新コンセプトの近傍界プローブGKT-008とGSP-9330のEMCプリテスト 機能でEMCプリテストの効率UP!!

※GSP-9330VG/9330VGT

EMI/EMC プリテストセット

EMI Solution Package
テストセット例

価格（税抜）

テスト内容

セット内容

EMI プリテストセット￥796,000

放射ノイズ

GSP-9330、GKT-008

EMI プリテストセット +ADP

￥804,000

放射ノイズ

GSP-9330、GKT-008、ADB-008

EMC プリテストセット￥976,000

放射ノイズ・簡易 EMS

GSP-9330VT、GKT-008

EMC プリテスト フルセット ￥1,057,000

伝導・放射ノイズ
簡易 EMS

GSP-9330VT、GKT-008、GPL-5010
ADB-008、BA061

EMC プリテスト フルセット ￥1,082,000+ バッテリー

伝導・放射ノイズ
簡易 EMS

GSP-9330VT、GKT-008、GPL-5010
ADB-008、BA061、OPT02-B-SP9300

GSP-9330
GSP-9330 とと GKT-008
GKT-008 を組み合わせてを組み合わせて EMC
EMC ボタンを押すだけでボタンを押すだけで簡単にノイズ測定を開始できます
簡単にノイズ測定を開始できます !!!!
● デバイスや機器の放射ノイズ● 部品や基板の放射ノイズ● ケーブルおよびワイヤの放射ノイズ● シールド効果の確認● 電源の伝導ノイズ● 感受性テスト

近傍界プローブセット

GKT-008

放射源を探すのに向きを変えて測定するのに時間がかかる

ANT-04/05 には向き・角度の問題がありません。

再現性がない。
対策の効果確認したいが時間がかかる

PR-02 は、直接コンタクトで放射ノイズ測定しピンポイントで対策効果の確認ができます。

対策後

対策前

ノイズ測定の設定に時間がかかる
RBW, VBW, 周波数範囲

対策前

プリセットされた測定周波数などを選択するだけで測定を開始。
Band A： 9k 〜 150kHz
Band B： 150k ‒ 30MHz
Band C： 30M ‒ 300MHz
Band D： 300M ‒ 1GHz・・・など都度設定が・・・測定室が一杯で測定できない。
実験室で簡単に測定したい。
コンパクトなシステムが欲しい

何度も サイトへ行って試験する費用と時間を節約したい。

対策後

軽量 4.5kg、奥行 10cm とコンパクトのスペクトラムアナライザ GSP-9330
バッテリー駆動（別売）で 2 時間動作。

EMC プリテスト測定とサイトデータを比較して回数・時間を節約。
別売

GPL-5010
ADB-008

測定サイト

サイト試験の測定データとの近傍界測定で相関がとれない。
サイト試験
測定データ

≠近傍界測定データ

GSP-9330+GKT-008 セット
は低価格！

BA061

ANT-04/05 は、電磁波エネルギーを測定。
サイト試験
測定データ

ANT-04/05
近傍界測定

GKT-008 の特長
放射ノイズ測定：
30MHz 〜 3GHz

ANT-04

伝導ノイズ測定：
150kHz 〜 30MHz

ANT-05

PR-02

PR-01

GKT-008￥198,000（税抜）

開発初期のノイズ探索の効率アップや対策効果の確認時間の短縮に有効
ANT-05

ANT-04● 近傍界プローブ ANT-04/05 は、小型・高感度で実際の放射線源の探索が効率的にできます。
● 一般的な近傍界プローブのように電界 / 磁界を別々のプローブで測定する必要がなくEM（電磁波）波のエネルギーを直接検出します。
● ANT-04/05 は、一般的な磁界プローブのように、測定角度（向き）の問題について配慮する必要がありません。

90°
ピンポイント測定で対策前後の効果測定に有効です。
● ソースコンタクトプローブ PR-02 は、直接接触して PCB パターン、IC ピン、I/O 端子、グランドパターンなどの放射ノイズ（30M 〜 3GHｚ）を測定します。

PR-02

別売：DCブロック
ADB-008 ￥8,000（税抜）PR-02 で放射ノイズ測定をする場合、ADB-008 をご使用ください。

被測定物の AC 電源からの電圧ノイズを簡単に測定できます。
● AC 電圧プローブ PR-01 は、電源端子の端子電圧ノイズ測定（150kHz 〜 30MHz）に使用します。

PR-01

150kHz30MHz

別売：トランジェントリミッタGPL-5010※ ￥68,000（税抜）
SMA-BNC
変換アダプタBA061

測定室が一杯で何度も測定できない。
実験室で簡単に測定できるシステムが欲しい● 奥行10cm、約4.5kg※と小型・軽量でかつ高効率な放熱を実現した優れたボディーデザイン

PR-01 で伝導ノイズ測定をする
場合、GPL-5010 と BA061 変換アダプタが必要です。

約 4.5kg ※※全機能（トラッキングジェネレータ、バッテリーを搭載した場合の質量です。

GSP-9330
GSP-9330 とと GKT-008
GKT-008 の組み合わせての組み合わせてボタンを押すだけ！
ボタンを押すだけ！

簡単にノイズ測定開始
簡単にノイズ測定開始 !!!!

規格値の呼出 水平軸の設定

測定範囲の選択EMI
EMI プリテスト：放射・伝導ノイズ測定
プリテスト：放射・伝導ノイズ測定

GKT-008 以外にも様々なプローブやLISN にも使用できる設定です。

ANT-04/05
ANT-04/05 用メニュー
用メニュー
放射ノイズ測定：30MHz
放射ノイズ測定：30MHz 〜〜 3GHz
3GHz

PR-02
PR-02 用メニュー
用メニュー

PR-01
PR-01 用メニュー
用メニュー

伝導ノイズ測定：150kHz
伝導ノイズ測定：150kHz 〜〜 30MHz
30MHz

電源の電圧雑音端子測定

必ず必要です。
別売：トランジェントリミッタ
GPL-5010※￥68,000（税抜）

Log/Lin スケール
表示を選択可能SMA-BNC アダプタ
BA061
￥5,000（税抜）

ANT-04/05
ANT-04/05 用簡易用簡易 EMS
EMS メニューメニュー
簡易簡易 EMS：100kHz
EMS：100kHz 〜〜 3.25GHz
3.25GHzEMS 機能は、フィールドセンサ ANT/04/05 を使用し DUT のイミュニティ（妨害感受性）の簡易テスト※が可能です。信号強度、周波数掃スイープ範囲の設定が可能です。
※この機能を使用するには、トラッキングジェネレータが必要です。
※トラッキングジェネレータの出力信号は、連続波です。変調等はできません。

GSP-9330VT/VGT
トラッキングジェネレータ付き

放射ノイズ測定：30MHz
放射ノイズ測定：30MHz 〜〜 3GHz
3GHz

ピンポイントで放射ノイズ対策効果確認に基板パターン、放熱器、グランドプレーンやコネクタ、I/O 端子などを直接コンタクトして放射帯域ノイズを測定します。

コネクタ、I/O 端子

別売：
DCブロック
ADB-008￥8,000（税抜）EMCプリテストモードは、通常+Peakで測定しています。
準尖頭値検波（QP)または平均検波（Average)で測定する場
合はTraceメニューから選択します。

LOG スケール表示でサイトデータと直接比較が簡単

便利機能

サイトデータLin スケールで表示

Log スケールで表示※※Log スケール表示は、EMC プリテストでプリセット周波数を選択した場合のみです。

便利機能 対策前後の波形を簡単比較

便利機能 Pass/Fail 判定のリミットを定義可能

対策前の波形データを Quick Save または Save キーで保存します。
対策後の波形表示をしておき、保存した波形データを別トレースに呼出て画面に表示させることで対策前後の波形比較が簡単にできます。

各項目のRecall Limit

例：

設定値

Trace1（黄色）：現在の波形
Trace2（紫色）：呼出た保存波形標準の規格リミット（EN,FCC) の他にユーザー定義が可能です。
本体リミットライン 5 個以外にも本体メモリや外部メモリ（USB、マイクロ SD）のファイルなど様々なリミット値を設定可能です。

便利機能

Quick Save で即保存可能

パネルの Quick Save ボタンを押すと即データを保存できます。
保存データの形式は、File ボタンまたは Save ボタン

便利機能 バッテリーパックで 2 時間動作
バッテリーパック
OPT02-B-SP9300\25,000で設定します。

画面イメージ（*.jpg）、波形データ（*.tra）など別売のバッテリーパックを背面下に挿入すると約 2 時間は商用電源から切り離して動作します。バッテリーの充電は、本体で行います。

周辺ノイズが多い環境では・・・対策はシールド等※が便利です。
富山電気ビルデイング株式会社様 製品

マイクロニクス株式会社様 製品
電波暗箱・シールドボックス
DUT を電波暗箱に入れたまま、シールドウィンドウから内部を使いたいときにすぐ使えるイキソルメッシュシールドボックス※弊社では、シールド製品は取り扱っておりません。

見て、素手で直接操作できます。

3.25GHz スペクトラムアナライザ GSP-9330
12345 617307181929828927101117 16① ディスプレイ② ファンクションキー③ メインキー④ コントロールキー⑤ ファイルキー⑥ マーカキー⑦ 電源スイッチ⑧ ステートキー⑨ スクロールノブ⑩ Quick Save
⑪ 矢印キー⑫ RF入力端子⑬ 電源端子⑭ キーパッド⑮ TG出力：⑯ マイクロSD⑰ USBフラッシュメモリ

1514131226 25 24 23：8.4インチSVGAカラーTFT液晶：画面メニューを選択：周波数、スパン、振幅の設定とAutoset：各種機能の選択キー：ファイルの保存/呼出し：マーカ表示と種類を選択します。
：電源をオン/オフします：プリセット、モードとシステムを選択します。
：設定の変更をスクロールノブでします。
：保存設定で指定された場所へ保存を実行します。
：設定の変更を矢印キーでします。
：信号を入力します。50Ω、最大DC電圧：±50V：オプション用DC電源；DC +7V/ 最大500mA：数値キー、BSキーとEnterキーで値を変更します。
：トラッキングジェネレータ出力端子（*VT/VGT）：マイクロSDまたはマイクロSDHCを挿入します。
：USBフラッシュメモリを挿入します。

モデル名

GSP-9330
GSP-9330VT
GSP-9330VGT
GSP-9330VG

価格（税抜）\598,000\778,000\808,000\628,000

2221202122232425
2627282930

内容
トラッキングジェネレータ付き

トラッキングジェネレータ+GP-IB付き

GKT-008￥198,000（税抜）

GP-IB付き

GSP-9330 仕様

周波数範囲
分解能
周波数リファレンス
確度
エージングレート
周波数安定度（全温度範囲）
供給電源安定度
周波数リードアウト確度
Start、Stop、Center、Marker
トレースポイントマーカ周波数カウンタ
分解能
確度
周波数スパン
レンジ
分解能
確度
位相ノイズ
キャリアからのオフセット
10 kHz
100kHz1MHz
分解能帯域幅(RBW) フィルタ
フィルタ帯域幅
確度
Shape Factor
ビデオ帯域幅(VBW) フィルタ
フィルタ帯域幅9kHz ～ 3.25GHz
1Hz±(最終調整後の期間×エージングレート)＋全温度範囲での安定性＋供給電圧安定度
最大±1ppm±0.025ppm±0.02ppm

最終調整から1年後
0℃ ～ 50℃±(マーカ周波数表示×周波数リファレンス確度+10％×RBW＋周波数分解能［1］)最高601ポイント、最少6ポイント
1Hz、10Hz、100Hz、1kHz±(マーカ周波数表示×周波数リファレンス確度＋カウンタ分解能)

RBW/Span ≧0.02 ;MkrレベルからDNL > 30 dB

0Hz (ゼロスパン)、100Hz ～ 3.25GHz
1Hz±周波数分解能［1］RBW：オート< -88dBc/Hz< -95dBc/Hz< -113dBc/Hz

Fc=1GHz；RBW=1kHz、VBW=10Hz；平均≧40
Typical[2］TypicalTypical-3dB 帯域幅：1Hz ～ 1MHz、1-3-10シーケンス-6dB 帯域幅：200Hz、9kHz、120kHz、1MHz±8％、RBW = 1MHz±5％、RBW < 1MHz< 4.5 : 1 Nominal

EMIフィルタ
Nominal［3］Nominal
Normal Bandwidth Ratio: -60dB：-3dB

1Hz～1MHz、1-3-10シーケンス

帯域幅 -3dB[1] 周波数分解能 = Span / (トレースのポイント - 1)[2] このデータシート上のTypical（代表値）は、性能が温度範囲20℃～30℃、信頼レベル95％で製品の80％が示す性能を意味します。それらは製品保証の対象ではありません。
[3] Nominal（公称値）は、性能の期待値を示します。性能保証の対象ではない製品性能を示します。

振幅
振幅範囲
測定範囲

100kHz ～1MHz
1MHz ～ 10MHz
10MHz ～ 3.25GHz

表示平均ノイズレベル(DANL)～18dBm
DANL ～ 21dBm
DANL ～ 30dBm

アッテネータ
0 ～ 50dB、1dBステップ
入力アッテネータ範囲
最大安全入力レベル≦ +33dBm
平均トータル電力± 50V
DC電圧
1dB Gain Compression
トータル電力（1st Mixerにて） > 0dBm
トータル電力（プリアンプにて） > -22dBm

オートまたはManual
入力アッテネータ ≧10 dB

Typical, Fc≧50MHz; プリアンプ オフ
Typical, Fc≧50MHz; プリアンプ オン
ミキサ電力レベル(dBm) =入力電力(dBm)–ATT(dB)

表示平均ノイズレベル（DANL)［4］
ATT 0dB；RF入力を50Ωで終端、RBW 10 Hz；VBW 10 Hz； スパン 500 Hz；
プリアンプ オフ
リファレンスレベル = -60dBm；トレース平均≧ 40回< -93dBm
9kHz ～100kHz< -90dBm – 3×(f/100kHz) dB
100kHz～1MHz< -122dBm
1MHz～2.7GHz< -116dBm
2.7GHz～3.25GHz
ATT 0dB；RF入力を50Ω負荷で終端. RBW 10Hz；VBW 10Hz；
プリアンプ オン
スパン500Hz；リファレンスレベル= -60dBm；トレース平均≧ 40回< -108dBm – 3×(f/100kHz) dB
100kHz～1MHz< -142dBm
1MHz～10MHz< -142dBm + 3×(f/1GHz) dB
10MHz～3GHz

NominalNominalNominalNominalNominalNominalNominal[4] DANLの仕様は、スプリアス応答を除外しなければいけません

レベル表示範囲
スケール単位
マーカレベルリードアウト
レベル表示モード
トレース数
検出器
トレース機能
絶対振幅確度
絶対ポイント

Log、Linear
dBm、dBmV、dBuV、V、W
対数ケール：0.01dB、リニアケール：リファレンスレベルの0.01％
トレース、トポグラフィク、スペクトログラム
4（トレース1：黄色、トレース2：ピンク、トレース3：青、トレース4：オレンジ）＋ピーク、－ピーク、サンプル、ノーマル、RMS (not Video)、Quasi-Peak,Average
Clear & Write、Max/Min Hold、View、Blank、Average、トレース演算

全画面 / 分割表示
トレースごとに設定可能

センター =160MHz ; RBW 10kHz; VBW 1kHz; span 100kHz; log スケール ;1dB/div; ピークディテクタ ; 23℃±1℃; 信号はリファレンスレベル± 0.3dB
Ref レベル 0dBm; RF ATT10dB± 0.4dB
Ref レベル -30dBm; RF ATT 0dB

プリアンプ オフ
プリアンプ オン
周波数応答
ATT: 10dB; リファレンス 160MHz; 20℃～ 30℃
プリアンプ オフ
±0.5dB
100kHz～2GHz±0.7dB
2GHz～3.25GHz
ATT ： 0dB; リファレンス 160MHz; 20℃～ 30℃
プリアンプ オン
±0.6dB100kHz～2GHz±0.8dB
2GHz～3.25GHz
アッテネータ切り替えの不確かさ
0 ～ 50dB, 1dB ステップ
アッテネータ設定±0.25dB
不確かさ
RBWフィルタ切り替えの不確かさ±0.25dB
1Hz～1MHz
レベル測定の不確かさ±1.5dB
全体の振幅確度

リファレンス ： 160MHz, ATT 10dB
リファレンス ： 10kHz RBW
20℃～ 30℃; 周波数 > 1MHz; 信号入力 0 ～ -50dBm;
リファレンスレベル 0 ～ -50dBm;
入力 ATT 10dB; RBW 1kHz; VBW 1kHz;
校正後 ; プリアンプ オフ±0.5 dB Typical
スプリアス応答第2高調波インターセプト+35 dBm+60 dBm
3次インターセプト
入力関連スプリアス
残留応答（固有）スイープ時間範囲
スイープモード
トリガソーストリガスロープ
RFプリアンプ
周波数範囲
利得> 1dBm< -60dBc<-90dBm
310µs ～ 1000s
50µs ～ 1000s
連続 ; シングルFree run; Video; External＋エッジまたは－エッジ
1MHz ～ 3.25GHz
18dB

プリアンプ オフ ; 入力信号 -30dBm; ATT 0dB
Typical; 10MHz < fc < 775MHz
Typical; 775MHz≦ fc < 1.625GHz
プリアンプ オフ ; 入力信号 -30dBm; ATT 0dB
300MHz ～ 3.25GHz
入力信号 -30dBm, ATT. モード , Att=0dB; 20℃～30℃ 入力端子 ; Att 0dB; プリアンプ オフ
Span > 0Hz、 RBW=Auto、 Sweep Mode;Normal
Span = 0Hz; 最小分解能 = 10µs

Nominal, 標準装備

前面パネルの入力/出力端子
RF入力

オプション用電源
USBホストMicroSDソケット

コネクタ形状 ： N 型メス、インピーダンス ： 50Ω NominalVSWR ；＜1.6 ： 1
コネクタ形状 ： SMB オス。 電圧 / 電流 ： DC +7V/ 最大 500mA
コネクタ形状 ： A プラグ、 プロトコル ： Version 2.0
プロトコル ： SD1.1、 サポートカード ： MicroSD、 MicroSDHC

300kHz ～ 3.25GHz; 入力 ATT≧10dB
短絡保護ありFull/High/Low スピードをサポート
最大容量 32GB まで

背面パネルの入力/出力端子
リファレンス出力
リファレンス入力

BNC 端子、 メス、 周波数 10MHz Nominal、 3.3V CMOS、 50Ω
BNC 端子、 メス , 周波数 10MHz、 入力振幅 ： -5dBm ～＋10dBm
周波数ロック範囲 ： 入力リファレンス周波数の ±5ppm 以内
BNC 端子 メス、 オープンコレクタ出力
アラーム出力トリガ入力 / ゲートスイープ入力 BNC 端子、 メス、 入力レベル 3.3V CMOS
RJ-45、 10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX
LAN TCP/IP インターフェース
B プラグ、 プロトコル Version 2.0
USB デバイス
SMA 端子 , メス , 50Ω Nominal, 886MHz Nominal, 出力レベル -25dBm
IF 出力
3.5mm ステレオジャック , モノラル結線、 ON/OFF 可能
イヤホン出力
DVI-I , Single Link. アダプタ経由で VGA または HDMI 規格に対応
ビデオ出力
D-sub 9 ピン、 メス Tx、 Rx、 RTS、 CTS
RS-232 インターフェース
IEEE-488 bus コネクタ
GP-IB インターフェース
電源
電源電圧
AC 100 V ～ 240 V, 50Hz/60Hz、 自動レンジ切り替え
バッテリーパック （別売）
6 セル , Li-Ion 充電式 , 3S2P, DC 10.8V, 5200mAh / 56Wh
ディスプレイ
内蔵メモリ
消費電力
ウォームアップ時間
温度範囲
質量寸法
付属品

8 インチカラー TFT 液晶、 SVGA （800×600 ピクセル）
16MB
< 82W
< 45 分動作 ： +5℃～ +45℃、 保存 ： -20℃～ + 70℃
約 4.5 kg
350 （W） x 210 （H） x 100 （D） mm
CD （ユーザーマニュアル）、 電源コード

機能により自動選択

リモートコントロールのみ、 USB TMC サポート
ATT ： 10 dB; RF 入力 : 0 dBm @ 1 GHz

With UN38.3 Certification

Nominal

全オプションを装着 ( 基本 +TG+GPIB+ バッテリー )トラッキングジェネレータ

トラッキングジェネレータ仕様［6］ (GSP-9330VT/GSP-9330VGT)
100kHz ～ 3.25GHz
周波数範囲-50dBm ～ 0dBm, 0.5dB ステップ
出力電力
± 0.5dB
絶対確度
リファレンス～ 160MHz, -10dBm
出力平坦性
100 kHz ～ 2GHz
2GHz ～ 3.25GHz± 0.8dB
出力レベル切替の不確かさ< -30dBc
高調波
最大＋30dBm
逆電力
N 型、 メス
コネクタ形状50Ω
インピーダンス< 1.6 ： 1
出力VSWR@160MHz, -10dBm, ソース - スアッテネータ 10dB, 20℃～ 30℃± 1.5dB± 2dB
リファレンス～ -10dBm
Typical, 出力レベル = -10dBm

Nominal
300 kHz ～ 3.25 GHz, ソースアッテネータ≧12dB[6] TG出力がオンのとき、最少RBWフィルタは10kHzです。

アクセサリ

アクセサリ

ADB-002

ADB-006

ADB-008

BA061\8,000（税抜）\8,000（税抜）￥8,000（税抜）￥5,000（税抜）

DCブロックBNC(F)-BNC(M)
10MHz～2.2GHz

DCブロックN(F) - N(M)
10MHz～6GHz

DCブロックSMA(F)-SMA(M)
0.1MHz～8GHz

GPL-5010

OPT02-B-SP9300

GSC-009￥68,000（税抜）￥25,000（税抜）\13,500（税抜）

変換アダプタトランジェントリミッタ

SMA(メス)-BNC(オス)周波数帯域：9kHz-200MHz
リミットレベル：50mW(+17dBm)

注意

バッテリパック

キャリングケース

機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。
安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。
当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。
当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。
表示価格には消費税が含まれておりません。

代理店:

http://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166