Cervex-Brush Combi®

子宮頸部・頸管内細胞採取器具
Rovers® Cervex-Brush® Combi クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号27B1X00021000069

サーベックスブラシコンビは●頸部細胞の採取にはサーベックスブラシの構造を、頸管部細胞の採取にはエンドサーベッ
クスブラシの技術を組み合わせたブラシです。
●毛先が柔らかく部位の損傷を最小限にします。従来のへらやナイロンブラシと比較しても出血が少なく、コルポスコープ検診の妨げになりません。
●子宮頸部並びに頸管内の2箇所から同時に、しかも1度の動作で必要十分な細胞を的確に採取します。

Rovers®
Cervex-Brush®
シリーズ

子宮頸部・頸管内細胞採取器具〈仕様・形状〉
20 mm
14 mm

従来法およびリキッドベース標本作成に最適！

サーベックスブラシ※エチレンオキサイドガス滅菌済み

軽く押し当て時計回りに2回転させる
商品コード3060-003

商品名梱包単位

サーベックスブラシコンビ

100本/箱20箱/カートン

エンドサーベックスブラシCervex−Brush®、Cervex−Brush® Combiを用いた際の採取細胞数比較
Cervex−Brush®
Number of slides

Cervex−Brush® Combi
100

10054,963

54,59550,805−59,120

49,861−59,328

371981※

95% CI241−501740−1,221

55,33455,575

95% CI

51,188−59,479

50,820−60,331

Squamous cells（per slide）
95% CI
Endocervical cells（per slide）
Total cells per slide※p＝0.00001、t＝4.483、d.f.＝197.

サーベックスブラシコンビ

子宮頸がん検診の為の細胞採取器具です。

Depuydt C. E. et al. Cytopathology 17（6）, 374−381. 2006

子宮頸部／頸管内の細胞採取に於いて、従来の綿棒・へら・ラウンドブラシ等の採取器具にあった問題点、●品質改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

難点を解消する最良のサンプラーです。

メディカルチーム〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目10番2号
T e l :（06）6244−0978
Fax:（06）6244−0977
http://medical.haradacorp.co.jp/

Rovers® Cervex-Brush® クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号27B1X00021000067

サーベックスブラシは●毛先が柔らかく部位の損傷を最小限にします。従来のへらやナイロンブラシと比較しても出血が少なく、コルポスコープ検診の妨げになりません。
●子宮頸部並びに頸管内の２箇所から同時に、しかも１度の動作で、必要十分な細胞を、的確に採取します。
●標本作成時間の短縮を可能にします。
●従来の標本作製方法同様、リキッドベースでの標本作製方法でも使用できます。
●リキッドベースでの標本作製方法で用いる場合は、細胞採取後に先端部分を柄から分離します。

〈仕様・形状〉

EndoCervex-Brush®

Cervex-Brush®

子宮頸部・頸管内細胞採取器具

子宮頸管内細胞採取器具
Rovers® EndoCervex-Brush® クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号27B1X00021000068

エンドサーベックスブラシは●ブラシ部分は柔らかく部位の損傷を軽減します。
●細かい毛により十分な細胞を採取します。
●ブラシと柄の間に安全リングが付いており、採取中にブラシが子宮内膜まで入り込むことを防ぎます。
●閉経後の細胞採取にも最適です。
●通常サイズと、頸管部の細い受診者に適したSサイズの2種類があります。
エンドサーベックスブラシ 〈仕様・形状〉
両サイドに細く柔らかい毛

先端径2 mm
長さ25 mm

安全リング

エンドサーベックスブラシS
先端径
1.5 mm
長さ25 mm※エチレンオキサイドガス滅菌済み

軽く押し当て時計回りに5回転させる

商品コード

商品名

梱包単位3060-000

サーベックスブラシ

100本/箱20箱/カートン

従来の標本作製方法

細胞を採取します。

軽く押し当て時計回りに1回転させる

商品コード商品名

梱包単位

3060-001

エンドサーベックスブラシ

100本/箱20箱/カートン

3060-002

エンドサーベックスブラシSサイズ

100本/箱20箱/カートン

いろいろな細胞採取器具

細胞が乾燥しないうちに、スライドグラスにブラシを押し当て引きながら回転させます。外側に頸部の細胞が、内側に頸管細胞がそれぞれ塗布されます。

塗布した細胞が乾かないうちに市販の固定液で固定してください。

綿棒＊左記はサーベックスブラシの例です。エンドサー
ベックスブラシ／サー
ベックスブラシコンビでも同様におこなうことができます。
ブラシをバイアルへ入れ左右に回転させ、細胞を洗い落としてください。

図のようにしてブラシの先端を抑え、柄を引きます。
ブラシ部分が簡単に外れ落ちます。その後しっかり蓋を閉めてください。

木ベラ

ラウンドブラシ

サーベックスブラシ

エンドサーベックスブラシ

サーベックスブラシコンビ

References

リキッドベースでの標本作製方法

細胞を採取します。

※エチレンオキサイドガス滅菌済み

１. 細胞採取法の違いによる子宮頸部細胞診標本の適切性の比較検討：土岐利彦、熊谷幸江、高坂公雄、川嶋博、方山揚誠：日本臨床細胞学会雑誌31;3; 1992年5月22日
２. 新しい細胞採取器具サーベックスの使用経験：土岐利彦、倉本雅規、菊池岩雄、佐藤重美：産婦人科の実際 41;12; 1992年11月1日
３. 液状処理細胞診（Sure Path法）の試験的運用：神奈川県予防医学協会 平成19年度事業年報：岩見美子、杉本直子、加藤ちづ代、坂野みどり、蔵本博行、野田信之、飯田萬一他
４. Comparison of the efficacy of the cervex brush and the extended-tip wooden spatula with conventional cytology: A longitudinal study : Whitaker CJ,
Stamp EC, Young W, Greenwood LA : Cytojournal : 2009 Jan. 19;6;2.
５. Collection of BD SurePath Test with a broom device plus endocervical brush improves disease detection when compared to the broom device alone or
the spatula plus endocervical brush combination : Davis-Devine SJ, Anderson A, Freund GG 他: Cytojournal : 2008:Feb.12;6:4
６. Improved endocervical sampling and HPV viral load detection by Cervex-Brush Combi. : Depuydt CE, Benoy IH, Bailleul EJ, Vandepitte J,Vereecken AJ, Bogers JJ : Cytopathology 2006 Dec;17(6) : 374-81