ひょう量：620g ～ 300kg ／最小表示：0.001g ～ 1g

FZ series/FZ-B series
2 種類の表示器と多彩なラインナップで多様な防爆現場のニーズに対応
特長◦ IP65 規格適合の防塵・防水構造◦ IR 通信（データロガー DLZ-200、Bluetooth 出力ユニットBTZ 使用可能）◦パネル角度は無段階で調整が可能（FZ-150KF、300KFを除く）◦設置工事が不要な「乾電池駆動タイプ」をご用意

電子はかり

個 数 モ ード
％ モ ー ドカラットモード
も ん め モ ード
単 重 モ ード係 数 モ ード
比 重 モ ード
動 物はかり統計演算モード
スタンバイ機能
最小表示切換機能
実目量表示機能
レンジ切換
ツインレンジ
ダブ ルレンジ晶

表示

表示部角度調節※※IP65規格適合防塵・防水

乾 電 池 駆 動

本質安全防爆構造電子はかり

本質安全防爆構造電子はかり

本質安全防爆構造電子はかり※ FZ-（B）150KF、300KFを除く ※※ FZ-B series のみ液FZ series/FZ-B series※音叉センサ

5年保証

音叉式力センサ

用途で選べる2 種類の表示器

本質安全防爆構造
Ex ia ⅡB T4 適合

使いやすいキー配列とダイレクトキーの表示器 i02と、計量状態が判る補助表示を加えた i03 の 2 種類の表示器が選べます。

第 TC20732 号（FZ-620）
第 TC21250 号（FZ-B620）
第 TC20752 号（FZ-3200、6200、15000） 第 TC21251 号（FZ-B3200、B6200、B15000）
第 TC20733 号（FZ-30KP）
第 TC21248 号（FZ-B30KP）
第 TC20736 号（FZ-60K、100K、200K） 第 TC21252 号（FZ-B60K、B100K、B200K）
第 TC20734 号（FZ-150KF、300KF）
第 TC21249 号（FZ-B150KF、B300KF）■ 表示器 i03
計量値を表示風袋 / 上限値

FZ-150KF-i03
FZ-300KF-i03
はかりケーブル長 5m

総量 / 下限値
日付 / 時刻仕様■ 表示器 i02

◦風袋引き範囲◦スパン調整◦過負荷時表示◦表示部

ゼロ〜ひょう量
外部校正分銅による手動スパン調整
ひょう量＋90 目盛り超過時「o-Err」表示
LCD、文字高さ25mm（補助表示 11mm）、7セグメント、最大 7 桁
FZ-30KP-i03◦温湿度範囲
5 ～ 35℃、80％rh 以下（但し結露のないこと）◦電源
FZ·········AC100V（±10％）/110 ～ 240V		
50Hz/60Hz 電源ケーブル長 5m
FZ-B·····単 1 マンガン乾電池 4 本（最大連続使用時間：約 200 時間）◦出力IR 通信 RS-232C 双方向出力（Dsub 9P）※ FZ series のみ◦はかりケーブル FZ-（B）620 〜 200K·········ケーブル長 1m
FZ-（B）150KF、300KF·····ケーブル長 5m

電子はかり

計量値を表示個 数 モ ード
％ モ ー ドFZ-60K-i03
FZ-100K-i03
FZ-200K-i03

FZ-620-i03※風防はオプション

カラットモード

FZ-3200-i03
FZ--6200-i03
FZ--15000-i03

も ん め モ ード
単 重 モ ード係 数 モ ード
比 重 モ ード
電源ボックス（FZシリーズ）【電源ボックス型】

乾電池駆動（FZ-Bシリーズ）【乾電池駆動型】

表示器i03 タイプ

型式

FZ-620-i03

FZ-3200-i03

FZ-6200-i03

FZ-15000-i03

FZ-30KP-i03

税抜価格¥728,000¥598,000¥648,000¥598,000¥1,000,000

表示器
i02 タイプ

型式

FZ-620-i02

FZ-3200-i02

FZ-6200-i02

FZ-15000-i02

FZ-30KP-i02

税抜価格¥708,000¥578,000¥628,000¥578,000¥980,000

620g

3200g

6200g

15000g（15kg）

30kg

ひょう量（Max）

0.01g

0.01g

0.1g

ひょう量（Max）

表示器
i03 タイプ

型式

FZ-B620-i03

FZ-B3200-i03

FZ-B6200-i03

FZ-B15000-i03

FZ-B30KP-i03

税抜価格¥528,000¥398,000¥448,000¥398,000¥700,000表示器
i02 タイプ

型式

FZ-B620-i02

FZ-B3200-i02

FZ-B6200-i02

FZ-B15000-i02

FZ-B30KP-i02

税抜価格¥508,000¥378,000¥428,000¥378,000¥680,000

620g

3200g

6200g

15000g（15kg）

30kg

0.01g

0.01g

0.1g

動 物はかり統計演算モード
スタンバイ機能
最小表示切換機能
実目量表示機能
レンジ切換
ツインレンジ

最小表示

0.001g0.1g

最小表示

0.001g0.1g

ダブ ルレンジダイレクトキー

計量皿寸法

φ140mm

W190×D190mm

W310×D330mm

計量皿寸法φ140mm

W190×D190mm

W310×D330mm

ダイレクトキー

コンパレータ機能

外形寸法（WDH）

294×352×470mm

294×352×470mm

310×444×672mm

外形寸法（WDH）

294×352×470mm

294×352×470mm

310×444×672mm

コンパレータ機能

加算累計機能表示器
i03 タイプ

型式

FZ-60K-i03

FZ-100K-i03

FZ-200K-i03

FZ-150KF-i03

FZ-300KF-i03

税抜価格¥1,100,000¥1,100,000¥1,150,000¥1,250,000¥1,350,000

自動校正分銅内蔵表示器
i02 タイプ

型式

FZ-60K-i02

FZ-100K-i02

FZ-200K-i02

FZ-150KF-i02

FZ-300KF-i02

税抜価格¥1,080,000¥1,080,000¥1,130,000¥1,230,000¥1,330,000

AISCS 機 能

ひょう量（Max）

60kg

100kg

200kg

150kg

300kg

C

最小表示

0.1g

1g

1g

1g

1g

バーグラフ表示
手動校正分銅内蔵R機 能

A C R 機 能
RS-232C 出力
プリンタ 出 力
ISO/GLP/GMP対応印字
時計・カレンダー機能
ブザー警告
赤外線通信
I R

通信

RTS無償ダウンロード

49

型式

FZ-B60K-i03

FZ-B100K-i03

FZ-B200K-i03

FZ-B150KF-i03

FZ-B300KF-i03

税抜価格¥800,000¥900,000¥950,000¥1,050,000¥1,150,000

表示器
i02 タイプ

型式

FZ-B60K-i02

FZ-B100K-i02

FZ-B200K-i02

FZ-B150KF-i02

FZ-B300KF-i02

税抜価格¥780,000¥880,000¥930,000¥1,030,000¥1,130,000

自動校正分銅内蔵

ひょう量（Max）

60kg

100kg

200kg

150kg

300kg

AISCS 機 能

最小表示

0.1g

1g

1g

1g

1g

計量皿寸法

W380×D530mm

W800×D600mm

計量皿寸法

W380×D530mm

W800×D600mm

外形寸法（WDH）

380×653×804mm

800×600×142mm

外形寸法（WDH）

380×653×804mm

800×600×142mm

オプション
型式

周辺機器
製品名

税抜価格

型式

製品名

税抜価格

型式

製品名

税抜価格

-R1

RS-232C 単方向出力（Dsub 9P）¥60,000－

はかりケーブル延長 5m（合計 10m）

¥20,000

DLZ-200

データロガー¥150,000-R4RS-422A 双方向出力（Dsub 9P）¥60,000－

はかりケーブル延長 10m（合計 15m）

¥25,000

CSP-160 IR

IR 通信プリンタ※¥72,000

-LM

リレー出力

¥80,000（小サイズ）¥50,000

CSP-240

プリンタ¥120,000-BCD

オープンコレクタ出力（アンフェノール 36P）

¥80,000（中サイズ）¥60,000

CSP-160Ⅱ

プリンタ¥65,000－

表示器ポールスタンド¥68,000（大サイズ）¥70,000

BTZ

Bluetooth 出力ユニット¥150,000－

表示器別置卓上スタンド¥18,000－

はかり取付金具（DLZ、BTZ 用）¥10,000－

ピット設置用金具¥60,000－

電源ケーブル延長（5m 毎）¥4,000

Products Guide 2017

－ガラス風防 FZ-620 用

注意：オプション併用ができないものがあります。
オプション出力を2 個併用の場合は、別型の電源ボックスM 型となります。
詳細はお問い合わせください。

加算累計機能表示器
i03 タイプ※※バーグラフ表示
手動校正分銅内蔵CR機 能

A C R 機 能
RS-232C 出力

IR 通信でデータロガー・Bluetooth 出力に対応

プリンタ 出 力

IR 通信ポートを標準装備、計量データをデー
タ ロ ガ ー（DLZ-200）、Bluetooth 出 力 ユ ニット（BTZ）に送信できます。
詳 細 は、45 〜 46 ペ ージをご覧ください。

ISO/GLP/GMP対応印字
時計・カレンダー機能
ブザー警告
赤外線通信
IR

通信

RTS無償ダウンロード※安全箇所にて使用

Products Guide 201750