WMT700シリーズ 超音波風向風速計
WMT700シリーズは、気象観測、航空、海事、風力発電、その他多くの用途で使用できるよう設計されています。
ヴァイサラ WINDCAPâ WMT700シ
リーズ 超音波風向風速計は、耐久性に優れた信頼性の高い超音波風向風速計です。気象観測や航空気象の主要なパラメータの一つである風向風速を計測します。
WMT700シリーズは、世界気象機関（WMO）CIMO ガイド（WMO-No.8）
および国際民間航空機関（ICAO）の要求事項に準拠しています。
高精度でメンテナンス不要

特長• WMOおよびICAOの要求事項に準拠• 出力デ ータ間隔：4Hzおよび8Hz• ステンレス構造• メンテナンスフリー• トランスデューサー3本構造により精度の高いデータを提供• データ出力形式：極座標およびベクトル• 温度、湿度、気圧の影響を完全除去• 計測範囲：最大 90m/s• ヒーター：最大 250W
• IP66 および IP67
• 大型トランスデューサーによる高出力の超音波• 鳥よけキット（オプション）• WMOの指針に沿ったガスト計算• 米国気象局と連邦航空局（FAA）が信頼を寄せるヴァイサラ
WINDCAPâ 技術を使用• 気象庁検定取得可

WMT700シリーズは、アーム一体型の高耐久性フルステンレス構造です。明確な北方向指示表示、差込式取り付け方式を特長としています。
可動部分がなく、汚れや腐食への耐性にも優れています。
WMT700シリーズは、風や気象の厳しい条件下で正確な計測を行い、信頼性の高いデータを提供します。
定期、不定期のメンテナンスは必要ありません。また、自己診断機能と計測値のバリデーション機能を標準で装備しています。極座標形式とベクトル形式では 60 分の平均値まで計算可能です。
超音波による計測
WMT700シリーズでは、超音波を用いて風速および風向を計測します。
計測は超音波が一方のトランスデューサーからもう 一方のトランスデューサーに到達するまでの伝達時間に基づいており、この伝達時間は風速によって変化します。
伝達時間は2つのトランスデューサー間において双方向で計測します。WMT700では、互いに60°の角度をなす3本の超音波経路のそれぞれについて双方向の計測を行い、風速と風向を算出します。

風向風速の計測では、高度、温度、湿度の影響を完全に除去されるように考慮されています。
標準モデルとヒーター付きモデル
WMT700シリーズの供給電源は、9〜36V DCですが、ヒーター付きモデルでは、ヒーティング用に24〜36V DCの追加電源が別途必要です。ヒーター付きモデルでは、トランスデューサーのヘッドアーム内に組み込まれたサーモスタットによりヒーター制御を行い、着氷性の雨や雪による凍結を防ぎます。過酷な厳寒環境における運用には、トランスデューサー、アーム、本体がヒーター制御されているモデルを用意しています。
その他、WMT700の取り付け/接続用のアクセサリや、鳥による害を軽減する鳥よけキットも用意しています。

DNV GL TYPE EXAMINATIONCERTIFICATE No. TAA00000U5

技術情報
風速
計測範囲

アナログ出力WMT701：0〜40m/s
WMT702：0〜65m/sWMT703：0〜75m/s
WMT704：0〜90m/s

風速

電圧、電流、周波数

風向

電圧、電流、ポテンショメーター

起動風速0.01m/s

動作環境

分解能

0.01m/s

応答時間

250ms

ヒーター 1)

0W、30W、150W、250W

精度

0〜75m/s：±0.1m/s または読み値の 2%のいずれか大きい方
75〜90m/s：読み値の±5%

動作温度範囲 1)-10〜+60°C、-40〜+60°C、-55〜+70°C

保管温度範囲-60〜+80°C

風向IP規格1)

計測範囲

0〜360°

起動風速0.1m/s

分解能

0.01°

応答時間

250ms

精度

±2°

氷点下では、ヒーターと温度範囲を適切に組み合わせてご使用ください。

デジタル出力通信インターフェース

COM1：RS-485
COM2：RS-485、RS-422、RS-232、SDI-12

メッセージフォーマット

WMT700、WS425 ASCII、NMEA
標準版および拡張版 （ver. 0183）、SDI-12（ver. 1.3）、WS425 ASOS、ROSA MES 12、カスタム設定
300 、 1,200 、 2,400 、 4,800 、9,600、19,200 、38,400 、57,600、115,200

電源仕様
動作電圧

9〜36V DC
（絶対最大定格40V DC）1)

ビットレート

ヒーター電圧

24〜36VDC（絶対最大定格40V DC）1)

平均化時間設定範囲

ヒーター付きト ラ ン ス デ ュ ー サー

平均 32W
ピーク 40W

適合規格

ヒーター付きトランスデューサー、アーム

平均 152W
ピーク 200W

ヒーター付きトランスデューサー、アーム、本体

平均 252W
24V DC におけるピーク 350W

加温に必要な電源 2)1)
2)

海洋環境における通常の入力電圧範囲は、船舶EMC規格（IEC 60945）で定義されているように、動作電圧は10〜30V DC（-10%〜+30%）、ヒーター電圧は24〜30V DC（-10%〜+30%）です。
実際の消費電力は温度により異なります。

EU指令および規則

EMCイミュニティ

EMCエミッション

4Hz（デフォルト）および8Hz （オプション）

利用可能な単位動作モード

m/s 、kn、mph 、km/h 、V、mA、Hz
自動メッセージモードまたはポーリングモード

仮想温度

摂氏温度

最大 3,600 秒

EMC指令（2014/30/EU）
改正RoHS指令（2011/65/EU
および(EU)2015/863）
REACH規則（EC 1907/2006）

IEC 61326-1、IEC 60945
CISPR 32 Class B（EN 55032）

環境

IEC60068-2-1 、2、 6/34 、30、
31、67、78、
IEC 60529
VDA 621-415

船舶

IEC 60945、DNVGL-CG-0339

メッセージの仕様
計測アップデート間隔

IP66 および IP67

電気安全性基準適合マーク

リスティング・マーク

IEC 61010-1
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12

CE、中国版RoHS、RCM、UKCA
SGS （米国およびカナダ）

一般仕様
寸法（H×W×Ø1)）

348×250×285mm

質量1.8kg

材質
ボディ、アーム、取り付けキット ステンレス AISI 316
トランスデューサー

シリコン

コネクタハウジング表面

ニッケルめっき真鍮1)

トランスデューサーがカバーする領域の直径。

ヴァイサラ株式会社発行 | B210917JA-M © Vaisala 2022

www.vaisala.com

本カタログは著作権によって保護されています。本カタログに掲載されている全てのロゴおよび製品名は、ヴァイサラ
または関連会社の商標です。本カタログに記載されている情報の複製、譲渡、配布、または保存は、固く禁じられています。技術的仕様を含め、全ての仕様は予告なく変更されることがあります。