パワーメータ PW3335

POWER METER PW3335

待機電力から動作時電力まで
AC/DC 高確度測定
単相電力計■ 幅広い測定可能範囲： 電流 10μA 〜 30A、電圧 60mV 〜 1000V■ 電圧・電流・電力基本確度 ： ±0.15%■ 周波数帯域： DC, 0.1Hz 〜 100kHz■ 低力率でも高確度測定： 力率の影響 ±0.1%f.s.

■ 待機電力の規格測定に： 高調波測定標準装備、IEC62301 対応■ 最大で AC5000A 測定： 外部センサ入力端子搭載（PW3335-03,-04）

2交流/直流の待機電力から動作時電力まで
オールラウンドに対応する単相電力計± 0.15% の高確度、確度保証範囲はレンジの 1% 〜 150% まで

測定確度 [%]

測定確度とレンジの確度保証範囲 *（PW3335 と当社従来機種 3332** との比較）
10
確度保証範囲拡大

1

3332
0.2
0.1

PW3335

測定確度 UP
0 5

100
120
150
レンジの確度保証範囲 [% f.s.]* 電圧 1000V レンジは最大 1000V まで**3332 の詳細仕様については 6 ページの比較表をご参照ください

パワーメータ PW3335：高調波測定標準装備、AC/DC 単相電力計
電圧レンジ ：6.0000V 〜 1.0000kV
電流レンジ ：1.0000mA 〜 20.000A（最大 30A まで）

Standby power

レンジの確度保証範囲が広がったことにより、電力に変動があってもレンジを切換える回数が少なくなります。

周波数帯域 DC, 0.1Hz 〜 100kHz 高調波測定も標準装備で詳細な解析
AC アダプタの待機電力測定、
１次側 AC にも、２次側 DC にもインバータ、サイリスタなど
電源変換装置の測定

電力測定項目
電圧

電流

有効電力

皮相電力

無効電力

力率

位相角

周波数

電流積算

有効電力積算

波形ピーク値

クレストファクタ

最大電流比

時間平均電流時間平均有効電力

リプル率

高調波実効値

高調波有効電力

総合高調波ひずみ率

基本波実効値

基本波有効電力

基本波皮相電力

基本波無効電力

基本波力率 ( 変位力率 )基本波電圧電流位相差

高調波含有率

高調波電圧位相角 *高調波電流位相角 *高調波測定項目

太陽光パネル、パワコン測定に
最大 1000V レンジ

高調波電圧電流位相差 **：PC 通信のみ

太陽光パネルや AC アダプタ２次側などの直流機器やインバータ、サ
イリスタなどの電源変換装置などの開発 / 生産に。測定器本体に多彩な演算項目を装備しており、本体のみでも詳細な解析が可能です。

PW3335
クラス最高の基本確度と DC 確度

基本確度± 0.15 %DC 確度

待機電力をより正確に
Off mode±0.1% rdg.±0.1

HIOKI が積み上げた技術と実績がク%f.s. ラス最高の基 本 確度と DC 確度を実現。信頼の測定確度でお客様の計測シーンをサポートします。

Peak = 6mA

RMS = 1mA

CF = Peak/RMS = 6

ピーク値はレンジの 600% まで
クレストファクタ 6 に対応

力率の影響 ±0.1%f.s. 以下

スイッチング電源やインバータの一次側では電流波形が急峻になり、レンジ
オーバーにより正確な測定ができない場合があります。PW3335 はレンジに対して波形ピーク値が大きくても、正確な測定が可能です。

待機電力測定、トランス / モータの無負荷稼動時などの力率が低い状態では、有効電力の値に影響がでることがあります。PW3335 は力率の影響を従
来機種の半分以下に抑えました。

電力データと高調波
全てのデータを同時測定

高調波測定標準装備

全ての測定データは内部で同時並列処理。AC/DC 成分が混在した半波整流などの波形でも、それぞれの成分を同時に測定可能です。PC 通信ソフトをご利用いただけば、180 以上の測定項目を同時に取得できます。

最大 50 次までの高調波測定。家電機
器をはじめとした電気機器の電源開発評価に。電圧実効値と総合高調波歪み率（THD）も同時に画面表示可能。
THD 演算時は、最大の次数を任意に指定可能です。
高調波成分を含んだ
歪み波形の例

半波整流波形の例

消費電力と回生（充電）電力
を個別に積算EV をはじめとした二次電池のバッテリ
収支評価、太陽光の売買電力測定に。
消費電力、回生（充電）電力をそれぞれ個別に測定可能です。
電力変動の例Standby mode

微 小電力を余裕を持って測定できる
レン ジ 構 成。 電 流 は 最 小 10μA から、 有 効 電 力は 0W から 確 度 規 定。
IEC62301 をはじめとした各種規格測定にも。

消費電力量 Wh( ＋ )
回生電力量 Wh( − )電流ピークも一目でMAX/MIN ホールド機能

突入電流波形のピーク値や、消費電力の最大値など、最大値 / 最小値を確実に捉えることができます。

3

4

210

100

( 単位：mm)

25

220

23

22
52
21.5
32.5

ラックに２台並ぶハーフラックサイズ

規格測定も、変動する電力の測定も各種規格測定に対応した電力測定

間欠動作や、電力の変動が大きい機器の電力積算

待機電力の国際規格である IEC62301 をはじめ、ErP 指令、Energy Star など各種規格測定に使用可能。規格で求められる特殊なパラメータ、THD、CF、MCR なども、本体で確認できます。

時間平均有効電力
間欠動作やサイクル制御を行っている機器の電力測定に。変動する電力の積算値から、平均値電力を算出します。

THD（総合高調波歪み率）
交流波形に高調波成分がどの程度含まれるかを示す
CF（クレストファクタ）
波高率。交流波形の実効値に対するピーク値の比
MCR（最大電流比）
クレストファクタと力率で計算される、電流の評価指標

間欠動作の例

サイクル制御の例

オートレンジ積算
消費電流に合わせ、自動的に最適な電流レンジにジャンプして積算測定します。電力積算はレンジ個別に行えるため、電力が変動する機器の測定
では状態ごとの積算電力も測定可能です。
レンジ選択

レンジごと電力積算

20A OFF
10A

ON

始動時

始動時の積算電力

レンジを
ジャンプ

Wh

5A OFF
2A OFF
1A

IEC62301 のレポート作成ソフ
トウェアを当社ホームページより無償ダウンロードいただけます。

動作状態の積算電力
Wh

動作状態

ON

500mA OFF
200mA

ON

待機状態の積算電力
待機状態

Wh
TOTAL

Wh

5

PW3335-04 背面図
206
端子壁間

13

ネジ寸法

M6×12mm電流センサ入力

95.5

D/A 出力

15

外部制御

同期制御

RS-232C

LAN

GP-IB

( 単位：mm)■形名別搭載機能
形名
PW3335PW3335-01
PW3335-02
PW3335-03
PW3335-04

高調波測定
○
○
○
○
○

同期制御
○
○
○
○
○

LAN
○
○
○
○
○

RS-232C
○
ー
○
○
○

GP-IB
ー
○
ー
ー
○

D/A 出力ーー○ー○

電流センサ入力ーーー○○○ ：機能あり− ：機能なし

充実のインタフェースと拡張性
３種類の D/A 出力

波形出力

PC 通信ソフトウェア（PW3335-02, PW3335-04）

高速レベル出力
１周期更新

レベル出力 200ms 更新

データロガーやメモリハイコーダに、測定値を電圧で出力可能。瞬時波
形出力、レベル出力に加えて基本
波１サイクルごとの高速レベル出力* を搭載しました。切削研磨刃具の監視など、電力を使った機器解析に威力を発揮します。

無償提供のソフトウェアを使えば、通信プログラムを書かなくても PC制御が可能。PC へのデータ保存、
波形表 示、効率演算 * などにお使いいただけます。

* 電圧・電流において、１サイクルごと更新
するのは入力が 45 〜 66Hz の信号のみ* 効率 演算を行うためには PW3335 が２台以上必要です。

最大８台の同期制御

30A 以上はセンサで測定最高確度 ±0.26%

電源機器の入出力効率、複数の機器の個体間の比較、生産ラインの同時並列試験に。同時性の確保された測定を実現し、PC ソフトで効率演算も可能。PW3336/PW3337
シリーズとも同期可能です。
同期用ケーブル 9165

LAN/ RS-232C/ GP-IB 対応（PW3335-03, PW3335-04）

オプションの電流センサを使用すれば、最大 AC5000A まで入力可能。
AC/DC 高精度貫通 型センサを使用することで、 最 高 確 度 ±0.26%の正確な測定が可能です。

6

PC 通信ソフトウェア

PW Communicator

PW Communicator は PW3335 シリーズと PC の間で通信を行うためのアプリケーションソフトウェアです。当社ホームページより無償でダウンロード
いただけます。PW3335 の設定、測定値のモニタ、通信によるデータ取得、効率演算など便利な機能を搭載しています。
数値モニタ
PW3335 の測定値を PC 画面に表示。最大で 64 項目を表示。電圧、電流、電力、
高調波項目など全ての測定値から自由に選択可能。

波形モニタ
本体で測定している電圧、電流の波形を PC 画面でモニタ可能。

本体設定
接続されている PW3335 を PC 画面上から設定変更可能。

同期測定
複数台の PW3335 を使用すれば、電源変換装置の入出力など効率演算も可能。本体同士を同期ケーブルで接続することで、当社パワーメータ PW3336、PW3337 シリーズを含む最大８台を同期制御できます。
CSV ファイルにデータ保存
180 項目以上の測定データを一定時間毎に CSV ファイルに記録。
記録間隔は最短で 200ms から。
PW Communicator 仕様
供給形態
動作環境
OS
メモリ
インタフェース

HIOKI ホームページよりダウンロード
PC/AT 互換機
Windows8、Windows7(32bit/64bit)
推奨 2GB 以上
LAN、RS-232C、GP-IBLabVIEWドライバ
LabVIEW ドライバの使用によりデータ取得、計測システムの構築を行うことができます。
（LabVIEW は NATIONAL INSTRUMENTS 社の登録商標です）

当社従来機種周波数帯域
サンプリング3332 との比較
PW3335 シリーズ

3332

DC，0.1Hz ～ 100kHz

１Ｈｚ～ 100 ｋ Hz

デジタルサンプリング

700kHz

電圧測定レンジ

6V 〜 1000V

電流測定レンジ

1mA 〜 20A

電力測定レンジ

電圧 / 電流各測定レンジ組み合わせで決定
6.0000 ｍ W ～アナログ演算15V 〜 600V
1mA 〜 50A
電圧 / 電流各測定レンジ組み合わせで決定
15.000 ｍ W ～基本確度 (DC)

電圧・電流・電力：±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.

－

基本確度 (45Hz ～ 66Hz)

電圧・電流・電力：±0.1％ rdg.±0.05％ f.s.

電圧・電流・電力：±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.

45Hz ～ 66Hz、PF=0 にて ±0.1%f.s.

45Hz ～ 66Hz、PF=0 にて ±0.23%f.s.

LANRS-232C（PW3335、PW3335-02、PW3335-03、PW3335-04）
GP-IB（PW3335-01、PW3335-04）

RS-232C
GP-IB

同期制御

最大８台

－

高調波測定

全機種標準装備
IEC61000-4-7:2002 対応－

電流センサ対応

PW3335-03、PW3335-04

－

力率の影響
通信インタフェース

オートレンジ積算機能あり－

7ch（レベル出力 / 高速レベル出力 / 波形出力より選択）

レベル出力（電圧 / 電流 / 有効電力固定）
波形出力（電圧 / 電流固定）
D/A レベル出力 1ch

時間平均積算有効電力

演算可能

－

最大電流比（MCR）

演算可能

－

D/A 出力

7

製品仕様
測定確度

入力仕様
測定ライン

電圧

単相２線（1P2W）

電圧
絶縁入力，抵抗分圧方式
電流
絶縁入力，シャント入力方式
AUTO/
6.0000V/
15.000V/
30.000V/
電圧測定レンジ
60.000V/
150.00V/
300.00V/
600.00V/
1.0000kV
AUTO/
1.0000mA/ 2.0000mA/ 5.0000mA/
10.000mA/ 20.000mA/ 50.000mA/ 100.00mA/
電流測定レンジ
200.00mA/ 500.00mA/ 1.0000A/
2.0000A/
5.0000A/
10.000A/
20.000A
電圧 / 電流 各測定レンジの組合せによる (VA,var も同様 )電力測定レンジ
6.0000mW 〜 20.000kW 詳細は下部に記載
電圧入力端子 約 2MΩ
入 力 抵 抗電流入力端子 1mA ～ 100mA レンジ：520mΩ 以下(50/60Hz)
200mA ～ 20A レンジ：15mΩ 以下
入力方式

基本測定仕様測定方式
電圧、電流同時デジタルサンプリング・ゼロクロス同期演算方式
サンプリング周波数 約 700kHz
A/D コンバータ分解能 16bit
周波数帯域
DC、0.1Hz ～ 100kHz（0.1Hz ≦ f ＜ 10Hz は参考値）
同期ソース
U, I, DC（200ms 固定）
電圧 ,
電流 ,
有効電力 ,
皮相電力 ,
無効電力 ,
力率 ,
位相角 ,
周波数 ,
最大電流比 ,
電流積算 ,
有効電力積算 ,積算時間 ,
電圧波形ピーク値 ,		
電流波形ピーク値 ,電圧クレストファクタ ,電流クレストファクタ ,時間平均電流 ,		
時間平均有効電力 ,
電圧リプル率 ,		
電流リプル率測定項目

高調波関連項目
高調波電圧実効値 ,		
高調波電流実効値 ,高調波有効電力 ,		
高調波電圧含有率 ,高調波電流含有率 ,		
高調波有効電力含有率
総合高調波電圧ひずみ率 ,総合高調波電流ひずみ率 ,基本波電圧 ,		基本波電流 ,
基本波有効電力 ,		
基本波皮相電力 ,基本波無効電力 ,		
基本波力率 ( 変位力率 ),基本波電圧電流位相差( 以下の項目は PC 通信のみデータの取得可能 )
高調波電圧位相角 ,		
高調波電流位相角 ,高調波電圧電流位相差
AC+DC：交流＋直流測定
電圧 , 電流とも真の実効値表示

周波数 (f)
入力＜ 50％ f.s.
50％ f.s. ≦入力＜ 100％ f.s.
DC
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
0.1Hz ≦ f ＜ 16Hz
±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
16Hz ≦ f ＜ 45Hz
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
45Hz ≦ f ≦ 66Hz ±0.1％ rdg.±0.05％ f.s.
±0.15％ rdg.
66Hz ＜ f ≦ 500Hz ±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
500Hz ＜ f ≦ 10kHz ±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
10kHz ＜ f ≦ 50kHz ±0.5％ rdg.±0.3％ f.s.
±0.8％ rdg.
50kHz ＜ f ≦ 100kHz ±2.1％ rdg.±0.3％ f.s.
±2.4％ rdg.
電流（直接入力）

周波数 (f)
入力＜ 50％ f.s.
50％ f.s. ≦入力＜ 100％ f.s.
100％ f.s. ≦入力DC±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
0.1Hz ≦ f ＜ 16Hz
±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
±0.3％ rdg.
16Hz ≦ f ＜ 45Hz
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
±0.2％ rdg.
45Hz ≦ f ≦ 66Hz ±0.1％ rdg.±0.05％ f.s.
±0.15％ rdg.
±0.15％ rdg.
66Hz ＜ f ≦ 500Hz ±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
±0.2％ rdg.
500Hz ＜ f ≦ 1kHz
±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
±0.3％ rdg.
1kHz ＜ f ≦ 10kHz ±(0.03 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.23 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.23 ＋ 0.07×F)％ rdg.
±0.2％ f.s.
10kHz ＜ f ≦ 100kHz ±(0.3 ＋ 0.04×F)％ rdg. ±(0.6 ＋ 0.04×F)％ rdg. ±(0.6 ＋ 0.04×F)％ rdg.
±0.3％ f.s.
有効電力
周波数 (f)
入力＜ 50％ f.s.
50％ f.s. ≦入力＜ 100％ f.s.
100％ f.s. ≦入力DC±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
0.1Hz ≦ f ＜ 16Hz
±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
±0.3％ rdg.
16Hz ≦ f ＜ 45Hz
±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
±0.2％ rdg.
45Hz ≦ f ≦ 66Hz ±0.1％ rdg.±0.05％ f.s.
±0.15％ rdg.
±0.15％ rdg.
66Hz ＜ f ≦ 500Hz ±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.2％ rdg.
±0.2％ rdg.
500Hz ＜ f ≦ 1kHz
±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.
±0.3％ rdg.
1kHz ＜ f ≦ 10kHz ±(0.03 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.23 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.23 ＋ 0.07×F)％ rdg.
±0.2％ f.s.
10kHz ＜ f ≦ 50kHz±(0.07×F)％ rdg.
±(0.3 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.3 ＋ 0.07×F)％ rdg.
±0.3％ f.s.
50kHz ＜ f ≦ 100kHz ±(0.6 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.9 ＋ 0.07×F)％ rdg. ±(0.9 ＋ 0.07×F)％ rdg.
±0.3％ f.s.
・f.s. は各測定レンジ
・表中の F は周波数 kHz
・1mA/2mA レンジのとき
電流の 0.1Hz ～ 100kHz 測定確度に ±1μA を加算する
有効電力の 0.1Hz ～ 100kHz 測定確度に（±1μA）×（電圧読み値）を加算する
・200mA/500mA/1A/2A/5A/10A/20A レンジのとき
電流の DC 測定確度に ±1mA を加算する
有効電力の DC 測定確度に（±1mA）×（電圧読み値）を加算する
・1mA/2mA/5mA/10mA/20mA/50mA/100mA レンジのとき
電流の DC 測定確度に ±10μA を加算する
有効電力の DC 測定確度に（±10μA）×（電圧読み値）を加算する
・200mA/500mA/1A/2A/5A/10A/20A レンジのとき10kHz ＜ f ≦ 100kHz の電流、有効電力の測定確度に±（0.02×F）％ rdg. を加算する
・以下の入力については参考値とする
0.1Hz ≦ f ＜ 10Hz の電圧、電流、有効電力
10Hz ≦ f ＜ 16Hz で 220V，20A を超える電圧、電流、有効電力
500Hz ＜ f ≦ 50kHz で 20A を超える電流、有効電力
50kHz ＜ f ≦ 100kHz で 10A を超える電流、有効電力
30kHz ＜ f ≦ 100kHz で 750V を超える電圧、有効電力

AC+DC Umn：交流＋直流測定
電圧 平均値整流実効値換算表示
電流 真の実効値表示
整流方式(RECTIFIER)

100％ f.s. ≦入力±0.2％ rdg.
±0.3％ rdg.
±0.2％ rdg.
±0.15％ rdg.
±0.2％ rdg.
±0.3％ rdg.
±0.8％ rdg.
±2.4％ rdg.

DC：直流測定
電圧，電流とも単純平均表示
有効電力 ( 電圧 DC 値 × 電流 DC 値 ) による演算値
AC：交流測定
電圧 , 電流とも (AC+DC 値 )2 − (DC 値 )2 による演算値
有効電力 (AC+DC 値 ) − (DC 値 ) による演算値

各電圧レンジの ±600％
ただし 300V，600V，1000V レンジは ±1500Vpeak
各電流レンジの ±600％
最大有効ピーク電流
ただし 20A レンジは ±60Apeak
確度保証期間
１年間
調整後確度保証期間 6 か月
温湿度範囲 23℃ ±5℃、80％ rh 以下、ウォームアップ時間
確度保証条件
30 分、正弦波入力、力率 1、対地間電圧 0V、ゼロアジャスト後、基本波が同期ソースの条件を満たす範囲内において±0.03％ f.s./℃以下、ただし 1mA レンジは ±0.06％ f.s./℃以下
温度係数
最大有効ピーク電圧

FND：高調波測定により基本波成分を抽出し，表示する100Hz ：0.1Hz ～ 100Hz
500Hz ：0.1Hz ～ 500Hz
ゼロクロスフィルタ
5kHz ：0.1Hz ～ 5kHz
100kHz：0.1Hz ～ 100kHz
電圧
レンジの 1％～ 150％（1000V レンジは 1000V まで）
電流
レンジの 1％～ 150％
有効測定範囲有効電力 レンジの 0％～ 225％（1000V レンジ使用時は 150％まで）
ただし電圧および電流が有効測定範囲内にて有効電力測定レンジ構成表
電流 / 電圧1.0000mA
2.0000mA
5.0000mA
10.000mA
20.000mA
50.000mA
100.00mA
200.00mA
500.00mA
1.0000A
2.0000A
5.0000A
10.000A
20.000A

6.0000V
6.0000mW
12.000mW
30.000mW
60.000mW
120.00mW
300.00mW
600.00mW
1.2000W
3.0000W
6.0000W
12.000W
30.000W
60.000W
120.00W

15.000V
15.000mW
30.000mW
75.000mW
150.00mW
300.00mW
750.00mW
1.5000W
3.0000W
7.5000W
15.000W
30.000W
75.000W
150.00W
300.00W

30.000V
30.000mW
60.000mW
150.00mW
300.00mW
600.00mW
1.5000W
3.0000W
6.0000W
15.000W
30.000W
60.000W
150.00W
300.00W
600.00W

60.000V
60.000mW
120.00mW
300.00mW
600.00mW
1.2000W
3.0000W
6.0000W
12.000W
30.000W
60.000W
120.00W
300.00W
600.00W
1.2000kW

150.00V
150.00mW
300.00mW
750.00mW
1.5000W
3.0000W
7.5000W
15.000W
30.000W
75.000W
150.00W
300.00W
750.00W
1.5000kW
3.0000kW

300.00V
300.00mW
600.00mW
1.5000W
3.0000W
6.0000W
15.000W
30.000W
60.000W
150.00W
300.00W
600.00W
1.5000kW
3.0000kW
6.0000kW

600.00V
600.00mW
1.2000W
3.0000W
6.0000W
12.000W
30.000W
60.000W
120.00W
300.00W
600.00W
1.2000kW
3.0000kW
6.0000kW
12.000kW

1.0000kV
1.0000W
2.0000W
5.0000W
10.000W
20.000W
50.000W
100.00W
200.00W
500.00W
1.0000kW
2.0000kW
5.0000kW
10.000kW
20.000kW

8
力率の影響±0.1％ f.s. 以下（45 ～ 66Hz，力率＝ 0 にて）
内部回路電圧－電流間位相差 ±0.0573°

同相電圧の影響±0.01％ f.s. 以下（600V、50Hz/60Hz、入力端子－ケース間に印加時）

外部磁界の影響400A/m、DC および 50Hz/60Hz の磁界中において電圧：±1.5％ f.s. 以下
電流：±1.5％ f.s. または下記のいずれか大きい方以下
200mA/500mA/1A/2A/5A/10A/20A レンジ：±20mA
1mA/2mA/5mA/10mA/20mA/50mA/100mA レンジ：±200μA
有効電力：±3.0％ f.s. または下記のいずれか大きい方以下
200mA/500mA/1A/2A/5A/10A/20A レンジ：（電圧影響量）×（±20mA）
1mA/2mA/5mA/10mA/20mA/50mA/100mA レンジ：（電圧影響量）×（±200μA）

自己発熱の影響

電流入力端子に 15A 以上の入力時において
電流
入力信号が交流の場合
		 ±(0.025+0.005×(I-15))％ rdg. 以下
入力信号が直流の場合
		 200mA/500mA/1A/2A/5A/10A/20A レンジ
			 ±((0.025+0.005×(I-15))％ rdg.+ (0.5+0.1×(I-15))mA) 以下
		 1mA/2mA/5mA/10mA/20mA/50mA/100mA レンジ
			 ±((0.025+0.005×(I-15))％ rdg.+ (5+1×(I-15))μA) 以下
		 I は電流の読み値（A）
有効電力（上記の電流影響量）×（電圧読み値）以下
自己発熱による影響は電流値が小さくなっても入力抵抗の温度が下がるまで影響あり

極性

無効電力・力率・位相角
電圧波形の立ち上がりと電流波形の立ち上がりの進み，遅れにより極性をつける＋ 電圧に対して電流が遅れている場合 ( 極性の表示なし )－ 電圧に対して電流が進んでいる場合

電力関係演算式
S : 皮相電力

S = U      IQ : 無効電力

Q= si   S2 - P2

: 力率

= si P/S: 位相角= si cos-1|   |= si |180 - cos-1|   ||RECTIFIER

有効測定範囲

電圧
		
電流
有効電力
		

レンジの 1％～ 150％
ただし ,1000V レンジは 1000Vrms, 1500Vpeak までレンジの 1％～ 150％
レンジの 0％～ 225％
ただし，電圧および電流が有効測定範囲内のときに規定

表示範囲

電圧
電流
有効電力

レンジの 152％まで (0.5％未満はゼロサプレス )レンジの 152％まで (0.5％未満または 9μA 未満はゼロサプレス )レンジの 0％～ 231％ ( ゼロサプレスなし )極性

電圧・電流		RECTIFIER DC のときに表示あり
有効電力		＋ 消費電力 ( 極性の表示なし )，－ 発電または回生電力

電圧・電流波形ピーク値測定仕様
測定方式

サンプリングした瞬時値から波形のピーク値を測定する ( 正負両極性 )
電圧ピーク

AC+DC，DC，AC，FND，AC+DC Umn

2 チャネル（電圧、電流）測定方式

入力波形の周期からの逆算（レシプロカル方式）

測定レンジ

100Hz/500Hz/5kHz/100kHz（ゼロクロスフィルタと連動）

測定確度±0.1％ rdg.±1dgt. ただし 1mA レンジは ±0.2％ rdg.±1dgt.

有効測定範囲

0.1Hz ～ 100kHz
測定ソースの測定レンジに対して 20％以上の正弦波において測定下限周波数設定あり 0.1s/1s/10s（同期タイムアウト
設定に連動）

表示形式

0.1000Hz ～ 9.9999Hz，
99.00Hz ～ 999.99Hz，9.900kHz ～ 99.999kHz，

9.900Hz ～ 99.999Hz，
0.9900kHz ～ 9.9999kHz，
99.00kHz ～ 100.00kHz

電圧レンジ
6V
15V
30V
60V
150V
300V
600V
1000V

電圧ピークレンジ
36.000V
90.000V
180.00V
360.00V
900.00V
1.8000kV
3.6000kV
6.0000kV

電流レンジ
1mA
2mA
5mA
10mA
20mA
50mA
100mA
200mA
500mA
1A
2A
5A
10A
20A

電流ピークレンジ
6.0000mA
12.000mA
30.000mA
60.000mA
120.00mA
300.00mA
600.00m
1.2000A
3.0000A
6.0000A
12.000A
30.000A
60.000A
120.00A

電流ピーク
レンジ構成

周波数測定仕様
測定チャネル数(0º to ±90º)

U : 電圧、I : 電流、P : 有効電力、si : 極性符号（電圧波形と電流波形の進み遅れから取得）

電圧・電流・有効電力測定仕様
測定種類(±90º to ±180º)

測定確度

DC および 10Hz ≦ f ≦ 1kHz にて，±2.0％ f.s.
(f.s. は電圧・電流各ピークレンジ )0.1Hz ≦ f ＜ 10Hz および 1kHz 超は参考値
電流 1mA レンジのみ上記測定確度を２倍

有効測定範囲

電圧ピークレンジまたは電流ピークレンジの ±5％～ ±100％
ただし電圧ピークは ±1500V まで , 電流ピークは ±60A まで

表示範囲

電圧ピークレンジまたは電流ピークレンジの ±102％まで( ただし実効値がゼロサプレスされている場合は 0 を表示する )電圧・電流クレストファクタ測定仕様
測定方式

電圧または電流の実効値に対する波形ピーク値の割合を演算する

有効測定範囲

電圧および電圧波形ピーク値、または電流および電流波形ピー
ク値の有効測定範囲に従う

表示範囲

1.0000 ～ 612.00（極性なし）

皮相電力・無効電力・力率・位相角測定仕様
測定種類

RECTIFIER
皮相電力・無効電力・力率
位相角

AC+DC，AC，FND，AC+DC Umn
AC，FND

有効測定範囲

電圧，電流，有効電力の有効測定範囲にしたがう

表示範囲

皮相電力・無効電力
力率
位相角

レンジの 0％～ 231％ ( ゼロサプレスなし )±0.0000 ～ ±1.0000＋ 180.00 ～－ 180.00

電圧・電流リプル率測定仕様
測定方式

電圧または電流の DC 成分に対する AC 成分（peak to peak
（ピークの幅））の割合を演算する

有効測定範囲

電圧および電圧波形ピーク値、または電流および電流波形ピー
ク値の有効測定範囲に従う

表示範囲

0.00 ～ 500.00（極性なし）

9最大電流比 (MCR) 測定仕様
測定方式

力率に対する電流クレストファクタの割合を演算する
MCR = 電流クレストファクタ／力率

有効測定範囲力率（電圧，電流，有効電力）および電流クレストファクタ（電流，電流波形ピーク値）の有効測定範囲に従う

表示範囲

1.0000 ～ 6.1200M（極性なし）

同期制御
機能

スレーブとなる PW3335 シリーズの演算，表示更新，データ更新，積算 START/STOP/RESET，表示 HOLD，キーロック ,ゼロアジャストのタイミングをマスタとなる PW3335 シリー
ズに合わせる。PW3336 シリーズ、PW3337 シリーズとの
同期も可能

端子

BNC 端子 1 個 （非絶縁）端子名称

外部同期端子（EXT.SYNC）

入出力設定

OFF
同期制御機能 OFF（外部同期端子（EXT.SYNC）に入力された信号は無視される）IN
外部同期端子（EXT.SYNC）を入力に設定、専用の同期信号が入力可能となる（スレーブ）
OUT
外部同期端子（EXT.SYNC）を出力に設定、専用の同期信号を出力する（マスタ）最大値 / 最小値
ホールド
（MAX/MIN
HOLD）

測定値の最大値 / 最小値および電圧，電流波形ピーク値の最大
値 / 最小値を検出して表示ホールドする
極性付のデータについてはその絶対値により最大値 / 最小値を表示ホールドする ( 正負両極性表示 )。ただし電圧波形ピーク値、
電流波形ピーク値は除く。
内部演算 ( 積算，積算経過時間含む ) は継続する
積算に同期して最大値 / 最小値を検出する（積算期間内最大値 / 最小値測定）
アナログ出力，波形出力はホールドしない

ゼロアジャスト

電圧、電流の入力オフセットをゼロ補正する

キーロック

測定状態で KEYLOCK キー以外のキーを受け付けない

バックアップ

電源 OFF または停電時に各種設定内容と積算データをバックアップ

システムリセット 機器の設定を初期状態にする

積算測定仕様積算動作モード

固定レンジ積算
電圧 / 電流全レンジ積算可能
積算を開始すると電圧、電流のレンジが固定される
オートレンジ積算
電圧全レンジ積算可能。電流は 200mA ～ 20A レンジ間でオートレンジ動作となる
積算停止中、電流レンジ（200mA ～ 20A）を切り替えることで、レンジごとの積算値を表示
測定項目

以下の 6 項目を同時積算
プラス方向の電流積算値 (Ah+),
マイナス方向の電流積算値 (Ah-),
電流積算値の総和 (Ah),
プラス方向の有効電力積算値 (Wh+),
マイナス方向の有効電力積算値 (Wh-),
有効電力積算値の総和 (Wh)

測定種類

RECTIFIER AC+DC，AC+DC Umn
電流		 表示更新間隔ごとの電流実効値データ ( 表示値 )		 を積算した結果を積算値として表示する
有効電力
		 選択した同期ソース 1 周期ごとに算出される有効電力値
		 を極性別に積算した結果を積算値として表示する

マスタ 1 台につきスレーブ 7 台まで同期制御可能台数（PW3336/PW3337 シリーズを含む合計 8 台）

機能仕様

オートレンジ（AUTO）

電圧，電流各レンジを入力に応じて自動的に変更する
レンジアップ		 レンジの 150％超の入力時またはピークオーバー時にアップ
レンジダウン		 レンジの 15％未満の入力時にダウン		 ただし下のレンジでピークオーバーする場合はダウンしない
入力レベルを監視し、複数のレンジを超えて移動
レンジセレクトにより OFF 設定されたレンジには移動しない

レンジセレクト

電圧，電流各レンジについて使用する（ON）/ 使用しない（OFF）
を選択する
ON レンジキーで選択可能
		 オートレンジ動作、オートレンジ積算で移動する
OFF レンジキーで選択不可		 オートレンジ動作、オートレンジ積算で移動しない

電圧，電流各レンジについてゼロクロスのしきい値レベルをゼロクロスのしき
1％～ 15％（1％間隔）設定。各測定レンジに対して、設定さい値レベル設定れた％レベルを超えた時点で同期をとる
電圧，電流，有効電力，皮相電力，無効電力の平均化を行う
力率，位相角は平均化されたデータから演算で求める
上記以外の項目に関して、平均化は行わない
方式：単純平均
平均化回数と表示更新間隔
アベレージ
（AVG）

平均化回数

表示更新間隔1 (OFF)

200ms

2

400ms

5

1s

10

2s

25

5s

50

10s

100

20s

スケーリング（VT, CT）

VT 比，CT 比を設定し，測定値に反映させる
ＶＴ比設定範囲
OFF (1.0), 0.001 ～ 1000
ＣＴ比設定範囲
OFF (1.0), 0.001 ～ 1000

ホールド
（HOLD）

測定値の表示更新を停止し，その時点での表示値を固定
通信により取得する測定データも固定される
内部演算 ( 積算，積算経過時間含む ) は継続する
アナログ出力，波形出力はホールドしない
外部制御あり固定レンジ積算 / オートレンジ積算切り替え

RECTIFIER DC
電流，有効電力ともサンプリングした瞬時データを極性別に積算した結果を積算値として表示する(DC と AC が混在する有効電力の場合、DC 成分の積算値ではない )積算時間

1 分～ 10000 時間，1 分単位で設定可能

積算時間確度±0.01%rdg. ±1dgt.

積算測定確度±( 電流，有効電力の測定確度 ) + (±0.01%rdg.±1dgt)

有効測定範囲PEAK OVER ランプが点灯するまで

表示分解能

999999 (6 桁＋小数点 )機能

積算時間の設定 ( タイマ ) による積算のストップ
外部制御による積算のスタート / ストップ，積算値のリセット
積算経過時間の表示 ( パネル表示上は TIME)
スタート / ストップの繰り返しによる加算積算
停電時の積算値および積算経過時間のバックアップ
停電復帰時の積算の停止

時間平均電流・時間平均有効電力測定仕様
測定方式

積算値を積算時間で除算し平均値を求める

測定確度( 電流または有効電力の測定確度 ) ＋ (±0.01%rdg. ±1dgt)

有効測定範囲

電流積算または有効電力積算の有効測定範囲にしたがう

表示範囲

レンジの ±0％～ ±612％（極性は DC 測定のみ）
時間平均電流時間平均有効電力 レンジの ±0％～ ±3745.4％（極性あり）

10

高調波測定仕様

測定方式

ゼロクロス同期演算方式
デジタルアンチエリアシングフィルタ後ゼロクロス間均等間引き
補間演算あり ( ラグランジュ補間 )同期周波数が 45Hz ～ 66Hz のとき
IEC61000-4-7:2002 対応
測定周波数が 50Hz，60Hz を外れた場合ギャップ，
オーバーラップが生じる場合あり
同期周波数が 45Hz ～ 66Hz 以外のとき
ギャップ，オーバーラップなし

同期ソース

基本測定仕様の同期ソース (SYNC) にしたがう

測定項目

高調波電圧実効値 ,		
高調波電流実効値 ,高調波有効電力 ,		
高調波電圧含有率 ,高調波電流含有率 ,		
高調波有効電力含有率
総合高調波電圧ひずみ率 ,総合高調波電流ひずみ率 ,基本波電圧 ,		基本波電流 ,
基本波有効電力 ,		
基本波皮相電力 ,基本波無効電力 ,		
基本波力率 ( 変位力率 ),基本波電圧電流位相差( 以下の項目は PC 通信のみデータの取得可能 )
高調波電圧位相角 ,		
高調波電流位相角 ,高調波電圧電流位相差

FFT 処理処理語長：32bit、ポイント数：4096 ポイント

窓関数

レクタンギュラ

解析ウインドウ幅

45Hz ≦ f ＜ 56Hz ：178.57ms ～ 222.22ms (10 周期 )56Hz ≦ f ＜ 66Hz ：181.82ms ～ 214.29ms (12 周期 )上記以外の周波数：185.92ms 〜 214.08ms

データ更新レートウインドウ幅にしたがう

最大解析次数同期周波数（f）範囲
10Hz ≦ f ＜ 45Hz
45Hz ≦ f ＜ 56Hz
56Hz ≦ f ≦ 66Hz
66Hz ＜ f ≦ 100Hz
100Hz ＜ f ≦ 200Hz
200Hz ＜ f ≦ 300Hz
300Hz ＜ f ≦ 500Hz
500Hz ＜ f ≦ 640Hz

解析次数上限設定

解析次数
：50 次
：50 次
：50 次
：50 次
：40 次
：25 次
：15 次
：11 次

f.s. は各測定レンジ

測定確度

端子

絶縁 BNC 端子

電流センサタイプ OFF / TYPE1 / TYPE2
切り替え
OFF 設定時は外部電流センサ入力端子からの入力は無視
対応可能な電流センサ
TYPE1（直接接続可能）
9661(AC 500A)，9669( AC 1000A),
9660(AC 100A),
CT9667-01/ -02/ -03 (AC 5000A)

電流センサ関係オプション

TYPE2 (CT9555 センサユニット必要 )CT6862-05 (AC/DC 50A)， CT6863-05 (AC/DC 200A),
9709-05 (AC/DC 500A)， CT6865-05 (AC/DC 1000A),
CT6841-05 (AC/DC 20A)， CT6843-05 (AC/DC 200A)
CT6844-05 (AC/DC 500A)，CT6845-05 (AC/DC 500A)
CT6846-05 (AC/DC 1000A), 9272-05 (AC 20A/200A),
電源

負荷
接続
ケーブル
L9217

電流センサ

パワーメータPW3335

センサユニットCT95552 ～ 50 次

周波数 (f)DC
10Hz ≦ f ＜ 30Hz
30Hz ≦ f ≦ 400Hz
400Hz ＜ f ≦ 1kHz
1kHz ＜ f ≦ 5kHz
5kHz ＜ f ≦ 8kHz

外部電流センサ入力仕様（PW3335-03、PW3335-04 のみ）

電圧，電流，有効電力±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.
±0.3％ rdg.±0.1％ f.s.
±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.
±1.0％ rdg.±0.5％ f.s.
±4.0％ rdg.±1.0％ f.s.

・1mA/2mA レンジのとき
電流の 10Hz ～ 8kHz 測定確度に ±1μA を加算する
有効電力の 10Hz ～ 8kHz 測定確度に（±1μA）×（電圧読み値）を加算する
・200mA/500mA/1A/2A/5A/10A/20A レンジのとき
電流の DC 測定確度に ±1mA を加算する
有効電力の DC 測定確度に（±1mA）×（電圧読み値）を加算する
・1mA/2mA/5mA/10mA/20mA/50mA/100mA レンジのとき
電流の DC 測定確度に ±10μA を加算する
有効電力の DC 測定確度に（±10μA）×（電圧読み値）を加算する

TYPE2 電流センサ接続イメージ
電流測定レンジ

本体：AUTO/1A/2A/5A（パネル表記レンジ）
CT 比の手動設定により電流センサ定格に合わせて直読可能

制約

オートレンジ積算不可

電力レンジ構成

電圧 / 電流 各測定レンジおよび電流センサの組合せによる24.000W 〜 5.0000MW（VA,var も同様）

測定確度

外部電流センサ入力本体測定確度のみ

電流・有効電力
周波数 (f)

入力＜ 50％ f.s.

50％ f.s. ≦入力＜ 100％ f.s.

100％ f.s. ≦入力DC±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.

±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.

±0.3％ rdg.

0.1Hz ≦ f ＜ 16Hz

±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.

±0.3％ rdg.

±0.3％ rdg.

16Hz ≦ f ＜ 45Hz

±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.

±0.3％ rdg.

±0.3％ rdg.

45Hz ≦ f ≦ 66Hz

±0.1％ rdg.±0.1％ f.s.

±0.2％ rdg.

±0.2％ rdg.

66Hz ＜ f ≦ 500Hz±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.

±0.3％ rdg.

±0.3％ rdg.

500Hz ＜ f ≦ 1kHz

±0.1％ rdg.±0.2％ f.s.

±0.3％ rdg.

±0.3％ rdg.

入力＜ 50％ f.s.

50％ f.s. ≦入力＜ 100％ f.s.

100％ f.s. ≦入力電流
周波数 (f)

1kHz ＜ f ≦ 10kHz ±（0.03 ＋ 0.07×F）％ rdg. ±（0.23 ＋ 0.07×F）％ rdg. ±（0.23 ＋ 0.07×F）％ rdg.
±0.2％ f.s.
10kHz ＜ f ≦ 100kHz ±（0.3 ＋ 0.04×F）％ rdg. ±（0.6 ＋ 0.04×F）％ rdg. ±（0.6 ＋ 0.04×F）％ rdg.
±0.3％ f.s.
有効電力
周波数 (f)
1kHz ＜ f ≦ 10kHz
10kHz ＜ f ≦ 50kHz

入力＜ 50％ f.s.

50％ f.s. ≦入力＜ 100％ f.s.

100％ f.s. ≦入力±（0.03 ＋ 0.07×F）％ rdg. ±（0.23 ＋ 0.07×F）％ rdg. ±（0.23 ＋ 0.07×F）％ rdg.
±0.2％ f.s.
±（0.07×F）％ rdg.
±0.3％ f.s.

±（0.3 ＋ 0.07×F）％ rdg. ±（0.3 ＋ 0.07×F）％ rdg.

50kHz ＜ f ≦ 100kHz ±（0.6 ＋ 0.07×F）％ rdg. ±（0.9 ＋ 0.07×F）％ rdg. ±（0.9 ＋ 0.07×F）％ rdg.
±0.3％ f.s.

表示器仕様
表示器

7 セグメント LED

表示項目数

4 項目（表示部 a, b, c, d）

表示分解能

積算値以外：99999 カウント（5 桁）、積算値：999999 カ
ウント（6 桁）

表示更新レート

200ms±50ms（約 5 回 /s）～ 20s（平均化回数の設定により変化）

・f.s. は各測定レンジ
・表中の F は周波数 kHz・電流，有効電力確度は上記電流，有効電力確度に電流センサの確度を加算する・有効測定範囲，周波数特性は電流センサの仕様に従う
・以下の入力については参考値とする
0.1Hz ≦ f ＜ 10Hz の電圧、電流、有効電力
10Hz ≦ f ＜ 16Hz で 220V を超える電圧、有効電力
30kHz ＜ f ≦ 100kHz で 750V を超える電圧、有効電力
・CT684x-05 シリーズを使用した場合、パネル表記 1A レ
ンジにて CT684x-05 シリーズのゼロ調整を実施したうえで、
CT684x-05 シリーズの確度に ±2mV を加算する

11
温度係数

電流，有効電力 ±0.08％ f.s./℃以下（本体温度係数、f.s. は本体測定レンジ）＋電流センサ温度係数

GP-IB インタフェース(PW3335-01, PW3335-04 のみ )力率の影響

本体：±0.15％ f.s. 以下（45 ～ 66Hz、力率＝ 0 にて）
内部回路電圧－電流間位相差 ±0.0859°＋電流センサ位相確度

方式

IEEE-488.1 1987 準拠，IEEE-488.2 1987 参考
インタフェースファンクション
SH1,AH1,T6,L4,SR1,RL1,PP0,DC1,DT1,C0

アドレス

00 ～ 30

電流ピーク値測定 DC および 10Hz ≦ f ≦ 1kHz において確度±2.0％ f.s. ＋電流センサ確度 （f.s. は電流ピークレンジ）
高調波測定確度

外部電流センサ入力本体確度のみ
周波数 (f)電流，有効電力DC±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.

10Hz ≦ f ＜ 30Hz

±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.

30Hz ≦ f ≦ 400Hz±0.3％ rdg.±0.1％ f.s.

400Hz ＜ f ≦ 1kHz

±0.4％ rdg.±0.2％ f.s.

1kHz ＜ f ≦ 5kHz

±1.0％ rdg.±0.5％ f.s.

5kHz ＜ f ≦ 8kHz

±4.0％ rdg.±1.0％ f.s.

・f.s. は各測定レンジ
・電流、有効電力確度は上記電流、有効電力確度に電流センサの確度を加算する
・CT684x-05 シリーズを使用した場合、パネル表記 1A レ
ンジにて CT684x-05 シリーズのゼロ調整を実施したうえで、
CT684x-05 シリーズの確度に ±2mV を加算する

D/A 出力仕様(PW3335-02, PW3335-04 のみ )出力チャネル数

7 チャネル

構成

16bit D/A 変換器（極性＋ 15bit）

出力電圧

出力レベルと出力スピード、波形出力の選択可能
レベル出力
2Vf.s. または 5Vf.s. 表示更新に連動
高速レベル出力 2Vf.s. または 5Vf.s. 同期間隔に連動
波形出力
1Vf.s.
サンプリングに連動

出力項目

全チャネル出力項目選択
レベル出力、高速レベル出力、波形出力
電圧，電流，有効電力
レベル出力のみ
皮相電力，無効電力，力率，位相角，総合高調波電圧ひずみ率，
総合高調波電流ひずみ率，電圧リプル率，電流リプル率，
電圧クレストファクタ，電流クレストファクタ，時間平均電流，
時間平均有効電力，最大電流比
レベル出力 5Vf.s. のみ
周波数，電流積算，有効電力積算，整流方式の選択可能、高調波の各次数の出力は不可

RS-232C インタフェース（PW3335, PW3335-02, PW3335-03, PW3335-04 のみ）
コネクタ

D-sub 9 ピンコネクタ ×1

通信方式

全二重，調歩同期方式，ストップビット 1（固定），データ長 8（固定），パリティなし

通信速度

9600bps/38400bps

LAN インタフェース
コネクタ

RJ-45 コネクタ ×1

電気的仕様

IEEE802.3 準拠

伝送方式

10BASE-T/100BASE-TX 自動認識

プロトコル

TCP/IP

機能

HTTP サーバ（遠隔操作，バージョンアップ）, 専用ポート（コマンド制御，データ転送）, コントローラによるリモート制御

一般仕様
製品保証期間

3 年間

使用場所

屋内、高度 2000 m まで、汚染度２

使用温湿度範囲

0℃～ 40℃、80％ rh 以下

保存温湿度範囲-10℃～ 50℃、80％ rh 以下

耐電圧

AC 4290 Vrms（感度電流 1mA）
電圧入力端子－（ケース，インタフェース，出力端子一括）間
電流入力端子－（ケース，インタフェース，出力端子一括）間
電圧入力端子－電流入力端子間結露しないこと結露しないこと

出力確度

f.s. は各出力項目の出力電圧定格値に対する値
レベル出力（各出力項目の測定確度）＋（±0.2％ f.s.）
高速レベル出力 （各出力項目の測定確度）＋（±0.2％ f.s.）
波形出力（各出力項目の測定確度）＋（±1.0％ f.s.）

対地間最大定格電圧

電圧入力端子，電流入力端子
測定カテゴリⅢ 600 V（予想される過渡過電圧 6000 V）
測定カテゴリⅡ 1000 V（予想される過渡過電圧 6000 V）

出力周波数帯域

波形出力，高速レベル出力
DC および 10Hz ～ 30kHz にて上記確度規定

最大入力電圧

電圧入力端子
Ｕ－ ± 間 1000 V，±1500 Vpeak

最大出力電圧DC 約 ±12V
最大入力電流電流入力端子Ｉ－ ± 間
200 mA ～ 20 A レンジ 30 A，±100 Apeak
1 mA ～ 100 mA レンジ 20 A，±30 Apeak

出力更新レート

レベル出力
データ更新周期と同じ
高速レベル出力 同期ソースに設定した入力波形の 1 周期ごと更新
ただし電圧、電流については 1 周期ごと更新
するのは、入力が 45 ～ 66Hz の信号のみ
波形出力
約 1.43μs（約 700kHz）

適合規格

安全性： EN61010
ＥＭＣ： EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2013
EN61326-1:2013 Class A、定格電源電圧

AC100 V ～ 240 V

最大定格電力30 VA 以下

寸法

210 mm(W)×100 mm(H)×245 mm(D)（突起物は含まない）

質量

3 kg

付属品

取扱説明書 ×1、電源コード ×1、電圧・電流入力端子用安全カバー ×2

応答時間

レベル出力0.6s 以下
高速レベル出力 2ms 以下
波形出力
0.2ms 以下

温度係数

±0.05％ f.s./℃以下

出力抵抗約 100Ω

外部制御
機能

外部制御端子による積算のスタート / ストップ，積算値のリ
セット , ホールド

入力信号レベル

0-5V（Hi スピード CMOS レベル）または短絡（Lo）/ 開放（Hi）

50 Hz/60 Hz

本体価格
製品名：パワーメータ PW3335 （付属品：取扱説明書 ×1、電源コード ×1、電圧・電流入力端子用安全カバー ×2）
形名（発注コード）価格

仕様

PW3335¥198,000（税抜き）

LAN、RS-232C 付き

PW3335-01¥198,000（税抜き）

LAN、GP-IB 付き

PW3335-02¥210,000（税抜き）

LAN、RS-232C、D/A 出力付き

PW3335-03¥210,000（税抜き）

LAN、RS-232C、電流センサ入力機能付き

PW3335-04¥240,000（税抜き）

LAN、RS-232C、GP-IB、D/A 出力、電流センサ入力機能付き

オプション
電流センサ（汎用電流入力 ）TYPE1：PW3335-03、PW3335-04 の電流センサ入力端子に直接接続可能

クランプオンセンサ 9660 ¥ 20,000（税抜き）
AC 100A, φ15mm, 40Hz〜 5kHz
基本確度：±0.3%rdg.±0.02%f.s.（振幅）、±1°（位相）クランプオンセンサ 9661 ¥ 22,000（税抜き）
AC500A, φ46mm, 40Hz〜 5kHz
基本確度：±0.3%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±0.5°（位相）クランプオンセンサ 9669 ¥ 30,000（税抜き）
AC1000A, φ55mm, ブスバー 80×20mm, 40Hz 〜 5kHz
基本確度：±1.0%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±1°（位相）ACフレキシブルカレントセンサ CT9667-01/ -02/ -03¥40,000（税抜き）
AC5000A/500A, φ100 〜 254mm, 10Hz〜20kHz
基本確度：±2.0%rdg.±0.3%f.s.（振幅）、±1°（位相）
電源 : 乾電池、または ACアダプタ9445-02 [ 別売、￥6,300（税抜き）]

TYPE2：PW3335-03、PW3335-04 の電流センサ入力端子に接続するには、
電流センサ（高精度電流センサ ）センサユニット CT9555 および接続ケーブル L9217 が必要です

200A 以下500A 以下
AC/DC カレントセンサ CT6862-05¥120,000（税抜き）
AC/DC 50A, 貫通型 , φ24mm, DC 〜 1MHz
基本確度：±0.05%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±0.2°（位相）電源 : センサユニット CT9555 使用

AC/DC カレントセンサ 9709-05¥120,000（税抜き）
AC/DC500A, 貫通型 , φ36mm, DC 〜 100kHz
基本確度：±0.05%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±0.2°（位相）電源 : センサユニット CT9555 使用

AC/DC カレントセンサ CT6863-05¥120,000（税抜き）
AC/DC 200A, 貫通型 , φ24mm, DC 〜 500kHz
基本確度：±0.05%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±0.2°（位相）電源 : センサユニット CT9555 使用

AC/DC カレントプローブ  CT6844-05 ¥190,000（税抜き）
AC/DC 500A, クランプ形 , φ20mm, DC 〜 200kHz
基本確度：±0.3%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±0.1°（位相）電源 : センサユニット CT9555 使用

AC/DC カレントプローブ CT6841-05 ¥180,000（税抜き）
AC/DC 20A, クランプ形 , φ20mm, DC 〜 1MHz
基本確度：±0.3%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±0.1°（位相）電源 : センサユニット CT9555 使用

AC/DC カレントプローブ  CT6845-05 ¥190,000（税抜き）
AC/DC 500A, クランプ形 , φ50mm, DC 〜 100kHz
基本確度：±0.3%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±0.1°（位相）電源 : センサユニット CT9555 使用

AC/DC カレントプローブ CT6843-05 ¥180,000（税抜き）
AC/DC 200A, クランプ形 , φ20mm, DC 〜 500kHz
基本確度：±0.3%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±0.1°（位相）電源 : センサユニット CT9555 使用

1000A 以下

クランプオンセンサ 9272-05   ¥40,000（税抜き）AC 20A/200A 切替 , クランプ形 , φ46mm, 1Hz 〜 100kHz
基本確度：±0.3%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±0.2°（位相）電源 : センサユニット CT9555 使用

AC/DC カレントセンサ CT6865-05¥200,000（税抜き）
AC/DC 1000A, 貫通型 , φ36mm, DC 〜 20kHz
基本確度：±0.05%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±0.2°（位相）電源 : センサユニット CT9555 使用
AC/DC カレントプローブ  CT6846-05 ¥210,000（税抜き）
AC/DC 1000A, クランプ形 , φ50mm, DC 〜 20kHz
基本確度：±0.3%rdg.±0.01%f.s.（振幅）、±0.1°（位相）電源 : センサユニット CT9555 使用

TYPE2 電流センサ用オプション
センサユニット CT9555 ¥50,000（税抜き）
電源：AC100V 〜 240V

接続コード L9217¥5,500（税抜き）
センサ出力用、ケーブル長 1.6 m、絶縁 BNC- 絶縁 BNC

通信 / 制御用オプション

RS-232C ケーブル
9637
¥1,500（税抜き）
ケーブル長 1.8m
9pin-9pin、クロス

RS-232C ケーブル
9638
¥1,800（税抜き）
ケーブル長 1.8m、
9pin-25pin、クロス

コンセント入力

GP-IB 接続ケーブル
9151-02¥28,000（税抜き）
ケーブル長 2m

LAN ケーブル 9642
¥3,000（税抜き）
ケーブル長 5m、
クロス - ストレート変換
コネクタ付属

接続コード 9165
¥3,000（税抜き）
同期制御用、ケーブル長 1.5m、
金属 BNC- 金属 BNC

コンセント接続コード
9266-01¥5,000（税抜き）最大定格 1500W

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
PW3335J8-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。