Návod k použití

Barevný monitor LCDDůležitéSeznamte se s pokyny pro bezpečné a efektivní využití tohotopřístroje uvedenými v tomto návodu k použití v instalační příručce(samostatná publikace).
• Informace o nastavení monitoru naleznete v instalační příručce.
• Aktuální verze návodu k použití je ke stažení na našem webu:
www.eizoglobal.com

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY
Tato příručka a přístroj používají následující bezpečnostní symboly. Označují důležité informace. Pečlivě sije přečtěte.

VAROVÁNÍUPOZORNĚNÍ

Pokud se informacemi obsaženými ve
VAROVÁNÍ nebudete řídit, může dojítk vážnému poranění, včetně poranění
smrtelného.

Pokud se informacemi obsaženými v
UPOZORNĚNÍ nebudete řídit, může dojít klehkému poranění nebo k poškození majetkuči přístroje.

Upozornění na riziko. Například symbol

upozorňuje na riziko „úraz elektrickým proudem“.

Označuje zakázanou činnost. Například symbol

označuje zakázanou činnost „Nerozebírejte“.

Označuje povinnou akci, kterou je nutno provést. Například symbol„Uzemnění přístroje“.

označuje povinnou akci

Tento přístroj byl upraven specificky pro použití v oblasti, do níž byl původně dodán. Při provozu mimo tuto
oblast nemusí přístroj pracovat v souladu se svými technickými údaji.
Žádná část z této příručky nesmí být reprodukována, ukládána v přístupném systému nebo přenášena
jakýmkoliv způsobem elektronicky, mechanicky nebo jinak, bez předchozího písemného povoleníspolečnosti EIZO Corporation.
Společnost EIZO Corporation není povinna chránit jakékoliv získané důvěrné materiály a informace bezpředchozí dohody na základě potvrzení společnosti EIZO Corporation o získaní informací. Přes veškeré
úsilí, které jsme vynaložili na poskytnutí aktuálních informací v příručce, je třeba vzít na vědomí, že
technické údaje monitorů EIZO mohou být změněny bez předchozího upozornění.

2

﻿

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
DŮLEŽITÉ• Tento přístroj byl upraven specificky pro použití v oblasti, do níž byl původně dodán. Při použití
mimo tuto oblast nemusí přístroj pracovat v souladu se svými technickými údaji.
• V zájmu osobní bezpečnosti a správné údržby si pozorně přečtěte tento oddíl a výstražná
upozornění na monitoru.

Umístění výstražných upozornění

Symboly na přístroji
SymbolTento symbol označuje
Hlavní vypínač:Stiskem vypnete hlavní napájení monitoru.

Hlavní vypínač:Stiskem zapnete hlavní napájení monitoru.

Tlačítko napájení:

Stiskem zapnete nebo vypnete napájení monitoru.

Střídavý proud
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
UPOZORNĚNÍ:Viz „BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY“ (strana 2).

Značení WEEE:

Tento produkt musí být likvidován odděleně; materiály lze
recyklovat.

Označení CE:

Označení shody s ustanoveními směrnice nebo nařízení
Rady (EU).

Výrobce
Datum výroby
Upozornění: Federální zákon Spojených států amerických stanoví, že toto zařízení
smí prodávat nebo jeho prodej povolovat pouze licencovaný praktický lékař.
Zdravotnický prostředek v EU
Dovozce v EU
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

3

VAROVÁNÍ
Pokud z přístroje začne vycházet kouř, zápach spáleniny či neobvyklé zvuky, ihned odpojte veškeré
napájecí kabely a kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.
Pokud se pokusíte vadný přístroj dále používat, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
poškození zařízení.
Přístroj nedemontujte ani neupravujte.
Při otevření skříně přístroje nebo pokusu o úpravu přístroje hrozí požár, úraz elektrickým
proudem nebo popálení.
Přenechte veškerý servis kvalifikovanému personálu.
Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto přístroje. Při otevření nebo odebrání krytů hrozí požár, úrazelektrickým proudem nebo poškození zařízení.
Zabraňte vniknutí malých předmětů nebo kapalin do vnitřku přístroje.
Pokud se větracími otvory do skříně přístroje dostanou malé předměty nebo kapalina,může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Pokud se
tak stane, přístroj ihned odpojte. Než začnete přístroj znovu používat, nechejte jej
zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
Umístěte přístroj na pevný a stabilní povrch.
Při nevhodném umístění přístroje hrozí jeho pád s následkem úrazu nebo poškození zařízení. Pokud dojde kpádu přístroje, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO. Nepoužívejte
poškozený přístroj. Při používání poškozeného přístroje hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Používejte přístroj na vhodném místě.
V opačném případě hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
• Neumísťujte přístroj do venkovního prostředí.
• Neumísťujte přístroj do dopravních prostředků (lodí, letadel, vlaků, automobilů apod.).
• Neumísťujte přístroj do prašného nebo vlhkého prostředí.
• Neumísťujte přístroj do prostředí, kde by na obrazovku dopadala voda
(koupelna, kuchyně apod.).
• Neumísťujte přístroj do prostředí, v němž by obrazovka mohla být přímo vystavena páře.
• Neumísťujte přístroj do blízkosti zařízení generujících teplo nebo zvlhčovačů.
• Neumísťujte přístroj na místo, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.
• Neumísťujte přístroj do prostředí obsahujícího hořlavé plyny.
• Neumisťujte v prostředích s výskytem korozívních plynů (např. oxid siřičitý, sirovodík, oxiddusičitý, chlór, čpavek a ozón).
• Neumisťujte do prostředí s výskytem prachu a složek urychlujících korozi v prostředí (např.
chlorid sodný a síra), vodivých kovů apod.

Udržujte plastové sáčky mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.
Použijte dodaný napájecí kabel a připojte jej k napájecí zásuvce odpovídající předpisům dané země.
Je nutno zachovat jmenovité napětí napájecího kabelu. V opačném případě hrozí požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Zdroj napájení: 100–240 V stř. 50/60 Hz
Chcete-li odpojit napájecí kabel, pevně uchopte zástrčku azatáhněte za ni.
Při tahání za kabel hrozí jeho poškození s důsledkem požáru neboúrazu elektrickým proudem.
Přístroj musí být připojen k uzemněné napájecí zásuvce.
V opačném případě hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.

4

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ
Použijte správné napětí.
• Tento přístroj je určen k použití pouze s určitou hodnotou napětí. Při připojení k jinému napětí než je uvedeno v
tomto návodu k použití hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
Zdroj napájení: 100–240 V stř. 50/60 Hz• Nepřetěžujte napájecí obvod; hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.

S napájecím kabelem manipulujte opatrně.
• Neumisťujte napájecí kabel pod přístroj ani pod jiné těžké předměty.
• Netahejte za napájecí kabel; nevažte na něm uzly.

Poškozený napájecí kabel nepoužívejte. Při používání poškozeného napájecího kabelu
hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Když se uživatel dotýká produktu, nesmí se zároveň dotýkat pacienta.
Tento přístroj není určen k tomu, aby se jej dotýkali pacienti.
Za bouřky se nikdy nedotýkejte zástrčky ani napájecího kabelu.
Při dotyku s těmito součástmi hrozí úraz elektrickým proudem.
Při připevňování stojanu s ramenem postupujte podle uživatelské příručky ke stojanu s ramenem azajistěte bezpečnou instalaci přístroje.
V opačném případě hrozí odpojení přístroje od ramena s důsledkem úrazu nebo poškození zařízení.
Před instalací se ujistěte, že stoly, stěny a jiné objekty, na nichž bude upevněn stojan s ramenem, majídostatečnou nosnost. Pokud dojde k pádu přístroje, kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.
Nepoužívejte poškozený přístroj. Při používání poškozeného přístroje hrozí požár nebo úraz elektrickým
proudem. Při připevňování sklápěcího stojanu použijte originální šrouby a pevně je utáhněte.
Nedotýkejte se poškozeného LCD panelu holýma rukama.
Kapalné krystaly, které mohou unikat z panelu, jsou toxické a při jejich vniknutí do očínebo úst hrozí otrava. Pokud dojde ke styku pokožky nebo jakékoli části těla s panelem,zasažená místa důkladně omyjte. V případě fyzických příznaků otravy vyhledejtelékařskou pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

5UPOZORNĚNÍ
S přístrojem manipulujte opatrně.
Před přemisťováním přístroje odpojte napájecí kabel i ostatní kabely. Přemisťování přístroje s připojenými
kabely je nebezpečné.
Hrozí úraz.
Přístroj přenášejte a umisťujte v souladu s určenými postupy.
• Při přemisťování výrobku držte pevně spodek monitoru.
• Monitory velikosti 30 palců a více jsou těžké. Vybalování a/nebo přenášení monitoru musí provádět alespoň dvě
osoby.
• Pokud se na zadní straně monitoru nachází držadlo, uchopte a pevně držte spodek monitoru a jeho držadlo.

Při pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození zařízení.

Nezakrývejte větrací otvory na skříni.
• Nepokládejte na větrací otvory žádné předměty.
• Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru.
• Nepoužívejte přístroj v pozici naplocho či dolní stranou nahoru.

Zablokování větracích otvorů zabrání výměně vzduchu, což může způsobit požár, úrazelektrickým proudem nebo poškození zařízení.
Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
Hrozí úraz elektrickým proudem.

Použijte snadno dostupnou napájecí zásuvku.
Tím zajistíte, že přístroj bude možné v případě problémů rychle odpojit od napájení.
Pravidelně čistěte okolí napájecí zástrčky a větracího otvoru monitoru.
Nahromadění prachu, vody nebo oleje na zástrčce může způsobit požár.
Před čištěním přístroje jej odpojte.
Při čištění přístroje zapojeného do napájecí zásuvky hrozí úraz elektrickým proudem.
Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, za účelem úspory energie a zvýšení bezpečnostipřístroj vypněte a odpojte napájecí kabel od napájecí zásuvky.
Tento produkt zlikvidujte v souladu se zákony místa nebo země bydliště.
Pro uživatele na území EHP a Švýcarska:
Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s přístrojem, je třeba oznámit výrobci akompetentnímu úřadu v příslušné zemi, ve které se uživatel nebo pacient nachází.

6

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění k tomuto monitoruZamýšlené použití
Tento přístroj je určen k použití pro zobrazování radiologického obrazu za účelem kontroly, analýzy adiagnózy příslušně vyškolenými zdravotnickými pracovníky. Tento monitor není určen pro mamografii.
Upozornění

• Jiná použití tohoto přístroje než popsaná v této příručce nemusí být kryta zárukou.
• Technické údaje uvedené v této příručce platí pouze při použití následujících komponent:- Napájecí kabely dodané s tímto přístrojem- Signálové kabely určené výrobcem• S tímto přístrojem používejte pouze doplňky vyrobené nebo schválené výrobcem přístroje.

Zásady používání
• Funkce některých dílů (jako je LCD panel) se může v delším časovém horizontu zhoršit. Pravidelně
kontrolujte, že správně fungují.
• Při změně zobrazení po dlouhodobém zobrazení téhož obrazu se může objevit paobraz. Zabraňte
dlouhodobému zobrazování téhož obrazu použitím spořiče displeje nebo funkce úspory energie. V
závislosti na obraze se může na obrazovce objevit zbytkový obraz, a to i když byl obraz zobrazen jen
krátce. Tento jev lze odstranit tak, že zobrazíte jiný obraz nebo na několik hodin vypnete napájení.
• Dosažení přijatelné kvality obrazu trvá několik minut. Po zapnutí napájení monitoru nebo po jeho
probuzení z režimu úspory energie vyčkejte několik minut a teprve poté proveďte diagnózu.
• Pokud je na displeji dlouho jeden obraz, mohou se na něm vytvořit tmavé skvrny nebo vypálená místa.
Aby se prodloužila životnost monitoru, doporučujeme jeho pravidelné vypínání.
• I po krátké době se může objevit paobraz v závislosti na zobrazeném obrazu. V takovém případě změňte
obraz nebo vypněte na několik hodin napájení.
• Životnost podsvícení LCD panelu je omezená. V závislosti na způsobu použití, například v případě
nepřetržitého dlouhodobého použití, se může životnost podsvícení zkrátit a může být nutné jej vyměnit.
Pokud obrazovka ztmavne nebo začne blikat, kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.
• Obrazovka může obsahovat vadné obrazové body nebo malý počet trvale svítících obrazových bodů.
Tento jev je způsoben vlastnostmi zobrazovacího panelu a nejedná se o poruchu přístroje.
• Nevyvíjejte nadměrný tlak na LCD panel ani na okraje rámu, protože by to mohlo způsobit poruchy
zobrazení, jako jsou například interferenční obrazce. Při trvalém tlaku na povrch LCD panelu může dojít
ke snížení kvality tekutých krystalů nebo k poškození LCD panelu. Pokud na panelu zůstávají otlaky,nechte monitor zapnutý se zcela černým nebo bílým obrazem. To může tyto potíže vyřešit.
• Neškrábejte po LCD panelu ani na něj nevyvíjejte tlak ostrými předměty, hrozí poškození LCD panelu.
Nepokoušejte se čistit panel papírovými kapesníčky, mohlo by dojít k jeho poškrábání.
• Nedotýkejte se zabudovaného kalibračního senzoru (integrovaný přední senzor). V opačném případě byse mohla snížit přesnost měření nebo by mohlo dojít k poškození zařízení.
• V určitých prostředích se hodnota naměřená zabudovaným senzorem světelnosti může lišit od hodnotynaměřené samostatným luxmetrem.
• Když je monitor studený a je přinesen do místnosti nebo pokud se rychle zvýší teplota v místnosti, můžena vnitřních i vnějších površích monitoru dojít ke kondenzaci. V takovém případě monitor nepoužívejte.
Před zapnutím monitoru vyčkejte, až se kondenzace odpaří. V opačném případě hrozí poškození
monitoru.

Upozornění k tomuto monitoru

7

Opatření pro zajištění dlouhodobého provozu monitoru● Kontrola kvality• Na kvalitu zobrazení monitorů má vliv kvalita vstupních signálů a stupeň opotřebení výrobku.
Provádějte každodenní kontroly a pravidelné testy stálosti, aby byla zajištěna shoda s lékařskými
standardy / doporučeními pro váš způsob používání. Podle potřeby provádějte kalibraci. Softwarovásada RadiCS pro kontrolu kvality monitoru umožňuje kontrolovat, zda vysoká úroveň kvality splňuje
lékařské standardy / doporučení.
• Stabilizace zobrazení monitoru trvá přibližně 15 minut (za našich podmínek pro měření).v Než
budete provádět různé testy pro kontrolu kvality, kalibraci nebo seřízení obrazovky monitoru, po
zapnutí napájení monitoru nebo po jeho probuzení z režimu úspory energie vyčkejte alespoň 15
minut a poté monitor seřiďte.
• Doporučujeme nastavit monitory na doporučenou nebo nižší úroveň jasu, aby se omezily změny
svítivosti při dlouhodobém používání a zachovala se stabilita jasu.
• Chcete-li upravit výsledky měření integrovaného kalibračního senzoru (integrovaného předního
senzoru) podle výsledků měření externího senzoru EIZO (senzor UX1 nebo UX2), který se prodává
samostatně, proveďte korelaci mezi integrovaným předním senzorem a externím senzorem pomocí
softwaru RadiCS/RadiCS LE. Pravidelná korelace umožňuje udržovat přesnost integrovanéhopředního senzoru na úrovni odpovídající externímu senzoru.
Upozornění

• V případě chyby při ovládání nebo náhlé změny nastavení se může stav zobrazení monitoru nečekaně
změnit. Po nastavení obrazovky monitoru doporučujeme používat monitor se zamknutými ovládacími tlačítky.
Podrobné pokyny pro nastavení najdete v instalační příručce (na disku CD-ROM).

● Čištění

Za účelem zachování dobrého vzhledu monitoru a prodloužení jeho životnosti doporučujeme jej
pravidelně čistit.
Jemně otřete nečistoty z povrchu skříně a panelu měkkým hadříkem namočeným v malém množství
vody nebo jedné z níže uvedených chemikálií.

Chemikálie, které lze použít pro čištění
Název látky
EtanolIsopropylalkohol
Chlorhexidin
Chlornan sodný
Benzalkoniumchlorid
Alkyldiaminoethylglycin
Glutaraldehyd
Glutaraldehyd

Název produktu
EtanolIsopropylalkohol
Hibitane
PureloxWelpasTego 51
Sterihyde
Cidex Plus28

Upozornění

• Nepoužívejte chemikálie příliš často. Chemikálie jako alkohol a antiseptické roztoky mohou způsobit změnu
lesku, ztrátu lesku a vyblednutí skříně nebo panelu a také snížení kvality obrazu.
• Nikdy nepoužívejte ředidla, benzen, vosky a abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit skříň nebo
panel.
• Zabraňte přímému styku chemikálií s monitorem.
Poznámka• K čištění povrchu skříně a LCD panelu se doporučuje použít přípravek ScreenCleaner (k dispozici jako
doplněk).

8

Upozornění k tomuto monitoru

Pohodlné používání monitoru• Dlouhodobé sledování monitoru způsobuje únavu očí. Každou hodinu si udělejte 10 minutovoupřestávku.
• Podívejte se na obrazovku ze správné vzdálenosti a úhlu.

Upozornění k tomuto monitoru

9

OBSAHBEZPEČNOSTNÍ POKYNY..................................... 3DŮLEŽITÉ................................................................... 3

Upozornění k tomuto monitoru............................ 7Zamýšlené použití..................................................... 7
Zásady používání...................................................... 7Opatření pro zajištění dlouhodobého provozu
monitoru..................................................................... 8● Kontrola kvality................................................. 8● Čištění.............................................................. 8

Pohodlné používání monitoru................................. 9

OBSAH.................................................................. 10
Kapitola 1 Úvod.................................................. 11
1-1.

Funkce............................................................11

1-2.

Obsah balení.................................................11

1-3.

Ovládací prvky a funkce..............................13● EIZO LCD Utility Disk......................................12

Kapitola 2 Instalace/připojení........................... 15
2-1.

Před instalací tohoto produktu...................152-2.

Připojení kabelů............................................16

2-3.

Zapnutí napájení...........................................192-4.

Úprava výšky a úhlu obrazovky..................19● Požadavky na instalaci...................................15

Kapitola 3 Žádný obraz...................................... 20
Kapitola 4 Technické údaje............................... 21
4-1.

Přehled technických údajů..........................21

4-2.

Kompatibilní rozlišení................................. 22

4-3.

Volitelné příslušenství................................ 22Příloha................................................................... 23
Zdravotnické normy................................................ 23
Informace o elektromagnetické kompatibilitě..... 24

10

OBSAH

Kapitola 1 ÚvodDěkujeme vám za váš výběr barevného monitoru LCD EIZO.

1-1. Funkce● Hybridní monochromatický a barevný displejKdyž je aktivována funkce Hybrid Gamma PXL (Hybridní gama PXL), tento produkt automaticky
rozlišuje mezi monochromatickými a barevnými částmi stejného obrazu na úrovni pixelů a zobrazuje
je odpovídajícím způsobem v optimálních gradacích.

● Jednoduchá kabeláž
Kromě vstupního konektoru DisplayPort je rovněž k dispozici výstupní konektor.
Z výstupního konektoru () lze přenášet signál do jiného monitoru.

● Ovládání monitoru myší a klávesnicí
Pomocí softwaru RadiCS/RadiCS LE pro kontrolu kvality monitoru můžete pomocí myši a klávesnice
provádět s monitorem následující operace:• Přepínání režimů CAL Switch• Přepínání vstupních signálů
• Funkce, která přiřazuje libovolný režim CAL Switch části obrazovky a zobrazuje obraz (Point-andFocus)● Kontrola kvality• V tomto monitoru je zabudován kalibrační senzor (integrovaný přední senzor). Tento senzor
umožňuje monitoru provádět nezávislou kalibraci (SelfCalibration) a kontrolu stupňů šedé.
• S použitím softwaru RadiCS LE, který je přiložen k monitoru, můžete spravovat historii monitoru, cíl
funkce SelfCalibration a plán spouštění.
• Softwarová sada RadiCS pro kontrolu kvality monitoru umožňuje kontrolovat, zda úroveň kvalitysplňuje lékařské standardy/doporučení.

1-2. Obsah baleníOvěřte, zda balení obsahuje všechny následující položky. Pokud nějaké položky chybí nebo jsou
poškozené, kontaktujte místního prodejce nebo zástupce společnosti EIZO uvedené na přiloženém listu.
Poznámka• Doporučujeme uschovat krabici a obalový materiál pro případ budoucího přemísťování nebo převážení produktu.
• Monitor• Napájecí kabel• Digitální signálový kabel: PP300 x 1
DisplayPort - DisplayPort• Kabel USB: UU300 x 1• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instructions for Use (Návod k použití)Kapitola 1 Úvod11

● EIZO LCD Utility Disk

Disk CD-ROM obsahuje následující položky. Postup spuštění softwaru a přístupu k souborům jepopsán v souboru „Readme.txt“ na disku.
• Soubor Readme.txt• Software RadiCS LE pro kontrolu kvality monitoru (pro operační systém Windows)• Uživatelská příručka
Instalační příručka k monitoruUživatelská příručka k softwaru RadiCS LE• Vnější rozměry

RadiCS LE
Software RadiCS LE umožňuje provádět následující operace kontroly kvality a operace s monitorem.
Další informace o softwaru nebo instalaci viz uživatelská příručka k softwaru RadiCS LE.

Kontrola kvality• Spuštění kalibrace• Zobrazení seznam výsledků testu a vytvoření testovací zprávy• Nastavení cíle funkce SelfCalibration a plánu spouštění

Operace s monitorem• Přepínání režimů CAL Switch• Přepínání vstupních signálů
• Funkce, která přiřazuje libovolný režim CAL Switch části obrazovky a zobrazuje obraz (Point-andFocus)• Přechod do režimu řízení spotřeby (Backlight Saver)Upozornění

• Specifikace softwaru RadiCS LE mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verze softwaru
RadiCS LE je ke stažení na našem webu: www.eizoglobal.com

Používání softwaru RadiCS LE
Pokyny pro instalaci a používání softwaru RadiCS LE viz uživatelská příručka k softwaru RadiCS LE(na disku CD-ROM).
Při použití softwaru RadiCS LE připojte monitor k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Další
pokyny pro připojení monitoru viz „2-2. Připojení kabelů“ (strana 16).

12

Kapitola 1 Úvod

1-3. Ovládací prvky a funkce
1

11

2

Přibližně 30°

12
5

13
14
15

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Integrovaný přední senzor(s nastavením polohy)

Tento senzor slouží k provádění kalibrace a kontroly stupňů šedé.

2. Senzor okolního osvětlení

Tento senzor měří osvětlení okolního prostředí. Měření osvětlení okolního
prostředí se provádí pomocí softwaru RadiCS/RadiCS LE pro kontrolu kvality.

3. Provozní spínače

Zobrazí návod na použití. Nastavte nabídky podle provozního režimu.

4. Vypínač

Vypíná a zapíná napájení.
Když je napájení zapnuto, indikátor vypínače svítí. Indikátor mění barvu podle
provozního stavu monitoru.
Zelená: Normální provozní režim; oranžová: režim úspory energie; nesvítí:
Napájení vypnuto

5. Odchozí port USBPřipojte k zařízení USB. Chcete-li vytvořit řetězené připojení, připojte kabelk příchozímu portu USB dalšího monitoru. Další informace viz „2-2. Připojení
kabelů“ (strana 16).

6. Příchozí port USBPřipojte tento port k počítači, když používáte software, který vyžaduje připojení
USB nebo připojte zařízení USB (periferní zařízení, které podporuje USB) kodchozímu portu USB.

7. Konektor DVI-D

Připojte k počítači.
Další informace viz „2-2. Připojení kabelů“ (strana 16).

8. Vstupní konektor DisplayPort
9. Výstupní konektor
DisplayPort

Chcete-li vytvořit řetězené připojení, připojte kabel ke vstupnímu konektoru
DisplayPort jiného monitoru.
Další informace viz „2-2. Připojení kabelů“ (strana 16).

10. Napájecí konektorSlouží k připojení napájecího kabelu.

11. Držadlo

Toto držadlo slouží k přepravě.
Upozornění

• Při přemisťování monitoru držte pevně spodek monitoru a jeho držadlo adávejte pozor, abyste monitor neupustili.
12. Stojan

Nastavení výšky a úhlu (sklonu a natočení) monitoru.

13. Hlavní spínač napájení

Slouží k vypnutí a zapnutí hlavního napájení.
: Vypnuto : Zapnuto

14. Zásuvka bezpečnostního
zámku

Je v souladu se systémem zabezpečení MicroSaver společnosti Kensington.

Kapitola 1 Úvod13

15. Držák kabelu

14

Kapitola 1 ÚvodPřidržuje kabely monitoru.

Kapitola 2 Instalace/připojení
2-1. Před instalací tohoto produktu
Pečlivě si přečtěte „BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ (strana 3) a vždy dodržujte pokyny.
Pokud umístíte tento přístroj na lakovaný povrch, barva může v důsledku složení pryže přilnout ke spodnístraně stojanu. Před použitím zkontrolujte plochu stolu.

● Požadavky na instalaci

Pokud instalujete monitor do stojanu, zkontrolujte, že je dostatek volného prostoru po stranách a nadmonitorem.

Upozornění

• Umístěte monitor tak, aby žádné světlo neinterferovalo s obrazovkou.

Kapitola 2 Instalace/připojení

15

2-2. Připojení kabelů
Upozornění

• Ověřte, zda je monitor a počítač vypnutý.
• Při náhradě stávajícího monitoru za tento monitor postupujte podle informací v kapitole „4-2. Kompatibilnírozlišení“ (strana 22). V této kapitole je popsán postup změny nastavení rozlišení a svislého kmitočtu rozkladu
v počítači na hodnoty podporované tímto monitorem. Změny je třeba provést před připojením počítače.

1. Umístěte obrazovku monitoru do nejvyšší polohy.
2. Otočte obrazovku monitoru o 90° po směru hodinových ručiček.
Před expedováním je monitor nainstalován v orientaci na šířku.

3. Připojte signálové kabely.

Zkontrolujte tvary konektorů a připojte kabely. Po připojení kabelu DVI zajistěte konektor utažením
šroubů.
Upozornění

• Tento monitor je vybaven dvěma typy konektorů DisplayPort: vstupním a výstupním. Při připojování monitoru
k počítači připojte kabel ke vstupnímu konektoru.
• Při připojování k více počítačům zapněte vstupní signál. Další informace naleznete v instalační příručce na
disku CD.

Signálový kabel:
DD300 (volitelné)

Signálový kabel: PP300

nebo

Poznámka• Pokud je zapojení kabelů obtížné, upravte úhel obrazovky monitoru.

16

Kapitola 2 Instalace/připojeníPři připojení dalších monitorů v režimu řetězeného připojení
Signál přiváděný doje vysílán do dalšího monitoru.

Upozornění• Informace o monitorech a grafických kartách, které lze použít pro řetězené připojení, najdete na webu
EIZO:www.eizoglobal.com• Pro nastavení zřetězeného připojení je třeba nastavit položku „DisplayPort“ v nabídce Administrator Settings(Nastavení správce) na hodnotu „Version 1.2“. Další informace naleznete v instalační příručce na disku CD.
• Před připojením signálního kabelu sejměte víčko .

Signálový kabel: PP300

Signálový kabel: PP300

4. Připojte napájecí kabel k napájecí zásuvce a k napájecímu konektoru na
monitoru.

Připojte napájecí kabel zcela do monitoru.

Kapitola 2 Instalace/připojení

17

5. Při použití RadiCS / RadiCS LE nebo připojení zařízení USB (periferní zařízení,které podporuje USB) k monitoru připojte kabel USB k výstupnímu portu USB
počítače a vstupnímu portu USB monitoru.

Kabel USB: UU300

18

Kapitola 2 Instalace/připojení

2-3. Zapnutí napájení
1. Stisknutím tlačítka

zapněte napájení monitoru.

Indikátor vypínače monitoru se rozsvítí zeleně.
Pokud se indikátor nerozsvítí, viz „Kapitola 3 Žádný obraz“ (strana 20).
Poznámka• Chcete-li najít vypínač, když je napájení monitoru vypnuté, dotkněte se některého z tlačítek vedle
indikátor
začal blikat.

tak, aby

2. Zapněte počítač.

Na obrazovce se objeví obraz.
Pokud se obraz neobjeví, informace o řešení problému najdete v části „Kapitola 3 Žádný obraz“ (strana
20).
Upozornění

• K zajištění maximální úspory energie doporučujeme zařízení vypínat tlačítkem napájení. Pokud monitor
nepoužíváte, můžete jej zcela odpojit od napájení buď vypnutím hlavního zdroje napájení nebo odpojením
zástrčky napájecího kabelu.
Poznámka• Dodržováním následujících zásad lze maximálně prodloužit životnost monitoru omezením degradace jasu asnížením spotřeby:- Používejte funkci úspory energie počítače nebo monitoru.
- Pokud monitor nepoužíváte, vypněte je.

2-4. Úprava výšky a úhlu obrazovkyOběma rukama uchopte levý a pravý okraj monitoru a nastavte výšku, sklon a natočení obrazovky podlesvých požadavků.

Upozornění

• Po provedení úprav zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojené.
• Po upravení výšky a úhlu provlečte kabely držákem kabelů.

Kapitola 2 Instalace/připojení

19

Kapitola 3 Žádný obraz
Problém
1. Žádný obraz• Indikátor vypínače nesvítí.

• Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel.
• Zapněte hlavní vypínač.
• Stiskněte tlačítko .
• Vymněte hlavní napájení a poté je opět zapněte.

• Indikátor vypínače svítí: Zeleně

• V nabídce Setting (Nastavení) zvyšte hodnoty položek
„Brightness (Jas)“, „Contrast (Kontrast)“ nebo „Gain (Zisk)“.
Další informace naleznete v instalační příručce na disku CD.
• Vymněte hlavní napájení a poté je opět zapněte.

• Indikátor vypínače svítí: Oranžově

• Přepněte vstupní signál. Další informace naleznete
v instalační příručce na disku CD.
• Přesuňte myš nebo stiskněte jakékoli tlačítko na klávesnici.
• Ověřte, zda je počítač zapnutý.
• Ověřte, zda je signálový kabel správně připojen. Když je
na vstupu signál DisplayPort, připojte k .
slouží jakovýstup, když je vytvořeno zřetězené připojení.
• Vymněte hlavní napájení a poté je opět zapněte.

• Indikátory vypínače bliká: Oranžově, zeleně

• K připojení použijte signálový kabel určený společností
EIZO. Vymněte hlavní napájení a poté je opět zapněte.
• Pokud je připojen signálový kabel k portu DisplayPort,
zkuste změnit verzi DisplayPort. Další informace naleznete
v instalační příručce na disku CD.

2. Zobrazí se zpráva uvedená níže.

20Možná příčina a řešení

Tato zpráva se zobrazí, když je signál přiváděn nesprávným
způsobem, ačkoli monitor funguje správně.

• Tato zpráva se zobrazí, pokud neník dispozici vstupní signál.
Příklad:• Může se zobrazit zpráva uvedená vlevo, protože některé
počítače nevysílají signál ihned po zapnutí.
• Ověřte, zda je počítač zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je správně připojen signálový kabel.
• Přepněte vstupní signál. Další informace naleznete
v instalační příručce na disku CD.
• Když je na vstupu signál DisplayPort, připojte k . Použijte
jako výstup, když je vytvořeno zřetězené připojení.
• Pokud je připojen signálový kabel k portu DisplayPort,
zkuste změnit verzi DisplayPort.
• Vymněte hlavní napájení a poté je opět zapněte.

• Zpráva ukazuje, že se vstupní signál
nachází mimo určený kmitočtový rozsah.
Příklad:• Zkontrolujte, zda konfigurace počítače vyhovuje požadavkům
monitoru na rozlišení a svislý kmitočet rozkladu (viz „4-2.
Kompatibilní rozlišení“ (strana 22)).
• Restartujte počítač.
• Pomocí nástroje pro nastavení grafického adaptéru vyberte
správné nastavení obrazovky. Podrobnější pokyny naleznetev uživatelské příručce ke grafickému adaptéru.

Kapitola 3 Žádný obraz

Kapitola 4 Technické údaje
4-1. Přehled technických údajůTyp
LCD panel

Matný
Typ

Barevný (IPS)

Podsvícení

LED

Velikost

54,0 cm (21,3 palců)Rozlišení (H x V)

1200 × 1600

Viditelná oblast (H × V)

324,0 mm × 432,0 mm

Rozteč obrazových bodů0,270 mm

Zobrazené barvy

10 bitů (DisplayPort): 1 073,74 miliónu barev (max. – z palety 543
miliard barev)
8 bitů (DisplayPort / DVI): 16,77 miliónu barev (z palety 543
miliard barev)

Video signály

Pozorovací úhly(H/V, typicky)

178˚ / 178˚

Doporučený jas

270 cd/m2

Doba odezvy (typicky)

20 ms (černá -> bílá -> černá)

Vstupní konektory

DisplayPort × 1, DVI-D × 1

Výstupní konektor

DisplayPort × 1

Vodorovný kmitočet
rozkladu

31 kHz - 100 kHz

Svislý kmitočet rozkladu*1 59 Hz – 61 Hz (720 × 400: 69 Hz – 71 Hz)USB
NapájeníFyzické parametryPožadavky na
provozní prostředí

Režim synchronizace
snímků

59 Hz - 61 Hz

Taktovací kmitočet

25 MHz - 164,5 MHzPort

1 × příchozí port, 2 × odchozí port

Standard

Specifikace USB, revize 2.0

Vstup

100 - 240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz 0,90 A - 0,50 A

Maximální příkon

55 W nebo méněRežim úspory energie

0,6 W nebo méně*2

Pohotovostní režim

0,6 W nebo méně*3Rozměry (Š × V × H)

356,6 mm × 482,3 mm - 572,3 mm × 200,0 mm (Náklon: 0˚)
356,6 mm × 507,1 mm - 597,1 mm × 261,1 mm (Náklon: 30˚)Rozměry (Š × V × H)(bez stojanu)

356,6 mm × 464,5 mm × 70,5 mm

Čistá hmotnostPřibližně 7,6 kg

Čistá hmotnost(bez stojanu)Přibližně 4,7 kg

Rozsah výškového
nastavení

90 mm (sklon: 0˚)Sklon

30˚ nahoru, 5˚ dolůNatočení70˚Otáčení90° (otáčení proti směru hodin z orientace na výšku do orientace
na šířku)Teplota

0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)Vlhkost20 % - 80 % rel. vlhkosti (bez kondenzace)

Tlak vzduchu

540 hPa - 1060 hPa

Kapitola 4 Technické údaje

21Požadavky
na prostředí
při přepravě/skladování

Teplota-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)Vlhkost10 % - 90 % rel. vlhkosti (bez kondenzace)

Tlak vzduchu

200 hPa - 1060 hPa*1 Podporovaný svislý kmitočet rozkladu se liší dle rozlišení. Další informace viz „4-2. Kompatibilní rozlišení“(strana 22).
*2 Když je používán vstup DisplayPort, příchozí port USB není připojen, „Power Save (Řízení spotřeby)“: „High(Vysoký)“, „DP Power Save (DP řízení spotřeby)“: „On (Zapnuto)“, „DisplayPort“: „Version 1.1 10bit“ nebo
„Version 1.1 8bit“, „Auto Input Detection (Automatická detekce vstupu)“: „Off (vypnuto)“, není připojena žádná
externí zátěž
*3 Bez připojeného příchozího portu USB, „DP Power Save (DP řízení spotřeby)“: „On (Zapnuto)“, „DisplayPort“:„Version 1.1 10bit“ nebo „Version 1.1 8bit“, není připojena žádná externí zátěž

4-2. Kompatibilní rozlišení
Monitor podporuje následující rozlišení.
Rozlišení
(H x V)

Svislý kmitočet
rozkladu(Hz)√: Podporováno
DVI

DisplayPort
Na výšku*1

Na šířku*2

Na výšku*1

Na šířku*2

720 × 400
70
√
√
√
√
640 × 480
60
√
√
√
√
800 × 600
60
√
√
√
√
1024 × 768
60
√
√
√
√
1280 × 1024
60√√
1600 × 1200
60
√*3
√*3
1200 × 1600
60
√*3
√*3
*1 Když je v nabídce „Administrator Settings (Nastavení správce)“ vybrána pro položku „Image Rotation (Otočení
obrazu)“ hodnota „Portrait (Na výšku)“*2 Když je v nabídce „Administrator Settings (Nastavení správce)“ vybrána pro položku „Image Rotation (Otočení
obrazu)“ hodnota „Landscape (Na šířku)“*3 Doporučené rozlišení

4-3. Volitelné příslušenství
Následující příslušenství je k dispozici samostatně.
Aktuální informace o volitelném příslušenství a o nejnovějších kompatibilních grafických kartách najdete
na našem webu. www.eizoglobal.com
Kalibrační sada

RadiCS UX2 Ver.5.0.1 nebo novější
RadiCS Version Up Kit Ver.5.0.1 nebo novější
Síťový software pro řízení kvality
RadiNET Pro Ver.5.0.1 nebo novější
Čisticí sada
ScreenCleaner (čisticí sada)
Pohodlné osvětlení pro čítárny
RadiLight
RamenoAAH-02B3W
LA-011-W
StojanLS-HM1-D
Chránič panelu
RP-915
Stojánek s držákem pro tenkého klienta PCSK-R1
nebo mini-PC
Signálový kabel (DVI-D - DVI-D)
DD300-BK, DD200-BK, DD200

22

Kapitola 4 Technické údaje

Příloha
Zdravotnické normy• U finálního systému je třeba zajistit soulad s požadavky normy IEC 60601-1-1.
• Elektrická zařízení mohou vyzařovat elektromagnetické vlny, které mohou monitor ovlivnit, omezit
jeho funkce nebo způsobit jeho nesprávné chování. Instalujte přístroj v kontrolovaném prostředí,kde k těmto jevům nebude docházet.

Klasifikace zařízení
-Typ ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída ITřída EMC: EN 60601-1-2:2015 skupina 1 třída B
Klasifikace zdravotnického prostředku (EU): Třída IRežim provozu: Trvalý
Stupeň krytí IP: IPX0Příloha23

Informace o elektromagnetické kompatibilitě
Základní funkcí přístrojů řady RadiForce je zobrazování obrazu a normální provozování funkcí.

Zamýšlené použití
Řada RadiForce je určena pro použití v odborném zdravotnickém prostředí, jako jsou kliniky anemocnice.
Řada RadiForce není vhodná pro použití v následujících prostředích:• Poskytování domácí zdravotní péče
• V blízkosti vysokofrekvenčního chirurgického vybavení, například chirurgických nožů• V blízkosti krátkovlnného terapeutického vybavení• Místnost se stíněním RF systémů lékařského vybavení pro MRI• Ve zvláštních stíněných prostředích• Instalace ve vozidlech, včetně sanit.
• Další speciální prostředí

VAROVÁNÍ
Zařízení řady RadiForce vyžadují zvláštní opatření s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu
a je nutné je instalovat. Je třeba, abyste si pečlivě přečetli informace EMC a část „BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY“ v tomto dokumentu a při instalaci a používání tohoto produktu dodržovali následující
pokyny.
Zařízení řady RadiForce nesmí být používána v blízkosti jiných zařízení a nesmí být s nimi
stohována. Jeli nutné používat zařízení řady RadiForce v blízkosti nebo ve stohu s jinými zařízeními,
je nutné sledovat zařízení řady RadiForce a zkontrolovat, zda v dané konfiguraci pracují správně.
Používané přenosné RF komunikační vybavení udržujte 30 cm (12 palců) nebo více od jakékoli
části, včetně kabelů řady RadiForce. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení výkonu tohoto
vybavení.
Osoby připojující při konfiguraci zdravotnického systému doplňkové zařízení ke konektorům vstupu
signálu zodpovídají za shodu systému s požadavky norem IEC/EN 60601-1-2.
Použijte kabely přiložené k tomuto produktu nebo kabely specifikované společností EIZO.
V případě použití jiných kabelů, než specifikovaných nebo dodaných společností EIZO tohoto
vybavení by mohlo dojít ke zvýšení elektromagnetických emisím nebo snížení elektromagnetické
imunity tohoto vybavení a k nesprávnému fungování.
KabelKabely určené
pro EIZO

Max. délka
kabeluStíněníFeritové jádro

Signálový kabel(DisplayPort)

PP300 / PP2003mStíněnoS feritovými jádry

Signálový kabel (DVI)

DD300 / DD200

3mStíněnoS feritovými jádry

Kabel USB

UU300 / MD-C93

3mStíněnoS feritovými jádry

Napájecí kabel(s uzemněním)-3m

Nestíněno

Bez feritových jader

24PřílohaTechnický popis

Elektromagnetické emiseZařízení řady RadiForce jsou určena k použití v níže popsaném elektromagnetickém prostředí.
Uživatel zařízení řady RadiForce musí zajistit, že tato zařízení budou používána v popsaném prostředí.

Test emisí

Shoda

Doporučení k elektromagnetickému prostředí

Emisevysokofrekvenčního
zářeníCISPR 11/EN 55011

Skupina 1cZařízení řady RadiForce jsou určena k použití v níže popsaném elektromagnetickém
prostředí.
Uživatel zařízení řady RadiForce musí zajistit, že tato zařízení budou používána v
popsaném prostředí.

Emisevysokofrekvenčního
zářeníCISPR 11/EN 55011

Třída BZařízení řady RadiForce jsou vhodná k použití ve všech typech budov včetně
obytných budov a budov, které jsou přímo připojeny k veřejné nízkonapěťové
elektrorozvodné síti určené k napájení obytných budov.

Emise harmonickéhozáření
IEC/EN 61000-3-2Třída DVýkyvy napětí
emise blikání
IEC/EN 61000-3-3

Shoda

Elektromagnetická odolnost
U řady RadiForce byly testovány následující úrovně kompatibility podle požadavku testování pro profesionálnízdravotnická zařízení určená v IEC/EN60601-1-2.
Uživatel zařízení řady RadiForce musí zajistit, že tato zařízení budou používána v popsaném prostředí.

ZkouškaodolnostiÚroveň testování
pro profesionálnízdravotnickázařízeníÚroveň shody

Doporučení k elektromagnetickému
prostředí

Elektromagnetickévýboje
IEC/EN 61000-4-2±8 kV vybití kontaktem±15 kV vybití vzduchem±8 kV vybití kontaktem±15 kV vybití vzduchem

Podlahy musejí být ze dřeva, betonu nebo
keramických dlaždic. Pokud jsou podlahy
pokryty syntetickým materiálem, musí relativnívlhkost vzduchu činit alespoň 30 %.

Rychlé elektricképřechodné jevy /skupiny impulzů
IEC/EN 61000-4-4±2 kV napájecí vedení±1 kV vstupní/výstupnívedení

±2 kV napájecí vedení±1 kV vstupní/výstupnívedení

Kvalita napájení by měla odpovídat typickému
komerčnímu nebe nemocničnímu prostředí.

Rázové impulsy
IEC/EN 61000-4-5±1 kV mezi vedeními±2 kV mezi vedeníma zemí

±1 kV mezi vedeními±2 kV mezi vedeníma zemí

Kvalita napájení by měla odpovídat typickému
komerčnímu nebe nemocničnímu prostředí.

Krátkodobé poklesynapětí, krátkápřerušení a změny
napětí na vstupníchnapájecích vedeních
IEC/EN 61000-4-11

0 % UT (100 % pokles
v UT) po dobu 0,5 cyklu
a 1 cyklu
70 % UT (30 % pokles
v UT) po dobu 25 cyklů
0 % UT (100 % pokles
v UT) po dobu 5 s

0 % UT (100 % pokles
v UT) po dobu 0,5 cyklu
a 1 cyklu
70 % UT (30 % pokles
v UT) po dobu 25 cyklů
0 % UT (100 % pokles
v UT) po dobu 5 s

Kvalita napájení by měla odpovídat typickému
komerčnímu nebe nemocničnímu prostředí.
Pokud uživatel zařízení řady RadiForcepožaduje trvalý provoz i během přerušení
dodávky proudu, doporučujeme napájet zařízení
řady RadiForce pomocí nepřerušitelného zdroje
napájení nebo baterie.

Magnetická polesíťového kmitočtu
IEC/EN 61000-4-8

30 A/m(50/60 Hz)

30 A/mMagnetická pole síťového kmitočtu musejí navšech úrovních odpovídat charakteristikám
typické lokality v komerčním nebo nemocničním
prostředí. Tento přístroj musí být během
používání udržován alespoň 15 cm od
magnetických polí síťového kmitočtu.

Příloha25

Elektromagnetická odolnost
U řady RadiForce byly testovány následující úrovně kompatibility podle požadavku testování pro profesionálnízdravotnická zařízení určená v IEC/EN60601-1-2.
Uživatel zařízení řady RadiForce musí zajistit, že tato zařízení budou používána v popsaném prostředí.

Zkouška odolnostiÚroveň testování
pro profesionálnízdravotnickázařízeníÚroveň shody

Doporučení k elektromagnetickému
prostředí

Přenosná a mobilní zařízení pro komunikaci
pomocí vysokofrekvenčního záření nesmíbýt používána v blízkosti jakýchkoli součástí
zařízení řady RadiForce včetně kabelů. Minimální
vzdálenost musí odpovídat vzdálenosti vypočítanéz příslušné rovnice pro kmitočet vysílače.
Rušení šířené
radiofrekvenčními poli
IEC/EN61000-4-6Vyzařovanáradiofrekvenční pole
IEC/EN61000-4-3

3 Vrms150 kHz – 80 MHz

3 Vrms6 VrmsPásma ISM mezi
150 kHz a 80 MHz

6 Vrms3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz

3 V/mDoporučená vzdálenostd = 1,2√P

d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHz
Platí, že „P“ je maximální vysílací výkon vysílače
ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače a „d“je doporučená vzdálenost v metrech (m).
Síla pole pevných vysokofrekvenčních vysílačů
zjištěná průzkumema) elektromagnetického
prostředí musí být menší než úroveň shody pro
jednotlivé kmitočtové rozsahyb).
V blízkosti zařízení označených následujícím
symbolem může dojít k rušení.

Poznámka 1 UT znamená střídavé napětí hlavního napájení před aplikací zkušební úrovně.
Poznámka 2 Při kmitočtech 80 MHz a 800 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah.
Poznámka 3 Zásady ohledně rušení šířeného radiofrekvenčními poli nebo vyzařovanými radiofrekvenčními poli nemusejív některých situacích platit. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno pohlcováním a odrazem odstaveb, jiných objektů i osob.
Poznámka 4 Pásma ISM mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz, 13,553 MHz až 13,567 MHz, 26,957 MHz
až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.
a)

Sílu polí z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro mobilní telefony a vysílačky, amatérské radiostanice,rozhlasové stanice v pásmech AM a FM a televizní stanice, nelze podle teorie přesně předpovídat. Pro posouzeníelektromagnetického prostředí s ohledem na pevné vysokofrekvenční vysílače je vhodné provést průzkum
elektromagnetického prostředí. Pokud změřená síla pole v lokalitě, kde je používáno zařízení řady RadiForce, přesahujepříslušnou výše uvedenou úroveň shody s vysokofrekvenčním zářením, je třeba zařízení řady RadiForce pozorovat a
kontrolovat, zda pracuje správně. Je-li zjištěn abnormální provoz, může být nutné přijmout další opatření jako je změna
orientace nebo umístění zařízení řady RadiForce.

b)

Při kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí být síla pole menší než 3 V/m.

26PřílohaDoporučené vzdálenosti mezi přenosnými nebo mobilními zařízeními pro komunikaci pomocí
vysokofrekvenčního záření a zařízeními řady RadiForceZařízení řady RadiForce jsou určena k použití v elektromagnetickém prostředí, v němž je vyzařované
vysokofrekvenční rušení kontrolované. Uživatel zařízení řady RadiForce může předcházet elektromagnetickému
rušení zachováváním níže doporučené minimální vzdálenosti mezi přenosnými nebo mobilními zařízeními pro
komunikaci pomocí vysokofrekvenčního záření (vysílači) a zařízeními řady RadiForce.
Byla ověřena odolnost vůči blízkým polím z následujícího radiofrekvenčního bezdrátového komunikačního vybavení:

Testovacíkmitočet
(MHz)

Šířka
pásma a)
(MHz)

385

380–390450

430 – 470

710
745
780
810
870
930

704 – 787

1720
1845
1970

1700 – 1990

2450

2400 – 2570

800 – 960

Služba a)

Modulace b)

Maximální výkon
(W)

Pulzní modulace b) 1,8
18 Hz
GMRS 460,
FM2
FRS 460±5 kHz odchylka
1 kHz sinus
Pásmo LTE 13, 17 Pulzní modulace b) 0,2217 HzTETRA 400

GSM 800 / 900,TETRA 800,
iDEN 820CDMA 850,
Pásmo LTE 5
GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
Pásmo LTE 1, 3,
4, 25;
UMTS
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
Pásmo LTE 7
WLAN 802.11 a/nÚroveň
shody
(V/m)

0,3

27

27

0,3

28

28

0,3

9

9

Pulzní modulace b) 2
18 Hz

0,3

28

28

Pulzní modulace b) 2
217 Hz

0,3

28

28

Pulzní modulace b) 2
217 Hz

0,3

28

28

0,3

9

9

5240
5100 – 5800
Pulzní modulace b) 0,2217 Hz55005785a) Pro některé služby jsou uvedeny pouze odesílací frekvence.
b)

Minimální Úroveň
vzdále- testování
IEC/
nost
EN60601(m)(V/m)

Nosič je modulován pomocí signálu obdélníkové vlny 50 % pracovního cyklu.

Zařízení řady RadiForce jsou určena k použití v elektromagnetickém prostředí, v němž je vyzařované vysokofrekvenční
rušení kontrolované. Pro ostatní mobilní zařízení pro komunikaci pomocí vysokofrekvenčního záření (vysílače) v
minimální vzdálenosti mezi přenosnými nebo mobilními zařízeními pro komunikaci pomocí vysokofrekvenčního záření
(vysílači) a zařízeními řady RadiForce v souladu s maximálním vysílacím výkonem komunikačního zařízení.

Jmenovitý maximální
vysílací výkon vysílače
(W)
0,01

Vzdálenost podle kmitočtu vysílače
(m)
150 kHz až 80 MHz
80 MHz až 800 MHz
800 MHz až 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P
0,12

0,12

0,23

0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Pro vysílače s maximálním vysílacím výkonem, který zde není uveden, platí, že doporučenou vzdálenost „d“ v metrech (m) lze
odhadnout pomocí rovnice příslušné pro kmitočet vysílače, kde „P“ je maximální jmenovitý vysílací výkon vysílače ve wattech(W) podle údajů výrobce vysílače.
Poznámka 1 Při kmitočtech 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost vyšší kmitočtový rozsah.
Poznámka 2 Tato doporučení nemusejí být platná ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno
pohlcováním a odrazem od staveb, jiných objektů i osob.

Příloha27

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
03V27377B1
IFU-MX216
Copyright © 2019 - 2021 EIZO Corporation. All rights reserved.

2nd Edition - October 1st, 2021