ワイドバンドデータレコーダー【サンプリング周波数と帯域】
サンプリング周波数

系列①： DAT/ オーディオ系のサンプリング周波数に整合

系列②： 整数周波数に整合

帯域：Fs / 2.4

系列③： 2 の N 乗 FFT 解析時の周波数軸分解能に整合

系列④： 2 の N 乗 FFT 解析時の周波数軸分解能に整合

系列①
Fs
192.00 kHz
96.00 kHz
48.00 kHz
24.00 kHz12.00 kHz6.00 kHz
3.00 kHz1.50 kHz

系列②
帯域
80.00 kHz
40.00 kHz20.00 kHz
10.00 kHz5.00 kHz2.50 kHz1.25 kHz
0.63 kHz

Fs
200.00 kHz
100.00 kHz
50.00 kHz20.00 kHz
10.00 kHz5.00 kHz
2.00 kHz
1.00 kHz【概算記録時間】RDX HDD 1TB 16 ビット
Fs ( kHz )帯域 ( kHz )8ch
192.0080
3 日 18 時間 10 分 58 秒
96.00
40
7 日 11 時間 53 分 54 秒
48.00
20
14 日 21 時間 56 分 32 秒
24.00
10
29 日 12 時間 34 分 47 秒
12.00
557 日 20 時間 48 分 58 秒
6.00
2.5
111 日 06 時間 48 分 00 秒
3.00
1.25
206 日 16 時間 03 分 27 秒
1.50
0.63
361 日 16 時間 06 分 02 秒
【概算記録時間】SDHC 32GB 16 ビット
Fs ( kHz )帯域 ( kHz )8ch
192.0080
96.00
40
05 時間 44 分 51 秒
48.00
20
11 時間 26 分 10 秒
24.00
10
22 時間 38 分 19 秒
12.00
5
1 日 20 時間 22 分 18 秒
6.00
2.5
3 日 13 時間 19 分 48 秒
3.00
1.25
6 日 14 時間 28 分 12 秒
1.50
0.63
11 日 13 時間 19 分 22 秒

系列③帯域
83.33 kHz41.67 kHz20.83 kHz8.33 kHz
4.17 kHz2.08 kHz
0.83 kHz
0.42 kHzFs
204.80 kHz
102.40 kHz
51.20 kHz
25.60 kHz12.80 kHz5.12 kHz
2.56 kHz1.28 kHz16ch
1 日 21 時間 09 分 00 秒
3 日 18 時間 10 分 58 秒
7 日 11 時間 53 分 54 秒
14 日 21 時間 56 分 32 秒
29 日 12 時間 34 分 47 秒
57 日 20 時間 48 分 58 秒
111 日 06 時間 48 分 00 秒
206 日 16 時間 03 分 27 秒

32ch

32ch

05 時間 44 分 51 秒
11 時間 26 分 10 秒
22 時間 38 分 19 秒
1 日 20 時間 22 分 18 秒
3 日 13 時間 19 分 48 秒
6 日 14 時間 28 分 12 秒

Fs
131.07 kHz
65.54 kHz32.77 kHz16.38 kHz8.19 kHz
4.10 kHz2.05 kHz1.02 kHz64ch

1 日 21 時間 09 分 00 秒
3 日 18 時間 10 分 58 秒
7 日 11 時間 53 分 54 秒
14 日 21 時間 56 分 32 秒
29 日 12 時間 34 分 47 秒
57 日 20 時間 48 分 58 秒
111 日 06 時間 48 分 00 秒

16ch

1 日 21 時間 09 分 00 秒
3 日 18 時間 10 分 58 秒
7 日 11 時間 53 分 54 秒
14 日 21 時間 56 分 32 秒
29 日 12 時間 34 分 47 秒
57 日 20 時間 48 分 58 秒
64ch

05 時間 44 分 51 秒
11 時間 26 分 10 秒
22 時間 38 分 19 秒
1 日 20 時間 22 分 18 秒
3 日 13 時間 19 分 48 秒

WX-7000シリーズ

系列④
帯域
85.33 kHz42.67 kHz21.33 kHz10.67 kHz5.33 kHz2.13 kHz1.07 kHz
0.53 kHz

05 時間 44 分 51 秒
11 時間 26 分 10 秒
22 時間 38 分 19 秒
1 日 20 時間 22 分 18 秒

帯域
54.61 kHz27.31 kHz13.65 kHz6.83 kHz3.41 kHz1.71 kHz
0.85 kHz
0.43 kHz128ch

http://www.teac.co.jp/

従来のデータレコーダーを上回る多チャンネル、高帯域、長時間の記録に対応
24 ビット A/D コンバーター採用でダイナミックレンジ 100dB を実現
確実に録るためのさまざまな機能を持つワイド バンドデータレコーダー

1 日 21 時間 09 分 00 秒
3 日 18 時間 10 分 58 秒
7 日 11 時間 53 分 54 秒
14 日 21 時間 56 分 32 秒
29 日 12 時間 34 分 47 秒
128ch

05 時間 44 分 51 秒
11 時間 26 分 10 秒
22 時間 38 分 19 秒

仕様
入 / 出力チャンネル

16ch
32ch, 64ch, 128ch : 入出力ユニットを 使用し拡張
24 ビットモード : 8ch ： DC-80kHz (fs 192kHz);
16ch : DC-40kHz (fs 96kHz);
32ch : DC-20kHz(fs 48kHz);
64ch : DC-10kHz(fs 24kHz)
16 ビットモード : 16ch : DC-80kHz (fs 192kHz);
32ch : DC-40kHz (fs 96kHz);
64ch : DC-20kHz (fs 48kHz);
128ch : DC-10kHz (fs 24kHz)
RDX 記録の場合
入力
DC カップリング , AC カップリング , ICP™（TEDS 対応）
入力レンジ±0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20V 手動、自動設定機能有り
出力レンジ±1 〜 5V（0.1V ステップで可変 )入出力レンジ精度±2％以下
入力チャンネル間 クロストーク -80dB 以下
入力チャンネル間位相差
20V レンジ未満
測定周波数20kHz 帯域内 ： 1 度以内（同一入出力ユニット内）( サンプリング周波数 /2.4)：2 度以内（他入出力ユニット間 )40kHz 帯域内 ：3 度以内
80kHz 帯域内 ：3 度以内
出力チャンネル間位相差
20kHz 帯域内 ： 1 度以内（同一入出力ユニット内 )測定周波数（20V レンジ未満） 2 度以内（他入出力ユニット間 )分解能
16 ビット /24 ビットの選択可能 , ⊿Σアナログデジタル変換、デジタルおよびアナログのアンチエリアシングフィルター
出力ダイナミックレンジ
24 ビット時 97dB
（1V レンジ 20kHz 帯域内） 16 ビット時 89dB
フロントパネルディスプレイ
320×240 ドット、3.5 インチ ＴＦＴカラーディスプレイ搭載（バーメーター入力レベル確認）
記録媒体SDHC（Class10 推奨）
RDX（SSD タイプも使用可能）
記録媒体の容量SDHC:
4GB 〜 32GB まで
RDX(HDD) : 500GB 〜
1TB
SSD(SSD) : 64GB 〜 512GB
デジタル入力（オプション） CAN, GPS (NMEA) "2013 年 夏 発売予定 "タイムコード（オプション） IRIG-B "2013 年 夏 発売予定 "インターフェース

周波数帯域

同期運転
データフォーマット
安全規格
耐衝撃、対振動性能
寸法（W,H,D）

電源（消費電力）

標準付属品

オプション

*1 WX Navi 動作条件

＊ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
＊ 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

LAN
1000BASE-T 端子 1 個
DIGITAL CONTROL
外部制御信号接続端子 1 個
REMOTE CONTOLER
ER-WXRC 用
AQ-VU
AQ-VU 同期用端子 1 個
EXT TRIGGER IN
外部トリガー信号入力端子 1 個
EXPANSION OUT
入出力ユニット接続用端子 1 個
SYNC IN
同期記録用端子 1 個
SYNC OUT
同期記録用端子 1 個
UPS SIGNAL IN
UPS 接続点信号入力端子
FG
アース端子 FRAME GROUND
2 ユニットの同期運転が可能 ( 最大128ch x 2 =256ch）
TAFFmat (Teac Data Acquisition File Format)
UL , NRTL/C , CE
MIL-STD-810E Figure514.4-1.2.3（RDX HDD は除く）
WX-7000 : W340 x H 82 x D220 (mm)4.1Kg
AU-WXEPIO: W340 x H 40 x D220 (mm)3.1Kg
WX-7016 : W340 x H123 x D220 (mm)7.4Kg
WX-7032 : W340 x H164 x D220 (mm)10.4Kg
WX-7064 : W340 x H246 x D220 (mm)17.1Kg
WX-7128 : W340 x H410 x D220 (mm)30.2Kg
11VDC - 30VDC,
AC アダプター定格入力電圧：100V - 240V
消費電力： WX-7016 : 53W, WX-7032 : 90W,
WX-7064 : 166W, WX-7128 : 317W
1本WX Navi 計測データ波形表示ソフトウェア *1
マイクロホン
1 本メモ音声用
イヤホン
1 本メモ音声用
CD-ROM
1枚( 内容：本体取扱説明書、WX Navi ソフトウェア、WX Navi 取扱説明書 )簡易取扱説明書
EXPANSION 接続ケーブル
AC アダプター
AU-WXEPIO
入出力ユニット
ER-WXRC
専用簡易リモートコントローラー
AR-WXIRIG
IRIG-B タイムコード信号入出力カード
AR-WXGPSGPS データ入力カード
CPU：第 2 世代 Intel Core i5 3.0GHz 以上
画面解像度：1280x1024 または 1440x900 ドット以上
メモリー：2 GB 以上
HDD の空き容量：200GB 以上
WX-7000 との接続には CAT7 の LAN ケーブルをご使用下さい。

＊ 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください｡＊ RDXは、Tandberg Data Holdings Sarl の商標または登録商標です。
＊ SDHCロゴは、SD-3C, LLCの商標です＊ その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

http://www.teac.co.jp/
http:// datarecorder.jp/

計測営業課（データレコーダー製品専用サイト）〒206-8530

東京都多摩市落合1-47

TEL 042-356-9161

FAX 042-356-9185

名古屋営業所 〒510-0821

三重県四日市市久保田2-3-18

TEL 059-359-7355

FAX 059-359-7366

大阪営業所

大阪市中央区北浜2-2-22
北浜中央ビル B1

TEL 06-4706-3905

FAX 06-6231-3082

TEL 042-356-9161
受付時間 9:30〜12:00/13:00〜17:00 ( 土･日･祝日を除く )FAX 042-356-9185〒541-0041● 技術的なお問い合わせ CSグループ

このカタログの記載内容は2013年1月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 0113 NH3・ISD-024A

16ch model WX-7016 32ch model WX-7032 64ch model WX-7064 128ch model WX-7128

「進化」を見逃さないために必要なこと。
人類は、道具を得てから、文化や生活を「進化」させてきました。
その「進化」の瞬間、兆し、過程を確実に捉えるために、データーレコーダーは生まれました。

128ch model WX-7128

確実であること

ワイドバンドであること

高精度であること

使いやすいこと

電源の瞬停や不慮の電源喪失に備え、データの損失を最小限にする仕組み

多チャンネル、高サンプリング周波数（ 広帯域 ) データの記録を実現しま

24 ビット、128 倍オーバーサンプリング⊿Σ変調方式の A/D コンバーターを採用。

使いやすさは、スタンドアローン機に不可欠な要素です。

を採用しました。

した。

24ビットモード時に 100dB のダイナミックレンジを実現しました。

3.5 インチの液晶ディスプレイには、設定内容、動作状況を一目で把握できる

こまめにデータのクローズ処理を行うことにより、万が一の場合にも、8ch : DC-80kHz; 16ch : DC-40kHz; 32ch : DC-20kHz

また、アナログ入力部は完全差動形式を用いて、歪、雑音性能を向上させよう情報を表示。直感的かつ少ない操作であらゆる設定が行えるよう、長時間におよぶ記録データの全てを失う可能性を減少させました。

（ただし 24 ビットモードの場合）ています。

メニュー構造や画面

また、波形からは発見する事が難しいアナログアンプ入力段でのサチュ記録可能なビットレートは、約 6.4 MByte/Sec です。

レーション検知機能を装備し、万が一アナログ入力段でサチュレーションが生じた場合、収録波形にそれと分かるように記録します。

約1分

ファイルクローズ

データ追加

約1分

ファイルクローズ

データ追加

停電

構成にもこだわって長時間記録できること丈夫であること

多チャンネルでありながら、長時間の実験のために大容量の記録メディア本体はもちろんのこと、記録媒体の耐振動性にもこだわっています。

を用意しました。

SD カードは稼動部が無く、振動や衝撃に強いメモリーデバイスです。

・RDX（HDD）１TB の場合

また、RDX には HDD タイプ、SSD タイプがあり、いずれも机の上の約 45 時間（80 kHz 帯域、16ch、16 ビット記録時）デザインしました。

高さ ( 約 1m) からの落下衝撃にも耐えられる構造になっています。

・SDHC 32GB の場合
約 5.6 時間（20kHz 帯域、16ch、16 ビット記録時）

多チャンネルであること

汎用性の高いデータファイル

全チャンネル同時サンプリング方式で、1 ユニット最大 128ch まで

ティアックのデータレコーダーファイルフォーマットである TAFFmat

データ記録中に予期しない電源遮断が起こった場合、直近でクローズ処理されたの記録が可能です。

採用により、従来同様 DADiSP 6.5、FlexPro 9、Oscope2 をはじめ部分までのデータは無事です。データの消失を最低限に押さえます。

また、2 ユニットの同期接続により、最大 256ch までの記録が可能です。とする様々な解析ソフトで読込み解析が可能です。

ここまでのデータは無事

データ消失