ＤＯＣ−１２７８−０６

２０１４年９月１７日発行

定電圧／定電流 直流電源
ＫＸ－２１０Ｌ――――――――――――――――――――――――――――――――――

取 扱 説明 書

ご注意

このPDF版取扱説明書の内容とお手持ちの製品の内容等に違いがある場合があります。このPDF取扱説明書は、情報のすべてを公開しているわけではなく、高度な技術情報を含むものがあった場合は、 提供するPDFから削除されている場合があります。 また取扱説明書の一部にはスキャニングしたものも含まれますので、汚れ、にじみ、かすれ、傾きがある場合があります。
ダウンロードから日数が経過すると仕様や注意事項のほか安全にお使いいただく為の情報が最新でない場合があります。
また営業等の連絡先が変更となっている場合がありますので、定期的にホームページで最新の情報をご覧ください。
以上あらかじめご了承ください。

株式会社 高砂製作所

このページは白紙です安全にお使いいただくために本書は使用者に注意していただきたい箇所に以下の表示をしています。
これらの記号の箇所は必ずお読みください。

■この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくために、次のマークを使用して説明しています。

！ 危険 この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を

！ 警告
！ 注意

負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この表示はしてはいけない「禁止」を示しています。

！
！

この表示は必ず実行していただきたい「強制」を示しています。
この表示は一般的な「注意」を示しています。

■ 本器で使用している記号について説明します。

 必ず接地してください。接地しないと、故障のときに感電の原因となります。
 交流（ＡＣ）を表します。

- １ -【ご注意】
１．本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
２．本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
３．本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
４．運用した結果の影響について、２．項に関わらず責任を負いかねますので、ご了承下さい。

安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ＫＸ電源は、入力電源ＡＣ９０Ｖ～１２５Ｖ単相または、ＡＣ１８０～２５０Ｖ単相を使用する
業務用電源装置です。
（ＡＣ１８０～２５０Ｖ単相は工場出荷オプションです。
）
使用方法を誤ると、死亡、感電、けがなどする恐れがあり、また火災が起こる可能性があります。
使用する前に本書をよくお読みになり、操作を理解した上で、お使いください。また、本器は電気の安全に関する知識のある専門家、またはその指導の下でご使用ください。
電源を入れる前に、本書をお読みになり、設置場所および使用環境が適切かご確認ください。
また、異常が発生した場合は、直ちに電源を切り高砂製作所にご連絡ください。

ご注意・ラジオ・テレビ等の近くでご使用になると、受信障害を与えることがあります。
・本器は、医療関連、原子力関連など人命に関わる設備としての使用を想定していません。

輸出について・この製品を、国外へ持ち出し、また輸出をされる場合には、事前に当社営業部にご相談ください。

- ２ -

―――

目

次

―――

安全にお使いいただくために ·················································· １目 次······································································· ３

１. 概

要 ········································································ ５
１．１ 概要······························································ ６
１．２ 開梱······························································ ７
１．３ 各部の名称と機能 ·················································· ８

２. 設

置 ······································································ １９
２．１ 設置場所························································ ２０
２．２ 動作電源の接続 ·················································· ２０
２．３ 負荷の接続······················································ ２１

３. 基本的な使い方 ······························································ ２３
３．１ 初期状態························································ ２４
３．２ 定電圧電源としての使い方 ········································ ２６３．３ 定電流電源としての使い方 ········································ ３０
３．４ 背面端子台の使い方 ·············································· ３４
３．５ メモリ機能の使い方 ·············································· ３７
３．６ 内部設定方法 ···················································· ３８
３．７ 保護回路の動作 ·················································· ４０

４. 外部コントロール使用方法 ···················································· ４３
４．１ シリアル通信機能 ················································ ４４４．２ 多チャンネル接続 ················································ ４５
４．３ シリアルポート設定 ·············································· ４６
４．４ コマンド送信間隔 ················································ ４６
４．５ アクセス方法 ···················································· ４７
４．６ コマンド説明 ···················································· ４９
４．７ ＫＸシリーズ通信コマンド ········································ ５０

５. 保守 ········································································ ６３
５．１ 保証期間について ················································ ６４
５．２ 保守サービスについて ············································ ６４
５．３ 保守と点検······················································ ６４- ３ -６. 仕様········································································· ６５
６．１ 出力仕様 ························································ ６６
６．２ 入力仕様 ························································ ６６６．３ 定電圧特性 ······················································ ６６
６．４ 定電流特性 ······················································ ６７
６．５ プログラミング時定数 ············································ ６７
６．６ 計測・表示 ······················································ ６７
６．７ 保護機能 ························································ ６８
６．８ リモートセンシング ·············································· ６８
６．９ 出力ＯＮ／ＯＦＦ制御 ············································ ６８
６．１０ ＲＳ－２３２Ｃによる制御 ······································ ６９６．１１ その他の機能 ·················································· ６９６．１２ 絶縁・耐圧 ···················································· ６９６．１３ 冷却 ·························································· ７０
６．１４ 動作環境 ······················································ ７０
６．１５ 寸法・質量 ···················································· ７０６．１６ 添付品 ························································ ７０
付録·········································································· ７１
付録１ ＫＸ電源外観図 ···················································· ７２- ４ -第１章 概 要

第

１
概

章
要

この章では、機能概要、各部の名称と機能など本器の概要について説明を行います。
１．１ 概要 ······················································· ６
１．２ 開梱 ······················································· ７
１．３ 各部の名称と機能············································ ８-5-

第１章 概 要

１．１ 概要・ＫＸシリーズは、スイッチング方式でゼロから可変できる直流定電圧／定電流電源です。
・ズーム方式の採用により、２１０Ｗ以内の出力電力のとき出力電圧０～６０Ｖ、出力電流
０～１４Ａと広範囲をカバーすることができます。
・定電圧または定電流のどちらのモードでも使用することができ、ゼロからフルスケール
まで、任意に設定することができます。
・フルデジタル制御により、正確で再現性に優れた設定が可能です。
≪特 長≫
○

ズーム電源
１台数役。
電圧、電流の組合せによって何役もこなせます。
実験などで様々な電圧、電流が必要な場合に最適です。

○ 小型・軽量
スイッチング方式により同じ出力電力のドロッパ方式と比較すると約１／３の体積と約１／２の質量です。

○

プリセットメモリ機能
３組までの出力電圧、電流の組合せを書き込み、読み出しができます。
簡単な操作で電圧の変動試験などが実施できます。

○

デジタル制御シリアル通信ポート（ＲＳ２３２Ｃ）を標準装備しており、パソコン、シーケンサから出力電圧値、出力電流値、過電圧保護値、過電流保護値、ＯＵＴＰＵＴ ＯＮ／ＯＦＦ等の設定が可能です。また出力電圧、出力電流の測定値、アラーム及びステータスを読み出すことができます。

○

マルチチャンネル接続
マルチドロップ方式の通信ポートを装備しており１個のＲＳ－２３２ＣポートでＫＸシリーズを３１台までコントロールすることができます。
※マルチ接続には別売ケーブルＫＸＣ－３００が必要です。

○ 保護機能過電圧保護、過電流保護、過電力保護、過温度保護、過大入力電流保護などで、お客様の貴重な負荷と電源をガードします。

-6-

第１章 概 要

１．２ 開梱

ご開梱時には、次の添付品をご確認ください。また、外観に傷、へこみなどがないことをご確認ください。
① 入力ケーブル ··································· １本② ２Ｐ-３Ｐ変換アダプタ ·························· １個③ 背面出力端子保護カバー ························· １個④ 前面出力端子保護キャップ ························ 2 個⑤ ケーブルクランプ ······························· １個⑥ 六角サポート ···································· 2 本⑦ Ｍ３×６ ネジ··································· 2 本⑧ Ｍ４×８ ネジ··································· 1 本⑨ 取扱説明書····································· １部⑩ 安全のしおり ··································· １部-7-

第１章 概 要

１．３ 各部の名称と機能
図１－１～図１－５にフロントパネル、リアパネルを示します。

8

KX-210L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

4
VOLT

6

2

OVP
CURR

5

LIMIT

CV

CC

REMOTE

OCP

LOCAL

A

MEMORYB

C

9

STORE

OUTPUT

7

3

VOLT/CURR

27

LOCK

PRESET

ADJUST
FUNC.

CLEAR

POWER

ITEM SEL.

COARSF

11

1
ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

-

GND

+

45

！

図１－１ フロントパネル-8-

第１章 概 要
位置名①『POWER』
入力電源スイッチ

動作電源スイッチです。
「｜」を押すと「ON」、「○」で「OFF」になります。

②

『V』
電圧計

出力電圧を表示します。
プリセット時は、定電圧設定値または過電圧保護設定値を表示します。
『FUNC』キーを押し、内部設定をするときは、設定内容を表示します。内部設定の詳細は P38、3.6 内部設定方法をご参照下さい。

③

『A』
電流計

出力電流を表示します。
プリセット時は、定電流設定値または過電流保護設定値を表示します。
『FUNC』キーを押し、内部設定をするときは、設定項目を表示します。内部設定の詳細は P38、3.6 内部設定方法をご参照下さい。

④『VOLT』
電圧設定表示ランプ（橙色 LED）

設定／選択つまみ『ADJUST』⑪で電圧設定ができるときに点灯します。
また、プリセット機能で出力電圧を設定するときに点灯します。

⑤『CURR』
電流設定表示ランプ（橙色 LED）

設定／選択つまみ『ADJUST』⑪で電流設定ができるときに点灯します。
また、プリセット機能で出力電流を設定するときに点灯します。

『OVP』
過電圧表示ランプ（赤色 LED）

過電圧保護回路が動作したときに点滅します。
このときスイッチングを停止し、出力を｢OFF｣にします。
解除するには、原因を取り除いた後、入力電源スイッチ①を一旦｢OFF｣にします。
また、プリセット機能でＯＶＰ動作点を設定するときに点灯します。

『OCP』
過電流表示ランプ（赤色 LED）

過電流保護回路が動作したときに点滅します。
このときスイッチングを停止し、出力を｢OFF｣にします。
解除するには、原因を取り除いた後、入力電源スイッチ①を一旦｢OFF｣にします。
また、プリセット機能でＯＣＰ動作点を設定するときに点灯します。

⑥

⑦

⑧

⑨

45

称

『CV』
定電圧ランプ（緑色 LED）『CC』
定電流ランプ（橙色 LED）

吸気口

機

能

OUTPUT「ON」で定電圧動作をしているときに点灯します。

OUTPUT「ON」で定電流動作をしているときに点灯します。

内部冷却用空気の取り入れ口です。
内部の温度が異常上昇する恐れがありますので、絶対にふさがないで
下さい。

-9-

第１章 概 要

KX-210L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

10

17

OVP
CURR

16
OCP

LOCAL

A

MEMORYB

C

STORE

15
OUTPUT

VOLT/CURRLOCKPRESET

ADJUST

14
FUNC.

CLEAR

POWER

ITEM SEL.

COARSF

13
ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

-

GND

+

12

！

図１－２ フロントパネル- 10 -

11

第１章 概 要
位置

名

称

機

能

⑩

『LIMIT』
過電力表示ランプ（赤色 LED）

本器の出力電力が「２１４Ｗ」以上のとき点灯します。
２１４Ｗ以上２４２Ｗ未満の過電力状態が１０秒以上続きますと出力を「OFF」にします。
また、電力値が「２４２Ｗ」以上になったときは２秒以内で出力を「OFF」にします。
復帰するには、原因を取り除いた後『OUTPUT』⑭キーを「ON」にします。

⑪『ADJUST』
設定／選択つまみ

電圧、電流の設定、OVP，OCP の設定や各種パラメータの選択に使用します。

⑫『COARSE』
設定ステップ
選択キー

押すたびに『ADJUST』⑪つまみの設定ステップ幅を「COARSE」(粗いス
テップ)と「FINE」(細かいステップ)に切換えます。
「COARSE」設定ステップは P38、3.6 内部設定方法にて変更できます。

⑬『COARSE』
COARSE／FINE
表示ランプ（橙色 LED）

『COARSE』⑫キーにより設定ステップが「COARSE」になっているとき点灯します。
設定ステップが「FINE」のとき消灯します。

⑭『OUTPUT』
出力 ON／OFF キー

出力の「ON／OFF」を行います。
工場出荷時の初期設定では、電源投入後の出力は「OFF」です。
『OUTPUT』⑭キーを押すたびに「ON」－「OFF」が切換わります。

⑮『OUTPUT』
出力表示ランプ（緑色 LED）

出力「ON」のときに点灯します。

⑯『LOCAL』
LOCAL 切換えキー

シリアル通信によるコントロール状態「REMOTE」からパネル操作「LOCAL」に切換えるキーです。

⑰『REMOTE』
REMOTE 表示ランプ（橙色 LED）

このランプが点灯しているときは、シリアル通信インターフェイスによりアクセスされ、制御権が外部のコンピュータ等に移行している状態です。

- 11 -

第１章 概 要

KX-210L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

24
VOLT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

3

LOCAL

25

2

OVP

23

CURR
OCP

19

A

MEMORYBCSTOREOUTPUT

22

VOLT/CURRLOCK20PRESET

ADJUST

21
18

FUNC.

CLEAR

POWER

ITEM SEL.

11

COARSFＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

27

-

GND

+

！

図１－３ フロントパネル- 12 -

第１章 概 要
位置

名

称

機

能

⑱

『PRESET』
プリセットキー

出力レベル、保護レベルを数値で設定したいとき使用します。
プリセットキーを押すと電圧または OVP の設定値を電圧計②に表示
し、電流または OCP の設定値を電流計③に表示します。
『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押すたびに設定できる項目が、電圧「VOLT」、電流「CURR」、OVP、OCP の順で切換わります。
それぞれ、『ADJUST』⑪つまみにて設定します。

⑲『PRESET』
プリセットランプ（橙色 LED）

プリセット設定が可能なことを示します。

⑳『VOLT/CURR ITEM SEL』
電圧／電流切換え及びアイテムセレクト
キー『ADJUST』⑪つまみで設定する内容（電圧または電流）の切換えまたはプリセット設定する項目の切換えに使用します。プリセットランプ
点灯時は電圧→電流→OVP→OCP の順で切換ります。
『FUNC』キーを押し、内部設定を行うときは選択キーとして使用します。

『LOCK』
キーロック

パネル操作を無効にするためのキーです。
『LOCK』キーを１秒以上押し、『LOCK』表示ランプが点灯すると、キーロック状態になります。
もう一度１秒以上押すと、キーロック状態が解除となります。
キーロック状態は下記３つの状態があり内部設定にて変更できます。
・『OUTPUT』、『LOCK』キー以外無効。
・『LOCK』キー以外無効。
・電圧／電流設定つまみ、『LOCK』キー以外無効。
設定方法については P38、3.6 内部設定方法をご参照下さい。

『LOCK』
キーロック表示ランプ（橙色 LED）

キーロック状態のとき点灯します。

『A』
メモリ表示／設定
キー

メモリ『A』に設定値を書き込むまたは、読み出すときに使用します。
詳細は P37、3.5 メモリ機能の使い方をご参照下さい。

『B』
メモリ表示／設定キー

メモリ『B』に設定値を書き込むまたは、読み出すときに使用します。
詳細は P37、3.5 メモリ機能の使い方をご参照下さい。

『C』
メモリ表示／設定
キー

メモリ『C』に設定値を書き込むまたは、読み出すときに使用します。
詳細は P37、3.5 メモリ機能の使い方をご参照下さい。

- 13 -

第１章 概 要

KX-210L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

OVP
CURR
OCP

26

LOCAL

A

MEMORYB

C

STORE

27

OUTPUT
VOLT/CURRLOCKPRESET

ADJUST
FUNC.

CLEAR

ITEM SEL.

28
POWER

COARSFＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

-

GND

+

29

！
31

30

図１－４ フロントパネル- 14 -

第１章 概 要
位置

名

称

機

能



『STORE』
ストアーキー

設定値を記憶させたいときに、使用します。
詳細は、P37、3.5 メモリ機能の使い方をご参照下さい。

『FUNC』
ファンクションキー

内部設定を行うときに使用します。
設定方法は P38、3.6 内部設定方法をご参照下さい。

『CLEAR』
クリアーキー

キー操作による処理をキャンセルまたは、設定前の状態にします。
キャンセル対象は、
・プリセット設定途中
・内部設定途中
・メモリストア／リコール設定途中になります。

『－』
マイナス側出力端子台

直流出力－（マイナス）側端子です。



『GND』
接地（アース）端子台

本器シャーシに接続されている、接地（アース）端子です。

『＋』
プラス側出力端子台

直流出力＋（プラス）側端子です。

- 15 -

第１章 概 要

37

36

38

32

TERMINATION

34

－
－

SERIAL IF(2)

ON
OFF

OC
UTPO
UT
！D
UTPUT
！
＋＋
！

EXT
ON/OFF

EXT+S - + -S +ON/OFF

39+S + - -S + -

40
41

43

33

SERIAL IF(1)4246～ LINE

35！
LINE INPUT
90-125 ～45-65Hz
5.5A

44

図１－５ リアパネル- 16 -

第１章 概 要
位置

名

称

機

能



『TERMINATION』
終端設定スイッチ『SERIAL IF (2)』の終端抵抗の設定を行います。
『SERIAL IF (2)』にケーブルが１本だけ接続するときまたは、ケーブルを接続しない（１台のみ制御する）とき、「ＯＮ」に設定します。
『SERIAL IF (2)』にケーブルが２本接続されているとき「ＯＦＦ」に設定します。

『SERIAL IF (1)』
外部コントロール
コネクタ

外部コントロール端子です。
シリアル通信用ケーブル（RS232C）でコンピュータ等と接続します。

『SERIAL IF (2)』多チャンネル接続用
コネクタ

１個のシリアルポートで複数のＫＸシリーズを制御するときに専用ケーブルＫＸＣ－３００（３００ｍｍ）にて接続します。
接続の種類により、『TERMINATION』の設定を行ってください。
詳細は P45、4.2 多チャンネル接続をご参照下さい。

『 』
接地（アース）端子本器シャーシに接続されている、接地（アース）端子です。

『＋』＋側直流出力端子

直流出力＋（プラス）側端子です。

『－』－側直流出力端子

直流出力－（マイナス）側端子です。



背面端子

出力と外部コントロール用端子です。詳細は、P34、3.4 背面端子台の使い方をご参照下さい。

『+S』
リモートセンシング端子＋（プラス）側リモートセンシング端子です。

『＋』
ローカルセンシング端子＋（プラス）出力端子と同電位の端子です。
リモートセンシングを使用しない場合には、『＋Ｓ』端子とショートしておいて下さい。
※この端子から、負荷に電力を供給しないで下さい。

『－』
ローカルセンシング
端子－（マイナス）出力端子と同電位の端子です。
リモートセンシングを使用しない場合には、『－Ｓ』端子とショートしておいて下さい。
※この端子から、負荷に電力を供給しないで下さい。

『-S』
リモートセンシング
端子－（マイナス）側リモートセンシング端子です。

- 17 -

第１章 概 要

位置

名 称

機

能



『EXT. ON/OFF』
外部接点による
出力 ON/OFF 用端子

外部接点により、出力の「ON」、「OFF」を制御します。
・ショートのとき、出力「ON」になります。
・オープンのとき、出力「OFF」になります。
この機能を使用するときは内部設定により、外部接点による出力制御
機能を「有効」にする必要があります。詳細はP35、3.4-1 外部接点による出力のON/OFF をご参照下さい。

44『～LINE』
動作電源入力本器の動作電源を接続するインレットコネクタです。添付品のケーブルを接続します。

空冷用ファン

内部冷却用のファンです。
内部冷却用空気の吐出し口です。
内部の温度が異常上昇する恐れがありますので、絶対にふさがないで
下さい。

46

- 18 -

第２章 設 置

第

２
設

章
置

この章では、設置、接続の方法について説明します。
２．１ 設置場所 ·················································································２０
２．２ 動作電源の接続 ········································································２０
２．３ 負荷の接続 ··············································································２１- 19 -

第２章 設 置

２．１ 設置場所
本器を安全にお使いいただくために、次の注意事項をお守り下さい。

！ 警告
・可燃性ガスの発生する場所には設置しないで下さい。
・前面空気取り入れ口および背面の放熱穴（ＦＡＮモーター部）には金属のピン、線材、ビスなどを入れないで下さい。感電、火災の危険が生じます。

！ 注意
・本器は固定した場所で使用するように設計されています。
振動のある場所では使用しないでください。本体を回転した状態（横置き、上下反対置きなど）で使用しないでください。
・周囲温度０～４０℃、湿度２０～８０％ＲＨ、腐食性ガスのない室内でご使用下さい。
・本器の前面及び背面はふさがないで下さい。吸気および排気口をふさぐと内部温度の上昇！

により過温度保護が動作し、出力が「ＯＦＦ」になることがあります。
・ラジオ等、受信機の近くで使用しますと、受信機は妨害を受けることがあります。

！

２．２ 動作電源の接続
本器は単相９０～１２５Ｖ、４５～６５Ｈｚの交流電源で動作します。
（工場出荷オプションとして、単相１８０～２５０Ｖ、４５～６５Ｈｚに設定できます。
）
本器を安全にお使いいただくために、次の注意事項をお守り下さい。

！ 危険・２Ｐ-３Ｐ変換アダプタを使用したときは、緑色のコードを接地して下さい。
・本機はＥＭＩ（電磁妨害）を防ぐためノイズフィルターを内蔵しています。
このため､わずかな漏れ電流があり、接地せずに使用すると感電する恐れがあります。
安全のため、必ず接地して下さい。

！
！

！ 注意
・動作入力電源は単相９０～１２５Ｖまたは１８０～２５０Ｖ、４５Ｈｚ～６５Ｈｚの範囲でご使用下さい。
（単相１８０～２５０Ｖ、４５～６５Ｈｚは工場出荷オプションです。
）
電源電圧は背面のラベルに表示されています。
・最大消費電力が供給可能な電源に接続して下さい。
・入力電源ケーブルは付属のものを必ずご使用下さい。
また、付属の入力電源ケーブルは他の製品へご使用しないで下さい。

- 20 -！
！
！

第２章 設 置

２．３

負荷の接続

２．３－１

前面出力端子を使用する場合
図２－１のように負荷を接続してください。
ご参考-－ショートバーの使い方－
ショートバーを『＋』端子と『GND』端子間に入れると出力の「＋」(プラス)極を接地でき、『－』端子と『GND』端子間に入れると出力の「－」(マイナス)極をそれぞれ接地することが
できます。

+

GND

前面出力端子保護キャップ/添付品※前面端子を使用しないときは、添付の前面出力端子保護キャップを取り付けてください。
Ｃ１：電解コンデンサ 100~1000μＦ

φ6圧着端子1~10μＦ

Ｃ２：フィルムコンデンサ

配線材※出力リップル・ノイズをさらに小さくしたいときに取りつけてください。

+
負荷
C1

C2

－

より合わせる

図２－１ 前面出力端子への負荷の接続

２．３－２

背面出力端子を使用する場合
前面出力端子と並列接続された背面出力端子を設けています。
図２－２に背面出力端子接続図を示します。

出力バー
背面出力端子保護カバー
添付品！ ボルトの取付け方向に注意
φ５圧着端子TERMINATION
ON

配線材

UC
TPO
UU
TTPUT
！ OD
！

＋

！

TERMINATION
ON
OFF

EXT
ON/OFF+S + - -S + -

－

！
＋
－

EXT
ON/OF
F
+S + --S +-M4×8ネジ
添付品
負荷へ

背面
六角サポートSERIAL IF(1)SERIAL IF(2)OFF

M3×6ネジ
添付品

SERIAL IF(1)SERIAL IF(2)

圧入ナット

ケーブルサポート
添付品
ナイフなどで切り込みを入れてください。

添付品

Ｃ１：電解コンデンサ 100~1000μＦ～ LINE

1~10μＦ
Ｃ２：フィルムコンデンサ～ LINE※出力リップル・ノイズをさらに小さくしたいときに取りつけてください。

ナイフなどで切り込みを入れてください。

C1
より合わせ
図２－２

+

負

－

荷

C2

背面出力端子への負荷の接続- 21 -

第２章 設 置

ご参考
・配線はより合わせることで負荷端でのリップル、ノイズを小さくすることができます。
さらに、図２－１、及び図２－２のようにＣ１、Ｃ２を負荷端の近くに接続することでノイズレベルを本器の仕様値よりも小さくすることができます。
このときＣ１、Ｃ２は高周波インピーダンスの小さなものを使い、リード線は極力短く切って接続
してください。
・前面出力端子と背面出力端子は本器内部で接続されています。出力電圧の安定度は背面出力端子（センシング端子）で保証されているため、前面出力端子では負荷電流に対して最大±200mV の変動があ
ります。

！ 注意
・負荷に、バッテリーをつなぐ場合は、必ずシンク機能を OFF にしてください。
！
OUTPUT｢OFF｣時、本器に電流が流れ込み、過放電および過熱保護機能が動作する場合があります。

！ 危険・出力の＋または－を 端子と接続するときは、前面と背面の接地極性を合わせて下さい。
間違えますと出力の＋－間がショートになり出力できなくなりますので、ご注意下さい。
・KX-210L の最大出力電圧は DC60V です。
ご使用の際には、必ず添付の背面出力端子保護カバーを取り付けてください。
また、前面出力端子を使用しない場合には添付の前面出力端子保護キャップを「＋」、「－」端子に取付けてご使用ください。

- 22 -

第３章 基本的な使い方

第 ３ 章
基本的な使い方

この章では、基本的な使い方について説明します。
３．１ 初期状態 ·····················································２４３．２ 定電圧電源としての使い方 ·····································２６３．３ 定電流電源としての使い方 ·····································３０
３．４ 背面端子台の使い方 ···········································３４
３．５ メモリ機能の使い方 ···········································３７
３．６ 内部設定方法 ·················································３８
３．７ 保護回路動作 ·················································４０- 23 -

第３章 基本的な使い方

３．１ 初期状態
工場出荷時及び初期化操作後の設定は、以下のようになっています。
ランプ類

VOLT ランプ以外消灯。
（入力電源ｽｲｯﾁ｢ON｣時）

定電圧設定値０Ｖ

定電流設定値

１４．３３Ａ

過電圧保護設定値（ＯＶＰ）

６６．００Ｖ

過電流保護設定値（ＯＣＰ）

１５．４０Ａ

メモリＡ，Ｂ，Ｃ内の設定電圧値

０Ｖ

メモリＡ，Ｂ，Ｃ内の設定電流値

１４．３３Ａ

・内部設定
項目番号
０
１

２

３
４
５
６
７

８
９

設定項目
デバイスアドレスボーレート

設定値の範囲と内容
初期値
１～５０
１
０＝２４００ｂｐｓ
１＝９６００ｂｐｓ
１＝９６００ｂｐｓ
２＝３８４００ｂｐｓ
パリティ
０＝なし
０=なし
１＝ODD(奇数)２＝EVEN(偶数)外部接点による ON／OFF
０＝無効
０＝無効
１＝有効(ｵ-ﾌﾟﾝ：出力 OFF､ｼｮ-ﾄ：通常動作）
シンク機能の ON／OFF
０＝OFF
１＝ON
１＝ON
POWER｢ON｣時の
０＝OFF
０＝OFF
OUTPUT の状態
１＝ON
OUTPUT｢OFF｣時の電圧計
０＝計測値表示
０＝計測値表示及び、電流計の表示
１＝設定値表示
LOCK のモード選択
０＝LOCK 以外無効
０＝LOCK 以外無効
１＝OUTPUT、LOCK 以外無効
２＝設定／選択つまみ以外無効
COARSE・電圧ステップ幅設定 ０≦Ｓ≦９９９
５０(１Ｖ／ステップ)
COARSE・電流ステップ幅設定 ０≦Ｓ≦９９９

内部設定の詳細は P38、3.6 内部設定方法をご参照下さい。

- 24 -

２０(０．２Ａ／ステップ)

第３章 基本的な使い方

３．１－１

初期化
ＫＸ電源の各設定を初期化することができます。

「CLEAR」キーを１回押します。次に、メモリキーの『Ａ』と『Ｃ』を同時に１秒以上押します。
（押している間ディスプレイの表示が消えます。
）
各設定は工場出荷時の初期設定になります。

！ 注意
・初期化により消去された設定値は復元できません。

３．１－２

！

設定値のバックアップ
本器は POWER を OFF にした時点のすべての設定値を不揮発性メモリ（EEPROM）に保持しています。
POWER ON 時には、前回 POWER OFF 時と同じ設定になります。
※電池は使用していないので、交換等の必要はありません。

- 25 -

第３章 基本的な使い方

３．２ 定電圧電源としての使い方

2

4

6

KX-210L

8

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

10
9

OVP

5

CURR
OCP

3

LOCAL

7
A

MEMORYB

C

15

STORE

OUTPUT

14

VOLT/CURR

19

LOCK

PRESET

ADJUST
FUNC.

CLEAR

18

POWER

20

ITEM SEL.

11

COARSF28

ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

-

GND

13

+

1

！
27
12

図３－１ フロントパネル- 26 -

第３章 基本的な使い方○操作方法
１） 入力電源スイッチ『POWER』①の「｜」を押し、「ON」にします。
２） プリセットキー『PRESET』⑱を押し、プリセット表示ランプ⑲を点灯させます。
３） 下記設定方法により、電圧・電流制限・OVP・OCP の設定を行います。

【電圧設定】
Ａ．
『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを何度か押し、電圧設定表示ランプ『VOLT』④を点灯させます。電圧計『Ｖ』②には、電圧設定値が表示されます。
Ｂ．設定／選択つまみ『ADJUST』⑪を回し、希望する電圧値を設定します。
Ｃ．
『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を点灯させると、『ADJUST』⑪つまみで粗い設定ができます。
（もう一度『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。
）【電流制限設定】
Ａ．
『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押し、電流設定表示ランプ『CURR』⑤を点灯させます。電流計『Ａ』③には、電流制限値が表示されます。
Ｂ．
『ADJUST』⑪つまみを回し、希望する電流制限値を設定します。
Ｃ．
『COARSE』⑫キーを押し、ＣＯＡＲＳＥ表示ランプ⑬を点灯させると、『ADJUST』⑪つまみで粗い設定ができます。
（もう一度『COARSE』⑫ キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。
）【OVP（過電圧保護）設定】
Ａ．
『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押し、OVP 表示ランプ『OVP』⑥を点灯させると、電圧計『Ｖ』②には、OVP 設定値が表示されます。
Ｂ．
『ADJUST』⑪つまみを回し、希望する OVP 設定値を設定します。
Ｃ．
『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を点灯させると、『ADJUST』⑪つまみで粗い設定ができます。
（もう一度『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。
）- 27 -

第３章 基本的な使い方【OCP（過電流保護）設定】
Ａ．
『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押し、OCP 表示ランプ『OCP』⑦を点灯させます。
電流計『Ａ』③には、OCP 設定値が表示されます。
Ｂ．
『ADJUST』⑪つまみを回し、希望する OCP 設定値を設定します。
Ｃ．
『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を点灯させると、『ADJUST』⑪つまみで粗い設定ができます。
（もう一度『COARSE』⑫
キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。
）

４） 『PRESET』⑱キーを押し、プリセット表示ランプ⑲を消灯させると設定が確定されます。
（設
定を無効にするにはＣＬＥＡＲキー『CLEAR』を押します。
）
５） 出力 ON/OFF キー『OUTPUT』⑭を押すと、出力電圧が立ち上がります。また、出力表示ランプ『OUTPUT』⑮と定電圧ランプ『CV』⑧が点灯します。
６） さらに、『OUTPUT』⑭キーを押すと、出力は「OFF」となり、押すたびに、「ON」→「OFF」→「ON」………を繰り返します。
７） 負荷電流が電流制限値を超えると定電流動作へ移行し、出力電圧を低下させて負荷電流を制限内に抑えます。このとき定電流ランプ『CC』⑨が点灯します。
８） プリセットの設定は、OUTPUT「ON」、「OFF」に関わらず設定できます。
（OUTPUT「ON」でプリセットの操作をしても確定（プリセット表示ランプ消灯）するまで実際の設定は変わりません。
）
プリセット表示ランプ消灯の状態で『ADJUST』⑪つまみを回すと、OUTPUT「ON」、「OFF」に関
わらず、『ADJUST』⑪つまみを回した分だけ変化した値に設定します。

- 28 -

第３章 基本的な使い方

このページは白紙です- 29 -

第３章 基本的な使い方

３．３ 定電流電源としての使い方

8

2

10

4

KX-210L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

6

CV

LIMIT

CC

REMOTE

OVP
CURR

5

OCP

7

A

LOCAL

MEMORYBCSTOREOUTPUT
VOLT/CURR

19

LOCK

PRESET

ADJUST
FUNC.

CLEAR

18

9

POWER

ITEM SEL.

3

15
14
20

COARSF

11
ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

28

-

GND

+

13

1

！
27
12

図３－２ フロントパネル- 30 -

第３章 基本的な使い方○操作方法
１） 入力電源スイッチ『POWER』①の「｜」を押し、「ON」にします。
２） プリセットキー『PRESET』⑱を押し、プリセット表示ランプ⑲を点灯させます。
３） 下記設定方法により、電流・電圧制限・OVP・OCP の設定を行います。

【電流設定】
Ａ．
『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押し、電流設定表示ランプ『CURR』⑤を点灯させます。
電流計『Ａ』③には、電流設定値が表示されています。
Ｂ．設定／選択つまみ『ADJUST』⑪を回し、希望する電流値を設定します。
Ｃ．COARSE キー『COARSE』⑫を押し、COARSE 表示ランプ⑬を点灯させると、『ADJUST』⑪つまみで粗い設定ができます。
（もう一度『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。
）【電圧制限設定】
Ａ．
『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押し、電圧設定表示ランプ『VOLT』④を点灯させます。
電圧計『Ｖ』②には、電圧制限値が表示されています。
Ｂ．
『ADJUST』⑪つまみを回し、希望する電圧制限値を設定します。
Ｃ．COARSE キー『COARSE』⑫を押し、COARSE 表示ランプ⑬を点灯させると、『ADJUST』⑪つまみで粗い設定ができます。
（もう一度『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。
）【OVP（過電圧保護）設定】
Ａ．
『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押し、OVP 表示ランプ『OVP』⑥を点灯させます。
電圧計『Ｖ』②には、OVP 設定値が表示されています。
Ｂ．
『ADJUST』⑪つまみを回し、希望する OVP 設定値を設定します。
Ｃ．COARSE キー『COARSE』⑫を押し、COARSE 表示ランプ⑬を点灯させると、『ADJUST』⑪つまみで粗い設定ができます。
（もう一度『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。
）- 31 -

第３章 基本的な使い方【OCP（過電流保護）設定】
Ａ．
『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押し、OCP 表示ランプ『OCP』⑦を点灯させます。
電流計『Ａ』③には、OCP 設定値が表示されています。
Ｂ．
『ADJUST』⑪つまみを回し、希望する OCP 設定値を設定します。
Ｃ．COARSE キー『COARSE』⑫を押し、COARSE 表示ランプ⑬を点灯させると、『ADJUST』⑪つまみで粗い設定ができます。
（もう一度『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。
）
４） 『PRESET』⑱キーを押し、プリセット表示ランプ⑲を消灯させると設定が確定されます。（設定を無効にするには『CLEAR』キーを押します。
）
５） 出力 ON/OFF キー『OUTPUT』⑭を押すと、電流が出力されます。また、出力表示ランプ『OUTPUT』⑮と定電流ランプ『CC』⑨が点灯します。
６） さらに、『OUTPUT』⑭キーを押すと、出力は「OFF」となり、押すたびに「ON」→「OFF」→「ON」………を繰り返します。
７）

負荷電圧が電圧制限値を超えると定電圧動作へ移行し、出力電圧を低下させて制限電圧に抑えます。このとき定電圧ランプ『CV』⑧が点灯します。

８） プリセットの設定は、OUTPUT「ON」、「OFF」に関わらず設定できます。
（OUTPUT「ON」でプリセットの操作をしても確定（プリセット表示ランプ消灯）するまで実際の設定は変わりません。
）
プリセット表示ランプ消灯の状態で『ADJUST』⑪つまみを回すと、OUTPUT「ON」、「OFF」に関
わらず、『ADJUST』⑪つまみを回した分だけ変化した値に設定します。

- 32 -

第３章 基本的な使い方

このページは白紙です- 33 -

第３章 基本的な使い方

３．４ 背面端子台の使い方
ＫＸシリーズは、背面に端子台を設けてあります。
この端子台には、出力 ON/OFF 制御端子、リモートセンシング端子、出力端子があります。

37

36

38

32

TERMINATION

ON
OFF

33

！

EXT
ON/OFFEXTSERIAL IF(2)+S + - -S +ON/OFF－－+S + - -S + -

40
41
43
42
39

SERIAL IF(1)

34

OC
UTPO
UT
！D
UTPUT
！
＋＋

44

～ LINE！
LINE INPUT
90-125 ～45-65Hz
5.5A

35
45

図３－３ リアパネル- 34 -

第３章 基本的な使い方

３．４－１

外部接点による出力の ON/OFF
小容量の接点、またはフォトカプラの出力で本器の出力を「ON/OFF」することができます。
接点容量が５Ｖ、２．５ｍＡ以上の小信号用リレーまたはスイッチ、フォトカプラを使用
します。

！ 注意

！

・電磁接触器の主接点やパワーリレー等電力用接点は適しません。

外部接点による出力 ON/OFF 制御を『有効』にするには内部設定を変更する必要があります。
工場出荷設定では『無効』になっています。
設定方法は、下記の通りです。
１）『CLEAR』キーを押します。
『FUNC』キーを押すと上段の電圧計『Ｖ』②の数字が点滅します。
２）
３）『ADJUST』⑪つまみで『Ｖ』②が示す項目番号を「３」に選択します。
４）『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押すと下段の電流計『Ａ』③の数字が点滅します。
５）『ADJUST』⑪つまみで『Ａ』③電流計が示す設定内容を「１」に選択します。
６）『FUNC』キーを押し、内部設定を終了します。
（内部設定を途中で解除したいときは『CLEAR』キーを押します。）
これで外部接点による、出力 ON/OFF が有効となります。
項目番号と設定内容は、それぞれ『Ｖ』②電圧計表示と『Ａ』③電流計表示に戻ります。
＊解除方法は、上記５）の設定時に『ADJUST』⑪つまみで『Ａ』③電流計が示す設定内
容を「０」に選択します。

UC
TPO
UU
TTPUT
TERMINATION ！ OD
ON＋

リレーまたは接点＋

OFF

ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

TERMINATION
ON

フォトカプラOFF

ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

図３－４ 外部接点による、出力ＯＮ／ＯＦＦ制御- 35 -！

EXT
ON/OFF+S + - -S + -－SERIAL IF(2)

出力
ON
OFF

SERIAL IF(2) SERIAL IF(1)接点
閉開！ DC OUTPUT

＋

！

EXT
ON/OFF+S + - -S + -－第３章 基本的な使い方

３．４－２

リモートセンシング
出力端子から負荷までの電圧降下が問題となる場合、リモートセンシングにより、配線の電圧降下を補償することができます。
補償できる電圧は片道１Ｖまでです。
ショートバーを取り外し、図３－５のように配線してください。

背面端子 38 の使い方

Ｃ３ Ｃ４
＋

＋

！ DC OUTPUT＋！

7～10mmEXT
ON/OFF+S + - -S + -－マイナスドライバーにてロックを解除し電線を抜き差ししてください。

＋Ｓ

ナイフなどで切り込みを入れてください。

＋＋

より合わせる

Ｃ１

負荷
Ｃ２
－

より合わせる－Ｓ

C1 ：電解コンデンサ
100～1000μF 負荷端での出力リップル・ノイズを低減させたい場合に接続してください。
C2 ：フィルムコンデンサ 1～10μF
C3,4：電解コンデンサ
16V 470μF (負荷までの配線が長い場合に接続してください。)

図３－５ リモートセンシング！ 注意
・端子に結線するときは、必ず入力電源スイッチを「OFF」にしてから行なって下さい。
・背面端子への適合線材は、18～22AWG(より線)、18～26AWG(単線)です。
必ず適合線材をご使用ください。
また、電線の先端から 7～10mm 被覆をむいてから背面端子へ接続してください。

- 36 -！
！

第３章 基本的な使い方

３．５ メモリ機能の使い方
電圧、電流の設定値を「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の３つのメモリへ書き込み、読み出すことができます。

３．５－１

メモリへの書き込み
１）あらかじめ電圧（CV）、電流（CC）の設定値を保存したい値に設定しておきます。
２）『STORE』キーを押します。
現在の設定値が電圧計『Ｖ』②、電流計『Ａ』③に点滅表示されます。
（書き込みを解除したいときは、『CLEAR』キーを押します。）
３）保存先のメモリ『Ａ』、『Ｂ』、『Ｃ』のいずれかのキーを１秒以上押すと、点滅
スピードが速くなり書き込みが終了します。
４）メモリキーを放すと、電圧計『Ｖ』②、電流計『Ａ』③は計測表示に戻ります。
（OUTPUT が OFF の状態でもメモリへの書き込みは可能です。）

３．５－２

メモリの読み出し
１）読み出したい『Ａ』、『Ｂ』、『Ｃ』のいずれかのキーを押します。
保存されている電圧、電流設定値が電圧計『Ｖ』②、電流計『Ａ』③に点滅表示されます。
（読み出しを解除したいときは、『CLEAR』キーを押します。）
２）再度、同じメモリキーを１秒以上押すと、点滅スピードが速くなり読み出しが終了します。
３）メモリキーを放すと、電圧計『Ｖ』②、電流計『Ａ』③は計測表示に戻ります。
４）『OUTPUT』⑭キーを押すと、読み出したメモリ内容にて動作します。
（OUTPUT が ON の状態でもメモリへの読み出しは可能です。）- 37 -

第３章 基本的な使い方

３．６ 内部設定方法
１０項目の内部パラメータ設定を行います。設定できる項目はデバイスアドレス、ボーレート、
パリティ、外部接点による ON/OFF、シンク機能の ON/OFF、POWER「ON」時の OUTPUT 状態、OUTPUT「OFF」時の電圧計及び電流計の表示、LOCK のモード選択、COARSE・電圧ステップ、COARSE・電流ステップです。

３．６－１

内部設定手順１）ファンクションキー『FUNC』を押します。
電圧計『Ｖ』②が点滅します。
上段『Ｖ』②電圧計と下段『Ａ』③電流計の表示は、それぞれ項目番号と設定値を示します。
２）『ADJUST』⑪つまみで『Ｖ』②が示す項目番号を変更します。
３）『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押すと、『Ａ』③電流計が示す設定値が点滅します。
４）『ADJUST』⑪つまみで『Ａ』③が示す設定値を変更します。
５）『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押すたびに、設定対象が項目番号→設定値→項目番号→………と変わります。
６）設定が終了したら、再度『FUNC』キーを押します。
（設定を無効にするには、『FUNC』キーを押す前に『CLEAR』キーを押します。）
項目番号と設定内容は、それぞれ『Ｖ』②電圧計と『Ａ』③電流計の表示に戻ります。
７）デバイスアドレス、ボーレート、パリティ、のいずれかを変更したときは『POWER』①を押し「OFF」にして下さい。
再び、『POWER』①を「ON」にすると設定が変更されます。

次ページ表３．１に内部設定項目を示します。

- 38 -

第３章 基本的な使い方
表３－１ 内部設定項目内容
項目番号
０
１

設定項目
デバイスアドレス
ボーレート

２

パリティ

３

外部接点による ON／OFF

４

シンク機能の ON／OFF

設定値の範囲と内容
初期値
１～５０
１
０＝２４００ｂｐｓ
１＝９６００ｂｐｓ
１＝９６００ｂｐｓ
２＝３８４００ｂｐｓ
０＝なし
０=なし
１＝ODD(奇数)２＝EVEN(偶数)
０＝無効
０＝無効
１＝有効(ｵ-ﾌﾟﾝ：出力 OFF､ｼｮ-ﾄ：出力 ON）
２＝ｵ-ﾌﾟﾝ：出力 OFF（出力強制停止）
ｼｮ-ﾄ：通常動作

８

０＝OFF
１＝ON
POWER｢ON｣時の
０＝OFF
OUTPUT の状態
１＝ON
OUTPUT｢OFF｣時の電圧計
０＝計側値表示及び、電流計の表示
１＝設定値表示
LOCK のモード選択
０＝LOCK 以外無効
１＝OUTPUT、LOCK 以外無効
２＝設定／選択つまみ以外無効
COARSE・電圧ステップ幅設定 ０≦Ｓ≦９９９

９COARSE・電流ステップ幅設定 ０≦Ｓ≦９９９５
６
７

表３．２ ＣＯＡＲＳＥステップ幅設定分解能

Ｌ
電圧

20mV

電流

10mA

※ＣＯＡＲＳＥステップ幅＝Ｓ×Ｌ（mV または mA）- 39 -

１＝ON
０＝OFF
０＝計測表示値
０＝LOCK 以外無効

５０
(１Ｖ／ステップ)
２０(０．２Ａ／ステップ)

第３章 基本的な使い方

３．７ 保護回路の動作
３．７－１ 過電圧保護回路（OVP：Over Voltage Protector）
本器の回路故障、誤操作、定電流モードでの負荷オープンなどにより、過電圧が発生した
場合にスイッチングを停止し、負荷を保護することができます。
OVP の動作電圧は定格の５％から定格の１１０％まで任意に設定することができます。
OVP回路が２ｍｓ以上の幅で過電圧を検出するとスイッチングを停止することで出力を「OFF」にし、負荷を保護します。
○設定の方法１）プリセットキー『PRESET』⑱キーを押し、プリセット表示ランプ⑲を点灯させます。
２）『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押し、『OVP』⑥ランプを点灯させると、電圧計『Ｖ』②に
現在の OVP 設定値が表示されます。
３）『ADJUST』⑪つまみで OVP 動作値を設定します。
『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を点灯させると、『ADJUST』⑪つまみで、粗い設定ができます。
（もう一度『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。
）
４）再度『PRESET』⑱キーを押すと、設定が確定し、電圧計『Ｖ』②は計測表示に戻ります。
（設定を無効にするには『CLEAR』キーを押します。
）
OVP の設定は、OUTPUT「ON」、「OFF」にかかわらず設定できます。
また、OUTPUT「ON」でプリセットの設定をしても、プリセット表示ランプを消すまで OVP の設
定値は変わりません。
OVP が動作すると、OVP 表示ランプが点滅します。
OVP を解除するには、原因を取り除いた後、入力電源スイッチ『POWER』①を一旦 OFF にし、再度「ON」にして下さい。

- 40 -

第３章 基本的な使い方

３．７－２

過電流保護回路（OCP：Over

Current Protector）

負荷の短絡などで過電流が発生した場合に、スイッチングを停止し、負荷を保護することができます。
OCP の動作電流は、定格の５％～１１０％まで任意に設定することができます。
OCP 回路が１００ｍｓ以上の幅で過電流を検出すると、スイッチングを停止すること
で出力を OFF にし、負荷を保護します。
○設定の方法
１）『PRESET』⑱キーを押し、プリセット表示ランプ⑲を点灯させます。
２）『VOLT/CURR ITEM SEL』⑳キーを押し、過電流表示ランプ『OCP』⑦を点灯させると、電流計『Ａ』③に現在の OCP 設定値が表示されます。
３）『ADJUST』⑪つまみで OCP 動作値を設定します。
『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を点灯させると、『ADJUST』⑪つまみで、粗い設定ができます。
（もう一度『COARSE』⑫キーを押し、COARSE 表示ランプ⑬を消灯させると細かい設定に戻ります。
）
４）再度『PRESET』⑱キーを押すと、設定が確定し、電流計『Ａ』③は計測表示に戻ります。
（設定を無効にするには『CLEAR』キーを押します。）
OCP の設定は、OUTPUT「ON」、「OFF」にかかわらず設定できます。
また、OUTPUT「ON」でプリセットの設定をしても、プリセット表示ランプ⑲を消灯させるまで
OCP の設定値は変わりません。
OCP が動作すると、OCP 表示ランプが点滅します。
OCP を解除するには、原因を取り除いた後、入力電源スイッチ『POWER』①を一旦 OFF にし、再度「ON」にして下さい。

- 41 -

第３章 基本的な使い方

３．７－３ 過電力保護回路（OPP：OverPower

Protector）

出力電力値が２１４Ｗを超えたとき、『LIMIT』⑩ランプが点灯します。
２１４Ｗ～２４１Ｗの過電力状態が１０秒以上続くと、出力を「OFF」にします。
また、出力電力が２４１Ｗ以上になると、２秒以内に出力を「OFF」にします。
原因を取り除いた後、OUTPUT を「ON」にすると、OPP は解除され復旧します。

３．７－４ 過温度保護回路（OHP：Over

Heat

Protector）

内部の放熱器温度が９０℃以上に上昇すると、スイッチングを停止し、出力を「OFF」にします。
OHP が動作すると、電圧計『Ｖ』②の表示に「Err」を表示します。
また、電流計『Ａ』③の表示は「０１」を表示します。
OHP を解除するには、原因を取り除いた後、入力電源スイッチを一旦 OFF にして
下さい。

！ 注意
・ 前面の吸気口や背面の排気口をふさぐと OHP が動作する場合があります。本器をラックマ！
ウントする場合はＫＸシリーズ用ラックマウントホルダ「RH-KX」を使用して下さい。
・ 入力電源再投入後、OUTPUT「ON」できない場合には、放熱器が十分に冷却されてない可能性！
があります。
！
・ 負荷に、バッテリーをつなぐ場合は、必ずシンク機能を OFF にしてください。
OUTPUT｢OFF｣時、本器に電流が流れ込み、過放電および過熱保護機能が動作する場合があります。

- 42 -

第４章 外部コントロール使用方法

第 ４ 章
外部コントロール
使用方法

この章では、本器を外部からコントロールする方法を説明します。
４．１ シリアル通信機能 ·············································４４４．２ 多チャンネル接続 ·············································４５４．３ シリアルポート設定 ···········································４６４．４ アクセス方法 ·················································４７
４．５ コマンド説明 ·················································４９４．６ ＫＸシリーズ通信コマンド ·····································５０- 43 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．１ シリアル通信機能
本器にはシリアル通信による外部コントロール機能があり、コンピュータ、シーケンサ等のＣＯＭポート（ＲＳ２３２Ｃ）よりコントロールすることができます。
図４－１に外部コントロールコネクタ『SERIAL IF (1)』のコネクタ形式を示します。
本器のＣＴＳ信号をＯＮすることにより通信が可能となります。
ＣＴＳ信号をＯＮすることにより、本器のＲＴＳ信号、ＤＴＲ信号がＯＮになります。

本体側：Ｄ－ＳＵＢ９ピン（オス）

９・・６

５・・・１

SERIALIF (1)ピンＮｏ.

名称

1N/OUT

ピンＮｏ.

名称

IN/OUT

１

ＮＣ

-

２

ＲＸ

IN

３

ＴＸ

OUT

４

ＤＴＲ

OUT

５

ＧＮＤ

-

６

ＤＳＲ
（未使用）

-

７

ＲＴＳ

OUT

８

ＣＴＳ

IN

９

ＮＣ

-

【ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ､ｼ-ｹﾝｻを接続する場合】
下記結線を持つ､ﾊﾟｿｺﾝ用ｼﾘｱﾙｲﾝﾀ-ﾌｪ-ｽｹ-ﾌﾞﾙを使用して下さい。
結線図
KX側
ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ側（D-Sub 9pinﾒｽ）（D-Sub 9pinﾒｽ）

RX（2）
TX（3）
DTR（4）
GND（5）
DSR（6）
RTS（7）CTS（8）RX（2）TX（3）
DTR（4）
GND（5）
DSR（6）
RTS（7）CTS（8）

図４―１ 外部コントロールコネクタ『SERIAL IF (1)』ピン配置
本器を複数台制御するとき、２台目以降は『SERIAL IF (2)』を使用し、接続します。
図４－２に外部コントロールコネクタ『SERIAL IF (2)』コネクタの形式を示します。
『SERIAL IF (2)』は RS485 規格に準拠した電気的仕様になっています。
本体側：ＲＪ－４５（メス）
１・・８

SERIALIF (2)ピンＮｏ.

名称

IN/OUT

ピンＮｏ.

名称

IN/OUT

１

ＮＣ

-

２

ＮＣ

-

３

ＴＸ＋

OUT

４

ＴＸ－

OUT

５

ＲＸ＋

IN

６

ＲＸ－

IN

７

ＮＣ

-

８

ＮＣ

-

図４―２ 外部コントロールコネクタ『SERIAL IF (2)』ピン配置- 44 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．２ 多チャンネル接続
１台のコンピュータで複数台のＫＸシリーズを制御するシステムを図４－３示します。
ＫＸにそれぞれ、独立したアドレスを設定すると、１個のＲＳ－２３２Ｃポートで最大３１台のＫＸシリーズ直流電源が制御できます。

！ 注意
・ＫＸシリーズは直列接続及び、並列接続は出来ません。

！

TERMINATIONTERMINATIONTERMINATION

ON

ON

ON

OFF

OFF

！

EXT
ON/OFF+S + - -S + -

－

！O
UC
TPO
UU
TTPUT
TERMINATION ！
D
ON
＋

＋

OFF

！

EXT
ON/OFF+S + - -S + -－SERIAL IF(1)SERIAL IF(1)！

EXT
ON/OFF+S + - -S + -－～ LINE！
LINE INPUT
90-125 ～45-65Hz
5.5A

ＫＸシリーズ 1＋

OFF～ LINE～ LINE！
LINE INPUT
90-125 ～45-65Hz
5.5A

TERMINATION ！
UC
TPO
UU
TTPUT
！O
D
ON
＋

SERIAL IF(2)！ DC OUTPUT＋SERIAL IF(2)

OFF

OFF

SERIAL IF(1)TERMINATIONON

KXC-300(※)

SERIAL IF(2)KXC-300(※)！
LINE INPUT
90-125 ～45-65Hz
5.5A

ＫＸシリーズ 2

ＫＸシリーズ 31※本器を複数台接続する場合はオプションケーブル（別売）ＫＸＣ－３００（３００ｍｍ）
をご使用下さい。

RS-232C
パソコン等

図４－３ ＫＸ電源多チャネル接続

本器を多チャネル接続するとき、『SERIAL IF (2)』に２本のケーブルを接続する電源は『TERMINATION』スイッチ（P34,図 3-3）を「OFF」に設定して下さい。
『SERIAL IF (2)』に１本の接続または接続なしの場合は『TERMINATION』スイッチ（P34,図 3-3）を「ON」にして下さい。ただし、Rev2.00 以降とRev2.00 未満のＫＸシリーズ
を混在して接続する場合は、全ての『TERMINATION』スイッチを「OFF」にして下さい。
Rev番号は本体底面にあります。Rev番号シールが無い場合はRev2.00 未満です。
１個のＲＳ－２３２Ｃポートに対して、ＫＸシリーズを最大３１台接続し、多チャンネル
電源としてコントロールすることができます。

- 45 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．３

シリアルポート設定
ＫＸ電源のシリアルポート設定について記述します。

表４－１ シリアルポート設定
項目
設定値の範囲通信速度
2400、9600、38400bps
データ帳
8bit（固定）
パリティ
NOT、ODD、EVEN
ストップビット
1bit（固定）
フロー制御
無し※下線部はＫＸ電源の初期設定を意味します。
パソコン（通信端末）側のシリアルポート設定をＫＸ電源のシリアルポート設定と合わせて下さい。設定が異なると通信が確立しません。ＫＸ電源の転送速度及びパリティは、前面の『ＦＵＮＣキー』押下による内部設定状態時、項目１『ボーレート設定』及び項目２『パリティ設定』にて変更可能です。

！ 注意
・ KX シリーズでは、フロー制御を行いませんが、RTS/CTS 信号は、通信を確立する上で必要な信号ですので、必ず結線して下さい。

４．４！

コマンド送信間隔

本機にはフロー制御機能がないため、連続でコマンドを送信する場合は通信端末側でディレイを持つ必要があります。受信に失敗した場合はアラームレスポンス「ALM128」を返します。
コマンド送信間隔の目安を以下に示します。
コマンド送信間隔一覧
ビットレート２４００bps
９６００bps
３８４００bps

ディレイ時間
２００ms
５０ms
２０ms

- 46 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．５ アクセス方法
４．５－１

ＫＸ電源とのアクセス手順

ＫＸ電源は、内部設定の項目０『デバイスアドレス設定』にて設定したデバイスアドレスと、『デバイスアドレスの指定』コマンドで指定されたアドレスが一致すると、通信コマンドによる本器の制御が可能になります。この時、前面の『REMOTE』⑰ランプが点灯し、本器が通信コマンドによる制御を受け付け可能な状態（以下リモート制御状態と記述）であることを表示します。同時
に、前面パネルからの制御を受け付けなくなります。（図４－４）
本器に設定されているデバイスアドレスとは違うアドレスの『デバイスアドレスの指定』コマンドを受信した時は、それ以後の通信コマンドによる制御を放棄します。再度、本器に対し通信コ
マンドによる制御を行う時は、『デバイスアドレスの指定』コマンドで、本器のデバイスアドレ
スを指定すると、コマンド制御が有効になります。
リモート制御状態から、前面パネルによるローカル制御状態へ戻すためには、前面パネルの『LOCAL』キーを押下すると『REMOTE』⑰ランプが消灯し、ローカル制御状態になったことを表示します。以降、前面パネルからの制御が受け付け可能になります。
（図４－５）

KX-210L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

LIMIT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

OVP
CURR

RS-232C ｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙ

OCP

LOCAL

A

MEMORYBLOCKPRESET

CLEAR

FUNC.

C

STORE

REMOTEOUTPUT

ＰＣ

点灯

VOLT/CURR

ADJUST

コマンド

POWER

『A1(CR+LF)』送信

LOCAL

ITEM SEL.

COARSFＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

-

+

GND

！

デバイスアドレス：１

図４-４ リモート制御開始
KX-210L

KX-210L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

LIMIT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

CURR

LOCAL

OCP

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

OVP

CV

LIMIT

CC

REMOTE

LIMIT

OVP

CURR
OCP

A

MEMORYBCSTOREOUTPUTPRESET

ADJUST
FUNC.

CLEAR

POWER

LOCAL

ITEM SEL.

MEMORYBCSTOREREMOTE

VOLT/CURRLOCKOUTPUT押す

PRESET

ADJUST
FUNC.

POWER

GND

LOCAL

ITEM SEL.

COARSFＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ-ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

+

-

GND

+

！

！

リモート制御状態

ローカル制御状態

図４-５ リモート制御からローカル制御- 47 -

REMOTE

VOLT/CURR
LOCK

CLEAR

COARSF

消灯

LOCAL

A

第４章 外部コントロール使用方法

４．５－２

多チャンネル接続時の通信
本電源を２台接続した時のリモート制御例を記述します。

※接続構成

KXC-300
KX-210L

KX-210L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

LIMIT

CV

OVP

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

OVP

CURR

CC

REMOTE

CURR

LOCAL

OCP

OCP

A

MEMORYBLOCKPRESETC

RS-232C ｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙ

STORE

LOCAL

A

MEMORYBLOCKPRESETCSTORE

OUTPUTOUTPUT

VOLT/CURR

VOLT/CURR

ADJUST
FUNC.

CLEAR

ITEM SEL.

ADJUST

ＰＣ

FUNC.

CLEAR

COARSFPOWER

ITEM SEL.

COARSFPOWER

ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ-GNDＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

+

-

+

GND

！

デバイスアドレス：１！

デバイスアドレス：２① デバイスアドレス１に設定したＫＸ電源に対し、電圧５.５Ｖを設定。

KX-210L

KX-210L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

LIMIT

CV

LIMIT

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

CV

LIMIT

CC

REMOTECURR

CCREMOTE

CURR

LOCAL

OCP

OCP

A

MEMORYBLOCKPRESETCSTORE

OUTPUT
VOLT/CURR

LOCAL

A

MEMORYBLOCKPRESETCSTORE

OUTPUT

REMOTE

VOLT/CURR

ADJUST
FUNC.

CLEAR

ITEM SEL.

ＰＣ

FUNC.

CLEAR

LOCAL

ITEM SEL.

ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ+

GND『A1,OV5.5(CR+LF)』送信

LOCAL

COARSFPOWER

ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ-REMOTE

ADJUST

COARSF

POWER

コマンド

LIMIT

OVP

OVP

-

+

GND

！

！

５.５V が設定される② デバイスアドレス２に設定したＫＸ電源に対し、電圧７.５Ｖを設定。
コマンド『A2,OV7.5(CR+LF)』
KX-210L

KX-210L

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

LIMIT

CV

LIMIT

CC

REMOTE

CURR

LOCAL

OCP

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAX

VOLT

OCP

A

MEMORYBLOCKPRESETCSTORE

OUTPUTMEMORYBLOCKPRESETC

REMOTE

LIMIT

STORE

REMOTEOUTPUT

FUNC.

CLEAR

POWER

ADJUSTLOCALITEM SEL.

FUNC.

CLEAR

COARSF

POWER

-

GND

LOCAL

ITEM SEL.

COARSFＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ『A2,OV7.5(CR+LF)』送信

REMOTE

VOLT/CURR

ADJUST

コマンド

LIMIT

CC

LOCAL

A

VOLT/CURR

ＰＣ

CV

OVP

OVP
CURR

ＴＳＳＴＡＫＡＳＡＧＯ

+

-

！

GND

+

！

設定電圧：５.５V

７.５V が設定される

図４－６ 複数台接続例- 48 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．６ コマンド説明
ＫＸシリーズの各設定を行なうコマンド及び、各設定を読み込むコマンド（リードバックコマンド）について記述します。

４．６－１

コマンドの一括送出
各コマンドを１行の文字列で送ることができます。
各コマンドの区切りに、『，』（コンマ）を使用します。但し、１行に複数のアドレス指定コ
マンドが存在する場合はエラーとなります。
＜例＞A1,OT1/* アドレス１のＫＸ電源に対し、OUTPUT ON を設定 */＜例＞A1,OT1,A2,OT1 /* アドレス指定コマンドが複数あるためエラー

４．６－２

*/

コマンドの誤設定
以下に示すエラーとなる条件を満たした場合、ＫＸ電源は即座にテキスト『ALM128』を返します。コマンド入力途中にエラーが発生した場合は、デリミタを受信するまで復帰しません。そのため、『CR、LF、CR＋LF』のいずれかを送信して下さい。
・ＫＸ電源のコマンドで使用している文字以外を使用した場合。
・各コマンドのパラメータが設定範囲を超えた場合。
・パラメータに 0～9 の数字、＋、－、小数点以外の文字、記号を送った場合。
・１つのパラメータに小数点を２個以上送った場合。
・コマンドとパラメータの間にスペースを送った場合。
＜例＞OV 35/* 電圧設定 35V

*/

スペース
・コマンドを小文字で送った場合。
＜例＞ov35
エラーにならない設定例
・パラメータに小数点を含めて、６桁以上送った場合、７桁以降は切り捨てられます。
＜例＞OV35.54378 → OV35.543

４．６－３

デリミタ
ＫＸ電源に送るコマンドの最後には、終端文字（デリミタ）を付加して下さい。使用可能なデリミタを以下に記述します。
・CR

キャリッジリターン・LF

ラインフィード・CR+LF
CR、LF、CR+LF の何れでもデリミタとして扱います。
＜例＞デリミタに『CR＋LF』を付加した例を VisualBasic6.0 でのプログラミングにて示します。
/* Microsoft Comm Control コンポーネントを使用します */MSComm.Output = "A1" + vbCrLf /* デリミタ＜CR＋LF＞にて送信 */- 49 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．７

ＫＸシリーズ通信コマンド

４．７－１

通信コマンド一覧

ＫＸ電源のリモート制御時に使用可能な通信コマンドの一覧を示します。各コマンドの詳細は一覧表の掲載ページを参照して下さい。
表４－２ 制御用通信コマンド一覧
制御コマンドの機能
コマンド名
ローカルアドレスの指定
Ａ
出力電圧の設定
ＯＶ
出力電流の設定ＯＣ
ＯＶＰ電圧の設定
ＬＶ
ＯＣＰ電流の設定
ＬＣ
ＯＵＴＰＵＴスイッチの設定
ＯＴ
シンク機能の設定
ＳＫ
設定パラメータの初期化
ＣＬ
アラームのリセット
ＡＲ
メモリーＡの出力電圧の書き換え
ＭＡＶ
メモリーＡの出力電流の書き換え
ＭＡＣ
メモリーＢの出力電圧の書き換え
ＭＢＶ
メモリーＢの出力電流の書き換え
ＭＢＣ
メモリーＣの出力電圧の書き換え
ＭＣＶ
メモリーＣの出力電流の書き換え
ＭＣＣ
メモリーＡに保存されている内容を設定
ＭＡＳ
メモリーＢに保存されている内容を設定
ＭＢＳ
メモリーＣに保存されている内容を設定
ＭＣＳ

掲載ページ
５１ページ
５２ページ
５３ページ
５３ページ
５３ページ
５４ページ
５４ページ
５４ページ
５４ページ
５５ページ
５５ページ
５５ページ
５６ページ
５６ページ
５６ページ
５７ページ
５７ページ
５７ページ

表４－３ リードバックコマンド一覧
リードバックコマンドの機能
コマンド名
設定パラメータのリードバック
ＴＫ０
メモリーＡの内容のリードバック
ＴＫ１
メモリーＢの内容のリードバック
ＴＫ２
メモリーＣの内容のリードバック
ＴＫ３
アラーム情報のリードバック
ＴＫ４
計測データのリードバック
ＴＫ５
計測電圧のリードバック
ＴＫ６
計測電流のリードバック
ＴＫ７

掲載ページ
５８ページ
５８ページ
５９ページ
５９ページ
６０ページ
６０ページ
６１ページ
６１ページ

- 50 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．７－２

通信コマンド詳細
ＫＸ電源の設定コマンドについて説明します。

Ａ：デバイスアドレスの指定
機能：ＫＸ電源のデバイスアドレスを設定します。
書式：Ａ＊＊：指定範囲内の設定値

指定範囲：１～５０

左記以外の数値はソフトエラーとなります。

注意事項：同じシステム内において、KX 電源のアドレスが重複しないようにして下さい。
重複したアドレスは、無視されます。
また、一度の送信に複数のアドレスの指定はできません。
＜例＞A1/* アドレス 1 の KX 電源を指定 */＜例＞A1,OT1,A2,OT1 /* アドレス指定コマンドが複数あるためエラー*/

デバイスアドレス『０』はグローバルアドレスです。『０』を指定した場合、接続している
全てのＫＸが制御対象となります。この時、有効となるコマンドは『ＯＴ』（ＯＵＴＰＵＴ
スイッチの設定）のみです。また、グローバルアドレス指定中は、エラーレスポンス『ALM128』の出力を行いません。再度、個別のデバイスアドレスを指定することでグローバルアドレ
ス指定が解除されます。
＜例＞A0,OT1/* 接続している全ての KX 電源に対し出力ＯＮ制御＜例＞A0,OT0/* 接続している全ての KX 電源に対し出力ＯＦＦ制御 */＜例＞A1,OT0/* アドレス 1 の KX 電源のみ出力ＯＮ制御- 51 -*/*/

第４章 外部コントロール使用方法

ＯＶ：出力電圧の設定
機能：出力電圧の設定を行ないます。
書式：ＯＶ＊＊：設定範囲内の設定値

設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機種（タイプ）

設定範囲（Ｖ）

ＫＸ－２１０Ｌ

０．００～６１．４２＜例＞A1,OV10.5
注意：設定分解能により、設定データが丸めこまれる場合があります。
ＤＡＣに設定される値は下記計算式によって求めた整数部となります。
実際の設定データは、ＤＡＣデータと設定分解能を掛けた値となります。
ＤＡＣデータ＝（設定データ＋（設定分解能／２））／設定分解能
実際の設定データ＝ ＤＡＣデータ×設定分解能
・Ｌタイプにて OV10.518 を設定した場合
ＤＡＣデータ ＝（10.518＋0.005）／0.02 ＝ 526（小数点以下切り捨て）
実際の設定データ ＝ 526×0.02 ＝ 10.52Ｖ となります。

- 52 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＯＣ：出力電流の設定
機能：出力電流の設定を行ないます。
書式：ＯＣ＊＊：設定範囲内の設定値

設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機種（タイプ）

設定範囲（Ａ）

ＫＸ－２１０Ｌ

０．００～１４．３３＜例＞A1,OC1.05

ＬＶ：ＯＶＰ電圧の設定
機能：ＯＶＰ電圧の設定を行ないます｡
書式：ＬＶ＊＊：設定範囲内の設定値

設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機種（タイプ）

設定範囲（Ｖ）

ＫＸ－２１０Ｌ

３．００～６６．００＜例＞A1,LV10.5

ＬＣ：ＯＣＰ電流の設定
機能：ＯＣＰ電流の設定を行ないます｡
書式：ＬＣ＊＊：設定範囲内の設定値

設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機種（タイプ）

設定範囲（Ａ）

ＫＸ－２１０Ｌ

０．７０～１５．４０＜例＞A1,LC1.05- 53 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＯＴ：ＯＵＴＰＵＴスイッチの設定
機能：ＯＵＴＰＵＴスイッチの設定を行ないます。
書式：ＯＴ＊＊：設定値

設定値：
０：ＯＵＴＰＵＴ「ＯＦＦ」
１：ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」
０、１以外の数値はソフトエラーとなります。
＜例＞A1,OT0

ＳＫ：シンク機能の設定
機能：シンク機能の設定を行ないます。
書式：ＳＫ＊＊：設定値

設定値：
０：シンク「ＯＦＦ」
１：シンク「ＯＮ」
０、１以外の数値はソフトエラーとなります。
＜例＞A1,SK1

ＣＬ：設定パラメータの初期化
機能：設定パラメータの初期化を行ないます。
書式：ＣＬ＊＊：設定値

設定値：
１：工場出荷時設定になります。
１以外の数値はソフトエラーになります。
＜例＞A1,CL1

ＡＲ：アラームのリセット
機能：各保護回路の保護動作とアラームステータス出力をリセットします。
書式：ＡＲ＊＊：設定値

設定値：
１：アラームをのリセットします。
１以外の数値はソフトエラーになります。
＜例＞A1,AR1- 54 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＭＡＶ：メモリーＡの出力電圧の書き換え機能：メモリーＡの出力電圧の書き換えを行ないます。
書式：ＭＡＶ＊＊：設定範囲内の設定値

設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機種（タイプ）

設定範囲（Ｖ）

ＫＸ－２１０Ｌ

０．００～６１．４２＜例＞A1,MAV10.5

ＭＡＣ：メモリーＡの出力電流の書き換え機能：メモリーＡの出力電流の書き換えを行ないます。
書式：ＭＡＣ＊＊：設定範囲内の設定値

設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機種（タイプ）

設定範囲（Ａ）

ＫＸ－２１０Ｌ

０．００～１４．３３＜例＞A1,MAC1.05

ＭＢＶ：メモリーＢの出力電圧の書き換え機能：メモリーＢの出力電圧の書き換えを行ないます。
書式：ＭＢＶ＊＊：設定範囲内の設定値

設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機種（タイプ）

設定範囲（Ｖ）

ＫＸ－２１０Ｌ

０．００～６１．４２＜例＞A1,MBV10.5- 55 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＭＢＣ：メモリーＢの出力電流の書き換え機能：メモリーＢの出力電流の書き換えを行ないます。
書式：ＭＢＣ＊＊：設定範囲内の設定値

設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機種（タイプ）

設定範囲（Ａ）

ＫＸ－２１０Ｌ

０．００～１４．３３＜例＞A1,MBC1.05

ＭＣＶ：メモリーＣの出力電圧の書き換え機能：メモリーＣの出力電圧の書き換えを行ないます。
書式：ＭＣＶ＊＊：設定範囲内の設定値

設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機種（タイプ）

設定範囲（Ｖ）

ＫＸ－２１０Ｌ

０．００～６１．４２＜例＞A1,MCV10.5

ＭＣＣ：メモリーＣの出力電流の書き換え機能：メモリーＣの出力電流の書き換えを行ないます。
書式：ＭＣＣ＊＊：設定範囲内の設定値

設定範囲：設定範囲以外の数値はソフトエラーとなります。

機種（タイプ）

設定範囲（Ａ）

ＫＸ－２１０Ｌ

０．００～１４．３３＜例＞A1,MCC1.05- 56 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＭＡＳ：メモリーＡに保存されている内容を設定
機能：メモリーＡに保存されている内容を設定します｡
書式：ＭＡＳ
上記書式以外はソフトエラーとなります。
＜例＞A1,MAS

ＭＢＳ：メモリーＢに保存されている内容を設定
機能：メモリーＢに保存されている内容を設定します。
書式：ＭＢＳ
上記書式以外はソフトエラーとなります。
＜例＞A1,MBS

ＭＣＳ：メモリーＣに保存されている内容を設定
機能：メモリーＣに保存されている内容を設定します｡
書式：ＭＣＳ
上記書式以外はソフトエラーとなります。
＜例＞A1,MCS- 57 -

第４章 外部コントロール使用方法

４．７－３

ＫＸ電源リードバックコマンド
ＫＸ電源のリードバックコマンドについて説明します。

ＴＫ０：設定パラメータのリードバック
機能：指定されたアドレスのＫＸ電源に設定されている、出力電圧、出力電流、ＯＶＰ、ＯＣＰ、
ＯＵＴＰＵＴスイッチの状態、シンク設定の状態のリードバックを要求します。
書式：ＴＫ０
リードバックフォーマット：ＭＶ＊１，ＭＣ＊２，ＬＶ＊３，ＬＣ＊４，ＯＴ＊５、ＳＫ＊６＊１～＊６：リードバック値
リードバック値：
ＭＶ＊１：指定されたＫＸ電源の出力電圧設定値を表します。
ＭＣ＊２：指定されたＫＸ電源の出力電流設定値を表します。
ＬＶ＊３：指定されたＫＸ電源の過電圧保護設定値を表します。
ＬＣ＊４：指定されたＫＸ電源の過電流保護設定値を表します。
ＯＴ＊５：指定されたＫＸ電源のＯＵＴＰＵＴスイッチ状態を表します。
ＳＫ＊６：指定されたＫＸ電源のＳＩＮＫ状態を表します。
＜例＞A1,TK0
0.000,10.237,44.000,11.000,0,1

ＴＫ１：メモリーＡの内容のリードバック
機能：指定されたアドレスのＫＸ電源に設定されている、メモリーＡの内容のリードバックを要求します。
書式：ＴＫ１
リードバックフォーマット：ＭＶ＊１，ＭＣ＊２＊１～＊２：リードバック値
リードバック値：
ＭＶ＊１：指定されたＫＸ電源の出力電圧設定値を表します。
ＭＣ＊２：指定されたＫＸ電源の出力電流設定値を表します。
＜例＞A1,TK1
0.000,10.237- 58 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＴＫ２：メモリーＢの内容のリードバック
機能：指定されたアドレスのＫＸ電源に設定されている、メモリーＢの内容のリードバックを要求します。
書式：ＴＫ２
リードバックフォーマット：ＭＶ＊１，ＭＣ＊２＊１～＊２：リードバック値
リードバック値：
ＭＶ＊１：指定されたＫＸ電源の出力電圧設定値を表します。
ＭＣ＊２：指定されたＫＸ電源の出力電流設定値を表します。
＜例＞A1,TK2
5.000,0.000

ＴＫ３：メモリーＣの内容のリードバック
機能：指定されたアドレスのＫＸ電源に設定されている、メモリーＣの内容のリードバックを要求します。
書式：ＴＫ３
リードバックフォーマット：ＭＶ＊１，ＭＣ＊２＊１～＊２：リードバック値
リードバック値：
ＭＶ＊１：指定されたＫＸ電源の出力電圧設定値を表します。
ＭＣ＊２：指定されたＫＸ電源の出力電流設定値を表します。
＜例＞A1,TK3
5.500,1.000- 59 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＴＫ４：アラーム情報のリードバック
機能：指定されたアドレスのＫＸ電源のアラーム情報のリードバックを要求します。
書式：ＴＫ４
リードバックフォーマット：ＳＴＡＴ＊１＊１：リードバック値
リードバック値：
ＳＴＡＴ＊１：ＫＸ電源のアラームのリードバックを下記に表します。
ＳＴＡＴ＊＊＊＊＊＊＊
P_ON ：内部整流電圧 *=0：正常

1：異常OHP ：過温度保護*=0：正常1：異常

LIMIT：過電力保護*=0：正常1：異常OCP ：過電流保護*=0：正常1：異常OVP ：過電圧保護*=0：正常1：異常CC：定電流モード *=0：CC ではない 1：CC

CV

：定電圧モード *=0：CV ではない 1：CV

＜例＞A1,TK4
STAT1000000
過電圧保護又は過電流保護が発生している時は、32 が、過温度保護が発生している時は 64 がそれぞれ通信アラームコード『ALM128』に加算されて表示されます。通信アラームコードは、コマンドの誤設定の条件を満たした時に表示されます。コマンドの誤設定に関する詳細は４．５－２コマンドの誤設定を参照下さい。

ＴＫ５：計測データのリードバック
機能：指定されたアドレスのＫＸ電源に電圧及び、電流値の計測データのリードバックを要求します。
書式：ＴＫ５
リードバックフォーマット：＊１Ｖ，＊２Ａ＊１～＊２：リードバック値
リードバック値：＊１：指定されたＫＸ電源の出力電圧測定値を表します。
＊２：指定されたＫＸ電源の出力電流測定値を表します。
＜例＞A1,TK5
10.500V,0.010A- 60 -

第４章 外部コントロール使用方法

ＴＫ６：計測電圧のリードバック
機能：指定されたアドレスのＫＸ電源に電圧値の計測データのリードバックを要求します。
書式：ＴＫ６
リードバックフォーマット：＊Ｖ＊：リードバック値
リードバック値：＊：指定されたＫＸ電源の出力電圧測定値を表します。
＜例＞A1,TK6
10.500V

ＴＫ７：計測電流のリードバック
機能：指定されたアドレスのＫＸ電源に電流値の計測データのリードバックを要求します。
書式：ＴＫ７
リードバックフォーマット：＊Ａ＊：リードバック値
リードバック値：＊：指定されたＫＸ電源の出力電流測定値を表します。
＜例＞A1,TK7
0.010A- 61 -

第４章 外部コントロール使用方法

このページは白紙です。

- 62 -

第５章 保 守

第

５
保

章
守

この章では、本器の保証期間、保守サービス、日常の点検等について説明します。
５．１ 保証期間について ·····································································６４
５．２ 保守サービスについて ·······························································６４
５．３ 保守と点検 ··············································································６４- 63 -

第５章 保 守

５．１ 保証期間について納入品の保証期間は、納入から１年間といたします。この期間中に当社の責任による、製造上および部品の劣化による故障を生じた場合は、無償修理を行ないます。ただし天災、取扱いの誤り等による故障、当社外において改造などが行なわれた製品の修理は有償となります。

５．２ 保守サービスについて納入後２年目以降は有償となります。
随時、保守サービスは行なっており、その都度料金を申し受けします。

５．３ 保守と点検
いつまでも初期の性能を保ちさらに不測の事故を未然に防ぐために、一定期間ごとに点検をお願いします。
① カバー、パネル面薄めた中性洗剤かアルコールを布につけ軽く拭き取りして、からぶきしてください。
② 入出力ケーブル
入出力ケーブルにキズ等がないか点検してください。

！ 危険・弊社の係員または弊社の指定するサービスマン以外の方は、本器のカバーを外したり、分解したりしないでください。
本器の内部には高電圧を発生する部分があり、誤って触れますと感電する危険があります。

- 64 -

第６章 仕 様

第

６
仕

章
様

この章では、仕様ついて説明します。
６．１ 出力仕様 ·················································································６５
６．２ 入力仕様 ·················································································６６６．３ 定電圧特性 ··············································································６６６．４ 定電流特性 ··············································································６７
６．５ プログラミング時定数 ·······························································６７６．６ 計測・表示 ··············································································６７
６．７ 保護機能 ·················································································６８
６．８ リモートセンシング ··································································６８
６．９ 出力ＯＮ／ＯＦＦ制御 ·······························································６８６．１０ ＲＳ－２３２Ｃによる制御 ······················································６９６．１１ その他の機能 ········································································６９６．１２ 絶縁・耐圧 ···········································································６９６．１３ 冷却 ····················································································７０
６．１４ 動作環境 ··············································································７０
６．１５ 寸法・質量 ···········································································７０６．１６ 添付品 ·················································································７０- 65 -

第６章 仕 様

６．１ 出力仕様
仕様・型名

ＫＸ－２１０Ｌ

出力電圧

0～60V

出力電流

0～14A

最大出力電力210W

６．２ 入力仕様
仕様・型名

ＫＸ－２１０Ｌ

動作電源

単相 90～125V 45～65Hz（工場出荷オプションで、単相 180～250V 45～65Hz に変更できます。）

入力電流 ＊１

約 5.5A

入力力率 ＊１

0.5 以上

電力効率 ＊１

70％以上

突入入力
(ﾋﾟｰｸ値)

20A 以下６．３ 定電圧特性
仕様・型名

ＫＸ－２１０Ｌ

ﾛｰﾄﾞﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ＊

２

0.02%+5mV 以下

ﾗｲﾝﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ＊

３

0.01%+5mV 以下

ﾘｯﾌﾟﾙ（実効値）＊４

5mVrmsﾉｲｽﾞ（Ｐ－Ｐ） ＊５

50mVp-p

温度係数（代表値）±100ppm/℃

過渡回復時間＊

６2msec 以内

最大吸い込み電流

約 0.7A

設定分解能

20mV

定電圧設定確度

0.2%±60mV- 66 -

第６章 仕 様

６．４ 定電流特性仕様・型名

ＫＸ－２１０Ｌ

ﾛｰﾄﾞﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ ＊７

0.05%+10mA

ﾗｲﾝﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ＊

２

0.05%+10mA

ﾘｯﾌﾟﾙ(実効値) ＊３

14mArms

温度係数(代表値)±200ppm/℃

設定分解能

10mA

定電流設定確度

3.0%±20mA

６．５ プログラミング時定数
仕様・型名

ＫＸ－２１０Ｌ

立ち上がり時間50ms （60V/3.5A 負荷時）

電圧500ms（無負荷 SINK「ON」時）

立ち下がり時間150ms（全負荷 60V/3.5A 時）

６．６ 計測・表示
仕様・型名

電圧

電流

ＫＸ－２１０Ｌ

最大表示

61.42V

表示確度

0.5%±5digit(23±5℃)

温度係数

100ppm/℃

最大表示14.33A

表示確度

1.5%±3digit(23±5℃)

温度係数

200ppm/℃

表示桁数
注）

４桁

*１：ＡＣ１００Ｖ単相、最大出力電力のとき*２：負荷電流の０～１００％に対してセンシングポイントにて測定。
*３：入力電圧の±１０％の変動に対して*４：２０Ｈz～１ＭＨz にて*５：２０Ｈz～２０ＭＨz のオシロスコープにて測定*６：負荷電流の５０％～１００％の急変に対して、出力電圧が定格の０．１％±１０ｍＶ以内に回復する時間*７：最大出力電流にて、負荷抵抗を０～定格値まで変化させた場合- 67 -

第６章 仕 様

６．７ 保護機能仕様・型名

ＫＸ－２１０Ｌ

動作範囲
過電圧
保護回路
(OVP)

過電流
保護回路
(OCP)

動作

3.00～66.00V
スイッチング停止、ディレイ時間 2msec、
動作電圧のプリセット可能

プリセット
表示確度

0.5%±50mV

動作範囲

0.70～15.40A

動作スイッチング停止、ディレイ時間 100msec、
動作電流のプリセット可能

プリセット
表示確度

過電力保護回路

過温度保護回路
過大入力電流保護

1.5%±30mA
最大出力電力の約１０２％にて動作し、出力電圧、出力電流を制限する
過電力状態が１０秒間継続すると OUTPUT を「OFF」にします＊出力電力が２４１Ｗ以上のときは、２秒以内に OUTPUT を「OFF」にします
放熱部の温度が９０℃を超えるとスイッチングを停止
8Ａのヒューズによる保護

６．８ リモートセンシング
・負荷までの導線による電圧降下を、片道１Ｖまで補償可能。
・センシングラインの断線による、出力電圧の上昇は 0.5Ｖ以内に制限される。
・出力電力は出力端にて最大出力電力以内であること。

６．９ 出力ＯＮ／ＯＦＦ制御・外部接点または、フォトカプラにより可能。

- 68 -

第６章 仕 様

６．１０ ＲＳ－２３２Ｃによる制御○インターフェース： ９ピンＤ－ＳＵＢコネクタ○コントロール機能
・設定

動作モード

： 定電圧、定電流

設定値： 電圧値、電流値、過電圧値、過電流値

内部設定項目 ： デバイスアドレス、ボーレート、パリティ
外部接点による ON/OFF、シンク機能の ON/OFF
POWER「ON」時の OUTPUT の状態
OUTPUT「OFF」時の電圧計及び、電流計の表示
LOCK のモード選択
・読み出し 動作モード ： 定電圧、定電流
計測： 出力電圧値、出力電流値

設定値： 電圧、電流、過電圧、過電流

アラーム： 過電圧、過電流、過電力、過温度

６．１１ その他の機能
出力スイッチ（OUTPUT）
プリセットスイッチ（PRESET）『OUTPUT』スイッチにより出力の ON/OFF が可能『PRESET』スイッチにより、出力 ON または OFF 時に出力電圧、
出力電流、OVP、OCP の設定が可能

動作モード表示

各動作モードをＬＥＤにて表示

マルチ接続運転最大３１台までマルチ制御可能

６．１２ 絶縁・耐圧
絶

縁

耐

圧

対接地電圧

ＤＣ５００Ｖメガーにて、２０ＭΩ以上
入力―出力、入力―シャーシ、出力―シャーシ 各間
ＡＣ１．５ｋＶ・１分間
入力―出力、入力―シャーシ 各間
ＤＣ＋ＡＣにて、５００Ｖピーク以下
出力―接地間（出力電圧を含む）- 69 -

第６章 仕 様

６．１３ 冷却冷却方式

強制空冷

６．１４ 動作環境
周囲温度

湿

度

高

度

その他

動

作

０～４０℃

保

存

－２０～７０℃動作

２０～８０％ＲＨ

保存

２０～８５％ＲＨ
高度２０００ｍ以下
凍結、結露、腐食性ガスのないこと

６．１５ 寸法・質量
仕様・型名

ＫＸ－２１０Ｌ

外形寸法（突起含む最大寸法）

W: 85mm
H:130mm(146mm)
D:324mm(386mm)

質量（約）3.6kg 以下

６．１６ 添付品

添付品

・入力ケーブル
・２Ｐ－３Ｐ変換コネクタ
・背面出力端子保護カバー
・前面出力端子保護キャップ・ケーブルクランプ
・六角サポート・Ｍ３×６ネジ・Ｍ４×８ネジ・取扱説明書・安全のしおり- 70 -

１本
１個
１個
２個
１個
２本
２本
１本
１部
１部

付

付

録

付録１ ＫＸ電源外観図 ···············································７２- 71 -

録

録
付

付録１ ＫＸ－２１０Ｌ外観図

KX-210L

OVP

VOLT

OCP

CURR

MEMORYBPRESET

A

LOCK

FUNC.

POWER

CLEAR

-

CV

LIMIT

LOCAL

REMOTEOUTPUT

ADJUST+TSSＴＡＫＡＳＡＧＯ

STORE

CC

REGULATED DC POWER SUPPLY
0-60V/0-14A 210W MAXC

VOLT/CURRCOARSFITEM SEL.

GND！

背面出力端子保護カバー

TERMINATION

ON
OFF

＋

！ OUTPUT－～ LINE－－

EXT
ON/OFF+S + - -S + -

EXT

EXT
ON/OFF+S + - -S + -+S + - -S +ON/OFFOUTPUT！ DC
TERMINATION ！
OUTPUT
＋＋
！

ON
OFF

！
LINE INPUT
90-125～45-65Hz
5.5A- 72 -SERIAL IF(2)SERIAL IF(1)SERIAL IF(2)SERIAL IF(1)このページは白紙です定電圧・定電流直流電源

ＫＸ－２１０Ｌ
取扱説明書

ＤＯＣ－１２７８

２０１４年０９月１７日

６版発行

書を無断で複製する事を禁止します。
本書は万全を期して作成しましたが、万一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きのことがありましたらご連絡下さい。
製品の運用で不都合が発生し、その原因が本書の不備によるものでもその責任を負いかねますのでご了承下さい。
なお、本書に記載されている内容は予告なしに変更することがあります。

アフターサービス
アフターサービス

電源をもっと長く安心してお使いいただく為に定期点検 サービス

生産ライン用、検査ライン用、エージング用など常時ご使用され、止ってはならない電源設備には、定期点検をお薦めいたします。
お客様の使用環境、使用頻度などに応じて点検を実施させて頂き、推奨点検期間、部品交換の目安を提案させて頂きます。

オーバーホール サービス設置されている電源環境が高温多湿、塵埃、油脂、腐食ガス等が発生する設置場所では、5年、10年目安のオーバーホールをお薦めいたします。有寿命部品の交換、キズ・破損部品（スイッチ・ボリューム・端子等）の交換、電気性能調整、全ての診断を実施し、保守コストの大幅削減と安定した品質を実現できます。また、お客様の用途にあわせたオーバーホールも可能になっており、お客様の立場に立ったメンテナンスが可能です。

修理・校正・定期点検

カスタマーサービスセンターのご案内

電源内部には FAN、
スイッチ、
リレー、電解コンデンサ等

お 客の有寿命部品が使用されています。
お客様の使用環境、使用頻度によって部品寿命は異なりますが、より長く、効

率的にご使用頂くために定期的なメンテナンスサービス

をお薦めしております。

様【受付時間】平日 9:00〜12:00

カスタマー
サービスセンター

当社ではお客様の電源設備を安全に、長期にわたりご使

修理受付

お問合せ

ら、各種サービスをご用意しております。

お見積り&
修理・点検

資料提供・
ご相談 他

用頂けるように修理業務と平行して予防保全の見地か
無料でご使用状況に合せた各種サービスプランをご提案いたします。
お気軽にご相談下さい。

お問合せ先：下記フリーダイヤル又は、ホームページにてお願い申し上げます。

発

送

13:00〜17:00▼修理・保守受付専用ダイヤル

フリーダイヤル

0120-963-213

携帯からは0235-25-9783

FAX
0235-23-4814▼製品についてのお問合せ専用ダイヤル
フリーダイヤル

0120-007-213

携帯からは044-822-4112

FAX

044-811-4705

電源保守点検のおすすめ！
３つのメリット

電源装置を安全で長期につかっていただくために。

● ムダな出費をおさえられます。

突然の故障により修理に思いがけない支出を余儀なくされたことはありませんか？設置場所の環境、経年変化、部品の寿命などの要因によって徐々に劣化が進行し、ある日突然故障する事例が見受けられます。点検により性能を維持し、万一のトラブルを事前に防ぐことで無駄な費用を削減することにつながります。

● 電源のロングライフ化が図れます。

電源が常に安定して長く稼動するためには、早目に点検を実施し部品などが動作不良となる前にその前兆を発見して処置（早期発見、早期交換）を行うことが必要となります。一定期間を経過する毎に点検・部品交換を行うことで、特性の変化や故障の発生を防止することができ、ロングライフ化・ライフサイクルコストの低減になります。

● 地球環境への負荷が削減されます。

有寿命部品、劣化部品など一部の部品交換で電源のライフサイクルを延ばすことができ、修理不能による電源本体の廃棄に比べ地球環境的視点からも廃棄物の削減に貢献できます。

この製品の最新情報や、その他の電源に関する詳しい製品情報やサービスに関する最新情報 はホームページで

本社営業部

844-4248
811-9711 FAX（044）（044）
〒213-8558川崎市高津区溝口 1- 24 -16 TEL

名古屋支店〒460-0022 名古屋市中区金山 1-12-14 TEL（052）324-5670 FAX（052）331-6201
金山総合ビル 2F

九州営業所

418-1401
418-1400 FAX（092）（092）
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-2-8 TEL
住友生命博多ビル 7F

宇都宮営業所〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り1-4-24
MSCビル 5F

大阪支店

〒541-0042 大阪市中央区今橋 2-4-10
大広今橋ビル 4F（028）650-1200
TEL

FAX（028）623-4646（06）6221-4550
TEL

FAX（06）6221-4560

2014年08月現在 最新の情報はホームページでご確認ください。
※ 改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。

ＤＯＣ−１２７８−０６

２０１４年９月１７日発行