≦ 99.99kHz

10Hz100.0kHz ≦ f ≦ 300.0kHz

100Hz

Slow / MedFast

テストスピード
テスト信号レベル
電圧電流
DC バイアス電圧
設定範囲± 0.01％

0.10%
FAST：25ms、MED：100ms、SLOW：333ms
10.00mV〜2.00V ( 設定確度：± 10％ )CV：10.00mV〜2.00V( 設定確度：± 6％ )100.0µA〜20.00mA ( 設定確度：± 10％ )CC：100.0µA〜 20.00mA( 設定確度：± 6％ ) (@2VMax)

G、B、|Y|

0.01nS 〜 999.999S

0.5％ +0.005V

0.00001 Ω 〜 99.9999M ΩQ

θdθr

DCR

測定モード
基本測定の組み合わせモニタ項目

1 〜 256 回
0ms 〜 60s
0ms 〜 60s

測定パラメータを自動選択します。※2ブザーモード

OFF/PASS/FAIL、Key ON

ディスプレイ

3.5 インチ カラー TFT 液晶 (320x240)

一般仕様

RS-232C：D-Sub9 ピン、オス
ハンドラ：D-Sub25 ピン、メス、USB ホストポート

仕様温度

温度：23℃± 5℃、相対湿度：<70％ RH

使用環境

使用環境：屋内のみ、高度 < 2000m

動作温度

温度：0 〜 50℃ , 相対湿度：<70%RH

保存条件

温度：-10 〜 70℃、相対湿度：< 80％ RH

電源AC 100V-240V、50 〜 60Hz、最大 30W

寸法・質量265（W）x107（H）x312（D）mm、約 3kg

付属品※2：複雑なコンポーネントは判断できません。正確な測定をする場合にはこの機能を使用しないでください。

パラメータ

説明

0.00001uH 〜 9999.99H

直列等価回路のキャパシタンス [F]Cp

並列等価回路のキャパシタンス [F]0.00001 〜 9.99999

Ls

直列等価回路のインダクタンス [H]0.00001 〜 99999.9

Lp

並列等価回路のインダクタンス [H]Rs

直列等価回路モデルで測定された等価直接抵抗（ESR[ Ω ]）-3.14159 〜 3.14159

Rp

並列等価回路モデルで測定された等価並列抵抗（EPR[ Ω ]）|Z|

インピーダンス（絶対値）[ Ω ]|Y|

アドミタンス（絶対値）[S]G

コンダクタンス [S]B

サセプタンス [S]R

レジスタンス (=Rs)

X

リアクタンス [ Ω ]D

損失係数＝ tan δQQ ファクタ (=1/D)

θr

位相角（Phase radian）

θd

位相角（Phase angle）

Vac

テスト信号電圧

Iac

テスト信号電流

Δ

絶対偏差値

Δ％

相対偏差

DCR

直流抵抗 [ Ω ]-179.999°〜 179.999°
0.00001 Ω 〜 99.9999M Ω

Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、Z- θ r、Z- θ d、Z-D、Z-Q、DCR
2 個を選択して表示
Z、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ％、θ r、θ d、R、X、G、B、Y※1：実際の測定範囲および表示範囲は、測定レンジや周波数により制限があります。

GTL-232 ￥2,500（税抜）
RS-232C ケーブル
約 2m
クロスケーブル

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

2018.09.20 JLCR60001809K (TTCWEB) Printed in Japan.

HANDLER

電源コード、CD（ユーザーマニュアル）、テストフィクスチャ LCR-06B

Cs

0.00001pF 〜 9999.99mF

D

Auto LCZ± 2.5V

表示範囲※1C

INT（内部）/ MAN（手動）/ EXT（外部）/ BUS

トリガ遅延時間
判定機能

0.05%

パラメータ

L

トリガ30 Ω / 50 Ω / 100 Ω 選択可能

0.01V

R、X、|Z|

信号レベルを定電圧または定電流で印加可能

インターフェース

分解能
確度

確度

測定周波数で選べる 5 モデル

外部USBディスクへ保存：最大10,000データ

自動レベル制御 (ALC)
平均

周波数レンジ

基本確度

メモリ

機能

10Hz 〜 2kHz

Simply Reliable

コンパレータ (9BIN、AUX：1BIN)

測定データ

測定周波数

出力インピーダンス

10 ステップ：周波数または測定レベル（電圧 / 電流）を掃引して測定

BIN 測定LCR-6000 シリーズ
LCR メータ

LCR-6002
10Hz-20kHz LCR-6020
10Hz-100kHz LCR-6100
10Hz-2kHz¥144,000¥177,000¥189,000

10Hz-200kHz
10Hz-300kHz

LCR-6200
LCR-6300¥220,000¥320,000特徴
3.5 インチカラー液晶ディスプレイ
● 高精度の基本確度：0.05％● 高速測定：最高 25ms（Fast モード：40 回 / 秒）
● 幅広いモデル構成：10Hz 〜 2kHz/20kHz/100kHz/200kHz/300kHz、4 桁表示● 測定パラメータとモニタの 4 項目を同時に表示：
測定パラメータ ：L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ％
モニタパラメータ ：|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ％、θr、θd、R、X、G、B、|Y|● DC 抵抗測定● PASS/FAIL 判定機能
● Auto Level Control (ALC) 機能：信号レベルを一定（CV、CC）で DUT へ印加● BIN 測定：9BIN と 1AUX の全 10BIN 分類● リスト掃引測定：10 ステップ（周波数、電圧または電流）測定を実行。
● 内部 DC バイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)● 標準インターフェース：RS-232C、Handler、USB ホスト（メモリ用）● 小型：高さ 2U、幅 1/2 ラックサイズ●

付属品：LCR-06B
4 線式ケルビンクリップ
テストリード最大電圧：±35V

C

ノーマルモード︓G

プライマリ / セカンダリ測定とモニタ表示の四つと測定条件を同時に表示しています。

拡大モード︓

プライマリ / セカンダリ測定とモニタ表示の四つ同時に表示しさらにPASS/FAIL 判定を大きく表示します。

DC 電圧範囲︓±2.5Vdc
確度︓0.5％+0.005V

LCR-6000 シリーズ

標準価格（税抜）

測定周波数範囲

LCR-6002￥144,000 10Hz ～ 2kHz

LCR-6020
LCR-6100￥177,000 10Hz ～ 20kHz￥189,000 10Hz ～ 100kHz

LCR-6200
LCR-6300￥220,000 10Hz ～ 200kHz￥320,000 10Hz ～ 300kHz

測定パラメータの組み合わせ（プライマリ - セカンダリ）
Cs-Rs

Cs-D

Cp-Rp

Cp-D

Lp-Rp

Lp-Q

Ls-Rs

Ls-Q

Rs-Q

Rp-Q

R-X

DCR

|Z|- θ r |Z|- θ d |Z|-D

0.01V

H
リスト掃引測定機能は、周波数や信号（電圧 / 電流）レベルを最大 10 ポイントまで自動掃引し測定をすることができます。
部品特性の簡易チェックが可能です。
○リストポイント数︓最大 10 ポイント
○スイープパラメータ︓
周波数、電圧、電流○リストスイープのコンペア機能︓
各測定ポイントに対して下限 / 上限を1 ペア設定できます。

|Z|-Q

モニタパラメータ
DCR 測定4 線式ケルビンクリップテストリード
最大電圧︓±35V

HANDLER

Function キー :各種設定とメニュー-2.50V ≦ V ≦ -0.01V

シリーズ一覧
機種名LCD:
3.5 インチ
カラー TFT

分解能0.01V

DC バイアス電流ボックス
LCR-17 ￥45,000（税抜）
電流範囲︓±2.5Adc

DC バイアス電圧ボックス
LCR-16 ￥80,000（税抜）
電圧範囲︓±45Vdc

D

バイアス電圧0.01V ≦ V ≦ 2.50V

テンキー

矢印キー
Enter キー

|Z|

DVac

Iac

Q
Δ

Δ％

θr

θd

R

X

GB

|Y|

I

E

電源スイッチAuto LCZ 機能は、ユーザーが手動で測定項目を変更することなく、自動的に並列および直列モードと L、C、または Z を指定することが可能です。
注意︓オート LCZ 機能は、複雑なコンポーネントの判断でがきません。
正確な測定をする場合には、この機能での測定はしないでください。

ALC 機能は、テスト電圧 / 電流レベル設定と一致するようにDUT にかかる電圧や流れる電流を自動で調整します。
この機能を使用すると、DUT に印加する信号レベルを一定（定電圧または定電流）にすることができます。

JF
RS-232C 経由で測定項目の設定などの本体操作と測定値の取得ができます。
PC ソフトからの設定でデータの連続取得し保存やグラフ化が可能です。
Systemソフトキー

USB ホスト :USB メモリに設定 / 画面イメージ / データを保存

4 線測定端子A

RS-232C ポート
D-Sub9 ピン

Measure/Setup キーハンドラ /SCAN
インターフェース
D-Sub25 ピン

List Measure
設定パラメータで連続してデータ取得

Sweep Graph
測定値のグラフが簡単にできます。

KB※List Measure は、本体のリスト測定の設定とは別です。

周波数と設定分解能

テスト信号レベル

周波数レンジ

分解能

10.00Hz ≦ f ≦ 99.99Hz

0.01Hz100.0Hz ≦ f ≦ 999.9Hz

0.1Hz

1.000kHz ≦ f ≦ 9.999kHz

1Hz

10.00kHz ≦ f ≦ 99.99kHz

10Hz

100.0kHz ≦ f ≦ 300.0kHz

100Hz± 0.01％

テストフィクスチャ
テスト信号レベル
10.00mV ～ 2.00V

確度

定電圧 (CV) 範囲

100.0 μ A ～ 20.00mA
定電圧範囲

確度
± 10％
分解能

確度

LCR-05 ￥30,000（税抜）
Axial/Radial Lead 兼用
周波数：DC 〜 1MHz
最大電圧：±35V

LCR-06B ￥25,000（税抜）
4 線ケルピンクリップ
周波数：DC 〜 1MHz
最大電圧：±35V

LCR-07 ￥20,000（税抜）
ワニ口クリップ 2 線 +GND
周波数：DC 〜 1MHz
最大電圧：±35V

10.00mV ≦ V ≦ 99.99mV 0.01mV100.0mV ≦ V ≦ 999.9mV 0.1mV1.00V ≦ V ≦ 2.00V

定電流 (CC) 範囲

測定値を最大 10,000 個まで内部データバッファに一時保存し外付
USB ドライブに CSV 形式で最大9999 ファイル保存できます。
また、外部 USB ディスクを接続すると Enter キーで画面イメージをBMP 形式で外部 USB ディスクへ最大 999 ファイル保存できます。

± 6％

0.01V

定電流範囲

分解能

確度

100.0µA ≦ I ≦ 999.9µA

0.1µA

1.00mA ≦ I ≦ 20.00mA0.01mA± 6％(@2VMax)※注意︓LCR-6000 シリーズでは、LCR-09、LCR-13 は使用できません。

LCR-08 ￥40,000（税抜）
SMD 用 4 線ピンセット型
周波数：DC 〜 1MHz
最大電圧：±35V

LCR-15 ￥40,000（税抜）
SMD/ チップ部品用
周波数：DC 〜 1MHz
最大電圧：±35V
サイズ：0201 〜 1812