仕様範囲
精度
方法

ゼロ調整範囲精度

非直線性
ゼロドリフトゲインドリフトA/D変換速度
D/A出力
TEDS機能
表示表示器
表示範囲
表示回数
表示モード
表示分解能

ホールド機能（ 高速モード時20000回/秒でサンプリング ）比較機能
設定（4点）
設定範囲
モード
比較速度
フィルター機能デジタルゼロ機能
その他機能

小型計装用デジタル指示計

付属品

信号入力範囲ブリッジ電圧校正

デジタルゼロ
ゼロトラッキング

制御入出力
入力信号
（フォトカプラにて 入力形式本体回路と絶縁） 出力信号
出力形式
電源
環境
使用温度範囲
保存温度範囲使用湿度範囲
外形寸法
質量
適合規格
安全規格
EMC
取扱説明書

ひずみゲージ式トランスデューサー 3.2mV/V
DC10V、2.5V 10% (電流最大30mA、リモートセンス使用可能)
0.3 〜 3.2mV/V
0.1%F.S. ただし、センサー感度 0.5mV/V以上の設定時
実負荷校正、等価入力校正、TEDS校正
2.0mV/V
0.01%F.S. + 1Digit 以内（入力 1mV/V 以上の時）
0.5μV/℃ 以内（入力換算値）
0.005% F.S./℃ 以内
4000回/秒、ホールドモード時20000回/秒 (24ビットA/D変換)
絶縁出力 電圧出力 0 1〜10V 1Vステップ
または、電流出力 4〜20mA 4000回/秒
IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース
2.4インチ TFTカラー液晶ディスプレイ
-99999 〜 99999
4、6、10、20/秒より選択
通常表示・バーメータ表示・指示値表示・静ひずみ表示・ 波形表示
1/99999
サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド
ピーク to ピークホールド、
ピーク and ボトムホールド、アベレージホールド※区間指定ホールドが可能です。
（サンプルホールドを除く）
上上限（HH）、上限（HI）、下限（LO）、下下限（LL）-99999 〜 99999
常時/安定時/ゼロ付近以外/ホールド時/比較無効 より選択
4000回/秒
デジタルフィルター 3Hz ( -6db/oct)
デジタルフィルター 10/30/100/300/1000Hz ( -12db/oct) より選択なし
移動平均(16/32/64/128/256/512/1024/2048)
任意点の表示をゼロとする
時間と幅を設定し、範囲内の動きをゼロにする
HH、LL動作の有効/無効、ゼロ付近、モーションディテクト、
デジタルオフセット、最小目盛、校正値ロック、設定値ロック、
ひずみ量直読、比較出力制御、キーロック、ヒステリシス、ブリッジ電圧、比較出力パターン、
データ出力選択、D/Aコンバーター、
リモートセンス
ホールド、
デジタルゼロ、判定、クリア、設定切替(選択 1、選択 2)無電圧接点信号またはオープンコレクタ信号
S1(HH)、S2(HI)、S3(LO)、S4(LL)、OK判定(OK)
オープンコレクタ出力
AC100V 12W ACアダプター（付属品）使用時、DC12V〜24V 9W
0〜40℃-20〜60℃
85%RH以下（結露不可）
約96W x 53H x 132D [mm]（突起部含まず）
約 300 g
CEマーキング、UL61010-1
VCCI（クラスA）、EN61326（クラスA）
日本語、英語*、中国語* ( * TEAC Load-cell Products Web site (http://loadcell.jp/)）}● パネル取付具(本体装着済み) 2個● 取扱説明書(A5)● DINレール取付具
1個● ACアダプター● 入出力コネクタプラグ
B2L 3.50/08/180F SN BK BX 1個
B2L 3.50/16/180F SN BK BX 1個● マイクロドライバ (−)
1個

T D-700T

1冊1個¥39,800 （税別）

http:// loadcell.jp/RS-485

生産ライン等システム接続 通信オプション

パネル取付具装着図

DINレール取付具装着図

オプション
本製品をさらに使いやすくするための各種オプションもご用意しております。
※詳細はお問い合わせください。
■ TD-700T専用ケース
CS-701（1入力用）
CS-703（3点和算入力用）

TD-700T
専用ケース

TD-700Tを単体でお使いいただく
ためのハードケースです。

■ CC-Link接続用 インターフェース
TD-700T（CCL）■ RS-485接続用 インターフェース
TD-700T（485）TD-700T
専用ケース
リアパネル(1入力用)

詳細仕様はお問い合わせください。
※工場出荷オプションです。

小型・高機能 かつ 優れたコストパフォーマンス
4000回/秒（ホールド時20000回/秒）の高速処理を実現

ピン配置
PIN
12345678ASSIGNTEDS
GND+EXC-SIG-EXC+SIGSHIELDNC

PIN
910111213141516ASSIGN
V-OUT
I-OUT
COM
CLEAR
JUDGE
HOLD
D/Z
SEL1

PIN
1718192021222324

あいうASSIGNSEL2COM
LL
LO
HH
HI
OK
COM

ABC

波形表示

外形寸法図／パネル取り付け穴寸法図
162.25109692131.7104557+10

パネルカット寸法

DINレール取付具装着図+10o 推奨パネル板厚は 0.8 〜 5mm です。

パネル取付具装着図

4552.5

原寸

新機能として波形表示を追加しました。

＊ 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください｡＊ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
＊ 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。 ＊ 記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

http://www.teac.co.jp/
http:// loadcell.jp/
情報機器事業部 メジャメントプロダクト部 営業課（ロードセル製品専用サイト）

東京都多摩市落合1-47

TEL 042-356-9161

FAX 042-356-9185

http://www.daiichi-kagaku.co.jp/

名古屋営業所 〒465-0093

名古屋市名東区一社1-79
第6名商ビル6F B号室

TEL 052-856-7355FAX 052-856-7366〒541-0041

大阪市中央区北浜2-2-22
北浜中央ビル B1

TEL 06-4706-3905

FAX 06-6231-3082

本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166● 技術的なお問い合わせ
TEL 042-356-9161
受付時間 9:30〜12:00/13:00〜17:00 ( 土･日･祝日を除く )FAX 042-356-9185〒206-8530

大阪営業所

このカタログの記載内容は2015年9月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 0915 PDF・ISD-035D

WEB

http:// loadcell.jp/

English manual and Chinese manual are available for download from TEAC Load-cell Products Web site画面表示例

正確

小型簡単

TD-700Tは、ひずみゲージ式トランスデューサーと組み合わせ、視認性に優れたカラー判定表示

ロードセルを診断
静ひずみ表示アナログ感覚のバーメーター表示

必要な情報を大きく数値表示

52.5 mm

見やすい

荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測し表示する小型計装用指示計です。
カラーグラフィック液晶表示・高速サンプリング・TEDS機能（IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース準拠）・各種ホールド機能など、DINハーフサイズボディに多彩な機能を凝縮。
さまざまな場面で、最適なパフォーマンスをご提供いたします。

96 mm
比較機能

特長
高機能カラーグラフィック液晶画面

4000回/秒（ホールド時 ★＊ 20000回/秒）高速処理

見やすく、多彩な情報表示が可能。動作判定を色で表示できるので、運転の状況を直感的につかむこと標準モードができます。

毎秒 4000 回のサンプリング・応答。

小型・軽量なDINサイズボディの高速サンプリングで、確度・信頼性

さらに高速モードでは 20000 回 / 秒

組み込み用として主流の DIN サイズ採用。設置する

高速モード
信頼性の高い計測が可能

正確なピークを拾えない
おそれあり

物理量を直読できる数値表示、運転の状況を直感的につ変化を視覚的に把握
グラフ表示（波形）

かめるバーメーター表示、上下判定結果のカラー表示に加え、入力信号を波形で確認することができるグラフ表
示機能など、豊富な表示バリエーションで、目的に応じてさまざまな表示が選択できます。の高い計測が実現できます。

場所を選びません。
縦軸を指示値、横軸を時間（10sec/30sec/100sec）としてグラフを表示します。

プラグアンドプレイ機能（TEDS）
ロードセルを使用すると、電源を入れただけで自動校正できるので、すぐにご使用可能です。煩雑な校バーメーターゼロ位置設定

ユーザー視点を考慮したワーニング表示

正の手間を省き、ヒューマンエラーの防止にもお役

画面に表示されるバーメーターのゼロ位置を左端・オーバーロード、誤配線、設定値不正、調整範囲不正立ていただけます。

中央・右端に自動変更。 用途に合わせて、バーメーなどを検出し液晶画面にメッセージ表示します。

TEDS 情報の確認もできます。

ホールド機能例
ホールドの種類

ワーニング表示例

センサー入力論理反転★ ： 高速サンプリング 20000 回 / 秒 モ ード可能

センサーの入力値を擬似的に反転させることが可

センサー入力値

区間指定

指示値

サンプルホールド

多彩な区間指定ホールド機能
フロントパネルのボタン および制御入出力信号により、各種ホールドが可能です。

タの表示がより見やすくなります。

サンプルホールド指示値★
＊ 高速ホールドモード時

感度校正が容易な TEDS 機能搭載。さらに TEAC 製

ピークホールド○

ボトムホールド○

ピーク to ピークホールド○

ピーク and ボトムホールド○

アベレージホールド○

ピークホールド

区間指定ありホールド中

時間

ホールド信号能。マイナス方向の値を扱うときも直観的に判断す

指示値

両極性ホールド機能
プラス / マイナス両方向のサンプリング、ホールド、機器の計測・管理にもご使用いただけます。

セルを各種取り揃http://loadcell.jp/

比較機能上下限の比較機能はもちろんのこと、上上限・下下限

リモートセンス機能

幅広い用途に対応でき、機器の損傷やトラブルの防外因による電圧変化を補正するリモートセンス方式

止にもお役立ていただけます。

画面文字表示を日本語／英語から選択できます。

ホールド中
ホールド信号

アナログ電圧 電流出力装備（絶縁出力）

クリア

補正により精度維持

クリア

ピーク to ピークホールド

静ひずみの測定が可能。ロードセルの劣化や塑性変形による不具合など、ロードセル側の診断が容易に生産ラインなどのシステムへの接続を容易にする

B：ボトム値

指示値

時間

ホールド信号クリア

クリア

ピーク and ボトムホールド★

クリア

アベレージホールド

0P

時間

0

ホールド中

時間

ホールド中
ホールド信号

ホールド信号クリア

センサー入力値

時間

B
B

4パターンのメモリー機能
ることができます。

指示値

P

CC-Link および RS-485 インターフェースに対応

ホールドモード、設定値を 4 つまで保存し、切り替え指示値
センサー入力値

センサー入力値

極性反転機能センサーの入力を擬似的に反転させることができます。

★

ホールド中

P：ピーク値

したモデルもラインアップしました。
導線抵抗
温湿度変化などによる電圧変化

時間

シグナルコンディショナー（変換器）としてのご使用

通信オプション CC-Link / RS-485

なります。

区間指定ホールド

ホールド信号指示値※ リモートセンス機能と TEDS 機能は端子を共有しているため、併用はできません。

ホールド中

時間

静ひずみ表示機能

定可能です。

センサー入力値

指示値も可能です。

を採用、ケーブル長が長い場合も精度を落とさず測指示値（区間指定あり）

日／英 切替表示の判定も可能。比較機能は 4 点組み合わせ自由、たとえば上限 3 点・下限 1 点といった設定も可能です。

センサー入力値★

ボトムホールド

指示値（区間指定なし）

えております。

▼ 詳しくはこちら

センサー入力値★

指示値

アベレージングが可能。トルクセンサーなど両極性TEDS 対 応 ロ ー ド★

指示値

テ ィ ア ッ ク で は、区間指定なし指示値

ピークホールド指示値

ることができます。

ホールド中
ホールド信号クリア

クリア