脱炭素社会に不可欠なスマートエネルギー開発をサポート！
最大定格電力22.53相タイプ

kW

最大 8 パラ 3 相540
kW

AEL Series

AEL シリーズは、電力範囲 1875W～22500W、最大 8 台のマスタースレーブ並列接続が可能で、単相並列接続の最大電力180kW、3 相の総電力は 540kW まで放電可能な大容量 AC/DC電子負荷装置です。
全シリーズ「ターボモード」を搭載し、特定のテストでは1 秒間だけ定格電力（定格電流）の 2 倍の放電が可能です。突入電流負荷による電源機器の評価や、ブレーカ、ヒューズ、PTC サーミスタなどの保護用素子の評価にも使用いただけます。

大容量 AC/DC 電子負荷装置

全 20 機種および 3 相システム

オープン価格

価格はお問い合わせ下さい。
型名

AEL182-351

定格電力

定格電流

SIZE

質量

18.75 Arms / 56.25 Apeak※

37.5 Arms /56.25 Apeak

Ⅰ21.5kg※

Turbo OFF

Turbo ON

Turbo ON1875 W3750 W※Turbo OFF※

定格電圧

AEL282-351

2800 W

5600 W

28 Arms / 84 Apeak

56 Arms /84 ApeakⅠ

27.5kg

AEL372-351

3750 W

7500 W ※37.5 Arms / 112.5 Apeak

75 Arms ※ /112.5 ApeakⅠ

33.5kg

AEL562-351

5600 W

11200 W ※56.0 Arms / 168 Apeak

112 Arms ※ / 168 Apeak

Ⅱ58kg

AEL752-351

7500 W

15000 W※

75.0 Arms / 225 Apeak※

150 Arms /225 Apeak

AEL113-351

11250 W

22500 W ※112.5 Arms / 337.5 Apeak

225 Arms ※ /337.5 Apeak

AEL153-351

15000 W

30000 W ※112.5 Arms / 337.5 Apeak

225 Arms ※ /337.5 Apeak

AEL183-351

18750 W

37500 W※

112.5 Arms / 337.5 Apeak

AEL223-351

22500 W

45000 W ※112.5 Arms / 337.5 Apeak

AEL182-421

1875 W

3750 W ※AEL282-421

2800 W

5600 W ※AEL372-421

3750 W

7500 W※

AEL562-421

5600 W

11200 W ※AEL752-421

7500 W

15000 W※

AEL113-421

11250 W

22500 W ※AEL153-421

15000 W

30000 W ※112.5 Arms / 337.5 Apeak

225 Arms ※ /337.5 Apeak

AEL183-421

18750 W

37500 W※

112.5 Arms / 337.5 Apeak

AEL223-421

22500 W45000 W ※112.5 Arms / 337.5 Apeak

AEL282-481

2800 W

5600 W ※AEL372-481

3750 W

7500 W ※※ターボモード時（1 秒間）放電可能な定格50~350Vrms /500Vdc

Ⅱ70kg

Ⅲ105kg

Ⅳ140kg

225 Arms /337.5 Apeak

Ⅴ260kg

225 Arms ※ /337.5 Apeak

Ⅵ295kg18.75 Arms / 56.25 Apeak

37.5 Arms ※ /56.25 Apeak

Ⅰ21.5kg

28 Arms / 84 Apeak

56 Arms ※ /84 ApeakⅠ

27.5kg37.5 Arms / 112.5 Apeak

75 Arms ※ /112.5 Apeak

Ⅰ33.5kg

56.0 Arms / 168 Apeak

112 Arms ※ / 168 Apeak

Ⅱ58kg

75.0 Arms / 225 Apeak※

150 Arms /225 Apeak

112.5 Arms / 337.5 Apeak

225 Arms ※ /337.5 Apeak※

50~425Vrms /600Vdc

Ⅱ70kg

Ⅲ105kg

Ⅳ140kg

225 Arms /337.5 Apeak

Ⅴ260kg

225 Arms ※ /337.5 Apeak

Ⅵ295kg18.75 Arms / 56.25 Apeak

37.5 Arms ※ /56.25 Apeak

Ⅰ27.5kg

28 Arms / 84 Apeak

56 Arms ※ /84 Apeak

Ⅰ33.5kg※

50~480Vrms /700Vdc

大画面 LCD と 10 キー・大型ジョグダイヤルによる簡単操作
ユーザーインタフェース
大型 LCD ディスプレイと 10 キー＋大口径ジョグダイヤルの採用で、電流値やクレストファクタ、力率設定が簡単に設定・操作することができます。

コンパクト設計
AEL372-351 は、3750W で 4Uサイズの当社比※で 30％以上の省サイズ化を実現。

電力計クラスの測定機能※LSG-1050＋LSG-2100S（3150W）との比較

AEL シリーズには 16 ビット A/D やDSP 等の精密測定回路が内蔵されており、電力計クラスの高精度な測定が可能です。
・電圧 (Vrms,Vpeak,Vmax,Vmin）
・電流 (Irms,Ipeak,Imax,Imin）
・電力 (W) ・皮相電力 (VA)・クレストファクタ (CF) ・力率 (PF)・電圧全高調波歪 (VTHD)
・電圧歪 (VH)
・電流全高調波歪 (ITHD)
・電流歪 (IH)

デジタルインタフェース
GP-IB、USB、RS-232C、LAN のインタフェースをオプションで用意しています。

交流も直流も。1 台で多くのパワーエレクトロニクス機器の評価が可能
豊富な放電機能で様々な負荷動作を模擬
AEL シリーズは様々な負荷を模擬することが可能な、豊富な放電機能を用意しています。さらにヒューズやブレーカーなどの保護部品、インバータの保護機能、電池パックを自動試験可能な、専用のテストモードも搭載しています。

交流負荷放電機能

CCCC モード

リニア CC モード

CR モードCV モードCP モード

非線形 AC 負荷モード

直流負荷放電機能

CF:2PF︓0

線形 CC

CC モードリニア CC モード

CV モードCP モードCC

CF:5

PF︓0CC

CF:2

PF︓0.5CC

ロードオンスタート

CCCC

サージ電流試験

非線形 CC トライアック負荷テスト

OCP 試験

位相角制御

CR モードテストモード（専用自動試験）
UPS/ インバータ：効率、バックアップ時間、応答時間

CC

突入電流試験

電源保護動作：OCP 自動試験、OPP 自動試験
ヒューズ / 保護部品：短絡試験、パルス電流連続試験
ターボモードで 1 秒間以内であれば 2 倍の電流（電力）が使用可能

バッテリー：放電試験（3 種類）

非線形 CC 正の半波サイクル

テスト

ヒューズ専用試験

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

2021.03.16 JAEL2103NP (TTC030) Printed in Japan