ハイパークリーン

WS-2-250AT
取扱説明書 (AC100V仕様)
目

次

１．安全にお使いいただくために・・・Ｐ１～Ｐ２
２．取扱い上のご注意・・・・・・・・・・・Ｐ２
３．WS-2-250ATの特長・・・・・・・・・・・Ｐ３
４．各部の名称と説明・・・・・・・・Ｐ４～Ｐ６
５．真空ポンプとの接続・・・・・・・・・・Ｐ７
このたびは佐藤真空製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させてご使用いただくためにも、またお取扱の間違いによる事故を未然に防止するためにも、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

６．油の補給と循環・・・・・・・・・Ｐ８～Ｐ９

本文の部品などの前に書いてあります( )内の数字やアルファベットは、イ
ラストや図中の数字と同じですので、あわせてご覧ください。

９．エレメントの交換時期・・・・・・・・Ｐ１３
１０．故障時の対処・・・・・・・・・・・・Ｐ１４※ 説明の便宜上、図は原形と少し異なる場合があります。

１１．保証条件・検査合格証・・・・・・・・Ｐ１５

７．分離した水の抜き方・・・・・・・・・Ｐ１０
８．エレメントの交換・・・・・・Ｐ１１～Ｐ１２

WS2250AT1202003

１．安全にお使いいただくために本機の使い方を誤ると、火災や感電などの危険な状態になります。
据付、取付、操作、保守点検の前に、必ず取扱説明書を熟読し、正しくお使いください。
また、機器の知識、安全情報、そして注意事項の全てについて習熟してからご使用ください。
ここでは、注意事項を! 危険と! 注意の二つの項目に区分しています。

! 危険取り扱いを誤った場合に危険な状態が起こり得て、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

! 注意

取り扱いを誤った場合に危険な状態が起こり得て、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合。及び、物質障害のみ発生が予想される場合。

なお、! 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。

１．取り扱い全般について! 危険

取扱説明書及び注意銘板の内容を熟知していない人は、運転をしないで下さい。

２．使用環境、使用条件について! 危険! 注意! 注意

引火性物質や爆発性粉体のある場所には設置しないで下さい。スイッチ類等の動作で引火、爆発する恐れがあります。
雨や水がかかる場所への設置はしないで下さい。
以下の環境では使用しないで下さい。故障の原因になります。
１．周囲温度が5℃～40℃以外の場所。
２．振動、塵埃が多い場所。
３．湿度が高い場所。
４．結露する場所。
５．密閉容器や箱の中。

静電気が発生する場合があります。

冬季など湿度の低い場合に静電気が発生する場合があります。
ドレンバルブ等金属部分に触れる場合は、ドライバーの先端部分等を接触させ、溜まった静電気を逃がしてください。なお、アースは必ず設けてください。

３．据付、取付について! 危険! 注意

必ずアース工事を行ってください。また、1台毎に適切な漏電遮断機を設置してください。感電の恐れがあります。
電気配線、配線工事は電気設備技術基準や電力会社の内線規定に従って下さい。適切なモータ保護装置を1台毎に設置して下さい。指定の電圧以外の電源を使用しないで下さい。不安定な場所には設置しないで下さい。また、０．３ｍより高所に設置する場合は、必ず固定して下さい。
持ち運びの際は、厚手の手袋を着用して下さい。

１１．安全にお使いいただくために４．運転と操作について! 危険

モータシャフト、ポンプシャフト、カップリング等には、回転中は絶対に手を触れないで下さい。オイルクリーナーのオイル出口は絶対にふさがないで下さい。また、ホースの抜き差し、三方弁の切換え等を行う
場合は、オイル循環ポンプ（トロコイドポンプ）のスイッチを必ず切って下さい。ハウジングの破裂、オイルの噴出等の事故につながります。
機械部品に劣化が見られる場合は、新しい部品と交換して下さい。
※ハウジングに静電気が発生する場合があります。その場合は、除電対策を行って下さい。

! 注意

運転中にハウジング等に触れる場合は、十分に注意をして下さい。高温になっている場合があります。

５．保守点検、改造についてエレメントやオイル交換する際には、保護手袋、マスク、防護眼鏡等を着! 危険 用し、オイルから発生するガス等に接触しないようにして下さい。

メンテナンス等オイルクリーナーを分解する場合は、必ず一次側の電源を切って下さい。
※危険な物質がオイル中に混ざっている場合は、専門業者以外での保守点検作業は行わないで下さい。

! 注意

製品及び付属品の改造は、絶対に行わないで下さい。当社指定の部品以外は、絶対に使用しないで下さい。運転中に異常があったり、所定の特性が出ない場合は必ず運転を停止して、点検やオーバーホールを行って下さい。

２．取扱い上のご注意☆ ご使用になる前に下記の内容を必ずお読みください。正しいお取扱いをされない場合、本機の性能が発揮されないだけでなく、不具合の発生に及ぶ場合があります。十分にご理解の上ご使用いただきますようお願い致します。

１．ハウジングが樹脂製ですので、溶剤を吸引する工程ではご使用にならないでください。
ハウジングが劣化し、エアー漏れや油漏れが発生するため正常な運転が出来なくなります。
２．ハウジングが樹脂製ですので、油が７０℃以上の高温になる工程ではご使用にならないでください。
ハウジングが劣化し、エアー漏れや油漏れが発生するため正常な運転が出来なくなります。
３．エレメント交換の際にハウジングを金属製のレンチで無理に回しますと、ハウジングを破損する場合がありますのでご注意ください。
４．酸化防止剤等の添加剤を含む油はご使用にならないでください。
これらの添加剤により油の乳化が促進され、油水分離が出来にくくなります。必ず無添加の真空ポンプ油をご使用ください。
推奨真空ポンプ油○佐藤真空製
ニュークリアバック○MERESCO製
ネオバック

ＳＡ－１６０Ｍ
ＭＲ－２００

また、真空ポンプで吸引するガスに界面活性剤等が含まれる場合も、油水分離がされにくくなりますのでご注意ください。
５．WS-2-250ATを設置する場合は、絶対に真空ポンプより高い位置に設置しないようにしてください。
運転停止中にハウジング内の油が真空ポンプ内に流れ込み、真空ポンプの油面が上昇することがあります。
油面が上昇しますと、排気口から溢れ出る場合がありますので十分にご注意ください。
２３．WS-2-250ATの特長
１．オイルの汚れが原因となる真空ポンプのトラブル防止
Ｐエレメントにより粉体やゴミを捕集し、さらにＡエレメントで強力な水分凝集作用でエマルジョン化したオイルから水分を分離、除去します。
オイル中の水分濃度を１００ｐｐｍ程度にすることが可能で、これによりオイルの劣化が防止され、回転不良の原因となるスラッジの生成が抑制されます。但し、オイルの酸化劣化は完全には防止できませんので、定期的なオイル交換は必要になります。

２．水分による真空ポンプの到達圧力の劣化防止
水分を吸引した真空ポンプは、到達圧力が著しく劣化します。
WS-2-250ATは到達圧力劣化の原因となる水分を除去し、到達圧力の劣化を防止します。

３．ランニングコストの削減
オイル中より水分やゴミを除去しますので、オイル交換のサイクルをのばすことが出来ます。

４．オイル交換の手間を軽減
付属のオイル循環ポンプ（トロコイドポンプ）で、オイルの補給がスムースに行えます。

５．どのメーカーの真空ポンプにも取付け可能
WS-2-250ATはどのメーカーの油回転真空ポンプにも取付け可能です。

３４．各部の名称①真空計②エアー抜きキャップ

21 P・Aﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ用Oﾘﾝｸﾞ
A 三方弁⑧Aハウジングキャップ⑦Pハウジングキャップ⑩Aハウジング⑨Pハウジング⑫Aエレメント⑪Pエレメント③排出用電磁弁⑲分離水排出口⑬エレメント受け

⑭ドレン弁

⑰ドレン弁
⑯油循環ポンプ⑮モーター

20 エアー抜き用電磁弁
B 新油補給口

C 循環油入口⑥電源スイッチ④分離水排出スイッチ⑱フロート室⑤油循環ポンプスイッチ
22 サーキットプロテクター

D 三方弁

F 循環油出口

E 油排出口４４．各部の説明①ブルドン管真空計⑪,⑫エレメントの目詰まりを検知し、⑪,⑫エレメントの交換時期を確認できます。
また、⑨,⑩ハウジングや配管の漏れを確認できます。

②エアー抜きキャップ⑨,⑩ハウジングから油や水を排出する際に開いて、排出をスムースにします。

③排出用電磁弁
フロート室に溜まった水を排出する時に開きます。

④分離水排出スイッチ
通常は自動側で使用します。手動側に切り換えると、⑲分離水排出口より水を排出します。

⑤油循環ポンプＯＮ／ＯＦＦスイッチ⑯油循環ポンプを動作させます。

⑥電源スイッチ
電気回路のＯＮ／ＯＦＦを行います。

⑦Ｐハウジングキャップ⑨Ｐハウジングのキャップで⑨Ｐハウジングとはされています。

21 Ｏ－リング（バイトン）でシール⑧Ａハウジングキャップ⑩Ａハウジングのキャップで⑩Ａハウジングとは 21 Ｏ－リング（バイトン）でシールされています。

⑨Ｐハウジング⑪Ｐエレメントを装着し、内部に油を満たして使用します。⑦Ｐハウジングキャップとは
21 Ｏ－リング（バイトン）でシールされています。

⑩Ａハウジング⑫Ａエレメントを装着し、内部に油を満たして使用します。⑧Ａハウジングキャップとは21 Ｏ-リング（バイトン）でシールされています。

⑪Ｐエレメント
油中のゴミを捕集します。

⑫Ａエレメント
主に水の分離を行います。

⑬エレメント受エレメントを装着する際にエレメントの底部とハウジング底部の突起部の間にセットし、エレメントのシールをします。
５

４．各部の説明⑭ドレン弁⑨Ｐハウジング内で分離した水の排出、エレメント交換の際の油の排出に使用します。

⑮モーター⑯油循環ポンプ（トロコイドポンプ）駆動用のモーターです。（AC100V

単相40W）⑯油循環ポンプ
油の補給、循環を行うためポンプです。

⑰ドレン弁⑩Ａハウジング内で分離した水の排出、エレメント交換の際の油の排出に使用します。
自動運転中は開で使用します。

⑱フロート室
内部のフロートスイッチにより水量を検知します。

⑲分離水排出口⑩Ａハウジング内で分離した水の排出、エレメント交換の際の油の排出に使用します。

⑳エア抜き用電磁弁
分離水排出時に開いてエアが入り、排出をスムースにします。
21

Ｐ・Ａハウジングキャップ用Ｏリング

ハウジングとハウジングキャップのシールをします。
消耗品ですので、エレメント交換の際には交換をお勧めします。
22

サーキットプロテクター

モーターが過負荷の状態になった場合に動作し、電源を遮断します。

Ａ三方弁
B新油補給口とＣ循環油入口を切り換えます。

Ｂ新油補給口ハウジング内に油を追油する時に使用します。

Ｃ循環油入口真空ポンプの排油口と接続します。

Ｄ三方弁
E油排出口とＦ循環油出口を切り換えます。

Ｅ油排出口
ハウジング内から油を排出します。

Ｆ循環油出口真空ポンプの給油口と接続します。
６５．真空ポンプとの接続

５－２

５－１

真空ポンプを停止後、真空ポンプの Ｃ循環油入口と真空ポンプの排油給油口と排油口に付属のアダプタを 口、Ｆ循環油出口と真空ポンプの給油口を付属の白いナイロンチュ接続するーブで接続
給油口用アダプタ

給油口用アダプタ

真空ポンプ

真空ポンプ
配管用チューブ

排油口アダプタ

排油口アダプタ

５－３

付属品（必ずお確かめ下さい）

付属の透明塩ビチューブをＡ三方弁のＢ新油補給口に接続

１．接続用アダプタ
給油口用 １個
排油口用 １個

Ａ三方弁
２．配管用チューブ（白色ナイロン製 1.5ｍ ２本）
３．油補給用チューブ（透明塩ビ製 １ｍ ２本）
４．分離水排出用チューブ（青色 0.5ｍ １本）

Ｂ新油補給口

油補給用チューブ７

６．油の補給と循環

６－１
真空ポンプを停止してください。
真空ポンプ油を４Ｌ用意します。（オイルクリーナーで使用する量で、真空ポンプに油がない場合は、真空ポンプの必要油量をプラスしてください。）

６－２
Ａ三方弁を図１のようにＢ新油補給口側に、Ｄ三方弁を図１のようにＦ循環油出口側にセットします。

図１ 新 油 補 給 の 場 合 の 三 方 弁 の 切 換 え 位 置
Ａ三方弁

Ｄ三方弁

６－３
⑰ドレン弁を開、⑭ドレン弁を閉にします。

６－４⑥電源スイッチをＯＮにし、④分離水排出スイッチを自動側にセットして、⑲分離水排出口のボール弁を開にします。

６－５
５－３で接続した油補給用チューブの片方を用意した真空ポンプ油の容器に入れ、⑤油循環ポンプスイッチをＯＮにします。
⑯油循環ポンプが回り、⑨Ｐハウジング、⑩Ａハウジングの順に油が入り、⑩Ａハウジングが満たされると真空ポンプに油が流れ込みます。

６－６油面が真空ポンプの油面計の規定量表示位置まで達したら、図２のようにＡ三方弁をＣ循環油入口側に切り換えます。
油は真空ポンプとWS-2-250ATを循環し始め、浄油が開始されます。

８６．油の補給と循環
図２ 油 循 環 の 場 合 の Ａ 三 方 弁 の 切 換 え 位 置

１．油面が低い場合

２．油面が高い場合新油を用意し、Ａ三方弁を新油補給側にセットし（図１）油を補給しながら油面を調整してください。
この操作は⑤油循環ポンプスイッチはＯＮのまま行います。

Ｅ油排出口に透明チューブを差し込み、チューブの先を油容器に入れます。
Ｄ三方弁をＥ油排出口側にセットすると油が排出されますので、真空ポンプの油面計を見ながら油面を調整してください。この操作は⑤油循環ポンプスイッチはＯＮのまま行います。

Ａ三方弁

Ｄ三方弁

６－７
⑲分離水排出口に青色のチューブを差し込んで、出口に排出された水を受ける容器を設置してください。

９７．分離した水の抜き方
自動排出WS-2-250ATは自動排出式ですので、一定量の水が分離されると自動的に⑲分離水排出口から排出されます。
従って、運転時は排出された水を受ける容器を、⑲分離水排出口に差し込んだ青色チューブ出口の下に設置してください。

手動排出④分離水排出スイッチを手動側にセットしますと、適時⑲分離水排出口から分離した水を排出できます。

注意 !!
⑲分離水排出口に付属のチューブ以外の物を取り付けて離れた場所に排出する場合、チューブの垂直方向の位置が⑲分離水排出弁より高くならないようにしてください。
※チューブの長さは1m以内、口径は10φ以上を使用してください。
チューブの口は容器に溜まった水に浸らないようにしてください。

○×
排水用チューブ

排水用チューブ⑲分離水排出弁⑲分離水排出弁

８．エレメントの交換

８－１
真空ポンプを停止し、⑤油循環ポンプスイッチをＯＦＦにします。

８－２
Ａ三方弁をＢ新油補給口側、Ｄ三方弁をＥ油排出口側に切り換えます。

８－３⑰ドレン弁、⑲分離水排出口のボール弁を閉にします。

１０

８．エレメントの交換

８－４
Ｅ油排出口に付属の透明チューブを差し込み、チューブの片方を適当な排油用容器に入れます。

８－５⑤油循環ポンプスイッチをＯＮにします。
ハウジング内の油がＥ油排出口より排出されます。

真空ポンプの油交換も同時に行う場合
８－２の操作の時にＡ三方弁をＣ循環油入口側にし、真空ポンプを停止します。その後８－３～８－５の操作で真空ポンプの油も排出できます。Ａ三方弁をＢ新油補給口側に切り換えて８-６に進んで下さい。

８－６
Ｅ油排出口より油が出なくなったら、⑤油循環ポンプスイッチをＯＦＦにして、⑰ドレン弁に付いているチューブ継手から青色のチューブを外します。（チューブ継手のリングを押しながら青色のチューブを抜いてください。）

８－７⑲分離水排出口のボール弁を開き、④分離水排出スイッチを手動側に切り換え、⑱フロート室内の油を⑲分離水排出口より排出します。

８－８⑭ドレン弁と⑰ドレン弁を開いて⑨Ｐハウジングと⑩Ａハウジング内の油を排出します。

８－９⑭ドレン弁を閉じます。

８－１０⑰ドレン弁を閉じます。④分離水排出スイッチを自動側に切り換えます。

８－１１

図４

オイルを排出し終えましたら、図４のように⑨Ｐハウジングと⑩Ａハウジングを矢印の方向に回転させ取り外します。
ベルトレンチを使用しますとスムースに回転させることができます。

注意 !!
取り外しの際にスパナ等でハウジングの底部やドレン弁の部分を回しますとハウジングが破損します。
十分にご注意ください。

１１

８．エレメントの交換

８－１２⑪Ｐエレメント、⑫Ａエレメントを取り外しましたら、それぞれのハウジング内の汚れをウエス等できれいに拭き取ります。

注意 !!
エレメントを取り外す際に⑪Ｐエレメ
ント⑫Ａエレメント共に底部に⑬エレメント受がついたままになっている場合があります。
新しいエレメントを装着する際に必要になりますので、必ず取り外して保管してください。
⑬エレメント受がない状態でエレメント装着してもをゴミ除去、油水分離が出来ませんので、十分ご注意ください。

図３⑬エレメント受８－１３
図４のように⑪Ｐエレメント、⑫Ａエレメントの下部に⑬エレメント受を乗せ、その上からハウジングをかぶせるようにして、ハウジング内部の底にある突起部分と⑬エレメント受を合わせます。
この状態で図５のように向きをさかさまにし、ハウジングキャップにねじ込みます。
この時、エレメントが傾いた状態になっていますとシールがしっかりできないため、必ずハウジングキャップにしっかりとエレメントを合わせてください。

注意 !!
ハウジングとハウジングキャップ接続部のＯ－リングがずれたり、切れたりしないようにね
じ込みの際は十分ご注意ください。

図４

図５

エレメント受

ハウジング

エレメント

８－１４
エレメント交換後６－１からの手順で運転を再開してください。
１２

９．エレメントの交換時期
エレメントの目詰まりは①ブルドン管真空計の値で確認します。

エレメントの交換が必要な場合-0.06MPa以上

0.06

0.04

0.08

①真空計の指示値が上昇しますと油がスムースに流れにくくなり、油水分離、ゴミの捕集ができなくなります。
指示値が-0.06MPaに達しましたら、すみやかにエレメントを交換してください。

0.020-0.1 MPa

エレメントが新品の場合-0.02MPaから-0.04MPa程度
但し、油温が低い場合は粘度が高いためそれ以上の値を示す場合があります。真空ポンプ起動後約３０分経過しますと油温が４０℃程度まで上昇しますので、この時の値を確認してください。
付属の配管用チューブ以外の物を使用し、配管が長くなったり、細くなった場合も同様の現象が起きますので、必ず付属の配管チューブをご使用下さい。
もし付属の配管チューブ以外の物をご使用になる場合は必ず弊社に御確認下さい。
また、油が新しい場合には油中の空気が脱気されたような状態になるため、泡が発生し、真空計の針が振れる場合があります。この場合は泡の発生が収まった時点の指示値を確認してください。

0.060.080.040.02-0.1 MPa

0注意 !!
①真空計の指示値が-0.01MPa以下の場合は、配管もしくはハウジングのどこかにエア漏れが起きている可能性があります。下記の項目を点検してください。
１．配管用チューブの接続部の緩み、外れや劣化。
２．⑨Ｐハウジングの②エア抜きキャップ、⑩Ａハウジングの②エア抜きキャップの緩み、外れや劣化。ゴムパッキンの劣化。
３．⑦Ｐハウジングキャップ、⑨Ｐハウジング、⑧Ａハウジングキャップ、⑩Ａハウジングの 緩み、劣化や亀裂。 21 Ｏ－リングの劣化。
４．⑯油循環ポンプのシール不良。
５．その他接続部の緩み、亀裂や劣化。
※真空度については、便宜上ブルドン管真空計の表示に従っております。
１３

１０．故障時の対処症

状

油を吸引できない油が循環しない⑮モーターが回転しない

原因処●電源が入っていない

置●電源プラグをコンセントに差し込み、⑥電源スイッチ⑤油循環ポンプスイッチをONにする●④分離水排出スイッチが手動側になっている●自動側に切換える●配管チューブの劣化によるエア漏れ●チューブの交換●ゴムパッキンの劣化によるエア漏れ●ゴムパッキンの交換● 21 P・Aハウジングキャップ用Ｏリングの劣化● 21 Ｏリングの交換●⑨⑩ハウジングの劣化による漏れ●⑨⑩ハウジングの交換●②エア抜きキャップの劣化によるエア漏れ●②エア抜きキャップの交換●⑭ドレン弁が開いている●⑭ドレン弁を閉じる●Ａ三方弁がＢ新油補給口側にセットされている●Ａ三方弁をＣ循環油入口側にセット●電源が入っていない●電気系統の確認●モーターに内蔵されているサーマルプロテ●⑯油循環ポンプの分解・修理または交換

クターが作動した⑯油循環ポンプ●オイルシールの劣化●⑯油循環ポンプを交換

から油が漏れる●ギアシャフトの摩耗●⑯油循環ポンプを交換

分離水が排出しない ●⑲分離水排出口の弁が閉じている●弁を開ける●⑱フロート室が正常に作動していない●⑱フロート室の分解清掃もしくは、交換

注意 !!
修理・点検は必ず電源コードを抜いて実施してください。
⑮ポンプ駆動用モーターに内蔵されているサーマルプロテクターは、モーター内温度が低下すると自動復帰します。
そのため修理・点検中にモーターが回り出すことがありますので、必ず電源プラグを抜いてください。

１４

標 準 保 証 条 件
当社は、お引き渡しに際しまして、設計上、材質上、製造上欠陥がないことを保証致します。またさらに、お引き渡し後１ヶ年間そのようなことがないことを保証し、万一保証期間中に欠陥が発見されました場合、当社はその欠陥の手直しか、修理または取り替えを無償で致します。ただし、上記の保証はこの製品の取扱説明書及びその取扱い指示に従って正規に使用された場合にのみ適用するものとし、さらに以下の故障には適用を除外させていただきます。
（１） 買主の不適当な取扱い、使用、保管に起因する故障。
（２） 当社以外の手による修理、改造に起因する故障。
（３） 火災、水害、地震、落雷、その他不可抗力に起因する故障。
（４） 当社技術員によって、本製品の使用条件に合わないために発生した故障と判断された場合。
なお、本保証条件に基づく当社の保証の範囲は、欠陥品の手直し、修理または取り替え（保証処理）のみに限定するものとし、二次的に発生する損失の補償は致しません。また、保証処置の総額はその製品の契約価格内とし、保証処置にもかかわらず、保証期間はお引き渡し後一ヶ年間に限ります。また、性能に影響のないささいな契約仕様条件からの逸脱は、本保証条件に基づく欠陥とはみなさないものと致します。
本保証条件は、ゴム部品等あらゆる自然消耗する部品ならびに、消耗品には適用致しません。
また、本保証条件を適用する旨を明示しない製品、ならびに海外で使用される製品にも適用致しません。

検 査 合 格 証型

式

WS-2-250AT 100V単相

製造番号
製造年月日
検 査 員

佐藤真空株式会社〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保１０３６

１５

佐藤真空株式会社
本社 / 工場:〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保1036
Phone 0492-58-1116 Fax.0492-58-1117
大阪営業所 :〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町3-4-13
Phone 0729-81-7241 Fax.0729-81-8831