DOC-0015-07

２０１４年 7月 30日発行

表紙

定電圧／
定電圧／定電流 直流電源
ＫＸシリーズ
ＫＸシリーズ――――――――――――――――――――――――――――――――――
取 扱 説明 書

ご注意

このPDF版取扱説明書の内容とお手持ちの製品の内容等に違いがある場合があります。このPDF取扱説明書は、情報のすべてを公開しているわけではなく、高度な技術情報を含むものがあった場合は、 提供するPDFから削除されている場合があります。 また取扱説明書の一部にはスキャニングしたものも含まれますので、汚れ、にじみ、かすれ、傾きがある場合があります。
ダウンロードから日数が経過すると仕様や注意事項のほか安全にお使いいただく為の情報が最新でない場合があります。
また営業等の連絡先が変更となっている場合がありますので、定期的にホームページで最新の情報をご覧ください。
以上あらかじめご了承ください。

株式会社 高砂製作所

このページは白紙です

安全にお
安全にお使
にお使いいただくために本書は本書は使用者に使用者に注意していただきたい
注意していただきたい箇所していただきたい箇所に箇所に以下の
以下の表示をしています
表示をしています。
をしています。
これらの記号
これらの記号の箇所は必ずお読ずお読みください。
みください。
記号の箇所は■この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくために、次のマークを使用して説明しています。

！ 危険 この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を
！ 警告
！ 注意

負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
この表示はしてはいけません「禁止」を示しています。

！
！

この表示は必ず実行していただきたい「強制」を示しています。
この表示は一般的な「注意」を示しています。

■本機で使用している記号について説明します。
本体にこの記号がついている部分は感電の可能性が想定されることを示しています。

 アース端子のある負荷に対して接続してください。
 直流（ＤＣ）を表します。
 交流（ＡＣ）を表します。
 直流及び交流の両方を表します。

-

１-

【ご注意】
１．本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
２．本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
３．本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
４．運用した結果の影響について、２．項に関わらず責任を負いかねますので、ご了承下さい。
５．入力電源ケーブルは付属のものをご使用ください。
また、付属の入力電源ケーブルは他の製品へご使用しないで下さい。

安全にお
安全にお使
にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ＫＸ電源は、入力電源ＡＣ９０Ｖ～１２５Ｖ単相または、ＡＣ１８０～２５０Ｖ単相を使用する
業務用電源装置です。
（ＡＣ１８０～２５０Ｖ単相は工場出荷オプションです。
）
使用方法を誤ると、死亡、感電、けがなどする恐れがあり、また火災が起こる可能性があります。
使用する前に本書をよくお読みになり、操作を理解した上で、お使いください。また、本器は電気の安全に関する知識のある専門家、またはその指導の下でご使用ください。
電源を入れる前に、本書をお読みになり、設置場所および使用環境が適切かご確認ください。
また、異常が発生した場合は、直ちに電源を切り高砂製作所にご連絡ください。

ご注意

与えることがあります。

・ラジオ・テレビ等の近くでご使用になると、受信障害を医療関連、原子力関連など人命に関わる設備としての使用を想定していません。

・本機は、輸出について輸出について国外へ持ち出し、また輸出をされる場合には、事前に当社営業部にご相談ください。

・この製品を、

-

２-

目次

――― 目 次 ―――·················································· １目 次······································································· ３

安全にお使いいただくために

１. 概

要 ········································································ ５
１．１ 概要······························································ ６
１．２ 開梱······························································ ７
１．３ 各部の名称と機能 ·················································· ８
２. 設 置 ······································································ １９
２．１ 設置場所························································ ２０
２．２ 動作電源の接続 ·················································· ２０
２．３ 負荷の接続······················································ ２１
３. 基本的な基本的な使い方 ······························································ ２３
３．１ 初期状態························································ ２４
３．２ 定電圧電源としての使い方 ········································ ２６３．３ 定電流電源としての使い方 ········································ ３０
３．４ 背面端子台の使い方 ·············································· ３４
３．５ メモリ機能の使い方 ·············································· ３７
３．６ 内部設定方法 ···················································· ３８
３．７ 保護回路の動作 ·················································· ４０
４. 外部コントロール
外部コントロール使用方法
コントロール使用方法 ···················································· ４３
４．１ シリアル通信機能 ················································ ４４４．２ 多チャンネル接続 ················································ ４５
４．３ シリアルポ－ト設定 ·············································· ４６
４．４ コマンド送信間隔 ················································ ４６
４．５ アクセス方法 ···················································· ４７
４．６ コマンド説明 ···················································· ４９
４．７ ＫＸシリーズ通信コマンド ········································ ５０
５. 保守 ········································································ ６１
５．１ 保証期間について ················································ ６２
５．２ 保守サービスについて ············································ ６２
５．３ 保守と点検······················································ ６２-３-

６. 仕様········································································· ６３

６．１ 出力仕様 ························································ ６４
６．２ 入力仕様 ························································ ６４
６．３ 定電圧特性 ······················································ ６４
６．４ 定電流特性 ······················································ ６５
６．５ プログラミング時定数 ············································ ６５
６．６ 計測・表示 ······················································ ６５
６．７ 保護機能 ························································ ６６
６．８ リモートセンシング ·············································· ６６
６．９ 出力ＯＮ／ＯＦＦ制御 ············································ ６６
６．１０ ＲＳ－２３２Ｃによる制御 ······································ ６７
６．１１ その他の機能 ·················································· ６７
６．１２ 絶縁・耐圧 ···················································· ６７
６．１３ 冷却 ·························································· ６８
６．１４ 動作環境 ······················································ ６８
６．１５ 寸法・質量 ···················································· ６８
６．１６ 添付品 ························································ ６８
付録 ·········································································· ６９
付録１ ＫＸ電源外観図 ···················································· ７０

-

４-

第１章

第１章

概

要

第

１
概

章
要

この章では、機能概要、各部の名称と機能など本器の概要について説明を行います。
１．１

概要 ··························································· ６

１．２

開梱 ··························································· ７

１．３

各部の名称と機能 ··············································· ８

-5-

概

要

第１章

概

要

１．１ 概 要・ＫＸシリーズは、スイッチング方式でゼロから可変できる直流定電圧／定電流電源です。
ズーム方式の採用により、１００Ｗ以内の出力電力で 4 倍のエクステンドレシオ （拡張比）を実現できます。（注１）・定電圧または定電流のどちらのモードでも使用することができ、ゼロからフルスケール
まで、任意に設定することができます。
・フルデジタル制御により、正確で再現性に優れた設定が可能です。
注１． ズ－ム方式とは、定電力形の出力範囲を持ち、電圧（電流）の低いところでは高い電流（電圧）を出力できるものです。
【出力電圧・電流範囲】

ＫＸ－１００
ＫＸ－１００Ｌ
１００Ｌ

ＫＸ－１００
ＫＸ－１００Ｈ
１００Ｈ

40V

160V

）
Ｖ
（
圧
電
力10V
出

）
Ｖ
（
圧
電
力40V
出
2.5A
出力電流（Ａ）

10A

0.625A
出力電流（Ａ）

2.5A≪ 特 長≫
○

ズーム電源
１台数役。
電圧、電流の組合せによって何役もこなせます。
実験などで様々な電圧、電流が必要な場合に最適です。

○

小型・軽量
スイッチング方式により同じ出力電力のドロッパ方式と比較すると約１／３の体積と約１／２の質量です。
また、自然空冷（ファンなし）の採用で静粛性に優れています。

○

プリセットメモリ機能
３組までの出力電圧、電流の組合せを書き込み、読み出しができます。
簡単な操作で電圧の変動試験などが実施できます。

○

デジタル通信シリアル通信ポート（ＲＳ２３２Ｃ）を標準装備しており、パソコン、シーケンサから出力電圧値、出力電流値、過電圧保護値、過電流保護値、ＯＵＴＰＵＴ ＯＮ／ＯＦＦ等の設定が可能です。また出力電圧、出力電流の測定値、アラーム及びステータスを読み出すことができます。

-6-

第１章

○

概

マルチチャンネル接続
マルチドロップ方式の通信ポートを装備しており１個のＲＳ－２３２ＣポートでＫＸシリーズを３１台までコントロールすることができます。
※マルチ接続には別売ケーブルＫＸＣ－３００が必要です。

○ 保護機能過電圧保護、過電流保護、過電力保護、過温度保護、過大入力電流保護などで、お客様の貴重な負荷と電源をガードします。

１．２ 開 梱
ご開梱時には、次の添付品をご確認ください。また、外観に傷、へこみなどがないことをご確認ください。
① 入力ケーブル ······································ １本② ２Ｐ-３Ｐ変換アダプタ ····························· １個③取

扱説明書 ········································· １部④安全のしおり ······································· １部⑤前面出力端子用保護キャップ（KX-100H のみ） ·········· ２個⑥背面出力端子用保護カバ－ （KX-100H のみ） ·········· １個

-7-

要

第１章

概

要

１．３ 各部の各部の名称と名称と機能

図１－１～図１－５にフロントパネル、リアパネルを示します。
8
KX-100L
4

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

6
5

1

LIMIT

CC

REMOTE

OVP
CURR

2

LOCAL

OCP
MEMORY
B

A

7
27

CV

C

9

STORE

OUTPUTLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

POWER

VOLT/CURR

ADJUSTITEM SEL.
COARSE11
ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

-

3

GND

+

図１－１ フロントパネル

-8-

第１章

位置

名

称

『POWER』

機
動作電源スイッチです。

「｜」を押すと「ON」、「○」で「OFF」になります。

②

『V』
電圧計

出力電圧を
します。
プリセット時は、定電圧設定値または過電圧保護設定値をーを し、内部設定をするときは、設定内 を
内部設定の
は
、
内部設定方 をご
さい。

③

『A』
電流計

出力電流を
します。
プリセット時は、定電流設定値または過電流保護設定値をーを し、内部設定をするときは、設定
を
内部設定の
は
、
内部設定方 をごさい。

『VOLT』
電圧設定表示ランプ（橙色 LED）『CURR』⑤ 電流設定表示ランプ（橙色 LED）④『OVP』⑥ 過電圧表示ランプ（赤色 LED）⑦『OCP』
過電流表示ランプ（赤色 LED）『CV』
緑色 LED『CC』⑨ 定電流ランプ（橙色 LED）⑧

定電圧ランプ（）

要能

入力電源スイッチ①

概

表示『FUNC』キ 押
詳細 P38 3.6
表示『FUNC』キ 押
詳細 P38 3.6
選択『ADJUST』⑪

選択『ADJUST』⑪

法

法

表示します。
容 表示します。

参照下

参照下表示します。
項目 表示します。
点灯

設定／
つまみ
で電圧設定ができるときにします。
また、プリセット機能で出力電圧を設定するときに
します。

点灯

点灯

設定／
つまみ
で電流設定ができるときにします。
また、プリセット機能で出力電流を設定するときに
します。

回路

点灯

点滅
｢OFF｣
後
点

一旦｢OFF｣
点灯

点滅
｢OFF｣
後
点

一旦｢OFF｣点灯

過電圧保護が動作したときにします。
このときスイッチングを
し、出力を
にします。
するには、
を取り いた 、入力電源スイッチ①をにします。
また、プリセット機能でＯ Ｐ動作 を設定するときに
します。

解除

原因

回路

停止
除
Ｖ

過電流保護
が動作したときにします。
このときスイッチングを
し、出力を
にします。
するには、
を取り いた 、入力電源スイッチ①をにします。
また、プリセット機能でＯＣＰ動作 を設定するときに
します。

解除

原因

停止
除

OUTPUT「ON」で定電圧動作をしているときに点灯します。
OUTPUT「ON」で定電流動作をしているときに点灯します。

-9-

第１章

概

要

KX-100L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

CV

LIMIT

17

CC

REMOTE

16

OVP
CURR

LOCAL

OCP
MEMORY
B

A

C

STORE

OUTPUTLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

POWER

12

15

VOLT/CURR

ADJUSTITEM SEL.

14

COARSE

13

ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

-

10

GND

+

図１－２ フロントパネル- 10 -

11

第１章

位置
⑩

名

称

『LIMIT』
表示ランプ
赤色 LED）

過電力（⑪ 『ADJUST』
設定／選択つまみ⑫『COARSE』
設定ステップ
選択キー

機

概

要

能

「
」 上
点灯
５ 未満
状態
秒 上
」
「 ５ 」 上秒」
原因
除 後『OUTPUT』⑭キ 「 」

本器の出力電力が １０２Ｗ 以 のときします。
１０２Ｗ以 １１ Ｗの過電力
が１０ 以 続きますと出力をＯＦＦ にします。
また、電力値が １１ Ｗ 以 になったときは２ 以内で出力をＯＦＦ にします。
するには、を取り いたーを ＯＮ にします。

「
「
復帰

上

電圧、電流の設定、Ｏします。

ＶＰ，ＯＣＰの設定や各種パラメータの選択に使用

押 すたびに 『ADJUST』⑪ つまみの設定ステップ 幅 を 「COARSE」(粗 いス
テップ)と「FINE」(細かいステップ)に切り換えます。
「COARSE」設定ステップは P38、3.6 内部設定方法にて変更できます。

『COARSE』『COARSE』⑫キ ーにより設定ステップが 「COARSE」 になっているとき⑬ COARSE／FINE
点灯します。
表示ランプ（橙色 LED） 設定ステップが「FINE」のとき消灯します。
⑭ 『OUTPUT』
出力 ON／OFF キー『OUTPUT』
出力表示ランプ（緑色 LED）⑯ 『LOCAL』
LOCAL 切換えキー⑮『REMOTE』⑰ REMOTE 表示ランプ（橙色 LED）

出力の「ON／OFF」を行います。
工場出荷時の初期設定では、電源投入後の出力は「OFF」です。
『OUTPUT』⑭キーを押すたびに「ON」－「OFF」が切換わります。
出力「ON」のときに点灯します。

シリアル通信によるコントロールに 換 る ーです。

切 え キ

ェ

状態「REMOTE」からパネル操作「LOCAL」

シリアル通信インターフ イスによりアクセスされ、制御ータ等に 行していることを します。

ピュ移- 11 -

示権が外部のコン

第１章

概

要

24

KX-100L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

OVP

23

CURR

LOCAL

OCP

19
22
21
18

MEMORY
B

A

C

2
3
25

STORE

OUTPUTLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

POWER

VOLT/CURR

ADJUSTITEM SEL.

11

COARSEＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

27
-

20

GND

+

図１－３ フロントパネル- 12 -

第１章

位置

名

称

機

概

要

能

ベ

⑱ 『PRESET』
プリセットキー⑲『PRESET』
プリセットランプ（橙色 LED）

ベ
キ 押
Ｖ
計 表示
計 表示
『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キ 押
項目「VOLT」「CURR」 Ｖ
順 切 わ
そ ぞ 『ADJUST』⑪

出力レ ル、保護レ ルを数値で設定したいとき使用します。
プリセット ーを すと電圧またはＯ Ｐの設定値を電圧 ②にし、電流またはＯＣＰの設定値を電流 ③にします。
ーを す たびに設定でき る
が 、電圧
、電流
、Ｏ Ｐ、ＯＣＰの で 換 ります。
れ れ、
つまみにて設定します。

プリセット設定が可能なことを示します。

つまみで設定する内容（電圧または電流）の切換えまたはプ『VOLT/CURR ITEM SEL』 『ADJUST』⑪
リセット設定する項目の切換えに使用します。プリセットランプ点灯時は電圧／電流切換え及び⑳ アイテムセレクト
電圧→電流→ＯＶＰ→ＯＣＰの順で切換ります。
『FUNC』キ ー を 押 し 、 内 部 設 定 を 行 う と き は 選択キ ー と し て 使 用
キーします。

 『LOCK』
キーロック






『LOCK』
キーロック表示ランプ（橙色 LED）『A』
メモリ表示／設定
キー『B』
メモリ表示／設定
キー『C』
メモリ表示／設定キー

パネル操作を無効にするためのキーです。
『LOCK』キーを１秒以上押し、『LOCK』表示ランプが点灯すると、キーロック状態になります。
もう一度１秒以上押すと、キーロック状態が解除となります。
キーロック状態は下記３つの状態があり内部設定にて変更できます。
・『OUTPUT』、『LOCK』キー以外無効。
・『LOCK』キー以外無効。
・電圧／電流設定つまみ、『LOCK』キー以外無効。
設定方法については P38、3.6 内部設定方法をご参照下さい。

キーロック状態のとき点灯します。
メモリ『A』に設定値を書き込むまたは、読み出すときに使用します。
詳細は P37、3.5 メモリ機能の使い方をご参照下さい。
メモリ『B』に設定値を書き込むまたは、読み出すときに使用します。
詳細は P37、3.5 メモリ機能の使い方をご参照下さい。
メモリ『C』に設定値を書き込むまたは、読み出すときに使用します。
詳細は P37、3.5 メモリ機能の使い方をご参照下さい。

- 13 -

第１章

概要KX-100L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

OVP
CURR

LOCAL

OCP

27

28

26

MEMORY
B

A

C

STORE

OUTPUTLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

POWER

VOLT/CURR

ADJUSTITEM SEL.
COARSEＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

-

GND

+

29
31
30

図１－４ フロントパネル- 14 -

第１章

位置

名

称

機

能

『STORE』
 ストアーキー

設定値をは、

 『FUNC』
ファンクションキー

内部設定を行 ときに使用します。
設定方 は、
内部設定方 をご『CLEAR』
 クリアーキー

詳細記憶させたいときに、使用します。
P37、3.5 メモリ機能の使い方をご参照下さい。

う
法 P38 3.6

法

参照下さい。

キー操作による処理をキャンセルまたは、設定前の状態にします。
キャンセル対象は、
・プリセット設定途中
・内部設定途中
・メモリストア／リコール設定途中になります。

－』
 『マイナス側出力端子台
 『GND』
接地（アース）端子台
『＋』
 プラス
側出力端子台直流出力－（マイナス）側端子です。

本器シャーシに接続されている、接直流出力＋（プラス）側端子です。

- 15 -地（アース）端子です。

概

要

第１章

概

要

32

TERMINATION

33

+Ｓ

35

+

36

-

34

-Ｓ

37
38
39

4

2

SERIAL
IF(2)41

SERIAL
IF(1)

4

0

4

3

ON
OFF

NC

～ LINE

EXT
ON/OFF

LINE VOLTAGE IS
INDICATED ON THE BOTTOM

図１－５ リアパネル- 16 -

第１章

位置

名

称

 背面端子台
『+S』
 端子
-S』
 『
端子
 『＋』

プラス出力

出力と外部コントロール用
使い方をご
さい。

参照下



要

能

端子 です。詳細 は、P34、 3.4 背面端子台の＋（プラス）側リモートセンシング端子です。
－（マイ

端子

－』
 『
マイナス出力端子
 『』接地（アース）端子 未『NC』
使用端子台



機

概

『EXT. ON/OFF』
外部接点による
出力 ON/OFF 用端子『SERIAL IF (1)』

外部コントロール
コネクタ『SERIAL IF (2)』 多チャンネル接続用
コネクタ『TERMINATION』
 終端
設定スイッチナス）側リモートセンシング端子です。

直流出力＋（プラス）側端子です。

直流出力－（マイナス）側端子です。

本器シャーシに接続されている、接この地（アース）端子です。

端子は使用しません。
点
ョ

「

」 「
」
「 」
「
」
点
あ
詳細 P35 3. 1

外部接 により、出力の ＯＮ 、 ＯＦＦ を制御します。
・シ ートのとき、出力 ＯＮ になります。
・オープンのとき、出力 ＯＦＦ になります。
この機能を使用するときは内部設定により、外部接 による出力制御機能をにする必要が ります。
は、 4- 外部接 による出
力の
をご
さい。

「有効」
ON/OFF参照下端子点

外部コントロールです。
シリアル通信用ケーブル（

RS232C）でコンピュータ等と接続します。

複ｍｍ『TERMINATION』

専

１個のシリアルポートで 数のＫＸシリーズを制御するときに 用ケー
ブルＫＸＣ－３００（３００）にて接続します。
接続のにより、の設定を行ってください。
は 4 、4
チャンネル接続をごさい。

種類
詳細 P 5 .2 多参照下『SERIAL IF (2)』の終端抵抗の設定を行います。
『SERIAL IF (2)』にケーブルが１本だけ接続するときまたは、ケーブ
ル を接 続し ない （１台 のみ 制御 する ）と き、「 ＯＮ 」 に 設定 します。
『SERIAL IF (2)』にケーブルが２本接続されているとき「ＯＦＦ」に設定します。

 『～LINE』
動作電源入力本器の動作電源を接続するインレットコネクタです。添付品のケーブルを接続します。動作電源の電圧は本器にラ ルされています。

底面- 17 -

ベ 表示

第１章

概

要

この

ページは白紙です- 18 -

第２章 設 置
第２章

設

置

第

２
設

章
置

この章では、設置、接続の方法について説明します。
２．１ 設置場所 ····················································································· ２０
２．２ 動作電源の接続 ············································································ ２０
２．３ 負荷の接続 ·················································································· ２１- 19 -

第２章 設 置
２．１ 設置場所

本器を安全にお使いいただくために、次の注意事項をお守り下さい。
！ 警告

・雨や水のかかる場所では使用しないで下さい。
・可燃性ガスの発生する場所には設置しないで下さい。
・上面及び側面の放熱穴には金属性のピン、線材、ビスなどを入れないで下さい。
感電、火災の危険が生じます。
！ 注意

・本器は固定した場所で使用するように設計されています。
振動のある場所では使用しないでください。本体を回転した状態（横置き、上下反対置きなど）で使用しないでください。
・周囲温度０～４０℃、湿度２０～８０％ＲＨ、腐食性ガスのない室内でご使用下さい。
・本器の側面及び上面はふさがないで下さい。物をのせたりして上面をふさぐと内部温度の上昇
により過温度保護が動作し、出力が「ＯＦＦ」になることがあります。
・ラジオ等、受信機の近くで使用しますと、受信機は妨害を受けることがあります。

！

！

２．２ 動作電源の動作電源の接続

本器は単相９０～１２５Ｖ、４５～６５Ｈｚの交流電源で動作します。
（工場出荷オプションとして、単相１８０～２６０Ｖ、４５～６５Ｈｚに設定できます。）
定格出力時の最大入力電流は９０Ｖの電源電圧時で約２．８Ａです。
本器を安全にお使いいただくために、次の注意事項をお守り下さい。
！ 危険・２Ｐ-３Ｐ変換アダプタを使用したときは、緑色のコードを接地して下さい。
・本機はＥＭＩ（電磁妨害）を防ぐためノイズフィルターを内蔵しています。
このため､わずかな漏れ電流があり、接地せずに使用すると感電する恐れがあります。
安全のため、必ず接地して下さい。

！
！

！ 注意

・動作入力電源は単相９０～１２５Ｖまたは１８０～２６０Ｖ、４５Ｈｚ～６５Ｈｚの範囲でご使用下さい。（単相１８０～２６０Ｖ、４５～６５Ｈｚは工場出荷オプションです。）
電源電圧は底面のラベルに表示されています。
・最大消費電力が供給可能な電源に接続して下さい。
・入力電源ケーブルは付属のものをご使用下さい。
また、付属の入力電源ケーブルは他の製品へご使用しないで下さい。
- 20 -！

！
！

第２章 設 置
２．３ 負荷の負荷の接続

図２－１のように負荷を接続してください。

２．３－１ 前面出力端子を
前面出力端子を使用する
使用する場合
する場合

-

GND

※ 前面出力端子を使用しない場合は、付属の前面出力端子用保護キャップを取り付けて下さい。・・・・・・（KX-100Hのみ）+

Ｍ６圧着端子

Ｃ１：電解コンデンサ 100~1000μＦ
Ｃ２：フィルムコンデンサ 1~10μＦ※出力リップル・ノイズをさらに小さくしたいときに取りつけてください。

配線材

+

負荷
C1

C2

より合わせる
図２－１ 前面出力端子への負荷の接続－

２．３－２ 背面出力端子を
背面出力端子を使用する
使用する場合する場合

前面出力端子と並列接続された背面出力端子を設けています。
図２－２に背面出力端子接続図を示します。
Ｍ４圧着端子+Ｓ（Ｍ３ﾋﾞｽ）

+
-

Ｍ４ビス

保護カバ－

-Ｓ

Ｃ１：電解コンデンサ 100~1000μＦ
Ｃ２：フィルムコンデンサ 1~10μＦ※出力リップル・ノイズをさらに小さくしたいときに取りつけてください。

NC

配線材

EXT
ON/OFF（Ｍ３ﾋﾞｽ）+C1より合わせる

C2－

負荷※ 接続後、背面出力端子用保護カバ－を取り付けて下さい。（KX-100Hのみ）
図２－２ 背面出力端子への負荷の接続- 21 -

第２章 設 置！ 危険・負荷の接続の際は、本器の動作電源がしゃ断されていることを確認してください。
・本器から電圧を出力した状態（ＯＵＴＰＵＴ ＯＮ）では絶対に負荷配線を行わないでください。

！

！ 注意

・配線材は負荷電流に対して十分な断面積のものを使用して下さい。
細い線材は焼損する場合があります。
・配線材には圧着端子を取付け、しっかりと締め付けてください。
締め付けがゆるいと端子の発熱により変形、焼損の原因になります。

ご参考

！
！

・・配線はより合わせることで負荷端でのリップル、ノイズを小さくすることができます。
さらに、図２－１、及び図２－２のようにＣ１、Ｃ２を負荷端の近くに接続することでノイズレベルを本器の仕様値よりも小さくすることができます。
このときＣ１、Ｃ２は高周波インピーダンスの小さなものを使い、リード線は極力短く切って接続してくだ
さい。
・ 前面出力端子と背面出力端子は本器内部で接続されています。出力電圧の安定度は背面出力端子（センシング端子）で保証されているため、前面出力端子では負荷電流に対して最大±200mV の変動があり
ます。
！ 注意

・出力の＋または－を端子と接続するときは、前面と背面の接地極性を合わせて下さい。
間違えますと出力の＋－間がショートになり出力できなくなりますので、ご注意下さい。
！ 危険・ＫＸ－１００Ｈの最大電圧はＤＣ１６０Ｖです。
ご使用の際には、必ず背面端子保護カバ－を取り付けて下さい。
また、前面出力端子を使用しない場合には付属の保護キャップを「＋」、「－」端子に取り付けてご使用下さい。
※ 背面出力端子用保護カバ－及び前面出力端子用保護キャップはＫＸ－１００Ｈのみ- 22 -

第３章 基本的な使い方
第３章

基本的な使い方第 ３ 章
基本的な使い方

この章では、基本的な使い方について説明します。
３．１ 初期状態 ·····················································２４３．２ 定電圧電源としての使い方 ·····································２６３．３ 定電流電源としての使い方 ·····································３０
３．４ 背面端子台の使い方 ···········································３４
３．５ メモリ機能の使い方 ···········································３７
３．６ 内部設定方法 ·················································３８
３．７ 保護回路動作 ·················································４０- 23 -

第３章 基本的な使い方

３．１ 初期状態

工場出荷時及び初期化操作後の設定は、以下のようになっています。
ランプ類
定電圧設定値
定電流設定値
過電圧保護設定値（ＯＶＰ）
過電流保護設定値（ＯＣＰ）
メモリＡ，Ｂ，Ｃ内の設定電圧値
メモリＡ，Ｂ，Ｃ内の設定電流値

ＫＸ－１００Ｌ
ＫＸ－１００Ｈ
VOLT ランプ以外消灯。
（入力電源ｽｲｯﾁ｢ON｣時）
０Ｖ
０Ｖ
１０．２３Ａ
２．５５９Ａ
４４Ｖ
１７６Ｖ
１１Ａ
２．７５Ａ
０Ｖ
０Ｖ
１０．２３Ａ
２．５５９Ａ

・内部設定
項目番号 設定項目
デフォルト
０
デバイスアドレス
１
１
ボーレート
１
２
パリティ
０
３
外部接点によるＯＮ／ＯＦＦ
０４
シンク機能のＯＮ／ＯＦＦ
１
５
ＰＯＷＥＲ「ＯＮ」時のＯＵＴＰＵＴの状態
０６
ＯＵＴＰＵＴ「ＯＦＦ」時の電圧計及び、電流計の表示 ０７
ＬＯＣＫのモード選択
０８

ＣＯＡＲＳＥ・電圧用設定幅

９ＣＯＡＲＳＥ・電流用設定幅

Ｌ－ＴＹＰＥ
Ｈ－ＴＹＰＥ
Ｌ－ＴＹＰＥ
Ｈ－ＴＹＰＥ

５０
５０
２０
２０

内容
１番
9600bps

なし
無効
ＯＮ
ＯＦＦ
計測値表示
LOCK キー以外無効
0.5V/ステップ
2V/ステップ
0.1Ａ/ステップ
20mA/ステップ

内部設定の詳細は P38、3.6 内部設定方法をご参照下さい。
３．１－１ 初期化

ＫＸ電源の各設定を初期化することができます。
「CLEAR」キーを１回押します。次に、メモリキーの『Ａ』と『Ｃ』を同時に１秒以上押します。（押している間ディスプレイの表示が消えます。）
各設定は工場出荷時の初期設定になります。
！ 注意

・初期化により消去された設定値は復元できません。
- 24 -！

第３章 基本的な使い方
３．１－２ 設定値のバックアップ
設定値のバックアップ

本器はＰＯＷＥＲをＯＦＦにした時点のすべての設定値を不揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）に保持しています。
ＰＯＷＥＲ ＯＮ時には、前回ＰＯＷＥＲ ＯＦＦ時と同じ設定になります。
※電池は使用していないので、交換等の必要はありません。

- 25 -

第３章 基本的な使い方

３．２ 定電圧電源としての定電圧電源としての使としての使い方

8

2

10

4

KX-100L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

6

7

LIMIT

CC

REMOTE

OVP
CURR

5

CV

LOCAL

OCP
MEMORY
B

A

C

STORE

OUTPUTLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

VOLT/CURR

POWER

3

15
14

ADJUST

19

18

9

ITEM SEL.

20

COARSE11
ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

28

-

GND

+
13

1

27
12

図３－１ フロントパネル- 26 -

第３章 基本的な使い方○操作方法
１） 入力電源スイッチ『ＰＯＷＥＲ』①の「｜」を押し、「ＯＮ」にします。
２） プリセットキー『ＰＲＥＳＥＴ』⑱を押し、プリセット表示ランプ⑲を点灯させます。
３） 下記設定方法により、電圧・電流制限・ＯＶＰ・ＯＣＰの設定を行います。
【電圧設定】
Ａ．『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを何度か押し、電圧設定表示ランプ『ＶＯＬＴ』④を点灯させます。電圧計『Ｖ』②には、電圧設定値が表示されます。
Ｂ．設定／選択つまみ『ＡＤＪＵＳＴ』⑪を回し、希望する電圧値を設定します。
Ｃ．『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を点灯させると、『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで粗い設定ができます。
（もう一度『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。）【電流制限設定】
Ａ．『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを押し、電流設定表示ランプ『ＣＵＲＲ』⑤を点灯させます。電流計『Ａ』③には、電流制限値が表示されます。
Ｂ．『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみを回し、希望する電流制限値を設定します。
Ｃ．『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を点灯させると、『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで粗い設定ができます。（もう一度『ＣＯＡＲＳＥ』⑫
キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。）【ＯＶＰ（過電圧保護）設定】
Ａ．『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを押し、ＯＶＰ表示ランプ『ＯＶＰ』⑥を点灯させると、電圧計『Ｖ』②には、ＯＶＰ設定値が表示されます。
Ｂ．『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみを回し、希望するＯＶＰ設定値を設定します。
Ｃ．『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を点灯させると、『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで粗い設定ができます。（もう一度『ＣＯＡＲＳＥ』⑫
キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。）- 27 -

第３章 基本的な使い方【ＯＣＰ（過電流保護）設定】
Ａ．『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを押し、ＯＣＰ表示ランプ『ＯＣＰ』⑦を点灯させます。電流計『Ａ』③には、ＯＣＰ設定値が表示されます。
Ｂ．『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみを回し、希望するＯＣＰ設定値を設定します。
Ｃ．『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を点灯させると、『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで粗い設定ができます。（もう一度『ＣＯＡＲＳＥ』⑫
キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。）
４） 『ＰＲＥＳＥＴ』⑱キーを押し、プリセット表示ランプ⑲を消灯させると設定が確定されます。（設定を無効にするにはＣＬＥＡＲキー『ＣＬＥＡＲ』を押します。）
５） 出力ＯＮ／ＯＦＦキー『ＯＵＴＰＵＴ』⑭を押すと、出力電圧が立ち上がります。また、出力表示ランプ『ＯＵＴＰＵＴ』⑮と定電圧ランプ『ＣＶ』⑧が点灯します。
６） さらに、『ＯＵＴＰＵＴ』⑭キーを押すと、出力は「ＯＦＦ」となり、押すたびに、「ＯＮ」→「ＯＦＦ」→「ＯＮ」………を繰り返します。
７） 負荷電流が電流制限値を超えると定電流動作へ移行し、出力電圧を低下させて負荷電流を制限内に抑えます。このとき定電流ランプ「ＣＣ」⑨が点灯します。
８） プリセットの設定は、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」、「ＯＦＦ」に関わらず設定できます。
（ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」でプリセットの操作をしても確定（プリセット表示ランプ消灯）するまで実際の設定は変わりません。）
プリセット表示ランプ消灯の状態で『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみを回すと、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」、「ＯＦＦ」に関わらず、『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみを回した分だけ変化した値に設定します。

- 28 -

第３章 基本的な使い方

このページは白紙です- 29 -

第３章 基本的な使い方

３．３ 定電流電源としての定電流電源としての使としての使い方8
2
10

4

KX-100L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

6

7

LIMIT

CC

REMOTE

OVP
CURR

5

CV

LOCAL

OCP
MEMORY
B

A

C

STORE

OUTPUTLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

VOLT/CURR

POWER

3

15
14

ADJUST

19

18

9

ITEM SEL.

20

COARSE11
ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

28

-

GND

+
13

1

27

12

図３－２ フロントパネル- 30 -

第３章 基本的な使い方○操作方法
１） 入力電源スイッチ『ＰＯＷＥＲ』①の「｜」を押し、「ＯＮ」にします。
２） プリセットキー『ＰＲＥＳＥＴ』⑱を押し、プリセット表示ランプ⑲を点灯させます。
３） 下記設定方法により、電流・電圧制限・ＯＶＰ・ＯＣＰの設定を行います。
【電流設定】
Ａ．『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭＳＥＬ』⑳キーを何度か押し、電流設定表示ランプ『ＣＵＲＲ』⑤を点灯させます。電流計『Ａ』③には、電流設定値が表示されています。
Ｂ．設定／選択つまみ『ＡＤＪＵＳＴ』⑪を回し、希望する電流値を設定します。
Ｃ．ＣＯＡＲＳＥキー『ＣＯＡＲＳＥ』⑫を押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を点灯させると、『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで粗い設定ができます。
（もう一度『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。）【電圧制限設定】
Ａ．『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを押し、電圧設定表示ランプ『ＶＯＬＴ』④を点灯させます。電圧計『Ｖ』②には、電圧制限値が表示されています。
Ｂ．『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみを回し、希望する電圧制限値を設定します。
Ｃ．『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を点灯させると、『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで粗い設定ができます。（もう一度『ＣＯＡＲＳＥ』⑫
キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。）【ＯＶＰ（過電圧保護）設定】
Ａ．『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを押し、ＯＶＰ表示ランプ『ＯＶＰ』⑥を点灯させます。電圧計『Ｖ』②には、ＯＶＰ設定値が表示されています。
Ｂ．『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみを回し、希望するＯＶＰ設定値を設定します。
Ｃ．『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を点灯させると、『ＡＤＪＳＴ』⑪つまみで粗い設定ができます。（もう一度『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。）- 31 -

第３章 基本的な使い方【ＯＣＰ（過電流保護）設定】
Ａ．『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを押し、ＯＣＰ表示ランプ『ＯＣＰ』⑦を点灯させます。電流計『Ａ』③には、ＯＣＰ設定値が表示されています。
Ｂ．『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみを回し、希望するＯＣＰ設定値を設定します。
Ｃ．『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を点灯させると、『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで粗い設定ができます。（もう一度『ＣＯＡＲＳＥ』⑫
キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。）
４） 『ＰＲＥＳＥＴ』⑱キーを押し、プリセット表示ランプ⑲を消灯させると設定が確定されます。（設定を無効にするには『ＣＬＥＡＲ』キーを押します。）
５） 出力ＯＮ／ＯＦＦキー『ＯＵＴＰＵＴ』⑭を押すと、電流が出力されます。また、出力表示
ランプ『ＯＵＴＰＵＴ』⑮と定電流ランプ『ＣＣ』⑨が点灯します。
６） さらに、『ＯＵＴＰＵＴ』⑭キーを押すと、出力は「ＯＦＦ」となり、押すたびに「ＯＮ」→「ＯＦＦ」→「ＯＮ」………を繰り返します。
７） 負荷電圧が電圧制限値を超えると定電圧動作へ移行し、出力電圧を低下させて制限電圧に抑えます。このとき定電圧ランプ「ＣＶ」⑧が点灯します。
８） プリセットの設定は、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」、「ＯＦＦ」に関わらず設定できます。
（ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」でプリセットの操作をしても確定（プリセット表示ランプ消灯）するまで実際の設定は変わりません。）
プリセット表示ランプ消灯の状態で『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみを回すと、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」、「ＯＦＦ」に関わらず、『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみを回した分だけ変化した値に設定します。

- 32 -

第３章 基本的な使い方

このページは白紙です- 33 -

第３章 基本的な使い方

３．４ 背面端子台の背面端子台の使い方

ＫＸシリーズは、背面に端子台を設けてあります。
この端子台には、出力ＯＮ／ＯＦＦ制御端子、リモートセンシング端子、出力端子があります。
32

TERMINATION

33

+Ｓ

35

+

36

-

34

-Ｓ

37
38

ON
OFF

42

SERIAL
IF(2)41

SERIAL
IF(1)

40

NC

～ LINE

EXT
ON/OFF
39

43

LINE VOLTAGE IS
INDICATED ON THE BOTTOM

図３－３ リアパネル- 34 -

第３章 基本的な使い方
３．４－１ 外部接点による外部接点による出力
による出力の
出力のＯＮ／ＯＦＦ

小容量の接点、またはフォトカプラの出力で本器の出力を「ＯＮ／ＯＦＦ」することができます。
接点容量が５Ｖ、２．５ｍＡ以上の小信号用リレーまたはスイッチ、フォトカプラを使用
します。
！ 注意

・電磁接触器の主接点やパワーリレー等電力用接点は適しません。

！

外部接点による出力ＯＮ／ＯＦＦ制御を『有効』にするには内部設定を変更する必要があります。
工場出荷設定では『無効』になっています。
設定方法は、下記の通りです。
１）『ＣＬＥＡＲ』キーを押します。
２）『ＦＵＮＣ』キーを押すと上段の電圧計『Ｖ』②の数字が点滅します。
３）『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで『Ｖ』②が示す項目番号を「３」に選択します。
４）『ＶOLT／ＣURR ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを押すと下段の電流計『Ａ』③の数
字が点滅します。
５）『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで『Ａ』③電流計が示す設定内容を「１」に選択します。
６）『ＦＵＮＣ』キーを押し、内部設定を終了します。
（内部設定を途中で解除したいときは『ＣＬＥＡＲ』キーを押します。）
これで外部接点による、出力ＯＮ／ＯＦＦが有効となります。
項目番号と設定内容は、それぞれ『Ｖ』②電圧計表示と『Ａ』③電流計表示に戻ります。
＊解除方法は、上記５）の設定時に『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで『Ａ』③電流計が示す
設定内容を「０」に選択します。
フォトカプラまたは接点
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

NC

EXT
ON/OFF

接点開：出力ＯＦＦ
接点閉：出力ＯＮ
図３－４

外部接点による、出力のＯＮ／ＯＦＦ- 35 -～ LINE

第３章 基本的な使い方
３．４－２ リモートセンシング

出力端子から負荷までの電圧降下が問題となる場合、リモートセンシングにより、配線の電圧降下を補償することができます。
補償できる電圧は片道１Ｖまでです。
ショートバーを取り外し、図３－５のように配線してください。

＋Ｓ

Ｃ３
－
＋
Ｃ４
－
＋

＋Ｓ
+Ｓ

より合わせる

+
-

Ｃ１ Ｃ２
＋
－

＋
負荷
－

-Ｓ

－Ｓ

－Ｓ
NC
EXT
ON/OFF

ツイストペア線
Ｃ１ ：電解コンデンサ １００～１０００μＦ 負荷端での出力リップル・ノイズを低減させたいときに接続する。
Ｃ２ ：フィルムコンデンサ １～１０μＦ
Ｃ３，４：電解コンデンサ １６Ｖ ４７０μＦ（負荷までの配線が長い場合に接続する）
図３－５ リモートセンシング！ 危険・端子に結線するときは、必ず入力電源スイッチを「ＯＦＦ」にしてから行なって下さい。
・ＫＸ－１００Ｈの最大出力電圧はＤＣ１６０Ｖです。
ご使用の際には、必ず背面保護カバ－を取り付けて下さい。
また、前面出力端子を使用しない場合には付属の保護キャップを「＋」、「－」端子に取付けてご使用下さい。
※背面保護カバ－及び前面出力端子用保護キャップはＫＸ－１００Ｈのみ- 36 -！

第３章 基本的な使い方

３．５ メモリ機能
メモリ機能の機能の使い方電圧、電流の設定値を「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の３つのメモリへ書き込み、読み出すことができます。
３．５－１ メモリへの書
メモリへの書き込み

１）あらかじめ電圧（ＣＶ）、電流（ＣＣ）の設定値を保存したい値に設定しておきます。
２）『ＳＴＯＲＥ』キーを押します。
現在の設定値が電圧計『Ｖ』②、電流計『Ａ』③に点滅表示されます。
（書き込みを解除したいときは、『ＣＬＥＡＲ』キーを押します。）
３）保存先のメモリ『Ａ』、『Ｂ』、『Ｃ』のいずれかのキーを１秒以上押すと、点滅
スピードが早くなり書き込みが終了します。
４）メモリキーを放すと、電圧計『Ｖ』②、電流計『Ａ』③は計測表示に戻ります。
（ＯＵＴＰＵＴがＯＦＦの状態でもメモリへの書き込みは可能です。）

３．５－２ メモリの読
メモリの読み出し

１）読み出したい『Ａ』、『Ｂ』、『Ｃ』のいずれかのキーを押します。
保存されている電圧、電流設定値が電圧計『Ｖ』②、電流計『Ａ』③に点滅表示されます。
（読み出しを解除したいときは、『ＣＬＥＡＲ』キーを押します。）
２）再度、同じメモリキーを１秒以上押すと、点滅スピードが早くなり読み出しが終了します。
３）メモリキーを放すと、電圧計『Ｖ』②、電流計『Ａ』③は計測表示に戻ります。
４）『OUTPUT』⑭キーを押すと、読み出したメモリ内容にて動作します。
（ＯＵＴＰＵＴがＯＮの状態でもメモリへの読み出しは可能です。）- 37 -

第３章 基本的な使い方

３．６ 内部設定方法

１０項目の内部パラメータ設定を行います。設定できる項目はデバイスアドレス、ボーレート、
パリティ、外部接点によるＯＮ／ＯＦＦ、シンク機能のＯＮ／ＯＦＦ、ＰＯＷＥＲ「ＯＮ」時の
ＯＵＴＰＵＴ状態、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＦＦ」時の電圧計及び電流計の表示、ＬＯＣＫのモード選
択、ＣＯＡＲＳＥ・電圧ステップ、ＣＯＡＲＳＥ・電流ステップです。
３．６－１ 内部設定手順

１）ファンクションキー『ＦＵＮＣ』を押します。
電圧計『Ｖ』②が点滅します。
上段『Ｖ』②電圧計と下段『Ａ』③電流計の表示は、それぞれ項目番号と設定値を示します。
２）『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで『Ｖ』②が示す項目番号を変更します。
３）『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを押すと、『Ａ』③電流計が示す設
定値が点滅します。
４）『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで『Ａ』③が示す設定値を変更します。
５）『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを押すたびに、設定対象が項目番号→設定値→項目番号→………と変わります。
６)設定が終了したら、再度『ＦＵＮＣ』キーを押します。
（設定を無効にするには、『ＦＵＮＣ』キーを押す前に『ＣＬＥＡＲ』キーを押します。）
項目番号と設定内容は、それぞれ『Ｖ』②電圧計と『Ａ』③電流計の表示に戻ります。
７)デバイスアドレス、ボーレート、パリティ、のいずれかを変更したときは『ＰＯＷＥＲ』①を押し「ＯＦＦ」にして下さい。
再び、『ＰＯＷＥＲ』①を「ＯＮ」にすると設定が変更されます。

次ページ表３．１に内部設定項目を示します。

- 38 -

第３章 基本的な使い方
表３－１ 内部設定項目内容
項目番号 設定項目
０
デバイスアドレス
１
ボーレート
２

パリティ

３

外部接点による ON／OFF

４
５
６
７
８
９

シンク機能の ON／OFF

設定値の範囲と内容
初期値
１～５０
１
０＝２４００ｂｐｓ
１＝9600bps
１＝９６００ｂｐｓ
２＝３８４００ｂｐｓ
０＝なし
０=なし
１＝ＯＤＤ（奇数）２＝ＥＶＥＮ（偶数）
０＝無効
０＝無効
１＝有効(ｵ-ﾌﾟﾝ：出力 OFF､ｼｮ-ﾄ：出力 ON）
２＝ｵ-ﾌﾟﾝ：出力 OFF（出力強制停止）
ｼｮ-ﾄ：通常動作

０＝ＯＦＦ
１＝ＯＮ
１＝ＯＮ
POWER｢ON｣時の
０＝ＯＦＦ
０＝ＯＦＦ
OUTPUT の状態
１＝ＯＮ
OUTPUT｢OFF｣時の電圧計 ０＝計側値表示
０＝計測値
及び、電流計の表示
１＝設定値表示
ＬＯＣＫのモード選択
０＝ＬＯＣＫ以外無効
０＝LOCK 以外
１＝ＯＵＴＰＵＴ、ＬＯＣＫ以外無効
無効
２＝設定／選択つまみ以外無効
ＣＯＡＲＳＥ・電圧ステップ ０≦Ｓ≦９９９
Ｌ－ＴＹＰＥ ５０（0.5V／ｽﾃｯﾌﾟ）
幅設定
Ｈ－ＴＹＰＥ ５０（ 2V／ｽﾃｯﾌﾟ）
ＣＯＡＲＳＥ・電流ステップ ０≦Ｓ≦９９９
Ｌ－ＴＹＰＥ ２０（ 0.1A／ｽﾃｯﾌﾟ）
幅設定
Ｈ－ＴＹＰＥ ２０（20mA／ｽﾃｯﾌﾟ）
表３．２ ＣＯＡＲＳＥステップ幅設定分解能（Ｌ）
ＫＸ－１００Ｌ

ＫＸ－１００Ｈ

電圧

10mV

40mV

電流

5mA

1mA

※ＣＯＡＲＳＥステップ幅＝Ｓ×Ｌ（mV または mA）- 39 -

第３章 基本的な使い方

３．７ 保護回路の保護回路の動作
３．７－１ 過電圧保護回路（
過電圧保護回路（OVP：OVP：Over Voltage Protector）
rotector）

本器の回路故障、誤操作、定電流モードでの負荷オープンなどにより、過電圧が発生した
場合にスイッチングを停止し、負荷を保護することができます。
ＯＶＰの動作電圧は定格の５％から定格の１１０％まで任意に設定することができます。
（Ｈ－ＴＹＰＥ：定格の２％から定格の１１０％）ＯＶＰ回路が２ｍｓ以上の幅で過電圧を検出するとスイッチングを停止することで出力を「ＯＦＦ」にし、負荷を保護します。

○設定の方法１）プリセットキー『ＰＲＥＳＥＴ』⑱キーを押し、プリセット表示ランプ⑲を点灯させます。
２）『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを押し、『ＯＶＰ』⑥ランプ点灯させると、電圧計『Ｖ』②に現在のＯＶＰ設定値が表示されます。
３）『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみでＯＶＰ動作値を設定します。
『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を点灯させると、『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで、粗い設定ができます。
（もう一度『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を消灯させと細かい設定に戻ります。）
４）再度『ＰＲＥＳＥＴ』⑱キーを押すと、設定が確定し、電圧計『Ｖ』②は計測表示に戻ります。（設定を無効にするには『ＣＬＥＡＲ』キーを押します。）
ＯＶＰの設定は、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」、「ＯＦＦ」にかかわらず設定できます。
また、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」でプリセットの設定をしても、プリセット表示ランプを消すまで
ＯＶＰの設定値は変わりません。
ＯＶＰが動作すると、ＯＶＰ表示ランプが点滅します。
ＯＶＰを解除するには、原因を取り除いた後、入力電源スイッチ『ＰＯＷＥＲ』①を一旦ＯＦＦにし、再度「ＯＮ」にして下さい。

- 40 -

第３章 基本的な使い方
３．７－２ 過電流保護回路（ＯＣＰ：
過電流保護回路（ＯＣＰ：O
rotector）（ＯＣＰ：Over Current Protector）

負荷の短絡などで過電流が発生した場合に、スイッチングを停止し、負荷を保護することができます。
ＯＣＰの動作電流は、定格の１０％～１１０％まで任意に設定することができます。
ＯＣＰ回路が１００ｍｓ以上の幅で過電流を検出すると、スイッチングを停止することで出力をＯＦＦにし、負荷を保護します。

○設定の方法１）『ＰＲＥＳＥＴ』⑱キーを押し、プリセット表示ランプ⑲を点灯させます。
２）『ＶＯＬＴ／ＣＵＲＲ ＩＴＥＭ ＳＥＬ』⑳キーを押し、過電流表示ランプ『ＯＣＰ』⑦
点灯させると、電流計『Ａ』③に現在のＯＣＰ設定値が表示されます。
３）『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみでＯＣＰ動作値を設定します。
『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を点灯させると、『ＡＤＪＵＳＴ』⑪つまみで、粗い設定ができます。
（もう一度『ＣＯＡＲＳＥ』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を消灯させと細かい設定に戻ります。）
４）再度『ＰＲＥＳＥＴ』⑱キーを押すと、設定が確定し、電流計『Ａ』③は計測表示に戻ります。（設定を無効にするには『ＣＬＥＡＲ』キーを押します。）
ＯＣＰの設定は、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」、「ＯＦＦ」にかかわらず設定できます。
また、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」でプリセットの設定をしても、プリセット表示ランプ⑲を消灯させるまでＯＣＰの設定値は変わりません。
ＯＣＰが動作すると、ＯＣＰ表示ランプが点滅します。
ＯＣＰを解除するには、原因を取り除いた後、入力電源スイッチ『ＰＯＷＥＲ』①を一旦ＯＦＦにし、再度「ＯＮ」にして下さい。

- 41 -

第３章 基本的な使い方
３．７－３ 過電力保護回路（ＯＰＰ：
過電力保護回路（ＯＰＰ：O
rotector）（ＯＰＰ：Over Power Protector）

出力電力値が１０２Ｗを超えたとき、『ＬＩＭＩＴ』⑩ランプが点灯します。
１０２Ｗ～１１５Ｗの過電力状態が１０秒以上続くと、出力を「ＯＦＦ」にします。
また、出力電力が１１５Ｗ以上になると、２秒以内に出力を「ＯＦＦ」にします。
原因を取り除いた後、ＯＵＴＰＵＴを「ＯＮ」にすると、ＯＰＰは解除され復旧します。

３．７－４ 過温度保護回路（ＯＨＰ：
過温度保護回路（ＯＨＰ：O
rotector）（ＯＨＰ：Over Heat Protector）

内部の放熱器温度が８５℃以上に上昇すると、スイッチングを停止し、出力を「ＯＦＦ」にします。
ＯＨＰが動作すると、電圧計『Ｖ』②の表示に「Ｅｒｒ」を表示します。
また、電流計『Ａ』③の表示は「０１」を表示します。
ＯＨＰを解除するには、原因を取り除いた後、入力電源スイッチを一旦ＯＦＦにして
下さい。

！ 注意

・ 上面や
上面や側面の側面の放熱穴をふさぐと放熱穴をふさぐとＯＨＰをふさぐとＯＨＰがＯＨＰが動作する
動作する場合する場合があります
場合があります。
があります。本器をラックマウントする
本器をラックマウントする ！
場合は場合はＫＸシリーズ
ＫＸシリーズ用
シリーズ用ラックマウントホルダ「ＲＨ－ＫＸ」
ラックマウントホルダ「ＲＨ－ＫＸ」を「ＲＨ－ＫＸ」を使用して使用して下して下さい。
さい。
・ 入力電源再投入後、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」
入力電源再投入後、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」できない、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」できない場合
できない場合には
場合には、には、放熱器が放熱器が十分に十分に冷却されてない
冷却されてない可
されてない可 ！
能性があります能性があります。
があります。
！ 警告

・ 上面に上面に放熱穴があり放熱穴があり熱があり熱くなります。
くなります。長時間触ると長時間触ると火傷
ると火傷をする
火傷をする場合をする場合がありますので場合がありますので触がありますので触らないで
下さい。
さい。

- 42 -

第４章 外部コントロール使用方法

第４章

外部コントロール使用方法

第 ４ 章
外部コントロール
使用方法

この章では、本器を外部からコントロールする方法を説明します。
４．１ シリアル通信機能 ·············································４４４．２ 多チャンネル接続 ·············································４５４．３ シリアルポート設定 ···········································４６４．４ コマンド送信間隔 ·············································４６４．５ アクセス方法 ·················································４７
４．６ コマンド説明 ·················································４９４．７ ＫＸシリーズ通信コマンド ·····································５０- 43 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．１ シリアル通信機能
シリアル通信機能
本器にはシリアル通信による外部コントロール機能があり、コンピュータ、シーケンサ等のＣＯＭポート（ＲＳ２３２Ｃ）よりコントロールすることができます。
図４－１に外部コントロールコネクタ『SERIAL IF (1)』のコネクタ形式を示します。0本器の本器のＣＴＳ信号
ＣＴＳ信号を
信号をＯＮすることによりＯＮすることにより通信することにより通信が通信が可能となります
可能となります。
となります。
ＣＴＳ信号
ＣＴＳ信号を
信号をＯＮすることによりＯＮすることにより、することにより、本器の本器のＲＴＳ信号
ＲＴＳ信号、ＤＴＲ
信号、ＤＴＲ信号、ＤＴＲ信号が信号がＯＮになります
ＯＮになります。
になります。
本体側：Ｄ－ＳＵＢ９ピン（オス）

５・
・・
１

９
・
・
６

SERIALIF (1)【ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ､ｼ-ｹﾝｻを接続する場合】

ピンＮｏ.
１
３
５
７
９

名称
ＮＣ
ＴＸ
ＧＮＤ
ＲＴＳ
ＮＣ

IN/OUT
OUT
OUT
-

ピンＮｏ.
２
４
６
８

名称
ＲＸ
ＤＴＲ

ＤＳＲ
(未使用)

ＣＴＳ

IN/OUTIN
OUT
IN

下記結線を持つ､ﾊﾟｿｺﾝ用ｼﾘｱﾙｲﾝﾀ-ﾌｪ-ｽｹ-ﾌﾞﾙを使用して下さい。
結線図
KX側
ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ側（D-Sub 9pinﾒｽ）（D-Sub 9pinﾒｽ）

RX（2）
TX（3）
DTR（4）
GND（5）
DSR（6）
RTS（7）CTS（8）RX（2）TX（3）
DTR（4）
GND（5）
DSR（6）
RTS（7）CTS（8）

図４―１ 外部コントロールコネクタ『SERIAL IF (1)』ピン配置
本器を複数台制御するとき、２台目以降は『SERIAL IF (2)』を使用し、接続します。
図４－２に外部コントロールコネクタ『SERIAL IF (2)』コネクタの形式を示します。
『SERIAL IF (2)』はＲＳ４８５規格に準拠した電気的仕様になっています。
本体側：ＲＪ－４５（メス）SERIALIF (2)

８
・
・
１

ピンＮｏ.
１
３
５
７

名称
ＮＣ
ＴＸ＋
ＲＸ＋
ＮＣ

IN/OUT ピンＮｏ.
２
OUT
４
IN
６
８

図４―２ 外部コントロールコネクタ『SERIAL IF (2)』ピン配置- 44 -

名称
ＮＣ
ＴＸ－
ＲＸ－
ＮＣ

IN/OUTOUTIN-

第４章 外部コントロール使用方法

４．２ 多チャンネル接続
チャンネル接続
１台のコンピュータで複数台のＫＸシリーズを制御するシステムを図４－３示します。
ＫＸにそれぞれ、独立したアドレスを設定すると、１個のＲＳ２３２－Ｃポートで最大３１台のＫＸシリーズ直流電源が制御できます。

！ 注意
・ＫＸシリーズは直列接続及び、並列接続は出来ません。
TERMINATIONTERMINATION

KXC-300(※)

ON
OFF

+Ｓ
+
-

TERMINATION
ON
OFF

+Ｓ
+

SERIAL
IF(2)

-

-Ｓ

TERMINATION

KXC-300(※)

ON
OFF

TERMINATION
ON
OFF

ON
OFF

TERMINATION
ON
OFF

+Ｓ
+

SERIALIF(2)--Ｓ
SERIAL
IF(1)

NC

！

SERIALIF(2)-Ｓ
SERIALIF(1)NC～ LINE
ﾙ
ﾞ
ﾌ
ｹ
ｽ
ﾛ
ｸ
C
2
3
2
S
R

ＫＸシリーズ 1
RS-232C
パソコン等

SERIALIF(1)NC～ LINEＫＸシリーズ 2～ LINEＫＸシリーズ 31※本器を複数台接続する場合はオプションケーブル（別売）ＫＸＣ－３００（３００ｍｍ）
をご使用下さい。

図４－３ ＫＸシリーズ多チャネル接続

本器を多チャネル接続するとき、『SERIAL IF (1)』に接続できるパソコン（ＲＳ－２３２C端末）は一台だけです。また、『SERIAL IF (2)』に２本のケーブルを接続する電源は

『TERMINATION』 スイッチ（P34,図 3-3）を「ＯＦＦ」に設定して下さい。

『SERIAL IF (2)』に１本の接続または接続なしの場合は『TERMINATION』 スイッチ
（P34,図 3-3）を「ＯＮ」にして下さい。ただし、Rev2.00 以降と Rev2.00 未満のＫＸシリー

ズを混在して接続する場合は、全ての『TERMINATION』 スイッチを「ＯＦＦ」にして下さい。
Rev 番号は本体底面にあります。Rev 番号シールが無い場合は Rev2.00 未満です。
１個のＲＳ－２３２Ｃポートに対して、ＫＸシリーズを最大３１台接続し、多チャンネル
電源としてコントロールすることができます。

- 45 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．３ シリアルポート設定
シリアルポート設定
ＫＸ電源のシリアルポート設定について記述します。

表４－１ シリアルポート設定
項目
設定値の範囲通信速度
2400、9600、38400bps
データ帳
8bit（ 定）パリテ
NOT、O 、E EN
ストッット
1bit（ 定）
ロー制御
無し

固
DD V
固
フ
※下線部はＫＸ電源の初期設定を意味します。
ィ
プビ

わ

パソコン（通信端末）側のシリアルポート設定をＫＸ電源のシリアルポート設定と合 せて下さ

異
確
転
ィ 前
Ｃキー』押下による内部設定状態時、項目１『ボーレート設定』及び項目２『パリティ設定』にて変更可能です。

い。設定が なると通信が 立しません。ＫＸ電源の 送速度及びパリテ は、 面の『ＦＵＮ

！ 注意

・

KX シリーズでは、フロー制御を行いませんが、RTS/CTS 信号は、通信を確立する上で必要な！
信号ですので、必ず結線して下さい。

４．４ コマンド送信間隔
コマンド送信間隔

フ

め連

ィ

本機には ロー制御機能がないた 、 続でコマンドを送信する場合は通信端末側でデ レイを持つ必要があります。受信に失敗した場合はアラームレスポンス「ALM128」を返します。
コマンド送信間隔の目安を以下に示します。
ビ覧
ディレイ時間
２００ms
５０ms
２０ms

コマンド送信間隔一ットレート
２４００bps
９６００bps
３８４００bps- 46 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．５ アクセス方法
アクセス方法

４．５－１ ＫＸ電源
ＫＸ電源とのアクセス
電源とのアクセス手順とのアクセス手順

内バ
バ
バイスアドレスの指定』コマンドで指定されたアドレスが一致すると、通信コマンドによる本器の制御が可能になります。この時、前面の『REMOTE』LED が点灯し、本器が通信コマンドによる制御を受け付け可能な状態（以下リモート制御状態と記述）であることを表示します。同時に、前面パネルからの制御を受け付けなくなります。（図４－４）
本器に設定されているデバイスアドレスとは違うアドレスの『デバイスアドレスの指定』コマンドを受信した時は、それ以後の通信コマンドによる制御を放棄します。再度、本器に対し通信コ
マンドによる制御を行う時は、『デバイスアドレスの指定』コマンドで、本器のデバイスアドレ
スを指定すると、コマンド制御が有効になります。
リ モ ート制御 状態 から、 前 面パネルによるロー カ ル制御 状態へ戻 すた め には、 前 面パネルの『LOCAL』キーを押下すると『REMOTE』LED が消灯し、ローカル制御状態になったことを表示します。以降、前面パネルからの制御が受け付け可能になります。
（図４－５）
ＫＸ電源は、 部設定の項目０『デ イスアドレス設定』にて設定したデ イスアドレスと、『デKX-100L

RS-232CＰＣ

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

ｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙ

CV

LIMIT

CC

REMOTE

LIMIT

OVP
CURR

LOCAL

OCP
A

MEMORYBLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

C

STORE

REMOTEOUTPUT

コマンド『A1(CR+LF)』送信

VOLT/CURR

点灯

ADJUSTLOCALITEM SEL.
COARSEPOWER

ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

-

+

GND

デバイスアドレス：１

モ

開始

図４-４ リ ート制御
KX-100L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

KX-100L

LIMIT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

CURR

LOCAL

OCP

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

OVP

CV

LIMIT

CC

REMOTE

LIMIT

消灯

OVP

CURR
OCP
A

MEMORYBLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

C

STORE

OUTPUT

POWER

VOLT/CURR

ADJUSTITEM SEL.

REMOTE
LOCAL

押す

COARSELOCALAMEMORYBLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

C

STORE

OUTPUT

POWER

VOLT/CURR

ADJUSTITEM SEL.
COARSEＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ-GNDＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ+

リモート制御状態

-

GND

+

ローカル制御状態モ

カ

図４-５ リ ート制御からロー ル制御- 47 -

REMOTE
LOCAL

第４章 外部コントロール使用方法

４．５－２ 多チャンネル接続時
チャンネル接続時の接続時の通信時 モ

例

本電源を２台接続した のリ ート制御 を記述します。

※接続構成

KXC-300

KX-100L

KX-100L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

CV

LIMIT

VOLT

CC

REMOTE

CURR

LOCAL

OCP

OVP

OCP

ｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙ

CV

LIMIT

CC

REMOTE

OVP

CURR

RS-232CREGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAXA

MEMORYBLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

C

STORE

LOCAL

A

MEMORYBLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

C

STORE

OUTPUT

ADJUSTITEM SEL.
COARSEPOWER

ＰＣ

OUTPUT

VOLT/CURR

VOLT/CURR

ADJUSTITEM SEL.
COARSEPOWER

ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ-GNDＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ+-

デバイスアドレス：１+

GND

デバイスアドレス：２① デバイスアドレス１に設定したＫＸ電源に対し、電圧５.５Ｖを設定。
KX-100L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

KX-100L

LIMIT

LIMIT

CV

OVP
CC

REMOTE

CURR

LOCAL

OCP

OCP
A

MEMORYBLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

C

STORE

REMOTEOUTPUT

コマンド

VOLT/CURR

ADJUST

LIMIT

CCREMOTE

LIMIT

LOCAL

A

MEMORYBLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

C

STORE

OUTPUTLOCALITEM SEL.
COARSE

POWER

VOLT/CURR

ADJUSTITEM SEL.

-

LOCAL

ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ+GNDREMOTECOARSEPOWER

ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ『A1,OV5.5(CR+LF)』送信

CV

OVP

CURR

ＰＣ

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

-

+

GND

５.５V が設定される② デバイスアドレス２に設定したＫＸ電源に対し、電圧７.５Ｖを設定。
コマンド『A2,OV7.5(CR+LF)』
KX-100L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

KX-100L

LIMIT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

CURR

LOCAL

OCP

OVP

OCP
A

MEMORYBLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

C

STORE

OUTPUT

コマンド『A2,OV7.5(CR+LF)』送信

CV

LIMIT

CC

REMOTE

LIMIT

OVP

CURR

ＰＣ

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-40V/0-10A 100W MAX

VOLT

POWER

VOLT/CURR

ADJUSTITEM SEL.
COARSEREMOTELOCALAMEMORYBLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

C

STORE

OUTPUT

LOCAL

POWER

VOLT/CURR

ADJUSTITEM SEL.
COARSEＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ-GNDREMOTELOCALＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ+-

設定電圧：５.５V

GND+

７.５V が設定される例

図４－６ 複数台接続- 48 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．６ コマンド説明
コマンド説明各

行 う各

読み込むコマンド

ＫＸシリーズの 設定を な コマンド及び、 設定を（リード ックコマンド）について記述します。

バ

４．６－１ コマンドの一括送出
コマンドの一括送出

各コマンドを１行の文字列で送ることができます。
各コマンドの区切りに、『，』（コンマ）を使用します。但し、１行に複数のアドレス指定コ
マンドが存在する場合はエラーとなります。
＜例＞A1,OT1/* アドレス１のＫＸ電源に対し、OUTPUT ON を設定 */＜例＞A1,OT1,A2,OT1 /* アドレス指定コマンドが複数あるためエラー */４．６－２ コマンドの誤設定
コマンドの誤設定

エラーとなる条件を満たした場合、ＫＸ電源は即座にテキスト『ALM128』を返します。コマンド入力途中にエラーが発生した場合は、デリミタを受信するまで復帰しません。そのため、『CR、LF、CR＋LF』の何れかを送信して下さい。
・ＫＸ電源のコマンドで使用している文字以外を使用した場合。
・各コマンドのパラメータが設定範囲を超えた場合。
・パラメータに 0～9 の数字、＋、－、小数点以外の文字、記号を送った場合。
・１つのパラメータに小数点を２個以上送った場合。
・コマンドとパラメータの間にスペースを送った場合。
＜例＞OV 35/* 電圧設定 35V */スペース・コマンドを小文字で送った場合。
＜例＞ov35
エラーにならない設定例
・パラメータに小数点を含めて、６桁以上送った場合、７桁以降は切り捨てられます。
＜例＞OV35.54378 → OV35.543
以下に示す

４．６－３ デリミタ

後

終 文字（デリミタ）を付加して下さい。使用可能

ＫＸ電源に送るコマンドの最 には、 端ミ

なデリ タを以下に記述します。
・CR
・LF

+

・CR LF

キャリッジリターン
ラインフィード
+

何 も ミ

扱

CR、LF、CR LF の れで デリ タとして います。

＜例＞デリミタに『CR＋LF』を付加した例を VisualBasic6.0 でのプログラミングにて示します。

/* Microsoft Comm Control コンポーネントを使用します */MSComm.Output = "A1" + vbCrLf /* デリミタ＜CR＋LF＞にて送信 */- 49 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．７ ＫＸシリＫＸシリーズ
シリーズ通信ーズ通信コマンド通信コマンド

４．７－１ 通信コマンド
通信コマンド一覧
コマンド一覧

モ
時 可
一覧表の掲載ページを参照して下さい。

覧

各

詳細は

ＫＸ電源のリ ート制御 に使用 能な通信コマンドの一 を示します。 コマンドの覧
名表４－２ 制御用通信コマンド一
制御コマンドの機能
コマンド
ロー ルアドレスの 定
出 電 の設定
Ｏ
出 電流の設定
ＯＣＯ
電 の設定
ＯＣ 電流の設定
ＣＯＵ
Ｕ スイッチの設定
Ｏ
シンク機能の設定
ＳＫ
設定パ メータのＣ
ア ームのリセットＲ
メ リー の出 電 の きＭメ リー の出 電流の き
Ｍ Ｃ
メ リーＢの出 電 の き
ＭＢ
メ リーＢの出 電流の き
ＭＢＣ
メ リーＣの出 電 の き
ＭＣ
メ リーＣの出 電流の き
ＭＣＣ
メ リー に
されている
を設定
Ｍ Ｓ
メ リーＢに
されている
を設定
ＭＢＳ
メ リーＣに
されている
を設定
ＭＣＳ

カ
指
力 圧
力
ＶＰ 圧
Ｐ
ＴＰ Ｔ
ラ
初期化
ラ
モ Ａ 力 圧 書 換え
モ Ａ 力 書 換えモ
力 圧 書 換えモ
力 書 換えモ
力 圧 書 換えモ
力 書 換えモ Ａ 保存
内容
モ
保存
内容
モ
保存
内容

Ａ
Ｖ
ＬＶ
Ｌ
Ｔ
Ｌ
Ａ
ＡＶ
Ａ
Ｖ
Ｖ
Ａ

バ

覧
名

表４－３ リード ックコマンド一
リード ックコマンドの機能
コマンド
設定パ メータのリード ック
Ｋ０
メ リー ののリード ック
Ｋ１
メ リーＢののリード ック
Ｋ２
メ リーＣののリード ック
Ｋ３
ア ームのリード ック
Ｋ４
データのリード ック
Ｋ５
電 のリード ック
Ｋ６
電流のリード ック
Ｋ７バ
ラバ
モ Ａ 内容
バ
モ
内容
バ
モ
内容
バ
ラ 情報
バ
計測
バ
計測 圧
バ
計測
バ

Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ

- 50 -

掲載ページ
５１ページ
５１ページ
５２ページ
５２ページ
５２ページ
５３ページ
５３ページ
５３ページ
５３ページ
５４ページ
５４ページ
５４ページ
５５ページ
５５ページ
５５ページ
５６ページ
５６ページ
５６ページ
掲載ページ
５７ページ
５７ページ
５８ページ
５８ページ
５９ページ
５９ページ
６０ページ
６０ページ

第４章 外部コントロール使用方法

４．７－２ 通信コマンド
通信コマンド詳細
コマンド詳細
ＫＸ電源の設定コマンドについて説明します。

Ａ：デバイスアドレスの指定

バ

機能：ＫＸ電源のデ イスアドレスを設定します。

書式：Ａ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：１～５０
左記以外の数値はソフトエラーとなります。
注意事項：同じシステム内において、KX 電源のアドレスが重複しないようにして下さい。
また、一度の送信に複数のアドレスの指定はできません。
＜例＞A1/* アドレス 1 の KX 電源を指定 */＜例＞A1,OT1,A2,OT1 /* アドレス指定コマンドが複数あるためエラー*/

ＯＶ：出力電圧の設定

力 圧
書式：ＯＶ＊

行

機能：出 電 の設定を ないます。

＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。
種プ
ＫＸ－Ｌタイプ
ＫＸ－ＨタイプＶ

機 （タイ ）

設定範囲（ ）～
０．００～１６３．８
０．００ ４０．９５＜例＞A1,OV10.5
注意：タイプ別の設定分解能により、設定データが丸めこまれる場合があります。
ＤＡＣに設定される値は下記計算式によって求めた整数部となります。
実際の設定データは、ＤＡＣデータと設定分解能を掛けた値となります。
ＤＡＣデータ＝（設定データ＋（設定分解能／２））／設定分解能
実際の設定データ＝ ＤＡＣデータ×設定分解能
・Ｌタイプにて OV10.518 を設定した場合
ＤＡＣデータ ＝（10.518＋0.005）／0.01 ＝ 1052（小数点以下切り捨て）
実際の設定データ ＝ 1052×0.01 ＝ 10.52Ｖ となります。
Ｈ プ V 5
ＤＡＣデータ ＝（10.581＋0.02）／0.04 ＝ 265（小数点以下切り捨て）
実際の設定データ ＝ 265×0.04 ＝ 10.6Ｖ となります。
・ タイ にて O 10. 81 を設定した場合。

- 51 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＯＣ：出力電流の設定

力
書式：ＯＣ＊

行

機能：出 電流の設定を ないます。

＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。
種プ
ＫＸ－Ｌタイプ
ＫＸ－ＨタイプＡ

機 （タイ ）

＜例＞A1,OC1.05

設定範囲（ ）～
０．０００～２．５５９

０．０００ １０．２３

ＬＶ：ＯＶＰ電圧の設定

ＶＰ電圧の設定を行ないます｡
書式：ＬＶ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機能：Ｏ

種

プ
ＫＸ－Ｌタイプ
ＫＸ－ＨタイプＶ

機 （タイ ）

設定範囲（ ）～
２．００～１７６．０
２．００ ４４．００＜例＞A1,LV10.5
ＬＣ：ＯＣＰ電流の設定
機能：ＯＣＰ電流の設定を行ないます｡
書式：ＬＣ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。
種プ
ＫＸ－Ｌタイプ
ＫＸ－ＨタイプＡ

機 （タイ ）

＜例＞A1,LC1.05

設定範囲（ ）～
０．２００～２．７５０

１．０００ １１．００- 52 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＯＴ：ＯＵＴＰＵＴスイッチの設定

ＴＰＵＴスイッチの設定を行ないます。
書式：ＯＴ＊
＊：設定値

機能：ＯＵ
設定値：

ＴＰＵＴ「ＯＦＦ」
１：ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」
０、１以外の数値はソフトエラーとなります。
０：ＯＵ＜例＞A1,OT0
ＳＫ：シンク機能の設定

行

機能：シンク機能の設定を ないます。

書式：ＳＫ＊＊：設定値

設定値：
０：シンク「ＯＦＦ」
１：シンク「ＯＮ」

フ エラーとなります。

０、１以外の数値はソ ト＜例＞A1,SK1
ＣＬ：設定パラメータの初期化

ラ
書式：ＣＬ＊

初期化を行ないます。
＊：設定値

機能：設定パ メータの設定値：

工 荷時設定になります。
１以外の数値はソフトエラーになります。
１： 場出＜例＞A1,CL1
ＡＲ：アラームのリセット
機能：各保護回路の保護動作とアラームステータス出力をリセットします。
書式：ＡＲ＊
＊：設定値
設定値：

ラ

１：ア ームをのリセットします。

フ エラーになります。

１以外の数値はソ ト＜例＞A1,AR1- 53 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＭＡＶ：メモリーＡの出力電圧の書き換え

モ Ａ 力 圧 書 換えを行ないます。
書式：ＭＡＶ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機能：メ リー の出 電 の き種プ
ＫＸ－Ｌタイプ
ＫＸ－ＨタイプＶ

機 （タイ ）

設定範囲（ ）～
０．００～１６３．８
０．００ ４０．９５＜例＞A1,MAV10.5
ＭＡＣ：メモリーＡの出力電流の書き換え機能：メモリーＡの出力電流の書き換えを行ないます。
書式：ＭＡＣ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。
種プ
ＫＸ－Ｌタイプ
ＫＸ－ＨタイプＡ

機 （タイ ）

設定範囲（ ）～
０．０００～２．５５９

０．０００ １０．２３＜例＞A1,MAC1.05
ＭＢＶ：メモリーＢの出力電圧の書き換え機能：メモリーＢの出力電圧の書き換えを行ないます。
書式：ＭＢＶ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。
種プ
ＫＸ－Ｌタイプ
ＫＸ－ＨタイプＶ

機 （タイ ）

＜例＞A1,MBV10.5

設定範囲（ ）～
０．００～１６３．８
０．００ ４０．９５- 54 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＭＢＣ：メモリーＢの出力電流の書き換え

モ

力

書 換えを行ないます。
書式：ＭＢＣ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機能：メ リーＢの出 電流の き

種プ
ＫＸ－Ｌタイプ
ＫＸ－ＨタイプＡ

機 （タイ ）

設定範囲（ ）～
０．０００～２．５５９

０．０００ １０．２３＜例＞A1,MBC1.05
ＭＣＶ：メモリーＣの出力電圧の書き換え機能：メモリーＣの出力電圧の書き換えを行ないます。
書式：ＭＣＶ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。
種プ
ＫＸ－Ｌタイプ
ＫＸ－ＨタイプＶ

機 （タイ ）

設定範囲（ ）～
０．００～１６３．８
０．００ ４０．９５＜例＞A1,MCV10.5
ＭＣＣ：メモリーＣの出力電流の書き換え機能：メモリーＣの出力電流の書き換えを行ないます。
書式：ＭＣＣ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。
種プ
ＫＸ－Ｌタイプ
ＫＸ－ＨタイプＡ

機 （タイ ）

＜例＞A1,MCC1.05

設定範囲（ ）～
０．０００～２．５５９

０．０００ １０．２３- 55 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＭＡＳ：メモリーＡに保存されている内容を設定

モ Ａ 保存されている内容を設定します｡
書式：ＭＡＳ
上記書式以外はソフトエラーとなります。

機能：メ リー に＜例＞A1,MAS
ＭＢＳ：メモリーＢに保存されている内容を設定

モ

保存されている内容を設定します。

機能：メ リーＢに

書式：ＭＢＳ
上記書式以外はソフトエラーとなります。

＜例＞A1,MBS
ＭＣＳ：メモリーＣに保存されている内容を設定

モ

保存されている内容を設定します｡

機能：メ リーＣに

書式：ＭＣＳ
上記書式以外はソフトエラーとなります。

＜例＞A1,MCS- 56 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．７－３ ＫＸ電源
ＫＸ電源リードバックコマンド
電源リードバックコマンド

バ

ＫＸ電源のリード ックコマンドについて説明します。

ＴＫ０：設定パラメータのリードバック

指

力 圧 力
ＶＰ、ＯＣＰ、ＯＵＴＰＵＴスイッチの状態、シンク設定の状態のリードバックを要求します。
書式：ＴＫ０
リードバックフォーマット：ＭＶ＊１，ＭＣ＊２，ＬＶ＊３，ＬＣ＊４，ＯＴ＊５、ＳＫ＊６＊１～＊６：リードバック値
リードバック値：
ＭＶ＊１：指定されたＫＸ電源の出力電圧設定値を表します。
ＭＣ＊２：指定されたＫＸ電源の出力電流設定値を表します。
ＬＶ＊３：指定されたＫＸ電源の過電圧保護設定値を表します。
ＬＣ＊４：指定されたＫＸ電源の過電流保護設定値を表します。
ＯＴ＊５：指定されたＫＸ電源のＯＵＴＰＵＴスイッチ状態を表します。
ＳＫ＊６：指定されたＫＸ電源のＳＩＮＫ状態を表します。
機能： 定されたアドレスのＫＸ電源に設定されている、出 電 、出 電流、Ｏ

＜例＞A1,TK0

70.000,10.23 ,44.000,11.000,0,1

ＴＫ１：メモリーＡの内容のリードバック

指モ Ａ 内容のリードバックを要求し

機能： 定されたアドレスのＫＸ電源に設定されている、メ リー のます。

書式：ＴＫ１
リードバックフォーマット：ＭＶ＊１，ＭＣ＊２＊１～＊２：リードバック値
リードバック値：
ＭＶ＊１：指定されたＫＸ電源の出力電圧設定値を表します。
ＭＣ＊２：指定されたＫＸ電源の出力電流設定値を表します。
＜例＞A1,TK1

70.000,10.23- 57 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＴＫ２：メモリーＢの内容のリードバック

指モ

内容のリードバックを要求し

機能： 定されたアドレスのＫＸ電源に設定されている、メ リーＢのます。

書式：ＴＫ２
リードバックフォーマット：ＭＶ＊１，ＭＣ＊２＊１～＊２：リードバック値
リードバック値：
ＭＶ＊１：指定されたＫＸ電源の出力電圧設定値を表します。
ＭＣ＊２：指定されたＫＸ電源の出力電流設定値を表します。
＜例＞A1,TK2
5.000,0.000
ＴＫ３：メモリーＣの内容のリードバック

指モ

内容のリードバックを要求し

機能： 定されたアドレスのＫＸ電源に設定されている、メ リーＣのます。

書式：ＴＫ３
リードバックフォーマット：ＭＶ＊１，ＭＣ＊２＊１～＊２：リードバック値
リードバック値：
ＭＶ＊１：指定されたＫＸ電源の出力電圧設定値を表します。
ＭＣ＊２：指定されたＫＸ電源の出力電流設定値を表します。
＜例＞A1,TK3
5.500,1.000- 58 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＴＫ４：アラーム情報のリードバック

指ラ 情報のリードバックを要求します。
書式：ＴＫ４
リードバックフォーマット：ＳＴＡＴ＊１＊１：リードバック値
リードバック値：
ＳＴＡＴ＊１：ＫＸ電源のアラームのリードバックを下記に表します。
ＳＴＡＴ＊＊＊＊＊＊＊
P_ON ：内部整流電圧 *=0：正常
1：異常OHP ：過温度保護*=0：正常1：異常
LIMIT：過電力保護*=0：正常1：異常OCP ：過電流保護*=0：正常1：異常OVP ：過電圧保護*=0：正常1：異常
CC ：定電流モード *=0：CC ではない 1：CC
CV ：定電圧モード *=0：CV ではない 1：CV
＜例＞A1,TK4
機能： 定されたアドレスのＫＸ電源のア ーム

STAT1000000

過電圧保護又は過電流保護が発生している時は、32 が、過温度保護が発生している時は 64 がそれぞれ通信アラームコード『ALM128』に加算されて表示されます。通信アラームコードは、コマンドの誤設定の条件を満たした時に表示されます。コマンドの誤設定に関する詳細は４．５－２コマンドの誤設定を参照下さい。
ＴＫ５：計測データのリードバック
機能：指定されたアドレスのＫＸ電源に電圧及び、電流値の計測データのリードバックを要求します。
書式：ＴＫ５
リードバックフォーマット：＊１Ｖ，＊２Ａ＊１～＊２：リードバック値
リードバック値：＊１：指定されたＫＸ電源の出力電圧測定値を表します。
＊２：指定されたＫＸ電源の出力電流測定値を表します。
＜例＞A1,TK5
10.500V,0.010A- 59 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＴＫ６：計測電圧のリードバック

指圧 計測データのリードバックを要求します。
書式：ＴＫ６
リードバックフォーマット：＊Ｖ＊：リードバック値
リードバック値：＊：指定されたＫＸ電源の出力電圧測定値を表します。
＜例＞A1,TK6
10.500V
機能： 定されたアドレスのＫＸ電源に電 値のＴＫ７：計測電流のリードバック

指計測データのリードバックを要求します。
書式：ＴＫ７
リードバックフォーマット：＊Ａ＊：リードバック値
リードバック値：＊：指定されたＫＸ電源の出力電流測定値を表します。
＜例＞A1,TK7
機能： 定されたアドレスのＫＸ電源に電流値の0.010A- 60 -

第５章 保 守
第５章

保

守

第

５
保

章
守

この章では、本器の保証期間、保守サービス、日常の点検等について説明します。
５．１ 保証期間について ·····································································６２
５．２ 保守サービスについて ·······························································６２
５．３ 保守と点検 ··············································································６２- 61 -

第５章 保 守

５．１ 保証期間について保証期間について納入品の保証期間は、納入から１年間といたします。この期間中に当社の責任による、製造上および部品の劣化による故障を生じた場合は、無償修理を行ないます。ただし天災、取扱いの誤り等による故障、当社外において改造などが行なわれた製品の修理は有償となります。

５．２ 保守サービスについて
保守サービスについて納入後２年目以降は有償となります。
随時、保守サービスは行なっており、その都度料金を申し受けします。

５．３ 保守と保守と点検

いつまでも初期の性能を保ちさらに不測の事故を未前に防ぐために、一定期間ごとに点検をお願いします。
① カバー、パネル面薄めた中性洗剤かアルコールを布につけ軽く拭き取りして、からぶきしてください。
② 入出力ケーブル
入出力ケーブルにキズ等がないか点検してください。

！ 危険・弊社の係員または弊社の指定するサービスマン以外の方は、本器のカバーを外したり、分解したりしないでください。
本器の内部には高電圧を発生する部分があり、誤って触れますと感電する危険があります。

- 62 -

第６章 仕 様
第６章

仕

様

第

６
仕

章
様

この章では、仕様ついて説明します。
６．１ 出力仕様 ·················································································６４
６．２ 入力仕様 ·················································································６４６．３ 定電圧特性 ··············································································６４
６．４ 定電流特性 ··············································································６５
６．５ レスポンス ··············································································６５６．６ 計測・表示 ··············································································６５
６．７ 保護機能 ·················································································６６
６．８ リモートセンシング ··································································６６６．９ 出力ＯＮ／ＯＦＦ制御 ·······························································６６６．１０ ＲＳ－２３２Ｃによる制御······················································６７６．１１ その他の機能 ········································································６７６．１２ 絶縁・耐圧 ···········································································６７６．１３ 冷却 ····················································································６８
６．１４ 動作環境 ··············································································６８
６．１５ 寸法・質量 ···········································································６８
６．１６ 添付品 ·················································································６８- 63 -

第６章 仕 様

６．１ 出力仕様
TYPE

Ｌ

Ｈ

出力電圧

0～40V

0～160V

出力電流

0～10A

0～2.5A

最大出力電力100W

６．２ 入力仕様
TYPE

Ｌ

動作電源

Ｈ

単相 90～125V 45～65Hz（工場出荷オプションで、単相 180～250V 45～65Hz に変更できます。
）

入力電流

＊１

入力力率

＊１

0.5 以上

電力効率

＊１

70％以上

約 2.8A

突入入力(ﾋﾟｰｸ値)

20A 以下６．３ 定電圧特性
TYPE

Ｌ

Ｈ

ﾛｰﾄﾞﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ＊２

0.02%+5mV 以下

0.01%+10mV 以下

ﾗｲﾝﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ＊３

0.01%+5mV 以下

0.01%+8mV 以下

ﾘｯﾌﾟﾙ（実効値）＊４

5mVRMS

12mVRMS

ﾉｲｽﾞ（Ｐ－Ｐ） ＊５

50mVp-p

40mVp-p

温度係数（代表値）±100ppm/℃±100ppm/℃＊６2msec 以内

2msec 以内

約 0.25A

約 0.1A10mV

40mV

0.2%±40mV

0.2%±80mV

過渡回復時間
最大吸い込み電流設定分解能
定電圧設定確度- 64 -

第６章 仕 様

６．４ 定電流特性
TYPE

Ｌ

Ｈ

ﾛｰﾄﾞﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ＊７

0.05%+10mA

0.01%+3mA

ﾗｲﾝﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ＊３

0.05%+10mA

0.01%+3mA

ﾘｯﾌﾟﾙ(実効値)＊４

10mARMS

2.5mARMS

温度係数(代表値)±500ppm/℃±500ppm/℃

設定分解能

10mA

1mA

定電流設定確度

3.0%±20mA

3.0%±20mA

Ｌ

Ｈ

50ｍｓ（40V/2.5A 負荷時）

200ｍｓ（160V/0.625A 負荷時）

50ｍｓ（40V/2.5A 負荷時）

500ｍｓ（160V/0.625A 負荷時）

６．５ プログラミング時定数
プログラミング時定数
TYPE
立ち上がり時間
電圧立ち下がり時間500ｍｓ（無負荷 SINK｢ON｣時）

3ｓ（無負荷 SINK｢ON｣時）

10ｓ （無負荷 SINK｢OFF｣時）

150ｓ （無負荷 SINK｢OFF｣時）

Ｌ

Ｈ

最大表示

40.95V

163.8V

表示確度

0.5%±5digit(23±5℃)

0.2%±2digit(23±5℃)

温度係数

100ppm/℃

100ppm/℃

表示桁数

４桁

４桁

最大表示

10.23A

2.55A

表示確度

1.5%±5digit(23±5℃)

1.5%±3digit(23±5℃)

温度係数

200ppm/℃

200ppm/℃

表示桁数

４桁

３桁

６．６ 計測・
計測・表示
TYPE

電圧

電流

- 65 -

第６章 仕 様
６．７ 保護機能
TYPE
動作範囲
過電圧
保護回路
(OVP)

過電流
保護回路
(OCP)

動作

Ｌ

Ｈ

2.00～44.00V

2.00～176.0V

スイッチング停止、ディレイ時間 2msec、
動作電圧のプリセット可能

プリセット
表示確度

0.5%±100mV

0.3%±40mV

動作範囲

1.00～11.00A

0.200～2.750A

動作スイッチング停止、ディレイ時間 100msec、
動作電流のプリセット可能

プリセット
表示確度

過電力保護回路

過温度保護回路

3.0%±50mA

3.0%±20mA

最大出力電力の約１０２％にて動作し、出力電圧、出力電流を制限する
過電力状態が１０秒間継続するとＯＵＴＰＵＴ「ＯＦＦ」します＊出力電力が１１５Ｗ以上のときは、２秒以内にＯＵＴＰＵＴ「ＯＦＦ」します
・放熱部の温度が８５℃を超えるとスイッチングを停止

過大入力電流保護

5Ａのヒューズによる保護

６．８ リモートセンシング

・負荷までの導線による電圧降下を、片道１Ｖまで補償可能。
・センシングラインの断線による、出力電圧の上昇は 0.5Ｖ以内に制限される。
・出力電力は出力端にて最大出力電力以内であること。
６．９ 出力ＯＮ／Ｏ
出力ＯＮ／ＯＦＦ
ＯＮ／ＯＦＦ制御
ＦＦ制御

・外部接点または、フォトカプラにより可能。

- 66 -

第６章 仕 様

６．１０ ＲＳ－２３２
ＲＳ－２３２Ｃ
２３２Ｃによる制御
による制御○インターフェース： ハーフピッチ９ピンＤ－ＳＵＢコネクタ○コントロール機能
・設定 動作モード ： 定電圧、定電流
設定値： 電圧値、電流値、過電圧値、過電流値
内部設定項目 ： デバイスアドレス、ボーレート、パリティ
外部接点によるＯＮ／ＯＦＦ、シンク機能のＯＮ／ＯＦＦ
ＰＯＷＥＲ「ＯＮ」時のＯＵＴＰＵＴの状態
ＯＵＴＰＵＴ「ＯＦＦ」時の電圧計及び、電流計の表示
ＬＯＣＫのモード選択
・読み出し 動作モード ：定電圧、定電流
計測：出力電圧値、出力電流値
設定値 ：電圧、電流、過電圧、過電流
アラーム ：過電圧、過電流、過電力、過温度

６．１１ その他
その他の機能出力スイッチ（OUTPUT） 『OUTPUT』スイッチにより出力の ON/OFF が可能
プリセットスイッチ（PRESET）『PRESET』スイッチにより、出力ＯＮまたはＯＦＦ時に出力電圧、
出力電流、ＯＶＰ、ＯＣＰの設定が可能

動作モード表示マルチ接続運転

各動作モードをＬＥＤにて表示
最大３１台までマルチ制御可能

６．１２ 絶縁・
絶縁・耐圧

絶 縁
耐 圧
対接地電圧

ＤＣ５００Ｖメガーにて、２０ＭΩ以上
入力―出力、入力―シャーシ、出力―シャーシ 各間
ＡＣ１．５ｋＶ・１分間
入力―出力、入力―シャーシ 各間
ＤＣ＋ＡＣにて、５００Ｖピーク以下
出力―接地間（出力電圧を含む）- 67 -

第６章 仕 様

６．１３ 冷却

冷却方式

・自然空冷

６．１４ 動作環境

周囲温度
湿 度
高 度
その他

動 作
保 存
動 作
保 存

０～４０℃
－２０～７０℃
２０～８０％ＲＨ
２０～８５％ＲＨ
高度２０００ｍ以下
凍結、結露、腐食性ガスのないこと

６．１５ 寸法・
寸法・質量
TYPE

Ｌ

Ｈ

外形寸法
（突起物含まず）

W:71mm
H:130mm
D:300mm質量（約）3kg 以下注）*１：ＡＣ１００Ｖ単相、最大出力電力のとき*２：負荷電流の０～１００％に対してセンシングポイントにて測定。
*３：入力電圧の±１０％の変動に対して*４：２０Ｈz～１ＭＨz にて*５：２０Ｈz～２０ＭＨz のオシロスコープにて測定*６：負荷電流の５０％～１００％の急変に対して、最大出力電圧の０．１％以内に回復する時間*７：最大出力電流にて、負荷抵抗を０～定格値まで変化させた場合

６．１６ 添付品

添付品

・取扱説明書
１部
・安全のしおり
１部
・入力ケーブル
１本・2P-3P 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
１個
・前面出力端子用保護キャップ（KX-100H のみ） ２個
・背面出力端子用保護カバ－ （KX-100H のみ） １個- 68 -

付 録

付

録

付録１ ＫＸ電源外観図 ···············································７０- 69 -

付 録
付録１ ＫＸ－１００Ｌ／ＫＸ－１００Ｈ外観図
N
O
I
T
A
N
I
M
R
E
T

M
O
T
T
O
B
S
I E
H
E T
N
G O
A
T D
L
O E
V
T
A
E C
N
I
I D
L
N
I

E
N
I
L

F
N F
O
O
L )
A
I 2
(
R
E F
I
S

+

Ｓ
+

～

L )
A
I 1
(
R
E F
I
S

-

C
N

Ｓ
-

F
XTE OFN/
O

6
1

0
03

1
2
130

1
7

Y
L
P
P
U
X
S A
R M
E
W W
0
O
0
P
1
C
A
D 0
D 1
E
T
/
A 0
L
0
U V
G
E 4
0
R

L0
01
-X
K

T
I
M
I
L

EOT LAEMR CLO

V
C

C
C

C

T
L
O
V

P
V
O

R
R
U
C

- 70 -

P
C
O

TUS
DJA

TPU
UTO
E
R
O
T
S

8

R
R
U
C
/
T
L
O
V

.
L
E
S
M
E
T
I

Y
R
O
MB
E
M

T
E
S
E
R
P

.
C
N
U
F

A

K
C
O
L

R
A
E
L
C

Ｏ
Ｇ
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｔ
SS
T
E
S
R
A
O
C

+

DN
G

R
E
W
O
P

-

このページは白紙です定電圧・
定電圧・定電流直流電源

ＫＸシリーズ
ＫＸシリーズ
取扱説明書

ＤＯＣ－００１５
ＤＯＣ－００１５

２０１
２０１４年７月３０日
３０日

第７版発行

書を無断で
無断で複製する
複製する事する事を禁止します
禁止します。
します。
本書は本書は万全を万全を期して作成
して作成しましたが作成しましたが、しましたが、万一不審な
万一不審な点や誤り、記載もれなど
記載もれなど、もれなど、お気付きのことがありましたらご
気付きのことがありましたらご連絡下
きのことがありましたらご連絡下さい
連絡下さい。
さい。
製品の製品の運用で運用で不都合が不都合が発生し
発生し、その原因
その原因が原因が本書の
本書の不備によるものでもその不備によるものでもその責任によるものでもその責任を責任を負いかねますのでご了承いかねますのでご了承下了承下さい。
さい。
なお、
なお、本書に本書に記載されている
記載されている内容
されている内容は
内容は予告なしに
予告なしに変更
なしに変更することがあります
変更することがあります。
することがあります。

アフターサービス
アフターサービス

電源をもっと長く安心してお使いいただく為に定期点検 サービス

生産ライン用、検査ライン用、エージング用など常時ご使用され、止ってはならない電源設備には、定期点検をお薦めいたします。
お客様の使用環境、使用頻度などに応じて点検を実施させて頂き、推奨点検期間、部品交換の目安を提案させて頂きます。

オーバーホール サービス設置されている電源環境が高温多湿、塵埃、油脂、腐食ガス等が発生する設置場所では、5年、10年目安のオーバーホールをお薦めいたします。有寿命部品の交換、キズ・破損部品（スイッチ・ボリューム・端子等）の交換、電気性能調整、全ての診断を実施し、保守コストの大幅削減と安定した品質を実現できます。また、お客様の用途にあわせたオーバーホールも可能になっており、お客様の立場に立ったメンテナンスが可能です。

修理・校正・定期点検

カスタマーサービスセンターのご案内

電源内部には FAN、
スイッチ、
リレー、電解コンデンサ等

お 客の有寿命部品が使用されています。
お客様の使用環境、使用頻度によって部品寿命は異なりますが、より長く、効

率的にご使用頂くために定期的なメンテナンスサービス

をお薦めしております。

様【受付時間】平日 9:00〜12:00

カスタマー
サービスセンター

当社ではお客様の電源設備を安全に、長期にわたりご使

修理受付

お問合せ

ら、各種サービスをご用意しております。

お見積り&
修理・点検

資料提供・
ご相談 他

用頂けるように修理業務と平行して予防保全の見地か
無料でご使用状況に合せた各種サービスプランをご提案いたします。
お気軽にご相談下さい。

お問合せ先：下記フリーダイヤル又は、ホームページにてお願い申し上げます。

発

送

13:00〜17:00▼修理・保守受付専用ダイヤル

フリーダイヤル

0120-963-213

携帯からは0235-25-9783

FAX
0235-23-4814▼製品についてのお問合せ専用ダイヤル
フリーダイヤル

0120-007-213

携帯からは044-822-4112

FAX

044-811-4705

電源保守点検のおすすめ！
３つのメリット

電源装置を安全で長期につかっていただくために。

● ムダな出費をおさえられます。

突然の故障により修理に思いがけない支出を余儀なくされたことはありませんか？設置場所の環境、経年変化、部品の寿命などの要因によって徐々に劣化が進行し、ある日突然故障する事例が見受けられます。点検により性能を維持し、万一のトラブルを事前に防ぐことで無駄な費用を削減することにつながります。

● 電源のロングライフ化が図れます。

電源が常に安定して長く稼動するためには、早目に点検を実施し部品などが動作不良となる前にその前兆を発見して処置（早期発見、早期交換）を行うことが必要となります。一定期間を経過する毎に点検・部品交換を行うことで、特性の変化や故障の発生を防止することができ、ロングライフ化・ライフサイクルコストの低減になります。

● 地球環境への負荷が削減されます。

有寿命部品、劣化部品など一部の部品交換で電源のライフサイクルを延ばすことができ、修理不能による電源本体の廃棄に比べ地球環境的視点からも廃棄物の削減に貢献できます。

この製品の最新情報や、その他の電源に関する詳しい製品情報やサービスに関する最新情報 はホームページで

本社営業部

844-4248
811-9711 FAX（044）（044）
〒213-8558川崎市高津区溝口 1- 24 -16 TEL

名古屋支店〒460-0022 名古屋市中区金山 1-12-14 TEL（052）324-5670 FAX（052）331-6201
金山総合ビル 2F

九州営業所

418-1401
418-1400 FAX（092）（092）
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-2-8 TEL
住友生命博多ビル 7F

宇都宮営業所〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り1-4-24
MSCビル 5F

大阪支店

〒541-0042 大阪市中央区今橋 2-4-10
大広今橋ビル 4F（028）650-1200
TEL

FAX（028）623-4646（06）6221-4550
TEL

FAX（06）6221-4560

2014年08月現在 最新の情報はホームページでご確認ください。
※ 改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。

DOC-0015-07

２０１４年 7月 30日発行