New

高度な解析機能を備えた AE 測定器

AE アナライザ

AE9701 / AE9702

製造工程の異常を早期検出、生産設備のメンテナンスなどの用途に

80.0m
60.0m
40.0m
20.0m
0.00

-20.0m500k

5E-5400k
300k
200k
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 9.90

0

Amplitude

Frequency [Hz]Amplitude [V]

100m
50.0m
0.00
-50.0m
-100m
-150m
500k

5E-5400k
300k
200k
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 9.90

Time [s]0

Amplitude

Frequency [Hz]Amplitude [V]Time [s]カスタム対応

ご要求に合わせたシステムをご提案非破壊検査

常時監視

早期検出

劣化・故障予知AE（アコースティック エミッション）計測

製造設備の摩耗や亀裂、故障などを非破壊で検知することができます。

AE（アコースティック エミッション）とは ?

●ベアリング

固体が変形または破壊する際には、ひずみエネルギーを音波（弾性波）

製造設備における AE の活用例
●ギア

●ロボットアーム●成型機の金型や鋳型●ダイシング●圧延機、輪転機として放出します。この弾性波を AE センサで検出し信号処理するなどことで、破壊過程の評価が可能になります。

生産現場の変化に伴い、製造装置の摩耗や亀裂、故障などを早期検出するというニーズが高まっています。
AE は、振動計測などに比べ早期に変化を捉えることが可能なため、その活用が期待されています。

〜数 MHz

耐ノイズ性

高感度● AE 信号は 10 kHz 〜数 MHz● 高域信号を検知できるので、低域の環境ノイズに強い● 正常状態から故障までのわずかな変化をセンシング可能New

AE アナライザ AE9701 / AE9702

センサからの AE 信号を増幅・フィルタリングして PC へ転送、リアルタイムに波形表示、STFT（短時間フーリエ変換）表示および特徴量の抽出が可能です。

AE 解析システム例
AE 計測では、信号検出に必要なセンサ、プリアンプ、解析用のハードウェア、ソフトウェアを組み合わせて■測定器本体●高時間分解能 原波形収集

1 チャネル、2 チャネルの 2 機種

最大 4MS/s（1 チャネル出力時）

適切な信号処理をおこなうことで、対象物や環境に適した不具合検出を行うことができます。

●さまざまな分析機能（測定・解析ソフトウェア）●

検出信号のリアルタイム分析：原波形、STFT、算出した特徴量を表示●

連続ロギング、保存したデータから詳細分析●

特徴データ解析機能： エンベロープ検波、STFT、最大振幅、カウント、プリアンプ

利得 最大 60 dB、遮断周波数可変ローパスフィルタ / ハイパスフィルタ●様々なセンサに対応
AE センサ●プリアンプ内蔵加速度センサ

プリアンプ

アンプおよびフィルタ
A/Dコンバータ

AEセンサ●■測定・解析ソフトウェア
測定例

測定・解析ソフトウェア

外部アラート信号出力
トリガ信号入力●1 チャネル入力 (AE9701)、2 チャネル入力 (AE9702)●小型軽量USB

ラインドライブ型プリアンプ

AE センサで故障の予兆を検知、加速度センサで故障直前をモニタすることも可能

AE9702 (2ch）

インタフェース

A/D
コンバータ

AEセンサ

●アンプおよびフィルタを内蔵

質量 約 1.2kg (AE9701)

AE アナライザの設定および測定データのリアルタイム表示を行うソフトウェア。
保存したデータの詳細解析も可能です。

▶ AE センサ▶ AE 用プリアンプ

様々な測定シーンに対応する豊富なセンサをご用意。

広帯域・高利得・低雑音。AE センサで捉えた信号を増幅する小型プリアンプをご用意。センサの周波数帯域に適合したものを選択できます。

●共振／広帯域●高温用、防水・防油●プリアンプ内蔵

転がり軸受
AE 原波形

お客様のご要望に応じたカスタマイズを承ります。

劣化品の特徴的な変化短時間フーリエ変換●ソフトウェア

● 外部アラート出力条件変更●ソリューション取得した測定データから「特徴量」を算出し、機械学習を活用して● 特徴解析機能の追加● 欠陥の位置標定など

AI を活用した故障予知

故障を予知します。

■周波数重心：周波数スペクトル分布図の全面積を等分する周波数

過去の特徴量

故障推定曲線導出

Machine Learning
Engine●エネルギー

分析可能な数値データに変換

40

閾値

30

観測値

2000

●周波数重心 など■エネルギー：指定時間内の AE 波の 2 乗累積値

50

予測値

10

●カウント
■カウント：指定時間内の AE 波発生頻度

故障予知の定量化

特徴量値

特徴量算出

●特徴量もリアルタイムに算出・表示■最大振幅：指定時間内の最大振幅

IoT CloudPC

シグナルプロセッサ

エネルギー、周波数重心●

AE アナライザ AE9702

測定器

正常状態から故障に至るまでの過去の AE 特徴量を分析し、故障推定曲線を機械学習で導出。

n-2n-1n

時間n+1n+2n+3

推定曲線および観測値をもとに、故障までの推定時間をリアルタイムで算出可能です。

「設備故障による生産ライン停止」から「故障予知による計画保守」へ

■仕様
■出力波形

■RF入力部
AE9701

2AE9702

出力波形

原波形 または エンベロープ波形（測定・解析ソフトウェアへ出力）

チャネル数

1

入力形式

交流結合不平衡入力

サンプリング速度

最大サンプリング速度：

入力コネクタ

前面パネル、BNCレセプタクル

および通過帯域

1チャネル出力時：4 MS/s

プリアンプ用電源

PRE15：+15 V / 20 mA以上、ラインドライブ型プリアンプ用個別設定可能なサンプリング速度＊：(公称値）

PRE24：+24 V / 20 mA以上、ラインドライブ型プリアンプ用4MS/s（1.685MHz）、2MS/s（0.8425MHz）、

DIR：AEセンサの直接接続用

1MS/s（421.2kHz）、500kS/s（210.6kHz）、250kS/s（105.3kHz）、125kS/s（52.65kHz）

C-PRE：5 mA / +24 V以下、＊（）内は各サンプリング速度における通過帯域の最高周波数です

定電流駆動型プリアンプ内蔵加速度センサ接続用
入力インピーダンス

PRE15：75 Ω（公称値）、PRE24：75 Ω（公称値）
DIR：100 kΩ（公称値）、C-PRE：約100 kΩ

最大入力電圧（公称値） 20 Vp-p PRE15、PRE24およびC-PRE設定時 ±12 VDC
信号グラウンド

2チャネル出力時：2 MS/s

■一般事項
付属ACアダプタを使用

電源

筐体から絶縁 信号グラウンドと筐体間耐圧最大42 Vpk

電圧：AC 100 V 〜 230 V ±10% ただし、250 V以下

高調波歪率（THD+N） ‑60 dB（周波数10 kHz）

周波数：50 Hz / 60 Hz ±3 Hz
消費電力：20 VA（AE9701）、30 VA（AE9702）
過電圧カテゴリ：Ⅱ■増幅部
利得0 dB、10 dB、20 dB、30 dB、40 dB、50 dB、60 dB

利得確度±0.5％（フィルタオフ、周波数10 kHz）

周波数帯域

100 Hz 〜 1.685 MHz

ウォームアップ時間 30分
外径寸法

約123(W)×101(H)×217(D)mm 以下 ただし突起部除く

質量約1.2 kg（AE9701） 約1.4 kg（AE9702）‑3 dB 〜 +1 dB（フィルタオフ、基準周波数10 kHz、■測定・解析ソフトウェア

測定周波数100 Hz、1.685 MHz）

測定機能

■フィルタ部
遮断周波数

HPF：THRU、20 kHz、50 kHz、100 kHz
LPF：THRU、100 kHz、200 kHz、500 kHz
遮断周波数確度：±20 %以内（‑3 dB）

減衰傾度

測定器本体制御

PCから測定器本体を制御

リアルタイム

出力波形のリアルタイムファイル保存（保存はTDMS形式＊、ファイル保存

最大記録時間はPCのストレージ容量に依存）

波形表示

出力波形（原波形またはエンベロープ波形）とSTFT波形をリアルタイム表示

24 dB / oct

閾値の設定表示

出力波形データに閾値を設定し、超えた点を表示・記録
また、設定により外部EXT I/Oから警告信号出力（接点■AD変換部
サンプリングレート

24 MHz

分解能16 bit出力）を行う
特徴量の分析表示 出力波形から特徴量を分析しリアルタイムに表示・記録
特徴量

・STFT

■RF出力部（増幅およびフィルタ後の信号を出力）
AE9701

2

チャネル数

1

出力コネクタ

背面パネル、BNCレセプタクル

最大出力

電圧：±2 V（無負荷時）

出力インピーダンス

50 Ω（参考値）

AE9702電流：±20 mA■外部制御
EXT I/O・最大振幅・カウント

・エネルギー・周波数重心解析機能
出力波形データの出力波形データの指定範囲読み込み、およびCSV形式への読み込みと保存変換と保存解析条件の変更

特徴量の算出条件を変更して，再解析や表示データ比較

2つのデータを個別に読み込み、出力波形や特徴量を比較

動作環境

OS：Windows 10、CPU：Intel Core i7以上推奨、メモリ：8GB以上、ストレージ：SSD＊ TDMS ファイルは、National Instruments 社のファイルフォーマットです。

コネクタ：背面パネル、Mini-Dsub 15pin
トリガ入力、警告信号出力、トリガ有効出力

USB・原波形 または エンベロープ波形など

USB2.0 HighSpeed、USB-B コネクタ（背面）、CDC※このカタログの記載内容は、2021年11月4日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

0120-545838
いいヒント、アドバイスあります。

受付時間 9：30〜17：30（土・日・祝日を除く）

株式会社マックシステムズ URL；https://www.macsystems.co.jp
本社〒460-0003名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F
TEL：(052) 223-2811

FAX：(052) 223-2810

刈谷営業所〒448-0003刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL：(0566) 63-6801

FAX：(0566) 63-6800

SG21Y-A13-1A2