PT2pt-1954

Transmissor inteligente/
Cabeça Detectora de Gás

SD-1RI
Manual de instruções
(PT2E-195)(PT2-195)

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110 GIII
E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Web site : https://www.rikenkeiki.co.jp

Precauções de operação
Este detector de gás é um detector de gás que detecta gases combustíveis no ar e dispara um alarme degás.
O detector de gás é uma unidade de segurança, não um analisador ou densitômetro que executa
medições/análises qualitativas/quantitativas para gases.
Compreenda na íntegra os pontos seguintes antes de usá-lo, para que possa ser usado adequadamente.
1.

Este detector pode sofrer a interferência de gases e vapores diferentes do gás a ser detectado.
Observe que o alarme pode disparar devido a interferências. Além disso, pode flutuar devido aalterações ambientais (temperatura, umidade, etc.) no local da instalação.

2.

O alarme tem de ser definido dentro de uma faixa onde o desempenho do detector possa estar
garantido.
Em instalações em conformidade com a Lei de Segurança de Gás de Alta Pressão, um ajuste do
alarme abaixo do nosso ponto de ajuste do alarme standard pode disparar um alarme falso.

3.

Esta é uma unidade de segurança, não uma unidade de controle.
A saída de contato do alarme do detector deve ser usada para uma lâmpada/buzina de alarme externa,enquanto a saída do sinal de alarme deve ser usada para um indicador ou registrador externo.
Se essas saídas forem usadas para controlar outras unidades, não nos responsabilizamos por
quaisquer anomalias.

4.

Para manutenção do detector, este tem de submeter-se a manutenção regular, incluindo a substituição
e o ajuste das peças de substituição regular, conforme especificado no manual de instruções. Alémdisso, como esta é uma unidade de segurança, recomenda-se a execução de uma manutenção e deuma calibração regulares a cada seis meses, de acordo com os regulamentos.

<Índice>
1. Esboço do produto.......................................................................................................................... 1
1-1. Prefácio ............................................................................................................................. 1
1-2. Uso previsto ...................................................................................................................... 1
1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA ........................................................... 1
1-4. Método de confirmação para Normas e Especificações de proteção contra explosão ..... 2
2. Avisos importantes sobre segurança .............................................................................................. 3
2-1. Casos de perigo ................................................................................................................ 3
2-2. Casos de aviso.................................................................................................................. 4
2-3. Precauções ....................................................................................................................... 5
2-4. Informação de Segurança ................................................................................................. 6
3.

Componentes do produto ............................................................................................................... 8
3-1. Acessórios padrão e detector de gás ................................................................................ 8
3-2. Nomes e funções para cada peça..................................................................................... 9
3-3. Diagrama do bloco ............................................................................................................ 10

4. Como usar ...................................................................................................................................... 11
4-1. Antes de usar o detector ................................................................................................... 11
4-2. Precauções para pontos de instalação ............................................................................. 11
4-3. Precauções para a concepção do sistema ....................................................................... 12
4-4. Como instalar .................................................................................................................... 14
4-5. Procedimento de instalação .............................................................................................. 15
4-6. Como ligar ......................................................................................................................... 16
5. Como utilizar ................................................................................................................................... 20
5-1. Preparação para a partida................................................................................................. 20
5-2. Procedimentos de operação básicos ................................................................................ 20
5-3. Como iniciar o detector ..................................................................................................... 21
5-4. Modos ............................................................................................................................... 225-5. Modo de manutenção (Usuário) ........................................................................................ 23
5-6. Como sair .......................................................................................................................... 25
6. Operações e funções...................................................................................................................... 26
6-1. Ativação do alarme de gás ................................................................................................ 26
6-2. Ativação do alarme de falha .............................................................................................. 27
6-3. Operação de saída externa ............................................................................................... 28
6-4. Outras funções .................................................................................................................. 29
7. Manutenção .................................................................................................................................... 30
7-1. Intervalos e itens de manutenção ..................................................................................... 30
7-2. Modo de manutenção (Manutenção regular) .................................................................... 32
7-3. Método de calibração do gás ............................................................................................ 39
7-4. Substituição de peças ....................................................................................................... 42
8.

Armazenamento, recolocação e eliminação ................................................................................... 44
8-1. Procedimentos para armazenar o detector ou deixá-lo fora de serviço durante um
período longo .................................................................................................................... 44
8-2. Procedimentos para relocalizar o detector ou usá-lo novamente...................................... 44
8-3. Eliminação de produtos ..................................................................................................... 44

9.

Resolução de problemas ................................................................................................................ 45

10. Especificações do produto............................................................................................................ 47
10-1. Lista de especificações ................................................................................................... 47
10-2. Princípio de detecção ...................................................................................................... 52
11. Definição de termos ......................................................................................................................... 53-1-

1 Esboço do produto

1-1. Prefácio

1

Esboço do produto
1-1. Prefácio
Obrigado por ter escolhido o nosso transmissor inteligente/cabeça detectora de gás SD-1RI. Verifique se onúmero do modelo do produto que adquiriu está incluído nas especificações deste manual.
Este manual explica como utilizar o detector e as suas especificações. Contém informações necessárias
para utilizar adequadamente o detector. Não só os usuários iniciantes, mas também os usuários que jáusaram o produto devem ler e entender o manual de instruções para aprimorar o conhecimento e aexperiência antes de usar o detector.

1-2. Uso previsto
 O detector é uma cabeça detectora de gás do tipo fixo que detecta vazamentos de gases combustíveis e
efetua a ativação de um alarme quando a concentração de gás está acima do valor predefinido.
Este detector de gás é uma unidade de segurança, não um analisador ou densitômetro que executa
medições/análises qualitativas/quantitativas para gases. Compreenda na íntegra as características do
detector antes de usá-lo, para que possa ser usado adequadamente.
 O detector detecta anomalias no ar causadas pela presença de gases ou outros motivos (vazamento) com
o sensor de gás integrado. As concentrações de gases detectados são exibidas no LED de setesegmentos.
 O detector tem um contato de alarme integrado e pode ser usado como um alarme de gás, alarme de falha
ou alarme comum (gás, falha).
 O detector faz sair a concentração de gás em 4 - 20 mA.

1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTAPERIGOAVISOCUIDADONOTA

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos
graves para a vida, saúde ou propriedade.
Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos
graves para a saúde ou propriedade.
Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos
menores para a saúde ou propriedade.
Esta mensagem indica aconselhamento sobre o manuseio.

-1-6 Operações e funções

6-1. Ativação do alarme de gás

6

Operações e funções
6-1. Ativação do alarme de gás
Alarme de gás: Ativado quando a concentração de gás detectada atinge ou ultrapassa o valor do ponto de
ajuste do alarme. <<Reinicialização automática>>

NOTA
O ponto de ajuste do alarme está definido de fábrica. Apesar do tempo de atraso de alarme (padrão: 2
segundos) funciona no detector para evitar uma ativação falsa e pode cancelar-se se não for necessário.

<Operação do visor>
Visor de concentração do gás
Em caso de acima da faixa de detecção exibe-se (Over Scale), [∩∩∩∩] no LED.
Luz indicadora de alimentação (POWER: verde)Durante o funcionamento, esta acende continuamente.
Luz indicadora de alarme (ALM: vermelha)
Acende quando o valor de ponto de ajuste do alarme é atingido ou ultrapassado.

<Ativação do contato>
O contato é ativado quando a concentração de gás atinge ou ultrapassa o valor do ponto de ajuste do
alarme. (somente quando o alarme é usado)
A ativação do contato é reinicializada automaticamente quando a concentração de gás desce abaixo dovalor do ponto de ajuste do alarme.

Concentração

Ponto de ajuste do alarme

0
Tempo

Tempo de atraso de alarme (2 segundos)- 26 -Luz de alarme (ALM)
Contato do alarme (placa terminal 4, 5)

6 Operações e funções

6-2. Ativação do alarme de falha<Resposta a alarme de gás>
Um valor de concentração de gás ultrapassa o ponto de ajuste do alarme.
Quando um alarme de gás disparar, tome ações em conformidade com suas regras de gerenciamento dealarme de gás.
Normalmente, tome as ações seguintes.
 Verifique a leitura do detector.

NOTA
Se um vazamento de gás for temporário, a leitura poderá já ter descido ao verificá-lo. Além disso, quando um
alarme dispara devido a ruído ou outras condições incidentais que não sejam um gás, a leitura poderá já ter
descido.
 Com base em suas regras de gerenciamento de alarme de gás, ninguém está autorizado a acessar à zona
monitorada para garantir a segurança.
 Se o visor de concentração do gás continuar a ser exibido, feche a válvula do gás principal e, em seguida,
verifique se a leitura da concentração de gás desceu.
 Equipado com uma engrenagem protetora para evitar perigos causados pela probabilidade de gases
remanescentes, antes de acessar ao ponto de vazamento de gás, verifique se os gases permanecem
usando um detector de gás portátil.
 Determine que o ponto está livre de perigos e tome ações para corrigir o vazamento de gás.

6-2. Ativação do alarme de falha
É disparado um alarme quando o detector detecta anomalias. Depois que um alarme de falha é acionado,a lâmpada de falha (amarela) acende e emite cerca de 0,5 mA. Determine as causas e tome as ações
adequadas.
Após o detector ter retornado com sucesso da falha, reinicia com o processo executado normalmente logo
após ter sido ligado (ligação inicial).
Se o detector tiver problemas e funcionar mal repetidamente, contacte imediatamente o nosso
departamento de vendas no estrangeiro ou os representantes locais.

<Operação do visor>
Visor de detalhes de falhas
Exibe uma mensagem a indicar os detalhes da falha.
Luz de falha (FAULT: amarela)
Acende quando ocorre uma falha.

NOTA
Para mais informações sobre anomalias (mensagens de erro), consulte '9. Resolução de problemas'.

- 27 -

7 Manutenção

7-1. Intervalos e itens de manutenção

7

Manutenção
Este é um instrumento importante para fins de segurança.
Para manter o desempenho do detector e melhorar a confiabilidade da segurança, execute uma
manutenção regular.

7-1. Intervalos e itens de manutenção
 Manutenção diária: Execute a manutenção antes de começar a trabalhar.
 Manutenção mensal: Execute a manutenção no circuito do alarme (teste do alarme) uma vez por mês.
 Manutenção regular: Execute a manutenção uma vez ou mais a cada seis meses para manter odesempenho como uma unidade de segurança.
Item demanutenção
Verificação dafonte dealimentação
Verificação dovisor deconcentração

Teste do alarme
Ajuste deamplitude
Verificação doalarme de gás

Conteúdo da manutenção
Verifique se a luz de alimentação
acende.
Verifique se o valor do visor deconcentração é zero. Quando aleitura for incorreta, execute o ajustezero após garantir que não existem
outros gases ao redor do mesmo.
Inspecione o circuito do alarme
usando a função teste do alarme.
Realize a calibração da sensibilidade
usando o gás de calibração.
Verifique o alarme de gás usando ogás de calibração.

Manutenção
diáriaManutenção
mensalManutenção
regular































<Sobre os Serviços de Manutenção> Fornecemos serviços de manutenção regular, incluindo ajuste de amplitude, ajuste e manutenção.
Para efetuar a calibração do gás, são necessárias ferramentas específicas, tais como uma botija de gás deconcentração e do saco de amostragem de gás especificados.
Nossos engenheiros de serviço qualificados têm especialização e conhecimento das ferramentas
específicas usadas para serviços, juntamente com outros produtos. Para manter o funcionamento em
segurança do detector, use nosso serviço de manutenção.
 Os seguintes são serviços de manutenção típicos. Para mais informações, contacte o nosso departamentode vendas no estrangeiro ou os representantes locais.

- 30 -

7 Manutenção

7-1. Intervalos e itens de manutenção

Serviços principais
Verificação dafonte dealimentação

:Verificação dovisor deconcentração
Teste do alarme:

Ajuste deamplitude
Verificação doalarme de gás:

Limpeza e
reparação dodetector(Diagnósticovisual)Verificação daoperação dodetector
Substituição depeças
consumíveis

:

:

:

Verifica a voltagem da fonte de alimentação.
Verifica se a luz de alimentação acende.
(Verifica se os pontos relevantes podem ser identificados no sistema.)(Quando é usada uma UPS (sistema de alimentação ininterrupta), verifica a operação com a
UPS (sistema de alimentação ininterrupta.))
Verifica se o valor da concentração é zero usando um gás zero.
Executa o ajuste zero (ajuste do AIR) se a leitura for incorreta.
Inspeciona o circuito do alarme usando a função teste do alarme.
• Verifica as luzes do alarme. (Verifique cada ativação de ALM.)• Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação do alarme externo, como uma buzina.)
Realiza a calibração da sensibilidade usando o gás de calibração.
Verifica o alarme de gás usando o gás de calibração.
• Verifica o alarme. (Verifica a ativação do alarme quando o ponto de ajuste do alarme éatingido.)• Verifica o tempo de atraso. (Verifica o tempo de atraso até que o alarme seja disparado.)• Verifica as luzes do alarme. (Verifique cada ativação de ALM.)• Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação de alarmes esternos, tais como uma buzina
ou um sinal de reinicialização.)Verifique se existe pó ou danos na superfície, na tampa ou nas peças internas do detector.
Limpe e repare tais peças do detector.
Substitua as peças que estejam rachadas ou danificadas.

:

Use as teclas para verificar o funcionamento de funções e parâmetros.

:

Substitua as peças consumíveis, tais como um sensor, o filtro e a bomba.

- 31 -

7 Manutenção

7-4. Substituição de peças<Substituição de Peças de Substituição Regular>
Lista de peças de substituição regular recomendadas
Nº

Item

Intervalos demanutenção

Intervalos desubstituição (ano)Quantidade(peças/unidade)1

Conjunto de proteção

6 meses

3 - 8 anos

1

※ Após as substituições há a necessidade de verificação da operação por engenheiros de serviço
profissionais.
Para manter o funcionamento em segurança do detector, use nosso serviço de manutenção.
Peça-os à RIKEN KEIKI.

NOTA

 Os intervalos de substituição acima são apenas recomendações. Os intervalos podem variar
dependendo das condições de operação. Esses intervalos não significam os períodos de garantia. O
resultado da manutenção regular pode determinar quando substituir as peças.

- 43 -

9 Resolução de problemas

9

Resolução de problemas
A resolução de problemas não explica as causas de todas as anomalias que ocorrem no detector.
Simplesmente ajuda a encontrar as causas de anomalias que ocorrem frequentemente. Se o detector
mostrar um sintoma que não esteja explicado neste manual, ou ainda tenha anomalias apesar de se
tomarem ações de correção, contacte o nosso departamento de vendas no estrangeiro ou os
representantes locais.

<Anomalias na Unidade>Sintoma/visor

A alimentação
não pode serligada.

Operações
anormais

Anomalias do
sensor[E-1]

Anomalias dosistema
[E-9]

FAULT

-

-





CausasA ligação não estácorreta.
A placa terminal estáremovida.

AçõesConecte a ligação corretamente.
Conecte a placa terminal corretamente.

Anomalias/falha deenergia momentâneas dosistema de alimentação.

Forneça a voltagem nominal.
Verifique a UPS, o filtro em linha da fonte dealimentação e o transformador de isolamento e,em seguida, tome medidas adicionais.

Anomalias do cabo
(circuito aberto/não
conectado/curto-circuito)

Verifique a ligação do detector e os dispositivos
relacionados periféricos.

Perturbações por ruído depico súbito, etc.

Desligue e reinicie o detector.
Se tal sintoma se observar frequentemente,
tome as medidas adequadas para eliminar oruído.

O sensor não estáconectado, ou estáconectado
incorretamente.
A flutuação zero causada
por alterações ambientais
ou deterioração porenvelhecimento está fora
da faixa do seguidor zero.
Falhas do sensor
A voltagem nominal não é
fornecida para o detector.
Anomalias da ROM, RAM,
ou EEPROM dentro do
detector.

- 45 -

Verifique se o cabo do sensor está firmemente
fixado na placa terminal.

Executa o ajuste zero. Se o sintoma persistir
após o ajuste zero, substitua o sensor por um
novo.
Substitua o sensor por um novo.
Verifique a fonte de alimentação e forneça avoltagem nominal.
Contacte o nosso departamento de vendas no
estrangeiro ou os representantes locais.

9 Resolução de problemas<Anomalias das Leituras>
Sintomas

A leitura sobe (desce) epermanece inalterada.

CausasFlutuação da saída
do sensor.
Presença de gás deinterferência
Vazão lenta
Alterações
ambientais
Presença de gás deinterferência

Um alarme de gás
dispara apesar de não
existir vazão de gás enão haver outras
anomalias no ponto dedetecção.

Resposta lenta
Impossível efetuar acalibração dasensibilidade

Perturbação por
ruído

Alteração súbita noambiente.

Sensibilidade dosensor deteriorada
Concentração do
gás de calibração
inadequada
Sensibilidade dosensor deterioradaAçõesExecuta o ajuste zero.
Teste de gás de interferência, incluindo solventes, são
identificados e tratados adequadamente.
Uma quantidade muito pequena do gás a ser detectado
pode estar vazando (vazão lenta). Se ignorar isso podecausar perigos. Tome uma medida de correção, por ex.,tomando ações como as para o alarme de gás.
Efetue o ajuste zero (ajuste do AIR).
Teste de gás de interferência, incluindo solventes, são
identificados e tratados adequadamente.
Desligue e reinicie o detector.
Se tal sintoma se observar frequentemente, tome as
medidas adequadas para eliminar o ruído.
Quando o ambiente (temperatura, etc.) muda
subitamente, o detector não pode ajustar-se e é afetado
por isso.
Em alguns casos, o detector dispara um alarme deindicação.
Como o detector não pode ser usado sob alterações
ambientais frequentes e súbitas, o usuário deve tomarquaisquer ações preventivas para eliminá-las.
Substitua o sensor por um novo.
Use o gás de calibração adequado.
Substitua o sensor por um novo.

- 46 -

10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

10

Especificações do produto
10-1. Lista de especificações
<Especificações de exportação>ModeloPrincípio de detecção
Gás detectável
Visor de concentração do gás
Faixa de medição
Resolução
Método de detecção
Ponto predefinido de alarme
Indicação de potência
Saída
Precisão de indicação
(sob as mesmas condições)Tempo de resposta(sob as mesmas condições)Tipo de alarme de gás
Indicação do alarme de gásAção do alarme de gás
Alarme de problema・
Autodiagnóstico
Indicação de problema do
alarmeAção de alarme de problema
Contato do alarme

SD-1RI
Método de absorção de infravermelho não dispersivo
Gás combustível
LED (4 dígitos・7 segmentos)
Depende do gás detectável
Depende do gás detectável
Método de difusão
Depende do gás detectável
Iluminação da lâmpada POWER (verde)Sinal de concentração de gás
Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de problema ou Gás・Problema alarme comum)
Dentro de ±5 % FS (Repet bilidade:Dentro ±2 % FS)
Dentro de 60 seg (T90)
Alarme único (H)Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Autorrecuperação
Falha do sistema/Falha do sensor
Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo

Autorrecuperação
Contato sem voltagem 1a・Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em
normal (sem estímulo em alarme)
Capacidade de contato
30 V CC - 0,5 A (carga resistiva)
Esquema de transmissão
Transmissão analógica a três fios
(em comum com a fonte de alimentação <fonte de alimentação,sinal,comum>)Especificação da transmissão
4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω)
Cabo de transmissãoCVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 - 3 núcleos (quando o contato não é usado)
CVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 - 5 núcleos (quando o contato é usado)
Distância de transmissão
Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm2
Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm2
Fonte de alimentação
24 V CC ± 10 %Consumo de energia
MAX. 2 W
Porto de cabeamento
Adaptador A <NPT1/2> ou Adaptador B <NPT3/4> ou Método de embalagem à prova de chama<G3/4> (Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm de diâmetro externo)
Ligação inicial
Aprox. 25 seg
Temperatura de operação
Depende do gás detectável (sem rápida variação)Umidade de operação
Menos de 95 % de UR (sem condensação)Estrutura
Tipo de montagem na parede
Estrutura contra explosão
Estrutura à prova de chamas
Classe à prova de explosão
Ⅱ2G Ex db ⅡC T6 Gb(ATEX/UKEX) / Ex db ⅡC T6 Gb(IECEx/INMETRO)
Outras dimensões
Aprox. 148 (L)  149 (A)  88 (P) mm (excluindo projeção)Peso
Approx. 2,0 kg
Cor
Munsell 7.5BG5/2* A faixa de temperatura ambiente que mantém a capacidade de prova de explosão do rótulo no detector é -20 - +60 °C. Entretanto, a
faixa de temperatura operacional disponível é diferente, dependendo do gás detectável (P 51).

- 47 -

10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

<Especificações japonesa>
ModeloPrincípio de detecção
Gás detectável
Visor de concentração do gás
Faixa de medição
Resolução
Método de detecção
Ponto predefinido de alarme
Indicação de potência
Saída
Precisão do alarme(Sob uma condição idêntica)
Tempo de atraso de alarme(Sob uma condição idêntica)
Tipo de alarme de gás
Indicação do alarme de gásAção do alarme de gás
Alarme de problema・
Autodiagnóstico
Indicação de problema do
alarmeAção de alarme de problema
Contato do alarme

SD-1RI
Método de absorção de infravermelho não dispersivo
Gás combustível
LED (4 dígitos・7 segmentos)
Depende do gás detectável
Depende do gás detectável
Método de difusão
Depende do gás detectável
Iluminação da lâmpada POWER (verde)Sinal de concentração de gás
Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de problema ou Gás・Problema alarme comum)
Dentro de ±25 % do valor do ponto de ajuste do alarme
Dentro de 30 seg(ao introduzir 1,6 vezes mais gás do que o valor do ponto de ajuste de alarme)
Alarme único (H)Iluminação da lâmpada ALM (vermelha)
Autorrecuperação
Falha do sistema/Falha do sensor
Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo

Autorrecuperação
Contato sem voltagem 1a・Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em
normal (sem estímulo em alarme)
Capacidade de contato
250 V CA - 0,5 A/30 V CC - 0,5 A (carga resistiva)
Esquema de transmissão
Transmissão analógica a três fios
(em comum com a fonte de alimentação <fonte de alimentação,sinal,comum>)Especificação da transmissão
4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω)
Cabo de transmissãoCVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 - 3 núcleos (quando o contato não é usado)
CVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 - 5 núcleos (quando o contato é usado)
Distância de transmissão
Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm2
Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm2
Fonte de alimentação
24 V CC ± 10 %Consumo de energia
MAX. 2 W
Porto de cabeamento
Método de embalagem à prova de fogo <G3/4> (Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm no diâmetro
externo )Ligação inicial
Aprox. 25 seg
Temperatura de operação
Depende do gás detectável (sem rápida variação)Umidade de operação
Menos de 95 % de UR (sem condensação)Estrutura
Tipo de montagem na parede
Estrutura contra explosão
Estrutura à prova de chamas
Classe à prova de explosão
Ex d ⅡC T6 X(Japan Ex)
Outras dimensões
Aprox. 148 (L)  167 (A)  88 (P) mm (excluindo projeção)Peso
Approx. 2,0 kg
Cor
Munsell 7.5BG5/2* A faixa de temperatura ambiente que mantém a capacidade de prova de explosão do rótulo no detector é -20 - +53 °C. Entretanto, a
faixa de temperatura operacional disponível é diferente, dependendo do gás detectável (P 51).

- 49 -

10 Especificações do produto

10-1. Lista de especificações

＜Lista de gás detectável＞
Código de gás

Faixa de medição

Ponto dealarmeLNG
1,2-Dicloroetano
1,3-Dioxolano
1-Buteno
1-Hexeno
Acetona
IsobutanoIsobutanoÁlcool isopropílico
Isopentano
Etano
EtanolEtilenoXilenoCloreto de metila
Acetato de etilo
Acetato n-butilÓxido de propileno
Ciclopentano

LNG
EDC
C3H6O2C4H8
1-C6H12C3H6O
i-C4H10i-C4H8IPA
i-C5H12
C2H6
C2H5OH
C2H4
C8H10
CH3CL
EtAC
C6H12O2
PO
C5H10

Diclorometano
Carbonato de dietila
Carbonato de dimetila
Tetraidrofurano
Gás urbano 13A
ToluenoDióxido de carbono
n-Butanon-Hexano

CH2CL2
C5H10O3C3H6O3
THF
13A
C7H8
CO2
n-C4H10n-C6H14n- Heptano
Pentano1,3-Butadieno
PropanoAcetato de éter etílico depropilenoglicol
Benzeno
Metanon-C7H16n-C5H12C4H6
C3H8

0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 5000 ppm
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 10000 ppm
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 5 vol%0 - 10 vol%0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
1250
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
5000
25,0
25,0
1,25
2,5
25,0
25,0
25,0
25,0

Temperatura de operação
Especificação
Especificações
japonesade exportação
-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 53 °C-10 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 53 °C-10 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 50 °C-10 - 50 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 53 °C-10 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 53 °C-10 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C-10 - 50 °C-10 - 50 °C-20 - 53 °C-20 - 60 °C

PGMMEAc

0 - 100 %LEL

25,0

-20 - 53 °C-20 - 60 °C

C6H6
CH4

0 - 100 %LEL
0 - 100 %LEL
0 - 100 vol%0 - 100 %LEL
0 - 10000 ppm
0 - 100 %LEL

25,0
25,0
25,0
25,0
2500
25,0

-10 - 50 °C-20 - 53 °C-20 - 53 °C-20 - 53 °C-10 - 50 °C-20 - 53 °C-10 - 50 °C-20 - 60 °C-20 - 60 °C-20 - 60 °C-10 - 50 °C-20 - 60 °C

Gás detectável

Metanol
Metiletilcetona

CH3OH
MEK

* Entre em contato com nosso departamento de vendas no exterior ou nosso representante local, exceto para o gás mencionado
acima.

- 51 -

11 Definição de termos

11

Definição de termos
Tipo infravermelhonão dispersivo
Ligação inicial
Escala máxima%LEL
ppm
CalibraçãoSupressão zero
Tempo de atraso
de alarme
INHIBIT

Este é um princípio do sensor instalado na cabeça detectora.
Veja o ‘10-2. Princípio de detecção’ para detalhes.
A saída da cabeça do detector flutua durante algum tempo após ligar aalimentação.
Esta é uma função que serve para evitar o disparo de um alarme durante esse
tempo.
Valor máximo da faixa de detecção.
Uma unidade cujo limite de explosão inferior (LEL) do gás combustível a detectar
está definido para 100.
Uma unidade de concentração que significa uma parte por milhão do gás
combustível a detectar.
Ajusta as leituras para o valor do gás de calibração usando o gás de calibração.
Uma função para cortar a flutuação específica que o sensor tem.
Uma função que suspende temporariamente a ativação para evitar que um alarmefalso seja causado por ruído a partir do exterior.
A função de detecção do gás é suspendida temporariamente durante amanutenção, etc., do detector.
A isto também se chama “avanço de ponto”, que tem a mesma função.

- 53 -

Histórico de Revisão
EdiçãoRevisão

Data deemissão

0Primeira edição

10/07/2020

1

revisão complete (PT2E-1957)

05/13/2021

2

Declaração de conformidade

11/12/2021

3

P47 Capacidade de contato

05/30/2022

4

P6 Informação de Segurança, Declaração de conformidade

02/28/2023