ハイパークリーン

WS-2-250
取扱説明書 (AC100V単相仕様)
目

次

１．安全にお使いいただくために・・・Ｐ１～Ｐ２
２．取扱い上のご注意・・・・・・・・・・・Ｐ２
３．WS-2-250の特長・・・・・・・・・・・・Ｐ３
４．各部の名称と説明・・・・・・・・Ｐ４～Ｐ６
５．真空ポンプとの接続・・・・・・・・・・Ｐ７
このたびは佐藤真空製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させてご使用いただくためにも、またお取扱の間違いによる事故を未然に防止するためにも、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

６．運本文の部品などの前に書いてあります( )内の数字やアルファベットは、イラストや図中の数字と同じですので、あわせてご覧ください。

９．故障時の対処・・・・・・・・・・・・Ｐ１２

転・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８

７．分離した水の抜き方・・・・・・・・・・Ｐ９
８．エレメントの交換・油の交換・・Ｐ９～Ｐ１１

１０．保証条件・検査証・・・・・・・・・・Ｐ１３※ 説明の便宜上、図は原形と少し異なる場合があります。

WS22501 202003

１．安全にお使いいただくために本機の使い方を誤ると、火災や感電などの危険な状態になります。
据付、取付、操作、保守点検の前に、必ず取扱説明書を熟読し、正しくお使いください。
また、機器の知識、安全情報、そして注意事項の全てについて習熟してからご使用ください。
ここでは、注意事項を! 危険と! 注意の二つの項目に区分しています。

! 危険取り扱いを誤った場合に危険な状態が起こり得て、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

! 注意

取り扱いを誤った場合に危険な状態が起こり得て、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合。及び、物質障害のみ発生が予想される場合。

なお、! 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。

１．取り扱い全般について! 危険取扱説明書及び注意銘板の内容を熟知していない人は、運転をしないで下さい。

２．使用環境、使用条件について! 危険! 注意! 注意

引火性物質や爆発性粉体のある場所には設置しないで下さい。スイッチ類等の動作で引火、爆発する恐れがあります。
雨や水がかかる場所への設置はしないで下さい。
以下の環境では使用しないで下さい。故障の原因になります。
１．周囲温度が5℃～40℃以外の場所。
２．振動、塵埃が多い場所。
３．湿度が高い場所。
４．結露する場所。
５．密閉容器や箱の中。

静電気が発生する場合があります。

冬季など湿度の低い場合に静電気が発生する場合があります。
ドレンバルブ等金属部分に触れる場合は、ドライバーの先端部分等を接触させ、溜まった静電気を逃がしてください。なお、アースは必ず設けてください。

３．据付、取付について! 危険! 注意

必ずアース工事を行ってください。また、1台毎に適切な漏電遮断機を設置してください。感電の恐れがあります。
電気配線、配線工事は電気設備技術基準や電力会社の内線規定に従って下さい。適切なモータ保護装置を1台毎に設置して下さい。指定の電圧以外の電源を使用しないで下さい。不安定な場所には設置しないで下さい。また、０．３ｍより高所に設置する場合は、必ず固定して下さい。
持ち運びの際は、厚手の手袋を着用して下さい。

１１．安全にお使いいただくために４．運転と操作について! 危険

モータシャフト、ポンプシャフト、カップリング等には、回転中は絶対に手を触れないで下さい。オイルクリーナーのオイル出口は絶対にふさがないで下さい。また、ホースの抜き差し、三方弁の切換え等を行う
場合は、オイル循環ポンプ（トロコイドポンプ）のスイッチを必ず切って下さい。ハウジングの破裂、オイルの噴出等の事故につながります。
機械部品に劣化が見られる場合は、新しい部品と交換して下さい。
※ハウジングに静電気が発生する場合があります。その場合は、除電対策を行って下さい。

! 注意

運転中にハウジング等に触れる場合は、十分に注意をして下さい。高温になっている場合があります。

５．保守点検、改造についてエレメントやオイル交換する際には、保護手袋、マスク、防護眼鏡等を着! 危険 用し、オイルから発生するガス等に接触しないようにして下さい。

メンテナンス等オイルクリーナーを分解する場合は、必ず一次側の電源を切って下さい。
※危険な物質がオイル中に混ざっている場合は、専門業者以外での保守点検作業は行わないで下さい。

! 注意

製品及び付属品の改造は、絶対に行わないで下さい。当社指定の部品以外は、絶対に使用しないで下さい。運転中に異常があったり、所定の特性が出ない場合は必ず運転を停止して、点検やオーバーホールを行って下さい。

２．取扱い上のご注意☆ ご使用になる前に下記の内容を必ずお読みください。正しいお取扱いをされない場合、本機の性能が発揮されないだけでなく、不具合の発生に及ぶ場合があります。十分にご理解の上ご使用いただきますようお願い致します。

１．ハウジングが樹脂製ですので、溶剤を吸引する工程ではご使用にならないでください。
ハウジングが劣化し、エアー漏れや油漏れが発生するため正常な運転が出来なくなります。
２．ハウジングが樹脂製ですので、油が７０℃以上の高温になる工程ではご使用にならないでください。
ハウジングが劣化し、エアー漏れや油漏れが発生するため正常な運転が出来なくなります。
３．エレメント交換の際にハウジングを金属製のレンチで無理に回しますと、ハウジングを破損する場合がありますのでご注意ください。
４．酸化防止剤等の添加剤を含む油はご使用にならないでください。
これらの添加剤により油の乳化が促進され、油水分離が出来にくくなります。必ず無添加の真空ポンプ油をご使用ください。
推奨真空ポンプ油○佐藤真空製
ニュークリアバック○MERESCO製
ネオバック

ＳＡ－１６０Ｍ
ＭＲ－２００

また、真空ポンプで吸引するガスに界面活性剤等が含まれる場合も、油水分離がされにくくなりますのでご注意ください。
５．WS-2-250ATを設置する場合は、絶対に真空ポンプより高い位置に設置しないようにしてください。
運転停止中にハウジング内の油が真空ポンプ内に流れ込み、真空ポンプの油面が上昇することがあります。
油面が上昇しますと、排気口から溢れ出る場合がありますので十分にご注意ください。
２３．ＷＳ－２－２５０の特長
１．オイルの汚れが原因となる真空ポンプのトラブル防止
Ｐエレメントにより粉体やゴミを補集し、さらにＡエレメントで強力な水分凝集作用でエマルジョン化したオイルから水分を分離、除去します。
オイル中の水分濃度を１００ｐｐｍ程度にすることが可能で、これによりオイルの劣化が防止され、回転不良の原因となるスラッジの生成が抑制されます。但し、オイルの酸化劣化は完全には防止できませんので、定期的なオイル交換は必要になります。

２．水分による真空ポンプの到達圧力の劣化防止
水分を吸引した真空ポンプは、到達圧力が著しく劣化します。
ＷＳ－２－２５０は到達圧力劣化の原因となる水分を除去し、到達圧力の劣化を防止します。

３．ランニングコストの削減
オイル中より水分やゴミを除去しますので、オイル交換のサイクルをのばすことが出来ます。

４．オイル交換の手間を軽減
付属のオイル循環ポンプ（トロコイドポンプ）で、オイルの補給がスムースに行えます。

５．どのメーカーの真空ポンプにも取付け可能
ＷＳ－２－２５０はどのメーカーの油回転真空ポンプにも取付け可能です。

３４．各部の名称

22 P・Aﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ用Oﾘﾝｸﾞ④Ｐﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ⑮Aﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ⑯Aﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
ｴｱ抜きｷｬｯﾌﾟ

⑰真空計⑥新油補給口

⑦Ｐﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
ｴｱ抜きｷｬｯﾌﾟ
⑤循環油入口
⑧三方弁Ａ⑱Ａエレメント③電源スイッチ⑲Ａハウジング⑩Ｐハウジング⑨Ｐエレメント⑪エレメント受⑳三方弁Ｂ⑭油循環ポンプ⑫ドレン弁①電源コード②モーター
21 油排出口

４⑬循環油出口

４．各部の説明①電源コード２m付。

②モーター⑭油循環ポンプ（トロコイドポンプ）駆動用のモーターです。(100V単相 40W)

③電源スイッチ⑭油循環ポンプ（トロコイドポンプ）の運転・停止用のスイッチです。

④Ｐハウジングキャップ⑩Ｐハウジングのキャップで⑩Ｐハウジングとは 22 O－リング（バイトン）でシールされています。

⑤循環油入口真空ポンプの排油口（ドレン）から出た油はこの入口から⑩Ｐハウジング内に入ります。
（φ１０チューブ継手）⑥新油補給口ＷＳ－２－２５０への油の補給に使います。

⑦Ｐハウジングエア抜きキャップ
分離された水及び油の排出時に取り外し、⑫ドレン弁からの排出をスムースにします。
⑩Ｐハウジングキャップとはゴムパッキン(NBR)でシールされています。

⑧三方弁Ａ油の補給と循環の切換えを行います。

⑨Ｐエレメント
油中のゴミを捕集します。

⑩Ｐハウジング⑨Ｐエレメントを装着し、内部に油を満たして使用します。④Ｐハウジングキャップとは
22 O-リング（バイトン）でシールされています。

⑪エレメント受エレメントを装着する際にエレメントの底部とハウジング底部の突起部の間にいれ、エレメントのシールをします。

５

４．各部の説明⑫ドレン弁
分離した水の排出、エレメント交換の際の油の排出に使用します。

⑬循環油出口
⑱Ａエレメントで水が分離された油は、ここから⑭油循環ポンプにより真空ポンプに戻されます。

⑭油循環ポンプ（トロコイドポンプ）
油の補給、循環を行うためポンプです。

⑮Ａハウジングキャップ⑲Ａハウジングのキャップで⑲Ａハウジングとは 22 Ｏ－リング（バイトン）でシールされています。

⑯Ａハウジングエア抜きキャップ
分離された水及び油の排出時に取り外し、⑫ドレン弁からの排出をスムースにします。
⑮Ａハウジングキャップとはゴムパッキン(NBR)でシールされています。

⑰真空計
エレメントの目詰まりを検知し、エレメントの交換時期を確認できます。また、ハウジングや配管の漏れを確認できます。

⑱Ａエレメント
主に水の分離を行います。

⑲Ａハウジング⑱Ａエレメントを装着し、内部に油を満たして使用します。⑮Ａハウジングキャップとは
22 Ｏ-リング（バイトン）でシールされています。

⑳三方弁Ｂ油の排出と循環の切換を行います。

21 油排出口ＷＳ－２－２５０と真空ポンプの油の循環系から油を排出します。
22 Ｐ・Ａハウジングキャップ用Ｏリング
ハウジングとハウジングキャップのシールをします。
消耗品ですので、エレメント交換の際には交換をお勧めします。

６５．真空ポンプとの接続

１ 真空ポンプが停止の状態で真２ ⑤循環油入口と真空ポンプの空ポンプの給油口と排油口に排油口、⑬循環油出口と真空付属のアダプタを接続するポンプの給油口を付属の白いナイロンチューブで接続

給油口用アダプタ

給油口用アダプタ

真空ポンプ

真空ポンプ

配管用チューブ

排油口アダプタ

排油口アダプタ

付属品 （必ずお確かめください）

３ 付属の透明塩ビチューブを⑥新油補給口に接続

１．接続用アダプタ
給油口用 １個
排油口用 １個⑧三方弁

２．配管用チューブ（白色ナイロン製 1.5ｍ ２本）⑥新油補給口３．新油補給用チューブ（透明塩ビ製 １ｍ １本）
４．油排出用チューブ（透明塩ビ製 １ｍ １本）

新油補給用チューブ

７

６．運転

１ 新油の注入 真空ポンプを停止して実施ください。
真空ポンプ油４Ｌを用意します。真空ポンプの排油口に接続した弁を開にし、⑧三方弁を⑥新油補給口側にセットし、⑳三方弁を⑬循環油出口側にセットします。③電源スイッチをＯＮにして油を吸引します。⑩Ｐハウジング、⑲Ａハウジングの順に油が満たされ、その後真空ポンプに油が流れて行きます。あらかじめ真空ポンプに油が入っている場合はすぐに⑧三方弁を循
環油入口側（図２）にきりかえてください。油が真空ポンプに入っていない場合は、新油補給の状態（図１）で油を継続して真空ポンプの油面計の規定量まで入れ、⑧三方弁を循環油入口側に切り換えます。

図２

図１
新油補給の場合の⑧三方弁の切換え位置

油循環の場合の⑧三方弁の切換え位置

真空ポンプ

２ 油の循環⑧三方弁を⑤循環油入口側に切り換えた状態で，油は真空ポンプとＷＳ－２－２５０を循環し始め浄油が開始されます。２～３分循環させた時点で、真空ポンプの油面計で油面を御確認下さい。

１．油面が低い場合

２．油面が高い場合新油を用意し、⑧三方弁を油補給側にセットし（図１）油を補給しながら油面を調整してください。
この操作は③電源スイッチはＯＮのまま行います。

⑳三方弁を 21 油排出口側に切換えれば余分な油は排出できます。この操作は③電源スイッチをONのままで行います。

８７．分離した水の抜き方油と分離された水は、⑲Ａハウジングの底部に沈降して溜まります。
まず③電源スイッチを切り、次に⑯Ａハウジングエア抜きキャップを外して⑫ドレン弁を開いて水を排出してください。排出が終了したら⑫ドレン弁、⑯エア抜きキャップを閉じて③電源スイッチを入れます。再び油の浄化が行われます。

図３

Ａ

水抜きの時期

PHILPHIL⑲Ａハウジングの底部から1/2程度溜まったら水を抜いてください。（図３ Ａ）
これ以上溜めますと、分離した水が真空ポンプに流れ込んでしまいます。
⑩Ｐハウジング底部に溜まった水（図３Ｂ）は抜かないままでも問題ありません
が、もしＡのラインまで溜まった場合は抜いて下さい。

ドレン弁を閉じるタイミング⑫ドレン弁を開くと初めに分離された水が排出され、水を排出しきると油が出始めます。この時点ですぐに⑫ドレン弁を閉じてください。

８．エレメントの交換
１．エレメントの取り外し③電源スイッチを切り、⑦Ｐハウジングエア抜きキャップ、⑯Ａハウジングエア抜きキャップを取り外し、⑩Ｐハウジングと⑲Ａハウジングの⑫ドレン弁を開いて油を全て排出します。油を排出し終えましたら、図４のように⑩Ｐハウジングと⑲Ａハウジングを矢印の方向に回転させ取り外します。

図４

PHIL

※油も同時に交換する場合真空ポンプを停止してから⑳三方弁Ｂを 21 油排出口に切換えてください。（この操作は③電源スイッチをONのままでおこないます）
真空ポンプ内の油やハウジング内の一部の油が排出されます。 21 油排出口より油が出なくなってからエレメントの取り外しを実施くだ
さい。

注意 !!
取り外しの際にスパナ等でハウジングの底部やドレン弁の部分を回しますとハウジングが破損します。
十分にご注意ください。
９PHIL

Ｂ

８．エレメントの交換⑨Ｐエレメント、⑱Ａエレメントを取り外しましたら、それぞれのハウジング内の汚れをウエス等できれいに拭き取ります。

注意 !!
エレメントを取り外す際に⑨Ｐエレメント⑱Ａエレメント共に底部に⑪エレメント受がついたままになっている場合があります。
新しいエレメントを装着する際に必要になりますので、必ず取り外して保管してください。⑪エレメント受がない状態でエレメントを装着してもゴミ除去、油水分離が出来ませんので、十分ご注意ください。

図５⑪エレメント受２．エレメントの取り付け
図６のように⑨Ｐエレメント、⑱Ａエレメントの下部に⑪エレメント受を乗せ、その上からハウジングをかぶせるようにして、ハウジング内部の底にある突起部分と⑪エレメント受を合わせます。この状態で図７のように向きをさかさまにし、ハウジングキャップにねじ込みます。この時、エレメントが傾いた状態になっていますとシールがしっかりできないため、必ずハウジングキャップにしっかりとエレメントを合わせてください。

注意 !!

ハウジングとハウジングキャップ接続部のパッキンがずれたり、切れたりしないようにねじ込みの際は十分ご注意ください。

図６

図７

エレメント受
ハウジング

エレメント

３．油の交換
１．真空ポンプを停止します。
２． 21 油排出口に付属の油排出用透明チューブを差込み、チューブの出口を排油容器に差し込んでください。
３．③電源スイッチはONのままで⑳三方弁Ｂ 21 油排出口側に切換えます。 21 油排出口より油が排出されます。
４．油の排出が終了したら③電源スイッチをOFFにし、⑯，⑦エアー抜きキャップを取外し⑫ドレン弁から油を排出してください。
⑩，⑲ハウジングを取外し、ハウジング内をウエス等できれいに拭き取ります。
５．⑩，⑲ハウジングをセットし⑫ドレン弁を閉じて⑦，⑯エア抜きキャップを取り付けます。
⑳三方弁Ｂを⑬循環油出口側に切換えて、P.9の｢６．運転｣の手順で運転を再開してください。
10

８．エレメントの交換
３．エレメントの交換時期
エレメントの目詰まりは⑰ブルドン管真空計の値で確認します。

エレメントの交換が必要な場合-0.06MPa以上

0.06

0.04

0.08

⑰真空計の指示値が上昇しますと油がスムースに流れにくくなり、油水分離、ゴミの捕集ができなくなります。
指示値が-0.06MPaに達しましたら、すみやかにエレメントを交換してください。

0.02
0-0.1 MPa

エレメントが新品の場合-0.02MPaから-0.04MPa程度
但し、油温が低い場合は粘度が高いためそれ以上の値を示す場合があります。真空ポンプ起動後約３０分経過しますと油温が４０℃程度まで上昇しますので、この時の値を確認してください。
付属の配管用チューブ以外の物を使用し、配管が長くなったり、細くなった場合も同様の現象が起きますので、必ず付属の配管チューブをご使用下さい。
もし付属の配管チューブ以外の物をご使用になる場合は必ず弊社に御確認下さい。
また、油が新しい場合には油中の空気が脱気されたような状態になるため、泡が発生し、真空計の針が振れる場合があります。この場合は泡の発生が収まった時点の指示値を確認してください。

0.06
0.08

0.04
0.02

-0.1 MPa0

注意 !!
⑰真空計の指示値が-0.01MPa以下の場合は、配管もしくはハウジングのどこかにエア漏れが起きている可能性があります。下記の項目を点検してください。
１．配管用チューブの接続部の緩み、外れや劣化。
２．⑩Ｐハウジングの⑦エア抜きキャップ、⑲Ａハウジングの⑯エア抜きキャップの緩み、外れや劣化。ゴムパッキンの劣化。
３．④Ｐハウジングキャップ、⑩Ｐハウジング、⑮Ａハウジングキャップ⑲Ａハウジングの緩み、劣化や亀裂。 22 Ｏ－リングの劣化。
４．⑭油循環ポンプのシール不良。
５．その他接続部の緩み、亀裂や劣化。
※真空度については、便宜上ブルドン管真空計の表示に従っております。
11９．故障時の対処
油を吸引できない●電源が入っていない●電源プラグをコンセントに差し込み、⑥電源スイッチ⑤油循環ポンプスイッチをONにする●配管チューブの劣化によるエア漏れ●チューブの交換●ゴムパッキンの劣化によるエア漏れ●ゴムパッキンの交換● 22 P・Aハウジングキャップ用Ｏリングの劣化● 22 Ｏリングの交換●⑩⑲ハウジングの劣化による漏れ●⑩⑲ハウジングの交換●⑦⑯エア抜きキャップ部パッキン劣化による漏れ ●⑦⑯エア抜きキャップ部パッキンの交換●⑫ドレン弁が開いている●⑫ドレン弁を閉じる●Ａ三方弁がＢ新油補給口側にセットされている●Ａ三方弁をＣ循環油入口側にセット⑮モーターが回転し●電源が入っていない●電気系統の確認ない●モーターに内蔵されているサーマルプロテクター●⑭油循環ポンプの分解・修理または交換が作動した●サーマルプロテクターが作動した●⑭油循環ポンプの分解・修理または交換､もしくはモーター交換⑯油循環ポンプ●オイルシールの劣化●⑯油循環ポンプを交換

から油が漏れる●ギアシャフトの摩耗●⑯油循環ポンプを交換

注意 !!
修理・点検は必ず電源コードを抜いて実施してください。
②ポンプ駆動用モーターに内蔵されているサーマルプロテクターは、モーター内温度が低下すると自動復帰します。
そのため修理・点検中にモーターが回り出すことがありますので、必ず電源プラグを抜いてください。

12標 準 保 証 条 件
当社は、お引き渡しに際しまして、設計上、材質上、製造上欠陥がないことを保証致します。またさらに、お引き渡し後１ヶ年間そのようなことがないことを保証し、万一保証期間中に欠陥が発見されました場合、当社はその欠陥の手直しか、修理または取り替えを無償で致します。ただし、上記の保証はこの製品の取扱説明書及びその取扱い指示に従って正規に使用された場合にのみ適用するものとし、さらに以下の故障には適用を除外させていただきます。
（１） 買主の不適当な取扱い、使用、保管に起因する故障。
（２） 当社以外の手による修理、改造に起因する故障。
（３） 火災、水害、地震、落雷、その他不可抗力に起因する故障。
（４） 当社技術員によって、本製品の使用条件に合わないために発生した故障と判断された場合。
なお、本保証条件に基づく当社の保証の範囲は、欠陥品の手直し、修理または取り替え（保証処理）のみに限定するものとし、二次的に発生する損失の補償は致しません。また、保証処置の総額はその製品の契約価格内とし、保証処置にもかかわらず、保証期間はお引き渡し後一ヶ年間に限ります。また、性能に影響のないささいな契約仕様条件からの逸脱は、本保証条件に基づく欠陥とはみなさないものと致します。
本保証条件は、ゴム部品等あらゆる自然消耗する部品ならびに、消耗品には適用致しません。
また、本保証条件を適用する旨を明示しない製品、ならびに海外で使用される製品にも適用致しません。

検 査 合 格 証型式

WS-2-250 100V単相

製造番号
製造年月日
検 査 員

佐藤真空株式会社〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保１０３６13

佐藤真空株式会社
本社 / 工場:〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保1036
Phone 0492-58-1116 Fax.0492-58-1117
大阪営業所 :〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町3-4-13
Phone 0729-81-7241 Fax.0729-81-8831