● 校正：1 年毎の校正● 精度を確保するには、電源ケーブルを接地する必要があります。

● 湿度：<80%RH,● 力率は 1

● 操作環境：18 〜 28℃● 入力電圧と電流は正弦波のみ。

● 確度：±（読み値 ×％ + レンジ ×％)● 仕様は、少なくとも 30 分以上ウオームアップで測定した場合です。

表示

測定ライン

測定方式
入力電圧

単相 2 線（交流、直流）
絶縁入力

平均回数

電流

絶縁入力、シャント入力

表示

電圧・電流同時デジタルサンプリング

表示項目

サンプリング周波数︓ 96 ｋ Hz

入力インピー 電圧(50/60 Hz)

電流

20 Arms
5mA ～200mA
0.5A ～ 20A

最大表示電圧（1 倍時）

最大表示電流（1 倍時）

最大許容絶縁電圧

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz
66 Hz < f ≦ 1kHz
1 kHz < f ≦ 6kHz
フィルタオン

CF=6 :

周波数測定
測定レンジ
測定項目

有効入力範囲確度±（読み値× 0.1％ + レンジ× 0.2％）±レンジ× 3％

読み値× 0.3％（@ 45Hz 〜 66Hz）を加算

電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相角、周波数、積算電流、積算電力、
測定項目

正の積算電力、負の積算電力、積算時間、

Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P,
表示測定パラメータ

P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI, DEG, VHz, IHz,
THDV, THDI

積分測定

積分器

確度

± ( 電圧または電流の確度 + 読み値× 0.1％ )確度± 0.01% ± 1 秒

範囲

時間

0 時間 0 分 〜 9999 時間 59 分

インターフェース

USB

USB2.0、TypeB コネクタ、USB-CDC Class

IEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps

LANIP ｖ 4：DHCP/ 固定 IP

Socket 接続：ポート 1026

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz
66 Hz < f ≦ 1kHz
フィルタオン

RS-232C

通信速度 :1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps

GP-IB （VGモデルのみ）

250mA, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A

環境± ( 読み値× 0.2％ + レンジ× 0.2％ )コマンド体系

動作環境と温度± ( 読み値× 0.1％ + レンジ× 0.1％ )± ( 読み値× 0.1％ + レンジ× 0.2％ )±レンジ× 3％

読み値× 0.3％（@ 45Hz 〜 66Hz）を加算
レンジ× 0.5％

レンジの 1％〜 110％

D-sub9 ピン、オス

SCPI 準拠、IEEE488.2、デリミタ：LF
屋内、高度 <2000m

周囲温度：0℃〜 50℃

相対湿度：0℃〜 30℃：<80％ RH：結露なし

保存温度

温度範囲：0℃〜 35℃、相対湿度：<90％ RH

35℃〜、相対湿度：<80％ RH
一般仕様

電源66 Hz < f ≦ 1kHz

± ( 読み値× 0.1％ + レンジ× 0.3％ )寸法（突起物を含む） 270（W）× 110（H）× 350（D）mm

フィルタオン5 〜 18℃ / 28 〜 40℃

読み値× 0.3％（@ 45Hz 〜 66Hz）を加算±読み値× 0.03％ /℃を加算

フィルタオン 30.000Hz 〜 499.99Hz（※VG：工場出荷時オプション GP-IB 搭載）

AC 100 〜 240V ±10％、50/60Hz、25VA

電源コード（地域による）付属品± レンジ× 3％

テストリード：GTL-209（黒× 2、赤× 2）
CD（ユーザーマニュアル）

質量特徴

約 2.9kg

GTL-201B￥1,600（税抜）

電圧≦600V、電流：≦10A

4 インチカラー液晶ディスプレイを採用電圧 / 電流測定周波数帯域：DC 〜 6kHz で直流、交流、直流 + 交流
● 2 種類の測定値表示：スタンダード：メイン 2 項目とサブ 6 項目を同時表示
シンプル：4 項目を同時表示● IEC 62301/ EN 5056 待機電力測定の要件に適合した測定が可能● 電力分解能 : 最小レンジ 1µW、最大レンジ 1W● 最小電流レンジ : 5mA、分解能 : 0.1μA● クレストファクタ（CF）3 までの電流 / 電圧測定が可能（半波の場合は CF＝6 設定可能）● 積算機能：W-h（電力対時間）、A-h（電流対時間）● 全高調波ひずみ測定：IEC、CSA● 前面入力端子（≦10A）と背面入力端子（≦20A）● 標準インタフェース : RS-232C、USB デバイス、LAN● オプションインタフェース : GP-IB 搭載（VG モデル：工場出荷時オプション）● テストフィクスチャ GPM-001（別売）: GPM-001 で配線が簡単・確実●GTL-202￥1,800（税抜）

電圧≦600V、電流：≦10A

フィルタオフ 30.000Hz 〜 9.9999kHz
電圧、電流測定レンジの 10％〜 105％
± ( 読み値× 0.06％ )ht t p s : // ww w. d a i i c h i - k ag ak u. c o . j p /本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-61662017.10.10 JGPM82131710N (TTC030) Printed in Japan.

GPM-8213¥145,000（税抜）
GPM-8213VG※ ¥165,000（税抜）

40℃〜 50℃：<50％ RH：結露なし± ( 読み値× 0.2％ + レンジ× 0.2％ )± ( 読み値× 0.1％ + レンジ× 0.1％ )パワー メータ-10℃〜 70℃、相対湿度：<90％ RH

DC

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz

GPM-8213

IEEE488.2 準拠

30℃〜 40℃：<70％ RH：結露なし

5 〜 18℃ / 28 〜 40℃ ±読み値× 0.03％ /℃を加算

有効範囲

RS-232C 準拠、8bits、パリティなし、ストップビット 1

500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A

レンジの 1％〜 105％

1 kHz < f ≦ 6kHz
温度係数±（読み値× 0.1％ + レンジ× 0.1％）

3,、61 kHz < f ≦ 6kHz

確度±（読み値× 0.2％ + レンジ× 0.2％）

2.5mA, 5mA, 10mA, 25mA, 50mA, 100mA,

DC

電力測定

1 〜 9999.999

電圧ピーク、電流 ピーク、Thd

5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA,

CF=3 :

有効レンジ

残留ノイズ

1 〜 9999.999

電流変換係数

レンジ× 0.5％

クレストファクタ

温度係数

電圧変換係数

電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、

5 〜 18℃ / 28 〜 40℃ ±読み値× 0.03％ /℃を加算

電流測定

4 項目同時表示

25 Arms

レンジの 1 % 〜 105 %DC

メイン 2 項目 + サブ 6 項目同時表示

700 Vrms

3、6

適用範囲

確度5m Ω

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

5表示レシオ500m Ω

CF=6 :7.5V, 15V, 30V, 75V, 150V, 300V

クレストファクタ

測定レンジ

Simple モード

CF=3 :15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V

測定レンジ

残留ノイズ

Standard モード

2.4M Ω

500 Hz

電圧測定

温度係数

表示桁数

45Hz 〜 6kHz

300 V

周波数フィルタ

確度

16 ビット
600 Vrms

入力電流
ダンス

同期周波数

電圧

A/D コンバータ︓

豊富な測定パラメータと待機電力測定に適したパワーメータ● 同相電圧はゼロでなければなりません。

入力

入力方式

Simply Reliable● クレストファクタは 3●

テストフィクスチャ：
GPM-001 ￥27,000（税抜）
電流：≦10A

A

D項目

スタンダードモード︓

シンプルモード︓

メイン 2 項目とサブ 6 項目を同時に表示します。

四つ測定値を同時に表示します。

表示Manual：手動測定終了

Mode:Standerd：Set Time により自動終了
Watt Hours

Ampere Hours

WP+：正ワット時

q+：正アンペア時

WP：合計ワット時

Functionq：合計アンペア時

WP-：負ワット時-q：負アンペア時

Standerd モードの測定時間を設定：

Set Time

1 秒〜 9999 時間 59 分 59 秒

Test Time

積算の経過時間を表示

Runing：測定中、Stop：測定中断

State

Timeout：Standerd モードの測定終了
Reset：リセット（設定可能）状態。

B
GPM-8213 は、電圧、電流、周波数、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、波高率、および全高調波ひずみ測定など、豊富な測定項目と機能をサポートしています。
GPM-8213 は、DUT の電力または電流の時間に対する積算測定機能もサポートしています。
ユーザーは、過渡電力積算を実行し、結果を時間で除算して DUT の平均電力を受け取る時間を設定できます。
項目

表示

電流

Idc (DC 電流 ), Irms (AC 電流 )

電圧

有効電力

GPM-8213

皮相電力
無効電力
力率

位相角
周波数

電圧ピーク
電流ピーク

有効電力ピーク

するば

全高調波ひずみ

クレストファクタ

E
通常電力の測定と待機電力の測定は、測定誤差を減らすために電流計と電圧計の配線が異なり、ねじ止めした配線を変更する必要があります。テストフィクスチャ GPM-001 は 10A 以下の通常電力の測定と待機電力の測定に対応しており、テストフィクスチャと本体間のケーブル配線を変更するだけでそれぞれの測定に対応します。

Vdc (DC 電圧 ), Vrms (AC 電圧 )
P

VA

VAR
PF

DEG

IHz と VHz

V+pk と V-pk

10A 以下の電力測定時の接続

P+pk と P-pk

前面端子I+pk と I-pk

THDI と THDV

待機電力測定時の接続

DUT

DUT

前面端子
WARNINGWARNING

CFV, CFI

VOLTAGE

V+1

CURRENT
I+

V+2

V-600VMAX

TO AVOID SHOCKREMOVE INPUTS BEFORE OPRNIGVOLTAGE

V+1〜 AC 250V / 10A MAX

Source

GPM-001 用電源コード付き

N

背面端子
CURRENTII〜 AC 250V / 10A MAX

10AMAX
CAT Ⅱ 300V

20A 以下の電力測定時の接続
L

I-

600V
MAX

CAT Ⅱ 300V

C

I+

V-

I-

10A
MAX

TO AVOID SHOCKREMOVE INPUTS BEFORE OPRNIG

CURRENTV+2

待機電力測定時の接続

L
VOLTAGE
V

20A
MAX

V

600 V
MAX
CAT II 300V

Load

背面端子

L

CURRENT

SourceNI

L
VOLTAGE

I

V

20A
MAX

N

Load

V

600 V
MAX

N

CAT II 300V

F

LCD:
4 インチカラー
TFT

Function キー :各種設定とメニュー

電流入力
端子

電圧入力
端子

電流入力
端子

電圧入力
端子

RS-232
C ポートLAN
ポートUSB
ポート

電力測定機器の推奨パラメータ

GPM-8213 のパラメータ•電力分解能は 1mW 以下•時間積分機能が利用できます。
•電気エネルギー分解能≦1mWh•電力分解能 1mW 以下可能
•時間積分機能が利用できます。
•積算電力分解能︓
1mWh 以下可能
累積時間分解能 1 秒•波高率＝3、（半波では 6）•最小電流レンジ︓5mA、分解能 1μA•有効電力︓AC+DC

累積時間分解能≦1 秒•波高率≧3•最小電流範囲≦10mA•有効電力︓AC および DC コン
ポーネントが含まれます。
•オーバーレンジ、オートアラー
ム機能•オートレンジ機能をオフにできること。
•高調波帯域幅≧2.5kHz
矢印キー

Enter キー
ESC キー

電源スイッチ

電源コード
ソケット

GP-IB ポート
（VG モデルのみ）•オーバーレンジオートアラーム
機能あり•オートレンジ機能︓オフ /Auto•高調波帯域幅 DC ～ 6kHz

GPM-8213 は PT / CT レシオ設定機能を備えており、外部 PT（変圧器）または CT（変流器）を使用した測定ができます。
Source

Load

PT

CT

CURRENTIIVOLTAGEV

PT 設定範囲：1 〜 9999.999
CT 設定範囲：1 〜 9999.999

20A
MAX

V

600 V
MAX
CAT II 300V