CF-9000

ポータブル 2チャンネル/4チャンネル

アナライザ

FFTアナライザ

CF-9000 series

革新の機能が、タフなボディーをまとった。

即決・即応！妥協の出来ない現場をポータブル FFTアナライザ

CF-9200 CF-9400［2チャンネル解析モデル］

迅速

キー＆タッチパネルで迅速・軽快・直感操作

機動

連続5時間※1コードレス稼働
電源ONのまま電池交換可能

CF-9200／9400は、表示、計測、停止、記録、読み出しなど、

CF-9200／9400は、大容量リチウムイオン二次電池を2個

FFTアナライザの基本動作を大型のハードキーで行い、確実で搭載。
連続5時間※1のコードレス駆動を実現。
また電源ONのまま

スピーディな操作が行えます。一方、波形表示数の設定やX・Y

電池の交換が可能な、
ホット・スワップ機構は、解析や記録作業

軸の拡大・縮小等はタッチパネル上で指を使ったスワイプの中断、再設定無しで、計測作業を続ける事ができます。本体（swipe）
やタップ（tap）
で直感操作。希望するスケールに簡単内蔵のバッテリは動作中の充電も可能※2です。

に変更可能です。

※1 CF-9400 4ch CCLD ON時※2 満充電まで電源ONで約8～9時間（使用状況による）。電源OFFで約4.5～5時間（使用環境20 ℃に於いて）。

CF-9400

2［４チャンネル解析モデル］

CF-9200

託せる１台CF-9200／9400は、一体型ポータブル・スタイルのFFTアナライザです。
解析用PCを必要とせず、本体のハードキーと静電容量式タッチパネルのみで、FFTアナライザの全操作が可能です。
新たに専用開発された24ビットA/Dコンバータ搭載100 kHz解析高性能フロントエンドにより、従来機より簡単・確実にプラントの配管・ポンプ、モータ、自動車、鉄道、家電等の機械装置、
電機・電子部品が発する騒音や振動の分析が可能です。
また電磁加振機やインパルスハンマを使った加振による機械構造物の共振・周波数特性解析など、
FFT解析を必要とする現場ソリューションに応えます。

多才

FFT・RTA・加振制御＆同時レコーディング

無音

ファンレス&スピンドルレスで無音・無振動

※1
FFT解析、
リアルタイムオクターブ解析（RTA）、回転トラッキ

CF-9200／9400は、ハイパフォーマンスな機体をファンレス、

ング解析

はもちろん、信号出力を使ったリニア／Log・ス

スピンドルレスで実現。本体から機械的な音や振動を発しませイープ解析や、電磁加振機の振幅加振制御 ※3までをポータブ

ん。音響・振動計測、記録の現場で、CF-9200／9400本体が※2

ルな機 体に凝 縮 。解 析 中 の 同 時レコーディングも可 能 で 、

騒音・振動の要因になりません。無線LANアダプタを装着すれCF-9200／9400本体や周辺ソフトウェア※4でオフライン解タブレット端末等で本体
ば、CF-9200／9400本体に触れず、析が可能です。

操作を行う事が可能です※。

※1 RTA解析機能（CF-0923）
が必要です。
※2 トラッキング解析機能（CF-0922）
が必要です。
※3 Logスイープ／加振制御機能（CF-0942）
が必要です。

※Microsoft® Remote Desktop使用※4

詳細はP10～11をご覧ください。

3

ダイナミックで堅実鍛えられた機能と革新が融合 CF-9200 / 9400
NEW

リアルタイム・トリパタイトグラフ / VC曲線（振動評価曲線（Vibration Criterion Curves））

CF-9400

CF-9200/9400は、
トリパタイトグラフ※1にて周波数（Hz）と３つの振幅値（加速度（m/s2）/速度（m/s）/変位（m））
をリアルタイムで同時に読取り可能です。
また1/3オクターブ処理を実施してVC曲線※2（振動評価曲線（Vibration Criterion Curves））
を表示する事で、AFMや電子顕微鏡、
レーザ干渉計など振動に敏感な精密機
器の許容振動基準や設置環境評価をスピーディに判断できます。従来のように周波数解析機能で、微変位（m）分・積分処理を個別に行って振幅値を変換する必要が無く、スピーディに各振幅値での読み取りを可能に
しました。

速度
（m/s）

※1 トリパタイトグラフ（図）
は周波数（Hz）軸上で、速度（m/s）
を基本として、加速度（m/s2）、変位（m）の振幅読み取りを可能にします。
※2 VC曲線は精密機械を設置する際に許容する微振動の基準として提唱されています。VC曲線使用時は1/3オクターブ帯域幅での評価が用いられ、規格は6 dB刻みに5段階（VC-A、VC-B、VC-C、VC-D、VC-E）に分けられており光学顕微鏡から光路長の長いレーザ装置など用途の目安に分かれています。
Generic Vibration Criteria for Vibration-Sensitive Equipment, Colin G.
Gordon, SPIE99
Evolving criteria for research facilities: I－Vibration

周波数
（Hz）

加速度
（m/s2）

ワイド・ダイナミックレンジ
CF-9200／9400は、24ビットA/D搭載の新開発フロントエンドで120 dB以上のワイ

CF-9200

ドダイナックレンジを実現。通常の音響・振動計測で頻繁に実施していたA/Dオーバーに

Dynamic Range
120 dB以上

よる電圧レンジの変更が不要になりました。計
測・データレコードのやり直しが無くなり、計測・解析作業が大幅に進捗するとともに、FFT
アナライザに不慣れな初心者ユーザも安心して使用する事が可能になりました。

全入力アイソレーション
CF-9200／9400は、信号入力チャンネルを全てアイソレーション（絶縁）
しています。
グラ
ンドループやノイズ重畳耐性が高く、電位差の発生しやすい計測現場や対象で信頼性の高い計測を実現します。
また、危険な過渡電圧に曝される可能性のあるセンサや信号から
FFTの重要システムを保護します。

CCLD※装備

CF-9200

CF-9400

TEDS※対応

CF-9200/9400は、各入力チャンネルにCCLD（センサ用電源）を装備。
プリアンプ内蔵の加速度センサ、電荷出力型加速度センサ用チャージコンバータや計測用マイクロホンをCF-9200／
9400から直接駆動できます。
またTEDSセンサを使用すれば、センサへの電源供給と単位校正が自動的に行われます。

4※CCLD（Constant Current Line Drive）とは定電流駆動方式のセンサインタフェースを指します。プリア
ンプ内蔵タイプの加速度センサや計測用マイクロホンプリ
アンプの定電流電源を供給することにより、外部アンプを介さずに FFTアナライザなどの入力に直結することができます。通常は、2～4 mA程度の定電流電源となっています。

※TEDS（Transducer Electronic Data Sheet）とは
計測用センサに組み込まれたセンサ固有の情報を記述する
フォーマットの総称で、IEEE1451シリーズで規定されています。TEDS情報を組み込んだ TEDSセンサを 直接接続することにより情報が自動的に読み込まれ、面倒な校正作業が不要となり、計測準備時間の短縮や確実な計測が可能となります。

CF-9200 / 9400

ジェスチャーでカンタン操作
CF-9200／9400は、10.4型液晶に静電容
量式タッチパネルを搭載。FFTのグラフ操作にタップやスワイプなど、
ジェスチャー操作をスワイプで拡大採用。計測したい帯域やゲインの拡大・縮小
が簡単・直感的な操作で可能になりました。
波形振幅のグラフスケール・フィット、波形入
れ替え、時間軸、周波数軸の拡大・縮小、波形のオフセット、スパン 調 整 が軽 快なジェス
チャー操作のみで可能です。

大型ハードキーで確実な操作
CF-9200／9400は、電源ON・OFFから主
要な操作、表示データ種の切り替え・データの保存を、新たに開発した大型のハードキー操作で実施します。不安定で狭い場所でも素早く確実な操作感で、データの取り逃しや誤動作を防ぎます。
またハードキーやタッチパネルのロック機能（HOLD）も装備されており、意図しない接触による誤動作や設定変更を防ぎます。

視認良好

チャンネル波形選択（CF-9400）

基本操作

LEDインジケータ

CF-9200／9400は、FFTの主要な動作状
況をLEDの点灯で表示します。起動過程から
内蔵二次電池の充電状況、A/DコンバータのOVERをはじめ、主要なハードキーにもLEDが内蔵され、離れた場所でもオペレータがFFTの動作状況を知る事ができます。

断線検知機能CF-9200/9400は、断線検知機能有効時に加速度センサやマイクロホン※のケーブル断線やコネクタ不良を自動検知。計測本番前のトラブルを未然に防ぎます。
※定電流駆動（CCLD）型プリアンプ内蔵

5

ラボからフィールドまで
1台でリアルタイム波形計測・解析＆同時波形収録
CF-9200 / 9400
FFT 基本解析機能
時間軸波形
振動や騒音をはじめ、歪、電流プローブなどのセンサからの電圧信
号を A/D 変換して時間軸領域のデータとして表示します。サーチ
カーソルによる任意ポイントのX軸値、Y軸値の直読や、デルタカー
ソル機能を使って時間差、レベル差も簡単に読み取れます。時間軸
統計解析機能を使えば、平均値（MEAN）、実効値（RMS）、
クレスト
ファクター（Crest Factor）等の定量的な時間波形の解析や異常診断が可能です。

パワースペクトル
パワースペクトルは、FFTアナライザに取り込んだ時間軸波形の中に各周波数成分がどの位の強度で含まれているかを周波数バンド
幅（周波数分解能⊿f）毎のパワーを求め、横軸を周波数としてグラフ化して示したものです。パワースペクトル解析を行う事で、振動騒
音レベルの計測や時間波形だけでは推定困難な設備の異常、構造物の固有振動数等の計測が可能です。

周波数応答関数
周波数応答関数（FRF）
は機械系または電気回路系において、入力と出力の比を周波数軸上でゲイン特性と位相特性で表します。
ゲイ
ン特性は評価対象の伝達系を入力信号が通過することによって振幅がどう変化するかを表すもので、Ｙ軸は入力に対する出力の振幅比で表示されます。位相特性は入力信号と出力信号との間での位相の進み、遅れを示し、
Ｙ軸は度またはラジアンで表示されます。

6

CF-9200 / 9400

CF-9200 / 9400

オプション 解析ソフトウェア
トラッキング解析機能（CF-0922）

トラッキング解析機能（CF-0922）
は、各種の回転機が低⇔高速域で回転する時に発生する振動や騒音等をFFTしながら自動で保存し、速度に伴って変化する振動や騒音等の物理現象を回転速度を基準に解析できる機能です。
エンジンやギアボックス・タービンや電動機など、軸を中心として回転する機
械（回転機）
は低回転から高回転の幅広い速度範囲で回転する為、特定の回転速度で構成部品が共振して大きな振動や騒音を発生する事があります。
破壊の危険性の低減や機器の静粛性を上げるため、回転速度と構成する部
品の固有振動数の関係を評価する必要が生じます。
トラッキング解析機能（CF-0922）
を使う事で、回転速度と生じる物理現象の関係をカラーマップや三次元グラフ、1回転を基準とした次数成分など様々視点で指定の回転速度域を俯瞰的に可視化・分析する事ができます。

RTA解析機能（CF-0923）
オクターブとは2倍の周波数を意味し、耳に感じる周波数特性が等比的なため、騒音解析にはRTA※解析（CF-0923）が有効です。計
測対象とする騒音の周波数範囲において、1/1オクターブあるいは
1/3オクターブの規格に定められたバンドパスフィルタを通して帯域毎の音圧レベルを求める事ができます。
※RTA：リアルタイムオクターブ解析

Logスイープ／加振制御機能（CF-0942）
Logスイープ機能は、1ch信号出力モジュール（CF-0971）
から駆動用正弦波の周波数を連続的に変化させ、対象となる伝達系の共振点を評価できます。周波数軸をLogスケールでサインスイープする事で、周波数毎にゲインと位相を求め、高S/N比で正確な応答関数を求める事ができます。
また加振制御は、加振・掃引時に加振機の振幅を任意の範囲に制御する事ができ、電磁加振機の周波数特性を考慮しないで加振試験を行う事ができます。
振幅速度（m/s）
信号

レーザドップラ振動計で振動検出
レーザドップラ振動計
LV-1800【計測対象】
電子基板上実装の部品
CF-9200/
9400で指定の振幅に制御して掃引

振幅加速度（m/s2）信号
加振信号
CF-0971

電磁式加振器加振アンプ

CF-9200/9400+CF-0971+CF-0942※Logスイープ/加振制御機能（CF-0942)の使用には、
1ch信号出力モジュール（CF-0971)が必要です。

7

検出から解析・処理、
グラフ化まで加振から音響・振動、回転センサをはじめ、充実の周辺機器をご用意しています。

振動ポータブル4チャンネル FFTアナライザ

レーザドップラ振動計／レーザ干渉変位計／レーザ測長計

LVシリーズ

CF-9400

LV-1800

アンプ内蔵型加速度検出器

NP-3000シリーズ

電荷出力型加速度検出器

NP-2000シリーズ

ミニュチュア／BNC変換アダプタ

信号ケーブルNP-0120/0130/
0150/0170シリーズ

NP-0021

チャージコンバータ

信号ケーブルNP-0120/0130/
0150/0160シリーズ

CH-6130/6140

チャージアンプ

CH-1200A

三軸型（プリアンプ内蔵型）加速度検出器

NP-3500シリーズ

インパルスハンマ

GKシリーズ

三軸用信号ケーブル
NP-0232/0262

ポータブル2チャンネル FFTアナライザ

CF-9200

GK-2110/3100/4110G10

各対応ケーブル/変換アダプタ

音

響

騒音計

LAシリーズ信号ケーブル
AX-5012.5 φミニミニプラグ

1/4インチ計測用マイクロホン

MI-1531＋マイクロホンプリアンプ

MI-3140

信号ケーブルNP-0130シリーズ

1/2インチ計測用マイクロホン

MI-1235/1433＋
マイクロホンプリアンプ

BNCコネクタ
ミニュチュア／BNC変換アダプタ

NP-0021USB

BNC変換プラグ

信号ケーブルAG-2000シリーズ（BNC-A-PP）

MI-3111回

転

光電式回転検出器

BNCケーブル（MX-100シリーズ）

ディジタル回転計

LG-9200

信号ケーブル
MX-7100シリーズ

TM-3100
シリーズ

信号ケーブル
MX-603+MX-100シリーズ

磁電式回転検出器

MP-981/9820
R04-PB6F

TM 1.25-3.5S
BNCジャック
P-2（２芯外シールド付きケーブル）

TM 1.25-3.5S
D5-UL（複合５芯ビニールシースケーブル）
ファイバセンサアンプ

FG-1300＋
オプトファイバセンサ

モバイルプリンタ

MW-260 TypeA

FS-540/5500

ブラザー工業（株）製ディジタルハンディタコメータ

HT-5500

8

信号ケーブル
AX-5012.5 φミニミニプラグ

BNCコネクタ※振動、音響、回転などは、別途詳しいカタログをご用意しておりますので、ご請求下さい。

CF-9200 / 9400

メモリ＆インタフェース

CF-9200／9400は、本体内蔵のSSD（Solid State Drive）やリムーバブルメモリ（SD／SDHCメモリカード）を始め、現場やオフィスの環境に合わせ、有線・無線を含む豊富なメモリ媒体やインタフェースの選択が可能です。

MEMORY
SSD（CF-9200／9400本体内蔵） SD／SDHCメモリカード

USBメモリ

本体に内蔵されたSSD（Solid State

CF-9200/9400は、SD/SDHCに対応

CF-9200/9400は、
USB A端子（×3）

Drive）は、CF-9200/9400で扱う各したメモリカードスロット
（×1）
を装備。

を装備。各々の端子にUSBメモリを

種波形・解析データや波形画像、設定

SD/SDHCメモリカードを装着し選択す

装着し選択する事で、各種波形・解析

コンディション、ディジタルレコーディンる事でSD/SDHCメモリカードに各種波

データや波形画像、設定コンディショ

グデータの記録と読み出しを行います。

形・解析データや波形画像、設定コン

ン、ディジタルレコーディングデータ

SSDはハードディスク・ドライブの様に

ディション、ディジタルレコーディングの記録と読み出しを行えます。
また本

駆動部が無いので振動・騒音の要因

データの記録と読み出しを行えます。
ま

体内蔵のSSDに記録されたデータをにならず、また振動や衝撃の影響を受た本体内蔵のSSDに記録されたデータ

移動や複写を行いデータの外部持ちけ難い記録媒体です。

を移動や複写を行いデータの外部持ち出しを 容 易 にしま す 。装 着 され た出しを容易にします。装着されたUSBメ

SD/SDHCメモリカード間でのデータ

モリ間とのデータの移動やコピーも可の移動やコピーも可能です。

能です。

※すべてのUSBメモリでの動作を保証するものではありません。
暗号化されたUSBメモリは使用できません。

INTERFACE
USBマスストレージクラス機能
CF-9200／9400内蔵のSSDに保存されたFFT計測データ、
レコードデータ（ORF）にWindows® PCから直接アクセスできます。データの取り出しや専
用ソフトウェアでのグラフ化が快適に行えます。CF側に保存されたデータを簡単にPC側にコピーする事ができます。
接続PCの条件
Windows® 7（32ビット版、64ビット版）、Windows® 10（32ビット版、64ビット版）

LAN接続機能

一部オプション

LANケーブルを使ってCF-9200/9400とWindows® PCを接続すること
で各種計測データのコピーや書き込み、
リモートデスクトップ機能※1を使ってPC側からの操作やプロジェクタを使ってCF-9200/9400の画面の投影が可能になります。
またオプションのLAN外部コントロール機能（CF-0947）
を使用することで、CF-9200/ 9400をプログラムを使ってコントロールすることができます。
接続PCの条件
Windows® 7（32ビット版、64ビット版）、Windows® 10（32ビット版、64ビット版）

無線LAN接続機能

オプション

CF-9200／9400本体に無線LANアダプタ※2を装着し、リモートデスクトッ
プ機能※1を使う事で、Windows® PCや各種、携帯型情報端末でCF-9200／9400シリーズの画面表示や遠隔操作を行う事ができます。

ブルートゥース（Bluetooth®）接続機能

オプション

CF-9200／9400本体にブルートゥース（Bluetooth®）
レシーバー※2を装着する事で、本体「PRINT」ボタンの操作のみで、表示画面のグラフをモバイル
またキーボードなどもワイヤ
プリンタ※2にワイヤレス出力する事ができます。
レス接続する事ができます。
※1 Microsoft® Remote Desktop使用※2 当社推奨品をご使用ください。

9

CF-9200 / 9400 × Oシリーズ

CF-9200／9400で収録、保存したデータをインポートしてブラウズ。
データ整理、加工、解析、グラフ化を円滑に行えるソフトウェアシリーズです。
DATブラウザ OC-0340
DATブラウザは、CF-9200／9400やPCに保存された最大100以上のFFTデータ
（DAT）
を一括
で読み込み、グラフ化します。データの選別から、
O-Chart Toolboxは、FFTで取得したデータの整理・グラフ化を簡単に行えるソフ
トウェア・システムです。2つのソフトウェア

微積分処理、重ね描き、O-Chartへの出力やBMP
やメタファイル形式での画像出力が可能です。
●最大100以上の保存データを一度にグラフ化できます。

ツールが、取得データの可視化をサポートします。

DAT※当社FFTアナライザ
バイナリ形式のデータファイル■CF-9200／9400 データファイル
対応表
DATブラウザ
時間軸波形、パワースペクトル、束ねオ
クターブ、フーリエスペクトル（Real、
Imag、Mag、Phase）、周波数応答関数●グラフの重ね描きが可能です。
次数ライン同士も重ねられます。

（Real、Imag、Mag、Phase）、
コヒーレ
ンス、
トラッキング、RTA（1/1、1/3）

TRC

TRCブラウザ
定幅（時間、回転）、定比（時間、回転）、
RTA（1/1、1/3（時間、回転））※当社FFTアナライザ
バイナリー形式のトラッキング解析
データファイル●メイン画像

TLD

時系列データ
解析ツール※当社FFTアナライザ
バイナリー形式のスケジュール線図
データファイル

Oscopeは、
CF-9200／
9400で収録した時系列データを自由に編集、加工、解析を行えるソフトウェアです。収

ORF※当社FFTアナライザ
時間軸レコード
ファイル

録した時系列データの微積分処理をはじめ、収録音の再生やフィルタ加工、
変動音解析など、
高度なデータ処理・解析を可能にします。

型

Oscopeは、表計算ソフトウェアで扱えない
長い時系列データを自在に編集、解析可能。
ORFを始め、各社レコーダの独自データや汎用フォーマットの CSV、WAVE ファイルな
どが扱えます。
また異なるフォーマットデータ
やサンプリング周波数に制約されずに、同時
表示、並べる、重ねるなどの編集も軽快に操作できます。

10

Oscope 価格表
名OS-2500
OS-2600
OS-2700
OS-2720
OS-2740
OS-2760
OS-0251
OS-0252
OS-0253
OS-0261
OS-0263
OS-0264
OS-0265
OS-0271
OS-0272
OS-0273
OS-0281※Oシリーズは、別途詳しいカタログをご用意しておりますので、ご請求ください。

品 名
BasicStandard
Professional
FFT解析パック
音質評価パック
変動音解析パック
統計解析
FFT解析
FIRフィルタ
IIRフィルタ
時間周波数解析
1/Nオクターブ解析
トラッキング解析
音質評価
変動音解析
変動音シミュレータ
動画再生

価格（税抜き）￥95,000￥220,000￥360,000￥600,000￥2,000,000￥3,750,000￥100,000￥240,000￥80,000￥160,000￥350,000￥160,000￥200,000￥1,200,000￥1,800,000¥300,000¥300,000

CF-9200 / 9400

高機能なソフトウェアがオフィスでの解析をサポート
CF-9200／9400なら、録るのは簡単、録った後も快適解析！

TRCブラウザ OC-0341
TRCブラウザは、CF-9200／9400やPCにグラフ作成ツール

保 存 され たトラッキング デ ータファイル（TRC）のグラフ化ソフトウェアです。複数のトラッキングデータファイルをインポートして複O-Chartは、誰にでも素早く簡単

数のウィンドウでグラフ化する事ができます。

に美しいグラフを作成できるグラフ作成ツールです。軸をドラッグする事で自由自在に配置ができ、表計算ソフトウェアでは困難な
複雑な多軸グラフを簡単に作成できます。
O-Chart Toolbox、Oscopeで作成したグラフをO-Chartにワン

EXPORT

クリックで出力。
波形にマーカ値を入れたり、コメントや写真を貼って、美しいレポー
トに仕上げる事ができます。

O-Chart Toolbox 価格表型

名OC-1340
OC-0320
OC-0330
OC-0340
OC-0341

品 名
価 格（税抜き）¥150,000
DAT・TRCブラウザパック※1¥300,000
デジタルマップ※2¥350,000
キューブコントローラ※2※2¥85,000
DATブラウザ※2¥85,000
TRCブラウザ※1 OC-1340は、OC-0340/0341をセットにしたものです。
CF-9200/9400を新規でご購入の場合、DAT・TRCブ
ラウザパック（OC-1340）¥150,000 → ¥120,000に値引き致します。
※2 OC-0320/0330/0340/0341は、オプション単独でご利用いただけます。

●トラッキング解析

EXPORT
機器から放射されている音圧のマッ●FIRフィルタ

プは、コンターマップを使用すること
で、スムーズな等高線を描くことができます。また、取り込んだ写真などの画像データ上に、
コンターマップを配置し、マップの透明度を指定する
事 で 、解 析 結 果をより具 体 的なイメージとして捉えることが出来ます。

●変動音解析

O-Chart 価格表型

名

OC-1310
OC-1320
OC-1330
OC-0310

品 名
BasicStandard
Professional
コントロールAPI

価格（税抜き）￥95,000￥220,000￥650,000￥150,00011

ポータブル 2チャンネル／４チャンネル FFTアナライザ

CF-9200 / 9400 仕様

１．入力部

３．操作部

入力ch数（CF-9200） 2ch

電源スイッチ

入力ch数（CF-9400） 4ch

ソフトキー
ダイレクトキー

入力端子形状BNC（C02型）

入力形式

シングルエンド

アイソレーション

各ch絶縁（常時）入力インピーダンス

1 MΩ±0.5 ％、100 pF以下

入力結合

DCまたはAC（0.5 Hz －3 dB±10 %）センサ用電源電流（CCLD） ＋24 V／4 mA
断線検知機能TEDS機能CCLD使用時にケーブルの断線を検知
IEEE1451.4 Template Ver.0.9/1.0※1
準拠の加速度センサ、
マイクロホン、力センサに対応

絶対最大入力電圧

AC70 Vrms

入力電圧レンジ

1 Vrms、31.62 Vrms（2レンジ）

DCオフセット－60 dB F.S以下（オートゼロON時）

入力レベルモニタ

過大入力で赤色LED点灯（レンジF.Sで点灯）

周波数範囲

DC～100 kHz

A／D変換器24 bitΔΣ型

ダイナミックレンジ

120 dB以上（FFTフレーム長 4096点以上1 kHz以上において）

振幅フラットネス

20 kHz未満±0.1 dB

20 kHz以上±0.2 dB

20 kHz未満－80 dB

20 kHz以上－75 dB

高調波歪1分間（50 Hz）

エイリアシング－80 dB以下

フルスケール確度±0.1 dB以内（1 kHzにおいて）

振幅リニアリティ±0.0015 %（フルスケールにおいて）ch間クロストーク－100 dB以下（1 kHzにおいて）

ch間ゲイン確度

20 kHz未満±0.05 dB

20 kHz以上±0.1 dB（同一レンジにおいて）
ch間位相確度

20 kHz未満±0.3 deg

20 kH以上±0.7 deg

アンチエイリアスフィルタ 4次バタワース： LPF 450 kHz －3 dB
ディジタルフィルタ

FFTエリアシングフィルタ ベースバンド時： 10次楕円
ズーム時： 6次楕円リアルタイムオクターブバンド 6次バタワース
フィルタ

IEC 61260 Ed. 1.0 class1

周波数重みフィルタ

周波数重みA,C
IEC 61672-1 Ed. 1.0 class1
ANSI S1.4-1983 TYPE1
JIS C1509-1：2005 クラス1

外部サンプル入力

入力端子

BNC（C02型）

入力電圧範囲±12 V

入力インピーダンス

100 kΩ

入力結合

DCまたはAC

検出レベル－12 V～12 Vステップ0.025 V

スロープ＋（立ち上がり）
または－（立下り）

ヒステリシスレベル

任意設定（初期値0.5 V、範囲0.025 V～24 V）

入力周波数範囲

０～300 kHz（帯域外フィルタ 300 kHz －3 dB）

絶対最大入力電圧

AC／DC 30 V

入力パルス数／回転

0.5～1024 P／R

入力パルス分周機能

１～1024 分周、
ステップ１
入力周波数が4 kHzを超える場合必須

外部トリガ入力

波形モニタ

画面上にて波形確認可能

外部サンプル入力LED

パルス検出時 LED（EXT SAMP）緑色点灯

入力端子

BNC
（C02型）

入力電圧範囲±12 V

入力インピーダンス

100 kΩ

入力結合

DCまたはAC

検出レベル－12 V～12 Vステップ0.025 V

スロープ＋（立ち上がり）
または－（立下り）

ヒステリシスレベル

任意設定

周波数レンジ
周波数確度
サンプリング周波数
サンプリング点数／
分析点数

100 ｍHz～100 kHz
読み取り値の±0.005 %（±50 ppm）
周波数レンジの2.56倍の周波数（内部サンプリング時）
分析点数
サンプリング点数
100
256
200
512
400
1024
800
2048
1600
4096
3200
8192
6400
16384
オーバラップ処理
MAX／66.7 ％／50 ％／0 ％／任意
レクタンギュラ／ハニング／フラットトップ／フォース／指数／ユーザ定義
ウインドウ関数ch１を基準にして他のチャンネルの時間フレームを０～8191点遅延ディレイ機能させることが可能
1階、2階微分／1重、2重積分
時間軸波形処理機能
絶対値変換／DCキャンセル／トレンド除去／スムージング（FFTフレーム長2048点以下、
内部サンプル時）
FFTリアルタイムレート 100 kHz／4ch
平均化設定回数
平均化機能
１～65535回
平均化設定時間
0.1～999.9秒
回数か時間のどちらかで平均をストップさせることが可能
時間領域
加算平均／指数平均
周波数領域
加算平均／指数平均／ピークホールド／
減算平均
スイープ平均／フーリエ平均／MaxO.A
振幅領域
加算平均
A／Dオーバキャンセル機能／ダブルハンマキャンセル機能／
平均化アンドゥ機能
トリガ時にLED（TRIG'D）緑色点滅
トリガ機能
トリガレベル－99～99（単位：%）
デフォルト＝25 %
振幅単位（ユーザ校正値を含む）
による
閾値の設定が可能
0～99 （単位： ％） デフォルト＝2 ％ヒステリシスレベル±16383
ポジション
フリー／リピート／シングル／ワンショット
モード
ch1／ch2（CF-9200）
～ch3／
ソース
ch4（CF-9400）／外部トリガ入力＋／－／±（内部トリガ）+/－（外部トリガ）スロープ
32ビット浮動小数点（IEEE単精度フォーマット）
ＦＦＴ演算

５．処理関数
時間領域
振幅領域
周波数領域

時間軸波形／自己相関関数／相互相関関数／インパルスレスポンス／ケプストラム
振幅確率密度関数／振幅確率分布関数
パワースペクトル／トリパタイトグラフ※／フーリエスペクトル／リフタードスペクトル／
クロススペクトル／周波数応答関数／コヒーレンス関数／コヒーレントアウトプットパワー
平均値／絶対値平均値／実効値／標準偏差／最大値／最小値
波高率（クレストファクター）／歪度（スキューネス）／尖度（クルトシス）

演算機能（時間軸統計処理）

入力周波数範囲

０～300 kHz（帯域外フィルタ 300 kHz －3 dB）

絶対最大入力電圧

AC／DC 30 V

※ 1/3oct VC曲線 VC-A~E曲線の任意選択表示可能。1/3octはパワースペクトルの束ね処理。

波形モニタ

画面上にて波形確認可能

外部トリガ入力LED

パルス検出時 LED（EXT TRIG）緑色点灯

２．表示装置
10.4型

分解能

800×600ドット※2

方式

TFTカラー液晶 静電容量式タッチパネル装備

輝度調整

明／暗 2段階

照明（バックライト）

LED※2 有効ドット数の割合は99.999%以上。

12

4.分析部

（初期値0.5 V、設定範囲： 0.025 V～24 V）※1 TEDS専用チップの種類によってはTEDS情報を読み込めない場合があります。
詳細は小野測器HPをご参照ください。

サイズ

1秒以上の長押しで長押しで、ビープ音後、指を離せば電源OFF。
本体電源ON
押し続けた場合、強制電源OFF
液晶画面下ソフトキーにより各機能の詳細設定可能
カーソル＆セレクタ部キー 上下左右、SEARCH、⊿SET、ESC
計測部スイッチSCHED、TRIG ON、AVG、START、STOP等
波形選択部
TIME、SPECT、PHASE、FRF、COH、
C-SPECT、SELECT
誤操作防止機能
SELECT長押しでソフトキー＆ダイレクト
キーのロック＆解除（電源スイッチ除く）
印刷キー
PRINT 推奨プリンタを接続時に画面表示
をダイレクト印刷
オートシーケンス再生キー AUTO SEQ 登録した連続操作を再生
周波数レンジ切り替えキー FREQ 左右Y軸スケール切り替えキー Y SCALE 上下
信号出力ON／OFF
SIGNAL OUT（CF-0971オプション搭載時有効）

TFTカラー液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、非点灯、常時点灯などの画素（ドット）が存在することがあります。有効ドット数の割合は800×600ドットの99.999％以上です。
見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合がありますが、これらは故障ではありませんので、交換・返品はお受けいたしかねます。
あらかじめご了承ください。

6．
メモリ機能
本体内部ストレージまたはSD／SDHCメモリカードを選択可
周波数レンジ
100 kHz（max）
収録チャンネル
ch1／ch2（CF-9200）ch1～ch4（CF-9400）、回転情報収録も可能
収録時間
約32分（50 kHzレンジ4ch収録
回転情報OFF（最大4 GB）時）
レコード時に【ESC】押下でマーカー打ち込み可能
マーカー
ORF
記録フォーマット
本体内部ストレージ 約6 GB
記録容量上限SDHCメモリカード（最大32 GB）
9990（999データ×10ブロック）
データ
データファイル
DAT／TXT／BMP（解析データを3種類のフォーマット形式で同時記録可能（TXT,BMPは選択可能））
パネルコンディションメモリ 計測条件を記憶・呼び出し（最大50種類）
手書きメモ
タッチパネル上に書き込んだ手書きメモを記憶

記録装置
レコード機能7．
インタフェースUSB

DATA

１１．バッテリ

ポート数

３（Aタイプ）

USB

USB2.0 USBメモリ、無線LANモジュール、

バッテリ

リチウムイオン2次電池
本体に内蔵（ホットスワップ可能）

Bluetooth®モジュール用

数量

2個装着可能ポート数

1（ミニBタイプ）

駆動時間

連続5時間駆動（新品電池2個装着時）

DATA

USB2.0 USBマスストレージクラス機能用

4ch 100 kHz解析／信号出力OFF／液晶バックライト（明）／PCと接続して本体データを読み出し（書き込み不可）

USBポート非使用
2次電池装着時、本体画面上で残容量を表示

無線LANモジュール

ロジテック社製推奨品

バッテリステータス

本体画面

Bluetooth®モジュール

バッファロー社製推奨品

表示

バッテリLED

充電時 橙色点灯、満充電時 緑色点灯

SDカードスロット

スロット数

１

（BATT１、BATT2）（ACアダプタ接続時）

SD／SDHC対応

容量 4 GB～32 GB※

LOW BATT時 赤色点灯（5 ％以下で点灯）

LAN

ポート数

１

（ACアダプタ無し バッテリ駆動時）

無線接続

10BASE／100BASE-TX／ リモートデスクトップ、外部コントロール

表示アイコン

プリンタ出力

充電完了/充電中/充電停止/
バッテリ未装着/LOW_BATT

1000BASE-T
残量最低レベル時の電池残量3 ％以下で残量警告メッセージを表示しオートシャットダウン

USBまたはBluetooth®

処理

直前のパネルコンディションを記憶（Bluetooth®モジュール装着時）

充電時間

本体 PRINTキーで印刷
インタフェース
対応プリンタ

本体稼働時

約8時間～9時間（使用状況による）MW-260 TypeA

電源OFF時約4.5~5時間

ブラザー工業株式会社

外部充電器（推奨品）

約4.5~5時間

画面コピー／リスト表示コピー

出力データ※周囲温度が10 ℃以下の環境では、本体電源をONにして充電してください。電源OFF状態にて
10 ℃以下の低温環境で充電すると、充電動作が制限または停止状態になります。

※全てのSD,SDHCカードの動作を保証するものではありません。

8．その他機能１２．
信号出力（CF-0971 1ch信号出力モジュール）オプション

コンディションビュー

設定条件の一覧画面表示

チャンネル数1

時計

西暦年月日、時分秒表示

出力端子形状BNC（C02型）

操作確認音／警告音

任意にON／OFF可能

アイソレーション

非絶縁

出力電圧振幅±1 mV～±10 V（振幅＋DCオフセット）

オフセット電圧

±10 V

出力形式

不平衡出力

9．一般仕様電源

付属ACアダプタまたは付属バッテリ

出力結合

DC

消費電力

CF-9400（CF-0971信号

87 VA以下（ACアダプタ使用、バッテリ非充電時）

保護回路

短絡保護

出力オプション搭載時）

150 VA以下（ACアダプタ使用、バッテリ充電時）

出力インピーダンス

0 Ωまたは50 Ω±10 %CF-9200（CF-0971信号

73 VA以下（ACアダプタ使用、バッテリ非充電時）

最大出力電流10 mA

出力オプション搭載時）

150 VA以下（ACアダプタ使用、バッテリ充電時）

D／A変換器

16ビット
最大512 kHz

使用温度範囲0～40 ℃（湿度 20～80 % RH、結露なきこと）

変換レート

保存温度範囲－10～50 ℃（リチウムイオン2次電池含む）

出力波形

正弦波／スウェプトサイン／疑似ランダム／ランダム／インパルス

THDおよびスプリアス－75 dB以下（正弦波 1 kHz、振幅±1 V出力時）
256～16384（湿度 20～80 % RH、結露なきこと）
機能接地端子

ノイズ除去用接地端子（M3、バインド小ネジ M3×L6推奨）

適応FFT解析長

外形寸法

333（W）
×248（H）
×112（D）mm未満※ハンドル・スタンド 突起部を除く

ズーム解析

対応（ズーム解析レンジに連動）

本体冷却

自然空冷（FANレス）

電圧振幅確度±0.5 dB以内（1 kHz、1 V0-p、1 MΩ負荷において）質量バッテリ未装着時

約3.9 kg

周波数確度±50 ppm

バッテリ２個装着時

約4.9 kg

ディジタルフィルタ

スムージングフィルタ

CEマーキング

ベースバンド時：10次楕円
ズーム時：6次楕円

低電圧（LVD）指令 2014/35/EU 規格 EN61010-1

オクターブバンドフィルタ １／１または１／３オクターブ

EMC 指令 2014/30/EU 規格 EN61326-1

6次バタワース

RoHS指令 2011/65/EU 規格 EN50581
ピンクフィルタ

アナログ方式 －3 dB／oct±1.0 dB（20 Hz～20 kHzで規定）

バースト機能単発バースト、連続バースト

耐振動

2
Hz、150分、XYZ各方向）
9.8 m／s（周波数10～150

耐衝撃

2500 m／s（作用時間11ms）
バッテリ
リチュウムイオン二次電池

×2

SDHCメモリ 4 GB

正弦波

1～32767サイクル

×1

ACアダプタ/ACアダプタ用電源ケーブル（2 m）

スウェプトサイン／

1～32767 FFTフレーム

×1

ユーザズガイド

疑似ランダム／インパルス

×1

USB接続ケーブル（1.5 m）

×1

付属品

CD-ROM

CD-ROM 内容

バーストサイクルランダム

1 ms～32 s

サイクル設定単位

正弦波

正弦波１サイクルおよびバースト間隔

スウェプトサイン／

1ＦＦＴフレーム

マニュアル
（PDF）

疑似ランダム／インパルス

・CF9000 Series User Guide（和文)ランダム・CF9000 Series User Guide（英文)

テーパ機能・CF9000 Series Reference Guide（和文）
・CF9000 Series Reference Guide（英文）CF0947（LAN外部コントロール機能）
資料

1 ms

信号のON／OFF時独立で設定可能
1 ms～32 s（1 ms単位）

×1

ただし、バースト機能ＯＮ時には機能無効スペクトル平坦度

20 kHz～100 ｋHz±1.0 dB以内

0～20 kHz±0.2 dB以内

正弦波

約1.41

・CF-0947 Manual（英文)スエプトサイン

約1.4～1.6

DLL

擬似ランダム3.3以下・CF0947Setup（外部コントロール用DLL）

ランダム

3.3以下

インパルス

32.0以下マニュアル(PDF)
・CF-0947 Manual（和文)

クレストファクタ

１０．ACアダプタ（PS-P20023A）
入力電圧

AC100～240 V

入力周波数50／60 Hz

出力電圧

定格16 V

出力電流

4A

安全規格

PSE／CE／UL／GS

13

オプションソフトウェア 仕様
Logスイープ解析／加振制御機能 CF-0942
測定モード（FRAモード）

ダイナミックレンジ

150 dB（FRA）

測定周波数範囲

10 mHz～100 kHz

周波数分解能（Logスイープ）

10, 20, 40, 50, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500本／decade

周波数分解能（リニアスイープ）

100, 200, 400, 500, 800, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000本／全帯域

アベレージ回数

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200回および任意の回数

周波数範囲分割設定モード

測定周波数範囲を最大10分割し、各々加算回数および信号出力レベルを変更して測定可能

オート分解能コントロール機能

周波数全域の特性を精度良く観察できるようにするため、各周波数バンドの decadeを自動的に最適化する機能

周波数分解能拡大機能

計測時の周波数レンジ分解能に対して、周波数分解能を20倍に細かくした正弦波を発生させ、再測定をすることが可能

演算機能

周波数軸微積分機能（1階微分、2階微分、1重積分、2重積分）四則演算機能表示
周波数応答関数の表示

ボード線図（横軸：周波数／縦軸：ゲインと位相）周波数応答関数の表示

ナイキスト線図（横軸：実数部／縦軸：虚数部）振幅の対数軸表示が可能

表示モード

FRFモード（3画面表示）1）FRF（ボード線図）、COH（表示の ON,OFFが可能）
2）ナイキスト、SPEC（1,2ch重ね書き）のいずれか
3）TIME、瞬時スペクトル（重ね合わせて表示およびチャンネルの指定可能）
Listモード1画面表示
1）測定条件2）測定データ全ての No.／周波数／FRFゲイン／FRF位相／COH／FRF実数部／FRF虚数部／SPEC1／SPEC2／加算回数のリスト
Peak Listモード 2 or 3画面表示
FRFのボード線図表示において2つの方法で周波数、ゲイン、位相をリストアップ
1. ゲインのピーク点（自動サーチ）
2. 任意点
Memoryモード
1）カレント状態のFRF
2）メモリした波形のリスト
3）2）で選択した波形の重ねあわせ表示（最大8画面まで）
Calculation画面（4画面表示）
1）カレントのFRF
2）メモリしたFRF
3）1）, 2）
を四則演算・微積分演算した結果の波形、1）, 2）から開閉ループ変換した結果の波形※Calculation結果の波形も表示可能
4）3）の計算結果のナイキスト線図

表示機能

位相アンラップ表示
サーチデルタ機能

トラッキング解析機能
トラッキング解析種類
サンプリング方式

CF-0922

位相RTA解析機能オクターブ種類

CF-0923
1／1オクターブおよび

振幅

1／3オクターブ（フィルタ：6次バタワース）

定比トラッキング（外部サンプル）：最大分析次数まで

JIS C 1514：2002 Class 1、IEC 61260 Ed.1.0 (1995) Class 1

定幅トラッキング（内部サンプル）：周波数範囲は FFT 解析と同じ

ANSI S1.11：2004 Class 1に適合

FFTサンプリング点数

256～16384点（2のべき乗ステップ）

平均化機能

パワースペクトル指数平均

630 ms、1 s（SLOW）、8 s

フーリエスペクトル指数平均

IMPULSE 立上り 35 ms／立下り1.5 s

最大分析次数

6.25､12.5､25､50､100､200､400、800

最大ブロック数

100、200、400、800、1000

解析画面表示6画面／トラッキング表示のリスト表示あり

表示関数

時間軸波形、周波数分析（振幅、位相）、

時間重み
（時定数）

JIS C 1509-1：2005 Class 1、IEC 61672-1：2002 Class 1に適合
解析周波数レンジ

0.8～20 kHz（1／3オクターブ）
1～16 kHz（1／1オクターブ）

演算機能

瞬時値、1秒毎の最大値、最大値ホールド、最小値ホールド
パワー平均値、パワー合計値、
リニア Leq

次数比分析（振幅、位相）、定比トラッキング分析（振幅、位相）、
定幅トラッキング分析（振幅、位相）、

10 ms、35 ms、125 ms（FAST)

解析画面表示最高6画面（データ重ね描きあり）
リアルタイムオクターブ表示のリスト機能有り

固定周波数トラッキング分析（振幅、位相）、
タイムトラッキング分析（振幅、位相）、三次元マップ 、

解析同時レコーディング機能 対応

キャンベル線図

オプション

CF-0922（トラッキング解析機能）

表示トラッキング線図本数 8本（MAX ord、O.A 別）
スケジュール機能
回転数上下限設定

回転スケジュール
（自動下降判別機能あり）

LAN外部コントロール機能

CF-0947

時間スケジュール
（タイムトレンド）〈推奨環境〉

UP（下限→上限）

クライアントPC

OS

ソフトウェアMicrosoft® Visual Studio® 2012（VB, C#）

SP1（64ビット／32ビット）

DOWN（上限→下限）UP／DOWN（下限→上限→下限）
DOWN／UP（上限→下限→上限）
解析同時レコーディング機能 定幅トラッキングのみ対応

14

Windows® 7

ネットワークケーブル

Microsoft® Excel®

2007

LANケーブル

カテゴリ6外形寸法図 （単位： mm）

CF-9200

247.5

(267)

※CF-9200/9400共通

112(125.5)333（345）※OPTION※OPTION：CF-0971（1ch信号出力モジュール）装着時、BNC（CO2型）取り付け

247.5
(267)

CF-9400

333

112

(345)

(125.5)※OPTION※OPTION：CF-0971（1ch信号出力モジュール）装着時、BNC（CO2型）取り付け

ソフトキャリングケース CC-0025
ソフトキャリングケース CC-0025

300
(25)

(10)

180

内装図

CF-9200/9400
本体スペース

110

300

440

587

汎用スペース
128

320

225

(10)

230

367

(18)

ハードキャリングケース CC-0091

15

ポータブル FFTアナライザ

CF-9200 / 9400

本体型

CF-9200
CF-9400

名品 名ポータブル2ch FFTアナライザ
ポータブル4ch FFTアナライザ

価 格（税抜き）￥1,680,000￥2,200,000

品 名トラッキング解析機能（取付費を含む）
RTA解析機能（取付費を含む）
Logスイープ／加振制御機能（取付費を含む）
LAN外部コントロール機能（取付費を含む）
1ch信号出力モジュール（取付費を含む）
USB接続ケーブル
CF-9200／9400リファレンスガイド（日本語版）
CF-9200／9400リファレンスガイド（英語版）
ソフトキャリングケース
CF-9200／9400用ハードキャリングケース

価 格（税抜き）￥250,000￥200,000￥300,000￥150,000￥200,000￥5,000￥30,000￥30,000￥30,000￥160,000

品 名O-Chart Toolbox DAT・TRCブラウザパック※1

価 格（税抜き）備 考¥150,000
OC-0340 DATブラウザ、OC-0341 TRCブラウザをセットにしたものです。
グラフイメージは、P10、11をご覧ください。
¥85,000
当社FFTシリーズ※2 DATファイル専用グラフソフトウェアです。
¥85,000
当社FFTシリーズ※2 TRCファイル専用グラフソフトウェアです。

※付属品については、P13「9.一般仕様」
をご覧ください。

オプション
型

名

CF-0922
CF-0923
CF-0942
CF-0947
CF-0971
CF-0703
CF-0951
CF-0951E
CC-0025
CC-0091

備 考
ソフトウェアオプション
ソフトウェアオプション
ソフトウェアオプション※CF-0971が必要です。
ソフトウェアオプション
ハードウェアオプション※本体納入後に追加する場合は、追加作業費￥60,000（税抜き）が必要です。
購入時に1本付属（1.5 m・TYPE-A、mini-B USBマスストレージクラス機能用）
冊子版（PDF版は付属のCD-ROMに収録）
冊子版（PDF版は付属のCD-ROMに収録）

関連ソフトウェア型

OC-1340

名

OC-0340
OC-0341

O-Chart Toolbox DATブラウザ
O-Chart Toolbox TRCブラウザ※1 CF9200/9400を新規でご購入の場合、
DAT・TRCブラウザパック（OC-1340）￥150,000 → ￥120,000に値引き致します。
※2 CF-7200(A)、CF-9200/9400、DS-2000シリーズ、DS-3000シリーズ

推奨品
型

名

DR202
BSBT4D09BK
LAN-W150NU2AW
PS-P20023A
VM1072-VM1700
VM0307C-VM0308
VM0600-VM0299A
VM0721-VM0749
PS-P20021A
VM1182-VM1276-2M
VM0233-VM0076B-2M
VM0306B-VM0304B-2M
─

品 名
バッテリ
Bluetooth®アダプタ
無線LANアダプタ
ACアダプタ
電源ケーブル 日本国内向
電源ケーブル 欧州向
電源ケーブル 北米向
電源ケーブル 中国向
バッテリ充電器セット
電源ケーブル PS-P20021A
電源ケーブル PS-P20021A
電源ケーブル PS-P20021A
セキュリティ対策ソフトウェア

価

国内向
北米向
欧州向

格（税抜き）¥45,000¥4,000¥4,000¥13,000¥2,000¥3,000¥3,000¥3,000¥150,000¥2,500¥2,500¥2,500¥85,000

CF-9000用バッテリ

備

考

品目コード
PE1830154
PE19B1584
PE19B1586
PE1821079
PE3532848
PE3532851
PE3532852
PE3532853
PE1830155
PE3532162
PE3530083
PE3530085
─CF-9000付属品
PS-P20023A用（2 m）CF-9000付属品
PS-P20023A用（2 m）
PS-P20023A用（2 m）
PS-P20023A用（2 m）
充電器とACアダプタのセット。別途ACラインケーブルが必要です。
PS-P20021A用 AC100用3P 機器側アングルタイプ
PS-P20021A用 AC100用3P 機器側アングルタイプ
PS-P20021A用 AC250用アース付き2P 機器側アングルタイプ
出荷時にインストールが必要／出荷後は引取作業が必要です。

小野測器主催 音響･振動技術セミナーのご案内
弊社では、音響･振動関連製品を使いこなしていただくことを目的として、音響･振動技術セミナーを開催しております。
各技術に精通した専門講師陣により、セミナーを受講される皆様に、バックグラウンドとなる技術知識と、ノウハウを効率よく学習していただけます。
詳しくは弊社ホームページ、最寄りの弊社営業所またはお客様相談室までお問い合わせください。

音響・振動のコンサルタント
音響・振動の計測からその評価・対策まで、お客様の問題解決のための受託計測やコンサルティングを承ります。
詳しくは最寄りの弊社営業所またはお客様相談室までお問い合わせください。
※Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お客様へのお願い

当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す際の注意について
当社製品（役務を含む）
を輸出または国外へ持出す場合は､外為法（外国為替及び外国貿易法）の規定により､リスト規制該当品であれば､経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。
また非該当品であれば､通関上何らかの書類が必要となります。尚､非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は､経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問い合わせは､当社の最寄りの営業所または当社総務法務グループ（電話045-476-9707）
までご連絡ください。
●記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

注意●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●代理店・販売店〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3‒9‒3 TEL.
（045）
935‒3888

お客様相談室フリーダイヤル 0120－388841

受 付 時 間 ： 9 : 0 0～1 2 : 0 0 ／ 1 3 : 0 0～1 8 : 0 0（ 土・日・祝日を除く）

北 関 東（028）
松（053）
684‒2400 浜
462‒5611
埼
玉（048）
474‒8311 ト ヨ タ（0565）
31‒1779
首 都 圏（045）
部（052）
935-3838 中769‒6571
沼
津（055）
西（06）988‒3738 関
6386‒3141

ホームページアドレスE‒mailアドレス
CAT.NO. 539-04 Printed in Japan 167（OKI）
5K '16.7月改訂

広九海島（082）
246‒1777
州（092）
432‒2335
外（045）
935-3918

https://www.onosokki.co.jp/
webinfo@onosokki.co.jp＊本カタログ記載の価格はすべて税抜き価格です。