EVOLUTION

交流電子負荷 装置
3270series AC/DC Electronic LoadEVOLUTION

1NEW

なんと４U サイズで 3.75kWの超コンパクト電子負荷クラス最小の容積対負荷容量比。そして質量 3.75kW で 33.5kg と軽量設計

EVOLUTION

2

業界初 定格を超える Turbo 機能を搭載！

定格電力・電流の 2 倍をシンク可能！（時限定格 1 秒、FUSE、Short/OCP/OPP 試験モード時）
モデル名
電力 (W)
電流 (A)
電圧 (V)EVOLUTION

33270
3.75kW
7.5kW
37.5Arms
75ArmsTurbo OFF
Turbo ON
Turbo OFF
Turbo ON

3271
2.8kW
5.6kW
28Arms56Arms50~350Vrms/500Vdc

3272
1.875kW3.75kW
18.75rms
37.5rms

AC 整流負荷モードを追加

IEC62040-3 および IEC61683 のテスト仕様に対応。整流時の非線形負荷（Non-Linear CC)
モードならびに非線形負荷（Non-Linear CC) ＋抵抗負荷（CR) モードに対応。UPS から PV
インバータ（PCS) の評価に最適。
RsUUc

C

AC 整流負荷モード 模擬回路

R1

PV インバータテスト時の電流・電圧波形

33.5kg進化した機能・GUI ！「交流電子負荷装置」の決定 版 !
ココが 違う!

充実な負荷モードおよび測定機能
DC負荷

AC負荷

ココが 違う!

ビルトイン機能

CCモード

CCモード+PF・CF

OCP機能

LinearCCモード

LinearCCモード

OPP 機能

CRモード

CRモード

ShortP機能

CVモード

CRモード+PF・CF

ヒューズテスト

CPモード

CPモード

バッテリーテスト

簡単操作！大型ディスプレイとテンキーを採用
力率・クレストファクタの設定や OCP,OPP などのビルトインされた機能は専用のファンクションキーを準備。さらにテンキー・矢印キーおよび大型エンコーダーを採用し簡単に操作ができるように、GUI を強化

ココが 違う!

大容量ラックパック型をラインナップ

システムラックに実装したラックパック型を 3機種準備。単相（DC)・三相切り替えユニットを内蔵し、簡単に単相・三相切り替えが可能です。

*3 : DC直流入力の電子負荷としてもご使用可能です。
*4 : 単相結線時の負荷電流。
三相結線時は1/3の負荷電流となります。

整流負荷 CC*1

モデル名3272-5.6kW-RP
3271-8.4kW-RP
3270-11.2kW-RP

整流負荷 CC+CR*2■CCモード CF・PF設定時の波形

電圧350Vrms
500Vdc（*3）

電流56.25A（*4）
84A（*4）111.75A（*4）

電力
5.625kW
8.4kW
11.25kW3270シリーズフロントパネル

ココが 違う!

■LinearCCモード時の波形

ワールドワイド入力に対応

ココが 違う!

100 ～ 230V とワールドワイド入力に対応

負荷端子・リモートセンス端子
接続漏れがないようにリモートセンス端子は Load 端子の横に装備

トランス切り替えなく、世界各国で使用可能です。
ココが 違う!

４つのインターフェースを選択可能
GP-IB,RS-232C,USB,LAN のインターフェースをオプションで選択が可能■整流負荷負時の波形 整流負荷CC+CR

ココが 違う!

マスタースレーブ機能を搭載同じモデルであれば最大 3 台まで接続可能。下図のように接続することで最大 11.25kW の並列運転だけでなく三相負荷としても使用することが可能です。

3270シリーズリアパネル

充実の測定モード
電圧（Vrms, Vpeak,Vmax., Vmin）、電流（Irms, Ipeak, Imax., Imin.）、電力（W)、ココが 違う!

電圧・電流の波形観測可能 !

皮相電力（VA）、周波数（Hz）、波高率（CF）、力率（PF)、電圧全高調波歪（VTHD）,アイソレーションされた電圧・電流モニタを装備。安全にオシ

電圧歪（VH）、電流全高調波歪（ITHD）, 電流歪（IH）と多くの測定モード

ロスコープで観測することが可能です。Input Terminal にはそに対応の他に０～ 10Vdc 電圧で制御可能な外部アナログ Input、ゼロ*1 : UPS 効率測定に使用*2 : 電流 THD80% 時の PCS 効率測定に使用

オシロスコープ

クロスの同期用の外部 Sync Input が装備されております。

■ 仕様
型名
定格電力
定格電流
定格電圧
定格周波数
OPP（過電力保護）
OCP（過電流保護）
OVP（過電圧保護）
OTP（過熱保護）
CC モード及び
リニア CC モード
CR モードCV モードCP モードC.F.
(CC モード , CP モード )P.F.
(CC モード , CP モード )

3270
電気仕様
3.75kW
37.5Arms / 112Apeak

PV システム効率測定（パワコン：歪率 80%）
UPS バックアップ時間測定(CC モード ,LIN モード ,CR モード , CP モード )バッテリー放電機能測定(CC モード , LIN モード ,CR モード , CP モード )UPS オフライン
転送時間測定ターボモードヒューズ試験モード

Short/OPP/OCP 試験機能

電圧表示

電流表示

電力表示
力率表示
周波数表示
その他パラメータ表示マスタースレーブ機能
外部制御入力外部同期入力電圧モニター出力 ( 絶縁 )電流モニター出力 ( 絶縁 )オプションインターフェース

3272

2.8kW
1.875kW
28.0Arms / 84.0Apeak
18.7Arms / 56.2Apeak
50 ～ 350Vrms / 500Vdc
DC,40~440Hz
3937Wrms または任意設定値
2940Wrms または任意設定値
1968Wrms または任意設定値
39.37Arms または任意設定値
29.40Arms または任意設定値
19.68Arms または任意設定値
367Vrms / 525Vdc
あり
0 ～ 37.5A
0 ～ 28.0A
0 ～ 18.7A
0.625mA
0.469mA
0.312mA± (0.2% of setting + 0.4% of range) @50/60Hz, ± 1% of (setting + range)
1.6 ～ 32.0k Ω
2.13 ～ 42.6k Ω
3.20 ～ 64.0k Ω0.0104mS
0.00781mS
0.00520mS± 0.4% of (setting + range) @50/60Hz, ± (1% of setting + 4% of range)
50 ～ 350Vrms / 500Vdc
0.1V± (0.2% of reading + 0.2% of range)
3750W
2800W
1875W
0.1W
± (0.2% of reading + 0.2% of range)√2～50.1(1% / lrms) + 2%F.S.
0 ～ 1 ( 遅れまたは進み )0.01
2%F.S.
ノンリニアモード
Auto ; 40 ～ 440Hz
0 ～ 37.5A
0 ～ 28.0A
0 ～ 18.7A
0 ～1
抵抗値 + ノンリニア モード
Auto ; 40 ～ 440Hz
0 ～ 37.5A
0 ～ 28.0A
0 ～ 18.7A
1.6 ～ 32k Ω
2.13 ～ 42.7k Ω
3.2 ～ 64k Ω
50 ～ 350Vrms / 500Vdc

レンジ
分解能
確度
レンジ
分解能
確度
レンジ
分解能
確度
レンジ
分解能
確度
レンジ
分解能
確度
レンジ
分解能
確度
動作周波数
電流レンジ
P.F. レンジ

UPS 効率測定

3271

動作周波数
電流レンジ
抵抗レンジ
UVP(VTH)UPS Back-Up Time

1 ～ 99999 Sec. (>27H)UVP(VTH)50 ～ 350Vrms / 500Vdc

バッテリー放電時間

1 ～ 99999 Sec. (>27H)

電流レンジ
UVP(VTH)Time range
最大電流 (ON)
最大電流 (OFF)トリップ時間非トリップ時間
測定確度
繰り返し回数短絡時間
OPP/OCP ステップ時間
レンジ
分解能
確度
パラメータ
レンジ
分解能
確度
パラメータ
レンジ
分解能
確度
VA 表示
レンジ確度
レンジ
確度

0 ～ 37.5A
75.0Arms
37.5Arms

0 ～ 28.0A
2.5V
0.15mS ～ 999.99msec.
56.0Arms
28.0Arms
0.1 ～ 1.0sec.
0.1 ～ 9999.9sec.
± 0.006sec.
0 ～ 255
0.1S ～ 1sec./ 0.1S ～ 10sec. Or Cont.

0 ～ 18.7A
37.5Arms
18.7Arms

100msec., up to 10 Steps / 100msec.
500V
0.01V
± 0.1% of (reading + range)
Vrms, V Max/Min, +/-Vpk
18.7Arms / 37.5Arms
14.0Arms / 28.0Arms
9.37Arms / 18.7Arms
0.4mA / 0.8mA
0.3mA / 0.6mA
0.2mA / 0.4mA± 0.1% of (reading + range) @50/60Hz, ± 0.4% of(reading +range)
Irms, V MAX/MIN, +/-Ipk
3750W
2800W
1875W
0.0625W
0.0468W
0.0312W± 0.2% of (reading + range)
電流、電圧の測定結果から算出+/- 0.000~1.000± (0.002 ± (0.001/PF)*F)
DC, 40~440Hz
0.20%
VA, VAR, CF_I, Ipeak, Imax, Imin, Vmax, Vmin, IHD, VHD, ITHD, VTHD
○F.S / 10Vdc, 分解能 0.1V
TTL
± 500V / ± 10V
112Apk / ± 10Vpk± 84.0Apk / ± 10Vpk
56.2Apk / ± 10Vpk
GP-IB, RS-232C, LAN, USB
一般仕様
AC 100V ～ 230V ± 10%, 50/60Hz ± 3Hz
0~40℃
440 × 117 × 513mm
33.5kg27.5kg21.5kg

入力電源定格電圧
動作温度
外形寸法（W × H × D)
質量

●このカタログの記載内容は、2018 年 4 月現在のものです。 ●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。

取扱代理店

パワエレ事業部
日吉事業所

TEL 044-223-7950
大阪オフィス

営業部〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
FAX 044-223-7960〒564-0051 大阪府吹田市豊津町15-11

江坂石周ビル4F

TEL 06-6387-1039
E-mail : PWsales@hq.keisoku.co.jp

http://www.keisoku.co.jp/pw/

2018年04月発行 ●CP-0165-1804