Instruções para Uso

Monitor LCD em cores

Importante
Leia estas “Instruções para Uso” e o Manual de Instalação (volume
separado) cuidadosamente para se familiarizar com a utilização
segura e eficiente.
• Para ajuste e configuração do monitor, consulte o Manual deInstalação.
• As “Instruções para Uso” mais recentes estão disponíveis para
download em nosso website:
http://www.eizoglobal.com

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA
Este manual e esse produto utilizam os símbolos de segurança abaixo. Eles representam informações
fundamentais. Leia atentamente.

AVISO

CUIDADO

Ignorar as informações de AVISO pode
resultar em sérios danos à saúde e risco
à vida.

Ignorar as informações de CUIDADO pode
resultar em danos moderados à saúde e/ou
danos de propriedade ou no produto.

Indica que é necessário atenção. Por exemplo, o símbolo“risco de choque elétrico”.
Indica uma ação proibida. Por exemplo, o símbolocomo “Não desmontar”.

ilustra tipos de perigo como

ilustra uma ação proibida em particular,

Indica uma ação obrigatória, que deve ser obedecida. Por exemplo, o símbolo
a notificação de proibição geral, como “Aterrar a unidade”.

ilustraEsse produto foi ajustado especificamente para uso na região para a qual foi enviado originalmente. Se
operado fora dessa região, o desempenho do produto pode não ser o mencionado nas especificações.
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de restauração ou
transmitida por nenhum meio, seja ele eletrônico, mecânico ou outros, sem a autorização prévia por
escrito da EIZO Corporation.
A EIZO Corporation não tem nenhuma obrigação de manter a confidencialidade de qualquer material ou
das informações enviadas, a não ser que acordos prévios sejam estabelecidos mediante o recebimento
dessas informações pela EIZO Corporation. Ainda que todos os esforços tenham sido feitos para que opresente manual ofereça as informações mais atuais, observe que todas as especificações do monitor
EIZO estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

2

﻿CUIDADOSIMPORTANTE• Esse produto foi ajustado especificamente para uso na região pra a qual foi enviado originalmente.
Se o produto for utilizado fora da região, pode não operar conforme as especificações.
• Visando a segurança pessoal e a manutenção adequada, leia esta seção com cuidado, bem como
as declarações de atenção localizadas no monitor.

Localização da declaração de atenção

Símbolos na unidade
Símbolo

Este símbolo indicaBotão liga/desliga:

Toque para ligar ou desligar o monitor.

Corrente alternada
Alerta de riscos elétricos
CUIDADO:

Consulte “SÍMBOLOS DE SEGURANÇA” (página 2).

Marca WEEE:

O produto deve ser descartado separadamente; osmateriais podem ser reciclados.

Marca CE:

Marca de conformidade da UE, de acordo com as disposições
da Diretiva e/ou do Regulamento do Conselho (UE).

FabricanteData de fabricação
Cuidadot: As leis federais dos EUA exigem que a venda deste dispositivo seja
realizada somente por ordem de um profissional de saúde licenciado.
Dispositivo médico na UE
Importador na UE
Representante autorizado na Comunidade Europeia

CUIDADOS

3

AVISO
Caso a unidade comece a emitir fumaça, odor característico de material queimado ou ruídos
desconhecidos, desligue todas as conexões de energia imediatamente e entre em contato com
o representante local da EIZO para saber como proceder.
A insistência em utilizar uma unidade defeituosa pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos aoequipamento.
Não desmonte ou modifique a unidade.
Abrir o gabinete ou modificar a unidade pode resultar em choque elétrico ou
queimadura.
Os serviços de assistência devem ser realizados por pessoal de assistência qualificado.
Não tente por si próprio realizar serviços de assistência ao produto: abrir ou remover coberturas pode
resultar em incêndio, choque elétrico ou danos ao equipamento.
Mantenha a unidade afastada de líquidos e pequenos objetos.
A entrada de pequenos objetos através das aberturas de ventilação ou o derramamentode líquidos no gabinete pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos aoequipamento. Em caso de queda de objetos ou derramamento de líquidos no gabinete,
desconecte a unidade imediatamente. Peça para um técnico especializado verificar a
unidade antes de voltar a usá-la.
Coloque a unidade em local forte e estável.
Uma unidade posicionada sobre uma superfície inadequada pode cair, resultando em ferimento ou danos aoequipamento. Se a unidade cair, desconecte imediatamente a energia e peça auxílio ao seu representante
local da EIZO. Não continue utilizando a unidade defeituosa. A utilização de uma unidade defeituosa pode
resultar em incêndio ou choque elétrico.
Use a unidade em um local apropriado.
A falta de aterramento pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos aoequipamento.
• Não coloque ao ar livre.
• Não coloque em sistemas de transporte (navios, aeronaves, trens, automóveis etc.).
• Não coloque em lugares úmidos ou empoeirados.
• Não coloque em um local onde a água corrente entre em contato direto com a tela(banheiros, cozinhas etc.).
• Não coloque em locais onde o vapor entre em contato direto com a tela.
• Não coloque em locais próximos a dispositivos de aquecimento ou umidificação.
• Não coloque em locais onde o produto esteja exposto a luz do sol direta.
• Não coloque em um ambiente com gás inflamável.
• Não colocar em ambientes com gases corrosivos (tais como dióxido de enxofre, sulfeto dehidrogênio, dióxido de nitrogênio, cloro, amônia e ozônio).
• Não colocar em ambientes com poeira, componentes que aceleram a corrosão na atmosfera(tais como cloreto de sódio e enxofre), metais condutores, etc.

Para evitar perigo de sufocamento, mantenha as sacolas plásticas de embalagem longe de bebês
e crianças.
Use o cabo de alimentação incluso e conecte-o a uma tomada padrão do seu país.
Verifique se o cabo de alimentação está dentro da voltagem nominal. A falta de aterramento pode resultar
em incêndio ou choque elétrico.
Fonte de alimentação: 100–240 Vac 50/60 Hz
Para desconectar o cabo de alimentação,segure firmemente a tomada e puxe.
Realizar puxões no cabo pode resultar em danos,incêndio ou choque elétrico.

4

CUIDADOSAVISOO equipamento deve ser conectado a uma tomada principal aterrada.
Se isso não for feito, pode ocorrer incêndio ou choque elétrico.
Utilize a voltagem correta.
• A unidade é projetada para utilização apenas com uma voltagem específica. A conexão a uma voltagem diferenteda especificada nestas “Instruções para Uso” pode causar incêndio, choque elétrico ou danos ao equipamento.
Fonte de alimentação: 100–240 Vac 50/60 Hz• Não sobrecarregue seu circuito de energia, pois isso pode resultar em choque elétrico ou queimadura.

Manuseie o cabo de alimentação com cuidado.
• Não posicione o cabo embaixo da unidade ou de outros objetos pesados.
• Não puxe ou amarre o cabo.

Se o cabo de alimentação for danificado, pare de usá-lo. A utilização de um cabo
defeituoso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
O operador não deve tocar no paciente enquanto toca no produto.
Este produto não foi projetado para ser tocado por pacientes.
Nunca toque a tomada ou o cabo de alimentação se ele começar a emitir ruídos.
Tocá-los pode resultar em choque elétrico.
A instalar um suporte de braço, consulte o manual do usuário do suporte de braço
e instale a unidade de forma segura.
Se isso não for feito, a unidade poderá desencaixar-se, causando ferimentos ou danos ao equipamento.
Antes da instalação, certifique-se de que a mesa, parede ou outro objeto no qual o suporte de braço esteja
fixado possua força mecânica adequada. Se a unidade cair, peça auxílio ao seu representante local da
EIZO. Não continue utilizando a unidade defeituosa. A utilização de uma unidade defeituosa pode resultar
em incêndio ou choque elétrico. Ao reencaixar o suporte inclinável, utilize os mesmos parafusos e aperte-os
de forma segura.
Não toque um painel de LCD danificado diretamente com as mãos desprotegidas.
O cristal líquido que pode vir a vazar do painel é tóxico se entrar em contato com os
olhos ou a boca. Se qualquer parte do corpo entrar em contato direto com o painel,
lave-a cuidadosamente. Se houver sintomas físicos, entre em contato com o seu
médico.

CUIDADOS

5

CUIDADO
Aja com cuidado ao carregar a unidade.
Desconecte o cabo de alimentação e os cabos ao mover a unidade. É perigoso mover a unidade com ocabo conectado.
Isso pode resultar em ferimento.
Carregue ou posicione a unidade de acordo com os métodos corretos especificados.
• Ao carregar a unidade, segure-a firmemente conforme mostrado na ilustração abaixo.
• Monitores com o tamanho de 30 polegadas e acima são pesados. Ao desembalar e/ou carregar o monitor, use pelo
menos duas pessoas.

Deixar cair a unidade pode causar ferimentos ou danos ao equipamento.

Não tampe as aberturas de ventilação do gabinete.
• Não coloque quaisquer objetos nas aberturas de ventilação.
• Não instale a unidade em espaços fechados.
• Não deite, nem vire a unidade de cabeça para baixo durante o uso.

Tampar as aberturas de ventilação impede a passagem de ar apropriada e podeprovocar incêndio, choque elétrico ou danos ao equipamento.
Não toque a tomada coma as mãos molhadas.
Isso pode resultar em choque elétrico.

Use uma tomada padrão facilmente acessível.
Dessa forma, você poderá desconectá-la rapidamente em caso de problemas.
Limpe periodicamente a área em volta da tomada de força e a abertura de ventilação do monitor.
A presença de poeira, água ou óleo na tomada pode causar incêndio.
Desconecte a unidade antes de limpar a mesma.
Limpar a unidade com a mesma conectada a uma tomada padrão pode resultar em choque elétrico.
Se planejar não utilizar a unidade por períodos longos, desconecte o cabo de alimentação da tomada
na parede, após desligar a chave de energia, visando a segurança e a conservação de energia.
Para usuários no território do EEE e Suíça:
Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e àautoridade competente do estado-membro em que o usuário e/ou paciente está estabelecido.

6

CUIDADOS

Aviso sobre este monitor
Utilização prevista
Esse produto é indicado para exibição de imagens radiológicas para avaliação, análise, e diagnóstico
por profissionais de medicina treinados. A utilização não é prevista para mamografia.
Atenção

• Esse produto não possui cobertura de garantia para usos diferentes dos descritos neste manual.
• As especificações contidas neste manual são aplicáveis somente se forem utilizados:- Cabos de alimentação fornecidos com o produto- Cabos de sinal especificados por nós• Use apenas acessórios da EIZO especificados pela EIZO com este produto.

Precauções para o uso• Peças (como o painel LCD) podem deteriorar no longo prazo. Confira periodicamente se eles estão
funcionando normalmente.
• Quando a imagem da tela é alterada após ter sido exibida por um longo período, pode aparecer uma
imagem remanescente. Utilize um protetor de tela ou uma função de economia de energia para evitar a
exibição da mesma imagem por longos períodos.
• Caso o monitor permaneça em exibição contínua por um longo período de tempo, poderão
surgir manchas escuras ou marcas na tela (efeito burn-in). Para aumentar a vida útil do monitor,
recomendamos que ele seja desligado periodicamente.
• Uma imagem remanescente pode aparecer mesmo após a decorrência de um curto período de tempo,
dependendo da imagem exibida. Se isso ocorrer, alterar a imagem ou desligar a energia por algumas
horas pode resolver o problema.
• a retroiluminação do painel de LCD possui vida útil fixa. Quando a tela se tornar escura, começar atremer ou não acender, entre em contato com seu representante local da EIZO.
• A tela pode ter pixels defeituosos ou uma pequena quantidade de pontos de luz. Isso se deve a uma
característica do próprio painel e não caracteriza mau-funcionamento do produto.
• Não pressione o painel ou a extremidade da moldura com força, pois isso pode resultar em
mau funcionamento do display, como padrões de interferência e outros. Se for aplicada pressão
continuamente no painel, ele pode sofrer deterioração ou ser danificado. (Se marcas de pressão
permanecerem no painel, deixe o monitor com uma tela preta ou branca. Pode ser que o sintoma
desapareça.)• Não arranhe ou pressione o painel com objetos afiados, pois podem danificar o painel. Não tente limpar
com lenços, pois isso pode arranhar o painel.
• Quando o monitor estiver frio e for levado a um recinto ou quando a temperatura aumentar rapidamente,
poderá ocorrer condensação de orvalho nas superfícies interna e externa do monitor. Nesse caso, nãoligue o monitor. Espere até que a condensação de orvalho desapareça, ou o monitor pode sofrer danos.

Aviso sobre este monitor

7

Para usar o monitor por um longo período de tempo● Controle de qualidade• A qualidade de exibição dos monitores é afetada pelo nível de qualidade dos sinais de entrada epela degradação do produto. Realize verificações visuais e testes de consistência periódicos parasatisfazer as diretrizes e normas médicas, de acordo com sua aplicação, e realizar a calibração
conforme necessário. O uso do software de controle de qualidade do monitor RadiCS possibilita
que o usuário realize um controle de qualidade de alto nível, satisfazendo as diretrizes e normas
médicas. Para saber como realizar diversos testes e calibrações, consulte o Manual do Usuário do
RadiCS.
• São necessários aproximadamente 30 minutos para a estabilização do monitor. Aguarde
30 minutos ou mais após ligar o monitor ou após o monitor retornar do modo de economia deenergia antes de realizar testes de controle de qualidade, calibração ou ajuste da tela do monitor.
• Recomendamos que os monitores sejam ajustados no nível recomendado ou inferior para diminuir
as mudanças em luminosidade causadas pelo uso de longo prazo e manter um brilho estável.
Atenção

• O status do monitor pode ser alterado inesperadamente devido a um erro de operação ou alteração de ajuste
inesperada. É recomendado usar o monitor com os botões de controle bloqueados após ajustar a tela domonitor. Para obter detalhes sobre como ajustar, consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).

● Limpeza

A limpeza periódica é recomendada para preservar a aparência do monitor e para prolongar sua vidaútil.
Limpe cuidadosamente o gabinete e a superfície do painel com um pano macio umedecido comágua ou com os seguintes produtos químicos.

Substâncias químicas que podem ser utilizadas na limpeza
Nome do material

Etanol para desinfecção
Álcool isopropílico
Gluconato de clorexidina
Hipoclorito de sódio
Cloreto de benzalcônio
Altilldiamino etilglicina
Glutaral

Nome do produtoÁlcool etílico (etanol)Álcool isopropílico
Solução de hibitane
PureloxWelpasTego 51
Cidexplus 28

Atenção

• Não use produtos químicos com frequência. Substâncias químicas como álcool e solução antisséptica
podem causar variação de brilho, manchas e desbotamento do gabinete ou painel, bem como deterioração
da qualidade da imagem.
• Nunca utilize tíner, benzeno, cera e produtos de limpeza abrasivos capazes de danificar o gabinete ou opainel.
• Não coloque produtos químicos diretamente no monitor.
Observação

• É recomendado usar o ScreenCleaner (opcional) para limpar o gabinete e a superfície do painel.

Utilização confortável do monitor• Olhar para o monitor por períodos prolongados cansa os olhos. Descanse por 10 minutos a cada hora.
• Olhe para tela a partir de uma distância e de um ângulo apropriados.

8

Aviso sobre este monitor

CONTEÚDOCUIDADOS.............................................................. 3
IMPORTANTE............................................................. 3

Aviso sobre este monitor...................................... 7
Utilização prevista ................................................... 7
Precauções para o uso............................................. 7
Para usar o monitor por um longo período detempo.......................................................................... 8● Controle de qualidade...................................... 8● Limpeza............................................................ 8

Utilização confortável do monitor........................... 8

CONTEÚDO............................................................. 9
Capítulo 1 Introdução........................................ 10
1-1.

Características..............................................10

1-2.

Conteúdo da embalagem.............................10

1-3.

Controles e funções.....................................11● EIZO LCD Utility Disk......................................10

Capítulo 2 Instalação / Conexão....................... 12
2-1.

Antes de instalar o produto.........................122-2.

Conexão dos cabos......................................13

2-3.

Ligando a alimentação.................................14

2-4.

Ajuste da altura e do ângulo da tela...........14● Requisitos de instalação.................................12

Capítulo 3 Problema de ausência de imagem.... 15
Capítulo 4 Especificações................................. 16
4-1.

Lista de especificações...............................16

4-2.

Resoluções compatíveis..............................17● Para entrada de sinal digital (DisplayPort /●4-3.

DVI).................................................................17
Para entrada de sinal analógico (D-Sub)........17

Acessórios.....................................................18

Apêndice............................................................... 19Padrão médico..........................................................19
Informações de CEM............................................... 20

CONTEÚDO

9

Capítulo 1 Introdução
Obrigado por ter escolhido um monitor LCD em cores EIZO.

1-1. Características• 19,0 polegadas• Suporte à resolução de 1 M pixels (1280 pontos x 1024 linhas)• Painel VA com ângulos de visualização horizontal e vertical de 178˚
• Suporte a sistema de entrada tripla (DisplayPort, DVI e D-Sub)• Equipado com seis modos CAL Switch, incluindo modo DICOM com características de escala decinza compatível com DICOM ® Parte 14.
O modo CAL Switch pode ser alternado de acordo com a imagem exibida. Para mais detalhes, consulte oManual de Instalação (no CD-ROM).

• O software de controle de qualidade “RadiCS LE” é incluído.
- Realiza calibração e verificações diárias e gerencia o histórico.
- Permite que o usuário opere o monitor, realizando tarefas como alternar o modo CAL Switch ou
o sinal de entrada usando o mouse ou teclado.
• Emprega um suporte com ampla faixa de movimento.
Permite ajustar o monitor na posição ideal para facilitar a operação e minimizar a fadiga.
(Inclinação: 30˚ para cima/0˚ para baixo, rotação: 35˚ para a direita/35˚ para a esquerda, altura ajustável: 100 mm)

1-2. Conteúdo da embalagem
Verifique se todos os itens a seguir estão inclusos na caixa da embalagem. Se qualquer item estiver
faltando, entre em contato com seu revendedor ou representante local da EIZO.
Observação

• Guarde a caixa da embalagem e materiais para um futuro deslocamento ou transporte do monitor.
• Monitor• Cabo de alimentação

• Cabo de sinal digital: PP300
DisplayPort - DisplayPort• Cabo USB: UU300• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instruções para Uso• Parafusos de montagem VESA (M4 x 12 mm,
4 unidades)● EIZO LCD Utility Disk

Os seguintes itens estão incluídos no EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Consulte o arquivo Readme.
txt no CD-ROM para obter informações sobre procedimentos de inicialização de software ou sobrearquivos de referência.
• Arquivo Readme.txt• Software RadiCS LE para controle de qualidade de monitores (para Windows)• Manual do Usuário- Manual de Instalação do Monitor- Manual do Usuário do RadiCS LE• Dimensões do contorno
Observação

• Para obter informações sobre como instalar e usar o RadiCS LE, consulte o Manual do Usuário do RadiCS
LE. Ao usar o RadiCS LE, conecte o monitor ao PC usando o cabo USB fornecido.

10

Capítulo 1 Introdução

1-3. Controles e funções

9
10

8

1
1. Sensor de Luz
Ambiente

2. Botão de controle

3. Botão
4. Indicador de força

2

3

4

5

6

7

Este sensor mede a iluminação com a função do RadiCS / RadiCS LE que monitora
alterações na iluminação. Consulte o Manual do Usuário do RadiCS / RadiCS LE para
obter detalhes.
Os valores medidos por este sensor não são refletidos na iluminação ambiental do
RadiCS porque o sensor é simplificado.
Exibem o guia de operação. Configure os menus de acordo com o guia de operação.
Para obter detalhes sobre o guia de operação e os menus, consulte o Manual deInstalação (no CD-ROM).
Liga e desliga a energia.

Indica o status operacional do monitor.
Verde: Operando Alaranjado: Modo de economia de energia Desligado: Desligado
5. Conector de força
Conecta o cabo de alimentação.
6. Conector do sinal de Conexão dos cabos de sinal.
entradaEsquerda: Conector DisplayPort
Centro: Conector DVI-D
Direita: Conector D-Sub mini de 15 pinos
7. Porta anterior USB
Conecta o cabo USB para usar o software que precisa de conexão USB.
8. Abertura de bloqueio Obedece ao sistema de segurança MicroSaver, da Kensington.
de segurança
9. Suporte
Usado para ajustar a altura e o ângulo (inclinação, rotação) da tela do monitor.
10. Suporte do cabo
Cobre os cabos do monitor.

Capítulo 1 Introdução

11

Capítulo 2 Instalação / Conexão
2-1. Antes de instalar o produto
Leia com atenção “CUIDADOS” (página 3) e sempre siga as instruções.
Ao posicionar este produto sobre superfícies pintadas, a tinta pode aderir-se ao fundo do suporte devido
à composição da borracha. Verifique a superfície da mesa antes do uso.

● Requisitos de instalação

Ao instalar o monitor em um bastidor, certifique-se de que haja espaço adequado nas laterais, na
traseira e na parte superior do monitor.

Atenção

• Posicione o monitor de maneira que não haja interferência luminosa na tela.

12

Capítulo 2 Instalação / Conexão

2-2. Conexão dos cabos
Atenção

• Verifique se o monitor e o PC estão desligados.
• Ao substituir o monitor atual por este monitor, consulte “4-2. Resoluções compatíveis” (página 17) para alterar
as configurações de resolução e frequência de varredura vertical do PC para as que estão disponíveis para estemonitor, antes de conectá-lo ao PC.

1. Conexão dos cabos de sinal.

Verifique o formato dos conectores e conecte os cabos.
Após conectar o cabo DVI ou o cabo D-Sub ao monitor, aperte os parafusos para que o conectorfique firme.

MD-C87 (opcional)

DD300 (opcional)

PP300 (fornecido)

2. Conecte o cabo de alimentação em uma tomada padrão e o conector deenergia no monitor.

Insira o cabo de alimentação no monitor completamente no conector de força do monitor.

3. Ao usar o RadiCS / RadiCS LE, conecte o cabo USB entre o PC e a porta
anterior USB do monitor.

Capítulo 2 Instalação / Conexão

13

2-3. Ligando a alimentação
1. Pressionepara ligar o monitor.

As luzes do indicador de força do monitor se acenderão em verde.
Se o indicador de força não acender, consulte “Capítulo 3 Problema de ausência de imagem” (página
15).

2. Ligue o PC.

A imagem de tela aparecerá.
Se não for exibida uma imagem após ligar, consulte “Capítulo 3 Problema de ausência de imagem”(página 15) para obter mais orientações.
Atenção

• Para um máximo de economia de energia, recomenda-se desligar o botão de energia. Quando o monitor
não estiver sendo usado, o consumo de energia será eliminado completamente se a tomada de força fordesconectada.
Observação

• Ao ligar o monitor e o PC pela primeira vez com o sinal analógico, a função de ajuste automático funciona
para ajustar o relógio, a fase e a posição do visor automaticamente.
• Para maximizar a vida útil do monitor impedindo a degradação do brilho e reduzir o consumo de energia,
faça o seguinte:- Utilize a função de economia de energia do computador.
- Desligue o monitor e o PC após o uso.

2-4. Ajuste da altura e do ângulo da tela
Segure a borda esquerda e direita do monitor com ambas as mãos e ajuste a altura da tela, incline e girea tela até a posição ideal.

Atenção

• Após a conclusão do ajuste, certifique-se de que os cabos estão conectados corretamente.

14

Capítulo 2 Instalação / Conexão

Capítulo 3 Problema de ausência de imagem
ProblemaPossíveis causas e soluções

1. Sem imagem• O indicador de força não acende.

• Verifique se o cabo de alimentação está conectado
adequadamente.
.
• Pressione• O indicador de força acende em verde.

• Aumente “Brightness (Brilho)”, “Contrast (Contraste)”, ou“Gain (Ganho)” no menu Ajustes. Para mais detalhes,
consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).

• O indicador de força está aceso em laranja.

• Alterne o sinal de entrada com. Para mais detalhes,
consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).
• Mova o mouse ou pressione alguma tecla no teclado.
• Verifique se o PC está ligado.
• Este problema pode ocorrer quando o PC estiver conectado
através do conector DisplayPort. Reconecte o cabo dealimentação do monitor, ou reinicialize o PC.

2. Aparece a mensagem abaixo.

Essa mensagem aparece quando o sinal de entrada está
incorreto mesmo se o monitor estiver funcionando.

• Esta mensagem é exibida quando não há
sinal de entrada.
Por exemplo:• A mensagem mostrada à esquerda poderá aparecer em
certos momentos porque alguns PCs não geram o sinal
imediatamente ao serem ligados.
• Verifique se o PC está ligado.
• Verifique se o cabo de sinal está conectado adequadamente.
• Alterne o sinal de entrada com. Para mais detalhes,
consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).

• A mensagem indica que o sinal deentrada está fora da faixa de frequência
especificada. Por exemplo:• Verifique se as configurações do PC cumprem as exigências
de resolução e frequência de varredura vertical do monitor(consulte “4-2. Resoluções compatíveis” (página 17)).
• Reinicie o PC.
• Selecione um ajuste apropriado usando o utilitário da placa
gráfica. Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário
da placa gráfica.

Capítulo 3 Problema de ausência de imagem

15

Capítulo 4 Especificações
4-1. Lista de especificações
Painel LCD

Tipo

VA

Retroiluminação

LED

Tamanho

48 cm (19,0 polegadas) (48,1 cm diagonal)

Resolução

1280 pontos x 1024 linhas

Tamanho da tela (H x V)

376,3 mm x 301,0 mm

Densidade de pixels (H x V) 0,294 mm x 0,294 mm

Sinais de vídeo

USB
Energia

Especificações
físicasRequisitos
do ambiente
operacional

16

Cores de exibição

Máx. 16,77 milhões de coresÂngulos de visão
(H / V, típico)

178˚ / 178˚Índice de contraste(típico)2000 : 1

Tempo de resposta (típico)

20 ms (preto -> branco -> preto)

Terminais de entrada

DisplayPort x 1, DVI-D (Single Link) x 1,
D-Sub mini de 15 pinos x 1

Frequência de varredura
horizontal

DVI, DisplayPort: 31 kHz - 64 kHz

Frequência de varreduravertical

DVI, DisplayPort: 59 Hz - 61 Hz (720 x 400: 69 Hz - 71 Hz)

Sinal de sincronização

Separado

Relógio de pontos (Máx.)

DVI, DisplayPort: 108 MHz
D-Sub: 135 MHz

Porta

Porta anterior x 1

PadrãoEspecificação de USB Revisão 2.0

Entrada100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz , 0,50A - 0,30A

Consumo de potência
máximo28 W ou menos

Modo de economia deenergia

0,6 W ou menos *1

Modo Standby

0,6 W ou menos *2

Dimensões externas(Largura x Altura x
Profundidade)

405 mm x 406,5 mm - 506,5 mm x 205 mm (Inclinação: 0˚)
405 mm x 438,8 mm - 538,8 mm x 227,7 mm (Inclinação: 30˚)Dimensões externas(sem suporte)(Largura x Altura x
Profundidade)

405 mm x 334 mm x 61,5 mm

Peso líquido

Aprox. 6,0 kg

Peso líquido (sem suporte)

Aprox. 4,2 kg

Faixa de ajuste de altura

100 mmInclinação

Para cima 30˚, para baixo 0˚Rotação

Para a direita 35˚, para a esquerda 35˚

Rotação

90˚ (sentido horário)Temperatura

0 ˚C - 35 ˚CUmidadeU.R. 20 % - 80 % (sem condensação)Pressão do ar

540 hPa - 1060 hPa

Capítulo 4 Especificações

D-Sub: 24,8 kHz - 80,0 kHz
D-Sub: 50,0 Hz - 75,0 Hz

Temperatura
Requisitos
ambientais de
Umidadetransporte /Pressão do ararmazenamento-20 ˚C - 60 ˚C
U.R. 10 % - 90 % (sem condensação)200 hPa - 1060 hPa*1 Quando a entrada DVI é usada, a porta anterior USB não é conectada, “Auto Input Detection (Detecção
automática de entrada)”: “Off”, “Power Save”: “On”, “DP Power Save (Economia de energia DP)”: “On”
*2 A porta anterior USB não está conectada e “DP Power Save (Economia de energia DP)”: “On”

4-2. Resoluções compatíveis
O monitor suporta as seguintes resoluções.

● Para entrada de sinal digital (DisplayPort / DVI)
Resolução

Frequência de varreduravertical

640 x 480

60 Hz

720 x 400

70 Hz

800 x 600

60 Hz

1024 x 768

60 Hz

1280 x 1024 *1

60 Hz*1 Resolução recomendada.

● Para entrada de sinal analógico (D-Sub)
Resolução

Frequência de varreduravertical

640 x 480

~75 Hz720 x 400

70 Hz

800 x 600

~75 Hz1024 x 768~75 Hz1152 x 864

75 Hz1280 x 960

60 Hz

1280 x 1024 *1~75 Hz640 x 400

70 Hz

*1 Resolução recomendada.

Capítulo 4 Especificações

17

4-3. Acessórios
Os seguintes acessórios estão disponíveis separadamente.
Consulte o nosso site para obter informações atualizadas sobre os acessórios opcionais vendidos
separadamente e informações sobre a placa gráfica compatível.
http://www.eizoglobal.com

18

Protetor do painel

EIZO “FP-702”

Braço, suporte

EIZO “LS-HM1-D”: Suporte ajustável de altura dupla
EIZO “LA-011-W”: Braço pendurado na parede
EIZO “AAH-02B3W”: Braço pendurado na parede

Kit de calibração

EIZO “RadiCS UX2” Ver. 4.6.3 ou posterior

Software de Gerenciamento de Controle deQualidade de RedeEIZO “RadiNET Pro” Ver. 4.6.3 ou posterior
EIZO “RadiNET Pro Lite” Ver. 4.6.3 ou posterior

Kit de limpeza

EIZO “ScreenCleaner”

Cabo de sinal (Display Port - Display Port)

PP200

Cabo de sinal (DVI-D - DVI-D)

FD-C39, DD300

Cabo de sinal (D-Sub - D-Sub)

MD-C87

Cabo de sinal (DVI-I - D-Sub)

MD-C16

Cabo USB

FD-C93

Capítulo 4 Especificações

ApêndicePadrão médico
• Deve ser assegurado de que o sistema final está de acordo com o requisito IEC60601-1-1.
• Equipamentos alimentados com energia elétrica podem emitir ondas eletromagnéticas que podem
influenciar, limitar ou resultar em mau funcionamento do monitor. Instale o equipamento em um
ambiente controlado, livre desse tipo de efeito.

Classificação do equipamento-

Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe I
Classe CEM: IEC60601-1-2 Grupo 1 Classe B
Classificação de aparelho médico (UE): Classe I
Modo de operação: ContínuaClasse IP: IPX0Apêndice

19

Informações de CEM
A série RadiForce oferece um desempenho que exibe imagens médicas corretamente.

Ambientes destinados ao uso
A série RadiForce destina-se ao uso nos ambientes a seguir.
• Ambientes de instalações de saúde profissionais, como clínicas e hospitais
Os ambientes a seguir não são adequados para o uso da série RadiForce:• Ambientes de atendimento médico domiciliar• Nas proximidades de equipamentos cirúrgicos de alta frequência, como facas eletrocirúrgicas• Nas proximidades de equipamentos de terapia por ondas curtas• Em salas blindadas contra radiofrequência dos sistemas de equipamentos médicos para
ressonância magnética
• Em ambientes especiais de locais blindados• Instalação em veículos, incluindo ambulâncias• Outros ambientes especiais

AVISO
A série RadiForce requer cuidados especiais sobre compatibilidade eletromagnética (CEM)
que precisam ser instaladas. Você deve ler com atenção as informações sobre compatibilidade
eletromagnética e a seção “CUIDADOS” neste documento e observar as instruções a seguir ao
instalar e operar o produto.
O RadiForce não deve ser utilizado adjacente a ou empilhado sobre outros equipamentos. Se
for necessário utilizá-lo de forma adjacente ou empilhada, o equipamento ou sistema deverá ser
observado para verificar se ele operará normalmente na configuração em que será utilizado.
Ao utilizar um equipamento de comunicação de radiofrequência portátil, mantenha-o a 30 cm (12polegadas) ou mais de distância de qualquer peça, incluindo cabos, do RadiForce. Caso contrário,pode ocorrer a degradação do desempenho deste equipamento.
A pessoa que conecta equipamentos adicionais à entrada de sinal ou à saída de sinal para
configurar um sistema médico é responsável pela conformidade do sistema com os requisitos da
IEC60601-1-2.
Não toque nos conectores de entrada/saída de sinal ao usar a série RadiForce. Se isso for feito, aimagem exibida pode ser afetada.
Lembre-se de usar os cabos incluídos no produto ou os cabos especificados pela EIZO.
O uso de outros cabos que não sejam os especificados ou fornecidos pela EIZO com este
equipamento pode gerar aumento de emissões eletromagnéticas ou redução da imunidade
eletromagnética do equipamento e operação inadequada.
Cabo

Cabos
especificados EIZO"Comprimentomáximo do cabo"

Cabo de sinal(DisplayPort)

PP300 / PP2003m

Blindado

Com peças de ferrite

Cabo de sinal (DVI-D)

DD300 / FD-C39

3m

Blindado

Com peças de ferrite

Cabo de sinal (D-Sub)

MD-C87

1.8 m

Blindado

Com peças de ferrite

Cabo USB

UU300 / MD-C93

3m

Blindado

Com peças de ferrite

Cabo de alimentação
(com aterramento)-

3mNão blindado

Sem peças de ferrite

20Apêndice

Blindagem

Peças de ferrite

Descrições técnicas
Emissões eletromagnéticas

A série RadiForce destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou usuário do RadiForce deve garantir que ele seja utilizado nesse tipo de ambiente.

Teste de emissão

Conformidade

Emissões deradiofrequênciaCISPR11

Grupo 1O RadiForce utiliza energia de RF apenas para sua função interna.
Por isso, suas emissões de RF são bastante reduzidas e não tendem a causar
interferência em equipamentos eletrônicos próximos.

Emissões deradiofrequênciaCISPR11Classe B

O RadiForce é adequado para utilização em todos os estabelecimentos,
incluindo estabelecimentos domésticos e aqueles diretamente conectados àrede de fornecimento de energia pública de baixa tensão, que alimenta prédios
utilizados para fins domésticos.

Emissões harmônicas Classe D
IEC61000-3-2
Flutuações detensão/emissões flutuantes
IEC61000-3-3

Ambiente eletromagnético - Orientação

Em conformidade

Imunidade eletromagnética
A série RadiForce foi testada nos níveis de conformidade (C) a seguir, de acordo com os requisitos de testes (T) para
ambientes médicos profissionais, definidos em IEC60601-1-2.
O cliente ou usuário do RadiForce deve garantir que ele seja utilizado nesse tipo de ambiente.

Teste deimunidade

Nível do teste (T)Nível deconformidade (C)Descarga
eletrostática (ESD)
IEC61000-4-2±8 kV descarga decontato±15 kV descarga de ar±8 kV descarga decontato±15 kV descarga de ar

Os pisos devem ser de madeira, concreto ou
ladrilho de cerâmica. Se forem cobertos com
material sintético, a umidade relativa deve serde pelo menos 30%.

Disparos/transitórios elétricos
rápidos
IEC61000-4-4±2 kV linhas de energia±1 kV linhas de entrada/
saída±2 kV linhas de energia±1 kV linhas de entrada/
saída

A qualidade da rede de energia deve ser a deum ambiente comercial ou hospitalar típico.

Surtos
IEC61000-4-5±1 kV linha a linha±1 kV linha a linha
A qualidade da rede de energia deve ser a de
±2 kV linha a aterramento ±2 kV linha a aterramento um ambiente comercial ou hospitalar típico.

Quedas de tensão,breves interrupções
e variações detensão nas linhasde entrada defornecimento deenergia
IEC61000-4-11

0% UT (queda de 100%em UT) 0,5 ciclo e 1 ciclo
70% UT (queda de 30%
em UT) 25 ciclos a 50 Hz
0% UT (queda de 100%em UT) 250 ciclos a 50 Hz

Campos magnéticos 30 A/m
de frequência de(50 / 60 Hz)
energia
IEC61000-4-8

Ambiente eletromagnético Orientação

0% UT (queda de 100%em UT) 0,5 ciclo e 1 ciclo
70% UT (queda de 30%
em UT) 25 ciclos a 50 Hz
0% UT (queda de 100%em UT) 250 ciclos a 50 Hz

A qualidade da rede de energia deve ser a deum ambiente comercial ou hospitalar típico. Se
o usuário do RadiForce precisar de operação
contínua durante interrupções da rede deenergia, recomenda-se que ele seja alimentado
por uma fonte de alimentação ininterrupta ou
uma bateria.

30 A/mCampos magnéticos de frequência de rede deenergia deverão ser de níveis característicosde localização típica em ambiente comercial ou
hospitalar típico. Durante o uso, o produto deve
ser mantido a pelo menos 15 cm de distância
de campos magnéticos de frequência da fontede energia.

Apêndice21

Imunidade eletromagnética
A série RadiForce foi testada nos níveis de conformidade (C) a seguir, de acordo com os requisitos de testes (T) para
ambientes médicos profissionais, definidos em IEC60601-1-2.
O cliente ou usuário do RadiForce deve garantir que ele seja utilizado nesse tipo de ambiente.

Teste de imunidade

Nível do teste (T)Nível deAmbiente eletromagnético - Orientação
conformidade (C)A distância entre equipamentos de comunicação
de RF e qualquer componente da série
RadiForce, incluindo cabos, deve ser igual ou
superior à distância de separação recomendada,
calculada pela equação aplicável à frequência dotransmissor.
Distância de separação recomendada

Pertubações conduzidas
induzidas por campos deRF
IEC61000-4-6Campos de RF radiados
IEC61000-4-3

3 Vrms150 kHz-80 MHz

3 Vrmsd = 1,2√P

6 VrmsBandas ISM a) entre
150 kHz e 80 MHz

6 Vrmsd = 1,2√P

3 V/m
80 MHz-2,7 GHz

3 V/m

d = 1,2√P, 80 MHz-800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz-2,7 GHz
Onde “P” é a potência de saída máxima dotransmissor em watts (W), de acordo com ofabricante do transmissor, e “d” é a distância deseparação recomendada em metros (m).
As forças de campo provenientes detransmissores fixos de RF, conforme
determinadas por uma investigação
eletromagnética local b), devem ser inferiores
ao nível de conformidade em cada faixa defrequência c).
Podem ocorrer interferência nas vizinhanças deequipamentos marcados com o símbolo a seguir.

Observação 1 UT é a tensão de rede de energia a.c. antes da aplicação do nível de teste.
Observação 2 A 80 MHz e a 800 MHz, aplica-se a maior faixa de frequência.
Observação 3 Essas diretrizes sobre perturbações conduzidas induzidas por campos de RF ou campos de RF irradiados
podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e pela
reflexão causadas por estruturas, objetos e pessoas.
a)As bandas ISM (industriais, científicas e médicas) entre 150 kHz e 80 MHz são de 6,765 MHz a 6,795 MHz, 13,553 MHz
a 13,567 MHz, 26,957 MHz a 27,283 MHz e 40,66 MHz a 40,70 MHz.

b)

As forças de campo de transmissores fixos, como estações-base para rádio, telefones (celulares/sem fio) e rádios móveis
terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV, não podem ser previstas teoricamente
com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético quanto a transmissores de RF fixos, deve ser considerada uma
investigação eletromagnética no local. Se a força de campo medida no local em que o RadiForce é utilizado for superiorao nível de conformidade de RF mencionado acima, o RadiForce deve ser monitorado, para verificar se a operação
ocorre normalmente. Se for observado desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, como
modificar a orientação ou o local do RadiForce.

c)

Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

22Apêndice

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF móveis ou
portáteis e o RadiForceO RadiForce é projetado para uso em um ambiente eletromagnético no qual as interferências de RF radiada sãocontroladas. O cliente ou o usuário do RadiForce pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas, conservando
uma distância mínima (30 cm) entre equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis (transmissores) e o
RadiForce.
A série RadiForce foi testada nos níveis de conformidade (C) a seguir, de acordo com os requisitos de testes (T) de
imunidade a campos de proximidade dos seguintes equipamentos de comunicação sem fio de RF.

Frequência do
teste
(MHz)

Largura debanda a)(MHz)

Serviço a)385

380-390TETRA 400450

430-470

GMRS 460,
FRS 460710

704-787

Banda LTE 13, 17

Nível deconformidade
(C)
(V/m)

Nível do teste(T) c)(V/m)

Modulação b)

Modulação de pulso 27

27

b)

18 Hz

745

FM
Desvio de ±5 kHz
Seno de 1 kHz

28

28

Modulação de pulso 99b)

217 Hz780
810

800-960

870
930
1720

1700-1990

1845
1970

2450

2400-2570

5240

5100-5800

GSM 800/900,
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
Banda LTE 5
GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
Banda LTE 1, 3, 4,
25;
UMTS
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450
Banda LTE 7
WLAN 802.11 a/n

5500

Modulação de pulso 28

28

b)

18 Hz

Modulação de pulso 2828b)217 HzModulação de pulso 2828b)217 HzModulação de pulso 99b)

217 Hz5785
a)Para alguns serviços, estão incluídas apenas frequências de enlace ascendente.

b)

A operadora é modulada usando um sinal de onda quadrada com 50% do ciclo de trabalho.

c)

Os níveis de teste foram calculados utilizando a potência máxima, distância de separação de 30 cm.

O cliente ou o usuário do RadiForce pode ajudar a prevenir interferências de campos de proximidade magnéticos,
conservando uma distância mínima (15 cm) entre transmissores de RF e o RadiForce.
A série RadiForce foi testada nos níveis de conformidade(C) a seguir, de acordo com os requisitos de testes(T) de
imunidade a campos magnéticos de proximidade na tabela abaixo.

Frequência do teste

Nível do teste (T)(A/m)

Modulação a)

Nível de conformidade
(C)
(A/m)

134,2 kHz

Modulação de pulso a)
2,1 kHz65

65

13,56 MHz

Modulação de pulso a)
50 kHz

7,5

7,5

a)

A operadora é modulada usando um sinal de onda quadrada com 50% do ciclo de trabalho.

Apêndice23

Para outros equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis (transmissores), a distância mínima entre
equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis (transmissores) e o RadiForce é recomendada abaixo, deacordo com a potência de saída máxima dos equipamentos de comunicação.

Potência de saída máxima
nominal do transmissor(W)

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor(m)
150 kHz a 80 MHz
80 MHz a 800 MHz
800 MHz a 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmissores com uma potência de saída máxima nominal não listada abaixo, a distância de separação recomendada “d”
em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, sendo “P” a potência máxima
de saída nominal do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
Observação 1

A 80 MHz e a 800 MHz, deve ser aplicada a distância de separação para a maior faixa de frequência.

Observação 2

Essas diretrizes sobre perturbações conduzidas induzidas por campos de RF ou campos de RF irradiados
podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e pela
reflexão causadas por estruturas, objetos e pessoas.

24Apêndice153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland
00N0N383AZ
IFU-MX194
Copyright © 2018 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition - September 29th, 2023