お問合せはhttps://www.daiichi-kagaku.co.jp/

出力
電圧

出力
電力

80V／320V／640V

本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

製品呼称

400W／800W／1600W

基板コーティング・防塵フィルター

シャットダウンｂ接点変更オプション装備

シリーズ名

ZX-Sシリーズは、
ZXシリーズの機能はそのままに

Z X - S - 1 6 0 0 M A N- C H- S

定格出力電力パソコン無しでもシーケンス動作が可能。

定格出力電圧通信方式（上位IF用、マルチ接続用）

基板コーティング、防塵フィルタ、高速ファンモーター

無 : RS-232+RS-485（マルチポート付）
N : LAN+RS-485

無 : 工場オプションなし
CL : 基板コーティング
CH : 基板コーティング＋防塵フィルタ＋高速ファンモーター（※）

外部制御・内部抵抗可変機能

シャットダウンｂ接点変更（A付き型番のみ）特長

L : 0-80V （ズームテクノロジ搭載で10V-80Vの範囲でフルパワー出力可）
M : 0-320V（ズームテクノロジ搭載で80V-320Vの範囲でフルパワー出力可） 無 : 拡張機能なし
H : 0-640V（ズームテクノロジ搭載で80V-640Vの範囲でフルパワー出力可） Ａ : 外部制御・モニター機能／内部抵抗可変機能付

無 : 工場オプションなし
S : 変更特長

400 : 400W
800 : 800W
1600 : 1600W

］

ZX-S

ZX-S

例［0〜320V1.6kWモデル外部制御 LAN・高速ファンモーター変更、（※）
ZX-S-400M／Hシリーズは高速ファンモーターが標準でついています。

簡単3ステップシーケンス機能搭載

オプション
（内蔵）

3ステップのシーケンスがスタンドアローン動作可能になりました。

製品系統図

製品系統図

ZX-S A付型番※前面端子からは80Amaxまで出力可能（前面出力過電流保護内蔵）
注意：写真はLタイプです。M,Hタイプは前面端子がオプションになります。

ズーム直流電源0-320V Mタイプ

121,000円〜

スルーレート

内部抵抗

外部アナログモニタ制御

シーケンス

通信

並列（10台）校正

シーケンシャル

SC2

ラッシュ
GPIB

LAN

RS485

RS232

スイッチングシンク

レギュレータ

組み込み用・試験用電源に外部コントロール強化■ 外部ON/OFF制御 ■ ステータス・アラーム出力 ■ アナログモニタ■ 外部接点によるシャットダウン ■ 外部アナログ制御

特長

定格出力電力のライン

出力電圧
（Ｖ）
→

80V

８倍
ズーム

10V

400W max（ZX-S-400L）
800W max（ZX-S-800L）
1600W max（ZX-S-1600L）

出力範囲

0

5A
10A
20A

出力電流
（Ａ）
→

■ ワイド入力電圧・高力率■ フルデジタル制御、4桁設定、4桁計測

400W max（ZX-S-400M）
800W max（ZX-S-800M）
1600W max（ZX-S-1600M）

出力範囲

出力電流
（Ａ）
→

5A（ZX-S-400M）
10A（ZX-S-800M）
20A（ZX-S-1600M）

400W max（ZX-S-400H）
800W max（ZX-S-800H）
1600W max（ZX-S-1600H）

8倍
ズーム

80V

0

1.25A
2.5A
5A

定格出力電力のライン

640V

出力範囲

0

0.625A
1.25A
2.5A

出力電流
（Ａ）
→

5A（ZX-S-400H）
10A（ZX-S-800H）
20A（ZX-S-1600H）

ダイヤルを押すと設定桁が移動します。1個のダイヤルによる粗調／微調切り替え方式や多回転ポテンショメータと比較してス
ピーディ・きめ細かな設定ができます。
押す
押す
押す
回す

■ 環境に配慮した鉛フリー設計

増減設定の桁がツマミを押すごとに×1/100（超微調）
から×1（粗調設定）
まで切り替えられます。状態
は高輝度で表示されます。

M
0〜320VH
0〜640V(400W)

38

V

外部接点による入力の遮断（シャットダウン）-フォトカプラ または 接点

出力電流のモニター
出力電流０〜最大に対して0〜10Vの直流電圧を出力+

ツイストペア線

ツイストペア線

ZX-S-400L

ZX-S-400LN
ZX-S-400LA

ZX-S-400LAN
ZX-S-400M

ZX-S-400MN
ZX-S-400MA

ZX-S-400MAN

ZX-S-400H

ZX-S-400HN
ZX-S-400HA

ZX-S-400HAN

希望小売価格(円・税抜)

121,000
141,000
143,000
163,000
154,000
165,000
176,000
187,000
176,000
198,000
198,000
220,000定格出力電圧V

接点容量は5V 2.5mA以上の小信号用

b接点変更はオプション可能ですL
0〜80V(800W)

M
0〜320V(800W)

H
0〜640V(800W)

希望小売価格ZX-S-800L

209,000

ZX-S-800LN
ZX-S-800LA

ZX-S-800LAN
ZX-S-800M
ZX-S-800MN
ZX-S-800MA

ZX-S-800MAN

ZX-S-800H

ZX-S-800HN
ZX-S-800HA

ZX-S-800HAN(円・税抜)

218,000
231,000
240,000
264,000
275,000
286,000
297,000
303,000
325,000
325,000
347,000定格出力電圧L
0〜80V(1600W)M
0〜320V(1600W)H
0〜640V(1600W)※費用についてはお問い合わせください

外部メーターの入力インピーダンスは10kΩ以上

ツマミを回すと設定値を増減します。

■ 外部ON/OFF制御←もう1回押すと初めの状態に戻ります。

形名

ZX-S-A

ZX-S-A■ ステータス・アラーム出力

外部接点による出力ON/OFFが可能です。出力電流が大きい場合や出力電圧が高い場合でも小信号用接点やフォトカプラなどの低電圧
低電流(5V 2.5mA程度)の信号で簡単に制御できます。
形名（オプションにより常時閉(b)接点の開放（ブレーク）によるシャットダウンも可能です）

形名

ZX-S-1600L

ZX-S-1600LN
ZX-S-1600LA

ZX-S-1600LAN
ZX-S-1600M

ZX-S-1600MN
ZX-S-1600MA

ZX-S-1600MAN

ZX-S-1600H

ZX-S-1600HN
ZX-S-1600HA

ZX-S-1600HAN

軽故障(OVP,OCP)のいずれかが動作していることを示します。

希望小売価格(円・税抜)

385,000
394,000
407,000
416,000

フォトカプラ または 接点
ツイストペア線

484,000
495,000
506,000

ZX-S-A

定電圧モードで動作していることを示します。
定電流モードで動作していることを示します。
内部の整流電圧、制御回路用電源が正常であることを示します。

539,000
561,000

アラームのいずれかが動作していることを示します。

外部接点による出力のON/OFF

473,000

561,000

出力及びシャーシグランドから絶縁されたフォトカプラ出力（オー
プンコレクタ）で動作状態やアラームを出力します。

接点容量は5V 2.5mA以上の小信号用

INDEX

INDEX

(400W)

ZX-S-A

外観図

外観図(400W)

ツイストペア線

通信関連

通信関連

L
0〜80V

出力電圧０〜最大に対して0〜10Vの直流電圧を出力+-

ラインナップ
定格出力電圧ンは内部でマイナス出力端子に接続されています。

出力電圧のモニター

シャットダウン動作が標準です。
この信号は主に緊急停止用です。
復帰には解除の為の操作が必要です。通常のON/OFF制御は外部ON/OFF制御を使用します。

外部メーターの入力インピーダンスは10kΩ以上

スピーディな設定操作

地球環境に配慮した鉛フリー化により、環境負荷を低減。

※ 過渡的な電圧、電流波形のモニターには適しません。アナログモニタのコモ

ソフトウェア/特殊/
アダプタ/アクセサリー

ソフトウェア/特殊/
アダプタ/アクセサリー

電圧、電流の設定は4桁のデジタル表示できめ細かな設定ができます。
また、設定ツマミは電圧用と電流用の2個に分けてあるので、スピーディな操作ができます。計測は出力電圧、出力電流に加え、出力電力の表示も装備しました。計測値は4桁表示で正確な読み取りができます。

4倍
ズーム

80V

40A（ZX-S-400L）
80A（ZX-S-800L）
160A（ZX-S-1600L）

定格出力電力のライン

320V

ZX-S-Hタイプ/0V〜640V

外部接点によるスイッチング停止（全機種）及び電源入力の遮断（1600Wタイプのみ）が可能です。
常時開 (a)接点の短絡（メイク）による

双方向電源

双方向電源

入力電圧はAC85V〜250Vのワイドレンジ、力率改善回路内蔵で0.99以上の高力率、高調波電流規制に適合する正弦波入力電流です。

ZX-S-Mタイプ/0V〜320V

出力電圧
（Ｖ）
→

ZX-S-Lタイプ/0V〜80V■ 外部接点によるシャットダウン

出力電圧、出力電流について、
0〜10Vの直流電圧で出力されます。
入力インピーダンスが10kΩ以上の外部メーターなどに使用しま
す。

電子負荷

電子負荷

ZX-Sは、L/Hタイプはズーム比8倍、エクステンドレシオ（拡張比）
1：8、Ｍタイプはズーム比4倍、エクステンドレシオ（拡張比）1：4で出
力電流が出力電圧に応じて可変する方式の直流電源です。定格
電力が得られる最小電圧と最大電圧の比率が広範囲で定格電力の出力が可能。テストベンチや混流生産などで色々な電圧で使用する場合に最適。

出力電圧
（Ｖ）
→

■ フルスペック8倍ズーム出力（L/Hタイプ）

お 客 様 の 用 途 に 合 っ た 機 種 選 定 が で き る よ う 、ベ ー シ ッ ク タ イ プ の
ZX-S-L/ZX-S-M/ZX-S-Hシリーズと外部アナログ制御、アナログモニタ、ステータ
ス出力、内部抵抗可変機能などを装備したZX-S-LA/ZX-S-MA/ZX-S-HAなどのＡ付型番を用意しました。

バイポーラ

バイポーラ

■ アナログモニタ

コネクターの四角い穴にマイナスドライバーを押し込
みケーブルを挿入すると接続完了です。

交流電源

交流電源

希望小売価格0-640V Hタイプ

ズーム

本体から簡単に外せます

直流電源

直流電源
0-80V Lタイプ

ZX-S Series

メイン機能

A付型番は外部アナログ制御・モニタに対応しています。外部コント
ロール用コネクターは、本体から取り外して作業ができるロックレ
バー付ワンタッチ脱着コネクターを採用、従来のような専用圧着工具
や半田付、ねじ止め作業は不要です。ラックマウントなどの狭い場所での作業に配慮しました。

ステータスコモンです。

583,000

39

仕様

オプション（外付）
名

旧品名

マルチ接続ケーブル

新形名

備

希望小売価格（円・税抜）

考KXC-300

T485-0R3M

長さ 300mm

1,400

KXC-600

T485-0R6M

長さ 600mm

1,700

KXC-700

T485-0R7M

長さ 700mm

2,200−

T485-01M

長さ 1m

2,000

−

T485-02M

長さ 2m

2,500

−

ZXP-0R2M

長さ 200mm

2,200

長さ 300mm

2,200

長さ 600mm

2,600−

RHZF-J-W

JIS規格

16,500−RHZF-E-W

EIA規格

19,800

ブランクパネル−

RB-ZX-W

幅107mm3,100

前面出力端子−ZXT-L-W

ZX-S-400L/LA/LN/LAN用

16,500前面端子取付け費用 ※１

9,900

特長

ラックマウントホルダ

製品系統図※取付けは、お客様側で行ってください。
弊社で取付けの場合は別途費用が必要です。

ZX出力ON/OFFケーブル

3,300

−

W-0914ZX-S-400、
ZX-S-800用 長さ 1.5m

3,300

−

ZX1600L-W03M

長さ 3m

11,000−

ZX1600L-W05M

長さ 5m

16,500−

ZX1600L-W10M

長さ 10m

22,000−T485/DSUB-0R3M

長さ 300mm

4,400※PLCとの接続用です。
〈注〉−

T485/DSUB-0R6M

長さ 600mm

5,500−

T485/DSUB-01M

長さ 1m

基板コーティング

−形名の末尾にCL

お問い合わせください

基板コーティングと防塵フィルタ＋高速ファンモーター変更−

形名の末尾にCH

お問い合わせください

シャットダウン ｂ接点変更−

形名の末尾に S

Ａ型番のみ対応

11,000−LA-3440

ZX用コントロールソフト

66,000

逆流防止ダイオードBOX−

SD-DB-500

100A、200A、400A

汎用PIO付きLANアダプター−

TC-L2S

入力200Vコード

直流電源

ZX1600用入力電源ケーブル※出荷時、3m品が添付されています。

RJ-485 DSUBケーブル

交流電源

コントロールソフトウエア

詳しくは112ページ参照ください。

6,600

定格出力電力400W

出力仕様
Outputバイポーラ

詳しくは108ページをご覧ください

37.7

177

101.6

4桁デジタルメータ（最大表示99.99V）

測定確度〈※10〉）（20mV）（0.1%±2digit
読みの±±50ppm/℃

4桁デジタルメータ（電圧または電流表示と併用表示）
6ポイントLEDにより出力電力概略値表示（過電圧保護:1.0～88.0V任意設定可）、OCP（過電流保護：1.25%～110%任意設定可
OVP

ヒューズ10A

動作電源（力率・効率）

6A (10A)
3A (20A)

AC100V時の入力電流 (カッコ内は突入電流(PEAK))〈※13〉
AC200V時の入力電流 (カッコ内は突入電流(PEAK))〈※13〉RS-485 (上位IF用,マルチ接続用)

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯

−

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯マルチ接続ポート付◯◯マルチ接続ポート付◯◯マルチ接続ポート付◯◯マルチ接続ポート付◯◯マルチ接続ポート付◯◯マルチ接続ポート付◯●LAN, RS-232C, RS-485により出力電圧・電流・保護レベルの設定と計測、
アラーム、ステータス、各種設定状態の読み出しが可能○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−

アナログモニター出力（0-10V)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流

アラーム出力(フォトカプラ)−○OVP,OCP,その他−○OVP,OCP,その他−○OVP,OCP,その他

外部抵抗による制御（0-10kΩ)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−ステータス出力(フォトカプラ)−○P-on,CV,CC−○P-on,CV,CC−

外部ON/OFF制御（小信号接点等）△オプションケーブル必要〈※14〉○−◯スイッチング停止○0.00Ω～2.00Ω

−

内部抵抗可変（通信から制御可)

107
180

0.1A/s〜320.0A/s●

マルチ接続ケーブルを接続することにより、ON/OFFシーケンスを設定することが可能（ディレイ時間設定：0.00〜99.99s）●電圧計測、
電流計測のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能

電圧設定、電流設定のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能

同一機種を最大10台まで （別売並列運転ケーブルが必要）

別売並列運転ケーブルで並列台数を自動認識、パラメータ設定等は不要

並列台数自動認識・マスター機で電圧・電流・電力等を一括表示
マスター機で電圧・電流等の設定を一括設定（ワンコントロール）−◯−◯

一括設定表示−内は（）突起物含まず
出力端子カバーを含む最大寸法

× 405（505）
107×130（147）
5kg

5kg

× 405（513）214.5×130（147）
8kg

8kg

2台実装可能4台実装可能AC100V用プラグ付電源コードセット、2P-3P変換アダプター 1.8m

入力ケーブル●出力端子カバー●取扱説明書◯温度0℃〜50℃（40℃以上の場合、1℃あたり2.5%の割合で出力電力のディレーティングが必要）湿度 20%〜80%（凍結、結露、腐食性ガスのないこと）●出力端子カバー●出力端子カバー●外部コントロール用コネクター●前面端子カバー●取扱説明書●取扱説明書× 405（543）×130（139）
429.5（436）1台実装可能3芯VCTケーブル5.5mm2●出力端子カバー●入力端子カバー●外部コントロール用コネクター●取扱説明書●取扱説明書●前面端子カバー

15kg

15kg

●出力端子カバー●前面端子カバー3m

入力端子カバー
出力端子カバー●取扱説明書●外部コントロール用コネクター●前面端子カバー

●

●

INDEX

INDEX

40

○0.00Ω～0.50Ω

−○0.00Ω～1.00Ω

−

外観図

外観図
9

◯入力遮断

3組までの出力電圧・電流の組み合わせを書き込み、読み出しが可能／メモリー値に準じ３パターンの運転が可能

直列運転〈※15〉

その他

○

−

0.1A/s〜160.0A/s

最大並列台数質 量 （約）△オプションケーブル必要〈※14〉

負荷の種類に応じて選択可能（CC優先モード)

0.01A/s〜80.00A/s

CC

並列運転

◯スイッチング停止

0.1V/s〜160.0V/s

CV

校正機能

○

−

○P-on,CV,CC

CVの立ち上がり・立ち下がり、CCの立ち上がり・立ち下がりのスルーレートを独立して可変可能

スルーレート可変機能

各種機能△オプションケーブル必要〈※14〉○出力電圧・出力電流

通信関連

通信関連
130

○出力電圧・出力電流−

ソフトウェア/特殊/
アダプタ/アクセサリー

ソフトウェア/特殊/
アダプタ/アクセサリー

40

能（マルチ接続ケーブル等別売）●上位IFがRS-232Cタイプは1つのポートで31台までのマルチ接続制御が可能、LANタイプ１台でRS-232Cタイプを30台まで通信変換可

外部電圧による制御（0-10V)

ラッシュ電流抑制機能

付属品

◯

◯

◯

動作環境   Operating environment

ＤＣ ＯＵＴＰＵＴ●センシングラインの断線による、出力電圧の上昇は10mV以内に制限される。

−(上位IF用)緊急停止信号（小信号接点等）

ラックマウント

1ユニット20Aのヒューズによる保護

AC85V〜250V 単相 45Hz〜65Hz（入力力率〈※11〉：0.99以上 電力効率〈※12〉：75%）
24A (40A)
12.5A (20A)
12A (80A)
6A (40A)●リモートセンシング時の出力電圧は本機の出力端子にて82Vまで、出力電力は定格内とする。

(上位IF用)

RS-232C

ZX-S-1600の前面出力端子には前面出力過電流保護内蔵）、過電力保護、過温度保護

ヒューズ20A●負荷までの導線による電圧降下を、
片道1Vまで補償可能。

シーケンシャルON/OFF機能

40A MAX±100ppm/℃

電力計

W×H×D（mm））（200mA）（0.5%±2digit
読みの±）（80mA）（0.5%±8digit
読みの±）（40mA）（0.5%±4digit
読みの±温度係数（代表値）

外形寸法

4桁デジタルメータ（最大表示999.9A）

4桁デジタルメータ（最大表示99.99A）

電流計（カッコ内は単体動作時）（単体動作時)測定確度〈※10〉

メモリー機能／シーケンス動作

107±100ppm/℃

温度係数（代表値）

並列・直列
運転

80mA（20Hz〜1MHzにて）40mA（20Hz〜1MHzにて）

双方向電源

双方向電源

24.5

±（定格出力電流の0.03%＋2mA）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））20mA（20Hz〜1MHzにて）

電子負荷

電子負荷

403

設定値の± (0.5%＋80mA)

設定値の± (0.5%＋40mA)±（定格出力電流の0.03%＋3mA）以下（定格出力電流にて、負荷抵抗を0〜定格電力を出力する抵抗値まで変化させた場合の電流変動値（静的負荷変動）〈※4〉
リップル（実効値）

前面出力端子（ZXT-L-W）

ブランクパネル（RB-ZX-W）

0.0A〜168.0A（100mA）

0.00A〜84.00A（10mA）

設定値の± (0.5%＋20mA)

ラインレギュレーション〈※3〉27

1.6A±0.4A

0.8A±0.2A

0.4A±0.1A

設定確度〈※8〉

備考

150

482.6

27

±50ppm/℃0.00A〜42.00A（10mA）

ロードレギュレーション〈※9〉外部
接点・アナログインターフェイ
ス

I

70ms±20%（全負荷時）／70ms±20%（無負荷時）

設定範囲（カッコ内は設定分解能）

リモートセンシング

8.8

160A

100mVp-p（20Hz～20MHzのオシロスコープにて）100mVp-p（20Hz～20MHzのオシロスコープにて）

250ms±30%（全負荷時）／1200ms±30%（無負荷時）

最大吸い込み電流

通信機能

20A

1ms以内 (定格負荷電流の50%〜100%の急変に対して、定格出力電圧の0.1%＋10mV以内に回復する時間（動的負荷変動）)

過渡回復時間〈※6〉

プログラミング 立上がり
時間〈※7〉
立下がり

LAN

I

2mVrms（20Hz〜1MHzにて）

50mVp-p（20Hz～20MHzのオシロスコープにて）温度係数（代表値）

Measurement/display

80A±（定格出力電圧の0.01%＋2mV）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））

〈※5〉
（TYP）
ノイズ（p-p値）

測定・表示

10A

注：前面端子は
10V
80Amax（前面出力過電流0
保護内蔵）

設定値の±（0.1%＋10mV）

ラインレギュレーション〈※3〉

EIA版（RHZF-E-W）

480

0

1600W

V

±（定格出力電圧の0.01%＋3mV）以下（定格負荷電流の0〜100%の変動に対して、センシングポイントにて測定（静的負荷変動））〈※4〉リップル（実効値）

定電流特性
CC

80V

416,000

0.00V〜84.00V（設定分解能：10mV）

ロードレギュレーション〈※2〉

定電圧特性
CV

160A
1600W

10V

I

40A

設定確度〈※1〉

出力保護
保護装置
Protection function 入力電流保護

150

5A

800W

V

10V

電力表示バーグラフ

10

800W

設定範囲（カッコ内は設定分解能）

RS-232Cタイプ用 <詳しくはホームページで>

465

400W

V

0

ラックマウントホルダ

460

80V

LAN

LA

80V

出力範囲

入力仕様
Input

JIS版
（RHZF-J-W）

80A

定格出力電圧電圧計

外形寸法図（オプション）

149

80V

LN

121,000 141,000 143,000 163,000 209,000 218,000 231,000 240,000 385,000 394,000 407,000

希望小売価格（円・税抜）

温度係数（代表値）〈注〉クロスケーブルとなりますのでPLCによっては接続できない場合がございます。ご利用するPLCをご確認ください。

100

40A

LN

L

LAN

LA

L

バイポーラ

長さ 5m

定格出力電流

LAN

LA

交流電源

ZXS-05M

LN

直流電源

−

※外部コントロール端子が無いZX-L/M/Hタイプ用です。

L

ZX-S-1600

ZX-S-800

ZX-S-400

名

製品系統図

ZXP-0R3M
ZXP-0R6M

形

様

特長

−
ZXC-600

並列運転ケーブル

仕

ZX-S

ZX-S

品

〈※1〉周囲温度23℃±5℃、出力開放にて 〈※2〉定格負荷電流の0〜100%の変動に対して、センシングポイントにて測定（静的負荷変動） 〈※3〉入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動）〈※4〉20Hz〜1MHzにて 〈※5〉20Hz～20MHzのオシロスコープにて 〈※6〉定格負荷電流の50%〜100%の急変に対して、定格出力電圧の0.1%＋10mV以内に回復する時間（動的負荷変動）〈※7〉パネル操作、通信制御による設定変更、または外部アナログコントロールにより、設定電圧に対する誤差が1%以内に達する時間 〈※8〉周囲温度23℃±5℃、出力短絡にて

41

仕様
様

形

名

ZX-S-400

M

MN

MA

MAN

ZX-S-800

M

MN

定格出力電流5A

定格出力電力

400W

10A

320V

特長

1.25A

5A

過渡回復時間ラインレギュレーション〈※4〉
リップル（実効値）

2.5mA (20Hz〜1MHzにて)

AC200V時の入力電流 (カッコ内は突入電流(PEAK))〈※13〉

ヒューズ20A

1ユニット20Aのヒューズによる保護

12.5A(20A)
6A(40A)

24A（40A）
12A（80A）：0.99以上 電力効率〈※12〉：77%）
45Hz〜65Hz（入力力率〈※11〉−◯◯◯マルチ接続ポート付(上位IF用)(上位IF用)

−

◯

−

◯

−

◯

◯

◯マルチ接続ポート付

−

◯

−

◯

◯

◯マルチ接続ポート付

−

◯

−

◯

◯

◯マルチ接続ポート付

−

◯

−

◯

◯

◯マルチ接続ポート付

−

◯

−

◯

◯マルチ接続ポート付

電力計
電力表示バーグラフ
出力保護
保護装置
Protection function 入力電流保護

◯

双方向電源

−

○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−○P-on,CV,CC−○P-on,CV,CC−○P-on,CV,CC−○OVP,OCP,その他−○OVP,OCP,その他−○OVP,OCP,その他△オプションケーブル必要〈※14〉○△オプションケーブル必要〈※14〉○△オプションケーブル必要〈※14〉○○0.0Ω～64.0Ω

−○0.0Ω～32.0Ω−

アナログモニター出力（0-10V)
ステータス出力(フォトカプラ)

アラーム出力(フォトカプラ)

外部ON/OFF制御（小信号接点等）

緊急停止信号（小信号接点等）−

内部抵抗可変（通信から制御可)◯スイッチング停止−

ラッシュ電流抑制機能
CV
CC

−

負荷の種類に応じて選択可能（CC優先モード)

0.01A/s〜10.00A/s

0.01A/s〜20.00A/s

0.01A/s〜40.00A/s

シーケンシャルON/OFF機能

各種機能

マルチ接続ケーブルを接続することにより、ON/OFFシーケンスを設定することが可能（ディレイ時間設定：0.00〜99.99s）●

電圧設定、電流設定のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能

電圧計測、電流計測のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能●

同一機種を最大10台まで（別売並列運転ケーブルが必要）

最大並列台数

別売並列運転ケーブルで並列台数を自動認識、パラメータ設定等は不要

並列台数自動認識

並列・直列
運転

マスター機で電圧・電流等の設定を一括設定（ワンコントロール）
・マスター機で電圧・電流・電力等を一括表示

一括設定表示

直列運転−(上位IF用)

RS-485 (上位IF用,マルチ接続用)

AC100V用プラグ付電源コードセット、2P-3P変換アダプター●取扱説明書●取扱説明書●外部コントロール用コネクター●出力端子カバー●取扱説明書1.8m●出力端子カバー●取扱説明書●外部コントロール用コネクター

3芯VCTケーブル5.5mm2●出力端子カバー●取扱説明書3m●出力端子カバー●取扱説明書●外部コントロール用コネクター〈※9〉定格出力電流にて、負荷抵抗を0〜定格電力を出力する抵抗値まで変化させた場合の電流変動値（静的負荷変動）〈※10〉周囲温度23℃±5℃にて 〈※11〉AC100V入力、定格出力電力、定格出力電流のとき
ご注意／ZX-Sシリーズは高周波スイッチング方式を使用しているため、電波暗室、
シールドルーム内でのご使用には適しません。※改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。

付属品

設定値の±（0.5%＋10mA）±（定格出力電流の0.03%＋3mA）以下（定格出力電流にて、負荷抵抗を0〜定格電力を出力する抵抗値まで変化させた場合の電流変動値（静的負荷変動））±（定格出力電流の0.03%＋2mA）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））
2.5mA (20Hz〜1MHzにて)5mA (20Hz〜1MHzにて)10mA (20Hz〜1MHzにて)±100ppm/℃
4桁デジタルメータ（最大表示999.9V）
読みの±（0.1%±2digit（200mV））±50ppm/℃
4桁デジタルメータ（最大表示9.999A）
4桁デジタルメータ（最大表示99.99A）
読みの±（0.5%±4digit（4mA））
読みの±（0.5%±1digit（10mA））±100ppm/℃
4桁デジタルメータ（電圧または電流表示と併用表示）
6ポイントLEDにより出力電力概略値表示
OVP（過電圧保護:10～704V任意設定可）、OCP（過電流保護：2%～110%任意設定可）、過電力保護、過温度保護
ヒューズ10A
ヒューズ20A
1ユニット20Aのヒューズによる保護
単相

45Hz〜65Hz（入力力率〈※11〉：0.99以上 電力効率〈※12〉：74%）

6A (10A)
3A (20A)

12.5A(20A)
6A(40A)

24A(40A)
12A(80A)●負荷までの導線による電圧降下を片道1Vまで補償可能。●センシングラインの断線による、出力電圧の上昇は10mV以内に制限される。
●リモートセンシング時の出力電圧は本機の出力端子にて642Vまで、出力電力は定格内とする

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯

−

◯

◯
−

◯マルチ接続ポート付◯◯マルチ接続ポート付◯◯マルチ接続ポート付◯◯マルチ接続ポート付◯◯マルチ接続ポート付◯◯マルチ接続ポート付◯●LAN, RS-232C, RS-485により出力電圧・電流・保護レベルの設定と計測、
アラーム、ステータス、各種設定状態の読み出しが可能○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流

アナログモニター出力（0-10V)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流ステータス出力(フォトカプラ)−○P-on,CV,CC−○P-on,CV,CC−○P-on,CV,CC

アラーム出力(フォトカプラ)−○OVP,OCP,その他−○OVP,OCP,その他−○OVP,OCP,その他△オプションケーブル必要〈※14〉○△オプションケーブル必要〈※14〉○△オプションケーブル必要〈※14〉○

緊急停止信号（小信号接点等）−◯スイッチング停止−◯スイッチング停止

−

◯入力遮断

内部抵抗可変（通信から制御可)−○0.0Ω～128.0Ω−○0.0Ω～64.0Ω

−○0.0Ω～32.0Ω

ラッシュ電流抑制機能
スルーレート可変機能
CV
CC
メモリー機能／シーケンス動作
シーケンシャルON/OFF機能
校正機能
並列運転

負荷の種類に応じて選択可能(CC優先モード)
CVの立ち上がり・立ち下がり、CCの立ち上がり・立ち下がりのスルーレートを独立して可変可能
1.0V/s〜1280V/s
0.01A/s〜10.00A/s
0.01A/s〜20.00A/s
0.01A/s〜40.00A/s
3組までの出力電圧・電流、OVP、VCPの組合わせを書き込み、読み出しが可能／メモリー値に準じ３パターンの運転が可能
マルチ接続ケーブルを接続することにより、ON/OFFシーケンスを設定することが可能（ディレイ時間設定：0.00〜99.99s）●電圧設定、
電流設定のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能 ●電圧計測、電流計測のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能

最大並列台数

同一機種を最大10台まで （別売並列運転ケーブルが必要）

並列台数自動認識

別売並列運転ケーブルで並列台数を自動認識、パラメータ設定等は不要
マスター機で電圧・電流等の設定を一括設定（ワンコントロール）
・マスター機で電圧・電流・電力等を一括表示−
温度0℃〜50℃（40℃以上の場合、1℃あたり2.5%の割合で出力電力のディレーティングが必要）湿度 20%〜80%（凍結、結露、腐食性ガスのないこと）

一括設定表示

出力端子カバーを含む最大寸法

107×130（147）×405（505）5kg

214.5×130（147）×405（513）
8kg

8kg

4台実装可能2台実装可能AC100V用プラグ付電源コードセット、2P-3P変換アダプター 1.8m

入力ケーブル
その他

5kg●出力端子カバー●取扱説明書●出力端子カバー●取扱説明書●外部コントロール用コネクター●出力端子カバー●取扱説明書●出力端子カバー●取扱説明書●外部コントロール用コネクター

429.5（436）×130（139）×405（543）
15kg

15kg

1台実装可能3芯VCTケーブル5.5mm2 3m●出力端子カバー●取扱説明書●出力端子カバー

INDEX

INDEX

●出力端子カバー●出力端子カバー

ラックマウント

0.12A±0.04A

0.00A〜21.00A (10mA)

外観図

外観図

入力ケーブル

1台実装可能0.06A±0.02A

0.00A〜10.50A (10mA)−

質 量 （約）2台実装可能0.05A±0.01A

0.000A〜5.250A (1mA)

−

15kg

4台実装可能70ms±20%（全負荷時）／70ms±20%（無負荷時）

250ms±30%（全負荷時）／1100ms±30%（無負荷時）○出力電圧・出力電流8kg

W×H×D（mm）

150mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて)±100ppm/℃○出力電圧・出力電流

5kg

15kg

20mVrms（20Hz〜1MHzにて）150mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて)−

429.5（436）×130（139）×405（543）

8kg(設定分解能：100mV）−

214.5×130（147）×405（513）

5kg

I

外部抵抗による制御（0-10kΩ)

107×130（147）×405（505）

温度0℃〜50℃（40℃以上の場合、1℃あたり2.5%の割合で出力電力のディレーティングが必要）湿度 20%〜80%（凍結、結露、腐食性ガスのないこと）

20A

2.5A

●上位IFがRS-232Cタイプは1つのポートで31台までのマルチ接続制御が可能、LANタイプ１台でRS-232Cタイプを30台まで通信変換可能（マルチ接続ケーブル等別売）

直列運転
動作環境   Operating environment
突起物含まず（）内は
外形寸法

動作環境   Operating environment0

外部電圧による制御（0-10V)

外部ON/OFF制御（小信号接点等）◯入力遮断

3組までの出力電圧・電流、OVP、VCPの組合わせを書き込み、読み出しが可能／メモリー値に準じ３パターンの運転が可能(上位IF用)備考○0.0Ω～16.0Ω

10A

通信関連

通信関連

メモリー機能／シーケンス動作

突起物含まず（）内は出力端子カバーを含む最大寸法◯スイッチング停止

1.25A

1ms以内 (定格負荷電流の50%〜100%の急変に対して、定格出力電圧の0.1%＋10mV以内に回復する時間（動的負荷変動）)

AC85V〜250V

リモートセンシング

CVの立ち上がり・立ち下がり、CCの立ち上がり・立ち下がりのスルーレートを独立して可変可能
1.0V/s〜640.0V/s

スルーレート可変機能

校正機能

−

100mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて)

AC200V時の入力電流 (カッコ内は突入電流(PEAK))〈※13〉外部
接点・アナログインターフェイス

80V

I

ソフトウェア/特殊/
アダプタ/アクセサリー

ソフトウェア/特殊/
アダプタ/アクセサリー○出力電圧・出力電流

外部抵抗による制御（0-10kΩ)

0

1600W

V

±（定格出力電圧の0.01%＋16mV）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））

動作電源（力率・効率）

通信機能

HAN

583,000

双方向電源

LAN, RS-232C, RS-485により出力電圧・電流・保護レベルの設定と計測、
アラーム、ステータス、各種設定状態の読み出しが可能●上位IFがRS-232Cタイプは1つのポートで31台までのマルチ接続制御が可能、LANタイプ１台でRS-232Cタイプを30台まで通信変換可能（マルチ接続ケーブル等別売）

640V

HA

561,000±（定格出力電圧の0.01%＋24mV）以下（定格負荷電流の0〜100%の変動に対して、センシングポイントにて測定（静的負荷変動））

AC100V時の入力電流 (カッコ内は突入電流(PEAK))〈※13〉

●

備考

42

電流計（カッコ内は単体動作時）（単体動作時)測定確度〈※10〉
温度係数（代表値）

RS-232C

20A
1600W

設定値の±（0.5%＋5mA）〈※4〉
リップル（実効値）
温度係数（代表値）
電圧計
測定確度〈※10〉
温度係数（代表値）

LAN

HN

設定値の±（0.1%＋100mV）

ラインレギュレーション〈※3〉

入力仕様
Input

ZX-S-1600

H

80V

0.0V〜672.0V

ロードレギュレーション〈※9〉Measurement/display（0.5%±1digit（10mA））
読みの±●センシングラインの断線による、負荷までの導線による電圧降下を片道1Vまで補償可能。
出力電圧の上昇は10mV以内に制限される。
リモートセンシング時の出力電圧は本機の出力端子にて322Vまで、出力電力は定格内とする

外部電圧による制御（0-10V)

その他

温度係数（代表値）

測定・表示

4桁デジタルメータ（最大表示99.99A）●

RS-485 (上位IF用,マルチ接続用)

〈※5〉
（TYP）
ノイズ（p-p値）

800W

V

I

5A

設定確度〈※8〉●

リモートセンシング

付属品

単相0.625A

640V

800W

V

0

〈※4〉
リップル（実効値）

定電流特性
CC

HAN

電子負荷

電子負荷

6A (10A)
3A (20A)

AC85V〜250V

400W

ロードレギュレーション〈※2〉

定電圧特性
CV

HA

バイポーラ

バイポーラ

AC100V時の入力電流 (カッコ内は突入電流(PEAK))〈※13〉

動作電源（力率・効率）

640V

80V

設定範囲（カッコ内は設定分解能）

OVP（過電圧保護:10～352V任意設定可）、OCP（過電流保護：2%～110%任意設定可）、過電力保護、過温度保護

ヒューズ10A

400W

最大吸い込み電流

6ポイントLEDにより出力電力概略値表示

入力電流保護

定格出力電力10A

過渡回復時間〈※6〉10mA(20Hz〜1MHzにて)±100ppm/℃

5A

プログラミング 立上がり
時間〈※7〉
立下がり

4桁デジタルメータ（電圧または電流表示と併用表示）

出力保護

HN

640V

定格出力電流ラインレギュレーション〈※3〉（0.5%＋10mA）
設定値の±±100ppm/℃±50ppm/℃

ZX-S-800H

176,000 198,000 198,000 220,000 303,000 325,000 325,000 347,000 539,000 561,000

設定確度〈※1〉

0.12A±0.04A
0.00A〜21.00A (10mA)

5mA(20Hz〜1MHzにて)（0.5%±4digit
（4mA）
）
読みの±

電力表示バーグラフ

ラックマウント

20A（0.1%±2digit（200mV））
読みの±温度係数（代表値）

質 量 （約）

5A±（定格出力電流の0.03%＋2mA）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））

4桁デジタルメータ（最大表示9.999A）

HAN

設定範囲（カッコ内は設定分解能）（0.5%＋5mA）
設定値の±

電力計

W×H×D（mm）

0

4桁デジタルメータ（最大表示999.9V）

電流計（カッコ内は単体動作時）（単体動作時)測定確度〈※10〉

外形寸法

10A

0.06A±0.02A
0.00A〜10.50A (10mA)

温度係数（代表値）

並列運転

2.5A

80ms±30%（全負荷時）／600ms±30%（無負荷時）

測定確度〈※10〉

HA

交流電源

交流電源

温度係数（代表値）

HN

出力範囲

I

±（定格出力電流の0.03%＋3mA）以下（定格出力電流にて、負荷抵抗を0〜定格電力を出力する抵抗値まで変化させた場合の電流変動値（静的負荷変動））〈※3〉

ZX-S-400

H

直流電源

直流電源

0.05A±0.01A
0.000A〜5.250A (1mA)

ロードレギュレーション〈※9〉

並列・直列
運転

80V

I

70ms±20%（全負荷時）／70ms±20%（無負荷時）

設定確度〈※8〉各種機能V

1ms以内 (定格負荷電流の50%〜100%の急変に対して、定格出力電圧の0.1%＋10mV以内に回復する時間（動的負荷変動））

最大吸い込み電流
設定範囲（カッコ内は設定分解能）

外部接点・アナログインターフェイ
ス

出力仕様
Output±100ppm/℃

プログラミング 立上がり
時間〈※7〉
立下がり

RS-232C

1600W±（定格出力電圧の0.01%＋8mV）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））
15mVrms (20Hz〜1MHzにて)
18mVrms (20Hz〜1MHzにて)
20mVrms (20Hz〜1MHzにて)
100mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて)150mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて)150mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて)

〈※6〉

通信機能

320V

1600W

800W

80V
0

名

希望小売価格（円・税抜）±（定格出力電圧の0.01%＋12mV）以下（定格負荷電流の0〜100%の変動に対して、センシングポイントにて測定（静的負荷変動））

温度係数（代表値）

LAN

形

製品系統図

製品系統図

ロードレギュレーション〈※2〉

入力仕様
Input

506,000

様

設定値の±（0.1%＋100mV）

ラインレギュレーション〈※3〉〈※4〉
リップル（実効値）
〈※5〉
（TYP）
ノイズ（p-p値）

保護装置
Protection function

495,000

仕

0.0V〜336.0V （設定分解能：100mV）

設定確度〈※1〉

測定・表示

MAN

定格出力電圧V

I

設定範囲（カッコ内は設定分解能）

Measurement/display

MA

特長

80V

0

電圧計

MN

20A

320V

800W

400W

V

出力範囲

定電流特性
CC

ZX-S-1600

M

320V

定格出力電圧

定電圧特性
CV

MAN

154,000 165,000 176,000 187,000 264,000 275,000 286,000 297,000 473,000 484,000

希望小売価格（円・税抜）

出力仕様
Output

MA

ZX-S

ZX-S

仕

仕様

●取扱説明書●外部コントロール用コネクター〈※12〉AC100V入力、定格出力電圧、定格出力電力のとき 〈※13〉定格出力電力、定格出力電流のとき 〈※14〉ON/OFFケーブルにて可能 〈※15〉同一機種を２台まで直列接続し、マスター機1台で制御可能〈※16〉AC200V入力、定格出力電圧、定格出力電力のとき
ご注意／ZX-Sシリーズは高周波スイッチング方式を使用しているため、
電波暗室、
シールドルーム内でのご使用には適しません。※改良にともない、製品の仕様、
外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。

43