机械设备&厂房用
各式设备
無紙記錄器/溫度控制器/感溫線/資料收集器/
紅外線測溫儀/溫度貼紙/流量計/流量控制閥/
液位計/漏液檢知器/差壓/壓力傳送器/壓力開關/
氣體偵測器/大型顯示看板/日照計/紫外線偵測器/

登方電子有限公司

中國-上海分公司

www.toho-inc.cn

地址：(200063)上海市普陀區曹楊路450號1201室|

TEL：+86-21-51692959

FAX：+86-21-51861098+86-21-51692979 |E-MAIL：sales@toho-inc.cn+86-21-51280798

For Equipment and Factory机械设备用 For Equipment
支援中文

TRM-00J

TRM-10C

測定點數

6 通道

1筆、2筆、6打點

精確值

輸入範圍±(0.1% + 1-digit)±0.3%、±3digit

輸入信號

電壓/電流/熱電偶(可選)電壓/電流/熱電偶(可選)適用溫度、濕度、壓力、流量、風速、日照、氣體...等Sensor。
透過RS485輸出將資料傳輸至
電腦，更便利後端資料管理！
記錄功能

記錄週期

0.1秒~60分

1秒 max.

設定

通訊介面

USB2.0、RS485

RS232C(標準)、RS485(指定)

6通道

警報通知

警報輸出點數

每一通道4點

3點

趨勢圖

資料匯出

顯示

7＂TFT觸控顯示螢幕

記錄紙

儲存方式

SD Card、U盤----★ 應用實績

某知名食品工業公司，專門生產各式蒟蒻食材包含常溫、冷藏、冷凍客製化服務，歡迎洽詢測量溫度

依搭配Sensor而異-20~70℃-30~85℃

測量濕度

---0~100%RH

0~100%RH

分辨率

0.1℃、1℃

0.1℃、0.1%RH±0.1℃、±0.1%RH

精確值

±0.1% or 0.8℃ /±0.3℃ (20~40℃)±0.5℃±1.0% or 1.0℃ (取較大值)±3%RH (20~80%RH)

±3%RH

記錄間隔

1秒~24小時 (可調)

1秒~24小時(可調)2秒~24小時(可調)記錄容量

最高支援32GB SD或SDHC

86400組 (溫濕1筆)

43000組輸入信號

熱電偶/PT100(3-Wire)

---

---

★ 應用實績

專業醫藥物流倉儲公司，放置12台具通訊輸出的 SYS-TH-L 溫濕度
監測軟體HTMSYS-pro即時監看、記錄、警報通知，當溫濕度超出

透過網路即時監看。

正常範圍，即發送E-mail給相關技術人員，以即時採取應變措施。

基本款

TTM-000 Series

高階款

0.2秒

輸入信號

熱電偶/R.T.D

熱電偶/R.T.D/電壓、電流

熱電偶/R.T.D/電壓、電流

控制輸出

RELAY接點RELAY接點/SSR驅動電壓RELAY接點/SSR驅動電壓

SSR驅動電壓電流-25~70℃(無結露)0~50℃

特點TA-PT■連接感測端有彈性，比不鏽鋼 ■無套管部件，可降低化學液體 ■與感溫元件相熔接，響應速度
更耐化學

滲漏更快元件陶瓷鉑電阻溫度傳感器

鉑金電阻

鉑金電阻

Open collector/電壓/電流溫度範圍-65~150℃

0~180℃
Approx.50

0~180℃

0~50℃

類型

Pt100

Pt100

Pt100

Ａ
Ｂ

002：24X48 / 004：48X48

204：48X48 / 205：96X48

材質

FEP鐵氟龍保護管(可選PFA材質) ｂFEP鐵氟龍保護管(可選PFA材質) 加厚PFA鐵氟龍保護管

005：96X48 / 006：48X96

207：72X72 / 209：96X96

★ 結構圖

TH-PT

TA-PT

Tube

熱縮管

Approx.50

TE-PT

Approx.60

φ6透過RS485通訊，將記錄資料傳至電腦，以利分析數據，確實掌握產品品質，

熱縮管管ｂ

熱縮Ｂ

20

一蒸氣鍋爐流量監控系統，安裝TTM-002與TRM-00J，時實記錄溫度及流量，Ａ

Approx.120

Tube套管套管

知名食品大廠，為管控生產線產出及材料消耗，達到供需平衡之效益，規劃M3.5
絕緣Y型端子Approx.50
Approx.60

x.1

007：72X72 / 009：96X96

減少過多成本耗費之問題產生。

TH-PT

pro

48X48

TE-PT

TTM-200 Series

高階款進階款

基本款

耐酸硷感温线
Teflon pipe

ApTTM-J4取代款

0.5秒

1JHE-173產品新鮮度，而安裝TRM-00J溫度記錄器，實時記錄殺菌爐溫度，並0.25秒★ 應用實績

SYS-TH-L

資料記錄器於藥品儲放空間，並搭配不斷電系統，透過專業版溫濕取樣時間

尺寸(mm)

VersaLog等各系列產品，為確時掌控產品於製程中達到高溫殺菌標準，以保持TTM-i4N

工作溫度內建Sensor

內建Sensor

觸控螢幕

φ4.2

PID温度控制器
Digital Controller

资料收集器Data Logger

通訊軟體φ4.2

记录仪
Recorder

熱縮管2

机械设备用 For Equipment
温度贴纸紫外线强度贴纸
露点/湿度贴纸
Irreversible/Reversible
Label

液晶顯示/可逆型

不可逆

真空用/不可逆不可逆变色前

变色前

变色前

太陽能板/不可逆濕度

不可逆变色前

变色前

变色后

露點
变色后

D Series变色后

3E变色后变色前

变色后

变色前

变色后

VL

PVUV

濕度RH / 露點D-1■具耐水性，最長可浸在水中 ■採用安定性高密封式耐熱薄膜結構，不受環境中的水、油、■1Pa至常壓環境下使用，■判斷太陽能面板上的二極管■貼紙顏色會隨著紫外線強度■當環境條件達到變色標準時，3小時

化學品等因素影響

可用於生產製造過程監控

是否故障

變高而加深RH：24hr後變色，D-1：由灰變藍測量範圍

-20~100℃(可選)

40~250℃(可選)

50~250℃(可選)

40~210℃(可選)

50~90℃(可選)0~250/2000/3000/15000 (mJ/cm2) RH：70/80/90%RH

精確值

±0.5℃~±2.0℃±2℃~±3℃±2℃~±3℃±2℃/±4℃------

RH：±5%RH at 25℃

款式具2℃遞增/5℃遞增款

具5℃遞增/10℃遞增款式

具5℃遞增/10℃遞增款式

具5℃遞增/10℃遞增款式

10℃遞增款式

貼紙尺寸形狀可訂製

RH：依選型/ D-1：可訂製

尺寸

92x10mm15x30mm、17x32mm，15x43mm、17x45mm，8x20mm，φ2mm

15x45mm，φ4mm

18x18mm

RH：10x10mm，φ5mm

φ5mm

φ4mm

一盒共20片(無法拆售)一盒共20片(無法拆售)

特點5E

变色后包裝

一盒共30片(無法拆售)★ 應用實績

某變電站設備及機械設備的電力公司，為解決傳統測溫儀體積龐大，D-1：13x20mm，φ8mm
一盒共100片(無法拆售)RH：50片/ D-1：200片(不拆售)一盒共10片(無法拆售)一盒共20片(無法拆售)★ 應用實績

科技公司，利用真空濺鍍技術在金屬、塑膠、玻璃或其他材質表面

不便攜帶和操作且價格昂貴問題，採購3E溫度貼紙，監控電力設備

鍍膜處理，工作溫度可高達100至150℃，利用VL溫度貼紙，觀察

和終端連接是否有溫度異常之狀況，貼於發電機、變壓器等發熱體，溫度變化，確實掌握製程溫度，維持產品標準品質，以減低不良率。

當負荷過大、氧化腐蝕…等接觸問題造成不正常發熱，可即時察覺!

基本款红外测温仪
Infrared Temp. Sensor

KIR-350

測小目標

搭行動APP

PyroCouple

PyroNFC

PyroCube

PyroEpsilon

小探頭

PyroMini2.2

內建激光瞄準PyroSightE

測量材質

非反光材質

非反光材質

非反光材質

非反光材質

非反光材質

金屬材質

金屬材質

溫度範圍

-50~350℃-20~500℃

0~1000°C-20~500℃

0~500℃

100~2000℃-25~1600℃

精確值

±1%

±1%、±1℃

讀值的±1.5% 或 ± 1.5°C±1%、±1℃± 3°C、1%1%、±2℃

讀值的±0.5%、讀值的±1%、(取大值)

讀值的±1%或±1°C(取大值)

放射率0.95(固定)0.95(固定)

0.2~1.0(可調)

0.2~1.0

0.3~1.0(可調)

0.1~1.0(可調)

0.1~1.0、0.3~1.0(可調)光譜範圍

8~14µm8~14µm8~14µm8~14µm---2.0~2.6µm

0.9、1.6、5.1、8~14µm

輸出信號

4~20mA、RS485

4~20mA、0~50mV、熱電偶 (T,J,K)

0-5V、0-10V、警報輸出

4~20mA

1組類比+1組警報輸出

4~20mA、RS485

4~20mA

反應時間

≤0.1秒

0.24秒@90%

0.125秒@95%≥0.24秒@90%

0.01~5秒/0.001~5秒(依選型)≥0.24秒@90%

0.028秒@95%、0.1秒@95%★ 應用實績

某專營氣瓶填充的公司，為確實監測每個氣瓶於填充台上的狀況，★ 應用實績

專業電線電纜製造商，為提升製程中塑膠外皮的絕緣測試效率，3

安裝PyroCouple紅外線測溫儀，透過溫度和壓力計算氣瓶填充量，安裝PyroCube，監視絕緣和護套的溫度，並透過外部控制器來

以確保容量一致性並提高填充效率，若溫度產生劇烈變化，則即時控制溫度，滿足電線超小直徑的測量，避免瑕疵品產生並提高品通知停止填充，以防事故發生，維護工作環境安全!

質，響應速度極快，大大提升生產效率。

4机械设备用 For Equipment
液体流量计
气体流量计
小型流量计
Small Flow Meter
Fluid Flow Meter

測純水ND

超低電導率

測高腐蝕性液體ECX

VNS

微小流量CX氣體

微小流量

OF-Z Series氣體

MF4000 Series

MF Series

測量原理

葉輪式

葉輪式

電磁式

電磁式

橢圓齒輪式

質量式

質量式

測量範圍

0.3~3至3~60 L/min

0.2~1.3至0.4~3.5 m3/h

0.05~1至3~60 L/min

0.5~15/2.0~60 L/min

0.0085~0.85至0.7~5 L/min

2至5、4至50 SLPM(依選型)

1~100至15~1500 Nm3/h

精確值

±2.0% RS

±2% RS±2% RS±2% FS±2.0% RS±(1.5+0.2FS)%±(1.5+0.5FS)%

輸出信號

集電極開路

集電極開路、24V、10mA、脈衝 集電極開路 x 2組

NPN/PNP、1-5V、4~20mA

脈衝、集電極開路

RS232、RS485、0.5~4.5VDC

RS485、4~20mA

介質溫度

0~60℃、0~70℃

0~40℃

0~40℃(需避免結冰)0~85°C-10~70℃-10~55℃-20~60℃

測量介質

化學液體、弱酸/弱鹼、水、純水

次氯酸鈉(濃度1~12%)、

水溶性冷卻劑

重油、輕油、煤油、冷熱水、

空氣、二氧化碳、氮氣、氧氣、 空氣、二氧化碳、氮氣、氧氣、

燒鹼(濃度10~25%)(可測顆粒流體)

弱酸、弱鹼氫氣、其他氣體請洽詢★ 應用案例

OF-Z 系列流量計，用於熱水★ 應用案例

自動加水機業者，自行組裝設備，運用 ND 流量計來控制給水系統透過發出信號給控制器，利用電磁閥控制是否出水，達到

工業鍋爐燃燒的異常監視

批量控制之效用，不僅解決給水量不一的問題，更避免消費者，準確給水流量控制管理

買水不足量的問題產生，以符合最佳成本效益！

，以確保最理想的燃燒狀

調整器
風扇

耐化學

快速安裝接頭過濾器

FS Series

KSL Series

PSL/PSW

燃燒器

流量控制阀
电磁阀
Flow Valve

空燃比管制

流量信号

態。

小型水用流量计流量开关
Small Flow Meter
Flow Switch

氫氣、其他氣體請洽詢

流量控制閥

儲油罐

OF-Z

流量計+控制閥USL-20

P

省電型

FCV

RSV

測量原理

葉輪式

渦流式

渦流式

渦流+超音波式特點■內建微電腦穩定流量控制■可搭集合配管多個安裝

測量範圍

0.5~3、1.5~10、5~30

0.5~5、1.5~10、5~30、PSL：1~5、4~20 L/min

2~20 L/min

測量範圍

0~30 L/min、5~25 L/min

20 L/min at 0.15MPa(差壓)L/min

7~50 L/min

PSW：0.5~5至5~30 L/min

外部輸入

控制輸入(ON/OFF、關閉閥門)、 ---精確值

±2.5% FS

±2.0% FS

±2.0% FS

±2.0% FS輸出信號

類比、脈衝輸出、1~5V、警報、0-10V、4~20mA、PSL：警報、0-10V、4~20mA

0-10V、1-5V、4~20mA、Relay輸出(依選型)

脈衝輸出(依選型)

PSW：開關輸出

脈衝輸出

介質溫度

0~60至0~150℃(依選型)

0～90℃

0~90℃

0~100℃

測量介質

各式液體(依選型)

高溫水、水、工業用水

水、工業用水化學液體、工業用水、水★ 流量系統前集合配管希望利用有限空間，安裝多個(可選3個/5個/更多洽詢)

流量計並整合為一，統一監測

流量
温度℃

設定

KARM

流量流量AN

温度℃

設定

KARM
AN輸出信號

警報、0~10V、4~20mA、0~10V、4~20mA、1~5V

開關輸出NO、NC介質溫度

0~60℃

1~80℃

測量介質

工業用水、水工業用水、水後

集成系统

為籌組一大型機械，規劃節能

流量
温度℃

設定

KARM
AN

節省設備空間 | 可單獨拆卸，易維護 | 透過調節鈕，分別控制流量

5流量範圍設定(0~10V、4~20mA)(流量計 + 集合配管+ 專用配件)

流量系統，達到最大成本效益

簡化管道系統 | 管線功能一目了然 | 有效節省成本/時間

6

机械设备用 For Equipment
差压/压力传送器
压力开关
Differential Pressure/Pressure Transmitter
Pressure Switch

PFA材質

PG-35

PG-30

PG-75

差壓

PA-708

PA-830PA-850PEL / PEL-8K

指示方式

Gauge/Absolute

Gauge

Gauge/Gauge(Compound)

Gauge

Gauge

Gauge/Absolute---測量介質

腐蝕性氣體
-10~10 / -100~100 /-100~1000 kPa

腐蝕性液/氣體
0~100/-100~100 kPa
0~1至-0.1~3.5 MPa

腐蝕性液/氣體
-100~100至-100~600 kPa

腐蝕性液/氣體
0~-98.1至0~981 kPa

腐蝕性液/氣體
-100~0至0~1000 kPa(Gauge)
0~100 kPa(Absolute)

氣體差壓

壓力範圍

腐蝕性液/氣體
-100~100/-100~1000/0~100(abs) kPa

輸出信號

2點開關輸出、1-5V

2點開關輸出、1-5V

2點開關輸出、1-5V、4~20mA

1-5V、4~20mA

1-5V、1mA

開關輸出、1-5V、1mA

類比輸出、RS485(適用PEL-8K)

壓力接口

R1/4、G3/8、G1/4、9/16-18UNF 2-Rc 1/8

R1/4、R1/8

1/2" x 3/8"

G1/8、R1/4、1/4VCR

R 1/4、G 3/8、G 1/4

φ5mm★ 應用案例用於GAS排出處理★ 應用案例

以高耐腐蝕性壓力之

液位计
液位开关
Level Transmitter
Level Sensor

之GAS壓力檢測、Sensor檢測真空設備

LPG GAS壓力檢測、

內部及周邊管線壓力

冷卻水壓力檢測、※ 另有更多其他環境

Purge壓力檢測、使用之壓力傳感器、等...各類壓力檢測。

壓力開關，歡迎洽詢 !

自黏式耐酸鹼

ATM/NC自黏式檢知帶

漏液检知传感器
Liquid Leak Sensor

FLD-48

JTK-620

測量原理沉水式沉水式

電容式

測量範圍

1~250 mH2O

0~100 mbar至0~20bar

測量介質

具腐蝕性化學液體

精確值

WL-10

VVK2+VVN1/VVN2

VVK2+VVA3■可做微量檢測

■裝於地板或管道

適用於非導電性、玻璃材質■可應用於藥液、純水、■Relay (NO/NC/common)輸出與SUS316兼容之介質

導電/非導電液體臭氧瓦斯...等■警報上下限可調，< 80 kΩ (= H)、< 10 kΩ (= L)≤ ±2.0% FS±0.25%---

測量範圍

-10~60℃

VVK2：10 kΩ / 80~300 kΩ(可選)工作溫度-5~80℃

0~50℃-10~60℃

測量介質

水(PP)、腐蝕性液體(PFA)

無腐蝕性之液體

輸出信號

0~20mA、4~20mA、4~20mA

---

檢測方式

紅外線光反射技術

---

防護等級

IP67

VVK2：IP20尺寸φ25mm

檢知帶VVN1：1 m / VVN2：2 m 、檢知帶VVA3：25x200mm★ 應用案例

半導體製造裝置的漏液檢測，空調設備供水/排水系統的使用簡單，容易安裝。採用非接觸的方式測量，不會有汙染問題，可將WL-10安裝於配管接合處，漏液檢知，將VVK2及VVN2

應用於水、柴油、機油、冷卻液、水溶液等溶濟的液位高低偵測。

可檢測裝置是否產生漏液現象。

安裝於地板，可迅速偵測，

0-5V DC、0-10V DC外殼材質

PVDF，傳感器φ28mm

304不鏽鋼，傳感器φ27mm

Polyurethane★ 應用案例

FLD-48帶有背膠且本體具有彈性，可輕易貼合於塑料或是玻璃管壁，特點

PEL:0~100±50至0~1000±500 Pa
PEL-8K：0~1000至0~8000 Pa

並透過警報通知技術人員78厂房用For Factory气体侦测器Gas Detector擴散式擴散式

JDA-50特點泵吸式

JDA-500■可用於具腐蝕性環境連續偵測 ■可透過磁棒進行校正作業

一氧化碳

可客製

二氧化碳

二氧化碳

JTC-X40 大型显示看板

JDA-750

SYS-G

SYS-C

IND-CD■內建洩漏數據記錄(最多4000筆)■提供壁掛式及桌上型安裝■提供壁掛式及桌上型安裝■IP66防護等級(不含Sensor)■可選擇單排、雙排、三排■背光液晶顯示■背光LCD自動顯示即時檢測濃度 ■內建自動溫度補償■可搭配專用多功能軟體■可搭配專用多功能軟體■可搭配監看軟體(選用)■外接Sensor可選測量範圍

依測量氣體而異(如下表)依測量氣體而異(如下表)依測量氣體而異(如下表)

0~100/300/500/1000ppm

0~2000/3000/5000ppm

0~3000ppm

規格依偵測項目而異，可選精確值

±3%FS≤ ±3%FS≤ ±3%FS±10或±15ppm(依測量範圍) ±(75ppm ±5% 測量值)±280ppm

CO2/壓力/溫度/濕度/日照...等

輸出信號

4~20mA、RS485(選用)4~20mA、RS485(選用)4~20mA、RS485(選用)

0-10V或4~20mA、RS485(選用) 0-10V或4~20mA、RS485(選用)

0-10V或4~20mA、RS485

Relay、4~20mA、RS485...等警報

2級濃度警報2級濃度警報2級濃度警報LED 警示燈(紅)LED 警示燈(紅)---LED警示燈、蜂鳴器(選用)★ 應用實績

某學校單位，考量部分教室因位處地下室，空氣較不流通，當人數★ 氣體及範圍AsH3AsCI3B2H6CO2
CO
CI2
CH4
C4F6

0~1.00 ppm
0~1.00 ppm
0~1.00 ppm
0~5000ppm
0~500 ppm
0~10.0 ppm
0~100% LEL
0~500 ppm

0~500 ppm
0~10.0 ppm
0~2000 ppm
0~10.0 ppm
0~10.0 ppm
0~100 ppm
0~100 ppm
0~500 ppm

CH3OHF2H2HBr
HCI
H2S
H2O2
HCOOH

SiH4CI2
S2F10
Si2H2SF4SF6SO2VOCs

0~10.0 ppm
0~10.0 ppm
0~10.0 ppm
0~9.00 ppm
0~8000 ppm
0~20.0 ppm
0~1000 ppm

眾多時容易造成二氧化碳濃度過高，空氣品質不佳，不僅容易產生
學習效果不佳的情況，更會引發身體不適。
於各教室加裝 SYS-C二氧化碳偵測器，搭配全熱交換機使用，若室內二氧化碳濃度過高，即啟動警報開啟全熱交換器，交換新鮮空氣，
以維持舒適的學習環境。

紫外線

无线感測網路JMP Series

JMU Series■防水探頭可潛入水中30m■採用3V扭扣電池供電■適用於各種極端氣候連續使用測量範圍

0~1248至0~1750 W m-20~1750 W m-2

0~175µmol m2 s-1

光譜範圍

360~1120 nm

360~1120 nm

250~400 nm

工作溫度-40~70℃

0~50℃

0~50℃

精確值

±5%

±5%

± 10 %

350mV、0-2.5V、0-5V、4~20mA--最多儲存99筆測量資料

---

記錄

---

最多儲存99筆測量資料★ 應用實績

某建商響應能源再生，於建築架設太陽能板並安裝可耐水和雜質沾染
的 JSP 系列日照計，更精確接受個角度的光線，全天候監測太陽輻射，
有效產生能量提供住宅、商業...等使用，不受氣候影響。

布建方式更有弹性，扩充性佳，可达256个
节点，布建的节点越多，传输范围越大以无线网路建构环境监控系统

兼容性高BluetoothR

接受4-20mA、0-10V、0-5V、RTD输入信号，
可侦测环境温度、湿度、照度、一氧化碳CO、二氧化碳CO2 、大气压力...等LOW ENERGY(4.0) / SMART

Jetec

The9APP可遙控終端設備

擴充性佳，施工成本低■圓弧探頭可接受各角度的光線 ■具內建記錄功能並可將資料儲存至電腦 (需選用通訊電纜)

輸出信號

採用BLE 低功耗藍芽4.0晶片

Wireless Sensor Network

JSP Series
特點0~100 ppm
0~100 ppm
0~20.0 ppm
0~10000 ppm
0~1.00 ppm
0~10.0 ppm
0~20.0 ppm※氣體種類繁多，未能詳述，歡迎來電洽詢!

日照

日照

日照计
紫外线侦测器Pyranometer
UV Detector

NH3
NO
No2O2O3
SiCI4
SiH4

接 待辦 公機 房

展 示

停 車h24.2
室

24.5

25.1
廳30.1
場

Mes大 廳

26.5°C°C°C°C

56°C

58556061

採用CSR Mesh技術%

由终端设备节点建立传输路径，可保持各节点间的连线完整，并将讯息传送置监控
端APP(Smart phone,Tablet)，用户可透过
APP控制终端设备，实现各种自动化方案%%%%+

节能与安全精致农业环境监控家庭自动化空气品质生态监测

工业控制商业应用

APP 功能即 时 显 示 、遥控终端设备、
设 定 测 定 间 隔 / 警报域值 、编辑设备名称10