Data Acquisition System

Digital I/O

DAQ-9600
データ収集システム

DAQ-9600
DAQ-9600G（GPIB搭載)
特長● 4.3インチTFT カラー液晶● 3スロット装備の 6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム● DCV 測定基本確度 0.0035%● 選択可能な５種類のスキャン・モジュール● 最大 450ch/sec のスキャンレート
● 内部メモリ最大 10 万ポイント● 14 種類の測定機能（直接入力 / センサ変換）

温度測定（熱電対、 RTD、 サーミスタ）
DC/AC 電圧、 2W/4W 抵抗、 周波数 / 周期
DC/AC 電流、 キャパシタンス、 歪（直接 / ブリッジ）● スタンドアローン使用での USB メモリへのログ機能● リモートインタフェース︓LAN、USB、デジタル I/O、Mini-GPIB（G モデルのみ）● データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger

G モデル

DAQ-9600 データ収集システム / データ・ロガー
パネル説明USBHostUSB

DeviceLANDigital
IO543261789101.

電源スイッチ ( オン / スタンバイ）

2.

USB ポート（ホスト）3.

液晶ディスプレイ

4.

設定キー

5.

ノブ

6.

プラス (+)マイナス (-) AUTO キー

7.

スキャンモジュール＆スロット

8.

Mini-GPIB ポート

9.

AC 電源ソケット

10.

ヒューズホルダー

11.

リモートインタフェース

11A.

製品概要

DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。
メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。汎用の20chマルチプレクサをはじめとする、最速レート450ch/secの半導体リレー・マルチプレクサ、最大電圧600V・電流２Aが測定可能なHV・HCマルチプレクサ群は、ニーズに合わせて高い柔軟性と高性能を備えたデータ収集システムを構築することができます。

５種類のプラグイン・スキャン・モジュール
DAQ-900

20ch マルチプレクサ 半導体リレー

DAQ-901

20ch マルチプレクサ + 2ch 電流

DAQ-90340ch シングルエンド ・ マルチプレクサ

DAQ-904

4 ×８ マトリクス

DAQ-9098ch HV マルチプレクサ + 2ch 電流

多チャンネル
高速スイッチング
高精度測定
データ・ロガー

マルチプレクサとは複数の入力と１つの出力を持つ回路を指しています。

DAQ-9600は、マルチプレクサ・モジュールによる複数入力と高速切り替え、メインフレームによる高精度の測定及び記録を実現しています。
マルチプレクサ配線図

測定概要

B.

=+SCANMON
VIEW

マルチプレクサ

データ収集

24.62°C

メインフレーム

3つのモジュール・スロットは、用途に合わせて各モジュールを自由に組み合わせて組み込むことができます。 さまざまな測定ニーズを満たすために、5つの異なるモジュールが利用可能です。 これらのモジュールは、汎用モジュール、シングルエンドモジュール、マトリックスモジュール、高電圧および高電流モジュールで構成され、 各モジュールの測定チャネルは、測定機能・範囲・速度・オフセット補償などの高度な測定機能を含めて個別に設定することができます。 DAQ-9600は、ハーフラックで最大60の2線式測定、120のシングルエンド測定、または96のマトリックスクロスポイントを提供できるため、複雑で多様な測定においても作業スペースとコストの削減に大いに貢献します。

C.

範囲
分解能
確度

範囲
分解能
確度

測定機能

熱電対

RTD

サーミスタ

AC電圧

DC電圧

AC電流

-200℃～ 1820℃
0.002℃～ 0.01℃
0.2℃-200℃～ 600℃
0.002℃
0.06℃-80℃～ 150℃
0.01℃
0.01℃

100mV ～ 300V
0.1 μ V ～ 1 ｍ V
0.05%

100mV ～ 600V
0.1 μ V ～ 1 ｍ V
0.0035%100 μ A ～ 2A
100pA ～ 1 μ A
0.10%

２W 抵抗

４W 抵抗

キャパシタンス

周波数
周期

歪み ダイレクトブリッジ

DC電流

100 Ω～ 1000M Ω
0.1m Ω～ 1000 Ω
0.01%100 Ω～ 1000M Ω
0.1m Ω～ 1000 Ω
0.01%

1nF ～ 100 μ F
0.0001nF ～ 0.01 μ F
2%

3Hz ～ 300kHz

1 μ A ～ 2A
1pA ～ 1 μ A
0.05%

メインフレームに内蔵の高性能の61/2桁デジタルマルチメータを使用して、モジュールへの各種センサ入力や直接入力により14種類の入力信号を測定することができます。 高分解能に加え、直流電圧の基本精度0.0035%、交流電圧の基本精度0.05%、抵抗の基本精度0.01%を実現しています。 本DMMの機能は、汎用モジュール(DAQ-900/DAQ-901)、シングルエンド入力モジュール(DAQ-903)、高電圧・大電流モジュール(DAQ-909)で使用することができます。

D.

データ収集フリーソフトウェア

DAQ-Data Logger

設定

DAQ-Data Logger の機能

トレンドチャート

• 各スロット・各チャンネルの測定機能• スキャンのスタート・ストップ・インターバル表示• ヒストグラムやトレンドチャート等のグラフィカル表示
結果• CSVファイルとしてPC上に保存

フリーで使用可能なPCソフトウェア DAQ-Data Loggerを提供します。 LAN/USB/GPIB
でPCと接続し、プログラミング不要で即データ収集/ロガーとして使用することができます。

CSVファイルE.

内部メモリ保存とUSBメモリ保存

DAQ-9600は、100kの不揮発性メモリ容量により、PCに接続することなく測定結果を保存できます。 測定結果を本体内に保存し、PCを接続してそのデータを取得することができます。 また前面のポートにUSBメモリを挿入し直接記録することや本体からのデータコピーも可能です。

F.

USBメモリへ保存

リモート・コントロール

Digital I/O
リモート通信用インタフェースとして。LAN、USB、GPIB(Gモデルのみ)を装備しています。 Digital
I/Oポートはスキャン動作用の外部トリガ入力、測定完了のEOM(End of Measurement)信号出力、アラーム機能時(測定値のリミットテスト)のTTL相当の信号出力用などの入出力ポートとして利用することができます。 またLANでは、Webブラウザ (Chrome、IE など) を使用しての制御も可能となり大変便利です。
※GPーIBを使用する場合、専用GP-IBケーブル(GTL-258)が必要です。

G.

Web コントロール

スキャン・モジュール
DAQ-900

20チャンネル ユニバーサル・マルチプレクサ (Solid State Relay)

DAQ-900は、10個の2線式チャネルを2つ持つ (グループA/B) トータル20chのソリッド・ステート・リレー・モジュールです。半導体リレーの為高速での測定に適しており、また寿命の面でも優れています。
4線式抵抗測定では、グループAとBのチャンネルは自動的にペアになり、ソースとセンスが接続されます。 このモジュールには基準接点補償が内蔵されており、熱電対での温度測定にも適しています。

DAQ-901

20+2チャンネル ユニバーサル・マルチプレクサ (Armature Relay)

DAQ-901は、多くの測定機能に対応しており幅広く使用できるマルチプレクサ・モジュールです。 DAQ-900と同様に２つのグループを持ち2線式と4線式の測定に対応します。また、2つの電流専用入力チャンネルは、外部シャント抵抗なしでACおよびDC電流測定に使用することができます (最大1A/ch)。 合計22チャンネルで、さまざまなデータ収集アプリケーションに適しています。

DAQ-903

40チャンネル シングルエンド・マルチプレクサ

DAQ-903は、40個の単線入力を切り替えることができるモジュールです。Lo端子は全チャンネル共通で、Hiのみスイッチングされます。
最大300V までの入力をフローティングでスイッチングできます。バッ
テリーテストなどの一般的な低電圧アプリケーションに使用でき、電流と熱電対を除くすべての2線式内部測定もサポートしています。

4 x 8の2線式マトリクス

DAQ-904は、4 x 8のマトリクス・モジュールです。DUTとテストシステムの間に挿入し接続を行います。マトリクス上の複数のポイントを同時に接続することができます。 複数のモジュールの行と列を接続して、8 x 8、4 x 16など最大96個のクロスポイントを1台のメインフレームに構築することができます。内部DMMでの測定はできません。

8+2チャンネル 高電圧マルチプレクサ

DAQ-909 は、高電圧用に特別に設計されたマルチプレクサで、電圧測定用に 最大DC 600V / AC 400Vrms を8チャンネル備えています。 2つの電流専用チャンネルは AC および DC 電流測定に使用でき、外部シャント抵抗なしで最大２Aの測定が可能です。

* スキャン速度 : 最速時 450ch/sec* 2線式&4線式スキャンが可能* 熱電対基準接点内蔵* 最大電圧120 V* スキャン速度 : 最速時 80ch/sec* 2線式&4線式スキャンが可能* 熱電対基準接点内蔵* 最大電圧300 V* 電流測定専用チャンネルを２つ装備 (1A/ch)* スキャン速度 : 最速時 80ch/sec* 1線式スイッチング (Lo 端子共通)* 最大電圧300 V

DAQ-904* スイッチング・スピード 3ms* 32個の2線式交差ポイント* 300V、1Aスイッチング* 最大交差ポイント96 (3スロットにて)

DAQ-909* スイッチング・スピード 3ms* DC電圧:最大600V、AC/DC電流:最大2A* 2線式&4線式スキャンが可能* 電流測定専用チャンネルをつ装備 (2A/ch)

定格
DC 特性

確度︓ ± ( 読み値の % + レンジの % )レンジ ※２100.0000 mV
1.000000 V
10.00000 V
100.0000 V
600.000 V
レンジ ※ 21.000000 μ A
10.00000 μ A
100.0000 μ A
1.000000 mA
10.00000 mA
100.0000 mA
2.000000 A
レンジ ※ 2100.0000 Ω
1.000000 kΩ
10.00000 kΩ
100.0000 kΩ
1.000000 MΩ
10.00000 MΩ
100.0000 MΩ
1.000000 GΩ
5.00000 V

分解能
0.1 μ V
1 μV
10 μ V
0.1 mV
1 mV
分解能
1 pA
10 pA
100 pA
1 nA
10 nA
100 nA
1 μA
分解能
100 μΩ
1 mΩ
10 m Ω
100 m Ω
1Ω
10 Ω
100 Ω
1 kΩ
10 μ V

入力抵抗10 M Ω / >10 G Ω
10 M Ω / >10 G Ω
10 M Ω / >10 G Ω
10 M Ω ± 1%
10 M Ω ± 1%
負担電圧
< 0.015 V< 0.15 V< 0.020 V< 0.20 V< 0.15 V< 0.7 V< 0.8V
テスト電流
1 mA
1 mA
100 μ A
10 μ A
5 μA
500 nA
500 nA // 10M Ω
500 nA // 10M Ω
1 mA

24 時間 TCAL ± 1℃
0.0030 + 0.0050
0.0020 + 0.0006
0.0015 + 0.0004
0.0020 + 0.0006
0.0025 + 0.0020
24 時間 TCAL ± 1℃
0.025 + 0.050
0.020 + 0.010
0.010 + 0.020
0.007 + 0.006
0.007 + 0.020
0.010 + 0.004
0.180 + 0.020
24 時間 TCAL ± 1℃
0.003 + 0.0030
0.002 + 0.0005
0.002 + 0.0005
0.002 + 0.0005
0.002 + 0.0010
0.015 + 0.0010
0.300 + 0.0100
2.50 + 0.0500
0.002 + 0.030

90 日 TCAL ± 5℃
0.0040 + 0.0060
0.0035 + 0.0007
0.0020 + 0.0005
0.0035 + 0.0006
0.0040 + 0.0020
90 日 TCAL ± 5℃
0.050 + 0.050
0.040 + 0.025
0.040 + 0.025
0.030 + 0.006
0.030 + 0.020
0.030 + 0.005
0.200 + 0.020
90 日 TCAL ± 5℃
0.008 + 0.004
0.008 + 0.001
0.008 + 0.001
0.008 + 0.001
0.008 + 0.001
0.020 + 0.001
0.800 + 0.010
3.50 + 0.0500
0.008 + 0.030

1 年 TCAL ± 5℃
0.0050 + 0.0060
0.0048 + 0.0007
0.0035 + 0.0005
0.0050 + 0.0006
0.0050 + 0.0020
1 年 TCAL ± 5℃
0.050 + 0.050
0.050 + 0.025
0.050 + 0.025
0.050 + 0.006
0.050 + 0.020
0.050 + 0.005
0.200 + 0.020
1 年 TCAL ± 5℃
0.010 + 0.0040.010 + 0.001
0.010 + 0.001
0.010 + 0.001
0.010 + 0.001
0.040 + 0.001
0.800 + 0.010
3.50 + 0.0500
0.01 + 0.03

レンジ ※ 2100.0000 mV

分解能
0.1 μ V

1 V ~ 400 V

1 μ V ~ 1 mV

レンジ ※ 2100.0000 μ A

分解能< 0.020 V

1.000000 mA< 0.20 V

10.00000 mA< 0.15 V

100.0000 mA< 0.7 V

2.000000 A< 0.8 V

周波数
3 Hz - 5 Hz
5 Hz - 10 Hz
10 Hz - 20 kHz
20 kHz - 50 kHz
50 kHz - 100 kHz
100 kHz - 300 kHz
3 Hz - 5 Hz
5 Hz - 10 Hz
10 Hz - 20 kHz
20 kHz - 50 kHz
50 kHz - 100 kHz
100 kHz - 300 kHz
負担電圧
3 Hz – 5 Hz
5 Hz – 10 Hz
10 Hz – 5 kHz
5 kHz – 10 kHz
3 Hz – 5 Hz
5 Hz – 10 Hz
10 Hz – 5 kHz
5 kHz – 10 kHz
3 Hz – 5 Hz
5 Hz – 10 Hz
10 Hz – 5 kHz
5 kHz – 10 kHz
3 Hz – 5 Hz
5 Hz – 10 Hz
10 Hz – 5 kHz
5 kHz – 10 kHz
3 Hz – 5 Hz
5 Hz – 10 Hz
10 Hz – 5 kHz
5 kHz – 10 kHz

24 時間 TCAL ± 1℃
1.00 + 0.03
0.35 + 0.03
0.04 + 0.03
0.10 + 0.05
0.55 + 0.08
4.00 + 0.50
1.00 + 0.02
0.35 + 0.02
0.04 + 0.02
0.10 + 0.04
0.55 + 0.08
4.00 + 0.50
24 時間 TCAL ± 1℃
1.00 + 0.04
0.35 + 0.04
0.10 + 0.04
0.18 + 0.04
1.00 + 0.04
0.30 + 0.04
0.10 + 0.04
0.15 + 0.04
1.00 + 0.04
0.35 + 0.04
0.10 + 0.04
0.18 + 0.04
1.00 + 0.04
0.30 + 0.04
0.10 + 0.04
0.15 + 0.04
1.00 + 0.04
0.35 + 0.04
0.23 + 0.04
0.23 + 0.04

90 日 TCAL ± 5℃
1.00 + 0.04
0.35 + 0.04
0.05 + 0.04
0.11 + 0.05
0.60 + 0.08
4.00 + 0.50
1.00 + 0.03
0.35 + 0.03
0.05 + 0.03
0.11 + 0.05
0.60 + 0.08
4.00 + 0.50
90 日 TCAL ± 5℃
1.00 + 0.06
0.35 + 0.06
0.10 + 0.06
0.18 + 0.10
1.00 + 0.04
0.30 + 0.04
0.10 + 0.04
0.15 + 0.04
1.00 + 0.04
0.35 + 0.04
0.10 + 0.04
0.18 + 0.04
1.00 + 0.04
0.30 + 0.04
0.10 + 0.04
0.15 + 0.04
1.00 + 0.04
0.35 + 0.04
0.23 + 0.04
0.23 + 0.04

1 年 TCAL ± 5℃
1.00 + 0.04
0.35 + 0.04
0.06 + 0.04
0.12 + 0.05
0.60 + 0.08
4.00 + 0.50
1.00 + 0.03
0.35 + 0.03
0.06 + 0.03
0.12 + 0.05
0.60 + 0.08
4.00 + 0.50
1 年 TCAL ± 5℃
1.00 + 0.06
0.35 + 0.06
0.10 + 0.06
0.18 + 0.10
1.00 + 0.04
0.30 + 0.04
0.10 + 0.04
0.15 + 0.04
1.00 + 0.04
0.35 + 0.04
0.10 + 0.04
0.18 + 0.04
1.00 + 0.04
0.30 + 0.04
0.10 + 0.04
0.15 + 0.04
1.00 + 0.04
0.35 + 0.04
0.23 + 0.04
0.23 + 0.04

温度係数 ※150.100 + 0.004
0.035 + 0.004
0.005 + 0.003
0.011 + 0.005
0.060 + 0.008
0.200 + 0.020
0.100 + 0.004
0.035 + 0.004
0.005 + 0.003
0.011 + 0.005
0.060 + 0.008
0.200 + 0.020
温度係数 ※15
0.100 + 0.006
0.035 + 0.006
0.015 + 0.006
0.035 + 0.006
0.100 + 0.006
0.035 + 0.006
0.015 + 0.006
0.030 + 0.006
0.100 + 0.006
0.035 + 0.006
0.015 + 0.006
0.030 + 0.006
0.100 + 0.006
0.035 + 0.006
0.015 + 0.006
0.030 + 0.006
0.100 + 0.006
0.035 + 0.006
0.015 + 0.006
0.030 + 0.006

確度︓ ± ( 読み値の %) 周波数
周波数 / 周期 特性
周波数 / 周期100 mV ~ 400 V
3 Hz – 5 Hz
※ 9 ※ 10 ※ 11 ※ 125 Hz – 10 Hz
10 Hz – 40 Hz
40 Hz – 1 M Hz [4]

24 時間 TCAL ± 1℃
0.10.05
0.030.006

90 日 TCAL ± 5℃
0.1
0.05
0.030.006

1 年 TCAL ± 5℃
0.1
0.05
0.030.006

温度係数 ※150.10.035
0.0150.015

24 時間 TCAL ± 1℃
2.00 + 2.00
2.00 + 1.00
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40

90 日 TCAL ± 5℃
2.00 + 2.00
2.00 + 1.00
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40

1 年 TCAL ± 5℃
2.00 + 2.00
2.00 + 1.00
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40
2.00 + 0.40

温度係数 ※15
0.05 + 0.01
0.05 + 0.01
0.05 + 0.01
0.05 + 0.01
0.05 + 0.01
0.05 + 0.01

DC 電圧 ※ 1DC 電流 ※ 1

抵抗 ※ 1 ※ 3

ダイオードテスト ※ 1 ※ 4AC 特性
True RMS AC 電圧※5 ※6 ※7 ※8

True RMS AC 電流※5 ※7 ※9キャパシタンス特性
キャパシタンス ※ 14

温度測定特性
熱電対 ※ 13

温度係数 ※150.0005 + 0.0005
0.0005 + 0.0001
0.0005 + 0.0001
0.0005 + 0.0001
0.0005 + 0.0001
温度係数 ※15
0.002 + 0.003
0.002 + 0.003
0.002 + 0.003
0.002 + 0.001
0.002 + 0.002
0.002 + 0.001
0.005 + 0.001
温度係数 ※15
0.0008 + 0.0005
0.0008 + 0.0001
0.0008 + 0.0001
0.0008 + 0.0001
0.0010 + 0.0002
0.0030 + 0.0004
0.1500 + 0.0004
1.0000 + 0.0040
0.001 + 0.002

確度︓ ± ( 読み値の % + レンジの % )確度︓ ± ( 読み値の %+ レンジの %) レンジ
1.000 nF
10.00 nF
100.0 nF
1.000 μ F
10.00 μ F
100.0 μ F-200 ~ +1000 ℃-210 ~ +1200 ˚C-200 ~ +400 ℃-200 ~ +1372 ˚C-200 ~ +1300 ˚C-50 ~ +1768 ˚C-50 ~ +1768 ˚C+350 ~ +1820 ˚C

分解能0.002 ℃
0.002 ℃
0.002 ℃
0.002 ℃
0.003 ℃
0.01 ℃
0.01 ℃
0.01 ℃

タイプ
EJT
KN
RS
B

1 年 TCAL ± 5˚C
0.2 ℃
0.2 ℃
0.3 ℃
0.3 ℃
0.4 ℃
1℃
1℃
1℃

温度係数 ※150.03 ℃ / ℃
0.03 ℃ / ℃
0.04 ℃ / ℃
0.04 ℃ / ℃
0.05 ℃ / ℃
0.14 ℃ / ℃
0.14 ℃ / ℃
0.14 ℃ / ℃

温度測定特性RTD ※ 13

サーミスタ ※ 13-200 ℃ ~ -100 ℃-100 ℃ ~-20 ℃-20 ℃ ~20 ℃
20 ℃ ~100 ℃
100 ℃ ~300 ℃
300 ℃ ~600 ℃–80 ℃ ~ 150 ℃

分解能
0.001 ℃
0.001 ℃
0.001 ℃
0.001 ℃
0.001 ℃
0.001 ℃
0.001 ℃

1 年 TCAL ± 5˚C0.09 ℃
0.08 ℃
0.06 ℃
0.08 ℃
0.12 ℃
0.22 ℃
0.1 ℃

温度係数 ※150.004 ℃ / ℃
0.005 ℃ / ℃
0.005 ℃ / ℃
0.005 ℃ / ℃
0.007 ℃ / ℃
0.009 ℃ / ℃
0.003 ℃ / ℃

定格

一般仕様

Note

環境

電源

寸法 / 質量インタフェース
付属品※1※2※3※4※5※6※7※8※9※ 10
※ 11
※ 12
※ 13
※ 14
※ 15

すべての仕様は、 シングル測定時のみの確度
仕様の適用には、 少なくとも１時間のウォームアップが必要
最大測定可能電圧 DC600V, AC400V
動作環境︓ 0 ° C ～ 55 ° C
80% R.H. （40° C にて結露の無いこと）
高度 2,000m まで
保存温度 -40 ～ 70 ° C
電源電圧︓ 100/120/220/240 VAC ± 10%電源周波数︓ 50Hz / 60Hz ± 10%
消費電力︓ Max. 50VA
( 取手 ・ バンパー除く )︓ 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D)( 取手 ・ バンパー有 )︓ 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D)
質量 : 4.5 kg (9.92lbs)
USB(TMC,CDC）、 LAN
G モデルは GP-IB(mini）を追加。 専用ケーブル GTL-258 を使用
セーフティーガイド ×１、 電源コード ×１、 ドライバー ×１

内部 DMM 測定サポート
AC/DC 電圧
AC/DC 電流周波数 / 周期
2 線抵抗
4 線抵抗
熱電対
2 線 RTD
4 線 RTD
サーミスタ
キャパシタンス

DAQ-900〇※ B,C〇〇※ A〇※ A〇

DAQ-901

DAQ-903〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

DAQ-904

DAQ-909〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇※ A 抵抗レンジ 100 Ω 及び 1k Ω での測定は、 4 線式を使用することをお勧めします。
DAQ-900 の最大抵抗レンジは 1M Ωです。
※ B 本モジュールで AC 電圧を測定する場合、 入力インピーダンスは周波数とともに減少します。
ソースインピーダンスが 5 Ω 以下であれば、 周波数全体にわたって仕様が維持されます。
ソースインピーダンスが 50 Ω 以下であれば、 5 kHz まで仕様が維持されます。
※ C DC 電圧測定の場合、 積分時間が短く、 ソースのインピーダンスが高い場合、 より長い安定化時間が必要になる場合があります。

DC 仕様条件︓ 60 分以上のウォームアップ時間、 リーディングレート 5/s、 オートゼロ オン。
全てのレンジは 20% のオーバーレンジ。（600V DC、 400V AC、 2A DC、 2A AC、 ダイオードテストを除く。）
仕様は、 ４W 抵抗測定に適用されます。 ２W 抵抗測定では演算機能の Null オフセットを使用します。 Null オフセットを使用しない場合は 2 Ω の追加誤差が追加されます。 100M Ωと１G Ω
レンジでは２W 抵抗測定のみとなります。
仕様は、 入力端子で測定される電圧に適用されます。 テスト電流は１ｍ A（Typical) です。 電流の変動によりダイオード接合部の電圧に多少の変動が生じます。
AC 仕様条件︓ 60 分以上のウォームアップ時間、 リーディングレート 1/s での正弦波入力。
仕様は、 レンジの 5% 以上の振幅で正弦波の入力。 レンジの 1％～ 5％の振幅で 50kHz 未満の入力の場合は、 レンジの 0.1％の追加誤差を加えます。 50 kHz ～ 100 kHz の場合は、 レンジの 0.13％の追加誤差を加えます。 400 ACV レンジは、 4.0 x 107 VoltHz に制限されます。
低い周波数用に 3 種類のスピード設定があります。 1/s (3 Hz), 5/s (20 Hz), 20/s (200 Hz)。 設定より高い周波数の入力でも追加誤差の発生はありません。
仕様は、 正弦波でレンジの 5% 以上の振幅かつ 10μA AC の入力。 レンジの 1％～ 5％の入力の場合は、 レンジの 0.1％の追加誤差を加えます。
仕様条件︓特に記載のない限り、 60 分以上のウォームアップ時間、 ゲートタイム 1/s での正弦波入力。
仕様は、 100mV 以上の振幅で正弦波または矩形波の入力に適用。 10mV ～ 100mV の入力に対して、 読み値の％に 10 倍を掛ける必要があります。
入力信号の振幅は、 レンジの 10％から 120％で、 400 ACV 以下。
入力信号は 60 mV 以上。 300 kHz ～ 1 MHz は、 100mV レンジにて。
実際の測定範囲とプローブ誤差は、 使用する温度プローブ ( 温度センサ ) によって制約されます。
仕様は、 レンジの 10% 以上のフィルムキャパシタンス入力。
温度範囲０℃ ~18℃ /28℃ ~55℃にて（TCAL ± 5℃ から外れる場合）、 温度係数を加算

DAQ モジュール定格モジュール

DAQ-900
20ch マルチプレクサ
DAQ-901
20ch マルチプレクサ + 電流２ch
DAQ-90340ch シングルエンド ・ マルチプレクサ
DAQ-904
4 x 8 マトリクス
DAQ-9098ch HV マルチプレクサ + 電流２ch

タイプ

2 線式 半導体リレー(4 線式選択可 )2 線式アーマチュア(4 線式選択可 )1 線式アーマチュア
ロー端子は共通

速度 (ch/s)

最大電圧450120V

80

300V

80

300V

2 線式アーマチュア
2 線式アーマチュア(4 線式選択可 )

60

最大電流

1A

帯域幅

サーマルオフセット

10MHz< 4 µV

冷接点基準内蔵10MHz< 4 µV

冷接点基準内蔵
電流用２ch (22 total)

10MHz< 1 µV4 線測定は無し

300V

1A10MHz< 1 µV

DC600V
AC400V

2A10MHz< 4 µV

備考

冷接点基準内蔵
電流用２ch (10 total)

アクセサリ ・ オプション

GR A- 436

GR A-422

ラックマウントキット(2台用)
19インチ、2U

ラックマウントキット
19インチ、2U

詳しくは2023.11.07 JDAQ2311H (TTCWEB) Printed in Japan.

GTL-246

USBケーブル(約1.2ｍ)

GTL-258

専用GP-IBケーブル(約1.９ｍ)