Simply Reliable

GSP-818

1.8GHz スペクトラムアナライザ

GSP-818￥ 180,000

Option

トラッキングジェネレータ
EMIフィルタ/QP検波

特長●

周波数範囲︓9kHz ～ 1.8GHz、周波数分解能︓1Hz●

RBW︓10Hz ～ 3MHz (10Hz ～ 500kHz, 1~10ステップ)●

感度︓-148dBm/Hz (Typical@プリアンプON)●

AM/FM信号の復調と解析機能●

帯域幅ズーム機能●

ACPR/OBW/CHPW、NdB帯域幅の自動測定機能●

周波数カウンタ、ノイズマーカ●

リミットラインによるパス/フェイル判定機能●

20dBプリアンプ搭載●

標準インタフェース︓LAN、USB●

10.4インチ液晶ディスプレイ

●オプション︓トラッキングジェネレータ、EMIフィルタ/QP検波￥ 15,000￥ 15,000

パネル説明32

SVGA

15847614131215A.

91.

10.4インチ カラー液晶

2.

F1～F7メニュー キー

3.

ファンクション キー

4.

電源スイッチ5.

数値・単位キー & ノブ

6.

USBホスト7.

イヤホンジャック

8.

TG出力端子9.

RF入力端子10.

ACインレット

11.

VGA出力

12.

LAN

13.

USBデバイス14.

10MHz外部リファレンス入力

1015.

盗難防止取り付け穴

B.

RBW（分解能帯域幅）

11

トレース＆マーカ機能

スペクトラムアナライザの重要なファクタであるRBWは２つのRBWモードを持ち、10Hzから10ステップでの設定も可能です。

画面上に同時に5つの異なるトレースが表示でき、マーカ機能は異なるトレースに割り当てることが可能です。

C.

タイム・スペクトログラム

Default

1-3-5ステップ､10Hz~3MHz

連続モード

10ステップ､10Hz~500kHz､1MHz､3MHz

D.

画面保存

クイック・セーブ機能は、ワンプッシュで画面をPNG形式の画像データでUSBメモリに保存することができます。

タイム・スペクトログラム機能は、掃引されたトレースを蓄積表示させる機能です。色によって信号レベルが違うので時間的な変化を捉えることができます。

セーブ機能は、画面の画像データ(PNG)だ
けではなくトレースデータ(CSV)やGSP-818の設定状態も保存することが可能です。

E.

AM/FM信号の復調と解析機能
AM測定項目FM測定項目

AM変調周波数

FM変調周波数

変調度

周波数偏移

SINAD
THD

AM/FM信号の復調・解析機能では、AM/FM変調周波数・AM変調度・SINAD・THD(全高調波歪率)、周波数偏移の各パラメータを測定することが可能です。 また、復調したベースバンド信号を前面のイヤホンジャックから聞くことができます。

D.
F.

イヤホンジャック

ACPR/OBW/CHPW

ACPR

OBW

CHPW

チャンネル解析の機能では、ACPR(隣接チャネル漏洩電力比)、OBW(占有帯域幅)、CHPW(チャンネルパワー)の測定が可能です。

ACPR

OBW

CHPW

隣接チャンネル数︓１～３

設定︓Power %設定︓チャンネル帯域幅

設定︓チャンネルBW

測定︓周波数 (Start, Stop)

設定︓チャンネル間スペース

測定︓dBm (Start, Stop)

測定︓dBm

測定︓dB

D.
G.

パス / フェイル機能

トレース画面上にリミット・ラインを設定して、トレースがラインの内/外(PASS/FAIL)のであるかの判定ができます。Window Measでは４辺、LimitMeasでは上下２辺でリミットラインを設定することができます。

D.
H.

オプション
スペクトラムアナライザ用
汎用アクセサリGSP-818には、ライセンスキーの付与で動作が可能となる２つのオプションが設定されています。本体購入後も追加購入可能です。

オプション１

トラッキング・ジェネレータ（TG）

オプション２

EMIフィルタ/QP検波（EMI）
EMI測定の際、分解能帯域幅(6dB)が1MHz/120kHz/9kHz/200Hzに設定可能となり、またQP検波が有効となります。

N型（メス）コネクタ出力

型式

概要

GKT-001

汎用キットセット

GKT-002

CATVキットセット

GKT-003

RLBキットセット

GKT-008

EMIプローブキットセット

定格
周波数

範囲
分解能
周波数スパン
レンジ
不確かさ
内部周波数リファレンス 周波数確度
周波数

温度安定度

SSB位相ノイズ帯域幅

スイープ

スイープ時間9kHz ～ 1.8GHz
1Hz
0Hz、100Hz ～ 1.8GHz±span /(トレースポイント -1)
10.000000MHz±[(最後の校正日からの日数×エージングレート)+ 温度安定度 + 初期確度]<2.5ppm (15℃～35℃)

エージングレート<1ppm /年

10kHz
100kHz1MHz
分解能帯域幅（RBW)
RBW不確かさ<-82dBc/Hz<-98dBc/Hz(Typ.)<-110dBc/Hz(Typ.)
10Hz ～ 500kHz:1-10ステップシーケンス、1MHz、3MHz
EMIオプション︓200Hz、9kHz、120kHz、1MHz (6dB)<5% Typical (RBW≦1MHz)<18% Typical (RBW=3MHz）<5:1 Typical (デジタル、ガウシャン形状に近似）

スイープモード

トラッキングジェネレータ（オプション）
出力

復調

オーディオ復調
AM解析

Shapeファクタ(60dB:3dB)
ビデオ帯域幅(VBW) 10Hz ～ 3MHz

振幅

振幅・レベル

表示平均ノイズレベル(DANL)

FM解析

測定範囲

DANL～+10dBm、100kHz～1MHz、プリアンプOFF
DANL～+20dBm、1MHz～1.8GHz、プリアンプOFF
リファレンスレベル-80dBm ～ +30dBm、0.01dBステップ
プリアンプ
20dB Nominal、100kHz ～ 1.8GHz
入力アッテネータ
0dB ～ 40dB、1dBステップ
最大DC入力50VDC
最大入力電力(連続）+30dBm
入力アッテネータ︓0dB、RBW 1Hz換算
100kHz ～ 1MHz
1MHz ～ 10MHz
10MHz ～ 1GHz
1GHz ～ 1.8GHz

プリアンプON-117dBm(Typ.)-130dBm(Typ.)-130dBm(Typ.)-128dBm(Typ.)プリアンプOFF-140dBm(Typ.)-150dBm(Typ.)-150dBm(Typ.)-148dBm(Typ.)

周波数応答20℃~30℃、30%~70%RH、入力アッテネータ:10dB、50MHz基準
プリアンプOFF時 (fc ≧ 100kHz) ±0.8dB、±0.4dB(Typical)
プリアンプON時 (fc ≧ 100MHz) ±0.9dB、±0.5dB(Typical)

不確かさ及び確度

RBW切替時の不確かさ(Nominal)
RBW:10kHz、50MHz基準

Logスケール時:±0.2dB
Linスケール時:±0.1dB

入力アッテネータ切替時の不確かさ︓入力信号0～40dB時:±0.5dB(20℃~30℃、fc=50MHz、プリアンプOFF、入力アッテネータ:10dBにて)絶対振幅の不確かさ

歪率、スプリアス応答±0.4dB±0.5dB

入力信号レベル -20dBm時、プリアンプOFF
入力信号レベル -40dBm時、プリアンプON(20°C~30°C、fc=50MHz、スパン:200kHz、RBW:10kHz、VBW:10kHz、ピークディテクタ、入力アッテネータ:10dB、信頼度95%)
不確かさ
入力レンジ 0dBm ～ -50dBm時:±1.5dB
VSWR(Nominal)<1.5、入力アッテネータ:10dB、1MHz～1.8GHzにて
第2次高調波歪︓-65dBc(fc≥50MHz、プリアンプOFF、入力:-20dBm、入力アッテネータ:0dB、20°C～30°C)
第3次相互変調インターセプト︓+10dBm(fc≥50MHz、入力ツートーンレベル:-20dBm、周波数インターバル:100kHz、
入力アッテネータ:0dB、プリアンプOFF、20°C～30°C)
1dB利得圧縮︓>+2dBm、Nominal(fc≥50MHz、プリアンプOFF、入力アッテネータ:0dB、20°C～30°C)
残留応答︓ <-85 dBm (100kHz～1.5GHz)<-80 dBm (1.5GHz～1.8GHz)(入力端子50Ω終端、入力アッテネータ:0dB、20°C～30°C)
入力関連スプリアス︓<-60dBc (ミキサ入力レベル:-30dBm, 20°C～30°C)

ゼロスパン以外︓10ms ～ 3000s
ゼロスパン︓1ms ～ 3000s
連続、シングル

周波数カウンタ
分解能
確度

入出力
RF入力

トラッキングジェネレータ
出力
リファレンス入力
USB
VGA

一般仕様
ディスプレイ

リモートインタフェイス
内蔵メモリ
温度
寸法・質量
電源

周波数範囲
出力電力範囲
出力電力分解能
出力平坦性
最大安全
リバースレベル

100kHz ～ 1.8GHz-30dBm ～ 0dBm
1dB
±3dB
平均トータル電力:30dBm
DC:±50VDC

周波数範囲
復調タイプ
周波数範囲
変調レート
変調レート確度(Nominal)
変調度
変調度確度
周波数範囲
変調レート
変調レート確度(Nominal)
周波数偏移
周波数偏移確度

100kHz ～ 1.8GHz
FM/AM/USB/LSB
10MHz ～ 1.8GHz
20Hz ～ 100kHz
1Hz (< 1kHz時)<レートの0.1% (≧ 1kHz時)
5% ～ 95%±4%、Nominal
10MHz ～ 1.8GHz20Hz ～ 100kHz
1Hz (< 1kHz時)<レートの0.1% (≧ 1kHz時)
20Hz ～ 200kHz±4%、Nominal

1Hz、10Hz、100Hz、1kHz±(周波数表示×周波数リファレンス確度＋カウンタ分解能)
インピーダンス
コネクタ
インピーダンス
コネクタ
コネクタ
10MHzリファレンス振幅
USBホスト(USBメモリ用)
USBデバイスD-sub15ピン(メス）
800x600、60Hz

50Ω、Typical
N型 メス
50Ω、Typical
N型 メス
BNC メス
0dBm ～ +10dBm
Aタイプ、USB2.0
Bタイプ、USB2.010.4インチ、TFT液晶
800x600(SVGA)、65536色
USB(TMC)、LAN(10/100Base、RJ-45)
256MB
使用温度範囲︓0℃ ～ 40℃
保存温度︓-20℃ ～ 70℃
421(W)x221(H)x115(D)mm、約5.0kg
100V~240VAC、50~60Hz、22W MAX

付属品
電源コード×１、USBケーブル×１
CD×１
ユーザマニュアル、プログラミングマニュアル
PCソフトウェア

オプション
オプション1オプション2

OPT01-TG-SP818 トラッキングジェネレータ
OPT02-EMI-SP818 EMIフィルタ/QP検波¥15,000 (税抜)
¥15,000 (税抜)

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-61662020.01.24 JGSP8182001N (TTC070) Printed in Japan.