交流電子負荷

アプリケーション

計測技術研究所では、 交流電子負荷を使った多様な供試体の試験システムをご提案しております。

回生型交直両用

Ene-phant シリーズ

供試体 (例)
インバーター
UPS
スイッチ
ブレーカー
ヒューズ
大容量プログラマブル

32701 シリーズ

コネクタ
バッテリー
PV
電源
パワーモジュール半導体
モーター発電機
パワコン
等

ラックパックモデル

3270 シリーズ

プログラマブル
3270 シリーズ

製品の回路方式における力率可変機能および交流負荷模擬の大きな違い
スイッチング回路方式のEne-phant シリーズは、「無効電力の再現」ができる為、交流負荷として最適な電子負荷です。
回路方式

Ene-phantシリーズ（スイッチング回路方式）

3270/32701シリーズ（ドロッパー回路方式）

RLC負荷方式

力率（位相）を変更し、正弦波での位相可変CFを変更し、正負範囲のみ位相変更

LCの容量を可変させ、正弦波での位相可変無効電力の再現が可能！

無効電力の再現は不可能

無効電力の再現が可能！

AC E-Load Player シリーズ
3270/32701 シリーズコントロールソフトウェア■ 交流電子負荷3270/32701 シリーズのシーケンス作成 ・操作を支援■ 直接制御機能にてPC ベースで簡単に操作可能■ リアルタイムでのモニタリングとデータロギング■ 専用機能アシストモードで交流電子負荷の専用機能を簡単に設定可能■ 単相制御に加え三相制御にも可能 （AC E-load Player/Multi)

力率変動時の動き

ゼロクロス部の電流波形歪無し

設定範囲

力率（±1.00）と位相（±90deg）の2種類の設定が可能

印加電圧の依存性有り

小電流において歪みが大きい無し

任意の設定で要求位相の再現可

回生機能力率（±1.00）の設定のみ※CFの値は自動設定
有り

無し
LCの容量可変をしながら観測波形から位相差を確認
有り

印加電圧に応じてCF値が可変印加電圧に応じて調整が可変無し

無し

有り（カーボンニュートラル対応）

CF可変√2～4.0√2～5.0

無し

サイズ

小大

大

アプリケーション

アプリケーション

交流電子負荷を使った突入電流シミュレーション

モーターインバータの負荷に最適な1kHz対応

シミュレータ機能をもって交流電子負荷を用いることで、 各種パラメータの設定により、 要求する容量負荷性の突入電流や電源投入時のシミュレーションおよび電化製品へ直接電源を差し込んだサージ電流の再現を簡単に行うことができます。

0.1ms~100msec

Istop設定(ストップ電流）0~37.5A

PWM出力
汎用電源
S
T

DUT

サージ電流シミュレーション波形

プログラマブル交流電子負荷

系統
三相3線
400V

R

直流電源

インダクタンス
BOX

L

N

R

構内回生電力

S
T

N

L

AD

0~37.5A
0.01s~9.99secまたは連続T

LO

S3電流設定T3時間設定S

T

負荷結線方法

サージ電流シミュレーション（例：3270設定パラメータ）

0.01s~0.5sec

R

S

INVERTER
モーターインバータ
キャリア周波数10k～15KHz
基底周波数40～400Hz

3270 シリーズ

T1,T2時間設定

平滑出力

DUT（供試物）

R

0~75A

基底周波数40~400Hz

キャリア周波数 10K~15kHz

UPSや商用インバータ

S1,S2電流設定

平滑後の出力波形

AD

Tstep設定(継続時間)

PWM出力波形LO

0~75A

いモーター模擬を専用機を用いることなく再現可能です。

突入電流シミュレーション波形

突入電流シミュレーション（例：3270設定パラメータ）
Istart設定(スタート電流)

モーター模擬の際に必要な低周波領域である5Hz から最大1kHz の基底周波数に対応し、より実負荷に近LOAD

N

L

電圧
電流
力率±0.7可変可能

交流回生電子負荷

NT-AA-10kE-L×3
三相3線 30kW

価格表
3270 シリーズ （最大拡張 ： 単相 30kW、 三相 11.25kW
型名電圧並列 8 台）

電流

電力

37.5Arms/37.5A

3.75kW￥2,050,000

28Arms/28A

2.8kW￥1,648,000

3272

18.75Arms/18.75A

1.875kW

3273

28Arms/28A

3.75kW

18.75Arms/18.75A

2.8kW

32703271

350Vrms/500V

480Vrms/700V*1

3274
425Vrms/600Vdc

キャスター有無無標準価格 （税抜）

￥1,246,000￥1,844,000￥1,554,000

入力電圧を 425V/600Vdc へ変更 （3270/3271/3272 用）―￥87,000*1 : DC 直流入力の電子負荷としてもご使用可能です。

32701 シリーズ （最大拡張 ： 単相 180kW、 三相 67.5kW
型名電圧並列 8 台）

電流

電力

32711

56Arms/56A

5.6kW￥2,932,000

32701

75Arms/75A

7.5kW￥3,605,000

32702

11.25kW

350Vrms/500V*1

32703

112.5Arms/112.5A

32704
32705
425Vrms/600Vdc
for 327XX

キャスター有無

有15kW

標準価格 （税抜）￥5,410,000￥6,565,000

18.75kW

￥7,850,000

22.5kW￥9,139,000

入力電圧を 425V/600Vdc へ変更 （32700 シリーズ用）―￥172,000 ～*1 : DC 直流入力の電子負荷としてもご使用可能です。

マルチ相対応*３3270 シリーズ ラックパックモデル （単相 ・ 三相最大 11.25kW）
型名

電圧3272-5.6kW-RP

電流

電力56.25Arms/56.25A*2

5.625kW*13271-8.4kW-RP*284Arms/84A

8.4kW

3270-11.2kW-RP

350Vrms/500V

111.75Arms/111.75A*2

11.25kW

425Vrms / 600Vdc
for RP

入力電圧を 425V/600Vdc へ変更（3270 シリーズ ラックパックモデル用）

キャスター有無

標準価格 （税抜）￥8,380,000

有￥7,109,000￥5,446,000―￥261,000*1 : DC 直流入力の電子負荷としてもご使用可能です。 *2 : 単相結線時の負荷電流。 三相結線時は 1/3 の負荷電流となります。
*3 : マルチ相対応とは、 システムラック内の切替スイッチを用いることで単相２線結線と三相 3 線結線の両方が可能となるものを指します。

専用ソフトウェア
型名

詳細AC E-Load Player/Single
AC E-Load Player/Multi

標準価格 （税抜）3270/32701 シリーズアプリケーションソフト （単独運転）￥99,000

3270/32701 シリーズアプリケーションソフト （同期運転）￥199,000

回生型交直両用電子負荷 Ene-phant® シリーズ （最大拡張 ： 単相 250kW、 三相 150kW
型名
NT-AA-10KE-L
NT-AA-50KE-L

電圧

電流

AC : 480Vrms

AC : 60Arms

DC : 680V

DC : 60A

AC : 350Vrms

AC : 175Arms

DC : 750V

DC : 200A

電力並列 5 台）

キャスター有無10kW

標準価格 （税抜）￥3,750,000

有50kW

お問い合わせください●このカタログの記載内容は、2024年5月現在のものです。 ●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。 ●記載されている内容は、 正確な情報であるよう努めておりますが、万が一誤り等お気づきの点ございましたら当社までお問い合わせください。

取扱代理店

パワエレ営業部
日吉事業所〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
TEL 044-223-7950 FAX 044-223-7960
大阪オフィス 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2F
TEL 06-6387-1039
E-mail : PWsales@hq.keisoku.co.jp https://www.keisoku.co.jp/pw/● CP-0199-2405