ベルト駆動型油回転真空ポンプ［Lob Ｓｔａｒ］Laboratory Organic Belt Drive Star
Ｌｏｂｓ１５０型
取扱説明書■ この取扱説明書を最後までよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
■ お読みになったあとは、いつでも参照できるような場所に備えて、必要なときにお読み下さい。
■ この取扱説明書の製品は、改善のため外観または仕様を変更することがあります。

MAMUAL CODE Ｌｏｂｓ１５０００１

Dec. ２０１５

目次■ 安全上のご注意■ 概要と仕様■ 外観図■ 着荷時の点検と保管方法
・ 取扱全般・ 着荷時の点検
・ 保管方法■ 設置と運転準備・・・・・・・・・・・・・１
・・・・・・・・・・・・・２
・・・・・・・・・・・・・３

・ 設置場所と使用環境
・ 吸気側の配管
・ 排気側の配管
・ 電源の接続■ 運転・ 運転前の点検
・ 運転
・ 停止■ 注意が必要な運転
・ 寒冷時の起動・・・・・・・・・・・・・５
・・・・・・・・・・・・・６
・・・・・・・・・・・・・７
・・・・・・・・・・・・・８
・・・・・・・・・・・・・９
・・・・・・・・・・・１０
・・・・・・・・・・・１０
・・・・・・・・・・・１０

・ 長期間保管後の運転・ 低真空領域（１００Ｐａ以上）での排気・ 水蒸気（水分）、反応性、腐食性、凝縮性（溶剤等）のガスの排気
・ 酸素の排気■ 保守・交換部品・構造図
・ オイル量と汚れ（劣化）の確認
・ オイル交換・ フラッシング洗浄・ オイル交換時期の判定方法
・ ベルトの点検、調整、交換

・・・・・・・・・・・１１
・・・・・・・・・・・１１
・・・・・・・・・・・１２
・・・・・・・・・・・１２・ 推奨オーバーホール時期
・ 消耗部品表、構造図■ 故障診断と対策■ 廃棄■ 修理とアフターサービス■ 標準保証条件■ 油回転真空ポンプ使用状況チェックシート■ 検査合格証／保証書

・・・・・・・・・・・１６
・・・・・・・・・・・１７
・・・・・・・・・・・１８
・・・・・・・・・・・１９
・・・・・・・・・・・１９

・・・・・・・・・・・・・３
・・・・・・・・・・・・・４
・・・・・・・・・・・・・４

・・・・・・・・・・・１１

・・・・・・・・・・・１３
・・・・・・・・・・・１４
・・・・・・・・・・・１４
・・・・・・・・・・・１５
・・・・・・・・・・・１６

安全上のご注意（必ずお守りください）
お使いになる人や周囲の人への危害、物的損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただく内容を次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告
注意「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」■絵表示の説明
お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分して説明しています。
この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

■マニュアルに表示されている注意事項は十分検討されたものですが、それでも予測を超えた事態が起こる可能性があります。
操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意してください。

- 1 -概要と仕様油回転真空ポンプ Lobs150 は窒素のような不活性のガスや、通常の大気の排気を主目的に開発された真空引き向けのポンプです。回転翼型の２段式ポンプで、低真空～中真空ポンプとしてご使用いただけます。その他のご使用方法につきましては、弊社にご相談ください。

製品仕様
項目

単位

型式

ポンプ本体

実効排気速度

Lobs150

50Hz

125

60Hz

150

L/min

到達圧力
Ｐａ

0.67

電動機出力

W

300

電圧

V （±5%）（ピラニ真空計）

単相
100

定格電流値

回転数

50Hz

7.0

60Hz

6.4

50Hz

560

60Hz

680

A

min

-1

使用油

SA-160M

油量

L

2.4

質量

kg

41

外形寸法

mm

外観図参照

吸気口

NW25

排気口

G(PF)1/2- 2 -外観図（各部の名称）
Lobs150
質量 41ｋｇ

・標準でサーマル内蔵型電源スイッチ、電源コード 3P プラグ（２ｍ電源プラグ付き）が付属です。

着荷時の点検と保管方法
取扱全般

警

告

・取扱説明書および注意事項の内容を熟知しない人は運転しないでください。
・作業開始前の点検や定期保守を必ず実施してください。

注

意・真空ポンプ運搬時は重量を確認し、必ず電源を遮断してから、ポンプが冷えた状態で運搬してください。衝撃を与えますと、故障の原因となります。
- 3 -

注

意

・自動リーク弁の、キャップ取り忘れにご注意ください。
キャップで栓をした状態でのご使用は、オイルが逆流する恐れがあります。
出荷時は運送によるオイル漏れを防ぐため、自動リーク弁にキャップで栓をしています。自動リーク弁のキャップと注意書きの札を取り外してからご使用ください。
キャップの取外しは「吸気側の配管」を参照してください。

着荷時の点検天地を確認の上、開梱してください。梱包を解かれましたら、まず次のことをご確認ください。
① 次の構成品が揃っていることを確認してください。
・油回転真空ポンプ（ご注文の製品と一致しているか、貼付してあります銘板をご確認ください）・電源コード・排気傘（オイルミストトラップご注文時は付属しません）
・オイルドレン用ホース口・オイルドレン用ホース・取扱説明書・ユーザー登録カード
・真空ポンプオイル※ オイルは通常ポンプ本体に封入しておりますが、別缶で付属の場合もありますのでご注意ください。
② 輸送中の損傷やオイル漏れはないか③ ボルト・ネジ類のゆるみはないか④ ご注文の付属品は、所定のものがついているか
もし不具合がございましたら、ご連絡ください。

保管方法
真空ポンプを保管する場合は、以下に従ってください。
（１）新品、又はオーバーホール品のポンプの場合
直射日光を避け、温度変化の少なく湿度の低い場所で保管してください。また、ポンプ内にゴミや異物が入らないように、吸・排気口は必ずキャップ等で塞いでください。
※オイルを封入したまま保管してください。
（２）使用済み品のポンプを保管する場合① ポンプ内のオイルを排出し、新しいオイルを給油してください。
② 吸気口をバルブやブランクフランジで締切り、到達圧力状態（無負荷）にて 10 分程度運転してください。
③ 新品のポンプと同様に保管してください。
- 4 -設置と運転準備設置場所と使用環境
設置については下記の事項をお守りください。特殊な環境でのご使用や、床やフレームに固定する場合は弊社にご相談ください。

警

告・ポンプ使用可能周囲温度は、１０℃～４０℃ですが、性能・寿命の面から１０℃～３０℃の範囲が最適です。４０℃を超える環境で使用した場合は、ポンプの温度が上昇し、故障の原因となります。
・爆発性、可燃性、引火性等のあるガスや粉体、有機溶剤等のある場所には設置しないでください。火災や爆発の恐れがあります。
・屋外や水滴のかかる場所、極度に湿度の高い場所（湿度 70%以上は不適）設置はしないでください。漏電、感電の恐れがあります。
・燃えやすいものを近づけないでください。火災の恐れがあります。
・排気側の閉塞に注意してください。ポンプが破裂する恐れがあります。特にバルブ等を設けた場合には、決してバルブを閉じたまま運転を行わないでください。

注

意・しっかりと安定した場所で水平な場所に取り付けてください。
・塵埃の少ない所で、保守点検（油面計のチェックなど）や取付け、取外しの容易な設置場所を選んでください。
・装置内部等の閉塞した場所（外装パネルで覆われた架台の内側等）に設置する場合は、ポンプから発する熱が籠もります。放熱用のダクトやファンを設け、ポンプの周囲温度が40℃以下になるようにしてください。
・クリーンルーム内の設置は避けてください。ベルト摩耗粉が発生し周囲を汚します。
・ポンプ排気口からは吸引ガスと共にオイルミストが排出されます。オプションのオイルミストト
ラップで回収するか配管で排気ダクトや必要な場合はガス処理設備に接続してください。
・直射日光を避けて設置してください。

- 5 -吸気側の配管（配管系統図例参照）

注

意・自動リーク弁の、キャップ取り忘れにご注意ください。
キャップで栓をした状態でのご使用は、オイルが逆流する恐れがあります。
出荷時は運送によるオイル漏れを防ぐため、自動リーク弁にキャップで栓をしています。自動リーク弁のキャップと注意書きの札を取り外してからご使用ください。

・

・

・

・
・
・
・
・
・

・

付属の六角棒スパナ（3ｍｍ）を使用して、上面板のとめネジ（キャップスクリューＭ５）を取り外してください。吸気口に付属しているアルミクランプと上面板を外し、自動リーク弁に栓をしているキャップ、注意書きの札を取り外した後、上面板を取り付けてください。
本ポンプの吸気口は標準では NW25 フランジとなっています。以下の点に注意して配管してください。真空ホースやクランプ類、各種アダプターやフレキシブルチューブ等の配管部品は別
途ご用命ください。
ポンプを運転し、配管や容器の内部を排気（減圧）しますと、周囲の圧力（大気圧）によって外力を受けます。配管や容器が潰れない様に最低１気圧（0.1MPa）の圧力に耐えるものをご使用ください。
配管の形状はコンダクタンスを十分考慮して、ポンプ吸気口径と同等、もしくはそれ以上の配管径のもので、出来るだけ短くしてください。
ポンプに大きな荷重がかからないようにしてください。（配管はブラケット等で支持してください。）
装置、配管、バルブの内壁は清浄にし、水分や異物、塵埃などを除去後接続してください。
装置、配管は漏れが生じないようにしてください。配管材料としては、ステンレス鋼管やフレキ
シブルチューブ、真空用ゴムホース等が適しています。
容器の中の気体を排気する場合、運転終了後、容器内の真空状態を保つ為に、ポンプと排気対象物の間に遮断バルブを介して接続してください。
運転中にポンプ内部に固形異物が侵入する恐れのある場合や水蒸気等の凝縮性のある気体、溶剤等を吸引する場合には、吸引側の配管にトラップ、又はフィルターを設けて運転してください。
運転終了後の排気対象物への油逆流防止の為、遮断バルブとポンプの間にリークバルブを設け、配管内を大気や不活性ガスでパージしてください。

- 6 -排気側の配管（配管系統図例参照）
本ポンプの排気口は管用平行ネジ（Ｇ）になっています。排気口からはオイルミストや吸引したガスが排出されますので、以下の点に注意して、オイルミストトラップやダクト、必要な場合はガス処理設備に接続してください。
・ 配管材料としては、ステンレス鋼管やフレキシブルチューブが適しています。塩ビのスパイラ
ルチューブ等でも十分ですが、反応性や腐食性等のあるガスの場合は危険ですので使用しないでください。
・ ポンプに大きな荷重がかからないようにしてください。
・ 配管の形状は気体の流れ易さを十分考慮して、配管内やポンプ内圧力が最大で 0.13MPa（ゲージ圧 0.3kg/cm2）を越えないように、ポンプ排気口径と同等、もしくはそれ以上の配管径のものを使用してください。排気側が加圧されますと、ポンプの性能が低下し、ポンプや配管の破損の危険もあります。

・・・

オイルミストトラップを使用する場合の注意
オイルミストトラップのエレメントが目詰まりしますと排気の抵抗になり、ポンプの性能が低下しますので、早めにエレメントを交換してください。
オイルミストトラップ内に溜まったオイルはポンプ停止時に戻ります。しかし水蒸気（水分）や凝縮性のあるガスを吸引しますと、オイルミストトラップ部分で液化し、ポンプ内部のオイルに混入して、オイルを劣化させます。必ず別の容器に受けてオイルを破棄してください。減った分のオイルは新油を給油してください。
オイルミストトラップは、エレメントの周囲にオイルが溜まりますので、溜まったら破棄してくだ
さい。
自動リーク弁（標準装備）

ガス導入弁（リークバルブ）

オイルミストトラップ
ダクト等へ

真空槽
主弁

油回転真空ポンプ
配管系統図例- 7 -

電源の接続
以下の点に注意し、電動機の仕様に従って電源を接続してください。

警

告・配線作業は必ず一次側電源を切ってから行ってください。また、作業が終了するまでは、ポンプに電源を供給しないでください。
・必ずアース工事を行ってください。また、1 台ごとに適切な漏電遮断器を設置してください。
・電気配線，配線工事は電気設備技術基準や電力会社の内線規定に従い、1 台毎に適切な過負荷保護装置を設置してください。また、指定の電圧、周波数以外の電源を使用しないでください。破損や火災の恐れがあります。
・過負荷保護装置や漏電遮断器は手動復帰型のものをご使用ください。自動復帰型は、ポンプが突然起動する場合があり危険です。

注

意・電源コードには引張力がかからないようにしてください。
・運転を始める前に２～３秒電源を入れ、必ず回転方向の確認を行ってください。回転方向はポンププーリー側から見て右回りです。（ポンプ上面に指示してあります。）

Lobs150 は標準仕様として、サーマル内蔵型電源スイッチから電源コードまで配線してあります。
電源スイッチがＯＦＦになっている事を確認してから電源プラグをＡＣ１００V 電源に接続してくだ
さい。

- 8 -

運転

以下の注意事項を必ずお守りください。

警

告・吸気口を手など身体で塞いで運転しないでください。うっ血する恐れがあります
・運転中、および運転停止後３０分程度は真空ポンプ本体や構成部品、電動機付近は高温になっておりますので、人体や可燃物を接触させたり、接近させないでください。火傷や思わぬ
ケガのおそれがあります。
・排気口から排出されるガスを吸わないでください。人体に悪影響を与えます。
・排気口を締め切って運転しないでください。真空ポンプが破裂する恐れがあります。
・加圧したガスや高温（４０℃以上）のガスを吸引しないでください。真空ポンプが破裂、破損する恐れがあります。
・指定回転と逆に回転（コンプレッサーとしての運転）させないでください。真空ポンプが破損する恐れがあります。
・回転部や電気配線部には触れないでください。
・反応性、腐食性、毒性、爆発性、可燃性、特定化学物予防規則に指定された特殊材料ガス等の危険な特性を持つガスは吸引しないでください。真空ポンプの破損、爆発、人体への悪影響の恐れがあります

注

意・低真空領域（100Pa 以上）での連続運転はしないでください。故障の原因となります。
・酸素分圧の高いガスは吸引しないでください。オイルの劣化や部品の錆が発生し易くなり、故障の原因となります。
・異物、水蒸気、反応性ガス、腐食性ガスの吸引はしないでください。故障の原因となります。
・インバータでの低速、高速運転はしないでください。故障の原因となります。

- 9 -運転前の点検
ポンプの運転を始める前に次のことを確認してください。
・ オイルの量と汚れを点検してください。不足、汚れ等がある場合はオイル交換、または給油してください。
（Ｐ１３「オイル量と汚れの確認」を参照してください。）
・ 吸排気の配管が正常か確認してください。特に排気側の閉塞に注意してください。
・ 電気結線に間違いがないか、再度確認してください。特に電動機の仕様に注意してください。
・ 使用環境を確認してください。特に周囲温度に注意してください。本ポンプの使用可能周囲温
度は１０℃～４０℃ですが、１０℃未満ではオイルの粘度が高く、過負荷となり、ポンプが起動しない場合があります。
（Ｐ１１「寒冷時の起動」を参照してください。）

運転
スイッチを”ＯＮ”にしてください。ポンプが起動しましたら、次のことを確認してください。運転中に煙が出ている、変な音や臭いがする等の異常がある場合は、直ちに電源を遮断し後述の「故障診断」を参照してください。
・ 必ず回転方向の確認を行ってください。回転方向はポンププーリー側から見て右回りです。
（ポンプ上面に矢印で指示してあります。）逆回転の場合は吸気口からオイルが噴出します。
・ ポンプの回転に異常のないこと（到達圧力不良、過熱、異常音、異常振動など）を確認してく
ださい。

・
・

・

ポンプ運転時の注意
ポンプ排気口に取り付けてあるキャップは必ず外してください。キャップが飛んで怪我をする
危険があります。キャップはポンプ運搬時にオイルが漏れないように付けてあります。
ポンプを運転しますと、油温の上昇に伴う体積の膨張や、ポンプ本体へのオイルの供給等の影響で油面が若干変動しますが異常ではありません。油面を正しく管理する為には、停止時に給油し、運転開始後油温が安定したところで再度確認してください。
運転開始直後は油温が低く、粘度が高い為、油の循環、油膜が安定せず、到達圧力不良や振動が出る場合がありますが、異常ではありません。数分間運転しますと油温が上昇し、性能が安定します。とくに寒冷時には吸気口を大気開放状態で起動し、１０秒程度運転後に締切状態（無負荷）にして暖気運転を１０分以上行ってください。

停止
スイッチを”ＯＦＦ”にしてください。
・ Lobs150 には標準品として自動リーク弁が搭載されていますが、標準搭載のリーク弁のみ
ではご使用の真空槽によっては、ポンプ停止後に真空槽内へオイルが逆流する恐れがあります。
真空槽には別途リーク弁をご使用ください。
- 10 -

注意が必要な運転
寒冷時の起動
ポンプ周囲温度が低い（１０℃未満）場合、油の粘度が高くなり、ポンプが起動しない（サーマル
トリップ）事があります。以下の手順に従って起動させてください。
① 吸気口を開放状態で、ポンプ電源のＯＮ／ＯＦＦを数回くり返してください。油温が徐々に上がり、通常運転が可能になります。
② 全く回転しない場合は、背面パネル（プーリー側パネル）を外し、吸気口を開放状態で、ポンププーリーをポンプ回転方向に手で数周回してから電源を供給してください。電源を供給する
際は、回転部に接触しないように注意してください。
③ ご使用になる前に吸気口を大気開放状態で起動し、１０秒程度運転後に締切状態（無負荷）にして暖気運転を１０分以上してください。
又は、油温が１０℃以上になるまでポンプ全体を暖めてから起動してください。

長期間保管後の運転
長期間（３ヶ月以上）ポンプを停止（保管）しますと、部品表面に付着した油が落ちている場合があります。このままポンプを起動させますと摺動部が無潤滑状態になり、ポンプが破損する可能性がありますので、以下の手順に従って起動させてください。
① 背面パネル（プーリー側パネル）のとめネジ（キャップスクリューＭ５）を、六角レンチ（3ｍｍ）を使用して取り外してくだい。背面パネルを取外して、ポンププーリーをポンプ回転方向に手で数周回しながら、吸気口から 100ｍｌ程度給油してください。
② 吸気口を開放状態で、ポンプ電源のＯＮ／ＯＦＦを数回くり返した後、運転を開始してください。

低真空領域(100Pa 以上)での排気ポンプを低真空領域（100Pa 以上）で連続運転する場合や、大気圧からの排気を頻繁に行う場
合は、多量のオイルミストが排出され、オイルが著しく減少します。油面の点検を頻繁に実施し、不足の場合は給油してください。オイルが不足しますと故障の原因となります。またオイルミス
トトラップのエレメントの寿命も短くなりますので、エレメント交換を頻繁に行ってください。
※ 吸気圧力 1000Ｐａ以上の場合、負荷が大きい為、到達圧力近辺での運転に比べ、ポンプ油
温、電流値が上昇します。定常運転時に比べ、油温＋１０～２０℃、電流値が定格電流値近傍になりますが、ポンプの異常ではありません。

- 11 -

水蒸気（水分）、反応性、腐食性、凝縮性（溶剤等）のガスの排気
水蒸気や水分（配管内壁面やワークの表面に付着した水分）等の凝縮性ガス、反応性、腐食性のガスは真空ポンプで排気しますと、ポンプ内部で凝縮して液体になり、オイルに混入して、オイルの劣化、及びポンプの性能低下や錆、故障の原因となりますので、以下の対処をしてください。
・ 吸気配管にトラップ等を設けて除去する。
・ オイルクリーナーを取り付ける。（水分のみの場合）・ 頻繁にオイル交換を行う。
※ 注意点
・

・

排気口の直上に長く垂直な配管を行わないでください。配管内で凝縮し、凝縮物がポンプ内部に落下します。また、凝縮物が配管内に堆積して配管内のコンダクタンスが低下し、排気側圧力が上昇する場合がありますので、定期的に点検して、堆積物を除去してください。
オイルミストトラップは凝縮物によって目詰まりを起こし易く、排気側圧力が上昇する原因になりますので、使用しないでください。水分等はエレメントの抵抗によって液化し、ポンプや配管の腐食、破損の原因となります。使用する場合はエレメントや配管の点検、交換、清掃を頻繁に行ってください。

酸素の排気
通常の大気より酸素濃度の高いガスを排気する場合、鉱物系のオイルは可燃性であり、排気の過程で酸化されて劣化が著しくなります。通常の大気より酸素濃度の高いガス（２１％以上）
や純酸素の排気には使用しないでください。

警告低真空領域での排気（高負荷運転時）など使用条件によっては、通常運転時よりも高温となる場合があります。真空ポンプの運転中、および運転停止後３０分程度は、本体や構成部品には触れないでください。火傷や思わぬケガのおそれがあります。

- 12 -

オイル量と汚れ（劣化）の確認
開梱時、ポンプ内にオイルが封入されておりますので、油面計で油量が適正であるか、必ず確認してください。オイルが不足した状態で運転しますと故障の原因となります。また、ポンプを運転しますと、オイルミストとして外部に排出されて徐々に減り、吸引ガスによって劣化や酸化していきます（減る早さや劣化の度合いは、使用状況によって異なります）ので、定期的に点検する必要があります。不足している場合は補充、劣化・汚れの場合はオイル交換を行ってください。
油面計には基準線が２本ありますので、その範囲内で管理してください。）※ オイルは弊社純正の真空ポンプオイル（ＳＡ－１６０Ｍ）を使用してください。
※ ポンプを運転しますと、油温の上昇に伴う体積の膨張や、ポンプ内部へのオイルの供給等の影響で油面が若干変動しますが異常ではありません。油面を正しく管理する為には、停止時に給油し、運転開始後油温が安定したところで再度確認してください。
※ 開梱時や長期間ポンプを停止した後は、油面が下がっている場合があります。ポンプ電源のＯＮ／ＯＦＦを数回くり返した後、油面を確認してください。
※ 反応性、腐食性等のあるガスを吸引する場合や、低真空（１００Ｐａ以上）での連続運転をする
場合は、オイルが著しく劣化する場合があります。オイルの種類を変更することで改善出来る場合がありますので、弊社にご相談ください。

油面上限（基準線）
オイルは油面上限から
油面下限の範囲で管理してください。

油面下限（基準線）

油面計
適正油面位置- 13 -

オイル交換・排油① ポンプを停止し、ポンプの温度が下がった状態で作業を行ってください。高温のまま作業を行うと火傷する場合があり危険です。
② 配管している場合は配管を取り外し、ポンプ単体の状態にしてください。ポンプと排気対象物の間に遮断バルブがある場合はバルブを閉じてください。
③ 使用済みオイルを入れる容器（油量以上の容量の物）を用意してください。
④ ドレンバルブ（栓）を開け、用意した容器にオイルを排出してください。

・給油① 給油栓を開けてください。
② オイルドレンバルブ（栓）が閉まっている事を確認してください。
③ 給油口から弊社指定の真空ポンプオイルを規定量（油面計で管理）まで入れてください。
④ 給油栓をしっかりと閉めてください。
⑤ ポンプ運転後、再度油面を確認してください。

オイル交換時の注意
給油の際は漏斗等を使用し、ポンプ及び周囲にオイルをこぼさないようにしてください。こぼしたオイルは拭取ってください。滑ったり、油漏れと間違う可能性があります。

注

意・オイル交換はポンプが十分に冷えた状態で行ってください。ポンプ停止直後はオイル、給油栓などは高温となっており火傷や思わぬケガのおそれがあります。

- 14 -

フラッシング洗浄
オイルの汚れが酷く、一度のオイル交換ではポンプの性能が回復しない場合は、吸気口締め
切り状態で５分程度運転を行ってから、再度オイル交換を行ってください。この時排出されたオ
イルの汚れが酷く性能が回復しない場合は、再度フラッシング洗浄か、ポンプのオーバーホー
ルを行ってください。

オイル交換時期の判定方法
・到達圧力による判定
ポンプ吸気口での到達圧力が正常時と比較して高くなったらオイル交換を行ってください。装置
等に組み込んでいる場合は、オイルが正常な状態で圧力を測定し、毎回同じ箇所で測定して比較してください。
・オイルの汚れによる判定
油面計からオイルの色を確認し、新油の色（無色～淡黄色）と比較する事で劣化の度合いを判定します。オイルの色が茶色や黒みを帯びてきたら交換を行ってください。
・オイル交換時期の目安
通常、正常な乾燥空気を排気し、吸気圧力を１００Pa 以下に保って連続運転を行う場合は、目安として３ヶ月に１度（約２０００時間毎）のオイル交換が必要です。ポンプの運転を頻繁に止める場合でも最長で１年です。

- 15 -

ベルトの点検・調整・交換
・点検① 六角棒スパナ（3ｍｍ）を使用して、背面パネル（プーリー側パネル）のとめネジ（キャップスク
リューＭ５）を取り外してください。とめねじを取り外した後に、背面パネルを取り外してください。
② ポンププーリーを手で回し、ベルトの状態を点検してください。
以下の場合は交換となります。
・歯布が磨耗して、ゴムや心線が露出しているとき。
・硬度上昇等により、ベルトの背ゴムに亀裂が発生しているとき。
・ベルトの歯元にクラックが発生しているとき。
・ベルト側面が磨耗により破損しているとき。
・歯かけ。
・背部の磨耗。
・心線の切断。
※ベルトの点検は 6 ヶ月に 1 度おこなってください。
また、煙が出ている、変な音や臭いがするなどの異常を感じたときは、直ちにポンプを停止して点検をおこなってください。
・調整
シンクロベルトは、調整不要です。
※ベルトの調整や張り直しをすると、かみ合いが悪くなりベルトの寿命が短くなる
場合があります。
・交換シンクロベルトの交換は弊社修理工場での対応となります。

推奨オーバーホール時期
通常、正常な乾燥空気を排気し、吸気圧力を１００Pa 以下に保って連続運転を行う場合は、目安として２年、又は 10000 時間に１度のオーバーホールが必要です。末永くご使用していただく
為に、定期的にオーバーホールを実施してください。

- 16 -

保守・交換部品・構造図
Lobs150 消耗部品表・構造図
オーバーホール毎交換部品

その他の消耗部品

番号

部品名

型式・寸法

個数

材質

番号

部品名

13

ベーン

第1ベーン

2

カーボン

20

油面計ゲージ

14

ベーン

第2ベーン

2

カーボン

22

油面計押え金具

21

油面計パッキンベーンスプリングφ 3.8×40

5

SUS
39

カラー(オイルシール用)

IR-17

1

111

シンクロベルト

100S5M590

1

113

ベアリング

6904ZZ

1

114

ベアリング

6805

1

15
16
23

オイルシール24

横カバーパッキン

1

25

元カバー取付パッキン

1

27

吸気ノズル押えリングパッキン

29

排気弁

143

シャフトカラーSD-20

φ 44×φ 24×3t

1

フッ素ゴム
ノンアス
ジョイントシート

型式・寸法

個数

材質
ガラス

1セット

SS（Crメッキ）
フッ素ゴム
SUJ

1

NBR

143

カラー(ベアリング用)

1

SUS

3

SUS

147

オルダムディスク

1

砲金

防振ゲル

4

シリコーン

1

SUS

105
外観図参照

- 17 -

故障診断と対策

異常の状態

推定原因

対策

ポンプが正常に電動機入力結線の誤り

入力電圧（定格に対し±5%）確認

作動しない

入力電圧不良結線の確認

周囲温度が高い、低い

１０～４０℃の環境で使用する

電動機・スイッチ等電源部品の破損

破損部品の交換

オイルシール、O リング破損・劣化

オーバーホール

・起動しない・サーマルトリップ
・モーターがうなる
・回転が不規則

部品の破損、または摺動部のかじり
オイル量の不足

油面計で確認、給油

オイル及びポンプ内の汚れが著しい

オイル交換、フラッシング洗浄
オーバーホール

到達圧力不良ベルトの緩み、破損

ベルトの交換

周囲温度が高い、又は低い

周囲温度が１０～４０℃の環境でポンプの加熱異常音・振動使用する、暖気運転をする
オイル量の不足

油面計で確認、給油

オイル及びポンプ内の汚れが著しい

オイル交換、フラッシング洗浄
オーバーホール

オイルの種類が違う

指定の真空ポンプオイルに交換

入力電圧不足（回転数の低下）

入力電圧（定格に対し±5%）確認

電源周波数が違う

電源周波数の確認

吸気口フィルターの詰まりフィルターの洗浄、交換

オイルシール、O リング破損・劣化

オーバーホール

部品の破損、摺動部のかじり・摩耗
軸受、排気弁の破損
吸気側配管のリーク

配管や装置のリークを確認

排気側圧力が高い

配管の点検、堆積物等がある場（オイルミストトラップの目詰まり）

合は洗浄 （エレメント交換）

オイルの噴出し（吸気口）

逆回転

モーターの不具合

オイルの噴出し（排気口）

オイル量が多すぎる

油面計で確認、調整

オイルミストの量が多い

オイルの種類が違う

指定の真空ポンプオイルに交換

オイルの消費が早い

部品の破損、摺動部の摩耗

オーバーホール

吸気側配管のリーク

配管や装置のリークを確認

低真空領域での運転

運転条件の見直し

オイルシール、パッキンの破損・劣化

交換、またはオーバーホール

オイル漏れ- 18 -

廃棄

注

意・ポンプに使用したオイル、保守部品類は、各国、又は各自治体の指示に従い、産業廃棄物として処理してください。
・反応性、腐食性、毒性、爆発性、可燃性等の危険な特性を持つガスを排気したポンプを廃棄する場合は、専門に処理業者に委託してください。弊社では引き受けかねます。
・排出したオイルに関しても産業廃棄物として、適切に処理してください。

修理とアフターサービス

修理返却される場合のお願い事項
油回転真空ポンプの修理またはオーバーホールを弊社にご依頼される場合は、以下の点にご注意ください。
・・

吸気口、排気口、給油口にはオイルが漏れない様に必ずフタをしてお引渡しくださいますようお願い致します。
使用されました環境、条件を明示してください。明示いただけない場合は、修理サービスでき
かねますのでご協力をお願い致します。但し弊社が使用を禁止しているガスや人体に悪影響があるガスを吸引していると思われる場合には、修理を辞退する事もあるのでご了承ください。

アフターサービス
安全に効率よくご使用いただくために、定期的に点検を行うことをおすすめします。
保証期間（１年）後の調査及び修理は全て有償とさせていただきます。また、保証期間内であっても、保証範囲外の理由による故障の修理、及び故障原因の調査については有償でお引き受
けいたします。修理を依頼する場合は、「使用状況チェックシート」をコピーして必要事項を記入し、修理依頼品に添付してください。但し、弊社が使用を禁止しているガスや人体に悪影響があるガスを吸引していると思われる場合には、修理を辞退する事もあるのでご了承ください。
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後７年です。
製品の不具合、部品の補充、取扱い上ご不明の点があり、お困りのときは製品購入店または弊社にご相談ください。
- 19 -

標準保証条件

ご検収後（お引渡し完了後）の製品に対する保証につきましては、次の通りです。

保証期間
保証期間は、当社出荷後 1 年間

保証範囲
メーカー責任の範囲内、すなわち当社の設計、工作等構造上の問題に起因する不具合の場
合は、修理または取替えを無償で致します。なお無償修理又は取替えの範囲は原則として当社納入製品部分に限り、製品の搬出、据付費用などの付帯事項、及び二次的に発生した損失の補償は含みません。

使用条件
正常な使用条件で保証期間内に事故が発生した場合には無償修理いたします。
正常な使用条件は以下の通りです。
・ 運転雰囲気温度及び湿度
温度１０～４０℃ 湿度７５％以下
・ 吸引ガスの種類と温度
乾燥空気または不活性ガス 温度１０～４０℃
・ 取扱説明書に従った運転

免責事項
保証期間内であっても下記のいずれかに該当する場合は、適用を除外させていただきます。
・ 取扱説明書及び製作仕様書の使用条件に基づかない不適当な取扱い、及び使用を行った場合。
・ 当社製作以外の部品を製作加工または購入し、交換または改造した場合。
・ 天災地変その他不可抗力による故障及び損傷の場合。
・ 外部要因に基づく不具合又は不良。
・ 保守、点検を怠った場合、推奨オーバーホール時期を越える使用での消耗部品の不具合、及びこれらに起因する不具合。
・ 弊社技術員によって、製品の使用条件に合わないため発生した故障と判断された場合。
特にプロセス上避けがたい要因により、機能及び性能の低下または不具合を生じた場合。

その他
保証は日本国内においてのみ、及び保証条件適用内で有効です。

油回転真空ポンプ使用状況チェックシート
佐藤真空株式会社

担当営業 経由

本社／工場 又は 大阪営業所

行

発行日 年 月ご 捺 印 欄

本社／工場
〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 1036
TEL. 049-258-1116

日

FAX. 049-258-1117

大阪営業所〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町 3-4-13
TEL.072-981-7241

FAX. 072-981-8831

お客様名
ご担当者名
ＴＥＬ
ご購入年月日

ＦＡＸ
年

月

日

ご購入元

機種名

製造番号

１．ご依頼内容□ 修理依頼（注：分解点検後でないと正確な修理価格は算出できません）□ 不具合調査依頼
ご希望納期
□ その他

年

月

日

２．故障状況
□ 異常音・振動がする□ 到達圧力不良□ 動作不良（運転不能・サーマルトリップ）□ その他

３．ご使用の環境（１） 使用目的（装置名）（２） 使用期間（３） 使用圧力（４） 吸引ガスの種類（５） 設置場所（６） 周囲温度

年

月

日～

年
Ｐａ

月

日 □24h 連続運転 □間欠運転
人体への影響 □無害 □有害℃

４．その他連絡事項等※本用紙は修理作業者の安全確保のため、上記項目をご記入の上、ポンプに添付願います。
本用紙が添付されていない場合、点検修理をお受け出来ない場合がありますのでご了承願います。

検査合格証／保証書
品 名

ベルト駆動型油回転真空ポンプ

型 式

Lobs150

製造番号
機 番
製造年月日
検査員
ベルト駆動型油回転真空ポンプをご愛顧いただき、ありがとうございます。
弊社製品のアフターサービス、修理、消耗品等のご購入は購入業者、又は下記の弊社営業にご相談下さい。

佐藤真空株式会社
本社／工場 〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 1036
TEL. 049-258-1116 FAX. 049-258-1117
大阪営業所〒579-8013
社大阪府東大阪市西石切町 3-4-13
TEL. 072-981-7241 FAX. 072-981-8831