生体信号収録装置

基礎医学研究用機器

Biosignal Amplifier System

DCアンプで広がる生体計測の可能性
進化したPolymate Pro 登場！

MP6000パネル

特●DCアンプ

DCアンプで生の信号を収録、その後フィルタ処理で様々な帯域の解析が可能です。

●３way方式の収録

有線LAN、無線（Wi-Fi） 、携帯型（本体メモリへ収録）の測定形態を選べます。
※1●最大24chのポリグラフ測定

多用途入力13電極（EEG、EMGなど生体電気現象）、SENSOR 5チャネル、Pulse 1チャネル、AUX（専用入力）
3チャネル、EXT（外部入力）
入力2チャネルを搭載しています。SENSOR端子は、各種センサはもちろん外部機器からの入力端子として使用できます。

●多目的入力のSENSOR端子を搭載センサのタイプや個数などを自由に選択可能です。

●小型アクティブ電極で安定した測定を実現

アクティブ電極の採用で、外来ノイズや電極リードの揺れなどのアーチファクトに強い測定環境を実現します。さらにAUXを使うとパッシブ電極との併用記録が可能です。

長●脳波、心電図、筋電図、眼球運動、呼吸、いびき、脈波、SpO2、体位、外部入力などに対応※2●バッテリで約１２時間連続動作
内蔵バッテリで約４時間、外部電池ボックス（オプション）使用時約１２時間使用できます。

●本体内蔵メモリ16GB搭載
本体に16GBメモリ搭載し、250Hzサンプリングで約150時間、2000Hzサンプリングで約15時間の収録が可能です。

●ファイルフォーマット
電極単位の24bitフォーマットと従来機種と同じPSG共通フォーマット
（V1.10）に対応。

● 従来の解析ソフトを使用可能
PSG共通フォーマット
（V1.10）を用いれば、従来の解析ソフトをご使用いただけます。
※1 Wi-Fi接続は、使用環境によって通信が途切れる場合があります。
※2 対応センサはご相談ください。

MP6000付属ソフトウェア
計測ソフトウェアと収録波形の表示ソフトウェアが標準付属しています。

MP6000本体仕様
測定収録部
多用途入力（EEG、EMGなど）13電極

電極数

SENSOR■ 計測ソフトウェア MP MonitorPro

5チャネル

AUX（専用入力） 3チャネル
Pulse

1チャネル

EXT（外部入力） 2チャネル
チャネル数

24

入力インピーダンス

アクティブ電極300GΩ、その他10MΩ

A/D変換器24bit

サンプリング周波数

200〜2000Hz

収録フォーマット

24bit電極単位（24bitフォーマット）

全チャネル同時サンプリング※PSG共通フォーマット（V1.10、16bitフォーマット）●モンタージュ設定●収録条件設定●被験者情報入力●リアルタイム波形表示●インピーダンスチェック機能●収録方法設定

電極インピーダンス測定

絶対値、2〜500kΩ

良否判定

寸法・質量

本体

約 H60×W116×D185mm

質量約570g（電池除く）

電源

内蔵電池 単三型電池４本、外部 DC4〜7V

消費電力

3.5VA以下■ 表示ソフトウェア MP ViewerPro
付属品
ACアダプタ●波形再生表示（リモンタージュ、リフィルタ）●被験者情報表示●4チャネルのFFT解析●イベントログ作成●指定区間データ出力（24bitフォーマット、PSG共通フォーマット（V1.10)、CSV）

1

ニッケル水素電池

単三型電池

充電器

４本同時急速充電

小型ACT生体電極(D)1.5m

アース電極(D)

1.5m

LANケーブル

3.0m

1LANケーブル

1.0m

14114DIN

1LANアダプタ（ノイズフィルタ）1

脳波ペースト（チューブタイプ）

1

絆創膏

1

基本ソフトウェア
MP MonitorPro/MP ViewerPro

USBメモリ供給

1

取扱説明書

基本ソフトUSBメモリ内

1

PDFファイル2018年05月

開発元

株式会社ミユキ技研

情報機器事業部 メジャメントプロダクト営業部営業課〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

本 社
西日本営業所〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号 本郷ダイヤビル6階
TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館3F
TEL：06(6350)0775

TEL 042-356-9161

名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社1-79

TEL 052-856-7355

大阪営業所

TEL 06-7670-4505

第6名昭ビル6F B室〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-16-31

協同江坂ビル3階MQS-07-170 (改03) W1K TAG21-201805-5

生体信号収録装置

基礎医学研究用機器

Biosignal Amplifier System

Polymate Proがアクティブ電極で21ch DC脳波測定を実現！

※キャップはオプションです。

特●DCアンプ

DCアンプ採用で、運動関連電位などの緩変動電位の測定も可能です。

●３way方式の収録

有線LAN、無線（Wi-Fi） 、携帯型（本体メモリへ収録）の測定形態を選べます。
※1● 最大24ch収録

多用途入力21電極（EEG、ECGなど生体電気現象）、SENSOR 3チャネルを搭載しています。

● 多目的入力のSENSOR端子を搭載センサータイプや個数などを自由に選択可能です。
さらにSENS端子は、各種センサはもちろん外部機器からの入力端子として使用できます。

●小型アクティブ電極で安定した測定を実現

アクティブ電極の採用で、外来ノイズや電極リードの揺れなどのアーチファクトに強い測定環境を実現します。

長● 脳波、心電図、筋電図、眼球運動、呼吸、いびき、SpO2、体位、外部入力、脈波などに対応※2●バッテリで約１２時間連続動作
内蔵バッテリで約４時間、外部電池ボックス（オプション）使用時約１２時間使用できます。

● 本体内蔵メモリ16GB搭載。
本体に16GBメモリ搭載し、250Hzサンプリングで約150時間、2000Hzサンプリングで約15時間の収録が可能です。

●ファイルフォーマット
電極単位の24bitフォーマットと従来機種と同じPSG共通フォーマット
（V1.10）に対応。

● 従来の解析ソフトを使用可能
PSG共通フォーマット
（V1.10）を用いれば、従来の解析ソフトをご使用いただけます。
※1 Wi-Fi接続は、使用環境によって通信が途切れる場合があります。
※2 対応センサはご相談ください。

MP6100付属ソフトウェア
計測ソフトウェアと収録波形の表示ソフトウェアが標準付属しています。

■ 計測ソフトウェア MP MonitorPro●モンタージュ設定●収録条件設定●被験者情報入力●リアルタイム波形表示●インピーダンスチェック機能●収録方法設定■ 表示ソフトウェア MP ViewerPro●波形再生表示（リモンタージュ、リフィルタ）●被験者情報表示●4チャネルのFFT解析●イベントログ作成●指定区間データ出力（24bitフォーマット、PSGフォーマット、CSV）

MP6100本体仕様
測定収録部

付属品
ACアダプタ

電極数

1

多用途入力（EEG、EMGなど）21電極

ニッケル水素電池

単三型電池

4

SENSOR

充電器

４本同時急速充電

1

3チャネル

チャネル数

24

小型ACT生体電極(D)1.5m

入力インピーダンス

アクティブ電極300GΩ、その他10MΩ

アース電極(D)1.5m

A/D変換器24bit

LANケーブル

3.0m

1

サンプリング周波数

200〜2000Hz

LANケーブル

1.0m

1

収録フォーマット

24bit電極単位（24bitフォーマット）

LANアダプタ（ノイズフィルタ）1

脳波ペースト（チューブタイプ）

1

絆創膏

1

全チャネル同時サンプリング※PSGフォーマット変換可能

電極インピーダンス測定

絶対値、2〜500kΩ

良否判定

寸法・質量

本体

約 H60×W116×D185mm

質量約570g（電池除く）

電源

内蔵電池 単三型電池４本、外部 DC4〜7V

消費電力

3.5VA以下

22DIN

1

基本ソフトウェア
MP MonitorPro/MP ViewerPro

USBメモリ供給

1取扱説明書基本ソフトUSBメモリ内

1

PDFファイル2018年05月

開発元

株式会社ミユキ技研

情報機器事業部 メジャメントプロダクト営業部営業課〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

本 社
西日本営業所〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号 本郷ダイヤビル6階
TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館3F
TEL：06(6350)0775

TEL 042-356-9161

名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社1-79

TEL 052-856-7355

大阪営業所

TEL 06-7670-4505

第6名昭ビル6F B室〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-16-31

協同江坂ビル3階

MQS-07-171(改04) W1K TAG22-201805-5