イチジクモザイク病診断キット
fig mosaic virus Detection Kit

取扱説明書
version 7.0.0
製品コードNE0091

イチジクモザイク病診断キット
取扱説明書 version 7. 0. 0
【はじめにお読みください】
このたびは、イチジクモザイク病診断キットをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しい方法でキットを使用してください。
使用上の注意1.

本キットは、LAMP法を用いてフィグモザイクウイルスを検出するための試薬です。医療行為および臨床診断等の目的では使用できません。

2.

本キットは、日本国内で採取されたフィグモザイクウイルス罹病イチジク樹木の実検体を用いて性能を確認しております。イチジク以外の樹木には使用できません。

3.

本キットの保存方法は、【キット内容と保存温度】 (2 ページ) に記載していますのでご確認ください。各試薬は納品後正しい温度で遮光して保存し、6 ヶ月以内に使用してください。また、過度の冷却および試薬の凍結、融解の繰り返しは避けてください。

4.

本キットを使用する際は、この取扱説明書の記載内容に従ってください。記載内容と異なる使用方法および使用目的により発生するトラブルに関しましては、株式会社ニッポンジーンでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

5.

本キットによる判定結果を二次利用する場合は、必ず使用者の責任の下で行ってください。キット性能の異常によって発生するトラブルの場合を除き、株式会社ニッポンジーンでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

6.

検査環境の汚染を防ぐため、検査後サンプルおよびFMV陽性コントロールの電気泳動法等による操作やオートクレーブ高圧滅菌処理は行わないでください。

7.

本キットに含まれていない化合物を併用する場合は、使用する化合物の危険性に関して十分な知識が必要です。また、本キットに含まれている試薬に他の化合物を混合しないでください。本キットの安全な取り扱いについては株式会社ニッポンジーンホームページにて製品安全データシート (MSDS) を公開しています
ので、ご参照ください。
株式会社ニッポンジーン； http://nippongene-analysis.com/

8.

本キットは食べ物ではありません。飲み込んだり、目に入れたりしないようご注意ください。検査中は皮膚等に試薬が触れないよう、白衣、手袋等で身体を保護してください。

9.

LAMP法は栄研化学株式会社が特許を保有しています。株式会社ニッポンジーンは、LAMP法を用いたフィグモザイクウイルス検出用試薬の開発、製造、および販売を許諾されています。

目次
ページ
1.

キット説明 ························································································ 1
イチジクモザイク病診断キットの概要
フィグモザイクウイルスとその診断
LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) 法
本キットに含まれる合成オリゴヌクレオチドに関して

2.

キット内容 ························································································ 2
キット内容と保存温度

3.

必要な器具、機器 ··············································································· 34.

キット使用方法 ·················································································· 5
簡易プロトコル ································································································· 5
検査を行う前の準備および注意事項 ······································································ 7
サンプルの準備
器具、機器の準備
検査環境
詳細な使用方法 ······························································································· 9
検査反応
判定

5.

トラブルシューティング ········································································ 14

6.

文献・資料 ······················································································· 15

7.

付録 ······························································································ 16
品質管理
FMV陽性コントロールのコピー数

本キットに含まれているLAMPプライマーセットおよびこのLAMPプライマーセットを用いたLAMP
法によるフィグモザイクウイルスの検出技術は、東京大学 植物病院®により開発されました。
本取扱説明書では、fig mosaic virus (FMV) の和名の発音に従って「フィグモザイクウイルス」の呼称を使用しています。FMVの和名として、病名 (和名) である「モザイク病」に基づき、「イチジクモザ
イクウイルス」が提案される予定です。

1. キット説明【イチジクモザイク病診断キットの概要】
本キットはLAMP法を利用してフィグモザイクウイルス (fig mosaic virus； FMV) を検出するキットです。LAMP法はインフルエンザウイルス感染の診断およびノロウイルス、レジオネラ属菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌等の検査にも用いられている迅速、簡便なDNA増幅技術であり、その優れた特異性と高い感度を最大の特長とします。本
キットでは、逆転写酵素を用いてcDNA合成とDNA増幅を同一反応チューブ内で行うRT-LAMP法によりフィグモザイ
クウイルスゲノムRNAの一部を増幅し、増幅の有無からフィグモザイクウイルスの存在を判定します。
検出に必要な操作は、フィグモザイクウイルスの感染が疑われるイチジクの葉を突いた爪楊枝を検査溶液 (FMV
検査液、FMV酵素液、蛍光発色液の混合液) に浸し、62˚Cに60分間保温するのみであり、きわめて簡便です。検体
中にフィグモザイクウイルスが存在する場合、本キットに含まれているLAMPプライマーセットによってフィグモザイクウ
イルスゲノムRNAに特徴的な配列が増幅されます。一方で、検体中にフィグモザイクウイルスが存在しない場合には、
DNA増幅は起こりません。
判定にはDNA増幅の有無を蛍光発色液の発色の有無によって確認する目視判定法を採用しており、cDNA合成か
らDNA増幅反応、検出までを同一反応チューブ内の完全閉鎖系で行うため、安全に短時間でフィグモザイクウイルス
ゲノムRNAを検出することが可能です。

【フィグモザイクウイルスとその診断】
フィグモザイクウイルス (fig mosaic virus； FMV) は、Elbeaino ら、Walia らによりイチジクモザイク病の病原体として提唱されている植物ウイルスです。イチジクモザイク病は、イチジクが栽培されているほとんどの地域で発生が確認されています。フィグモザイクウイルスに感染したイチジクは葉にモザイク症状、奇形、退緑、葉脈透過、早期落葉を引き起こし、果実に奇形や斑紋を生じる他、早期落果により品質低下、減収を伴うとされています。
我が国では、2011 年 2 月に東京大学 植物病院®において、これまで日本国内で発生の報告が無かったフィグモザ
イクウイルスがイチジクから検出されました。フィグモザイクウイルスは接木の他、イチジクモンサビダニにより伝搬されると考えられています。病気が発生した園地では感染植物の除去、ウイルスを媒介する可能性のあるイチジクモン
サビダニの防除を徹底する等、防除策を講じる必要があります。罹病樹から健全樹への感染拡大を防止するためには罹病樹の早期発見、除去が不可欠となります。
本取扱説明書では、fig mosaic virus (FMV) の和名の発音に従って「フィグモザイクウイルス」の呼称を使用しています。FMVの和名として、病名 (和名) である「モザイク病」に基づき、「イチジクモザイクウイルス」が提案される予定です。

【LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) 法】
LAMP法は、一定温度でDNA増幅反応が進行する画期的な技術です。従来の方法と比較して特異性に優れ、またその高いDNA増幅反応効率から、短時間反応および簡易検出が可能である等の利点を有しています。また、増幅する対象の遺伝子がRNAである場合には、逆転写酵素を用いることにより、cDNA合成とDNA増幅を同一反応チューブ内で行うことが可能です (RT-LAMP法)。
LAMP法の詳細な原理については、栄研化学株式会社ホームページをご参照ください。
栄研化学株式会社
Eiken GENOME SITE； http://loopamp.eiken.co.jp/【本キットに含まれる合成オリゴヌクレオチドに関して】
本キットに含まれるプライマーは、全て「リライアブル＆トレーサブルオリゴ」を使用しています。「リライアブル＆トレーサブルオリゴ」は、株式会社ニッポンジーン マテリアルが製造する高信頼性オリゴヌクレオチド「リライアブルオリ
ゴ」の一つです。ISO 13485:2003 に準拠した品質マネジメントシステム、専用陽圧ルームでの製造、チェックリストによる工程管理、トレーサビリティー完備を特長としています。詳細に関しましては、株式会社ニッポンジーン マテリアル
ホームページをご参照ください。
株式会社ニッポンジーン マテリアル； http://www.nippongenematerial.com/

12. キット内容【キット内容と保存温度】
イチジクモザイク病診断キット
48 テスト用 (製品コード： NE0091)
試薬名(チューブラベル)
取扱説明書
検査用チューブ
FMV検査液FMV酵素液
蛍光発色液
FMV陽性コントロール
ミネラルオイル

内容量
48 テスト用
1部
48 本
1,150 µl
50 µl
50 µl
25 µl
1,000 µl

頭部ラベル色
赤色
緑色
紫色
灰色
青色

保存温度
室温
室温
-20˚C (遮光)-20˚C (遮光)-20˚C (遮光)-20˚C (遮光)-20˚C (遮光)取り扱い上の注意 本キットでは、49 テスト分の検査溶液をまとめて作製することで、48 テスト分の検査反応を行うことが可能です。48 テスト分以下の検査反応を複数回に分けて行う場合、試薬が不足しますのでご注意ください。
 検査用チューブに水滴が付着している場合は、開封前に完全に乾燥させてから使用してください。
 取扱説明書および検査用チューブ以外の試薬は-20˚C で遮光して保存し、納品後 6 ヶ月以内に使用してください。
 試薬は使用ごとに融解し、残った試薬は再度-20˚Cで保存してください。凍結、融解の繰り返しによ
り製品の性能が低下する恐れがありますので、必要な場合は試薬を数回分ごとに小分けして保存
してください。
 FMV酵素液を室温あるいは冷蔵庫等に長時間放置したり、過度の冷却で凍結させたりしないようご注意ください。酵素の働きが低下する可能性があります。
 FMV陽性コントロールは、フィグモザイクウイルスゲノムRNAに特徴的な配列を含むRNA溶液です。
検査環境への汚染を防ぐため、使用の際には溶液を飛散させたり、溶液に触れたフィルター付マ
イクロチップが他の器具や試薬に接触したりしないようご注意ください。
 連続分注を行うと試薬への汚染が発生する可能性がありますので、フィルター付マイクロチップは
1 回分注するごとに使い捨てとして使用してください。
 ミネラルオイルに関しては、労働安全衛生法第五十七条の二第一項「名称等を通知すべき有害物(第五百五十一号)」に該当します。必ず MSDS を参照の上、使用してください。

2

3. 必要な器具、機器
 インキュベーター (恒温器)
ウォーターバス、ヒートブロック、サーマルサイ
クラー、エアーインキュベーター等、62˚C を保持する機器が必要です。

【必ずご準備頂く器具、機器】*

 マイクロピペット(0.5-10 µl、10-100 µl、200-1,000 µl)* フィルター付マイクロチップ (滅菌済) 木製の爪楊枝 ペーパータオル 氷 (クラッシュアイス)*【その他の器具、機器】

 マイクロチューブ(1.5 ml あるいは 2.0 ml)

下記の器具、機器は本キットの使用に必須ではありませんが、必要に応じてご準備ください。
*

 チューブラック

 使い捨て手袋3 アルミラックあるいはプレートラック

 ボルテックスミキサー*

 フロートプレート
ウォーターバスで保温する際に使用します。
*

 UV 照射装置
蛍光発色液 による検出の際に使用します。
240-260 nm あるいは 350-370 nm の範囲の波長を出力する装置が必要です。

 簡易遠心機 (1.5 ml チューブ用)

 防護用ゴーグルあるいはフェイスシールド

 簡易遠心機 (0.2 ml チューブ用)＊マイクロピペット、ピペットチップ、マイクロチューブなど、LAMP 法を用いた遺伝子検査を行うために必要な器具・消耗品類をまとめた遺伝子検査ツールボックス (製品コード： NE4111) も販売しております。

44. キット使用方法【簡易プロトコル】
本キットの詳細な使用方法は 7 ページ以降を参照してください。

簡易プロトコル
1.

検査溶液を必要量まとめて作製する
検査溶液

氷上
試薬
FMV検査液1 テストあたり23 µl

8+1 テスト*
207 µl24+1 テスト*
575 µl

蛍光発色液

1 µl

9 µl

25 µl

FMV酵素液
1 µl
9 µl
25 µl
合計
25 µl
225 µl625 µl* 分注時の液量の不足を防ぐため、1 テスト分多めに作製する。
2.

検査溶液を 1 テストあたり 25 µl ずつ分注する
検査溶液 25 µl

氷上
3.

サンプルを爪楊枝で突く

5

簡易プロトコル
4.

前工程の爪楊枝を検査溶液に浸す
陽性コントロール検査溶液

陰性コントロール検査溶液

FM V陽性コントロール
1 µl

サンプルは添加しない

検査溶液
5.

ミネラルオイルを入れる
ミネラルオイル 20 µl

6.

62˚C、60 分間

7.

80˚C、2 分間

8.

判定
UV ランプ

目視

陰性：
淡い赤色

陽性：
鮮明な黄緑色6

陰性陽性【検査を行う前の準備および注意事項】
サンプルの準備

コントロール本キットには、検査の成否を確認するためのFMV陽性コントロールが添付されています。検査の成否を確認するには、FMV陽性コントロールを添加する「陽性コントロール検査溶液」およびFMV陽性コ
ントロールを添加しない「陰性コントロール検査溶液」の作製が重要です。


爪楊枝を用いたイチジクサンプル準備

イチジク葉を枝ごと採取し、作業区域の固い作業台にイチジクの葉を置いて爪楊枝で病徴部 (モザイク、奇形、斑紋を呈した退緑部位) を突いて検査を行います (10 ページ参照) が、凍結したイチジク
葉サンプルからも検査を行うことが可能です。凍結したイチジク葉サンプルを用いる場合は、葉を完全に室温に戻し、余分な水滴を清潔なペーパータオルで拭き取ってから爪楊枝で突いてください。
器具、機器の準備

インキュベーター (恒温器)

インキュベーター (恒温器) の電源を入れ、それぞれ温度を設定します。ウォーターバス、ヒートブロックを使用する場合は温度が安定するまでに時間を要する場合がありますので、あらかじめ電源を入れ、温度計を用いて目的の温度に到達していることを確認してください。エアーインキュベーターを用いる場合、機器によってはドアの開閉時に庫内温度が大きく変化しますので、ドアの開閉は速やかに行ってください。


器具
器具

使用方法
各区域専用とし、他の区域で使用した場合は核酸除去操作を施してマイクロピペットから元の場所に戻してください。
各区域専用とし、他の区域で使用した場合は核酸除去操作を施してチューブラックから元の場所に戻してください。
市販のガンマ線滅菌済チューブ等、核酸フリー、ヌクレアーゼフリーのチューブ
グレードを選択してください。
市販のガンマ線滅菌済疎水性フィルター付チップ等、核酸フリー、ヌク
フィルター付マイクロチップ レアーゼフリーのグレードを選択し、各区域にて開封してください。ま(滅菌済)
た、連続分注を行うと試薬への汚染が発生する可能性がありますので、1 回ごとに使い捨てとして使用してください。
筆記用具
各区域専用とし、持込書類を置く専用のスペースを確保してください。
使い捨てとし、汚染が疑われる場合はすぐに手袋を交換してくださ
手袋い。
白衣
各区域専用とし、袖口からの汚染に注意してください。

7

検査環境
LAMP法は高感度なDNA増幅技術であるため、検査環境にFMV陽性コントロールや検査後サンプ
ル等、鋳型となる核酸の汚染が発生すると、以降正確な検査を行うことが困難になります。サンプルの取り扱いにおいては、作業用の着衣および器具への付着に十分注意し、着衣の交換を徹底してください。以後の検査における誤判定を防止するため、使用済みのチップ、チューブ、検査後サンプルは二重にしたビニール袋にまとめて廃棄してください。また、検査後サンプルおよびFMV陽性コントロールの電気泳動法等による操作やオートクレーブ高圧滅菌処理は行わないでください。


作業区域

核酸抽出および核酸増幅を実施していない (核酸による汚染が存在しない) クリーンベンチあるいは作業台を試薬調製作業区域とし、検査溶液は試薬調製作業区域にて作製してください。試薬調製作
業区域ではFMV陽性コントロールおよびLAMP法において鋳型となる核酸を含む溶液、試薬類の取り扱いは行わないでください。
検査溶液へのサンプルおよびFMV陽性コントロールの添加を行うスペースは試薬調製作業区域と区分し、専用の核酸取扱区域を設けてください。


核酸除去操作

器具は常に清潔に保ってください。洗浄が可能である器具は大量の水道水でよくすすぐことにより、付着した核酸を希釈、除去できます。
高濃度の核酸を取り扱った場合など、核酸による汚染が疑われるような場合には、1%次亜塩素酸ナ
トリウム水溶液を用いて検査環境中に存在する核酸の除去操作を行います。次亜塩素酸ナトリウム水
溶液は塩素ガスを発生するので、使用の際には換気に十分注意してください。また、金属に対する腐食性があるため、金属に対して使用する際は、迅速に塩素成分を拭き取る等の対応が必要です。高温環境下における劣化が著しいため、1%水溶液調製後の経過日数や保存温度に注意してください。
＜方法＞i) 使い捨て手袋を装着します。
ii) 有効塩素濃度 10,000 ppm (1%) の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を準備します。
iii) 次亜塩素酸ナトリウム水溶液を含ませたペーパータオルで作業台、器具を丁寧に拭き、余分な塩
素成分は 70%エタノールを含ませたペーパータオルで拭き取ります。
iv) 非金属の器具は次亜塩素酸ナトリウム水溶液に 1 時間以上浸し、よくすすいで乾燥します。
v) 作業台、器具は常に清潔に保ち、定期的に次亜塩素酸ナトリウム水溶液による拭き取り清掃を行います。

8

【詳細な使用方法】
検査反応
試薬の融解
FMV検査液、FMV陽性コントロール、ミネラルオイルを取り出し、室温で完全に融解します。FMV酵素液および蛍光発色液は-20˚Cでは凍結しないため、使用する直前にキットから取り出します。
混合とスピンダウン
チューブの腹を指で数回軽く叩く (以下タッピング) あるいはボル
テックスミキサーにて 1 秒間×3 回の撹拌により混合し均一にした後、簡易遠心機を用いて溶液をチューブの底に集め (以下スピンダウン)、
試薬を氷上に静置します。

検査溶液の作製
マイクロチューブ (1.5 ml あるいは 2.0 ml) に下記の試薬を必要テ
スト数分ずつ分注し、タッピングあるいはボルテックスミキサーにて 1
秒間×3 回の撹拌により混合した後、スピンダウンを行います。これを検査溶液とし、氷上に静置しておきます。
＜容量＞
試薬
1 テストあたり
8+1 テスト*
24+1 テスト*
FMV検査液23.0 µl
207.0 µl575.0 µl
蛍光発色液
1.0 µl9.0 µl25.0 µl
FMV酵素液1.0 µl9.0 µl25.0 µl
検査溶液合計25.0 µl225.0 µl625.0 µl
* 分注時の液量の不足を防ぐため、1 テスト分多めに作製する。
重要連続分注を行うと試薬への汚染が発生する可能性がありますので、フィルター付マイクロチップは 1
回ごとに使い捨てとして使用してください。
FMV酵素液は粘性が高いため、分注の際、フィルター付マイクロチップの周りに過剰に付着しないようご注意ください。また、使用前にスピンダウンを行ってください。

9

検査溶液の分注
核酸の汚染がないピンセットを用いて検査用チューブを袋から取り出し、アルミブロックあるいはプレートラックに立て、検査溶液を 25.0
µl ずつ分注します。

重要本キットに添付の検査用チューブと容量、形状、および材質の異なるチューブを使用すると、誤判定の原因となる場合がありますので、使用しないでください。
サンプルの採取
固い作業台にペーパータオルを敷き、その上にイチジクの葉を置いて、爪楊枝で病徴部 (モザイク、奇形、斑紋を呈した退緑部位) を
真上から垂直に 1 回突きます。
病徴が弱い場合には、同一の爪楊枝にて病徴部を 2 から 5 箇所突
いてください。複数サンプルから検査を行う場合は、サンプルを替えるごとにペーパータオルを交換してください。
凍結したイチジク葉サンプルを用いる場合は、葉を完全に室温に戻し、余分な水滴を清潔なペーパータオルで拭き取ってから爪楊枝で突いてください。
重要
フィグモザイクウイルスは感染イチジク樹木において、病徴を強く呈示している部位に局在する傾向がありますので、病徴部 (モザイク、奇形、斑紋を呈した退緑部位) など、フィグモザイクウイルスの存在が特に疑われる部位を爪楊枝で突いてください。

10サンプルの添加
前工程の爪楊枝を検査溶液に浸して検査用チューブの底に軽くこすり付けます。その後、爪楊枝は速やかに取り出し、ビニール袋にまとめて廃棄します。サンプル添加後、各チューブにミネラルオイルを20.0 µl ずつ分注してキャップを閉じます。
コントロールを作製する場合は、
i) サンプル添加の前に陰性コントロール検査溶液のチューブに20.0 µl のミネラルオイルを分注してキャップを閉じます。
ii) 爪楊枝でサンプルを添加し、各チューブにミネラルオイルを 20.0
µl ずつ分注してキャップを閉じます。
iii) 最後に、陽性コントロール検査溶液のチューブにFMV陽性コント
ロールを 1.0 µl 添加し、ミネラルオイルを 20.0 µl 分注してキャップを閉じます。

重要
爪楊枝を浸した状態で放置すると検査溶液を吸収するため、検査溶液の液量が減少し、判定が困難になります。サンプルを添加した
後は爪楊枝を検査溶液中に放置しないよう、ご注意ください。
ミネラルオイルを添加しなかった場合、蒸発による検査溶液の濃縮が起こり、検査反応の効率が著しく低下します。検査の際はキット添付のミネラルオイルを必ず添加してください。

11

検査反応
全てのキャップを閉じた状態でタッピングあるいはボルテックスミ
キサーにて 1 秒間×3 回の撹拌にて混合した後、スピンダウンを行い、ウォーターバス、ヒートブロック、サーマルサイクラー、エアーインキュ
ベーターなどを用いて 62˚C で 60 分間保温します。
ウォーターバスを使用する場合はフロートプレートを使用し、検査用チューブが反応中に傾かないようにしてください。
ヒートブロック

フロートプレート

判定
検査の成否の判定
UV 照射なし

陰性コントロール

陽性コントロール

UV 照射あり

陰性コントロール

60分間保温した後、80˚C で 2 分間の熱処理により検査反応を停止し、判定を行います。
使用前の蛍光発色液は淡い赤色を呈していますが、検査反応の進行により鮮明な黄緑色に変化します。この発色は蛍光に由来しているため、UVを照射することでより正確な判定が可能です。この場合は、別途UV照射装置 (240-260 nm あるいは 350-370 nm の波長を出力) および防護用ゴーグルあるいはフェイスシールドが必要になります。波長が 320 nm 付近の場合、陰性でも蛍光を発して見える場合がありますので、ご注意ください。
最初に、陽性コントロール検査溶液が蛍光を発色し、陰性コントロール検査溶液が蛍光を発色していないことを確認してください。これを満たしていない場合は検査結果を無効とし、原因を究明してください。

陽性コントロール重要
本キットでは、検査結果の判定は 60 分間が経過した時点の発色で行います。誤判定の原因となりますので判定は検査反応終了後速やかに行ってください。

12サンプルの判定
コントロール検査溶液の判定においてその検査が有効とされた場合、次に、サンプルの判定を行います。判定はコントロール検査溶液と同様に蛍光の発色の有無を確認してください。UV 照射下において蛍光の発色が認められる場合、サンプル中にフィグモザイクウイルスが存在する可能性があります。
＜判定のポイント＞
明確な蛍光の発色が認められるサンプル「フィグモザイクウイルス陽性」と判定します。
仮に蛍光の発色が微弱であっても、陰性コントロール検査溶液と比較した際に差異が認められる場
合には、対象とするイチジク樹木から別の葉を採取して再度検査を行ってください。
陰性コントロール検査溶液と比較して蛍光の発色に有意な差が認められないサンプル「フィグモザイクウイルス陰性」と判定します。
ただし、フィグモザイクウイルスはイチジク樹木中に不均一に分布している場合があります。病徴の有無をよく観察し、感染が疑われる場合は再度複数箇所の葉を採取して検査を行ってください。
重要
本キットの判定結果に関わらず、フィグモザイクウイルスの感染が疑われる場合には、東京大学 植
物病院®までご相談ください。

東京大学 植物病院®； http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/ae-b/hospital/
住所：
東京都文京区弥生1-1-1
TEL：
03-5841-0567
E-mail：abyoin@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

13

5. トラブルシューティング
本キットの使用において何らかの問題が発生した場合は、以下の項目に従って対処してください。その他の不明な点については株式会社ニッポンジーンまでお問い合わせください。
問題点
コントロール検査溶液が正確な発色を示さない

蛍光発色液が変色した検査溶液が蒸発した

蛍光の発色の有無を判
断しにくい

試薬が不足する原因および対処法
A. FMV陽性コントロールの添加量が過剰である。
FMV陽性コントロールの添加量が過剰になると検査反応の効率が低下する場合があります。FMV陽性コントロールの添加量は取扱説明書の指示に従ってください。
B. 試薬あるいは検査環境に汚染が存在する。
陰性コントロール検査溶液が発色している場合、鋳型となる核酸の混入が疑われます。試薬および検査環境の汚染モニタリング、1%
次亜塩素酸ナトリウム水溶液による検査器具、機器類の拭き取り操作を行い、汚染を完全に除去した後に検査を実施してください。
C. キレート化合物あるいは金属イオンが持ち込まれている。
EDTA (エチレンジアミン四酢酸) 等のキレート化合物が存在すると検査反応の進行に関わらず蛍光発色液が蛍光を発色します。一方、金属イオンが多量に存在する場合は蛍光発色液の発色が阻害され、判定が困難になりますのでご注意ください。
D. 反応温度、操作手順に誤りがある。
検査の工程で問題が発生していないか確認してください。
A. 検査反応終了後、速やかに判定を行ってください。
蛍光発色液は長時間放置すると検査反応の進行に関わらず蛍光の発色あるいは消光が起こり、誤判定の原因となります。保存および取り扱いは本取扱説明書の指示に従ってください。
A. 反応チューブが均一に加熱されていない。
ウォーターバス、ヒートブロックを使用する場合に、検査用チューブが均一に加熱されないと蒸発による検査溶液の濃縮が起こり、検査反応の効率が低下します。本キットに添付のミネラルオイルを必ず添加してください。
A. 励起波長が合っていない。
240-260 nm あるいは 350-370 nm の波長を出力する UV 照射装置が必要です。波長が 320 nm 付近の場合、陰性でも蛍光を発する場
合がありますので、ご注意ください。
A. チューブ内壁に試薬が飛散、付着している。
使用前にスピンダウンを行ってください。
B. 保存中に試薬が蒸発している。
使用後はキャップを完全に閉じてください。

14

6. 文献・資料
1. Elbeaino T, Digiaro M, Alabdullah A, Stradis AD, Minafra A, Mielke N, Castellano MA, Martelli GP.
(2009) A multipartite single-stranded negative-sense RNA virus is the putative agent of fig mosaic
disease. J Gen Virol. 90 (5): 1281
2. Notomi T, Okayama H, Masubuchi H, Yonekawa T, Watanabe K, Amino N, Hase T. (2000)
Loop-mediated isothermal amplification of DNA. Nucleic Acids Res. 28 (12): e63
3. Prince AM, Andrus L. (1992) PCR: how to kill unwanted DNA. Biotechniques. 12 (3): 358
4. Walia JJ, Salem NM, Falk BW. (2009) Partial sequence and survey analysis identify a multipartite,negative-sense RNA virus associated with fig mosaic. Plant Dis. 93 (1): 4

15

7. 付録【品質管理】
キットに添付のFMV陽性コントロール 1.0 µl を鋳型として 25.0 µl (1 テスト分) の容量でDNA増幅反応を行い、62˚C、60 分間で蛍光発色液が発色することを確認しています。
【FMV陽性コントロールのコピー数】
FMV陽性コントロールには、1.0 µl あたり 1x 105 コピーの標的配列が含まれています。

16







記載内容や製品仕様、価格に関しては予告なく変更する場合があります。
本取扱説明書の記載内容は 2018 年 5 月現在のものです。最新の取扱説明書は株式会社ニッポンジーンホームペー
ジからダウンロードしてください。
「ニッポンジーン」および「NIPPON GENE」は、株式会社ニッポンジーンの日本における登録商標です。
その他、製品名等の固有名詞は各社の商標あるいは登録商標です。
記載内容および写真の複製、転載を禁止します。

本品に関するお問い合わせ先
株式会社ニッポンジーン
TEL 076-451-6548
URL http://nippongene-analysis.com
お問い合わせは、お電話もしくはWEBフォームより承っております。
Copyright © 2018 NIPPON GENE CO., LTD. All Rights Reserved.