®

LE-200PS
通信プロトコルアナライザー LE-150PS
RS-232C / RS-422 / RS-485

単体でSDカード対応の通信データロガーとしても利用できる
PC接続型の通信プロトコルアナライザー

マルチプロトコル対応

LE-200PS●計測速度

最大1Mbps

Async, Sync, BSC,SDLC, HDLC, X.25, PPP

調歩同期通信専用

LE-150PS●計測速度

最大500Kbps

Async, PPP

コンパクトサイズ、シンプル操作
ＳＤカードに通信データを長時間連続して記録できる通信データロガー機能を搭載した
小型軽量の通信プロトコルアナライザー

RUN / STOP
スイッチ

SDカードスロット

USBコネクタDCジャック

2色発光LEDM3ネジ穴 ※1

計測コネクタ

外部信号端子

※1：別売りDINレール取付プレートを固定するネジ穴です。穴ピッチ70mm、ネジ深さ3.5mm max

利用状況に応じた２ウェイ動作
普段の開発時は、パソコンの機能を最大限に活用できるリモートモードでＰＣ接続型プロトコルアナライザー、パソコンが持ち込めない過酷な現場に設置して連続測定が必要な時は、ロガーモードでＰＣレスの単独動作が可能な通信データロガーとして利用できます。
PC

PLC

開発中の機器

リモートモード

解析用PC（PC接続）

ロボット

ロガーモード本体のSDカードに記録（PCレス）
こんな現場に最適です。
USBでPCと接続
PCのHDDに記録【 データ表示例 】●PCの持ち込み禁止●設置場所が少ない●粉塵でPCが使えない●1ヶ月以上の連続測定のためPCの動作が不安●作業者の誤操作が心配

内蔵RTCを利用したスケジュー ル計測
本体に電池でバックアップされたリアルタイムクロック（RTC）を内蔵。電源投入での計測開始や、計測開始と終了の時間を指定したスケジュール計測が可能です。計測終了後は自動的に内部電源を切り、低消費電力のシャットダウン状態になります。
【 自動RUN/STOP設定画面 】

突然の停電から貴重な測定データをガード
新開発の瞬時停電対策回路により、ＳＤカードへのデータ記録中に停電になってもＳＤカードのファイル破損を防ぎ、ＳＤカード内の貴重な通信ログファイルを守ります。

過酷な現場環境に適合できる堅牢な小型筐体
手のひらサイズで堅牢な本体は、−10〜+55℃で利用可能。USBバスパワー動作だけでなく、DC8〜26.4Vの外部DC電源でも動作でき、DC12V入力時100mAと低消費電流です。SDカードスロットとUSBコネクタには２ウェイ動作に配慮した防塵カバーを装備。
３５ｍｍＤＩＮレールへの取り付けにも対応できるので、調査対象設備への固定や検査ラインへの組み込みも簡単です。

【 DINレール取付例 】【 データ表示例（制御線情報表示あり）】【 防塵キャップを装備 】

RS-232C / RS-422 / RS-485に標準対応
産業分野や医療機器分野で利用頻度が高いRS-232C/RS-422/RS-485の計測インターフェースを標準装備。LE-200PSは送受信クロック信号を用いる同期通信にも対応可能です。オプションのOP-5Mを利用することで、2.5V、3.3V、5V系のTTLレベル通信もモニター可能です。
計測コネクタ（DSUB25ピン）の信号定義
信Pin【 端子台変換アダプタ（LE-5TB）利用例 】

号

通信ログを長時間連続記録
測定データは、指定ファイルサイズの通信ログファイルとして、リモートモードではパソコンのＨＤＤに、ロガーモードでは本体のＳＤカードに、指定のファイル数まで自動保存され、指定ファイル数に達した後、最初のファイルを削除し新たなファイルを【 記録設定画面 】追加していくことでエンドレスの記録を実現しています。
もちろん、指定ファイル数を記録した時点で測定を停止することも可能です。稀にしか発生しない原因不明の通信障害の解明に役立ちます。

1FG

2RS-232CSD

3RS-232C

RD

4RS-232C

RS

5RS-232CCS

6RS-232C

DR

7

GND

8RS-232C

9+5VDC

10RS-422

RXDB+※2

11RS-422

RXDA-※2

12RS-422

RXCB+

※3

対象回線の速度

指定容量1.8Gバイト時

13RS-422

RXCA-※39600bps

約100時間

15RS-232C

ST2 ※317RS-232C

RT230.4Kbps

約4時間

18RS-422/485

TXDB+/TR+ ※219RS-422/485

TXDA-/TR- ※2

20

RS-232CER

22RS-232C

CI24RS-232C

ST1

※2CD

※1※3

【 連続記録時間の目安 】【 TTLモニタープローブポッド（OP-5M）利用例 】※3※1:本機から電源供給端子。ON/OFF可能。
※2:端子台変換アダプタLE-5TBで端子台に取り出し可能。
※3:LE-200PSのみ。 ※4:記載のないPinは空き。

任意の通信速度で計測テストが可能
有効数字４桁で任意の通信速度に設定できるので、特殊な速度の通信回線でもモニターが可能です。通信データと共に記録されるアイドルタイムやタイムスタンプはアナライザー本体の高精度タイマーで計測されるため、パソコンの処理能力に依存しない正確な測定が可能です。
【 測定条件設定画面 】

例：4Mバイト×450ファイル※：1Kバイト毎に1m秒の時間を空けて伝送される全二重通信ラインをモニターした場合

通信ログファイルにシームレスにアクセス
通信ログファイルはパソコンで詳細に表示可能。一括して全てのファイルを読み込んでも、1つの計測ログファイ
ルを扱うようなシームレスな操作性を実現しています。また、測定したデータをテキスト形式やCSV形式に変換でき、ワープロや表計算ソフトで活用できます。

【 テキスト変換設定画面 】

簡単操作のシミュレーション機能を標準装備
受信データを確認しながら、事前に登録した16種類の送信データ、またはFOXメッセージなどの固定データをワンクリックで送信できるので、通信手順のステップ確認や連続通信テストなどに広く利用できます。
【 シミュレーション実行画面 】

通 信エラーを確実にキャッチ
パリティエラーやフレミングエラー、各種のブロックチェックコードBCCエラー、SDLC/HDLCのショートフレーム(LE-200PSのみ)などの判定が可能。また、トリガー機能の文字列一致条件にアプリケーションレベルのエラー通知文字列等を設定すれば、異常時の通信シーケンスを見つけることができます。
トリガーアクションとして、外部トリガー信号出力やユーザー定義LEDの点灯を指定することで、外部機器へのエラー通知やロガーモードでの（パネルLED点灯による）通信エラー確認を実現できます。
【 トリガー設定画面 】【 シミュレーションデータテーブル操作パネル 】

仕様

オプション
LE-200PSモデル
計測インターフェースLE-150PS

標準：RS-232C /RS-422 /RS-485

計測コネクタ

拡張：TTL（別売りOP-5M必要）

DSUB25ピン メスコネクタ（M2.6ミリネジ）
調歩同期(非同期)，非同期PPP，
キャラクタ同期 SYNC/BSC，
ビット同期 HDLC/SDLC/X.25

対応プロトコル
測定可能な通信速度

50bps〜1Mbps

調歩同期(非同期)，非同期PPP(任意)

2ギガバイトSDカード

SD-2GX
2ギガバイトのSDカード。
※LE-200PS, LE-150PSの同梱品と同等

50bps〜500Kbps (任意)同期クロックRT（外部），AR（データ抽出クロック）※イメージ写真です。

−

データコードASCII，EBCDIC，JIS7，JIS8，Baudot，Transcode，IPARS，EBCD，EBCDIK，HEX

ワイド入力ACアダプタ

ビット送出順序と極性

LSBファースト，MSBファースト およびノーマル極性，反転極性を指定可

3A-183WP09

エラーチェック機能

パリティ（ODD，EVEN，MARK，SPACE），フレミング，ブレーク，
アボート(LE-200PSのみ)，
ショートフレーム(LE-200PSのみ)，
BCC（LRC，CRC-6，CRC-12，CRC-16，
CRC-ITU-T，
FCS-16〈LE-200PSのみ〉，FCS-32〈LE-200PSのみ〉） BCCの透過モード処理を指定可能

入力：AC100〜240V,50/60Hz
出力：DC9V,2A
プラグ：センター+,外径5.5mm 内
径2.1mm

ＰＣ接続時：ＨＤＤに最大8Gバイト、単独動作時：本体のＳＤカード容量分（128K /1M /2M /4M /8Mバイト単位のファイル数で指定可）

記録容量
記録方式

リングバッファ（連続記録）
モード，固定バッファ（フルストップ）
モード

測定モード

リモートモード（ＰＣ接続時），データロガーモード（単独動作時）測定開始と停止

ＰＣからの操作，スタート/ストップスイッチ，電源投入時自動，指定時刻自動アイドルタイム計測

分解能100m秒，10m秒，1m秒 、およびOFF（記録なし）
を指定可能

タイムスタンプ計測

日付時刻単位「日・時・分」，「時・分・秒」，「分・秒・10m秒」、およびOFF（記録なし）
を指定可能

ラインステータス計測

RS(RTS)，CS(CTS)，ER(DTR)，DR(DSR)，CD(DCD)，CI(RI)，EXIN(外部トリガー入力) 信号を送受信
データと共に記録、波形表示可能 RS-232Cのみ

アドレスフィルタ
ＰＣ上でのプロトコル翻訳表示
条件
トリガー機能動作

指定アドレスのフレームのみを記録可能（HDLC/SDLC/X.25時のみ）

最大999. 9秒

PPP翻訳

指定種別の通信エラー，最大8文字の通信データ列（ドントケア，ビットマスクを指定可），
インターフェース信号線の論理，タイマー/カウンタ値の一致，指定時間以上のアイドルタイム値，外部信号測定停止（オフセット指定可），タイマー/カウンタ制御，トリガー条件の有効化／無効化，
指定データ列の送信，
ユーザー定義LEDの点灯/消灯，
外部信号出力ＰＣ上での検索機能

指定種別の通信エラー，最大8文字の通信データ列（ドントケア，ビットマスクを指定可），指定時間以上のアイ
ドルタイム，指定時刻のタイムスタンプ（ドントケアを指定可），トリガー一致データ

シミュレーション機能

事前登録した16種類の送信データ列（合計16Kバイト）をワンタッチで送信可，DTE/DCEピン仕様変更可，ライン/データのタイミングプリセット可，
パリティエラーの挿入可

変換保存

テキスト形式またはＣＳＶ形式に変換して保存可
2色発光LED 4個

電源/エラー，測定中/記録中，SD/RD，
ユーザー定義U1/U2スイッチ

1個

外部トリガー端子

入力1，
出力2

ＳＤカード対応容量

2Gバイト

USBバスパワー動作または、外部ＤＣ電源（ＤＣ8〜26.4Ｖ）、ＡＣアダプタ（3A-183WP09）
センター＋品
消費電力：最大1.2W シャットダウン時 0.1W/DC12V

停電継続動作時間
本体1秒
動作時：−10〜+55℃

外形寸法・質量保存時：−20〜+60℃

湿度：5 〜 85%RH（但し、結露なきこと）

86(W)×130(D)×30(H) mm
ＯＳ：Windows® XP/Vista/7

付属ＰＣソフト動作環境

約220g

パソコン：PC/AT互換機※1：出荷開始時点では最大2Gバイトです。将来の無償バージョンアップで8GバイトまでのSDHCカードに対応予定。
※2：ACアダプタは付属していません。
リモードモード（PC接続）ではUSBバスパワーで駆動します。ロガーモード（単体動作）での使用時は、別売りのACアダプタ(3A-183WP09)、または外部DC電源と別売りの電源プラグケーブル(SIH-2PG)が必要です。

標準セット品

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

● URL

LE-259M1
パソコン等 の D S U B 9ピン
仕様RS-232Cを計測するための分岐ケーブルです。

端子台変換アダプタ

LE-5TB
計測コネクタ（DSUB25ピン）に配置されたRS-422/485
信号を端子台に取り出すアダプタです。
※LE-200PSの同期クロッ
ク信号は取り込めません。

TTLモニタープローブポッド

OP-5M
2.5V/3.3V/5V系TTL信号
レベル通信ラインをモニター
す る た め の プ ロ ー ブ ポッドです。
※シミュレーション機能では利用できません。

LE用DINレール取付プレート
LE-150PS、LE-200PSを35mmDINレールに取り付けるときに利用します。

安全上のご注意 改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・技術センター

DSUB9ピン用
モニターケーブル

LE-DIN13P C接 続 型プロトコルアナライザー本体…1 個
DSU B25ピン用モニターケーブル（L E -2 5 M1 ）…1 本
ミニU SBケーブル（ S I - U S 2 18 ）…1 本
外部 信 号 入 出 力ケーブル（ L E -4 T G）… 1 本
2 GバイトS Dカード（ S D - 2 G X）
P CソフトC D … 1 枚
取扱 説 明 書 … 1 部
保証 書 … 1 部

本社・営業部

DCプラグ（外径5.5mm、内径2.1mm）⇔Y端子 1.8m
外 部 D C 電 源をアナライザーのDCジャックに供給するときに利用します。ケーブルクランプ付属。

ミニBコネクタ Highスピード転送対応

電源※2

周囲温度・周囲湿度

RUN / STOP

2.54mmピッチピンヘッダコネクタ

2〜8Gバイト ※1

ＵＳＢ2.0ポート

SIH-2PG−SDLC（モジュロ8/128対応）
翻訳，ITU-T X. 25（モジュロ8/128対応）
翻訳，LAPD翻訳，PPP翻訳

LED表示

電源プラグケーブル●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2011年12月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2011 by LINEEYE CO., LTD.

〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル5Ｆ
T E L . 0 7 5−6 9 3−0161 F AX.075−693−0163〒526−0065 滋賀県長浜市公園町8-49
T E L . 0 7 4 9−6 3−7762 F AX.0749−63−4489

http://www.lineeye.co.jp● E-mail ： info@lineeye.co.jp※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイグループからの出資を受けて設立した開発型企業です。

地球環境保護のために、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

Printed in Japan

L-11B01Ｊ/LE G