High Capacity Programmable DC Power Supply

大容量プログラマブル
直流電源
ADG-PLUS Series

38
機種

マスタースレーブ接続で拡張可能！

30kW

50kW

75kW

100kW

出力電圧 40V ～ 1600V、出力電流最大 2500A（マスタースレーブ時 7500A）をラインナップ

300kW

38

大容量プログラマブル直流電源
ADG-PLUS シリーズ

機種

■オシロライクなタッチパネルとロータリ■ CC/CV/CPの出力モードを搭載

ノブを採用し、 直感的な操作が可能

従来の CC,CV モードの他に、CP モードを出力モー7 インチカラー液晶タッチパネルを採用。オシロスコードに搭載。一定電力を供給させる電池の模擬が可能

プの配列を採用し誰でも取説レスで操作可能です。

です。

電圧・電流・電力の３つの測定を同時に表示することができます。視認性も高い色配置と文字サイズにしてコンパクトな一体型筐体「ADG-PLUS シリーズ」は 30kW/50kW と 75kW/100KW の大容量で、高効率 (90%) かつ応おり、遠い場所からも一目で電源の状態を把握するこ答速度（4 ～ 20msec) に優れた基本性能と分かりやすい大型の液晶タッチパネルを搭載。とが可能です。

出力電圧は高電圧化時代に即して 1600 Ｖまでラインナップしており、航空宇宙、新エネルギー開発、スマートグリッド、カーエ レクトロニクス、2 次電池、サーバーなど幅広いく多岐にわたりご使用いただけます①

視認性の配色で電圧・電流・電力を同時測定表示

また CP モード、マスタースレー ブ機能、非常停止機能、インターロック機能を備え、インターフェースには LAN・②

オシロライクな配列で誰でも簡単操作！

USB・RS-232C・RS-485 ならびに アナログ制御を標準装備しました（GP-IB はオプション）。

ポップアップでテンキーが表示

30kW/50kW 出力電圧12モデル
40V

60V

100V

200V

240V

■ 測定ロギング表示機能

簡単設定入力

電圧・電流・電力の測定値をロギング表示することが

①
320V

400V

500V

640V

800V

1000V

1600V

可能です。DUT と接続した際の連続運転時の時間変化を観測する際など、時間における変化を直流電源だけ電圧で見ることができます。

電流電力1250A(50kW)②75kW/100kW 出力電圧7モデル
40V

60V

100V

320V

640V

1000V

1600V

③ロータリエンコーダの採用により、電圧設定値の微調整や各種ファンクション設定など素早く簡単に行うことが可能です。

2500A(100kW)④ON/OFF 状態が分かりやすい発光タイプのスイッチを採用。遠くからでも状態を視認することができます。

■ 便利なアラームログ機能
本器に発生したアラームを記録する機能です。実験■ 安全面を強化！非常停止ボタン及びインターロック機能を標準搭載中に発生した不具合要因の洗い出しや故障時の要因把握に役立ちます。

⑤供試物の異常動作時など非常停止ボタンにて即座に出力をシャットダウン⑥治具装置などのドア開閉の接点信号とインターロック機能を使用することで、ドア開閉と連動した緊急時の停止機能として使用することが可能です。
（オープン：有効

ショート：無効）■スマートな安全設計
端子台は筐体内に格納されている出力端子安心の安全構造。

■最先端テクノロジー DSP搭載
高速演算処理により、複雑な電源制御アルゴリズムを実現しております。

ケーブル取り出し口も筐体ボトム

アース端子

前面から取り出せるスマートな配線回りです。

入力端子

リモートセンス端子
ケーブル取り出し口23■通信インターフェース（RS-232C/RS-485/USB/LAN）を標準装備■外部アナログ制御および電圧・電流モニタを

RS-232C/RS-485/USB/LAN に対応したインターフェースをCC( 定電流）および CV( 定電圧）モードの外部アナログ制御（0標準装備。制御プロトコルは Modbus（RTU) および SCPI に～ 5Vdc）を標準装備。また、電圧・電流アナログモニターも対応しております。
（自動認識）。

標準で内蔵されており、PLC を使ったアナログ入出力制御が標準装備可能です。

■電圧・電流スルーレート設定機能■高速応答

電圧・電流の応答時間を任意可変できるスルーレート

定格負荷の 50% から 100%、100% から 50% に変化さ設定機能を標準搭載 。

せた際、出力電圧が± 1% の範囲に収束するまでの時

出力 ON や OFF 時などの立上りや立下り時間の設定が間が 12ms 以下 と高速に復帰し、DUT への影響を最小可能です。

限に抑える事が可能です。※ 30kW/50kW モデルの場合。75kW・100kW モデルは 20msec 以下■オプションでGP-IBインターフェースを準備
SCPI に対応した GP-IB インターフェースボードを用意。
標準インターフェースとの組み合わせ可能で、あらゆる制御コントローラに対応可能です。

名称

用途■充実の保護アラーム機能

Vset-IN

外部 CV 制御入力（0~5V）確度：1％

大容量電源だからこそ、出力保護以外にも入力保護機能を

IFB-OUT

電流モニター出力（0~5V）確度：5％用意。系統入力側の電圧異常（過電圧・低電圧など）を監視

PS-ON

出力 ON/OFF(ON:5V OFF:0V)

太陽光パネルの基本特性であるIVカーブ模擬が可能なオプションです。実際の太陽光パネルが無い環境であらゆる日射環境

GND-ISO

アナログ制御用 GNDを再現しPCS の評価や生産試験などにご利用いただけます。別途専用ソフトウェアは不要で、フロントパネルから本体に組みIset-IN

外部 CC 制御入力（0~5V）確度：1％

VFB-OUT

電圧モニター出力（0~5V）確度：5％

Fault-OUT

エラーステータス出力（異常時：5V 正常時：0V）

インターロック

インターロック（ショート：有効

し本器を守ります。
Input
Alarm

Vin LV… 系統入力電圧低電圧

Vin Unbalance … 系統入力電圧アンバランス
Vin OV… 系統入力電圧過電圧

Vin UV… 系統入力不足電圧

OutputAlarm

OVP…出力過電圧OCP…出力過電流

OTP

…内部過熱

OPP

…出力過電力■太陽光パネル模擬 SAS(ソーラーアレイシミュレータ）機能をオプションで準備込んだ SAS モードを利用することで簡単に模擬することが可能です。SAS モードでは、PV インバーターの仕様に従い Voc、Isc、Vmpp、および Impp を設定しIV（PV)カーブ出力します。また EN50530モードを使用することで、太陽電池の材料（c-Siまたは薄膜）に応じた IVカーブの出力が可能で、日射量と温度に応じた出力をプログラムできます。

オープン：無効）

LDC OV …リモートセンス電圧過電圧■プログラムシーケンスモードとモニタ機能を搭載
プログラムでシーケンス動作可能なモード PGM モードを、STEP Loop 機能に集約しました。今までの Step モードや Gradual モー■リモートセンス機能を標準装備■マスタースレーブ機能を標準装備

端子台は筐体内に格納されている安心の安全構造。ケー

同一モデル 3 台までのマスタースレーブ接続により最また出力電圧・電流・電力を表示パネルでモニター可能な “WAVE” モードも標準装備しており、PC レスで出力の設定・運転とブル取り出し口も筐体底面前面から取り出せるスマート

大 300kW まで並列拡張可能。30kW ～ 300kW まで合モニタリングが可能です。時間設定では最小 10msec からの動作可能です。

な配線回りです。リモートセンス端子とは別々になって計 114 パターンから選択が可能です。マスターユニッ

おり、配線において干渉しないようになっております。

トを操作するだけで、スレーブユニットはそれに応じドに加えて、より細かく出力電圧のプログラムシーケンス動作が可能です。必要シーンに合わせてご利用いただけます。タッチパネルから直接設定でき、PC レスで設定・運転可能です。てデータを受信して応答し、負荷電流を均等に出力させます。

+Sense+-DUT- Sense45■オプションで入力電圧200Vにも対応
その他の系統電圧も特注で対応可能■クラス最小 コンパクト電源■最大出力電圧 1600V のこだわり
最大電圧1600Vまでカバーし、省エネルギー社会で活躍する電源電圧のラインナップを強化しました。40V ～1600Vまで計12種類の出力電圧、こだわりのラインナップです。また、40V 出力タイプでは2500Aと大電流に対応し、EV 向けのヒューズ試験にD:800 ㎜最適です。1600V 出力タイプは今後強化されていく鉄道インフラ向けやバッテリー、保護素子の評価・試験が可能です。

W:600 ㎜

W:600 ㎜

HVDC
320V~380V

2500Aまで
標準仕様

H:1492 ㎜
H:1038㎜

1600V

1000V

系統電圧においても、工場出荷時オプションにて対応するこ

800Vとなっております。

640Vンスの準備は不要です。また 208V、415V、440V、480V の500Vす。ADG シリーズに比べ、高さ方向が最大 28mm 程度小型

400Vうに、別途オプションを準備しました。400V->200V 変換トラ

320Vと小型・軽量です。キャスター付きなので移動も簡単にできま240V

国内の電源電圧のデファクトである 200V 配電に対応できるよ

200V

30kW・50kW で 195kg ～ 225kg、75kW・100kW で 300kg

100V

75kW/100kW モデル

60V

30kW/50kW モデル

40V

モーター
コンプレッサー

ヒューズ
ブレーカー

航空宇宙

太陽電池

サーバー
データセンター

バッテリー
パック

鉄道
インフラ

EV 車とが可能です。※ 200V オプション及びその他の系統電圧に対応した場合、サイズ（質量・高さ）が変更となりますのでご【入力電圧400V時（標準タイプ）】
モデル種類

30kW
50kW

質量モデル種類

75kW
100kW

195~225kg

質量300kg

注意ください。

■最新トレンド 入力電圧 AC三相400V 標準対応

【200V オプションモデル】
モデル種類

質量高さ

30kW 386～1382㎜
50kW 420kg

モデル種類

質量高さ

75kW
574kg 1837㎜
100kW

海外における供給電圧のトレンドは200/400Vですが、日本では一般的には6600V 送電となっており、低圧は100/200V が主流です。最近は流通のトータルコスト削減の為、変電所から22kV 級配電線により配電しビルや工場構内で変電して、直接400Vを供給する方式が多く採用されております。

■結線が簡単！大電流アプリに最適な最大出力電流 2500A
従来の機器増設方式の場合、移動や別途ケーブルの準備が必要となります。大電流になればなるほど、機器間のケーブルの長さの影響を受けて発振や誤動作に至ることもあります。一体型であれば、出力端子が端子板として一か所に用意されておりま

ビル・工場内最新の 400V 配電すので、簡単に供試物に接続することが可能です。

400V

変電

機器間の電源配線が必要

Slave

定格電流に対応した端子板を標準装備

Slave
Slave
Slave
移動時に1台ずつ運ぶ必要あり

大型工場

SNW 方式

簡単接続

Master

ADG-PLUS シリーズ

地中配線

工場

サブ変電所

特高変電所

6.6kV

22kV

22kV

6.6kV

▼大規模ビル商業施設

電力会社

▼

400V 配電は効率がよく、安全対策が各段に簡略化できることからも採用が進んでおります。400V 配電で採用されているSNW

別途定格電流にあった端子台が必要（スポットネットワーク）方式は、3回線が基準となる母線となっており、災害時において母線が切断されても停電しない為、極めて高い信頼性があります。ADG-PLUSシリーズは、最新の400V 配電に対応した入力電圧を標準仕様となっております。最新の- +【マスタースレーブ方式の場合】

622kV接続！

困難！

別途Master Slave
ケーブルが必要22kV送電のため不要

工場や大型ビルのオフィス内にて直接400V 使用できますので、200V->400V 変換トランスの必要がありません。
【一体型の場合】7

■外観図 (75kW/100kW モデル）

アプリケーション

電源背面に指定した容量のコンデンサをキャパシタバンクとして特注で実装可能。

系統
三相 3 線
400V or 200V

600 ㎜

■水電解による水素製造試験に対応したフレキシブル直流電源■電動コンプレッサー用供給電源に最適な大容量直流電源

マスタースレーブ動作で最大 3 台まで拡張し、水800 ㎜

1492 ㎜

最大 7500A の定電流源として使用可能です。

RS

H2T

O2

電動コンプレッサー

Front View

DUT
電解槽

ADG-PLUS シリーズ
30kW/50kW

Rear View

Side View

Overhead View

■外観図 (30kW/50kW モデル 入力 200V オプション）■非回生(逆潮流無し)大容量充放電試験システム

800 ㎜

600 ㎜

放電時のエネルギーを熱に変換

充電電力用の AC/DC
電力変換のみ充電系統
三相 3 線
400V

RST

逆潮流無し

電子負荷へ駆動用（ファンや電子回路）への電力供給のみ

放熱

充電L

大容量蓄電池（リチウムイオンなど）

ADG-PLUS シリーズ
最大 300kW 拡張可能

系統
単相 2 線
200V

N

Li-ion1382 ㎜

逆潮流無し

回生禁止の設備や条件時においても非回生（逆潮流電力無し）に大容量の充放電試験システムの構築が可能です。

大容量直流電子負荷
QL-D シリーズ
最大 150kW 拡張可能

Front View

Rear View

Side View

Overhead View

■外観図 (75kW/100kW モデル 入力 200V オプション）
600 ㎜■外観図 (30KW/50kW モデル）

800 ㎜

600 ㎜
800 ㎜

1837 ㎜1038 ㎜

Front View

8Rear View

Side View

Overhead View

Front View

Rear View

Side View

Overhead View

9

■仕様(30kW/50kW)
30kW
50kW

ADG-PLUS-40-750
ADG-PLUS-40-1250

ADG-PLUS-60-500
ADG-PLUS-60-834

電圧
電流 (30kW)
定格電流 (50kW)
設定確度
設定分解能
入力電源変動
負荷変動 *1
定電圧モード 過渡応答回復時間 *2(CV)
リップル電圧 (RMS)
ノイズ電圧 (Peak)
立上り時間 *3
リモートセンシング
最大補償電圧定電流モード 設定確度
(CC)
設定分解能
定電力モード 設定確度
(CP)
設定分解能
測定機能
設定確度
DC 電圧測定
設定分解能
設定確度
DC 電流測定
設定分解能
設定確度
DC 電力
測定
設定分解能
入力定格
入力電圧 / 周波数
供給電源
力率 ( 最大負荷時 )

40 V
750 A
1250 A

60 V
500 A
834 A

型名
出力モード

効率 ( 最大負荷時 )
入力電力
入力電流

最大負荷時
最大負荷時

質量

本体のみ

外形寸法

キャスター含む

ADG-PLUS-100-300
ADG-PLUS-200-150
ADG-PLUS-100-500
ADG-PLUS-200-250
定電圧 (CV) / 定電流 (CC) / 定電力（CP）
100 V
200 V
300 A
150 A
500 A
250 A
0.5 % F.S
100 V 以下：0.01 V、100 V 超過：0.1 V
0.05 % 以下
0.1 % 以下
12 ms 以下

0.4 % F.S. 以下
2 % F.S. 以下
50 ms 以下

ADG-PLUS-240-125
ADG-PLUS-240-208

ADG-PLUS-320-94
ADG-PLUS-320-156

240 V
125 A
208 A

320 V
94 A
156 A

定格電圧の 3 % まで電圧降下分を補償

0.5 % F.S. (1% 定格電流以上 )100 A 以下：0.01 A、100 A 超過：0.1 A
P=V*I ( 計算値 )0.01 kW
0.5 % F.S
100 V 以下：0.01 V、100 V 超過：0.1 V
0.5 % F.S. (1 % 定格電流以上 )100 A 以下：0.01 A、100 A 超過：0.1 A
P=V*I ( 計算値 )0.01 kW三相 3 線 + GND
AC 380 V ～ 400 V ± 15 % / 47 ～ 63 Hz、( オプション：200 V/208 V/415 V/440 V/480 V)
90 % 以上
入力電圧 380 V ～ 400 V 時：87 % 以上
入力電圧 380 V ～ 400 V 時：90 % 以上
入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V 時：84 % 以上
入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V 時：87 % 以上
30kW モデル：40kVA 以下 ( 三相 3 線：AC 380V 時 )、50kW モデル：66kVA 以下 ( 三相 3 線：AC380V 時 )30kW モデル：60A( 三相 3 線：AC380V 時 )、50kW モデル：100A 以下 ( 三相 3 線：AC380V 時 )
225kg
195kg
入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V オプション搭載時：420kg 入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V オプション搭載時：386kg
600 × 1038 × 800 [WxHxDmm]
入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V オプション搭載時：600 × 1382 × 800 [WxHxDmm]■仕様(75kW/100kW)
ADG-PLUS-40-1875
ADG-PLUS-40-2500

ADG-PLUS-60-1250
ADG-PLUS-60-1666

ADG-PLUS-640-117
ADG-PLUS-640-156

ADG-PLUS-1000-75
ADG-PLUS-1000-100

電圧
電流 (75kW)
電流 (100kW)
設定確度
設定分解能
入力電源変動
負荷変動 *1
定電圧モード 過渡応答回復時間 *2(CV)
リップル電圧 (RMS)
ノイズ電圧 (Peak)
立上り時間 *3
リモートセンシング
最大補償電圧定電流モード 設定確度
(CC)
設定分解能
定電力モード 設定確度
(CP)
設定分解能
測定機能
設定確度
DC 電圧測定
設定分解能
設定確度
DC 電流測定
設定分解能
設定確度
DC 電力測定
設定分解能
一般仕様
入力定格
入力電圧 / 周波数
供給電源
力率 ( 最大負荷時 )40 V
1875 A
2500 A

60 V
1250 A
1666 A

640 V
117 A
156 A

1000 V
75 A
100 A

出力モード
定格

効率 ( 最大負荷時 )
入力電力
入力電流

最大負荷時
最大負荷時

質量

本体のみ

外形寸法

キャスター含む

10ADG-PLUS-500-60
ADG-PLUS-500-100

ADG-PLUS-640-47
ADG-PLUS-640-78

電圧
電流 (30kW)
電流 (50kW)
設定確度
設定分解能
入力電源変動
負荷変動 *1
定電圧モード 過渡応答回復時間 *2(CV)
リップル電圧 (RMS)
ノイズ電圧 (Peak)
立上り時間 *3
リモートセンシング
最大補償電圧定電流モード 設定確度
(CC)
設定分解能
定電力モード 設定確度
(CP)
設定分解能
測定機能
設定確度
DC 電圧測定
設定分解能
設定確度
DC 電流測定
設定分解能
設定確度
DC 電力測定
設定分解能
入力定格
入力電圧 / 周波数
供給電源
力率 ( 最大負荷時 )400 V75 A
125 A
0.5 % F.S

500 V
60 A
100 A

640 V
47 A
78 A

ADG-PLUS-800-38
ADG-PLUS-800-63

ADG-PLUS-1000-30
ADG-PLUS-1000-50

ADG-PLUS-1600-18
ADG-PLUS-1600-31

定格0.88 % F.S. 以下

効率 ( 最大負荷時 )
入力電力
入力電流

最大負荷時
最大負荷時

質量

本体のみ

外形寸法

キャスター含む

800 V
1000 V
1600 V
38 A
30 A
18A
63 A
50 A
31 A
0.1 % F.S
100 V 以下：0.01 V、100 V 超過：0.1 V
0.05 % 以下
0.1 % 以下
0.034 % 以下
0.02 % 以下
0.05 % 以下
12 ms 以下
0.1 % F.S. 以下
0.05 % F.S. 以下
1.34 % F.S. 以下
0.88 % F.S. 以下
0.2 % F.S. 以下
0.4 % F.S. 以下
100 ms 以下
115 ms 以下
120 ms 以下

定格電圧の 3 % まで電圧降下分を補償

定格電圧の 2% まで電圧降下分を補償

0.5 % F.S. (1% 定格電流以上 )100 A 以下：0.01 A、100 A 超過：0.1 A
P=V*I ( 計算値 )0.01 kW
0.1 % F.S
100 V 以下：0.01 V、100 V 超過：0.1 V
0.5 % F.S. (1 % 定格電流以上 )100 A 以下：0.01 A、100 A 超過：0.1 A
P=V*I ( 計算値 )0.01 kW三相 3 線 + GND
AC 380 V ～ 400 V ± 15 % / 47 ～ 63 Hz、( オプション：200 V/208 V/415 V/440 V/480 V)
90 % 以上入力電圧 380 V ～ 400 V 時：90 % 以上
入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V 時：87 % 以上
30kW モデル：40kVA 以下 ( 三相 3 線：AC 380V 時 )、50kW モデル：66kVA 以下 ( 三相 3 線：AC380V 時 )30kW モデル：60A( 三相 3 線：AC380V 時 )、50kW モデル：100A 以下 ( 三相 3 線：AC380V 時 )195kg
入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V オプション搭載時：386kg
600 × 1038 × 800 [WxHxDmm]
入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V オプション搭載時：600 × 1382 × 800 [WxHxDmm]■共通仕様（保護機能、外部制御、インターフェース、一般仕様）

75kW
100kW

型名

ADG-PLUS-400-75
ADG-PLUS-400-125

出力モード

0.1 % F.S. 以下
2 % F.S. 以下0.88 % F.S. 以下
60 ms 以下
85 ms 以下

定格電圧の 5 % まで電圧降下分を補償

30kW
50kW

型名

ADG-PLUS-100-750
ADG-PLUS-320-234
ADG-PLUS-100-1000
ADG-PLUS-320-312
定電圧 (CV) / 定電流 (CC) / 定電力（CP）
100 V
320 V
750 A
234 A
1000 A
312 A
0.5 % F.S
100 V 以下：0.01 V、100 V 超過：0.1 V
0.05 % 以下

0.1 % 以下

保護機能

過電圧保護（OVP）
過電流保護（OCP）
過電力保護（OPP）
入力保護
出力保護

0.1 % F.S
信号出力

モニタ信号出力

0.05 % 以下

0.5 % F.S. 以下
2.5% F.S. 以下
50 ms 以下

20 ms 以下
0.4 % F.S. 以下
0.65% F.S. 以下
90 ms 以下

0.1 % F.S. 以下
0.35% F.S. 以下
0.3% F.S. 以下
120 ms 以下
定格電圧の 2% まで定格電圧の 5 % まで電圧降下分を補償
定格電圧の 3 % まで電圧降下分を補償
電圧降下分を補償
0.5 % F.S. (1% 定格電流以上 )100 A 以下：0.01 A、100 A 超過：0.1 A
P=V*I ( 計算値 )0.01 kW
0.5 % F.S
100 V 以下：0.01 V、100 V 超過：0.1 V
0.5 % F.S. (1 % 定格電流以上 )100 A 以下：0.01 A、100 A 超過：0.1 A
P=V*I ( 計算値 )0.01 kW

0.1 % F.S

三相 3 線 + GND
AC 380 V ～ 400 V ± 15 % / 47 ～ 63 Hz、( オプション：200 V/208 V/415 V/440 V/480 V)
90 % 以上
入力電圧 380 V ～ 400 V 時：87 % 以上
入力電圧 380 V ～ 400 V 時：90 % 以上
入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V 時：84 % 以上
入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V 時：87 % 以上
75kW モデル：100kVA 以下 ( 三相 3 線：AC 380V 時 )、100kW モデル：135kVA 以下 ( 三相 3 線：AC380V 時 )75kW モデル：150A( 三相 3 線：AC380V 時 )、100kW モデル：200A 以下 ( 三相 3 線：AC380V 時 )300kg
入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V オプション搭載時：574 kg
600 × 1492 × 800 [WxHxDmm]
入力電圧 200V/208V/415V/440V/480V オプション搭載時：600 × 1837 × 800 [WxHxDmm]

設定範囲
設定範囲
設定範囲

外部アナログコントロール

出力電圧制御出力電流制御USB

RS-232C/RS-485
インターフェース
LAN

環境条件
一般仕様
耐電圧
絶縁抵抗

0 ～ 110 % F.S.
0 ～ 110 % F.S.
0 ～ 110 % F.S.
入力過電圧・入力電圧不平衡
過電圧・過電流・過電力・過熱・電圧降下補償過電圧（LDC OV)・

モジュール過電流・インターロック
0V～5V
0.05%
0V～5V
0.05%
0V ～ 5V
1 % ( 定格電圧 5 % 以上時 )0V ～ 5V
1 % ( 定格電流 5 % 以上時 )ソケット B タイプ
受信時 CR+LF 、送信時 LF + EOI
D-sub 9 ピン コネクタ
ボーレート : 115200 bps
ハードウェア
データ長 8 Bit、スタートビット 1 Bit、ストップビット 1 Bit、パリティビットなし
フロー制御なし
通信仕様
IEEE 802.3
LAN インタフェースコネクタ形状RJ-45
データレート10Base-T / 100Base-TX
通信プロトコル
TCP/IP（キープアライブ信号には対応していません。
）
標準LAN / RS - 232 & RS - 485 / USB
オプション
GPIB
動作環境
屋内使用
動作温度
0 ℃～ +40 ℃
動作湿度20 % RH ～ 85 % RH（結露なし）
保存温度-20 ℃～ +60 ℃
保存湿度20 % RH ～ 85 % RH（結露なし）
入力 - 出力間
DC 2100 V １分間
入力 -FG 間
AC 1500 V １分間
入力 -FG 間
DC 500 V、30 M Ω 以上
電圧モニタ出力範囲
電圧モニタ確度
電流モニタ出力範囲
電流モニタ確度
制御電圧
確度
制御電圧
確度
ハードウェアターミネータ*1. 負荷が 5％から 100％に変化したときの出力電圧変動幅 *2. 50 % から 100 % または 100 % から 50 % の負荷変化に対して、フルスケール出力電圧の± 1 % に復帰するまでの時間 *3. 出力電圧変化の 10 % から 90 % まで変動するときに要する時間（抵抗負荷時）* 確度は周囲温度 23 ± 5 ℃において 6 ケ月間保証致します。
* これらの仕様は出力電圧が F.S の 1 % 以上のときに満たします。

11

■ 30kW モデル■ 75kW モデル

型名仕様

標準価格（税別）

型名仕様

標準価格（税別）

ADG-PLUS-40-750

40V,750A,30kW¥4,100,000

ADG-PLUS-40-1875

40V,1875A,75kW¥7,381,000

ADG-PLUS-60-500

60V,500A,30kW¥3,538,000

ADG-PLUS-60-1250

60V,1250A,75kW¥7,381,000

ADG-PLUS-100-300

100V,300A,30kW¥3,538,000

ADG-PLUS-100-750

100V,750A,75kW¥6,920,000

ADG-PLUS-200-150

200V,150A,30kW¥3,450,000

ADG-PLUS-320-234

320V,234A,75kW¥6,920,000

ADG-PLUS-240-125

240V,125A,30kW¥3,450,000

ADG-PLUS-640-117

640V,117A,75kW¥6,920,000

ADG-PLUS-320-94

320V,94A,30kW¥3,450,000

ADG-PLUS-1000-75

1000V,75A,75kW¥7,433,000

ADG-PLUS-400-75

400V,75A,30kW¥3,450,000

ADG-PLUS-1600-47

1600V,47A,75kW¥7,980,000

ADG-PLUS-500-60

500V,60A,30kW¥3,450,000

ADG-PLUS-640-47

640V,47A,30kW¥3,450,000

型名仕様

標準価格（税別）

ADG-PLUS-800-38

800V,38A,30kW¥4,070,000

ADG-PLUS-40-2500

40V,2500A,100kW¥8,882,000

ADG-PLUS-1000-30

1000V,30A,30kW¥4,070,000

ADG-PLUS-60-1666

60V,1666A,100kW¥8,882,000

ADG-PLUS-1600-18

1600V,18A,30kW¥4,380,000

ADG-PLUS-100-1000

100V,1000A,100kW¥8,332,000

ADG-PLUS-320-312

320V,312A,100kW¥8,332,000

ADG-PLUS-640-156

640V,156A,100kW¥8,332,000■ 50kW モデル■ 100kW モデル

型名仕様

標準価格（税別）

ADG-PLUS-1000-100

1000V,100A,100kW¥8,882,000

ADG-PLUS-40-1250

40V,1250A,50kW¥5,030,000

ADG-PLUS-1600-63

1600V,63A,100kW¥9,598,000

ADG-PLUS-60-834

60V,834A,50kW¥4,512,000

ADG-PLUS-100-500

100V,500A,50kW¥4,512,000

ADG-PLUS-200-250

200V,250A,50kW¥4,519,000

ADG-PLUS-240-208

240V,208A,50kW¥4,519,000

ADG-PLUS-320-156

320V,156A,50kW¥4,519,000

ADG-PLUS-400-125

400V,125A,50kW¥4,519,000

ADG-PLUS-500-100

500V,100A,50kW¥4,519,000

ADG-PLUS-640-78

640V,78A,50kW¥4,519,000

ADG-PLUS-800-63

800V,63A,50kW¥4,995,000

ADG-PLUS-1000-50

1000V,50A,50kW¥4,995,000

ADG-PLUS-1600-31

1600V,31A,50kW¥5,365,000■オプション・検査成績書
型名

主な仕様

標準価格（税抜）

ADG-PLUS-001

GP-IB インターフェース¥105,000

ADG-PLUS-003
ADF-PLUS-005
ADG-PLUS-007
ADG-PLUS-009三相 200V 電源入力
オプション（30kW-50kW)
三相 200V 電源入力オプション（100kW)
SAS（ソーラーアレイシミュレータ）機能
三相 200V 電源入力
オプション（75kW)¥390,000¥680,000¥250,000¥580,000****/REC

30kW タイプ検査成績書¥40,000****/REC

50kW タイプ検査成績書¥60,000****/REC

75kW タイプ検査成績書¥85,000****/REC

100kW タイプ検査成績書¥110,000

TCPSCI

製品別トレーサビリティ（検査成績書のご注文が必要となります）
標準器試験成績書（検査成績書のご注文が必要となります）¥5,000¥20,000*** は各モデルの型名が入ります。
●このカタログの記載内容は、2023年7月現在のものです。 ●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社
名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。 ●記載されている内容
は、 正確な情報であるよう努めておりますが、万が一誤り等お気づきの点ございましたら当社までお問い合わせください。

取扱代理店

パワエレ営業部
日吉事業所〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
TEL 044-223-7950 FAX 044-223-7960
大阪オフィス 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2F
TEL 06-6387-1039
E-mail : PWsales@hq.keisoku.co.jp https://www.keisoku.co.jp/pw/● CP-0194-2307