Instrukcja obsługi

Kolorowy monitor LCDWażne
Aby móc bezpiecznie i skutecznie używać monitora, należy
zapoznać się z Instrukcją obsługi (tym dokumentem) orazPodręcznikiem instalacji.
• Informacje na temat ustawień i regulacji znajdują się w Podręczniku
instalacji.
• Najnowsza wersja Instrukcji obsługi jest dostępna w naszej witrynieinternetowej:
http://www.eizoglobal.com

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W tym podręczniku i urządzeniu są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa.
Oznaczają one ważne informacje. Należy się z nimi dokładnie zapoznać.

OSTRZEŻENIEUWAGA

Niestosowanie się do informacji
oznaczonych słowem OSTRZEŻENIE
może spowodować poważne obrażenia izagrożenie życia.

Niestosowanie się do informacji oznaczonych
słowem UWAGA może spowodować obrażenia
i/lub uszkodzenie mienia lub produktu.

Oznacza konieczność zwrócenia uwagi na dany element. Na przykład symbol
rodzaj zagrożenia, na przykład „porażenie prądem elektrycznym”.
Oznacza działanie zabronione. Na przykład symbolna przykład „Nie demontować”.

oznaczaoznacza rodzaj zabronionego działania,

Oznacza czynność obowiązkową, którą należy wykonać. Na przykład symbol
ogólnego nakazu, na przykład „Uziemienie urządzenia”.

oznacza rodzaj

Produkt został przygotowany do eksploatacji w regionie, do którego został dostarczony. Używanieurządzenia poz tym regionem może spowodować jego nieprawidłową pracę.
Żadna część tego podręcznika nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach pobierania ani
przesyłana w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych i
innych bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy EIZO Corporation.
Firma EIZO Corporation nie jest zobligowana do zachowania poufności jakichkolwiek przesłanych
materiałów ani informacji, o ile nie istnieją wcześniejsze ustalenia dotyczące faktu odebrania wymienionych
informacji przez firmę EIZO Corporation. Mimo dołożenia wszelkich starań mających na celu zapewnienie
aktualności informacji zawartych w tym podręczniku należy pamiętać, że dane techniczne monitora firmy
EIZO mogą zostać zmienione bez informowania o tym fakcie.

2﻿ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WAŻNE• Produkt został przygotowany do eksploatacji w regionie, do którego został dostarczony. Używanieurządzenia poza tym regionem może spowodować jego pracę niezgodnie ze specyfikacją techniczną.
• Aby zapewnić bezpieczną i prawidłową eksploatację, należy dokładnie zapoznać się z tą sekcją orazz ostrzeżeniami na monitorze.

Położenie tekstu ostrzeżeniaWARNINGAVERTISSEMENTWARNUNGŚRODKI OSTROŻNOŚCI

3

Symbole na urządzeniu
SymbolObjaśnienie symbolu
Główny włącznik
zasilania:Naciśnięcie powoduje wyłączenie głównego zasilania
monitora.

Główny włącznik
zasilania:Naciśnięcie powoduje włączenie głównego zasilania
monitora.

Przycisk zasilania:Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie zasilania
monitora.

Prąd przemienny
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
UWAGA:

Patrz ”SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA”(strona 2).

Oznaczenie WEEE:

Produkt należy usuwać oddzielnie, materiały mogą być
poddawane recyklingowi.

Oznaczenie CE:

Oznaczenie zgodności UE zgodnie z zapisami dyrektywy
Rady i/lub rozporządzenia (UE).

Producent
Data produkcji
Uwaga: Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zabrania sprzedaży tegourządzenia przez lekarza lub na jego polecenie.
Urządzenie medyczne w UE
Importer w UE
Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej

4ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
Jeśli urządzenie zaczyna wydzielać dym, zapach spalenizny lub emitować dziwne dźwięki, należy
natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.
Próba korzystania z niesprawnego urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym
lub uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno rozmontowywać ani modyfikować urządzenia.
Próba otwarcia urządzenia lub jego modyfikacji może spowodować pożar, porażenie
prądem elektrycznym lub poparzenia.
Wszystkie czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych
pracowników.
Próba samodzielnego naprawienia urządzenia (na przykład przez otwarcie lub zdjęcie elementów obudowy)może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.
Niewielkie przedmioty i płyny należy trzymać z daleka od urządzenia.
Przypadkowe wpadnięcie niewielkich przedmiotów do wnętrza obudowy przez otwory
wentylacyjne lub rozlanie płynu do wnętrza obudowy może spowodować pożar,porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia. Jeśli przedmiot lub
płyn wpadnie/rozleje się do wnętrza obudowy, należy natychmiast odłączyć zasilanieurządzenia. Przed ponownym użyciem urządzenie powinno zostać sprawdzone przez
wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Ustawić urządzenie na solidnej i stabilnej powierzchni.
Jeśli urządzenie zostanie ustawione na nieodpowiedniej powierzchni, może się przewrócić i uszkodzić
lub doprowadzić do obrażeń ciała. Jeśli urządzenie przewróci się, natychmiast odłączyć je od zasilania iskontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.
Nie wolno dalej używać uszkodzonego urządzenia. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
Korzystać z urządzenia w odpowiednim miejscu.
Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
• Nie umieszczać urządzenia w systemach transportowych(np. na statkach, w samolotach, pociągach, samochodach itp.).
• Nie umieszczać urządzenia w miejscu zakurzonym lub wilgotnym.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których woda może dosięgnąć ekranu(np. w łazience lub w kuchni).
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których na ekran oddziaływałaby bezpośrednio
para wodna.
• Nie umieszczać urządzenia w pobliżu nawilżaczy lub urządzeń wytwarzających ciepło.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których na ekran oddziaływałyby bezpośrednio
promienie słoneczne.
• Nie umieszczać urządzenia w pobliżu łatwopalnego gazu.
• Nie umieszczać w środowiskach z gazami powodującymi korozję (jak dwutlenek siarki,
siarkowodór, dwutlenek azotu, chlor, amoniak i ozon).
• Nie umieszczać w środowiskach zawierających pyły, czynniki przyspieszające korozję w
atmosferze (jak chlorek sodu i siarka), metale przewodzące itp.

Dzieci, które bawią się torebkami plastikowymi, mogą się udusić. Torebki należy trzymać
z dala od dzieci.
Używać dostarczonego kabla zasilania i standardowego gniazda zasilania w danym kraju.
Przestrzegać nominalnego napięcia dla kabla zasilania. Niezastosowanie się do tego wymagania możespowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 HzŚRODKI OSTROŻNOŚCI

5

OSTRZEŻENIE
Aby odłączyć kabel zasilania, mocno chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
Szarpanie za kabel może go uszkodzić i spowodować pożar lubporażenie prądem elektrycznym.
Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.
Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.
Należy pamiętać o użyciu poprawnego napięcia.
• Urządzenie jest przeznaczone do pracy wyłącznie pod określonym napięciem. Próba podłączenia urządzenia
do napięcia innego niż podane w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub uszkodzenie.
Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz• Nie wolno przeciążać obwodów elektrycznych. Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować pożar
lub porażenie prądem elektrycznym.

Kabel zasilania należy traktować delikatnie.
• Nie wolno umieszczać kabla pod urządzeniem ani innymi ciężkimi obiektami.
• Kabla nie wolno ciągnąć ani zawiązywać.

Uszkodzonego kabla zasilania nie wolno dalej używać. Niezastosowanie się do tegozalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Operator nie powinien jednocześnie dotykać pacjenta i produktu.
Specyfikacja projektowa tego produktu nie przewiduje dotykania go przez pacjentów.
Podczas burzy nie wolno dotykać kabla ani wtyczki.
Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Informacje o montażu podstawy z ramieniem można znaleźć w podręczniku użytkownika podstawy.
Należy zadbać o jej bezpieczne zamocowanie.
Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować odłączenie się urządzenia oraz obrażenia
lub uszkodzenie urządzenia. Przed instalacją należy upewnić się, czy biurko, ściany lub inne elementy, do
których ma zostać zamocowana podstawa z ramieniem, są wystarczająco wytrzymałe. Jeśli urządzenie
przewróci się, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO. Nie wolno dalej używać
uszkodzonego urządzenia. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Mocując
ponownie ruchomą podstawę po jej demontażu, użyć tych samych wkrętów i zadbać o ich dokładne
dokręcenie.
Nie wolno dotykać uszkodzonego panelu LCD bezpośrednio niechronionymi­rękami.
Jeśli do oczu lub jamy ustnej dostanie się ciekły kryształ z uszkodzonego panelu, możeto spowodować zatrucie. Jeśli dojdzie do kontaktu panelu ze skórą lub inną częścią
ciała, należy ją dokładnie umyć. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów
należy skonsultować się z lekarzem.

6ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA
Przenosząc urządzenie, należy zachować należytą ostrożność.
Przed rozpoczęciem przenoszenia urządzenia odłączyć od niego kabel zasilania i inne przewody.
Przenoszenie urządzenia razem z kablami jest niebezpieczne.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do obrażeń.
Urządzenie należy przenosić lub ustawiać zgodnie z podanym opisem.
• Niosąc urządzenie, chwycić je i trzymać tak, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.
• Monitory o przekątnej większej niż 30 cali są ciężkie. Podczas rozpakowywania i/lub przenoszenia monitora należy
korzystać z pomocy co najmniej jednej osoby.

Upuszczenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.

Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych obudowy.
• Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na otworach wentylacyjnych.
• Nie wolno instalować urządzenia w zamkniętym miejscu.
• Nie wolno używać urządzenia w pozycji leżącej lub do góry nogami.

Zablokowanie otworów wentylacyjnych uniemożliwia prawidłowy przepływ powietrza imoże spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Należy używać łatwo dostępnego gniazda zasilania.
Zapewni to możliwość szybkiego odłączenia zasilania w przypadku wystąpienia problemu.
Obszar wokół wtyczki zasilania i otworu wentylacyjnego monitora należy okresowo czyścić.
Dostanie się do wtyczki kurzu, wody lub oleju może być przyczyną pożaru.
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je odłączyć.
Czyszczenie urządzenia podłączonego do gniazda zasilania może być przyczyną porażenia prądem
elektrycznym.
Jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, wyłączyć urządzenie głównym
wyłącznikiem, a następnie wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazda. Poprawi to poziom
bezpieczeństwa i pozwoli zaoszczędzić prąd.
W przypadku użytkowników na terytorium EOG i Szwajcarii:
Każdy poważny incydent, który wystąpi w związku z urządzeniem, powinien zostać zgłoszony
producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mieszka użytkownik lub
pacjent.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

7

Informacja o tym monitorze
Docelowe przeznaczenie
Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania i przeglądania obrazów cyfrowych, m.in. uzyskanych
podczas badań mammografii cyfrowej w formacie standardowym i wieloramkowym, do kontroli, analizy
i diagnostyki przeprowadzanej przez przeszkolony personel medyczny. Został zaprojektowany specjalnie
pod kątem mammografii trójwymiarowej (tomosynteza).
Uwaga• Eksploatowanie produktu w obszarach innych niż przedstawione w tej instrukcji może nie być objęte gwarancją.
• Dane techniczne podane w tej instrukcji są prawdziwe wyłącznie przy jednoczesnej eksploatacji:- kabli zasilania dołączonych do produktu,- określonych kabli sygnału.
• Należy używać wyłącznie elementów opcjonalnych wyprodukowanych lub określonych przez firmę EIZO.

Środki ostrożności dotyczące obsługi• W przypadku użytku niezgodnego z przeznaczeniem po długotrwałej eksploatacji może dojść dospadku jakości elementów monitora (np. panelu LCD). Należy okresowo sprawdzać, czy elementy te są
prawidłowe.
• Długie wyświetlanie jednego obrazu może spowodować pozostawienie na ekranie jego poświaty. Aby
uniknąć takich sytuacji, należy włączyć wygaszacz ekranu lub tryb oszczędzania energii.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazu na monitorze może spowodować pojawienie się ciemnych smug lub
wypalenia. Aby zmaksymalizować żywotność monitora, zalecane jest jego okresowe wyłączanie.
• Zależnie od wyświetlanego obrazu poświata może się pojawiać nawet krótkim wyświetlaniu jednegoobrazu. Taki problem można rozwiązać, zmieniając zawartość ekranu lub wyłączając urządzenie nakilka godzin.
• Podświetlenie panelu LCD ma określony czas eksploatacji. Gdy ekran stanie się ciemniejszy lub zacznie
migać, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.
• Ekran może mieć pewną liczbę punktów świetlnych lub uszkodzonych pikseli. Wynika to z charakterystyki
panelu i nie oznacza usterki.
• Nie wolno mocno naciskać panelu lub krawędzi obudowy. Może to spowodować uszkodzenie ekranu, na
przykład pojawienie się zakłóceń. Trwały nacisk na panel może spowodować obniżenie jego jakości lub
uszkodzenie. Jeśli na panelu pozostaną ślady nacisku, należy wyświetlić na monitorze czarny lub biały
obraz. Powinno to umożliwić usunięcie problemu.
• Nie wolno rysować ani naciskać panelu żadnymi ostrymi przedmiotami. Może to spowodować jegouszkodzenie. Nie wolno czyścić panelu chusteczkami. Może to spowodować jego porysowanie.
• Zależnie od warunków otoczenia wartość zmierzona za pomocą wbudowanego czujnika natężenia
oświetlenia może różnić się od wartości widocznej na samodzielnym mierniku natężenia oświetlenia.
• Gdy do pomieszczenia zostanie przyniesiony chłodny monitor lub temperatura pomieszczenia szybko
wzrośnie, we wnętrzu monitora i na jego powierzchni może dojść do kondensacji pary wodnej. W
takiej sytuacji nie wolno włączać monitora. Zamiast tego należy poczekać na zniknięcie pary wodnej.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie monitora.

8

Informacja o tym monitorze

Długotrwałe użytkowanie monitora● Konserwacja• Jakość obrazu monitorów zależy od jakości sygnałów wejściowych oraz poziomu zużycia
produktu. Należy przeprowadzać codzienne kontrole wzrokowe oraz okresowe testy wydajności,które pozwolą zachować zgodność z wytycznymi / standardami medycznymi obowiązującymi
w konkretnym zastosowaniu. Gdy to konieczne, należy również przeprowadzać kalibracje. Kontrolejakości wysokiego poziomu, pozwalające zachować zgodność z wytycznymi / standardami
medycznymi, można przeprowadzać za pomocą oprogramowania do kontroli jakości monitora
RadiCS.
• Stabilizacja jakości pracy elementów elektrycznych wymaga ok. 15 minut. Aby wykonać regulację
monitora, należy poczekać co najmniej 15 minut po jego włączeniu lub wznowieniu z trybu
oszczędzania energii.
• Zalecamy ustawienie zalecanego lub niższego poziomu jaskrawości monitora, tak aby ograniczyć
zmiany w luminancji spowodowane długą eksploatacją oraz aby zachować stabilną jakość obrazu.
• Aby skorygować wyniki pomiaru zintegrowanego czujnika kalibracji (zintegrowanego czujnika
przedniego) i dopasować je do wyników sprzedawanego oddzielnie zewnętrznego czujnika firmy
EIZO (czujnik UX1 lub UX2), należy ustalić korelację między wskazaniami zintegrowanego czujnika
przedniego i czujnika zewnętrznego za pomocą oprogramowania RadiCS / RadiCS LE. Regularne
sprawdzanie tej korelacji pozwala zachować skuteczność pomiaru zintegrowanego czujnika
przedniego na poziomie porównywalnym ze skutecznością czujnika zewnętrznego.

● Czyszczenie

Aby monitor wyglądał jak nowy i mógł być dłużej eksploatowany, zalecamy jego regularne czyszczenie.
Brud z obudowy lub panelu należy zetrzeć mokrą szmatką delikatnie zwilżoną wodą lub jednym zponiższych środków chemicznych.

Środki chemiczne, które mogą być używane do czyszczenia
Nazwa

EtanolAlkohol izopropylowy
Chlorheksydyna
Chlorek benzalkoniowy
Alkilodiaminoetyloglicyna
GlutaralNazwa produktu

EtanolAlkohol izopropylowy
Hibitane
WelpasTego 51
Sterihyde

Uwaga• Nie należy często używać środków chemicznych. Środki chemiczne, takie jak alkohol lub roztwory
antyseptyczne, mogą spowodować zmatowienie, spłowienie lub odbarwienie obudowy lub panelu orazobniżenie jakości obrazu.
• Nie wolno używać rozpuszczalników, benzenu, wosku ani środków ścierających. Mogą one spowodować
uszkodzenie obudowy lub panelu.
• Należy uważać, aby środki chemiczne nie miały bezpośredniej styczności z monitorem.
Informacja• Do czyszczenia obudowy i powierzchni panelu należy używać opcjonalnego zestawu do czyszczenia ekranów
ScreenCleaner.

Aby wygodnie używać monitora• Długotrwałe patrzenie na monitor jest męczące dla oczu. Z tego powodu co godzinę należy zrobić
10-minutową przerwę.
• Na ekran należy patrzeć z odpowiedniej odległości i pod odpowiednim kątem.

Informacja o tym monitorze

9

ZAWARTOŚĆ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI........................................ 3WAŻNE....................................................................... 3

Informacja o tym monitorze.................................. 8Docelowe przeznaczenie.......................................... 8Środki ostrożności dotyczące obsługi................... 8
Długotrwałe użytkowanie monitora........................ 9● Konserwacja..................................................... 9● Czyszczenie..................................................... 9

Aby wygodnie używać monitora............................. 9ZAWARTOŚĆ........................................................ 10
Rozdział 1 Wprowadzenie.................................. 11
1-1.
1-2.

●

1-3.

Cechy..............................................................11
Zawartość opakowania................................12
EIZO LCD Utility Disk......................................13
Elementy sterujące i funkcje.......................14

Rozdział 2 Instalacja/Podłączanie.................... 15
2-1.

Przed zainstalowaniem produktu...............15

2-2.

Kable połączeniowe......................................162-3.

Wyłączanie zasilania....................................18

2-4.

Regulacja wysokości i nachylenia ekranu....18● Wymagane warunki montażu..........................15

Rozdział 3 Problem braku obrazu..................... 19
Rozdział 4 Dane techniczne.............................. 20
4-1.

Lista danych technicznych......................... 20

4-2.

Zgodne rozdzielczości.................................21

4-3.

Akcesoria opcjonalne...................................21

Dodatek................................................................. 22
Standard medyczny................................................ 22
Informacja o zgodności elektromagnetycznej.... 23

10

ZAWARTOŚĆ

Rozdział 1 WprowadzenieDziękujemy za wybranie monitora kolorowego LCD firmy EIZO.

1-1. Cechy● Hybrydowy wyświetlacz kolorowo-monochromatyczny
Ten monitor kolorowy może wyświetlać obrazy o wysokim poziomie jaskrawości — do 1100 cd / m2
— czyli o poziomie zbliżonym do jaskrawości monitora monochromatycznego. Oznacza to, że ten
produkt umożliwia wyświetlanie cyfrowych obrazów kolorowych, również takich, które są używane
w branży medycznej. Mogą to być obrazy rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej,
ultrasonograficzne i patologiczne, jak również monochromatyczne obrazy tomosyntezy i mammografii
wymagające monitora o bardzo wysokiej jakości wyświetlania.
Ponadto, przy włączonej funkcji Hybrid Gamma PXL (Rozpoznawanie barwy pikseli), ten produkt
automatycznie, na poziomie pikseli, odróżnia kolorowe i monochromatyczne fragmenty tego samegoobrazu, a następnie wyświetla je odpowiednio w optymalnej gradacji kolorystycznej.

● Kontrola jakości
Ten monitor jest wyposażony we wbudowany czujnik kalibracji (zintegrowany czujnik przedni). Ten
czujnik umożliwia niezależne wykonywanie kalibracji (funkcja „SelfCalibration”) oraz kontroli skaliszarości monitora.

Za pomocą oprogramowania RadiCS LE dołączonego do monitora można zarządzać historią
monitora, wartościami docelowymi kalibracji automatycznej (SelfCalibration) oraz harmonogramem
kalibracji.
Kontrole jakości, pozwalające zachować zgodność z wytycznymi / standardami medycznymi, można
przeprowadzać za pomocą oprogramowania do sterowania jakością monitora RadiCS.

Rozdział 1 Wprowadzenie

11

● Proste okablowanie
Oprócz złącza wejściowego DisplayPort jest również dostępne złącze wyjściowe.
Za pomocą złącza wyjściowego () można wysyłać sygnał na inny monitor.

● Obsługa monitora za pomocą myszy i klawiatury
W oprogramowaniu do sterowania jakością monitora RadiCS / RadiCS LE można za pomocą myszy
i klawiatury wykonywać następujące czynności na monitorze:• Przełączanie trybów CAL Switch• Przełączanie sygnałów wejściowych• Funkcja, która przypisuje tryb CAL Switch do fragmentu ekranu, a następnie wyświetla obraz(Point-and-Focus)• Włączanie trybu oszczędzania energii (Backlight Saver)

1-2. Zawartość opakowaniaNależy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie poniższe elementy. Jeśli brakuje
jakichkolwiek elementów lub są one uszkodzone, należy się skontaktować z dostawcą lub lokalnym
przedstawicielem firmy EIZO wymienionym na dołączonym arkuszu.
Informacja• Zalecamy przechowanie opakowania i materiałów pakunkowych, tak aby można było ich użyć w przypadku
przenoszenia lub transportu zakupionego produktu.
• Monitor• Kabel zasilania• Kabel sygnału cyfrowego: PP300 x 1
DisplayPort — DisplayPort• Kabel sygnału cyfrowego: DD300DL x 1
DVI – DVI (Dual Link)

12

Rozdział 1 Wprowadzenie• Kabel USB: UU300 x 1• Dysk CD-ROM EIZO LCD Utility Disk
• Instructions for Use (Instrukcja obsługi)● EIZO LCD Utility Disk

Dysk CD-ROM zawiera wymienione niżej elementy. Informacje na temat uruchamiania
oprogramowania i obsługi plików można znaleźć na dysku w pliku „Readme.txt”.
• Plik Readme.txt• Oprogramowanie do sterowania jakością monitora RadiCS / RadiCS LE (dla systemu Windows)• Podręcznik użytkownikaPodręcznik instalacji monitoraPodręcznik użytkownika oprogramowania RadiCS LE• Wymiary zewnętrzne

RadiCS LE
Oprogramowanie RadiCS LE umożliwia wykonywanie wymienionych niżej operacji sterowaniajakością i obsługi monitora. Więcej informacji o procedurze ustawiania i obsługi oprogramowaniamożna znaleźć w Podręczniku użytkownika oprogramowania RadiCS LE.

Kontrola jakości
• Wykonywanie kalibracji• Wyświetlanie wyników testu w formie listy i tworzenie raportu z testu• Ustawianie wartości docelowych kalibracji automatycznej (SelfCalibration) i harmonogramu
uruchamiania

Operacje monitora• Przełączanie trybów CAL Switch• Przełączanie sygnałów wejściowych• Funkcja, która przypisuje tryb CAL Switch do fragmentu ekranu, a następnie wyświetla obraz(Point-and-Focus)• Włączanie trybu oszczędzania energii (Backlight Saver)
Uwaga• Dane techniczne oprogramowania RadiCS LE mogą się zmienić bez powiadomienia. Najnowszą wersję
oprogramowania RadiCS LE można pobrać z naszej witryny internetowej: http://www.eizoglobal.com

Używanie oprogramowania RadiCS LE
Informacje o instalowaniu i używaniu oprogramowania RadiCS LE można znaleźć w Podręcznikuużytkownika oprogramowania RadiCS LE (na dysku CD-ROM).
Jeśli używane jest oprogramowanie RadiCS LE, należy podłączyć monitor do komputera za pomocą
dostarczonego kabla USB. Aby uzyskać więcej informacji o podłączaniu monitora, patrz „2-2. Kablepołączeniowe” (strona 16).
Informacja• W środowisku, w którym podłączenie kabla USB jest utrudnione, korzystanie z komunikacji DDC umożliwiaużywanie programu RadiCS LE bez konieczności stosowania kabla USB. Szczegółowe informacjeo konfigurowaniu komunikacji DDC można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM). W celu
uzyskania optymalnej szybkości komunikacji i stabilności działania zaleca się połączenie kablem USB.

Rozdział 1 Wprowadzenie

131-3. Elementy sterujące i funkcje
1

2
Ok. 30°12
13
14
Menu ustawień *1

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Zintegrowany czujnik
przedni (ruchomy)

Ten czujnik umożliwia wykonywanie kalibracji oraz kontroli skali szarości monitora.

2. Czujnik światła
otoczenia

Ten czujnik mierzy poziom oświetlenia otoczenia. Pomiar natężenia oświetlenia otoczenia jest
wykonywany za pomocą oprogramowania do sterowania jakością RadiCS / RadiCS LE.

3. Presence Sensor(Czujnik obecności)Ten czujnik wykrywa ruch osoby przed monitorem.

4. PrzełącznikiWyświetlają podręcznik obsługi. Umożliwiają obsługę menu zgodnie z instrukcjami
z podręcznika obsługi.

5.

przełącznikUmożliwia włączenie i wyłączenie zasilania.
Wskaźnik przełącznika świeci, gdy jest włączone zasilanie. Kolor wskaźnika zależy
od trybu roboczego monitora.
Zielony: normalny tryb pracy; Pomarańczowy: tryb oszczędzania energii;
Wyłączony: Wyłączone zasilanie główne / zasilanie

6. Port pobierania USB

Do podłączenia urządzenia USB. Aby skonfigurować połączenie łańcuchowe, należy
podłączyć kabel do portu przekazywania USB innego monitora.

7. Port przekazywaniaUSB

Ten port należy podłączyć do komputera, gdy jest używane oprogramowanie
wymagające połączenia USB, albo gdy urządzenie USB (urządzenie peryferyjne
obsługujące standard USB) jest podłączone do portu pobierania USB.

8. Złącze DVI-D

Podłącz do komputera.

9. Złącze wejściowe
DisplayPortPodłącz do komputera. Aby skonfigurować połączenie łańcuchowe z innego
monitora, podłącz kabel do złącza wyjściowego DisplayPort tego monitora.

10. Złącze wyjściowe
DisplayPort

Aby skonfigurować połączenie łańcuchowe, podłącz kabel do złącza wejściowego
DisplayPort drugiego monitora.

11. Złącze zasilaniaSłuży do podłączenia kabla zasilania.

12. PodstawaMożna regulować wysokość i kąt.

13. Główny włącznik
zasilaniaUmożliwia włączenie i wyłączenie głównego zasilania.
: Włączone, : Wyłączone,

14. Gniazdo blokady
zabezpieczającej

Pasujące do systemu zabezpieczeń Kensington MicroSaver.

15. Uchwyt kabla

Utrzymuje kable monitora.

*1 Szczegółowe informacje o obsłudze można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).

14

Rozdział 1 Wprowadzenie

Rozdział 2 Instalacja/Podłączanie
2-1. Przed zainstalowaniem produktuNależy uważnie zapoznać się z częścią „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” (strona 3) i zawsze postępować
zgodnie z instrukcjami.
W razie umieszczenia tego produktu na biurku z lakierowanym blatem powierzchnia blatu pod podstawą
może ulec odbarwieniu ze względu na skład gumy. Sprawdź powierzchnię biurka przed użyciem.

● Wymagane warunki montażu

Ustawiając monitor na stojaku, należy upewnić się, czy po jego bokach, z tyłu i na górze znajduje sięwystarczająca ilość miejsca.

Uwaga• Monitor należy ustawić tak, aby ekranu nie zakłócało żadne światło.

Rozdział 2 Instalacja/Podłączanie152-2. Kable połączeniowe
Uwaga• Upewnij się, że monitor i komputer są wyłączone.
• W przypadku wymiany istniejącego monitora na ten monitor należy zapoznać się z rozdziałem „4-2. Zgodne
rozdzielczości” (strona 21), aby przed podłączeniem komputera zmienić ustawienia rozdzielczości
i częstotliwości odchylania pionowego komputera na takie, które odpowiadają temu monitorowi.

1. Obróć ekran monitora o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
W momencie dostawy monitor jest ustawiony w orientacji poziomej.
Uwaga• Przed obróceniem ekranu monitora należy go podnieść do najwyższej pozycji.

2. Podłącz kable sygnałowe.

Sprawdź kształt złączy i podłącz kable. Po podłączeniu kabla DVI dokręć elementy mocujące, aby
zabezpieczyć połączenie.
Uwaga• Monitor jest wyposażony w dwa typy złączy DisplayPort: wejściowe i wyjściowe. Aby podłączyć monitor do
komputera, należy podłączyć kabel do złącza wejściowego.
• Aby podłączyć monitor do wielu komputerów, należy przełączyć sygnał wejściowy. Szczegółowe informacjena ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).

Kabel sygnału:
DD300DL
Kabel sygnału: PP300

16

Rozdział 2 Instalacja/PodłączanielubZestawianie połączenia łańcuchowego
Sygnał należy podać na złącze wejściowe drugiego monitora. W innym przypadku należy podać
sygnał ze złącza wyjściowego drugiego monitora.
Uwaga• Informacje o monitorach i matrycach graficznych, których można używać w połączeniu łańcuchowym: http://
www.eizoglobal.com• Aby skonfigurować połączenie łańcuchowe, należy w menu Administrator Settings (Ustawienia
administratora) wybrać pozycję „Signal Format (Format sygnału)” - „DisplayPort (DisplayPort)” i ustawić opcję
„Version (Wersja)” na „1.2”. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji (nadysku CD-ROM).
• Przed podłączeniem kabla sygnałowego zdejmij nasadkę .

Kabel sygnału: PP300

Kabel sygnału: PP300

3. Podłącz kabel zasilania do gniazda zasilania i złącza zasilania monitora.
Wtyczkę kabla zasilania należy całkowicie włożyć w gniazdo monitora.

4. Gdy używasz oprogramowania RadiCS / RadiCS LE lub podłączasz domonitora urządzenie USB (urządzenie peryferyjne obsługujące standard USB),podłącz kabel USB do portu przekazywania USB monitora i do komputera.
Podłączenie do monitoraPodłączenie do komputera

Rozdział 2 Instalacja/Podłączanie172-3. Wyłączanie zasilania
1. Dotknij przycisku, aby włączyć monitor.

Wskaźnik zasilania na monitorze zaświeci się na zielono.
Jeśli wskaźnik nie zaświeca się, patrz „Rozdział 3 Problem braku obrazu” (strona 19).
Informacja• Gdy zasilanie monitora nie jest włączone, dotknięcie jakiegokolwiek przycisku poza
miganiem wskaźnika przycisku .

będzie skutkować

2. Włącz komputer.

Na ekranie zostanie wyświetlony obraz.
Jeśli obraz nie jest wyświetlany, w celu uzyskania dalszych informacji patrz: „Rozdział 3 Problem
braku obrazu” (strona 19).
Uwaga

• Aby zapewnić maksymalną oszczędność energii, wyłącz zasilanie przyciskiem. Gdy monitor nie jest używany,
można wyłączyć główne źródło zasilania lub odłączyć wtyczkę kabla zasilającego, aby całkowicie wyłączyć
urządzenie.
Informacja• Aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji monitora poprzez zapobieganie degradacji jaskrawości
i zmniejszenie poboru mocy, należy stosować się do poniższych wytycznych:- Korzystać z funkcji oszczędzania energii komputera i monitora.
- Wyłączać monitor, gdy nie jest używany.

2-4. Regulacja wysokości i nachylenia ekranu
W celu uzyskania jak najlepszych warunków pracy należy dostosować wysokość, nachylenie oraz kąt
obrotu ekranu, trzymając ekran po bokach obiema rękoma.

Uwaga• Po zakończeniu regulacji należy się upewnić, że kable zostały prawidłowo podłączone.

18

Rozdział 2 Instalacja/Podłączanie

Rozdział 3 Problem braku obrazu
ProblemMożliwa przyczyna i środki zaradcze

1. Brak obrazu• Wskaźnik przełącznika zasilania niezaświeca się.

• Sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony.
• Włącz główny włącznik zasilania.
• Naciśnij .
• Wyłącz zasilanie główne, a następnie włącz je ponownie.

• Wskaźnik przełącznika zaświeca się:Zielony• Zwiększ wartości opcji „Brightness (Jaskrawość)”, „Contrast(Kontrast)” lub „Gain (Wzmocnienie)” w menu ustawień.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć wPodręczniku instalacji (na dysku CD-ROM).
• Wyłącz zasilanie główne, a następnie włącz je ponownie.

• Wskaźnik przełącznika zaświeca się:Pomarańczowy• Przełącz sygnał wejściowy. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku
CD-ROM).
• Przesuń mysz lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.
• Sprawdź, czy komputer jest włączony.
• Jeśli w ustawieniu czujnika obecności wybrano opcję „On(Wł.)”, monitor mógł przełączyć się do trybu oszczędzania
energii. Spróbuj przysunąć się bliżej monitora.
• Sprawdź, czy kabel sygnału jest prawidłowo podłączony.
W przypadku odbierania sygnału na złączu DisplayPortpodłącz do złącza .
jest używane do wysyłania sygnału
w przypadku zestawienia połączenia łańcuchowego.
• Wyłącz zasilanie główne, a następnie włącz je ponownie.

• Wskaźnik przełącznika zasilania miga:
Pomarańczowy, zielony• Podłącz za pomocą kabla sygnału wskazanego przez EIZO.
Wyłącz zasilanie główne, a następnie włącz je ponownie.

2. Wyświetlany jest poniższy komunikat.

Ten komunikat jest wyświetlany przy nieprawidłowym sygnalewejściowym (nawet jeśli sam monitor działa prawidłowo).

• Ten komunikat jest wyświetlany w
przypadku braku sygnału wejściowego.
Przykład:• Komunikat pokazany po lewej stronie może zostaćwyświetlony, jeśli którykolwiek z komputerów nie będzie
przesyłać sygnału zaraz po włączeniu zasilania.
• Sprawdź, czy komputer jest włączony.
• Sprawdź, czy kabel sygnału jest prawidłowo podłączony.
• Przełącz sygnał wejściowy. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w Podręczniku instalacji (na dysku
CD-ROM).
• W przypadku odbierania sygnału na złączu DisplayPort
spróbuj zmienić wersję złącza DisplayPort. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku
instalacji (na dysku CD-ROM).
• Wyłącz zasilanie główne, a następnie włącz je ponownie.

• Ten komunikat wskazuje, że sygnałwejściowy nie należy do określonego
zakresu częstotliwości.
Przykład:• Sprawdź, czy ustawienia komputera odpowiadają
wymaganiom rozdzielczości i częstotliwości odchylania
pionowego monitora (patrz „4-2. Zgodne rozdzielczości”(strona 21)).
• Uruchom ponownie komputer.
• Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą
oprogramowania narzędziowego karty graficznej. Więcej
informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika karty
graficznej.

Rozdział 3 Problem braku obrazu

19

Rozdział 4 Dane techniczne
4-1. Lista danych technicznych
TypPanel LCD

RX560:
Matryca antyodblaskowa
RX560-AR: Matryca antyrefleksyjna
TypKolorowy (IPS)Podświetlenie

LED

Rozmiar54,1 cm (21,3 cala)Rozdzielczość (poz. × pion.)

2048 × 2560

Rozmiar ekranu (poz. × pion.)

337,9 mm × 422,4 mm

Wielkość piksela

0,165 mmWyświetlane kolory

10-bitowe (DisplayPort): 1073,74 mln kolorów (maks.)
8-bitowe (DVI): 16,77 mln kolorów

178˚ / 178˚Kąty wyświetlania(poz./pion., w normalnych
warunkach)

Sygnały wideo

Zalecana jaskrawość

500 cd/m2

Czas reakcji (typowy)

25 ms (czarny -> biały -> czarny)Złącza wejściowe

DisplayPort × 1, DVI-D (Dual Link) × 1

Złącze wyjściowe

DisplayPort × 1

Częstotliwość odchylania
poziomego

31–135 kHzCzęstotliwość odchylania
pionowego

DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz(720×400: 69 Hz - 71 Hz, 2560×2048 : 23 Hz - 51
Hz)
59 Hz - 61 Hz
DVI:(720×400: 69 Hz - 71 Hz, 2560×2048 : 24 Hz - 51
Hz)

Tryb synchronizacji ramek 23,5 Hz - 25,5 Hz, 47,0 Hz - 51,0 Hz

USB
ZasilanieCzęstotliwość taktowania
zegara obrazu

DisplayPort: 25–290 MHz
DVI:
25–165 MHz
165 MHz - 290 MHz (Dual Link)

Port

1 × port przekazywania, 2 × port pobierania

Standard

USB 2.0WejściePrąd zmienny 100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 0,90 A - 0,40 A

Maksymalny pobór mocy

87 W lub mniej

Tryb oszczędzania energii 1,0 W lub mniej*1
Specyfikacja
fizyczna

20

Tryb czuwania

1,0 W lub mniej*2

Wymiary(szer. × wys. × głęb.)354,5 mm × 476,0 mm - 566,0 mm × 200,0 mm (nachylenie: 0˚)
354,5 mm × 504,7 mm - 594,7 mm × 264,1 mm (nachylenie: 30˚)

Wymiary(szer. × wys. × głęb.)(bez podstawki)

354,5 mm × 452,0 mm × 78,0 mm

Masa netto

Ok. 8,1 kg

Masa netto(bez podstawki)

Ok. 5,3 kg

Zakres regulacji
wysokości

90 mm (nachylenie: 0˚)Nachylenie

30˚ w górę, 5˚ w dółKąt obrotu

70˚

Obrót

90° (obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z pozycji pionowej)

Rozdział 4 Dane techniczne

Wymagane warunki Temperatura
eksploatacji
Wilgotność

0˚C - 35˚C (32˚F - 95˚F)
Wilgotność względna od 20 % do 80 % (bez kondensacji)Ciśnienie powietrza

540 hPa - 1060 hPa

Temperatura
Wymaganewarunki transportu/ Wilgotność
przechowywaniaCiśnienie powietrza-20˚C - 60˚C (-4˚F - 140˚F)
Wilgotność względna od 10 % do 90 % (bez kondensacji)
200 hPa - 1060 hPa*1 Gdy jest używane wejście DVI, port przekazywania USB nie jest podłączony, „Auto Input Detection(Automatyczne wykrywanie wejścia)”: „Off” (Wył.), „Power Save (Oszczędzanie energii)”: „High” (Wysokie),„DP Power Save (Oszczędzanie energii DP)”: „On (Wł.)”, „DisplayPort” - „Version (Wersja)”: „1.1”, „DDC”: „Off
(Wył.)”, bez podłączonych odbiorników zewnętrznych*2 Gdy port przekazywania USB nie jest podłączony, „DP Power Save”: „On (Wł.)”, „DisplayPort” - „Version(Wersja)”: „1.1”, „DDC”: „Off (Wył.)”, bez podłączonych odbiorników zewnętrznych

4-2. Zgodne rozdzielczości
Monitor obsługuje następujące rozdzielczości.
Rozdzielczość
(poz. × pion.)√: Obsługiwana
DVICzęstotliwość
odchylania
pionowego

DisplayPort
Pionowa

Pozioma

Pionowa

Pozioma

720 × 400

70 Hz

√

√

√

√

640 × 480

60 Hz

√

√

√

√

800 × 600

60 Hz

√

√

√

√

1024 × 768

60 Hz

√

√

√

√

1280 × 1024

60 Hz

√

√

√

√

1600 × 1200

60 Hz

√

√

√

√

50 Hz

-

*1

-

√*3

50 Hz

*1

-

√

*3

-

48 Hz

-

√

*2

-

-

2048 × 2560

48 Hz

√

*2

-

-

-

2560 × 2048

25 Hz

-

-

-

√

2560 × 2048
2048 × 2560
2560 × 2048√√

2048 × 2560
25 Hz√
*1 Tylko wtedy, gdy opcję „DisplayPort version (Wersja portu DisplayPort)” ustawiono na „1.1”.
*2 Tylko wtedy, gdy opcję „DisplayPort version (Wersja portu DisplayPort)” ustawiono na „1.2”.
*3 Tylko sygnał Dual Link.

-

4-3. Akcesoria opcjonalne
Wymienione niżej akcesoria są dostępne oddzielnie.
Najnowsze informacje o opcjonalnych akcesoriach i obsługiwanych kartach graficznych można znaleźć w
naszej witrynie internetowej. http://www.eizoglobal.com
Zestaw do kalibracji

EIZO „RadiCS UX2”, wersja 4.6.0 lub nowsza
EIZO „RadiCS Version Up Kit”, wersja 4.6.0 lub nowsza

Program do zarządzania jakością przez EIZO „RadiNET Pro”, wersja 4.6.0 lub nowsza
sieć
EIZO „RadiNET Pro Lite”, wersja 4.6.0 lub nowsza
Zestaw do czyszczenia

EIZO „ScreenCleaner”

Komfortowe oświetlenie w czytelniach

EIZO „RadiLight”

Osłona panelu

RP-918

Rozdział 4 Dane techniczne

21

Dodatek
Standard medyczny• Należy upewnić się, że końcowy system jest zgodny z wymogami standardu IEC60601-1-1.
• Urządzenia podłączane do zasilania emitują fale elektromagnetyczne, które mogą wpłynąć napracę monitora, ograniczyć jego funkcjonalność, a nawet doprowadzić do jego uszkodzenia.
Monitor należy umieścić w środowisku kontrolowanym, w którym takie czynniki nie występują.

Klasyfikacja urządzenia-

22

Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: klasa I
Klasa EMC: IEC60601-1-2 grupa 1 klasa B
Klasyfikacja urządzenia medycznego (UE): klasa I
Tryb pracy: ciągły
Klasa IP: IPX0

Dodatek

Informacja o zgodności elektromagnetycznejUrządzenia z serii RadiForce oferują wydajność gwarantującą prawidłowe wyświetlanie obrazów
medycznych.

Środowisko docelowego zastosowaniaUrządzenia z serii RadiForce są przeznaczone do użytku w poniższych środowiskach.
• Środowiska profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej, takich jak kliniki i szpitaleUrządzenia z serii RadiForce nie nadają się użytku w następujących środowiskach:• Domowe środowiska opieki zdrowotnej• Sąsiedztwo urządzeń chirurgicznych o wysokiej częstotliwości, takich jak noże elektrochirurgiczne• Sąsiedztwo krótkofalowego sprzętu do terapii• Pomieszczenia z ekranowaniem częstotliwości radiowych, w których znajdują się systemy
medyczne do rezonansu magnetycznego• Środowiska specjalne w lokalizacjach ekranowanych• Montaż w pojazdach, również w ambulansach• Inne środowiska specjalne

OSTRZEŻENIE
Urządzenia z serii RadiForce wymagają specjalnych środków ostrożności w zakresie zgodności
elektromagnetycznej. Należy uważnie przeczytać sekcje „Informacja o zgodności elektromagnetycznej” oraz „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” w tym dokumencie oraz przestrzegać poniższych instrukcji podczas montażu i obsługi produktu.
Urządzenia z serii RadiForce nie mogą być używane bezpośrednio obok innych urządzeń ani na
nich. Jeśli taki sposób eksploatacji jest konieczny, należy sprawdzić, czy przy takim ustawieniu
urządzenie lub system działają prawidłowo.
Podczas używania przenośnego sprzętu do komunikacji radiowej należy go trzymać w odległości
co najmniej 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek części urządzenia z serii RadiForce, w tym również kabli. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności urządzenia.
Osoba podłączająca dodatkowe urządzenia do wejść lub wyjść sygnału w ramach konfiguracji systemu medycznego jest odpowiedzialna za sprawdzenie, czy system zachowuje zgodność z wymaganiami normy IEC60601-1-2.
Podczas korzystania z urządzeń z serii RadiForce nie należy dotykać złączy wejścia/wyjścia sygnału. Może to negatywnie wpływać na wyświetlany obraz.
Należy konieczne użyć kabli dołączonych do produktu lub wskazanych przez firmę EIZO.
Użycie z tym urządzeniem kabli innych niż wskazane lub dostarczone przez firmę EIZO może skutkować podwyższoną emisją fal elektromagnetycznych, zmniejszoną odpornością urządzenia na
zakłócenia elektromagnetyczne oraz nieprawidłowym działaniem.
Kabel
Kable wskazane
Maks. długość
EkranowanieRdzeń ferrytowy
przez EIZO
kabla
Kabel sygnału(DisplayPort)
Kabel sygnału (DVI)
Kabel USB
Kabel zasilania(z uziemieniem)

PP300

3m

Ekranowany

Z rdzeniami ferrytowymi

DD300DL
UU300
-

3m
3m
3m

Ekranowany
Ekranowany
Bez ekranowania

Z rdzeniami ferrytowymi
Z rdzeniami ferrytowymi
Bez rdzeni ferrytowych

Dodatek

23

Opis techniczny

Emisja fal elektromagnetycznychUrządzenia z serii RadiForce są przeznaczone do eksploatacji w podanych poniżej warunkach elektromagnetycznych.
Za sprawdzenie, czy środowisko eksploatacji jest zgodne z podanymi warunkami, odpowiada klient lub użytkownikurządzenia z serii RadiForce.

Test emisji

Zgodność

Warunki elektromagnetyczne — wytyczne

Emisja fal radiowych
CISPR11

Grupa 1

W urządzeniach z serii RadiForce energia fal radiowych jest używana wyłącznie dowewnętrznych funkcji.
Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i nie może spowodować żadnych
zakłóceń w pobliskich urządzeniach elektronicznych.

Emisja fal radiowych
CISPR11

Klasa B

Emisjaharmonicznych
IEC61000-3-2

Klasa DUrządzenia z serii RadiForce mogą być używane we wszystkich miejscach, w tym
w budynkach mieszkalnych oraz w lokalizacjach bezpośrednio podłączonych do
publicznej niskonapięciowej sieci zasilającej używanej do zasilania budynków
mieszkalnych.

Wahania napięcia /emisje migotania
IEC61000-3-3

Zgodność

Odporność elektromagnetycznaUrządzenia z serii RadiForce przetestowano pod względem poniższych poziomów zgodności (Z) zgodnie z
wymaganiami testowymi (T) dla środowisk profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej określonymi w normie
IEC60601-1-2.
Za sprawdzenie, czy środowisko eksploatacji jest zgodne z podanymi warunkami, odpowiada klient lub użytkownikurządzenia z serii RadiForce.

Test odporności Poziom testowy (T)Poziom zgodności
(Z)

Warunki elektromagnetyczne —wytyczne

Wyładowania
elektrostatyczne(ESD)
IEC61000-4-2

Wyładowanie kontaktowe±8 kV
Wyładowanie w powietrzu±15 kV

Wyładowanie kontaktowe±8 kV
Wyładowanie w powietrzu±15 kV

Podłoga pomieszczenia musi być wykonana
z drewna, betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli
na podłodze znajdują się materiały syntetyczne,względna wilgotność powietrza musi wynosić
przynajmniej 30%.

Szybkie elektryczne
stany/zakłócenia
przejściowe
IEC61000-4-4

Linie energetyczne ±2 kV Linie energetyczne ±2 kV Jakość głównego zasilania powinna być taka,
Linie wejściowe/wyjściowe Linie wejściowe/wyjściowe jak w typowych placówkach komercyjnych
±1 kV
±1 kV
i medycznych.

Przepięcia
IEC61000-4-5

Linia do linii: ±1 kV
Linia do masy: ±2 kV

Linia do linii: ±1 kV
Linia do masy: ±2 kVJakość głównego zasilania powinna być taka,
jak w typowych placówkach komercyjnych
i medycznych.

Spadki napięcia,krótkie przerwy
i zmiany napięcia
w liniachwejściowych
zasilania
IEC61000-4-11

0% UT (100% zapad UT)
0,5 cyklu i 1 cykl
70% UT (30% zapad UT)
25 cykli przy 50 Hz
0% UT (100% zapad UT)
250 cykli przy 50 Hz

0% UT (100% zapad UT)
0,5 cyklu i 1 cykl
70% UT (30% zapad UT)
25 cykli przy 50 Hz
0% UT (100% zapad UT)
250 cykli przy 50 HzJakość głównego zasilania powinna być taka,
jak w typowych placówkach komercyjnych
i medycznych. Jeśli urządzenie z serii
RadiForce musi być używane podczas przerwy
w zasilaniu, zalecane jest podłączenie go
do zasilacza bezprzerwowego (UPS) lub
akumulatora.

30 A/mPola magnetyczne o częstotliwości siecielektroenergetycznej powinny być na
standardowym poziomie dla typowej lokalizacji
w typowym środowisku komercyjnym lub
medycznym. Podczas użytkowania produktnależy trzymać w odległości co najmniej 15 cm
od źródeł pól magnetycznych o częstotliwości
sieci elektroenergetycznej.

Pola magnetyczne
30 A/mo częstotliwości sieci (50 / 60 Hz)
elektroenergetycznej
IEC61000-4-8

24Dodatek

Odporność elektromagnetycznaUrządzenia z serii RadiForce przetestowano pod względem poniższych poziomów zgodności (Z) zgodnie z
wymaganiami testowymi (T) dla środowisk profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej określonymi w normie
IEC60601-1-2.
Za sprawdzenie, czy środowisko eksploatacji jest zgodne z podanymi warunkami, odpowiada klient lub użytkownikurządzenia z serii RadiForce.

Test odporności Poziom testowy (T) Poziom zgodności
(Z)

Warunki elektromagnetyczne —wytyczneUrządzenia przenośne i mobilne używające
komunikacji radiowej powinny być odseparowane
od wszystkich elementów urządzenia z serii
RadiForce (w tym kabli) co najmniej na zalecaną
odległość wynikającą z równania odpowiedniego
dla częstotliwości nadajnika.
Zalecany odstęp separacyjny

3 VrmsZakłócenia
od 150 kHz do 80 MHz
przewodzone,
indukowane przezpola o częstotliwości
radiowej
IEC61000-4-6

3 Vrmsd = 1,2√P

6 VrmsPasma ISMa) w zakresie
od 150 kHz do 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

Promieniowane pola 3 V/mo częstotliwości
od 80 MHz do 2,7 GHz
radiowej
IEC61000-4-3

3 V/m

d = 1,2√P, od 80 MHz do 800 MHz
d = 2,3√P, od 800 MHz do 2,7 GHz
Gdzie „P” to maksymalna znamionowa mocwyjściowa nadajnika w watach (W) według danych
producenta, a „d” to zalecany odstęp separacyjny
w metrach (m).
Siła pól promieniowanych przez nieruchomenadajniki fal radiowych, która została określona
w elektromagnetycznym badaniu lokalizacjib), musi
być mniejsza niż poziom zgodności w każdym
zakresie częstotliwościc).
W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym
symbolem mogą wystąpić zakłócenia.

Uwaga 1 UT to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.
Uwaga 2 Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 3 W pewnych przypadkach te wytyczne dotyczące zakłóceń przewodzonych, indukowanych przez polao częstotliwości radiowej lub promieniowane pola o częstotliwości radiowej nie mają zastosowania. Na propagację
fal elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie i odbijanie ich przez budynki, przedmioty i ludzi.
a)Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) w zakresie od 150 kHz do 80 MHz to: od 6,765 MHz do 6,795 MHz, od
13,553 MHz do 13,567 MHz, od 26,957 MHz do 27,283 MHz oraz od 40,66 MHz do 40,70 MHz.

b)

Nie jest możliwe dokładne obliczenie siły pola elektromagnetycznego promieniowanego przez nieruchome nadajniki,takie jak stacje bazowe telefonów (komórkowych lub bezprzewodowych stacjonarnych) lub nadajniki radia amatorskiego,
fal średnich i ultrakrótkich oraz telewizji. Aby ocenić siłę pola elektromagnetycznego generowanego przez nieruchomenadajniki fal radiowych, należy wykonać badanie lokalizacji. Jeśli zmierzona siła pola elektromagnetycznego w miejscu
używania urządzenia z serii RadiForce przekracza podane powyżej dopuszczalne poziomy, należy sprawdzać, czyurządzenie pracuje prawidłowo. W przypadku nieprawidłowej pracy mogą być konieczne dodatkowe pomiary orazprzestawienie lub obrócenie urządzenia z serii RadiForce.

c)

Przy częstotliwościach z zakresu od 150 kHz do 80 MHz siła pola powinna być mniejsza niż 3 V/m.

Dodatek

25

Zalecane wartości odstępu separacyjnego między urządzeniami przenośnymi i mobilnymiużywającymi komunikacji radiowej oraz urządzeniem z serii RadiForceUrządzenia z serii RadiForce są przeznaczone do eksploatacji w warunkach, w których zaburzenia emitowanych pólelektromagnetycznych o częstotliwości radiowej są kontrolowane. Klient lub użytkownik urządzeń z serii RadiForcemoże zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość (30 cm) między urządzeniami
przenośnymi i mobilnymi używającymi komunikacji radiowej (nadajnikami) oraz urządzeniem z serii RadiForce.
Urządzenia z serii RadiForce przetestowano pod względem poniższych poziomów zgodności (Z) zgodnie z
wymaganiami testowymi (T) dotyczącymi odporności na pobliskie pola z następujących usług komunikacji
bezprzewodowej o częstotliwości radiowej.

Częstotliwość
testowa(MHz)

Szerokość
pasmaa)(MHz)

Usługaa)

Modulacjab)

Poziom testowy
Poziom(T)c)
zgodności (Z)
(V/m)
(V/m)

385

380–390TETRA 400

Modulacja
impulsowab)
18 Hz

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

Modulacjaczęstotliwościowa(FM)
Odchyłka ±5 kHz
Sinusoida 1 kHz

28

28

710

704–787

LTE Band 13, 17

Modulacja
impulsowab)
217 Hz99800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
LTE Band 5

Modulacja
impulsowab)
18 Hz

28

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE Band 1, 3, 4,
25;
UMTS

Modulacja
impulsowab)
217 Hz

28

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7

Modulacja
impulsowab)
217 Hz

28

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Modulacja
impulsowab)
217 Hz

9

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785
a)

W przypadku niektórych usług obowiązują tylko częstotliwości nadawania.

b)

Fala nośna jest modulowana z wykorzystaniem 50% cyklu pracy fali prostokątnej.

c)Poziomy testowe zostały obliczone przy maksymalnej mocy i odstępie separacyjnym 30 cm.

Klient lub użytkownik urządzeń z serii RadiForce może zapobiec zakłóceniom powodowanym przez pobliskie pola
magnetyczne, zachowując minimalną odległość (15 cm) między nadajnikami fal radiowych a urządzeniami z serii
RadiForce.
Urządzenia z serii RadiForce przetestowano pod względem poniższych poziomów zgodności (C) zgodnie z
wymaganiami testowymi (T) odporności na pobliskie pola magnetyczne przedstawionymi w poniższej tabeli.

Częstotliwość testowa

Modulacjaa)

134,2 kHz

Modulacja impulsowaa)
2,1 kHz65

13,56 MHz

Modulacja impulsowaa)
50 kHz7,5Poziom testowy (T)
(A/m)

a)

Fala nośna jest modulowana z wykorzystaniem 50% cyklu pracy fali prostokątnej.

26

Dodatek

Poziom zgodności (Z)
(A/m)

65

7,5

W przypadku innych urządzeń przenośnych i mobilnych używających komunikacji radiowej (nadajników) można
zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną zalecaną odległość między urządzeniem
przenośnym i mobilnym używającym komunikacji radiowej (nadajnikiem) oraz urządzeniem z serii RadiForce zgodnie
z poniższymi zaleceniami i stosownie do maksymalnej mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego.

Maksymalnaznamionowa mocwyjściowa nadajnika(W)Odstęp separacyjny stosownie do częstotliwości nadajnika(m)od 150 kHz do 80 MHz od 80 MHz do 800 MHz od 800 MHz do 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

W przypadku nadajników o znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej maksymalny odstęp separacyjny „d”
w metrach (m) może zostać oszacowany równaniem stosownym do częstotliwości nadajnika, gdzie „P” to maksymalnaznamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) według informacji producenta.
Uwaga 1

Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odstęp separacyjny dla wyższego zakresu częstotliwości.

Uwaga 2

W pewnych przypadkach te wytyczne dotyczące zakłóceń przewodzonych, indukowanych przez polao częstotliwości radiowej lub promieniowane pola o częstotliwości radiowej nie mają zastosowania. Na propagację
fal elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie i odbijanie ich przez budynki, przedmioty i ludzi.

Dodatek27

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N385AZ
IFU-RX560
Copyright © 2017 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023