メモリハイコーダ MR6000
MEMORY HiCORDER MR6000

速度の限界を超えてゆく
シリー ズ 史 上 最 高 の ス ペ ック
測定

一瞬を逃さない圧倒的なサンプリング速度

保存

測定しながら保存する驚異のデータ処理能力

操作

思いどおりにサクサク操作できる心地よさ

すべてが速いフラグシップモデル

高速 200MS/s × 絶縁測定

従来比 32 倍の高速リアルタイム保存

大画面 12.1 型タッチパネルの直感操作

2

圧倒的なハイスピードテクノロジー
測定・保存・解析のすべてが変わる
MEMORY HiCORDER MR6000
あらゆる限界の壁を乗り越えた先に見つけたのは、いまの常識が、未来の常識ではないという新境地だ。
スペック、操作性、デザイン、すべてを一新して得た魅力は、あなたのメモハイに対するイメージをきっと変えるだろう。
記録計の世界基準を新たに定義する、
メモリハイコーダMR6000。

200MS/s

高速光絶縁測定

一瞬で保存

リアルタイム保存

直感操作

タッチパネル3

パワーエレクトロニクス産業や自然エネルギー、自動車産業におけるインバータの高効率化や電力貯蓄技術の高性能化。

あらゆる産業の高度な要求に応えるため、メモリハイコーダのテクノロジーを飛躍的に向上させて MR6000 を開発しました。

4

シリーズ史上、最高の測定能力
高速 200MS/s × 絶縁測定
アナログ Max 32ch、ロジック Max 128ch
MR6000 の測定能力を最大限に引き出すユニットがラインナップされました。

シリーズ史上最高のサンプリング速度を実現した「高速アナログユニット U8976」は、従来と比べ

最高

アナログ

て 1 桁上のサンプリング速度である絶縁 200MS/s 測定が可能です。また、1 ユニットに 4ch 5MS/s

200MS/s

最大 32 ch

ネル測定も実現します。

高速サンプリング多チャネル測定

16bit 性能を凝縮した「4ch アナログユニット U8975」を複数使用することで、最大 32ch の多チャ
お客様とともに進化し続けるメモリハイコーダの測定能力を、ぜひご堪能ください。

一瞬を逃さない圧倒的なサンプリング速度
高精度な波形を記録する

NEW

高速アナログユニット U8976

高効率化が求められるインバータ評価試験では、スイッチング波形

従来のサンプリング（20MS/s）を正確に捉えたいというご要望があります。このようなご要望に応えるため、U8976 高速アナログユニットを開発しました。200MS/sの高速サンプリングに加え、30MHz までの帯域を実現。メモリハ

イコーダが得意とするダイレクト入力も踏襲し、最大 DC400V まで入力可能です。

記録可能時間
1ch

2ch

3 ～ 4ch

5 ～ 8ch

9 ～ 16ch

200MS/s

5s

2.5s

1s

0.5s

0.25s

100MS/s

10s

5s

2s

1s

0.5s

50MS/s

20s

10s

4s

2s

1s

20MS/s

50s

25s

10s

5s

2.5s

〜

〜

〜

〜

〜

サンプリング速度〜

200MS/s で 5 秒連続記録※内部メモリを使用 ※U8976 を 8 スロット使用

200 MS/s 高速サンプリング
光絶縁デバイスによる絶縁入力
アナログ入力チャネル間および入力チャネルと本体間は絶縁されています。そのため、オシロ

スコープと異なり、電位差を気にしないで測定することができます。

1 ユニット 4ch、最大 8 つ使用可能
一度に多点を測定する

NEW

4ch アナログユニット U8975

1 ユニットで 4ch 入力可能な 4ch アナログユニットを追加し、メモ

リハイコーダの多チャネル測定能力を向上させました。DC200V までダイレクト入力が可能で、従来比 5 倍 のサンプリング速度を実現。さらに分解能も 16bit と高く、電圧を精度良く測定できます。

32ch 5MS/s で各箇所を同時測定

5

あらゆる多現象を確実に捕捉する充実のユニットラインナップ
使用ユニットを複数組み合わせることで、多現象記録が可能です。

高圧ユニットなら DC 1000 V をダイレクト入力できるため、UPS や商用電源などのグローバル電源ラインの測定に最適です。

また、ロジックユニットを複数使用すれば、リレーの ON/OFF や PLC（プログラマブルロジックコントローラ）の信号測定が最大 128ch 同時に測定可能です。
ユニット互換性

MR6000 対応ユニットタイプは、メモリハイコーダ MR8827、MR8847A、MR8740、MR8741 と共通です。
下記ユニットセレクションガイドの全 12 種類が使用可能です。なお、U8975 および U8976 は MR6000 専用です。

ユニット セレクションガイド 〈全 12 種〉
測定対象
電圧（高速）

形名

名称

チャネル

サンプリング
最高速度

帯域

A/D
分解能

DC 確度

U8976

高速アナログユニット

2ch

200MS/sDC ～ 30MHz

12bit±0.5%f.s.

最大入力
DC 400V

DC 1000V(*2)

最小
最高
絶縁／
分解能 (*1) 感度レンジ 非絶縁

備考

0.0625mV

100mVf.s.

絶縁

－
－

電圧

8966

アナログユニット

2ch

20MS/sDC ～ 5MHz

12bit±0.5%f.s.

DC400V0.05mV

100mVf.s.

絶縁

電圧（多チャネル）U8975

4chアナログユニット

4ch

5MS/s

DC ～ 2MHz

16bit±0.1%f.s.

DC 200V

0.125mV

4Vf.s.

絶縁－

電圧（高分解能）8968

高分解能ユニット

2ch

1MS/s

DC ～ 100kHz

16bit±0.3%f.s.

DC400V

3.125uV

100mVf.s.

絶縁

AAF 内蔵電圧（DC, 実効値）

8972

DC/RMS ユニット

2ch

1MS/s

DC ～ 400kHz

12bit±0.5%f.s.

DC400V0.05mV

100mVf.s.

絶縁

電圧（高電圧）U8974

電圧（超高分解能） MR8990

高圧ユニット
デジタルボルト
メータユニット

2ch
2ch

1MS/s
2ms

DC ～ 100kHz
－

16bit
24bit

±0.25%f.s.
±0.01%rdg.

±0.0025%f.s.

電流

8971

電流ユニット2ch

1MS/s

DC ～ 100kHz

12bit±0.65%f.s.

温度

8967

温度ユニット

2ch

1.2ms

DC

16bit

詳細参照

ひずみ

U8969

ストレインユニット

2ch

200kS/sDC ～ 20kHz

周波数

8970

周波数ユニット

2ch

200kS/s

ロジック信号

8973

ロジックユニット

4プローブ－

DC ～ 100kHz(*3)－

16bit ±0.5%f.s. ±4με

DC 1000V
AC 700V
DC500V
電流センサ
入力のみ
熱電対

入力のみ
ひずみ

入力のみ

0.125mV
0.1uV

4Vf.s.
100mVf.s.

絶縁
絶縁

RMS 機能対地間最大定格電圧
AC/DC 600V CAT Ⅳ

対地間最大定格電圧
AC/DC 300V CAT Ⅱ
RMS 機能電流センサによる

非絶縁

0.01℃

200℃f.s.

絶縁－0.016με

400μεf.s.

絶縁

－
－

16bit

－

DC400V

0.002Hz

モードによる

絶縁

－

－

－

－

－

非絶縁

(*1) 最小分解能は、最高感度レンジでの分解能を掲載(*2)9665 使用時

4 ユニットまで装着可能

9320-01,9327,

MR9321-01 対応(*3) 最小パルス幅 2μs

6

卓越した精度を生み出すセンシング技術を結集
すべての測定シーンに対応する豊富な機能
多チャネルで様々な現象を捉えるためには、測定の入口となるセンシング技術が重要です。

MR6000 は、それらの高精度なセンサの性能を最大限に活かすことができるハイスペックモデルです。

耐環境
性能

大電流
測定

広帯域

高精度・大電流測定センサに対応

トルク
パルス
センサ エンコーダ

電流ユニット 8971 と弊社カレントプローブやカレントセンサを組み合わせることで、
太陽光発電や EV/HEV の開発現場で必要とされる「広い温度範囲」「高精度・大電流測定」を実現します。さらに、センサを接続するだけで、自動で認識してスケーリング設定を行う便利な機能も搭載しています。

バッテリ

インバータ

モータ

負荷

また、高速アナログユニット U8976 と弊社電流プローブやクランプオンプローブを組み合わせることで、高精度・広帯域での電流波形観測も可能です。

これらのプローブの電源を MR6000 本体から供給することができるプローブ電源ユニット
Z5021 もオプションで付けることができます。

ECU やインバータ、モータの試験が可能狙ったイベントを捉えるトリガ
各トリガを設定することで、イベントが発生した際にデータを記録します。すべてのチャネルに設定が可能です。
レベルトリガ1 つの電圧値で比較

ウィンドウトリガ

2 つの電圧値で比較

電圧降下トリガ

商用電源ラインの電圧降下を捕捉
周期を監視

周期トリガ
グリッチトリガ

パルスの異常を捕捉

パターントリガロジック信号の ON/OFF で比較
トリガの体系図が1 つのチャネルに複数のトリガ設定
１チャネルに対して、４種類のトリガを設定できます。

これにより、例えば、同じ入力波形に対して、グリッチ、レベル、

一目瞭然

ch 1 … トリガ 4 種 設定

ウインドウイン、ウインドウアウトを設定し、これらのトリガ条件で波形を監視できます。
各トリガ

×

最大 4 つ全チャネルに設定可能

ch 2 … トリガ 4 種 設定
異常波形の前後を捕捉可能

7

サンプリング速度を落とさずに長期間の変動を観測
測定方法をエンベロープにすることで、100MS/s のオーバー
サンプリングを行いながら、設定された間隔で最大値と最小値を記録します。

1G ワードの内部メモリを使用するのでデータの取りこぼしなく長時間の測定を実現します。また、リアルタイム保存の併用も可能です。

大容量

入力

画面表示
入力
内部メモリ記録

A/D 変換10 MS/s
1 MS/s
100 kS/s
10 kS/s
1 kS/s50s
8m20s
1h23m20s
13h53m20s
5d18h53m20s

20 S/s289d8h26m40s

〜

〜

…

9 ～ 16ch

…
2s
…
20s
…
3m20s
…
33m20s…
5h33m20s…
… 11d13h46m40s…

最大値設定された間隔で※U8975 または MR8990 またはリアルタイム波形処理演算を使用していない場合高い解析力を発揮する
数値演算機能ALL

MR6000, MR6000-01 に搭載測定した波形に対して、数値パラメータで分析します。

MR6000 では、オーバーシュート、アンダーシュートを求める演算など、新しい数値演算をいくつか追加しました。

また、アナログチャネル、ロジックチャネルだけでなく、リアルタイム波形演算
チャネルも演算対象にすることができ、数値判定機能も搭載しています。

ONLY

最小値

最大値、最小値を記録

〜

1ch

〜

記録間隔

〜

100MS/s

1Gワード

エンベロープ記録〜

オーバー
サンプリング
速度

内部メモリ

100 MS/sでオーバーサンプリング

全 33 種類から 16 種まで同時演算
平均値
実効値
P-P 値
最大値
最大値の時間最小値
最小値の時間周期
周波数立ち上がり時間
立ち下がり時間
標準偏差
面積値
X-Y 面積値
指定レベル時間
指定時間レベル
パルス幅

デューティー比パルスカウント
四則演算
時間差
位相差
High レベルLow レベル
中間値

振幅
オーバーシュート
アンダーシュート
+Width‒Width
バースト幅
積算値
XY 波形の角度

MR6000-01 に搭載

測定しながら測定データを演算

リアルタイム波形演算

MR6000-01 では強力なリアルタイム波形演算オプションを搭載しています。

これにより、測定と同時に四則演算（ ＋ , − , × , / ）や、微分積分演算ができるため、測定しながら演算結果を波形で確認することができます。演算結果
は測定後の数値演算や保存にも対応可能です。

簡潔な設定方法

ONLY

リアルタイム波形演算オプション

MR6000-01 に搭載

ノイズのないクリアな波形を観測▶

デジタルフィルタ演算

測定データの高調波ノイズや特定周波数ノイズを取り除くことができます。

ユニットに標準搭載されているフィルタでは除去しきれないノイズを取り除きたい場合に有効です。

デジタルフィルタ OFF

デジタルフィルタ ON8

シリーズ史上、最速の転送速度
従来比 Max 32 倍のデータ転送速度
測定しながら保存する驚異のリアルタイム保存
MR6000 は最新インタフェースを搭載することでデータ転送速度を 32 倍アップさせました。

さらに内部処理を高速化することで、測定しながら外部メディアへリアルタイムにデータ保存することが可能です。

データ転送

最速 32 倍
従来比

リア
ルタ
イム
測定
保存
中
SD

高速 A/D 変換
USB

PC

SSD

HD

格段にアップしたデータ転送速度

PC へダイレクトに保存

メディアへのデータ転送速度を最大で 32 倍向上させました。これにより、従来機では

FTP 送信機能とリアルタイム保存機能を併用することで、

1MS/s で 1ch 分の転送ができましたが、MR6000 なら 32ch 分のデータ転送が可能です。

SSD
HDD
USB 3.0
SD
PC

32 倍速

従来

16 倍速

従来

従来

従来

従来

測定データを直接パソコンへ転送することが可能です。
測定後スムーズにデータ観測ができます。

LAN

8 倍速
8 倍速
8 倍速

※弊社メモリハイコーダシリーズと比較

測定中※ 測定条件によって異なります9

シリーズ史上、最長の連続記録
長時間記録 × 高速サンプリング × 多チャネル
一回の測定ですべて実現
リアルタイム保存機能を使用することで、内部ストレージメモリの容量に依存することなく測定可能時間をコントロールできます。

長期間記録をしたい場合は容量の大きい SSD ユニットや HD ユニットがおすすめです。また、データのやり取りに優れた USB メモリや SD メモリカードもご利用

いただけます。すべての現象を高速サンプリングで長時間記録できるため、どんな現象が発生するか想像がつかないとき、あるいは一回しか測定チャンスがない

ときなどに有効です。リアルタイム保存時は 512MB ごとにファイルを分割して保存します。

32 ch
1MS/s で 1h
連続記録

1MS/s なら 32ch でも 1 時間連続記録

各メディアのリアルタイム保存可能時間
サンプリング
速度

保存先

チャネル
数

リアルタイム保存できる
最高サンプリング速度 ※1

測定可能時間SSD ユニット U8332（256 GB）

1 MS/s32 ch

約 1 時間20 MS/s

HD ユニット U8333（320 GB）

1 MS/s16 ch

約 2 時間 40 分

10 MS/s

USB メモリ Z4006

5 MS/s ※2（ 16 GB）

1 MS/s8 ch

約 16 分

SD メモリカード Z4003（ 8 GB）

1 MS/s

8 ch

約 8分

5 MS/sパソコン

1 MS/s

8 ch

パソコンの容量による

5 MS/s※1：2chの場合（1chの設定は無し） ※2：USB3.0を使用した場合

SSD ユニット U8332 リアルタイム保存の最大記録可能時間／参考値
サンプリ
ング速度

d：日

h：時間

min：分

s：秒

使用チャネル数

2

4

8

16

32

‒

‒

‒

‒

1 h 46 min 40 s

53 min 20 s

‒

‒

‒

3 h 33 min 20 s

1 h 46 min 40 s

53 min 20 s‒‒

2 MS/s8 h 53 min 20 s

4 h 26 min 40 s

2 h 13 min 20 s

1 h 6 min 40 s

1 MS/s17 h 46 min 40 s

8 h 53 min 20 s

4 h 26 min 40 s

2 h 13 min 20 s

1 h 6 min 40 s

500 kS/s

1 d 11 h 33 min 20 s

17 h 46 min 40 s

8 h 53 min 20 s

4 h 26 min 40 s

2 h 13 min 20 s

200 kS/s

3 d 16 h 53 min 20 s

1 d 20 h 26 min 40 s

22 h 13 min 20 s

11 h 6 min 40 s

5 h 33 min 20 s

100 kS/s

7 d 9 h 46 min 40 s

3 d 16 h 53 min 20 s

1 d 20 h 26 min 40 s

22 h 13 min 20 s

11 h 6 min 40 s

50 kS/s

14 d 19 h 33 min 20 s

7 d 9 h 46 min 40 s

3 d 16 h 53 min 20 s

1 d 20 h 26 min 40 s

22 h 13 min 20 s

20 MS/s

53 min 20 s

10 MS/s
5 MS/s

‒9 d 6 h 13 min 20 s

4 d 15 h 6 min 40 s

2 d 7 h 33 min 20 s

37 d 0 h 53 min 20 s

18 d 12 h 26 min 40 s

9 d 6 h 13 min 20 s

4 d 15 h 6 min 40 s

5 kS/s148 d 3 h 33 min 20 s

1 kS/s500 S/s
200 S/s

74 d 1 h 46 min 40 s

37 d 0 h 53 min 20 s

18 d 12 h 26 min 40 s

9 d 6 h 13 min 20 s

185 d 4 h 26 min 40 s

92 d 14 h 13 min 20 s

46 d 7 h 6 min 40 s

23 d 3 h 33 min 20 s

185 d 4 h 26 min 40 s

92 d 14 h 13 min 20 s

46 d 7 h 6 min 40 s

185 d 4 h 26 min 40 s

92 d 14 h 13 min 20 s
231 d 11 h 33 min 20 s〜

100 S/s〜

2 kS/s〜18 d 12 h 26 min 40 s〜

37 d 0 h 53 min 20 s
74 d 1 h 46 min 40 s〜

20 kS/s
10 kS/s

長時間測定による試験の効率化
リアルタイム保存機能なら、高速サンプリング
かつ多チャネルの測定が可能です。

20MS/s なら 2ch、1MS/s なら 32ch の条件で
約 1 時間の測定ができます。

一回の測定中に様々な動作試験が可能

10

タッチパネル12.1 型
大画面液晶

心地よいほどに自由自在
サクサク動く快適なタッチパネル
泳ぐように滑らかな操作性
静電容量タッチパネルによる直感操作を可能にしました。
設定項目をダイレクトにタッチして選択したり、見たいところを直接指で拡大して表示することができます。

何度もキーを押して設定する従来のような手間がないため、多チャネルによる測定項目の設定も簡単に行うことができます。

▲ ロータリーノブによるトレースカーソルの移動が可能▲ 画面上を指でタップするだけで、設定したい項目を変更可能

11

膨大な測定データの中から見たい波形を簡単検索検索したいピーク値やトリガ条件を設定すれば、そのデータを自動検索して表示します。

また、今回新たに開発したメモリハイコンシェルジュ機能は、お客様に設定していただいた基本波形の特徴を自動で算出し、測定したすべてのデータから類似性の低い波形を異常波形として順に探し出します。

これにより、測定した波形をスクロールしながら目視で確認し、異常を探すという時間を大幅に短縮することが可能です。

メモリハイコンシェルジュ

新機能

波形検索

異常波形をコンシェルジュが見つけ出す

異常波形を自動検索測定した全データの中から異常波形を見つける波形検索機能を搭載しました。

どのような異常が観測されるか予測できず、測定前のトリガ設定が困難な場合に有効です。

❶

基本波を登録❷❸基本波と類似性の低い波形を自動検索します

豊富な検索機能
ピーク検索

トリガ検索

測定した全データから、最大値、最小値、あるいは極大値や極小値を探し出し、波形上に検索ポイントをマーキングします。

測定中にトリガを設定していなくても、測定した全データに対して改めてトリガ条件を設定して成立しているポイントを検索します。

ジャンプ
測定中にマーキングしたイベントマークや、

カーソル表示位置、指定した時間に測定された箇所へジャンプします。

劇的に改善したデータ保存時間
長時間にわたる測定をした際のデータ量はとても多く、すべてのデータをパソコンに転送するには膨大な時間を必要としていました。

MR6000 は最新のインタフェースを採用するとともに、内部処理の高速化によって測定データをメディアに保存する時間を短縮しました。

データ保存のためだけに待つといった煩わしさがなく、作業効率の改善に寄与します。

USB 2.0
USB 3.0
HD
SSD

既存機種
MR6000
既存機種
MR6000◀ 1/5 まで短縮

◀さらに 1/10 を実現◀ 1/20 まで短縮

◀さらに 1/30 を実現

12

16

1

11

2

12

17
18

3
4

19

13

20

5
6

21

14
7
8

22
15

9
10

多機能インタフェース

23
24

本体上部のパネルが開閉可能
USB 3.0 メモリを内部装着できます

キーはわずか 6 つ
記録計の新しいカタチ
基本的な設定操作はすべてタッチパネルで行うことができます。

1

2

3

4

5

表示部

静電容量式タッチパネル 12.1 型
TFT カラー液晶ディスプレイ

USB2.0 コネクタ ×2

USB メモリ、USB マウス、および USB キーボードを接続

SAVE キー

手動保存ダイアログボックスを表示

ショートカットキー 1

よく使用する設定を登録可能

ショートカットキー 2

よく使用する設定を登録可能

ロータリーノブ X
6 トレースカーソルの移動と波形スクロール・拡大縮小

78ロータリーノブ Y
ポジションの移動と波形の拡大縮小START キー
測定を開始

9

10

STOP キー

設定した記録長分の取り込みや、
測定を停止

電源キー

電源を ON または OFF

17

18

1000BASE-T コネクタ

LAN ケーブルでネットワークに接続

DVI 端子

画面表示を出力USB2.0 コネクタ ×2
11 USB メモリ、USB マウス、

外部サンプリング端子
19 外部から任意のUSB3.0 コネクタ ×2
12 USB メモリ、USB マウス、

外部制御端子20 外部から任意の信号を入力してSD メモリカード挿入口

電流クランプ専用電源端子
21 電流センサに電源を供給

および USB キーボードを接続

および USB キーボードを接続

13

SD メモリカードを挿入

プローブ補正信号出力端子14 10:1 または 100:1 プローブの補正信号を出力1516

KEY LOCK（キーロック）

タッチパネルとキー操作を無効化

ハンドル

本器を持ち運ぶための取っ手

サンプリング信号を入力

本器を制御（オプション）

各種ユニット22 測定対象に合わせたユニットを取り付け

吸気口
23 内部温度を下げるための外気を取り込む穴

メディアボックス
24 USB3.0 コネクタ

（USB メモリ専用）を利用可能

13

あらゆる使用シーンに適合する
操作性と視認性

17°

便利なマルチタッチ

心地よいアングル

縦置き・横置きタッチパネルの操作性と視認性の良い角度を調査し、それらを最大限に向上させる支持足を採用しました。デスク上で使用する際に手首の負担を軽減するとともに、自然な視線で操作できます。また、床に置いた状態

でも使いやすいように、製品背面にも支持足を備えています。

持ちやすい

ロングハンドル
頑丈設計

取り回しのよいハンドリング
グリップ力に優れたラバーハンドルは片手でも両手でも持ち運びやすいように設計されています。また、製品の両サイドにも持ち手部分があるので両手で抱えることも可能です。

製品右側面の上下には、インタフェースやユニットの入力端子を保護する簡易プロテクタを備えており、予期せぬ衝撃から守ります。

従来比場所をとらないスケール

サイズ 1/2
8861-50と比較

熱流体解析を駆使して吸気口や発熱部品、冷却ファンを最適な位置にレイアウトすることで、高速処理と小型化を実現しました。コンパクトになった分だけ設置面積が少なくなり、狭い作業スペースでも使いやすくなりました。

追求したシャープなディテール

造形美
シンプルデザイン

筐体の角を取ることで、コンパクトでシャープな印象に仕上げています。製品左側面は、ゆるやかにカーブしながら排気口のメッシュに沿ってスリットを施しました。排気口であっても筐体との一体感を持たせ、フラットで安心感のある造形にしています。研究開発で使用する機器にふさわしい、シンプルで洗練された佇まいを目指しました。

14

製品仕様
基本仕様

出力形式

トリガ出力
（確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

記録方式

ノーマル：通常の波形記録
エンベロープ：一定期間ごとの最大値と最小値を記録

チャネル数

アナログ 最大 32 ch（4chアナログユニットU8975 使用時）
ロジック 最大 128 ch（ロジックユニット8973 使用時）

最高サンプリング※ 外部サンプリング使用時はエンベロープ設定不可※ロジックプローブ入力コネクタの GND は本体の GNDと共通

速度

200 MS/s（全 ch 同時）（U8976 高速アナログユニット使用時）
外部サンプリング（10 MS/s）

使用場所

屋内使用、汚染度 2、高度 2000 mまで

メモリ容量

1G ワード

使用温湿度範囲

0℃ ～ 40℃、80% rh 以下（結露しないこと）

保存温湿度範囲
適合規格
電源
最大定格電力時計

バックアップ電池寿命

プローブ補正信号出力端子
出力信号
機能

端子数

出力電圧

質量
付属品

確度

トリガ方式
トリガ条件

トリガソースIEEE802.3 Ethernet 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T

適応規格

USB3.0 準拠 ×3、USB2.0 準拠 ×4

SD カードスロット※ サンプリング速度 200MS/s 使用時は無効

アナログトリガ

RJ-45

コネクタ：シリーズ A レセプタクル
接続機器：キーボード、マウス、USB メモリ

SD 規格準拠 ×1（SD、SDHC、SDXC メモリカード対応）

適応規格
使用可能オプション

Serial ATA Revision 3.0 準拠 ×1

コネクタ
出力形式

DVI-I

外部ディスプレイ用デジタル出力 1024×768（XGA）※ デュアルリンク非対応

トリガレベル分解能

コネクタ
最大入力電圧
入力電圧
応答パルス幅
最大入力周波数機能

SMB

ポストトリガ端子台

押しボタン式

U8332 SSD ユニット（256 GB）、U8333 HD ユニット（320 GB）

外部サンプリング端子

外部制御端子

外部入力

外部出力

周期トリガ

グリッチトリガ

基準値とパルス幅（グリッチ幅）を設定
基準値の立ち上がり（立ち下がり）から設定パルス幅以下の場合にトリガイベント指定Z4006 USB メモリ（16 GB）

Z4001 SD メモリカード（2 GB）、Z4003 SD メモリカード（8 GB）

ロジックトリガ強制トリガ

インターバルトリガ
トリガフィルタ

プリトリガ

DC 10 V

トリガ優先

High 期間 50 ns 以上、Low 期間 50 ns 以上

トリガタイミングHigh レベル 2.5 V ～ 10 V、Low レベル 0 V ～ 0.8 V
10 MHz

外部サンプリングクロック入力、立ち上がり / 立ち下がり選択可能

最大入力電圧
入力電圧
応答パルス幅
パルス間隔
端子数
機能
出力形式
出力電圧
最大入力電圧
端子数
機能
最大入力電圧
外部トリガフィルタ
応答パルス幅外部トリガ
機能

DC 10 VHigh レベル 2.5 V ～ 10 V、Low レベル 0 V ～ 0.8 V
High 期間 50 ms 以上、Low 期間 50 ms 以上
200 ms 以上
2
START、STOP、START/STOP、SAVE、ABORT、イベント
オープンドレイン出力（5 V 電圧出力付、アクティブ Low）
High レベル 4.0 V ～ 5.0 V、Low レベル 0 V ～ 0.5 V
DC 50 V、50 mA、200 mW
2
判定（PASS）、判定（FAIL）、エラー発生、ビジー、トリガ待ち
DC 10 VON / OFF外部トリガフィルタ OFF 時：High 期間 1 ms 以上、Low 期間 2 us 以上
外部トリガフィルタ ON 時：High 期間 2.5 ms 以上、Low 期間 2.5 ms 以上
立ち上がりまたは立ち下がりを選択可能
立ち上がり：Low（0 V ～ 0.8 V）から High（2.5 V ～ 10 V）
への立ち上がりでトリガする
立ち下がり：High（2.5 V ～ 10 V）から Low（0 V ～ 0.8 V）
への立ち下がり、もしくは端子ショートでトリガする※ トリガタイミング START&STOP の場合、START と STOP のそれぞれに対して、立ち上がり / 立ち下がりを選択可能

電圧のピークが設定したレベルより落ちたときにトリガ（商用電源 50 Hz/60 Hz 専用）

周期基準値と周期範囲を設定
基準値の立ち上がり（立ち下がり）周期を測定し、周期範囲外または周期範囲内の場合にトリガ

DHCP、DNS、FTP、HTTP、メール送信機能

SATA インタフェース

設定したレベルの立ち上がり（立ち下がり）にてトリガ

トリガレベル上限と下限を設定
ウィンドウトリガ エリアを出たとき（OUT）もしくは入ったとき（IN）にトリガ

適応規格
使用可能オプション

MONITOR 出力

START&STOP 選択時：最大 16ch/ グループ
アナログ：最大 16ch/ グループ（１ユニット 2ch まで選択可能）
ロジック：最大 16 プローブ / グループ（1 ユニット 2 プローブまで選択可能）
リアルタイム波形演算：最大 16 演算 / グループ

※ MR8990、8970 使用時は設定不可※ エンベロープ設定時は設定不可

USB インタフェース

使用可能オプション

各トリガソース、インターバルトリガの AND または OR

アナログ、ロジック、リアルタイム波形演算
START もしくは STOP 選択時：最大 32ch

±0.0005%

LAN インタフェース

ホスト

デジタル比較方式

電圧降下トリガ ※ サンプリング速度 200MS/s 使用時は無効

電源コード、クイックスタートマニュアル（冊子）、使用上の注意（冊子）、ア
プリケーションディスク（CD-R）、取扱説明書 詳細編（CD-R）、取扱説明書 演
算編（CD-R）、ブランクパネル（ブランクスロットのみ）

適応規格
機能
コネクタ

DC ± 12 V ± 0.5V

レベルトリガ6.5 kg（本体のみ）
6.7 kg（Z5021、U8332、または U8333 装着時）
8.9 kg（U8976 高速アナログユニット装着時）

12.1 型 XGA TFT カラー LCD（1024×768 ドット）静電容量式タッチパネル付※ 発注時指定オプション（Z5021 プローブ電源ユニット装着時）

外部トリガ
トリガソースがすべて OFF の場合はフリーランとなる

353（W）×235（H）×154.8（D）mm（突起物含まず）

表示体

表示部

8

※1 つのアナログチャネルに各グループ 2 つまでのトリガ種類を設定可能※1 つのロジックプローブに各グループ 2 つまでのロジックトリガを設定可能

約 10 年（23℃参考値）時計、設定条件用

温湿度範囲：23℃ ±5℃、80% rh 以下

9665 10:1 プローブ、9666 100:1 プローブ補正※1 つのアナログチャネルに 4 つまでのアナログトリガを設定可能※1 つのロジックプローブに 4 つまでのロジックトリガを設定可能※1 つのリアルタイム波形演算チャネルに 2 つまでのアナログトリガを設定可能

オートカレンダ、閏年自動判別、24 時間計

確度保証条件時間軸確度

DC 50 V、50 mA、200 mW

レベルまたはパルスを選択可能
レベル：サンプリング周期 ×トリガ以降のデータ数以上
パルス：2 ms±1 ms

トリガ ※ リアルタイム保存使用時は設定不可

安全性 EN61010、EMC EN61326

300 VAHigh レベル 4.0 V ～ 5.0 V、Low レベル 0 V ～ 0.5 V

0 V ～ 5 V±10%、1 kHz±1% 方形波

電流センサ専用電源端子-10℃ ～ 50℃、80% rh 以下（結露しないこと）
定格電源電圧：AC 100 V ～ 240 V（定格電源電圧に対し ±10% の電圧変動を考慮）
定格電源周波数：50 Hz/60 Hz予想される過渡過電圧：2500 V

最大入力電圧
出力パルス幅インタフェース（概要） LAN、USB、SD、SATA、MONITOR
外形寸法

オープンドレイン出力（5 V 電圧出力付、アクティブ Low）

出力電圧

※ サンプリング速度 200MS/s 使用時は無効※ MR8990、8970 使用時は設定不可※ エンベロープ設定時は設定不可※ サンプリング速度 200MS/s 使用時は無効※ MR8990 使用時は設定不可※ エンベロープ設定時は設定不可

イベント指定（１～ 4000）
トリガソースごとに成立回数をカウントし、設定した回数に達したときトリガ※トリガ条件 AND の場合は設定不可

1、0、または × によるパターントリガ

あり （全トリガソースに優先して強制トリガすることが可能）

指定の測定間隔（時、分、秒）で記録が可能
測定開始と同時にトリガが成立、その後は設定した測定間隔ごとにトリガが成立

ノーマル
エンベロープ
1 LSB

OFF、10、20、50、100、150、200、250、500、1000、
2000、5000、10,000 サンプル
OFF、1 ms、10 ms

0% ～ 100%（1% 刻みで任意設定可能） プリトリガ分の記録時間を表示する
0% ～ 40% ポストトリガ分の記録時間を表示する
ON / OFF

トリガマーク

トリガのかかった位置にトリガマークを表示

波形モニタ表示

トリガ待ち中、波形モニタを表示する（表示 OFF 可能）

表示形式

1 画面、2 画面、4 画面、8 画面、16 画面
時系列波形表示 ※ 各シート 64ch まで表示可能

シート機能

最大 16 シート ※ シートごとに表示形式を選択可能

波形画面

ズーム表示
全画面表示

START、STOP、START&STOP※ 同一チャネルを複数のシートに設定可能

ON / OFF（時系列波形を波形画面上部に表示し、ズーム波形を下部に表示する）
波形画面全域に波形を表示する
波形色

固定色（32 色）

補間

ライン

バーニア

入力波形を調整可能（調整範囲：入力の 50% ～ 200%）

バリアブル表示 常に ON

波形表示

グリッド

OFF / ON

ロジック表示幅 広い / 標準 / 狭い
波形反転

拡大 / 圧縮

波形スクロール

波形を上下反転して表示する※ 8967、8970、8973 では設定不可

ピンチイン・アウトにより任意の倍率に設定可能

フリックにて左右方向にスクロール可能、測定中にバックスクロール可能
測定に追従して常に最新のデータを表示する

ロール表示モード 描画開始位置（左端または右端）を選択可能
波形モニタ機能重ね描き※ 重ね描き使用時はロール表示不可

ON / OFF（トリガ待ち中にも表示可能）、OFF、自動、または手動を選択可能※ 重ね描き使用時はロール表示不可

15
トレースカーソル

カーソル

横カーソル
ゲージ
区間指定

イベントマーク

設定画面

最大 8 本まで表示可能※ 電位、トリガからの時間、カーソル間の時間差、電位差を表示

間引き保存※ 電位、電位差を表示

ファイル分割

最大 8 本まで表示可能

最大 8 本まで表示可能
区間カーソル 1 / 区間カーソル 2※ リアルタイム保存時

を除く※ 演算範囲、保存範囲、検索範囲の指定を行う

ファイル指定ジャンプ
タッチ操作により指定した箇所へジャンプ
測定中に入力可能（最大 1000 個）
スタートキー、外部入力端子により入力

ノーマル

エンベロープサンプリング速度

SAVE キー動作

200 M, 100 M, 50 M, 20 M, 10 M, 5 M, 2 M, 1 M
500 k, 200 k, 100 k, 50 k, 20 k, 10 k, 5 k, 2 k, 1 k
500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 [S/s]※ リアルタイム波形演算使用時は 100 MS/s から設定可能

外部サンプリング：外部サンプリング端子入力信号による最大 10 MHz
10 M, 5 M, 2 M, 1 M
500 k, 200 k, 100 k, 50 k, 20 k, 10 k, 5 k, 2 k, 1 k
500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 [S/s]30, 12, 6, 2, 1 [S/min]※ 最大値・最小値を算出する速度※ オーバーサンプリング速度：100 MS/s

リアルタイム
保存設定時※（ ）内は使用
チャネル数設定可能な最大サンプリング速度[ 保存先：SSD] 20 MS/s（2ch）, 10 MS/s（4ch）, 5 MS/s（8ch）,
2 MS/s（16ch）, 1 MS/s（32ch）, 500 kS/s（64ch）[ 保存先：HDD] 10 MS/s（2ch）, 5 MS/s（4ch）, 2 MS/s（8ch）,
1 MS/s（16ch）, 500 kS/s（32ch）, 200 kS/s（64ch）[ 保存先：SD メモリカード、USB メモリ、FTP 送信 ]5 MS/s（2ch）, 2 MS/s（4ch）, 1 MS/s（8ch）,
500 kS/s（16ch）, 200 kS/s（32ch）, 100 kS/s（64ch）※ 保存先に使用可能オプションを指定した場合のみ保証

ノーマル[ 固定記録長 ]20 M（32ch）, 50 M（16ch）, 100 M（8ch）, 200 M（4ch）,
500 M（2ch）, 1 G（1ch）[ ポイント ][ 任意記録長 ]33554400（32ch）, 67108800（16ch）, 134217700（8ch）,
268435400（4ch）, 536870900（2ch）, 1073741800（1ch）[ ポイント ]※100 ポイント単位で設定可能

最大記録長

エンベロープ

リアルタイム
保存設定時[ 固定記録長 ]10 M（32ch）, 20 M（16ch）, 50 M（8ch）, 100 M（4ch）,
200 M（2ch）, 500 M（1ch） [ ポイント ][ 任意記録長 ]16777200（32ch）, 33554400（16ch）, 67108800（8ch）,
134217700（4ch）, 268435400（2ch）, 536870900（1ch）[ ポイント ]保存先の空き容量、ファイルシステム、測定チャネル数により決定

繰り返し測定単発、繰返、回数指定

波形モニタ機能

チャネル設定画面に表示
変換比・オフセット / 2 点入力 / 形名 / 出力レート / dB / 定格

コメント

デジタルフィルタ

※ リアルタイム保存設定時は、繰返、回数指定は設定不可（発注時指定オプション）

タイトルコメント、チャネルコメント
設定画面、波形画面において、チャネル番号とチャネルコメントを併記
最大演算式
32 式
8966、8967、8968、U8969、8970、8971、8972、U8974、
演算対象
U8975、U8976 測定チャネル※8973、MR8990 測定チャネルは対象外

10 M / 1 M / 100 k / 10 k / 1 k / 100 / 10 / 1 [S/s]

演算更新レート ※10 MS/s 設定時は 8 演算まで設定可能※1MS/s 設定時は 16 演算まで設定可能

保存
保存先
ファイルフォーマット
ファイル名
同一ファイル名の処理
自動保存
リアルタイム保存
削除保存

保存種類
保存チャネル演算遅延フィルタ種類

読込みデータ種類

数値演算

最大演算数
演算範囲

演算項目

数値判定

演算更新
レート

10 MS/s

1 MS/s

100 kS/s

10 kS/s 以下

演算更新
6.2 または
5 us
20 us
演算遅延
レート周期
6.3 usFIR（LPF/HPF/BPF/BSF）、IIR（LPF/HPF/BPF/BSF）、移動平均、遅延器

SD メモリカード Z4001（2 GB）、Z4003（8GB）
USB メモリ
Z4006（16 GB）
SSD
U8332 SSD ユニット（256 GB）
HDD
U8333 HD ユニット（320 GB）
FTP 送信LAN で接続された PC
FAT、FAT32、NTFS、exFAT
英数字、日本語入力
連続番号を先頭に付加し保存
ON / OFF※ 測定終了時に取得した記録長分のデータを自動的に保存する※ 設定ファイルは非対応※ リアルタイム保存選択時は設定不可

ON / OFF※ 測定中に取得した波形データ（バイナリ）を保存先に直接保存する※ 自動保存は設定不可※ 測定開始時にファイルを新規に作成するか、既存のファイルに追記するかを選択

即保存
保存範囲

演算対象
演算更新レート

16 項目 × 測定チャネル

全範囲 / 区間指定
P-P 値、最大値、最小値、High レベル、Low レベル、平均値、実効値、標準偏差、立ち上がり時間 (※)、立ち下がり時間 (※)、周波数 (※)、
周期 (※)、デューティ比 (※)、パルスカウント、面積値、X-Y 面積値、時間差 (※)、位相差 (※)、最大値の時間、最小値の時間、指定レベ
ノーマル
ル時間、指定時間レベル、パルス幅 (※)、四則演算、中間値、振幅、
積算値、バースト幅 (※)、X-Y 波形の角度、オーバーシュート、アンダー
シュート、+Width(※)、-Width ※ 統計機能あり：先頭、平均、最大、最小
対象波形
アナログチャネル、ロジックチャネル、リアルタイム波形演算チャネル
判定設定
ON / OFF
停止条件
PASS、FAIL、PASS&FAIL※ 発注時指定オプション（MR6000-01）

16 式
8966, 8967, 8968, U8969, 8970, 8971, 8972, 8973, U8974, MR8990 (※),
U8975, U8976 測定チャネル※MR8990 DVM ユニットは AD 分解能 24bit のうち、上位 16bit のみ演算を実行

10 M, 1 M, 100 k, 10 k, 1 k, 100, 10, 1 [S/s]※10 MS/s 設定時は 8 演算まで設定可能 ※ 演算更新レートによっては設定できない演算種類あり

演算更新レート
演算遅延

演算遅延

演算種類

波形検索

※SAVE キーによる保存動作時のみ有効

SD メモリカード Z4001（2 GB）、Z4003（8GB）
USB メモリ
Z4006（16 GB）
SSD
U8332 SSD ユニット（256 GB）
HDD
U8333 HD ユニット（320 GB）
設定データ（.SET） 測定データ バイナリ形式（.MEM、.REC）
インデックス 分割保存（.IDX）

リアルタイム波形演算
最大演算数

SAVE キー操作にて、あらかじめ設定された保存先、ファイル名、保存設定に従って保存を実行する
全範囲 / 区間指定範囲 から選択

10 MS/s
6.2 または
6.3 us

1 MS/s

100 kS/s

10 kS/s 以下

5 us

20 us

演算更新レート周期

リアルタイム波形演算チャネルを演算対象に選択した場合、更に以下に示す遅延を加算

演算更新レート 10 MS/s
1 MS/s 100 kS/s
10 kS/s 以下
加算される
1.6 us2 us
10 us
演算更新レート周期
演算遅延＋、－、×、÷、係数付き四則演算、四次多項式、単項式、多項加減算、微分、積分、
積算、FIR（LPF / HPF / BPF / BSF）、IIR（LPF / HPF / BPF / BSF）、移動平均、遅延器※ エンベロープ使用時は無効（ジャンプのみ有効 )レベル、ウインドウイン、ウインドウアウト
トリガ
対象チャネルにロジックチャネルを選択した場合は、ロジッ
クトリガによる検索が可能
ピーク
最大値、最小値、極大値、極小値
検索モード
ヒストグラム、標準偏差コンシェルジュ※ それぞれ基本波と比較するか、直前の波形と比較するか選択可能※ 形名：形名を選択することでスケーリングを自動設定※ 電流ユニット使用時は自動認識＋自動スケーリングに対応※MR6000-01 のみ

読み込み元※100 ポイント単位で設定可能※（ ）内は使用チャネル数
U8975 は、CH1 と CH2、または CH3 と CH4 で使用チャネル数 1ch と数える
リアルタイム波形演算は 1 式で 1ch と数える
※U8975 または MR8990 またはリアルタイム波形演算を使用している場合、サンプリング速度
10MS/s 以下の最大記録長は上記の 1/2 以下となる

スケーリング

データの読込み

保存種類が測定データ（テキスト形式）の場合に、指定された間引き数（2～ 1000）でデータを間引いて保存する
保存種類
分割内容
バイナリ形式OFF / 16 MB ごと / 32 MB ごと / 64 MB ごと
テキスト形式OFF / 60,000 データごと / 1,000,000 データごと
数値演算結果 OFF / 演算 No. 別
新規ファイル / 既存ファイル ※ 保存種類が数値演算結果の場合に有効ファイル分割
約 512MB ごとに自動で分割する
保存先指定メディアの空き容量がない場合は、日付の古いファイルから削除しながら保存 ※ 自動保存、リアルタイム保存時に有効
設定データ
.SET
測定データ
バイナリ形式（.MEM、.REC、.FLT）、テキスト形式（.CSV）
インデックス
分割保存（.IDX）
表示画像.BMP、.PNG、.JPG
数値演算結果 .CSV
保存種類が測定データの場合に、全チャネルまたは表示チャネルから選択可能

イベントマーク、カーソル、時間（絶対時間、相対時間、またはポイント数で指定）
全範囲
内部メモリに格納されたデータすべて
区間指定
区間 1, 区間 2 で指定された範囲のいずれかを選択
検索範囲をまとめて検索
全検索
最大 1,000 ポイントまで検索可能
検索位置を指定して表示

ジャンプ

検索範囲
検索方法
表示方法

その他

ロータリーノブショートカットキー
オートレンジ
キーロック
ビープ
メール送信
初期化
セルフチェック
言語
エラー、ワーニング表示
タッチキーボード
時間値の表示ゼロ位置表示波形画面背景色
リスタート許可
ディスプレイ設定
時刻設定

横軸方向において、サンプリング速度の変更、圧縮率の変更、表示位置の変更、およびカーソルの移動が可能
縦軸方向において、測定レンジの変更、圧縮率の変更、表示位置の変更、Y
およびカーソルの移動が可能
S1,S2
機能を割り当て可能あり（入力波形に対する最適なサンプリング速度、測定レンジを自動で設定する）
X※ エンベロープ、リアルタイム保存、外部サンプリング使用時は実行不可

OFF、タッチパネルのみ、タッチパネルとハードキーの 3 段階設定可能

OFF / 警告のみ / 警告＋動作
SMTP によるメール送信機能
送信タイミング 自動保存時、SAVE キー保存時
送信内容本文で指定した内容、および保存種類で指定したファイルを添付
波形データの初期化、設定の初期化、全初期化

メモリ、LCD、キー、LAN、メディア、タッチパネル
日本語

エラー、ワーニング発生時に内容を表示
画面上にキーボード表示

時間、60 進時間、日付、データ数
ON / OFF黒または白許可 / 禁止※ 許可：測定中に設定が変更されるとリスタートする ※ 禁止：測定中に設定を変更できない

明るさの調整可能 / ディスプレイの自動電源 OFF を設定可能

日付と時刻を設定可能
ON / OFFシステム保護機能 意図しない電源断からシステムを保護する（ただし、長期間連続稼働する場
合は、システム保護機能を OFF とし、外付け UPS を備えることを推奨）
電流センサ接続本数 プローブ電源ユニット Z5021、電流ユニット 8971 合わせて 8 本まで

ユニット装着制限

電流ユニット 8971：最大 4 スロット

16

オプション仕様（別売）
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 280g
付属品： 無し

高速アナログユニット U8976
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2 ch 電圧測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量 22 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC 1000 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜
筐体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）100, 200, 400 mV f.s.
1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400 V f.s., 12レンジ
測定レンジ
測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms
ローパスフィルタ: 5/500/5 k/1 MHz
測定レンジの1/1600 (12bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 200 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.5% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
DC〜30 MHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜30 MHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC 400 V ( 直接入力時 ), DC 1000 V（9665 使用時）
最大入力電圧

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

アナログユニット 8966
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）100, 200, 400 mV f.s.
1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400 V f.s., 12レンジ
測定レンジ
測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms
ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 k/500 kHz
測定レンジの1/2000 (12bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 20 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.5% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
DC〜5 MHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜5 MHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

4ch アナログユニット U8975
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：4 ch 電圧測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

4, 10, 20, 40, 100, 200 V f.s., 6レンジ
測定 / 表示可能なAC 電圧 : 140 Vrms
ローパスフィルタ: 5/500/5 k/200 kHz
測定レンジの1/32000 (16bitA/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 5 MS/s（4チャネル同時サンプリング）±0.1% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
DC〜2 MHz -3dB
周波数特性
DC/GND
入力結合
DC 200 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧

測定レンジ

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

高分解能ユニット 8968
測定機能

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、
入力端子
入力ch〜筐体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）100, 200, 400 mV f.s.
1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400 V f.s., 12レンジ
測定レンジ
測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms
ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 kHz
アンチ・エリアシング FFT 演算におけるエリアシング現象 (折り返し歪み) を除去するフィルタを内蔵 (カットオフ周波数自動設定 /OFF)
フィルタ
測定レンジの1/32000 (16bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.3% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
DC〜100 kHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜100 kHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

DC/RMS ユニット 8972
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定 , DC/RMSの切替機能
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）100, 200, 400 mV f.s.
1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400 V f.s., 12レンジ
測定レンジ
測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms
ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/100 kHz
測定レンジの1/2000 (12bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.5% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
RMS 確度: ±1% f.s. (DC, 30 Hz〜1 kHz) ±3% f.s. (1 kHz〜100 kHz)
応答時間: SLOW 5 s (立ち上がり0 → 90% f.s.), MID 800 ms (立ち上がRMS 測定り0 → 90% f.s.), FAST 100 ms (立ち上がり0 → 90% f.s.)
クレストファクタ: 2
DC〜400 kHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜400 kHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 230g
付属品： 無し

高圧ユニット U8974
測定機能( 確度は 23 ±5℃，20 ～ 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト
実行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定 , DC/RMSの切り替え機能

対地間最大定格電圧：AC/DC 1000 V測定カテゴリⅢ, AC/DC 600 V測定
カテゴリⅣ

入力端子

バナナ入力端子（入力抵抗 4 MΩ, 入力容量 5 pF）

測定レンジ

4, 10, 20, 40, 100, 200, 400, 1000 V f.s.（モードDC）, 8レンジ
10, 20, 40, 100, 200, 400, 1000 V f.s.（モードRMS）, 7レンジ
ローパスフィルタ：5/50/500/5 k/50 kHz

測定レンジの1/32000 (16 bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s
±0.25% f.s.（フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度含む）
測定確度

RMS 測定周波数特性
入力結合
最大入力電圧RMS 確度: ±1.5% f.s. (DC, 30 Hz〜1 kHz), ±3% f.s. (1 kHz〜100 kHz)
応答時間: 高速 150 ms, 中速 500 ms, 低速 2.5 s
DC ～ 100 kHz-3 dB

DC/GNDDC 1000 V, AC 700 V

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 260g
付属品： 無し

デジタルボルトメータユニット MR8990
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜80%rh, 電源投入 30 分後にキャリブレーション
実行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 直流電圧測定
バナナ入力端子 (100 mV f.s.〜10 V f.s.レンジの入力抵抗 100 MΩ以上 ,他10 MΩ)対地間最大定格電圧：AC, DC 300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜
筐体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

測定レンジ
測定分解能
積分時間
応答時間
基本測定確度
最大入力電圧

100, 1000 mV f.s.
10, 100, 1000 V f.s., 5レンジ
測定レンジの1/1 000 000 (24bit ΔΣ変調 A/Dを使用 )20 ms ×NPLC (50 Hz 時 ), 16.67 ms ×NPLC (60 Hz 時 )2 ms +2×積分時間以内 (立上り - f.s. → + f.s., 立下り + f.s. → - f.s.)±0.01% rdg. ±0.0025% f.s. (1000 mV f.s.レンジにて)
DC 500 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 245g
付属品： 変換ケーブル L9769 ×2 (ケーブル長 60cm)

ストレインユニット U8969
測定機能

入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 80%rh 以下, 電源投入 30 分後にオートバランス実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数 : 2ch ひずみ測定 (電子式オートバランス, 平衡調整範囲±10000 με以下 )NDISコネクタ EPRC07-R9FNDIS(付属変換ケーブルL9769に接続可能なコネクタ: NDISコネクタ PRC03-12A107M10.5
対地間最大定格電圧 : AC 30 Vrms または DC 60 V (入力と本体間は絶縁 , 入
力ch〜筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)

ひずみゲージ式変換器,
ブリッジ抵抗 120 Ω〜1 kΩ, ブリッジ電圧 2 V ±0.05 V,
ゲージ率2.0400, 1000, 2000, 4000, 10000, 20000 με f.s., 6レンジ
測定レンジ
ローパスフィルタ: 5/10/100/1 kHz
測定レンジの1/25000 (16bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 200 kS/s (2チャネル同時サンプリング )

適応変換器

測定確度

±0.5% f.s. ±4 με (フィルタ5 Hz ON)

周波数特性

DC〜20 kHz +1/-3dB

オートバランス後17

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 変換ケーブル 9318 ×2 本（電流センサと8971接続用）

電流ユニット 8971

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

測定機能

チャネル数 : 2ch オプションの電流センサによる電流測定

入力端子

センサコネクタ端子 (入力抵抗 1 MΩ, 電流センサ接続用の変換ケーブル

適合電流センサ

CT6862, CT6863, 9709, CT6865, CT6841, CT6843, CT6844, CT6845,
CT6846, 9272-10（変換ケーブル 9318を使用して8971本器と接続する）

測定レンジ

9272-10 (20A), CT6841使用時 : 2 A ～ 100 A f.s., 6レンジ
CT6862 使用時 : 4 A ～ 200 A f.s., 6レンジ
9272-10 (200A), CT6843, CT6863使用時: 20 A ～ 1000 A f.s., 6レンジ
CT6844, CT6845, 9709, CT6846※1, CT6865※1 使用時 : 40 A ～2000 A f.s., 6レンジ
※1：スケーリングにて変換比 2を設定する必要あり

測定確度

9318 専用, GNDはレコーダ本体と共通)±0.65% f.s.

RMS 確度: ±1% f.s. (DC, 30 〜1 kHz), ±3% f.s. (1 kHz〜10 kHz)
(フィルタ5Hz ONにて )RMS 応答時間: 100 ms (立上がり0 → 90% f.s.)※ 使 用する電 流センサ
クレストファクタ: 2の確度 , 特性を加算する
周波数特性 : DC〜100 kHz ±3dB (AC 結合時 : 7 Hz〜100 kHz)

測定分解能

差動プローブ P9000
測定モード
分圧比
DC 出力確度
実効値測定確度（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数 : 2ch 熱電対による温度測定 (電圧測定不可 )熱電対入力: 押しボタン式端子台, 推奨線径 : 単線 0.14〜1.5 mm2, 撚り線 0.14〜1.0 mm2 ( 素線径φ0.18 mm 以上), AWG 26 〜16
入力抵抗 : 5 MΩ以上 ( 断線検出 ON/OFF時とも)対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

200℃ f.s. (-100℃〜200℃ ), 1000℃ f.s. (-200℃〜1000℃ ), 2000℃ f.s.
( 上下限値は各センサの測 (-200℃〜2000℃ ), 3レンジ
定入力範囲により異なる) 測定分解能：レンジの1/20000 (16bit A/Dを使用 )

温度測定レンジ

熱電対範囲(JIS C 1602-1995)(ASTM E-988-96)

データ更新
測定確度

K: -200 〜1350℃ , J: -200 〜1100℃ , E: -200 〜800℃ , T: -200 〜
400℃ , N: -200 〜1300°C, R: 0 〜1700℃ , S: 0 〜1700℃ , B: 400〜1800℃ , W (WRe5-26): 0 〜2000℃
基準接点補償: 内部/外部切り替え可能 , 断線検出 ON/OFF切替可能
３種切替, 高速：1.2 ms (内部デジタルフィルタOFF), 通常：100 ms (内部デジタルフィルタ50/60 Hz), 低速：500 ms (内部デジタルフィルタ10 Hz)
熱電対 K, J, E, T, N: ±0.1% f.s. ±1℃ , (±0.1% f.s. ±2℃ at -200℃〜 0℃ )熱電対 R, S, B, W: ±0.1% f.s. ±3.5℃ (at 0℃〜400℃未満 , ただしBは400℃未満の確度保証なし), ±0.1% f.s. ±3℃ (400℃以上)
基準接点補償確度: ±1.5℃ (基準接点補償内部時に測定確度に加算 )周波数ユニット 8970

入力端子

( 確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にて規定 , 確度保証期間 1
年 , 調整後確度保証期間 1年 )チャネル数 : 2ch 電圧入力による周波数 , 回転数 , 電源周波数 , 積算 ,パルスデューティ比 , パルス幅 , の各測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF),
対地間最大定格電圧 : AC, DC300 V (入力と本体間は絶縁 , 入力ch〜
筐体間 , 各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧)

測定レンジ: DC〜100 kHz (最小パルス幅 2 μs) 間を20 Hz ～ 100 kHz
f.s., 8レンジ
確度: ±0.1% f.s. (100 kHzレンジ以外), ±0.7% f.s. (100 kHzレンジ)
測定レンジ: 0 〜200万回転 /分 (最小パルス幅 2 μs) 間を2 kr/min ～ 2
Mr/min f.s., 7レンジ
回転数モード確度: ±0.1% f.s. (2 Mr/minレンジ以外), ±0.7% f.s. (2 Mr/minレンジ)
測定レンジ: 50 Hz (40 〜 60 Hz), 60 Hz (50 〜70 Hz), 400 Hz (390 〜
電源周波数モード 410 Hz), 3レンジ
確度: ±0.03 Hz (50, 60 Hz), ±0.1 Hz (400 Hz)
測定レンジ: 40 k counts ～ 20 M counts f.s. 6レンジ
積算モード
確度: ±0.0025% f.s.
測定レンジ: 10 〜100 kHz (最小パルス幅 2 μs) 間を100% f.s.
デューティ比モード
確度: ±1% (10 〜10 kHz), ±4% (10 k〜100 kHz)
測定レンジ: 2 μs〜2 s 間を10 ms ～ 2 s f.s. 確度: ±0.1% f.s.
パルス幅モード
0.0025% f.s. ( 積算モード), 0.01% f.s. ( 積算 , 電源周波数モード以外),
測定分解能
0.01 Hz (電源周波数モード)
電圧範囲 ,しきい値 ±10 V〜±400 V, 6レンジ, 各選択範囲内でしきい値変更可能
スロープ, レベル, ホールド, スムージング, ローパスフィルタ, 入力DC/
その他機能
AC 結合切換え, 分周, 積算オーバー保持/戻す切換え

周波数モード

付属品

取扱説明書 ×1, ワニ口クリップ ×2, 携帯用ケース ×1

コード長・質量： 本体間 1.3m, 入力部 46cm, 約 350g

差動プローブ 9322
機能DC モードAC モードRMS モード

入力部
最大入力電圧出力
電源

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 190g
付属品： 無し

ロジックユニット 8973
入力端子

チャネル数：4プローブ (16ch)
Mini DIN 端子 (HIOKI 製ロジックプローブ小型端子タイプ専用 )適合ロジックプローブ：9320- 01, 9327, MR9321- 01（ 確度保証期間 1年）

高電圧フローティング測定 / 電源サージノイズ検出 / 実効値整流出力の3つの測定機能波形モニタ出力用, f 特 : DC∼10 MHz (±3 dB), 振幅確度 : ±1% f.s.
(DC 1000 V以下 ), ±3% f.s. (DC 2000 V以下 ) (f.s.=DC 2000 V)
電源ラインのサージノイズ検出用, f 特 : 1 kHz∼10 MHz ±3 dB
DC/AC 電圧の実効値出力, f 特 : DC, 40 Hz∼100 kHz, 応答速度 : 200
ms 以下 (AC 400 V), 確度 : ±1% f.s. (DC, 40 Hz〜1 kHz), ±4% f.s.
(1 kHz〜100 kHz) (f.s.=AC 1000 V)
入力形式 : 平衡差動入力, 入力抵抗 / 容量 : H-L 間 9 MΩ/10 pF, H, L本体間 4.5 MΩ, 20 pF,
対地間最大定格電圧 : グラバークリップ使用時AC/DC 1500 V (CATII), AC/DC 600 V (CAT III), ワニ口クリップ使用時AC/DC 1000 V(CAT II), AC/DC 600 V (CAT III)DC 2000 V, AC 1000 V (CAT II), AC/DC 600 V (CAT III)
入力の1/1000に分圧 , BNC 端子 (DC, AC, RMS, 3モード出力切替 )次のいずれか, (1) ACアダプタ9418-15から供給, (2) パワーコード9248
によりプローブ電源ユニットZ5021から供給

コード長・質量： 本体間 1.5m, 入力部 30cm, 約 150g
注）9320-01と9327 は本体側プラグが 9320と異なります

ロジックプローブ9320-01/9327
機能

電圧信号やリレーの接点信号をhigh/low記録するための検出器

入力部

4ch ( 本体間 , チャネル間 GND 共通), デジタル/コンタクト入力切換 (コンタクト入力はオープンコレクタ信号検出可能 )入力抵抗：1 MΩ (デジタル入力: 0 to +5 V 時 )500 kΩ 以上 (デジタル入力: +5 to +50 V 時 )プルアップ抵抗：2 kΩ (コンタクト入力：内部 +5 Vにてプルアップ )デジタル入力しきい値 1.4 V/ 2.5 V/ 4.0 V
コンタクト入力
検出抵抗値

1.4 V：1.5 kΩ 以上 (オープン), 500 Ω 以下 (ショート)
2.5 V：3.5 kΩ 以上 (オープン), 1.5 kΩ 以下 (ショート)
4.0 V：25 kΩ 以上 (オープン), 8 kΩ 以下 (ショート)

応答可能パルス幅 9320-01：500ns 以上 , 9327：100ns 以上
0 〜 +DC 50 V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧

コード長・質量： 本体間 1.5m, 入力部 1m, 約 320g
注）MR9321-01は本体側プラグが MR9321と異なります

ロジックプローブ MR9321-01
機能
入力部

測定機能

±1 % f.s. (30 Hz〜1 kHz 未満 , 正弦波 ), ±3 % f.s. (1 kHz〜10 kHz, 正弦波)(1) ACアダプタZ1008 (AC 100 〜240 V, 50/60 Hz), 6 VA (ACアダプタ含む), 0.9 VA ( 本体のみ)(2) USB バスパワー (DC 5 V, USB-microB 端子), 0.8 VA(3) 外部電源 DC2.7 V〜15 V, 1 VA

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

測定機能±0.5 % f.s. (f.s. = 1.0 V, 分圧比 1000:1), (f.s. = 3.5 V, 分圧比 100:1)

入力結合 : AC/DC/GND, ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 kHz

温度ユニット 8967

入力端子1000：1, 100：1 切替

電源

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 204.5Dmm, 約 240g
付属品： フェライトクランプ 2 個

測定機能（ 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

P9000-01: 波形モニタ出力専用, f 特 : DC〜100 kHz -3 dB
P9000-02: 波形モニタ出力/ 交流実効値出力 切替
Waveモードf 特 : DC〜100 kHz -3 dB,
RMSモードf 特：30 Hz〜10 kHz, 応答時間 : 立上り300 ms, 立下り
600 ms

H-L 間 : 10.5 MΩ, 5 pF以下 (100 kHzにて)入力抵抗 / 容量
AC, DC 1000 V
最大入力電圧
対地間最大定格電圧 AC, DC 1000 V (CAT III)
-40℃〜80℃
使用温度範囲測定レンジの1/2000 (12bit A/Dを使用 )最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )その他機能

コード長・質量： 入力側 : 70 cm, 出力側 : 1.5 m, 約 170g

出力 (H) 検出
出力 (L) 検出
応答時間
最大入力電圧ACやDCリレーの駆動信号をhigh/low記録するための検出器
電源ラインの停電検出器としても使用可能
4ch ( 本体間 , チャネル間絶縁), HIGH/LOWレンジ切換
入力抵抗 : 100 kΩ 以上 (HIGHレンジ), 30 kΩ 以上 (LOWレンジ)
AC 170 〜250 V, ±DC (70 〜250) V (HIGHレンジ)
AC 60 〜150 V, ±DC (20 〜150) V (LOWレンジ)
AC 0 〜30 V, ±DC (0 〜43) V (HIGHレンジ)
AC 0 〜10 V, ±DC (0 〜15) V (LOWレンジ)
立ち上がり1 ms 以下, 立ち下がり3 ms 以下 (HIGHレンジは DC 200 V,
LOWレンジは DC 100 Vにて)
250 Vrms (HIGHレンジ), 150 Vrms (LOWレンジ), ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧)

18オプション品 システムチャート
表示価格は全て税抜きです

製品名：メモリハイコーダ MR6000※ 入力コード類は付属しませんので、別途ご購入願います ※ 電流ユニット 8971

形 名
（発注コード）（仕様）（価格）（本体のみ , 入力ユニット最大 8 台まで）... ¥ 1,250,000 ( 税抜き )MR6000MR6000-01 （リアルタイム波形演算他内蔵）... ¥ 1,420,000 ( 税抜き )各種入力ユニット に 9709 を使用する場合は電流プローブ合計 7 本まで
高速アナログユニット U8976..... ¥ 350,000

アナログユニット 8966..... ¥ 100,000

4ch アナログユニット U8975..... ¥ 180,000

高分解能ユニット 8968..... ¥ 120,000

DC/RMS ユニット 8972..... ¥ 100,000

高圧ユニット U8974..... ¥ 150,000

デジタルボルトメータユニット MR8990..... ¥ 125,000

電流ユニット 8971..... ¥ 150,000

温度ユニット 8967..... ¥ 120,000

ストレインユニット U8969..... ¥ 150,000

変換ケーブル L9769..... ¥ 10,500

周波数ユニット 8970..... ¥ 120,000

ロジックユニット 8973..... ¥ 80,000

2ch, 電圧入力 , 200MS/s, (DC ～ 30MHz)

2ch, 電圧入力 , 20MS/s, (DC ～ 5MHz)

4ch, 電圧入力 , 5MS/s, (DC ～ 2MHz)

2ch, 電圧入力 , 1MS/s, (DC ～ 100kHz)

2ch, 電圧 /1MS/s, (DC ～ 400kHz)
実効値整流 (DC, 30 ～ 100kHz)

本体には入力ユニット等の専用オプションが必要です。
入力コード等の各種共通オプションは別途ご購入ください。
Z5021, U8332 もしくは U8333 は工場出荷時オプションのためお客様にて取り付けることはできません。

工場オプションＡ※ 生産時に組み込むため発注時に指定ください※ 電源を供給できる電流センサは、電流ユニット 8971 に接続されている電流セン
サを含めて 8 本までです。

プローブ電源ユニット Z5021 ..... ¥ 75,000
工場出荷時指定 , DC ±12 V,
8 本まで供給可能

2ch, 電圧入力 , DC 1000 V, AC 700 V max.

2ch, DC 電圧高精度 , 最高分解能 0.1μV, 最高サンプリ
ング速度 500 回 / 秒

2ch, 専用電流センサによる電流測定 , 変換ケーブル
9318 が 2 本付属 , ユニット最大 4 台まで使用可能

2ch, 熱電対温度入力

工場オプションＢ※ 生産時に組み込むため発注時に指定ください

SSD ユニット U8332

工場出荷時指定 , 本体内蔵タイプ ,256 GB..... ¥ 125,000( ストレインユニット U8969 専用 , 付属 )工場オプション C ※ 生産時に組み込むため発注時に指定ください
HD ユニット U8333

工場出荷時指定 , 本体内蔵タイプ ,320 GB

2ch, ひずみゲージ式変換器用アンプ..... ¥ 100,000

2ch, 周波数 , 回転数 , パルスなどの測定用

4 端子 , 16ch, ８スロットすべてに装着可能

保存メディア※ 弊社オプションの保存メディアを必ず使用してください。弊社オプション以外の保存メディアを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があり、動作保証はできません。

ロジック測定ロジックプローブ 9327... ￥42,000..... ¥ 28,000

ロジックプローブ MR9321-01... ¥ 42,000

USB メモリ Z4006..... ¥ 55,000

ロジックプローブ 9320-01... ¥ 36,000

波形ビューワ Wv..... 標準付属SD メモリカード Z4001..... ¥ 12,000

SD メモリカード Z4003

2 GB

8 GB

16 GB
長寿命・高信頼性の SLC タイプ
フラッシュメモリ採用

4ch, 電圧 / 接点信号の ON/OFF 検出
用 ( 応答可能パルス幅 100nsec 以上 ,小型端子 )
絶 縁 4ch, AC/DC 電 圧 の ON/OFF 検
出用 ( 小型端子タイプ )4ch, 電圧 / 接点信号の ON/OFF 検出
用 ( 応答可能パルス幅 500nsec 以上 ,小型端子 )

PC 関連
ソフトウェア , バイナリデータをPC で波形確認 , CSV 形式でセーブし、表計算ソフトへ受渡しが可能... ￥4,500

接続ケーブル L9795-02... ¥ 3,000

対地間最大定格電圧 :AC33 V rms または DC70 V,
SMB 端子 -BNC 端子 , 1.5m

ケース

MR6000 用オプション収納可能 ,ハードトランクタイプ

接続ケーブル L9795-01

対地間最大定格電圧 :AC33 V rms または DC70 V,
SMB 端子 - ワニ口クリップ, 1.5m

動作環境：
Windows 10/8/7 (32bit/64bit)機能：
・波形ファイルの簡易表示
・バイナリ形式のデータファイル
をテキスト形式へ変換 , CSV 他
・スクロール , 拡大縮小表示 , カー
ソル / トリガ位置へのジャンプ等

携帯用ケース C1010

外部サンプリング測定..... ¥ 120,000

19

入力ケーブル A※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

接続コード L9790

最大 600V まで入力可能 , 柔軟性に富んだ細径 φ 4.1 mm ケーブル , 1.8 m※ 先端クリップは別売です

ワニ口クリップ L9790-01
L9790 の先端に装着 , 赤黒

グラバークリップ 9790-02※ このクリップを L9790 の先端に装着した場合は CAT II 300V までに制限 , 赤黒コンタクトピン 9790-03
L9790 の先端に装着 , 赤黒

入力ケーブル B

最大 300V まで入力可能 , 径 φ 5.0mm ケーブル , 1.7m, 小型ワニ口
クリップ..... ¥ 4,000..... ¥ 5,500

グラバークリップ 9243..... ¥ 5,000

10：1 プローブ 9665... ¥ 20,000

100：1 プローブ 9666... ¥ 25,000

対地間電圧は入力ユニットと同じ ,最 大 入 力 5 kV peak (1 MHz 以 下 ),1.5 m

※ 対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります※ 別途電源供給が必要です

差動プローブ P9000-01... ￥42,000

差動プローブ P9000-02... ￥54,000

AC アダプタ Z1008... ¥ 12,000(Wave のみ ), AC/DC 1kV までの入力用 , 帯域 100kHz(Wave/RMS 切換え付 ), AC/DC 1kVまでの入力用 , 帯域 100kHz
AC 100 〜 240 V

AC 1kV, DC 2kV, 周波数帯域 10MHz

AC アダプタ 9418-15
AC 100 ～ 240 V... ¥ 40,000

AC 電流の波形観測が可能 (DC は不可 )クランプオンセンサ 9272-05, 100 kHz 帯域 , 200A

1000A まで（高精度）※ME15W (12pin) 端子タイプ

高精度貫通型 , DC から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能 ... ¥ 120,000
AC/DC カレントセンサ 9709-05, 100 kHz 帯域 , 500A

AC/DC カレントセンサ CT6865-05, 20kHz 帯域 , 1000A... ¥ 200,000

DC 電流から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能
AC/DC カレントプローブ CT6844-05, 200kHz 帯域 , 500A
AC/DC カレントプローブ CT6845-05, 100kHz 帯域 , 500A... ¥ 190,000

AC/DC カレントプローブ CT6846-05, 20kHz 帯域 , 1000A ... ¥ 210,000・高精度電流センサ (ME15W) ＋ CT9901 ＋ 9318 →電流ユニット 8971
・高精度電流センサ (ME15W) ＋ CT955x ＋ BNC ケーブル →電流ユニット 8971 以外
・高精度電流センサ (PL23) ＋ 9318 →電流ユニット 8971
・高精度電流センサ (PL23) ＋ CT9900 ＋ CT955x ＋ BNC ケーブル →電流ユニット
8971 以外※9318 は電流ユニット 8971 に付属しています

その他各種電流センサ

各種電流センサ、プローブが使用できます。

10mA クラス〜 500A まで（高速）
電流プローブ CT6700... ¥ 230,000

電流プローブ CT6701... ¥ 300,000

クランプオンプローブ 3273-50... ¥ 200,000

クランプオンプローブ 3276... ¥ 280,000

クランプオンプローブ 3274... ¥ 250,000

クランプオンプローブ 3275... ¥ 300,000

f 特 DC〜 50MHz の広帯域 , 1mA クラス
から 5A rms まで
f 特 DC 〜 120MHz の広 帯域 , 1mA クラ
スから 5A rms まで
f 特 DC〜 50MHz の広帯域 , 10mA クラ
スから 30A rms まで
f 特 DC〜 100MHz の広帯域 , 10mA クラ
スから 30A rms まで

f 特 DC〜 10MHz の広帯域 , 150A rms まで

f 特 DC〜2MHz の広帯域 , 500A rms まで... ￥66,000... ￥17,000※バナナ端子用, 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

特注ケーブル P9000 用 , 特注品につきご相談ください(1) USB バスパワーケーブル(2) USB(A)- マイクロ B ケーブル(3) 3 分岐ケーブル

AC 非接触電圧プローブ SP3000-01... ¥ 90,000

定格測定電圧 5Vrms, f 特 10Hz 〜 100kHz... ¥ 50,000

延長ケーブル L4931..... ¥ 2,000

AC 電圧プローブ SP9001... ¥ 45,000..... ¥ 1,500

バスバークリップ L4936..... ¥ 6,200

マグネットアダプタ L4937

バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT III 1000V

グラバークリップ 9243

バナナプラグケーブルの先端に装着 , 赤
黒セット , 全長 196mm, CAT III 1000V

入力ケーブル G..... ¥ 6,000

ケーブル長 70 cm, 先端部分はピンリードとアリゲータクリップの交換が可能 , 最大
入力電圧 :CAT Ⅳ 600V, CAT Ⅲ 1000V

その他入力用
接続コード L9217... ¥ 5,500

変換アダプタ 9199... ¥ 3,500

コード両端が絶縁 BNC, 入力ユニットの絶縁 BNC 端子に使用 , 1.6 m
受け側バナナ端子 , 出力 BNC 端子..... ¥ 5,000※MR8990 用 ※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

テストリード L2200

単体販売
単体販売

ワニ口クリップ L4935

バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT III 600V

コード両端が絶縁 BNC, 1.6 m... ¥ 5,500

PL23 (10pin) - ME15W (12pin) 変換
変換ケーブル CT9900

PL23 (10pin) を ME15W (12pin)
端子に変換... ¥ 9,800※ 電流ユニット 8971 に ME15W (12pin) 端子の (-05 タイプ ) 高精
度電流センサを使用するには , 変換ケーブル CT9901 が別途必要※PL23 (10pin) 端子のセンサを 8971 に使用する場合は , CT955xは不要ですが変換ケーブル 9318 が必要 (8971 には 9318 が付属 )電流センサ用入力ユニット

電流ユニット 8971... ¥ 150,000

変換ケーブル 9318... ¥ 9,800

CT6841/43 他と 8971 接続用

ME15W (12pin) - PL23 (10pin) 変換
変換ケーブル CT9901

ME15W (12pin) を PL23 (10pin)
端子に変換... ¥ 9,800電流センサ・電流プローブ接続時の注意点※電流ユニット8971はメモリハイコーダ本体に最大4台まで、使用できる電流センサはプローブ電源ユニットZ5021接続本数と合わせて8本までです。
※電圧入力のアナログユニット系に電流センサを接続する場合、隣接チャネルに電圧コードや電流センサを接続できない場合があります。

..... ¥ 2,500

10mA レンジ /10μA 分解能〜 200A レ
ンジ, モニタ / アナログ出力 1V f.s. 付

出力コード L9094... ¥ 2,000

変換アダプタ 9199... ¥ 3,500

出力コード L9095 BNC 端子用 , 1.5m ... ¥ 4,000AC 非接触電圧プローブ SP3000

バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT IV 600V, CAT III 1000V

波形出力付き接続コード L9217

受け側バナナ端子 , 出力 BNC 端子..... ¥ 1,500

バナナプラグケーブルの長さ延長用 , 1.5 m

センサユニット CT9555, 1ch, ... ¥ 50,000

φ 3.5 ミニプラグ−バナナ端子 , 1.5 m

接続ケーブル L4940

バナナプラグ - バナナプラグ , 1.5 m, 赤黒各 1

センサ用電源クランプオンリークハイテスタ 3283 ¥ 48,000

非接触電圧測定
入力ケーブル F※高精度電流センサを使用するには電源 (CT9555) が別途必要です※CT9555 と接続できるのは , ME15W (12pin) 端子の (-05 タイプ ) センサのみ※PL23 (10pin) 端子のセンサを使用する場合は , 変換ケーブル CT9900 が別途必要

漏れ電流 ※50/60Hz 商用電源ライン用※ 対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります※ 別途電源供給が必要です

差動プローブ 9322... ¥ 180,000

DC 電流から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能
AC/DC カレントプローブ CT6841-05, 1 MHz 帯域 , 20A
AC/DC カレントプローブ CT6843-05, 500kHz 帯域 , 200A

詳しくは HIOKI ホームページの製品情報をご覧ください※ 対地間電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます
対地間電圧は入力ユニットと同じ ,最大入力 1 kV rms (500 kHz 以下 ),1.5 m

高精度貫通型 , DC から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能 ... ¥ 120,000
AC/DC カレントセンサ CT6862-05, 1 MHz 帯域 , 50A
AC/DC カレントセンサ CT6863-05, 500kHz 帯域 , 200A

高精度電流センサ接続時の注意..... ¥ 10,000

L9197 の先端に装着 , 赤黒セット ,全長 196 mm

入力ケーブル E..... ¥ 4,000

接続コード L9197

最大 600V まで入力可能 , 径 φ 5.0mm ケーブル , 1.8 m, 脱着型大型ワニ口クリップ付属

入力ケーブル D..... ¥ 3,500※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

接続コード L9198

入力ケーブル C..... ¥ 8,500

200A まで（高精度）※ME15W (12pin) 端子タイプ

温度センサ
K 熱電対 9810... ¥ 18,000

T 熱電対 9811... ¥ 18,000

許容差クラス 2, 長さ 5 m, 素線径
φ 0.32 mm, 5 本 /1set
許容差クラス 2, 長さ 5 m, 素線径
φ 0.32 mm, 5 本 /1set

出力コード L9096 端子台用 , 1.5m ... ¥ 1,500
AC アダプタ 9445-02
AC 100 〜240 V, 9 V/1 A... ¥ 6,300

研究開発の評価試験・各種解析
あらゆる産業の高度な要求に応えます

セット例

インバータ波形の 200MS/s 高速測定

価格は税抜きです

U8976 × 8 ユニット装着により、200MS/s × 16ch の高速＆絶縁記録が可能です。
メモリハイコーダ
高速アナログユニット
10:1 プローブ

MR6000
U8976
9665

1台
8個
16 本

￥1,250,000￥350,000×8 ＝￥2,800,000￥20,000×16 ＝￥320,000

合計 ￥4,370,000

ECU 開発での多チャネル測定
U8975 × 8 ユニット装着により、32ch × 5MS/s の多チャネル記録が可能です。
メモリハイコーダ
4ch アナログユニット
接続コード
ワニ口クリップ

MR6000
U8975
L9790
L9790-01

1台
８個
32 本
32 本

U8975 × 4 ユニットと、8973 × 4 ユニット装着により、￥1,250,000￥180,000×8 ＝￥1,440,000￥8,500×32 ＝￥272,000￥3,500×32 ＝￥112,000

合計 ￥3,074,000

アナログ 16ch ＋ ロジック 64ch のアナログ＆ロジック混在多チャネル計測が可能です。
メモリハイコーダ
4ch アナログユニット
接続コード
ワニ口クリップ
ロジックユニット
ロジックプローブ

MR6000
U8975
L9790
L9790-01
8973
9327

1台
4個
16 本
16 本
4個
16 本

￥1,250,000￥180,000×4 ＝￥720,000￥8,500×16 ＝￥136,000￥3,500×16 ＝￥56,000￥80,000×4 ＝￥320,000￥42,000×16 ＝￥672,000

合計 ￥3,154,000

高調波ノイズをカット
MR6000-01 にはデジタルフィルタ演算機能が搭載されており、測定データの特定周波数ノイズを取り除くことが可能です。
メモリハイコーダ
アナログユニット
接続コード
ワニ口クリップ

MR6000-01
8966
L9790
L9790-01

1台
8個
16 本
16 本

￥1,420,000￥100,000×8 ＝￥800,000￥8,500×16 ＝￥136,000￥3,500×16 ＝￥56,000

合計 ￥2,412,000

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
MR6000J5-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。