抵抗計 RM3544, RM3548

RESISTANCE METER RM3544, RM3548

使いやすく、高確度生産ライン向け/メンテナンス向け抵抗計
抵抗計 RM3544/ RM3548 はモータ・トランスなど巻線、電力用接点（リレー・スイッチ）の接触抵抗、ヒューズや抵抗器、導電性ゴム、シートなどの各種素材の直流抵抗を４端子法により高速かつ高確度に測定することができます。
RM3544 は生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に適しています。RM3548
はポータブルな形状で、μΩ から MΩ までの抵抗測定が可能です。大型機器の生産やメンテナンスに適します。

2

測定対象・試験内容に合わせて最適な組み合わせで、抵抗測定ができます。
測定対象■ モータ、ソレノイド、チョークコイル、トランス、ワイヤーハーネス

生産ライン手動測定に適したプローブ■ 接点、ワイヤーハーネス、コネクタ、リレー接点、スイッチ■ 導電性塗料、導電性ゴム

クリップ形リードL2101

4 端子リードL2104

ピン形リードL2102

ピン形リードL2103■ ヒューズ、抵抗器、ヒータ、電線、溶接部■ 大型のモータ、トランス

大型機器のフレーム、ボディの抵抗測定に適したプローブ■ 温度上昇試験（モータ、チョークコイル、トランス）
4 端子リード9453

クリップ形リードL2107

ピン形リード9465-10■ 自動車のアースライン、航空機のボディの導通

ピン形リード9772

大径クリップ形リード9467

抵抗計シリーズの測定可能範囲
0.1μΩ

0.01μΩ

0.01μΩ
0.1μΩ1μΩ

RM3544

3.5MΩ
3.5MΩ

RM3548
RM3545
RM3543
RM3542

1200MΩ

1.2kΩ
120MΩ
1kΩ

SM71202×1019Ω3

コンパクトに凝縮された 確かなスペック
抵抗計 RM3544
0.02%

手動ラインにも、自動ラインにもフィットする
高確度ベンチ型抵抗計

基本確度：

1μΩ

最小分解能：300mA

最大測定電流：■ 測定可能範囲
0.000mΩ（測定電流 300mA）〜 3.5MΩ
■ ガード端子使用のプローブと測定電流アップ
でノイズに強い測定■ 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ（オプション）と大音量判定音■ NPN/PNP 対応の EXT I/O で、さまざまな自動ラインに対応（−０1仕様）

抵抗計 RM3548μΩ から MΩ まで測れる
高確度ポータブル抵抗計

0.02%

基本確度：

0.1μΩ

最小分解能：

1A

最大測定電流：■ 測定可能範囲
0.0μΩ（測定電流 1A）〜 3.5MΩ
■ プローブをあてるだけで、メモリ 1,000 個まで簡単記録■ インターバル測定で、温度上昇試験のデータをスムーズに収集■ ポータブルな形状で、メンテナンス・大型製品の検査に最適■ 温度補正一般的に銅線は 0.4％ /℃の温度変化を持っています。
RM3544/RM3548 は温度補正機能により、実測した抵抗値 R t と現在の温度 t から、基準温度 t 0 の抵抗値
R t0 に換算します。

抵抗値Rt
R t0補正* 温度センサ（Z2001 または Z2002）が必要です。

基準温度設定範囲：-10 ℃〜 99.9 ℃
温度係数設定範囲 : - 9,999 ppm 〜 +9,999 ppm

t0t

温度

4

手動ラインや自動ラインにフィットするシンプル抵抗計

RM3544■ 特長■ 生産ライン・受け入れ検査など、あらゆるシーンで使いやすいシンプルな機能と画面・操作■ ガード端子付き高耐久プローブと、測定電流アップでノイズに強い *1 測定■ 良否判定をわかりやすく音と光でお知らせ*1 従来機（3540）に比べて■ コンパクトでも確かなスペック●使いやすいレンジ構成
測定範囲 0.000mΩ 〜 3.5000MΩ
最小分解能 1μΩ、基本確度 0.02%
最大測定電流 300mA●設置スペース わずか 215mm×166mm
従来機 (3540) より設置面積が約 25% 削減されました。
測定器の前に作業スペースが生まれます。コンパクトで組み込みもすっきりします。

インバータ電 源 装 置の 大 電 流化、 高周 波 数化に伴い、 回路 に使 用され るインダクタは低 抵 抗 および 低 損 失 化 が 進み、より低い抵抗を安定して測定する必要が生じています。
1μΩ 分解能の RM3544 は、ご要望を十分満たせます。
電子部品では、導電シート／ゴムなど、高抵抗の素材も多く使われ、最大 3.5MΩ まで対応可能です。
さらに、最高確度 0.02% ですので 0.1% 精度の電流検出器の検査にもお使いいただけます。

●ウォームアップ不要、ゼロアジャスト不要● 高耐久プローブ

RM3544 は予熱時間を待つことなく電源を入れてすぐに測定さまざまな測定対象に対応できるプローブをラインナップ。

が可能です。

耐屈曲性を大幅に強化しました。
（当社比）

電源を入れた直後から確度を保証します。
（確度保証条件を満たす温湿度環境で測定の場合）

5■ 高機能を使いやすく、わかりやすく●ガード端子付き測定端子
ガード端子を接続することで、外来ノイズの影響を受けにくくなります。

●基本的な設定は簡単操作
レンジや測定スピードはダイレクトに操作できます。

●音が大きく、判定音を選べる
騒々しい機械がそばにある場合でも、85dB 以上の大音量の判定音で結果をお知らせします。
判定音を選べますので、複数の RM3544 を使うラインでも、作業者が判定結果を混同しません。

●手元コンパレータランプ（オプション）
判定結果を緑と赤のランプで表示します。画面を見る必要がなくなり、作業効率が向上します。測定リードを開放している
ときは点灯しませんので、接続状態の確認にも使用できます。
緑点灯（IN）状態

赤点灯（HI/LO）状態●材質・温度を問わない温度補正機能
環境温度により変化する抵抗値を、温度センサ Z2001 を用い、任意の抵抗温度係数で、基準温度での抵抗値に換算して表示します。

●スケーリング
抵抗値から長さなどの物理量に換算することができます。

換算式 : Rs = A × R ＋ B
A, B : 定数、R : 測定値
Rs : 換算値

直感で使えるグラフィカル LCD●10 通りのパネルセーブ・パネルロード機能●コンパレータ機能

レンジ、コンパレータなど本体の設定条件を最大 10 通りまあらかじめ設定された基 準値または範囲と測定値を比で保存 / 呼出ができます。各パネルには名前を付けられま較し、判断結果を表示および出力します。

すので、生産ロットやラインの切り替えがスムーズにできます。

RM3544 -01 は、EXT I/O にも併せて出力します。

6■ 測定結果（データ）の取得（RM3544-01）● RM3544 -01 の背面
RS-232C/PRINTER

EXT I/O の極性（NPN/PNP 選択）

EXT I/O

測定回路保護用ヒューズ
メンテナンス用端子（保守用端子です。お客様はご使用いただけません。）

USB

温度センサ端子＊ RM3544 には EXT I/O、通信インタフェース（RS-232C, USB）の装備がありません● RS-232C または USB でパソコンと接続
・RM3544 -01 は各種機能をパソコンからコントロールができ、測定結果の取得が可能です。
（電源 ON/OFF とインタフェース設定の一部を除きます。）

・市販の RS-232C プリンタを接続することで、測定値や判定結果を含めた測定値のプリントができます。
・USB はキーボードクラスに対応していますので、測定値の自動出力が可能です。パソコンに特別な USB ドライバをインストールすることなく、表計算ソフトやテキストエディタなどのアプリケーションに測定値の入力が可能です。
・サンプルアプリケーションは、トリガ信号に合わせてパソコンにデータ取得・インターバル測定・通信テスト・取得データの Excel 取り込みと CSV ファイル出力が可能です。HIOKI
ホームページの「サポート」−「フリーソフトダウンロード」のページより入手できます。

● システム構築をスムーズに支援、通信モニタ機能通信の内容（受信コマンドと送信データ）を画面に表示します。
ＰＬＣ（プログラマブルロジックコントローラ）のプログラミングを支援します。

● 電源電圧変動に強いフリー電源と電源周波数自動認識（RM3544, RM3544 -01 共通）
高精度な測定には、電源周波数に同期した測定が重要です。
電源周波数の設定ミスによる測定トラブルを防止するために、電源周波数 (50/60Hz) を自動的に認識し、設定します。
また、電源変動の影 響を受けにくいフリー電源仕様 (90 〜264V) となっていますので、電源事情の悪い地域でも安定した測定が可能になります。

USB/RS-232C

サンプルアプリケーション画面

通信モニタ画面
通信内容部分を拡大

50 Hz / 60 Hz
90 〜 264 V

7■ 自動機への組み込みをスムーズに（RM3544-01）● 高速でトータルな生産性をサポート■ 測定時間 *1				

・自動機で要求されるスピードを高い次元で実現

単位 ms

測定スピード測定スタートから判定出力まで最短で 18ms です。この時間

FAST内に測定 － 判定出力の一連の作業を完了します。
・RS-232C は 115.2kbps まで対応します。
・USB インタフェースも使用可能です。

50Hz60Hz

2118MED

SLOW

101401			

・EXT I/O の出力モードを判定モードまたは BCD モードに切許容差 : ±10% ±2 ms*1 TC: ON、コンパレータ: ON 設定の場合り替えて使用できます。

● EXT I/Oの接続状況を確認、EXT I/O テスト機能
EXT I/O の入力信号を画面上で確認できるとともに、出力信号を任意に ON/OFF できます。ＰＬＣのプログラミング時の検証作業を容易にします。
EXT I/O テスト機能画面● ハンドラインタフェース（EXT I/O）
（筐体アース）から絶縁し、ノイズに強い構造になっています。

EXT I/O を使用した制御システムを設計する場合は、必ず取扱説明書をお読み頂き、必要な技術情報をご確認ください。

■代表的な EXT I/O タイミングの例（EOM 出力 HOLD）■ EXT I/O 信号一覧

ハンドラインタフェース（EXT I/O）は、計測回路・制御回路および保護接地●入力信号ON
TRIG

OFF
t0t1

OFF

測定中

測定処理
t2

t3

INDEX

OFF

EOM
HI,IN,LO
ERR,BCDm-n

ON

OFFOFFONOFFOFFON/OFFOFF

t4

t0：トリガパルス ON 時間；0.1 ms 以上
t1：トリガパルス OFF 時間；1 ms 以上t2：測定開始時間；最大 1 ms
t3：取り込み処理時間；FAST(50Hz): 20.0 ms, FAST(60Hz): 16.7 ms, MEDIUM: 100 ms,		
SLOW: 400 ms
t4：演算時間；1 ms■ EXT I/O の入出力回路

TRIG：外部トリガ
0ADJ：ゼロアジャスト
PRINT：プリンタ印刷
KEY_LOCK：キーロック
BCD_LOW：BCD 出力設定時の下位桁指定
LOAD0 〜 LOAD3 ：ロードするパネル番号
IN0, IN1：汎用入力端子●出力信号
HI, IN, LO
EOM
INDEX
ERR
HILO

：コンパレータ HI, IN, LO：測定終了：取り込み終了：測定異常出力：BCD 出力設定時に (HI or LO)を出力
BCDm-n：BCD 出力設定時に m 桁のn ビットを出力
OUT0 〜 OUT2 ：判定モード時に汎用出力端子
RNG_OUT0 〜 ：BCD 出力設定時にレンジ情報
RNG_OUT3を出力
ISO_5V：内部絶縁 5V
ISO_COM：内部絶縁コモン（入出力共通）

PLC のコモンの極性に合わせて、入力信号の極性を NPN タイプ（シンク出■ EXT I/O 電気的仕様

力対応）と PNP タイプ（ソース出力対応）から、リアパネルの切り替えＳＷで●入 力：選べます。
入力回路（NPN タイプの場合）
RM3544-01

2kΩ

EXT I/O
MODE
セレクタ

NPN

RM3544-01
10Ω

1kΩ
PNP

出力回路
出力

入力
DC 50mA max
ツェナー電圧 30V
ISO_COM

内部絶縁コモン

ISO_COM
内部絶縁コモン

フォトカプラ絶縁 無電圧接点入力（電流シンク／ソース出力対応）
入力 ON：残留電圧 1V 以下（入力 ON 電流 4mA）
入力 OFF：オープン（遮断電流 100μA 以下）●出 力：

フォトカプラ絶縁オープンドレイン出力（無極性）
DC30Vmax、DC50mAmax/ch
残留電圧 1V 以下（負荷電流 50mA）、0.5V 以下（負荷電流 10mA）●内部絶縁電源：

出力電圧：シンク出力対応 :5.0V±10%、
ソース出力対応 :-5.0V±10%
最大出力電流：100mA

8μΩからMΩまで測れる高確度ポータブル抵抗計

RM3548■ 特長■ ポータブルでも確かなスペック（高確度 0.02% rdg.）■ メンテナンス・大型製品の検査・測定に最適な形状■ ウォームアップ不要、ゼロアジャスト不要■ 過電圧耐性を大幅に向上（DC70V まで保護）■ ポータブルでも確かなスペック●使いやすいレンジ構成
測定範囲 0.0μΩ 〜 3.5000MΩ
最高分解能 0.1μΩ、基本確度 0.02%
最大測定電流 1A●大型トランス・モータ、電源設備内の導通抵抗測定●自動車のアースライン* やボディの溶接・かしめ部分の導通確認

大型トランスやモータの抵抗測定、電源設備内の配線、ブ

測定電流 300mA（300mΩ レンジ）を使用して、自動車のスバー・接続部分の抵抗など、より低い抵抗を確実に測定

アース接続部 * や航空機のボディの溶接・かしめ部分の確するため、1A の大電流により、0.1μΩ 分解能で測定可能認が可能です。

です。

* 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（【2009.10.24】別掲 110（電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧から乗車人員の保護に関する技術基準））

9■ ポータブルで使いやすい、わかりやすい●メンテナンス・大型製品の検査に最適な形状
付属のストラップにより、首に掛け、両手にプローブを持って測定ができます。
電源は単３アルカリ乾電池８本を使用し、通常の使用状態で（測定条件により使用時間は変化します）約 10 時間の測定が可能です。

●オートホールド・オートメモリ
測定箇所にプローブを当てるだけで、自動的にホールド・記録できるオートホールド、オートメモリ機能を搭載しました。スイッチを操作なしで、測定値が安定したところで、自動的に記録できます。

●手元コンパレータランプ●ゼロアジャスト不要

手元コンパレータランプをプロー

ゼロアジャストなしで確度を規定します。
電源を入れて、すぐに測定が可能です。

ブの近くに装着することで、測定箇所やプローブから目を離すことなく、判定結果が得られます。

緑点灯（IN）状態

赤点灯（HI/LO）状態●過電圧耐性を大幅に向上
70V までの過電圧入力に対して保護します。充電された電荷への接続やインダクタンスの逆起電力の影響による故障を防ぎ●オフセット電圧補正（OVC）機能ます。
回路保護検出状態（過電圧入力時に画面上の表示と警告音でお知らせします。）

異種金属の接続部分には熱起電力が生じます。この熱起電力が大きいと測定誤差を生じます。オフセット電圧補正機能（OVC）は熱起電力の影響を軽減し、より精度の高い測定を可能にします。

●長さ換算機能● USB 接続でメモリに記録した測定値を取得

1m あたりの抵抗値を設定することで、抵抗値を長さに換算でパソコンと USB で接続 * して、本体にメモリした測定値を取りきます。ケーブルの在庫管理や、PCB のパターン長を推測するこめます。

ときに便利です。

*RM3548 は、USB マスストレージクラス（読み取り専用）に対応していますので、パソコン側に特別なドライバソフトをインストールする必要はありません。

■温度上昇試験に便利な温度換算機能とインターバル測定
測定した抵抗値と周囲温度から、上昇温度（Δt）に換算して表示できます。
特にモータやトランスを評価する場合、通電したときの最大温度上昇を確認する必要があります。インターバル測定機
能を使うと、測定開始時点から指定した間隔で測定します。本体のメモリに記録ができますので、最大温度の推測が容易になります。

Δt1
Δt2

① モータ、トランスを室温に十分になじませ、通電前の抵抗値（R1）、および周囲温度（t1）を測定し、その値を本器に入力② 測定リードを測定対象から外す③ 通電 OFF 後、再び測定対象に測定リードを接続し、一定時間ごとの温度上昇値（ Δt1 〜 Δt n）をインターバルメモリ機能で測定し記録する。
④ 収集した温度データ（Δt1 〜 Δt n）を結び、最大温度上昇値（Δt）を推定します。

Δt* 温度換算機能は、温度補正機能、長さ換算機能との同時使用はできません。

10

■測定確度
■ 抵抗測定確度● 確度保証条件
・温湿度範囲 23℃ ±5℃、80% rh 以下（結露なきこと）
・確度保証期間 1 年、調整後確度保証期間 1 年
・0 ～ 18、28 ～ 40℃では、温度係数 ±（測定確度の 1/10）/℃ を加算● RM3544
確度：±（%rdg. + %f.s.）(f.s. = 30,000 dgt. として計算、0.010%f.s. = 3dgt.)
レンジ
30 mΩ
300 mΩ
3Ω
30 Ω300 Ω
3 kΩ
30 kΩ
300 kΩ
3 MΩ

最大測定表示 *1,*235.000 mΩ
350.00 mΩ
3.500 0 Ω
35.000 Ω
350.00 Ω
3.500 0 kΩ
35.000 kΩ
350.00 kΩ
3.500 0 MΩFAST
0.030+0.080
0.025+0.017
0.025+0.017
0.020+0.010
0.020+0.010
0.020+0.010
0.020+0.010
0.040+0.010
0.200+0.010（例）0.020 + 0.007 ....... 0.020％ rdg.+0.007％ f.s.
MED/SLOW
0.030+0.070
0.025+0.014
0.025+0.014
0.020+0.007
0.020+0.007
0.020+0.007
0.020+0.007
0.040+0.007
0.200+0.007

測定電流 *3
300 mA
300 mA
30 mA
10 mA
1 mA
1 mA
100 μA
5 μA
500 nA

開放電圧

5.5 Vmax*1 マイナス側は -10%f.s. まで*2 最大表示範囲は 99,999dgt.
*3 測定電流確度は ±5%● RM3548
確度：±（%rdg. + %f.s.）(f.s. = 30,000 dgt. として計算、0.010%f.s. = 3dgt.)
レンジ
3 mΩ
30 mΩ

最大表示 *4,*5
3.500 0 mΩ
35.000 mΩ

300 mΩ

350.00 mΩ

3Ω
30 Ω300 Ω3 kΩ
30 kΩ
300 kΩ
3 MΩ

3.500 0 Ω
35.000 Ω
350.00 Ω
3.500 0 kΩ
35.000 kΩ
350.00 kΩ
3.500 0 MΩ（例）0.020 + 0.007 ....... 0.020％ rdg.+0.007％ f.s.

測定確度 *60.100 + 0.200 (0.100 + 0.020)
0.100 + 0.020 (0.100 + 0.010)
0.100 + 0.010 (0.100 + 0.010)
0.020 + 0.020 (0.020 + 0.010)
0.020 + 0.007 (0.020 + 0.007)
0.020 + 0.007 (0.020 + 0.007)
0.020 + 0.007 (0.020 + 0.007)
0.020 + 0.007
0.020 + 0.007
0.040 + 0.007
0.200 + 0.007

測定電流 *7開放電圧

1A
300 mA
100 mA
100 mA
10 mA

5.5 Vmax

1 mA
100 μA
5 μA
500 nA*4 マイナス側は -10%f.s. まで*5 最大表示範囲は最大測定範囲と同じ .
*6 測定確度の ( ) はオフセット電圧補正 (OVC) ON の場合*7 測定電流確度は ±5%＊温度補正時は抵抗測定確度に次の値を rdg. 誤差に加算

αt0 Δt－

1 ＋αt0 ×（ t ＋Δt － t0 ）× 100［ % ］

t 0：基準温度 [℃ ]t：現在の周囲温度 [ ℃]Δt：温度測定確度
αt 0：t0 の時の温度係数 [ 1/℃]

●温度測定確度
・温度センサ Z2001（RM3544 用）・温度センサ Z2002（RM3548 用）・温度センサ Z2001 と RM3544 との組み合わせ確度
・温度センサ Z2002 と RM3548 との組み合わせ確度
t: 測定温度［℃］

確度補償範囲表示更新レート
確度保証期間-10.0 ～ 99.9 ℃
約2ｓ
１年間

温度範囲
-10.0℃～ 9.9℃
10.0℃～ 30.0℃
30.1℃～ 59.9℃
60.0℃～ 99.9℃
本体のみの確度は ±0.2℃

確度± (0.55 + 0.009 × |t-10| ) ℃± 0.50 ℃± (0.55 + 0.012 × |t-30| ) ℃± (0.92 + 0.021 × |t-60| ) ℃11■ RM3544、RM3548 仕様
RM3544

RM3548測定範囲

抵抗測定: 0.000 mΩ
（30 mΩレンジ）～ 3.500 0 MΩ
（3 MΩレンジ）、 抵抗測定 : 0.0000 mΩ
（3 mΩレンジ）～ 3.500 0 MΩ
（3 MΩレンジ）
、9レンジ
10レンジ
温度測定（サーミスタ）：- 10.0 ～ 99.9℃
温度測定（サーミスタ）：-10.0 ～ 99.9℃

測定方式

直流４端子法（定電流）、バナナ端子、ガード端子付き

レ ン ジ 切 換
温度

補直流４端子法（定電流）、バナナ端子

オートレンジ／マニュアルレンジ

正基準温度設定範囲：-10 ℃〜 99.9 ℃、温度係数設定範囲：-9999 ppm / ℃ 〜 +9999 ppm / ℃

ゼ ロ ア ジ ャスト

各レンジ の - 3 % f.s. ～ 50 % f.s. 以内 （f.s.=トガ

RM3544: 内部トリガ、RM3544 -01: 内部トリガ／外部トリガ

内部トリガ

測 定 スピード

FAST（50 Hz : 21 ms, 60Hz : 18 ms）／ MED（101 ms）／SLOW（401 ms）

固定

リ30,000 dgt.）

各レンジの ± 3 % f.s. 以内 （f.s.=30000 dgt.）

表 示 更 新レ ート−

OVC なし：約 100 ms、OVC あり：約 230 ms

デ−

内部固定値／ 10 ～ 1000 ms（7 設定）

ィレイ

温度補正機能／コンパレータ（ABS/REF％）／キーロック（OFF、メニュー 温度補正機能／温度換算機能／オフセット電圧補正機能 (OVC) ／機（ABS/REF％）／長さ換算／判定音設定／オートホー能 ロック、全ロック）／表示桁数選択機能 (5 桁 /4 桁 ) ／電源周波数設定 コンパレータ（AUTO/50Hz/60Hz）／スケーリング／判定音設定／オートホールド

ルド／オートパワーセーブ（APS）

測定異常検出オーバーレンジ検出、電流異常検出、ヒューズ断線検出

オーバーレンジ検出、電流異常検出、回路保護検出、ヒューズ断線検出

ア ベ レ ー ジ

OFF、２～ 100 回（1 回ステップ可変）

OFF、2/5/10/20 回

9 種類
パ ネ ル セ ー ブ・ 10 種類
パ ネ ル ロ ー ド パネルセーブ項目：抵抗測定レンジ、測定スピード、アベレージ、コンパレータ、判定音、スケーリング、温度補正 (TC)、オートホールド、ゼロアジャスト）

メ モ リ 機 能マニュアル／オートメモリ／インターバルメモリ
ブロック数：10
メモリ個数：（マニュアル、オート）最大 1000 個、（インターバル）最大 6000 個
インターバル：0.2 ～ 10.0 s（0.2 s ステップ）
メモリデータの取得：表示、USBマスストレージ（CSV, TXTファイル）−

イン タ フェ ー ス

RM3544 -01 : EXT I/O、通信インタフェース

通信インタフェース

通信
イン タ フェース

RM3544 -01 :RS-232C/ PRINTER (RS-232C) / USB から１つを選択して使用

USB

通 信 機 能リモート機能／通信モニタ機能／データ出力機能−

RS-232C

通信速度：115200 / 38400 / 19200 / 9600 bps−

U

クラス：CDCクラス（COMモード）、HIDクラス（USBキーボードモード） クラス：USB マスストレージクラス（読み取り専用）

SB

プ リ ン タ

動作：PRINT 信号入力、プリントキーを押したときに印刷
印字内容：抵抗測定値、温度測定値、判定結果、測定条件
インターバル：ON/OFF
インターバル時間：1〜3600 s（1s ステップ可変）
1行印字列数：1列 / 3 列

−

■一般仕様
RM3544

RM3548

使用温湿度範囲

0℃〜 40℃、80% rh 以下（結露しないこと）

保 存温 湿 度 範 囲-10℃〜 50℃、80% rh 以下（結露しないこと）

使用場

電所
源

屋内使用、汚染度２、高度 2000 m 以下
定格電源電圧：AC100 V 〜240 V ± 10%
定格電源周波数：50 / 60 Hz

連続使用時間−DC1.5 V×8（単 3 形アルカリ乾電池 (LR6)×8）
3 mΩレンジで 10 秒間に1秒間測定の場合：
約 10 時間（新品のアルカリ乾電池使用時）

定格

電力

15 VA max.

絶縁耐力

AC 1.62kV、1min、カットオフ電流 10 mA［電源端子一括］−［保護接地、インタフェース、測定端子］間

外形

寸法

約 215W × 80H × 166D mm（突起物含まず）

約 192W × 121H × 55D mm（突起物含まず）

量

RM3544：約 0.9 kg、RM3544 -01 ：約 1.0 kg

約 770 g

品

RM3544：電源コード、クリップ形リード L2101、取扱説明書、予備ヒューズ
クリップ形リード L2107、温度センサZ2002、単３形アルカリRM3544 -01 : 電源コード、クリップ形リード L2101、EXT I/O 乾電池（LR6）×8、取扱説明書、USB ケーブル（A - miniB用オスコネクタ、取扱説明書、アプリケーションディスク、 タイプ）、ストラップ、予備ヒューズ
USB ケーブル（A - B タイプ）、予備ヒューズ

格

安全性 : EN61010
EMC : EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3

質付

適属合

規

5 VA max.
−

安全性 : EN61010
EMC : EN61326

■ 製品構成、オプション
抵抗計 RM3544
製品名：抵抗計 RM3544

RM3544-01
RM3544-01（仕様）
形名（発注コード）（価格）（インタフェースなし） ....... ¥ 84,000 ( 税抜き )RM3544
RM3544-01 （EXT I/O・RS-232C・USB 付き）.....¥ 110,000 ( 税抜き )付属品[RM3544] 電源コード ×1, クリップ形リードL2101 ×1, 取扱説明書 ×1,予備ヒューズ ×1
付属品[RM3544-01] 電源コード ×1, クリップ形リードL2101 ×1, EXT I/O用
オスコネクタ ×1, 取扱説明書 ×1, アプリケーションディスク ×1, USBケーブル(A - B タイプ) ×1, 予備ヒューズ ×1※ L2101 は RM3544 シリーズに標準付属

クリップ形リード L2101

ピン形リード L2102............. ¥14,000 ( 税抜き ).............¥28,000 ( 税抜き )4 端子リード L2104.............¥38,000 ( 税抜き ).............¥22,000 ( 税抜き )A: 250mm, B: 176mm, L: 1.5m

A: 250mm, B: 178mm, L: 1.5m

A: 250mm, B: 84mm, L: 1.5m

ピン形リード L2103

リード長について
A: 分岐〜リード間
B: プローブ長
L: 全長

手元コンパレータランプ
L2105
2 m ......¥5,500 ( 税抜き )※L2101 〜 L2104 の (A) 寸法は結束チューブカットで1.1m 程度まで広げられます

A: 280mm, B: 149mm, L: 1.5m

ＰＣコミュニケーション

測定用プローブ・入力スキャナ

温度センサ Z2001
1.75 m............... ¥6,200 ( 税抜き )※ RM3544-01 用

RS-232Cケーブル9637
PC接続用, 9pin − 9pin,クロス, 1.8 m..... ¥1,500 (税抜き)

RS-232Cケーブル9638
PC接続用, 9pin − 25pin,クロス, 1.8 m..... ¥1,800 (税抜き)

抵抗計 RM3548

製品名：抵抗計 RM3548
形名（発注コード）

RM3548（価格）.....¥ 110,000 ( 税抜き )付属品：クリップ形リードL2107 ×1, 温度センサZ2002 ×1, 単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8, 取扱説明書 ×1, USB ケーブル (A - miniBタイプ) ×1, ストラップ ×1,
予備ヒューズ ×1※ L2107, Z2002 は RM3548 に標準付属

測定用プローブ

クリップ形リード L2107

4 端子リード 9453...............¥15,000 ( 税抜き )...........¥12,000 ( 税抜き )A: 130mm, B: 84mm, L: 1.1m,
DC70 V

A: 280mm, B: 118mm, L: 1.36m,
DC 60 V

ピン形リード9465-10
A: 100mm (赤), 最大550mm (黒),B:121mm, L:1883mm.....¥20,000 ( 税抜き)

先ピン 9465-90
ピン形リード9772
ピン形リード9465-10 A: 100mm (赤), 最大550mm (黒),の先端交換用(1本)B: 118mm, L: 1880mm...¥4,700 ( 税抜き) ........¥22,000 ( 税抜き)

大径クリップ形リード9467
先ピン 9772-90
ピン形リード9772の A: 300mm, B: 131mm, L: 1310mm,
先端φ28mm, DC 50V
先端交換用(1本)...¥2,700 ( 税抜き) .......................¥ 20,000 (税抜き)

リード長について手元コンパレータランプ
L2105.........¥6,200 ( 税抜き ) 2 m .......¥5,500 ( 税抜き )100 mmゼロアジャストボード 9454

L2100, 9465-10, 9465, 9461 用......... ¥3,000 ( 税抜き )ケース

温度センサ Z2002

A: 二股〜プローブ間
B: プローブ長
L: 全長※L2107 の (A) 寸法は結束チューブカットで 0.8m 程度まで広げられます, 他のリードは (A) 寸法固定

携帯用ケース C1006
RM3548 用....¥12,000 ( 税抜き )お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
RM3544_RM3548J11-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。