CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

土壌水分モニター取扱説明書

C-M1001

C-M1001
土壌水分モニター
取扱説明書

クリマテック株式会社〒171-0014

東京都豊島区池袋 4-2-11 CT ビル 6F
Tel

03－3988－6616

Fax

03－3988－6613

E-mailsupport2@weather.co.jp

URL

http://www.weather.co.jp/

1/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

安全上のご注意
機器取扱い上の安全を確保するため、下記の注意事項および本文の注意事項をお守りくだ
さい。

警告
全般
・ 本体電源は単3アルカリ乾電池または、単3型リチウム乾電池4本をご使用ください。
・ 単3電池は±を確認し、正しい向きに取り付けてください。
・ 防水・防滴ではありません。屋外での計測には、雨除けのケースをご用意ください。
・ オプション外部電源は土壌水分モニター専用です。他の目的には使用できません。
使用環境
本製品は防爆仕様ではありません。爆発性ガスの雰囲気では使用しないでください。
爆発、火災等の重大な事故の原因となります。

注意
配線
ケーブルをカットおよび延長して使用する場合は、自己責任で行ってください。
保証の対象外となります。
機器内部
本体内部を分解しないでください。
輸送（移動）
本機器を輸送（移動）する場合は、梱包材等で保護してください。

一般注意事項（１）一般注意事項について
取扱説明書
１）本機器の取扱いは、必ず本説明書を読んでから行ってください。
２）本説明書は大切に保管してください。
設置
本機器の設置時は安全靴、ヘルメット等の防護具を使用し、安全に留意してください。
保守
当社サービスマン、または当社の了解を得た者以外の方は分解などをしないでください。
廃棄
廃棄は一般電子機器として、廃棄してください。
2/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

清掃
有機溶剤は使用しないでください。
改訂
本取扱説明書は予告無く改訂される場合があります。
責任と保証の回避
本機器の操作、保守、修理にあたっては注意事項を必ずお守りください。注意事項に反したご使用により生じた損害については、当社の責任と保証を負いかねます。尚、保証期間中に発生した不良については、無償で修理または交換いたします。
また、機器不良、SDカード不良などによるデータの欠測および補正、賠償、貸出器についての保証は致しません。

保証規定
取り扱い説明書などの注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、ご購入後1年間、クリマテック(株) で無償にて修理又は交換させていただきます。修理の際に交換された部品、製品は当社が任意に処理致します。
修理の為に商品を発送される場合の送料、出張サービス等のご利用につきましては、お客様のご負担になりますので、ご了承ください。
次のような場合には保障期間中でも、有償修理となります。
（１）火災・地震・落雷・風水害等の自然災害、戦争、動乱、天変地異、指定外乾電池使用や異常電圧による故障損害の場合。
（２）お買い上げ後の輸送・移動時の落下等、お取り扱いが不適当だった場合の故障または損傷。
（３）ご使用上の誤り、及び、当社以外での修理、改造などがあった場合。
（４）内蔵電池による液漏れや、不良による故障。
（５）接続している他の機器に起因した故障及び損傷。
（６）本規定は、本製品についてのみ無償修理を約束するもので、本製品の故障又は、使用による他の製品への損害については、当社はその責を一切負わないものとします。
機器は販売時に販売情報によりユーザー登録されます。

その他の注意事項
以下に、本製品使用上の注意事項をまとめます。
z 電源は、市販単3アルカリ電池または単3リチウム電池をご使用ください。
z 単3電池は、電池電圧モニターで4.8V以下になったら、交換してください。

3/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

はじめに
このたびは、土壌水分モニターをお買い上げ頂き誠に有難うございます。
土壌水分モニター C-M1001は現地におけるハンディの土壌水分モニターにとどまらず、ワンショットのデータ記録、データロガーとしての長期データ測定、更に、多チャンネル測定という、いろいろな機能を持っています。ニーズに応じて活用して頂けると幸いです。
目次

安全上のご注意

2

1 仕様

5

1

7

クイックスタートマニュアル.................................................................................................. 7........................................................................................................................ 8212その他の操作
2.1

マイクロ SD カードの交換方法 .............................................................................................. 122.2

本体電池の交換方法............................................................................................................... 122.3

外部電源................................................................................................................................. 13

2.4

オプション外部電源の使用方法と注意 .................................................................................. 13

3

14

記録データ
3.1

フォルダー構成 ...................................................................................................................... 14

3.2

ファイル名規則 ...................................................................................................................... 14

3.3

データファイルの内容 ........................................................................................................... 15

3.3.1

ヘッダー2 行（H1,H2）と記録終了 ................................................................................. 15

3.3.2

データ例 .......................................................................................................................... 15

417

本体メニューその他の設定
4.1

本体時計の設定 ...................................................................................................................... 17

4.2

SD カードのチェック .............................................................................................................. 17

4.3

LCD 表示、モニターがオフになる時間設定 ........................................................................... 184.4

本体電源電圧のチェック ....................................................................................................... 18

4.5

メニューから時刻表示画面に戻る ......................................................................................... 18

SD カードフォーマット .................................................................................................................... 19519

2 本以上のセンサー接続使用法
5.1

SDI ID の設定 ........................................................................................................................ 205.2

CH 数の設定 ............................................................................................................................ 21

5.3

モニター ID の設定 ............................................................................................................... 21

5.4

T 型コネクタ .......................................................................................................................... 22

5.5

拡張ターミナル ...................................................................................................................... 22

5.6

端子台 10CH 拡張ターミナル .................................................................................................. 23

6

24

付録
6.1

M12 コネクタの接続 ............................................................................................................... 24
4/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

1 仕様
型

式

対応センサー種類
通称

C-M1001
CACC-TDR-315L

CACC-SEN-SDI

TDR センサー

TDT センサー

5個
D0 コマンド測定

含水率(%)、土壌温度(℃)、相対誘電率、Bulk 土壌導電率(μS/cm)、間隙水導電率(μS/cm)

項目
D1 コマンド
接続可能
センサー本数
センサー側
接続コネクタ、結線

4個
含水率(%)、土壌温度(℃)、相対誘電率、Bulk 土壌導電率(dS/m)

5 個(サポート外)

2 個(サポート外)センサー取説をご覧ください

センサー取説をご覧ください

最大 10 本、2 種類のセンサーは混在可能。
2 本以上のセンサー接続にはオプション T 型コネクタまたは拡張ターミナルをご使用ください。各センサーにアドレス割り当ての必要有ります。
M12A 5P Male ピン配線：1:電源(赤)、3: G(白)、5:SDI(青) IP67

液晶表示

16 文字 X2 行

記録メディアμSD カード 16GB まで FAT32 Class 4(10 は未確認)

記録形式
設定項目
測定インターバル

CSV、先頭にタイムスタンプとレコード番号
タイムスタンプ(yyyy/mm/dd hh:mm:ss)、データ
SDI アドレス（1 本接続時）、内部時刻、測定インターバルなど
1 分(*1、2 分、5 分、10 分、30 分、60 分、ワンショット記録
アルカリ単 3 電池 x4 本(リチウム単 3 電池を推奨)

電源

電池交換目安：4.8V 以下
外部電源端子：マイクロ USB typeB (4.8-6.7V)

電池寿命

ワンショット記録(1Ch、1 年以内)：20,000 回以上
モニター回数(1Ch、1 分、1 年以内)：4000 回以上

5/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

ロガー記録時本体電池による、計測可能日数

電池寿命

インターバル(分)
Ch 数

2

5

10

30

60

1
17
42
85
255
510
2
10
26
53
161
323
3
7
19
39
118
237
4
6
15
31
93
187
5
5
12
25
77
154
6
4
10
21
65
131
7
3
9
19
57
114
8
3
8
16
50
101
9
3
7
15
45
91
10
2
6
13
41
82
アルカリ電池、常温条件（低温時はリチウム電池使用ください）

電池の電圧が 4.8V 以下になった場合は電池を交換してください
時計バックアップ電池

ボタン型 CR1220 ：単 3 電池のない状態で 2 年間
本体：-20～50℃(リチウム単 3 乾電池使用時）

使用温度範囲アルカリ電池使用時：0～40℃
低温での使用にはリチウム単 3 電池を推奨

本体 大きさ／重さ

85W x 170L x 40Dmm(カバー電池含む、突起部含まず)
突起:15mm／本体約 380g

防水性

なし

付属品

テスト用単 3 電池 4 本
μSD カード 2GB 以上付属、簡易キャリングケース
T 型コネクタ（2Ch 拡張）オプション

拡張ターミナル(4Ch、8Ch 拡張対応）
外部電源（μUSB コネクタ付、単 3 リチウム電池 4 本付属）
キャリングケース 1：235Wx280Dx100H 850g(ケースのみ)

オプション大きさ

キャリングケース 2：366Wx270Dx78H 800g(ケースのみ)
外部電源：63Wx83Dx27H 100g(リチウム単 3 電池内蔵) ケーブル含まずz

本体の色、ケーブル色、コネクタ色など変更される場合があります。

zμSD カード、キャリングケースなど付属品メーカー、仕様は予告なく変更
されることがあります。

注 意z

T 型コネクタは多段にした 3Ch 接続できません（コネクタが入らないため）*1)1 分インターバルでの計測はセンサーの仕様上、温度が不正確になり、土壌水分も不正確になります。2 分以上のインターバルを使用してください。

6/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

1 クイックスタートマニュアル

μSD カード挿入口

μUSB-B 外部電源

ラベルを下面にカードを爪で押すと挿入
再度押すとはずれます

コネクタ(スマホと同じ)
DC:5-6V
方向を合わせて差込端子が上側になる
ように挿入

センサー接続コネクタ
突起をあわせて、ねじ込んで下さい

液晶モニター
16 文字 x2 行センサーの接続
コネクタの突起を本体と合わせて差込、この部分を廻して固定します。

操作スイッチREC/STOP 長押しでスタート
長押しでストップ
1 押しで、ワンショット記録
MENU
インターバルや時計の設定など
MONITOR
1 押しでリアルタイムモニター
初期設定では 1 分間でスリープ状態になります。30 秒～9 分の設定が可能です。

本体カバー(衝撃吸収)
電池交換の場合ははずします。
上側の細いところを引っ張ってはずします。

本体電池収納部
アルカリまたはリチウム単 3 電池 4 本
ご使用下さい。接続は直列です。
長期間使用しないときは、電池をはず
して下さい

7/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

土壌水分モニターは 3 種類の使用方法があります。
目的に応じてご使用ください。
電源スイッチはありません。何もしないと省電力モードで動作しています。
長期間使用しないときは、電池を抜いてください①②③

その場でモニター（目読）：30 秒から 9 分間、測定値を表示
ワンショット記録：任意のタイミングで 1 回測定値を記録
データロガー：インターバルを設定して、一定間隔で測定値を保存

ボタン位置
起動

ボタン操作

LCD表示

LCDディスプレイに何も表CLIMATEC,INC
示していないときに
WEATHER.CO.JP
MENU またはその他のキSWC MONITOR
ーを1回押すC-M1001 V1.02
初期画面を3ページ表示
後 、 時 刻 表 示 に 遷 移 す Bat.Volt:06.5Vる。
Ser Num:180001
その後時刻表示18-0315 14:30:23
IVL 60min MaxCh 1

ボタン位置
ボタン操作
LCD表示
① その場でモニター（目読） ※以下の例はTDR-315Lの応答例です
時刻表示中に以下操作
18-0315 14:30:23
IVL 60min MaxCh 1

説明
モニターの起動は3つあるボタンのどれかを押します。
初期画面、電池電圧、製造番号が表示され、その後、現在時刻、測
定間隔、測定Ch数を表示
MENUでスキップできます。
年-月日 時:分:秒
Interval 60分 1Chを表示（初期1分間表示）
説明
時刻表示中
(起動中)

上 記 表 示 中 (1 分 以 Monitor Start
モニター開始内)MONITORを押す
NOW Check Sensor 意味：Ch1のデータ
土壌水分 23.4%
01CH 23.4% 22.9C
センサ温度 22.9℃
11.5P 269/2460uS 誘電率 11.5
BulkEC 269μS/cm
間隙水EC2460μS/cm
モ ニ タ ー 中 に 再 度 Monitor Canceled
モニターの中止
MONITORを押す
8/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

放置

注意② ワンショット記録
時刻表示中に以下操作
ボタンを押した時 REC/STOP
のみ計測保存1回押し

上記表示中(1分以内)
REC/STOPを1回押す

1CH 23.4% 22.9C
1分後に終了11.5P 269/2460uS ()測定を繰り返しモニターは複数本のセンサーを接続していても、指定Ch(初期1Ch)のみ表示します。
モニターするChは指定可能です。

18-0315 14:30:23
IVL 60min MaxCh 1
SWC MONITOR
C-M1001 V1.02
その後
18-0315 14:30:23
IVL 60min MaxCh 1
18-0315 14:30:23
IVL 60min MaxCh 1

時刻表示中
(起動中)
初期画面を表示させて次の1回押しへ
年-月日 時:分:秒
Interval 60分 1Ch
モニターを起動

上記表示中(1分以内)にも SD CARD CHECK ワンショット記録をしてOK
終了
う1回REC/STOPを押す
NOW REC.DATA ID③データロガー
時刻表示中に以下操作
測定間隔の設定 MENUを押す
不要な場合は次へ

18-0315 14:30:23
時刻表示中
IVL 60min MaxCh 1 (起動中)Interval Set?
Edit-> DOWN/UP!

DOWN ま た は UP ボ タ ン を Interval Now 60m
押してIntervalを選択する
New(MONITOR/REC/STOP)キ 30m
ーと同じ
MENUボタンで決定する

記録開始

時刻表示中に以下操作

Interval Now 60m
SET
New
30m
点滅
18-0315 14:30:23
IVL 60min MaxCh 1
9/24

インターバルセットする
ならDOWN/UP押す
Newの方がDOWN/UP
ボタンで変化していく
ので、希望のインターバルで停止して文字全体が点滅して新しいIntervalがセット
される
時刻表示中
(起動中)
2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

REC/STOP長押しSD CARD CHECK 長押しを始めると最初OKに左の画面が表示
NOW REC.DATA…
REC START?
が点滅して次の画面
REC START?
に推移するまで長押しIVL 60min MaxCh 1 続ける
左の画面に推移したら点滅
ロギングが開始されて
NOW REC:RUN
いるので指を離す
IVL 60min MaxCh 1
長押しが足りないと
Keep REC:STOP
記録を中止
IVL 60min MaxCh 1
測定中の表示
自動表示
RecLogging
計 測 中 の 表 示 (10 秒
18-0315 14:30:23
間)
前 回 記 録 デ ー タ MONITORを押す
REC.Last Data
最終記録時刻表示のモニター
01CH 12.3% 24.0C
Chと土壌水分、温度
その後
18-0315 14:30:23
最終記録時刻0,12.3,24.0,0,0
データ列
記録停止
LCDディスプレイに何も表 REC STOP?
REC STOP?
示 し て い な い と き に IVL 60min MaxCh 1 が 点 滅 し て 次 の 画 面
REC/STOP長押し点滅に推移するまで長押し続ける
NOW REC:STOP
左の画面に推移したら
IVL 60min MaxCh 1 記録停止
長押しが足りないと
Keep REC:RUN
記録を継続
IVL 60min MaxCh 1
μSDカード交換
記録する時刻を避けてμSDカードを交換します。
方法１
インターバルが長い場合・記録を停止方法２・μSDカードの交換
イ ン タ ー バ ル が ・記録を開始
短い場合の手順で行います。
μSDカード交換

10/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

項目ボタン
ロギング中のキー操作
ロ ギ ン グ 中 の キ ー MENU
上記、1回押し操作
REC/STOP
上記、1回押し

LCD表示

内容

表示無し

記録中で他の操作はできません。
ロガーとして動作中
ロガー動作中に停止す
るか？
長押ししない限り停止しません。

REC STOP?
IVL 60min MaxCh 1

11/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

2 その他の操作
2.1 マイクロ SD カードの交換方法
μSD カードを爪で押すと、差込、取り出しを行うことができます。

差込の方向は上側に端子、下側に印刷面（ラベル面）となります。

2.2 本体電池の交換方法
まず、黄色の本体カバーをはずします。

→
本体カバーの上部(コネクター側)を写真のようにずらしてはずします。

電池カバーをはずして、電池を交換します。電池カバーは押し込みながらスライドさせるとはずすことができます。電池は必ず、4 本同時に交換してください。
長期間使用しないときは、電池をはずしてください。

12/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

2.3 外部電源
外部電源は、5-6.7V 以内の電源をご用意ください。内部電池の装着に関係なく使用可能です。
外部電源と内部電池の電圧の高い方を使用しますので、外部電源の電圧が下がった場合は内部電池に切り替わります。電池電圧をモニターして、4.8V 以下になった場合、電池を交換してください。

2.4 オプション外部電源の使用方法と注意
電池の交換

表のギザギザの部分を押して、蓋を開け、中の電池を交換します→
DC 5V とかかれた USB 端子に USB ケーブルを挿し、土壌水分モニターに μUSB を差し込みます。
外部電源の ON-OFF スイッチを ON にして、外部電源を供給します。
長期間使用しないときは、電池をはずしてください

13/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

3 記録データ
3.1 フォルダー構成

SD カードの中には、CLIMATEC というフォルダーと、ファイルが生成されます。
CLIMATEC の中は”CM1001_0.TXT”というファイルが作成され、動作のログが記録されています。
データはルートにあります。

3.2 ファイル名規則
フォルダーの中には最大 4 種類のファイルが作成されます。
1 つのファイルは約 6 万行までで、それを越えると新しい日付のファイルが作成されます。
ワンショットデータファイル(C0,C1)と、インターバル記録データファイル(D0,D1)の 2 種類があります。C0,D0 は D0 コマンドの結果を、C1,D1 ファイルは D1 コマンドの結果を収録しています。
ファイル名

例

記録の種類

コマンドの

内容

種類
yymmddC0.CSV

180314C0.CSV

ワンショットD0

ワンショット記録のD0コマンドの結果

yymmddC1.CSV

180314C1.CSV

ワンショットD1

ワンショット記録のD1コマンドの結果

yymmddD0.CSV

180314D0.CSV

インターバルD0

インターバル(ロガー) 記録のD0コマンドの結果

yymmddD1.CSV

180314D1.CSV

インターバルD1

インターバル(ロガー) 記録のD1コマンドの結果

ここで、yy:西暦年下 2 桁、mm：月、dd：日、C0,C1,D0,D1 は固定値

14/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

3.3 データファイルの内容
黄色の行列は説明のための行列、青はヘッダーです。
3.3.1 ヘッダー2 行（H1,H2）と記録終了
ヘッダーはデータ収録開始時に 2 行書き込まれます。記録終了時に、「REC END」と書かれます。

3.3.1.1 ヘッダー１：センサー情報、本体情報の記録

説
明
H1

1

2

本体 S/N

インターバル、
Ch数
Interval:60m
CH_max:N

SN:180001

3

4

5

10

11

12

Firm Ver.

Sensor種類

C-M1001 V1.02
WEATHER.CO.JP

ID&Type:Sensor種類0
0TR315

Sensor種類1
1TDT

センサー種類：TR315：CACC-TDR315L

6

7

8

9

10+N
…

Sensor
種類N
NTR315

TDT: CACC-SEN-SDI

3.3.1.2 ヘッダー２：データ並び
説明
H2

S1

S2

タイムスタ
ンプ
DateTime

レコー
ド番号
Dat.No3.3.1.2.1
説明
H2

H2

ChNデータ
…

E1

E2

電池電圧
（V）
Batt_Volt

内部温度未使用
Int.TempC

ヘッダー２：データ並び(TR315：CACC-TDR315L)

1

2

3

4

5

6

SDI
AddresCh_Adrs

含 水
率(%)
VWC%

センサー
温度(℃
degC

誘電率

Bulk EC(μS/cm)Bulk_ECuS/cm

PoreWater EC(μS/cm)Pore_ECuS/cm

3.3.1.2.2
説明

Ch1データPermit

ヘッダー2Ch 以後(TDT: CACC-SEN-SDI)
1

2

3

4

5

SDI
AddresCh_Adrs

含 水
率(%)
VWC%

センサー
温度(℃
degC

誘電率
PermitBulk EC(dS/m)
So.ECdS/m

4

5

3.3.2 データ例
1Ch:CACC-TDR315L の場合

H1
H2

1

2

SN:180001

Interval:60m
CH_max:01

3

6

7

8

9

DateTime

Dat.
No

Ch_
Adrs

VWC%

degC

Per
mit

Bulk_
ECu
S/cm

Pore_
EC
uS/cm

Batt
_Volt

Int.
TempC

2018/3/15 17:00

0

0

12.2

24.4

1

12.2

123.2

6

999

2018/3/15 18:00

1

0

12.2

24.4

1

12.2

123.2

6.1

999

2018/3/15 19:00

2

0

12.2

24.4

1

12.2

123.2

6.1

999

2018/3/15 20:00

3

0

12.2

24.4

1.6

12.2

123.2

2018/3/15 20:22

65535

END of File

C-M1001
V1.02
WEATHER.CO.JP

10

11

ID&Type:

0TR315

6.1

999

6.1

999

2h 1Ch:CACC-TDR315L, 2ChCACC-SEN-SDI の場合
15/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

1

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ch1 データ
H1

H2

SN:180001
DateTime

C-M1001 V1.02

ID&

CH_max:02

WEATHER.CO.JP
Bulk_
Per
degC
EC
mit
uS/cm

Type:

Ch_
Adrs

VWC%

13

14

15

Ch2 データInterval:10min
Dat.
No

12

Pore_
EC
uS/cm

Ch_
Adrs

VWC%

0TR315

1TDT

degC

Permit

Bulk_
EC
dS/m

Batt
_Volt

Int.
TempC

2018/3/17 23:10

0

0

0

17.8

1

0

0

1

0

20.3

1

0

5.9

999

2018/3/17 23:20

1

0

0

17.3

1

0

0

1

0

18.3

1

0

5.9

999

2018/3/17 23:30

2

0

0

16.8

1

0

0

1

0

17.1

1

0

5.9

999

2018/3/17 23:40

3

0

0

16.3

1

0

0

1

0

16.4

1

0

5.9

999

2018/3/17 23:50

4

0

0

16

1

0

0

1

0

16

1

0

5.9

999

2018/3/18 0:00

5

0

0

15.8

1

0

0

1

0

15.7

1

0

5.9

999

2018/3/18 0:10

6

0

0

15.6

1

0

0

1

0

15.5

1

0

5.9

999

2018/3/18 0:20

7

0

0

15.5

1

0

0

1

0

15.4

0.9

0

5.9

999

2018/3/18 0:20

65535

5.9

999

END of File

※本モニターは設定したセンサーCh 数に応じて、測定開始時に得られた各センサーの計測値をもとにヘッダー(H1 および H2)を決定し、以降のデータを左詰で保存します。記録中にある Ch_Adrs のセンサーが故障等で応答しない場合は次の Ch_Adrs の計測値が左詰で保存されます。
※Batt_Volt が 4.8V 以下に低下した場合は、異常値が保存されてしまう場合やセンサーからの応答が得られない場合があります。4.8V 以下に低下する前に電池の交換を行ってください。

16/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

4 本体メニューその他の設定
MENU で時計、SD カードのチェック、LCD のタイムアウト（表示が消えるまでの時間）、バッテリー
電圧のチェックが可能です。メニュー放置すると 1 分で自動キャンセルされます。

4.1 本体時計の設定
項目

ボタン

LCD表示

時計の設定

MENU を 右 の 表 示 に Clock Set?
なるまで数回押す
Edit-> DOWN/UP!
DOWN/UPを押す
18-0315 13:31:30
yy-mmdd hh:mm:ss

内容

点滅している桁の設定を行います。

設定を飛ばす時は
MENUを押す18-0315 13:31:30
yy-mmdd hh:mm:ss

設定する桁でDOWN/UPを押す

18-0315 13:32:30
yy-mmdd hh:mm:ss

決定する時は
MENUを押す18-0315 13:32:30
SET Clock
点滅秒まで設定すると全体が点滅して時刻が設定
されます

LCD表示

内容

4.2 SD カードのチェック
項目

ボタン

SDカードのチェック

MENU を 右 の 表 示 に SD CARD CHECK?
μSD Cardの状態チェック
なるまで数回押す
Start-> DOWN/UP!
DOWN/UPを押す
SD CARD CHECK OK SDカード正常
SD CARD ERROR?

17/24

SDカードがないか異常

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

4.3 LCD 表示、モニターがオフになる時間設定
土壌水分の現在モニターの表示時間も同時に設定されます。

項目

ボタン

LCD表示

LCD表示、モニター MENU を 右 の 表 示 にがオフになる時間設 なるまで数回押す
定
DOWN/UPを押す
更に
DOWN/UPを押す

決定する時は
MENUを押す内容

LCD OffTime Set?
Edit-> DOWN/UP!
LCD Off NOW 30s

現在のオフになる時間

LCD Off NOW 30s
NEW 1m新オフ時間が2行目に表示される

LCD Off NOW 30s
SETNEW 1m

点滅後決定される

点滅

4.4 本体電源電圧のチェック
項目

ボタン

LCD表示

内容

本体電源電圧のチ MENU を 右 の 表 示 に Batt/SN Check?
なるまで数回押す
Start DOWN/UP!
ェック
DOWN/UPを押す

Batt.Volt:05.9
Ser Num:180001

現在の本体電源電圧と機器製造番号を表示、
単位：V※電源電圧が 4.8V 以下になった場合は、電池を交換してください。

4.5 メニューから時刻表示画面に戻る
項目

ボタン

LCD表示

内容

本体電源電圧のチ MENU を 右 の 表 示 に Exit From MENU?
ェック
なるまで数回押す
Start DOWN/UP!
DOWN/UPを押す

18-0315 14:30:23
IVL 60min MaxCh 1

18/24

時刻表示画面に戻る

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

SD カードフォーマット
通常、μSD カードのフォーマットは必要ありませんが、フォーマットする場合は、次の手順で行います。
μSD カードをカードアダプタ（市販品または付属）に挿入し、PC の SD カードドライブに挿入します。
SD カードドライブを右クリックして、クイックフォーマットを選択。

→→

フォーマットの設定は既定値のままの状態で「開始」をクリックします。

5 2 本以上のセンサー接続使用法
以下の規則に従って接続してくださいz

１つの土壌水分モニターに 10 本までのセンサーが接続可能です。

z

10 本のセンサーは TDR/TDT 両センサー混在可能です。

z

SDI ID の設定：1～10 までの ID をセンサーの数以下で重ならないように設定してください。
¾

1 番目のセンサーID は 1 になり、10 番目の ID は 10 になります。

z

SDI ID は重複は不可です。

zMaximum Ch 数をセンサーの本数に設定してください。

z

Ch と接続する場所は関係ありません。

z

SDI ID は、必ず 1 から始まるようにして、間が飛ばないようにしてください。
¾

センサー4 本接続の場合、SDI アドレスは 1-4、Maximum Ch は 4 になります。

¾

センサー8 本接続の場合、SDI アドレスは 1-8、Maximum Ch は 8 になります。

19/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

5.1 SDI ID の設定
土壌水分モニターに 1 本ずつセンサーを接続して設定を行います。
SDI ID は 1-10 まで各センサーに固有の番号を割り付けすることができます。
2Ch 以上の計測をする場合、ID は、重なることがないようにしてください。
注意：SDI アドレスは 0-9 ですが、本機器では、SDI ID = SDI アドレス＋１としています。

項目

ボタン

LCD表示

SDI IDの設定

MENU を 右 の 表 示 になるまで数回押す
センサーを1本ずつ DOWN/UPを押す
接続して行います。

内容

SDI ID SET?
Edit-> DOWN/UP

センサーが接続されている場合

SDI ID NOW 1

現在のアドレスを表示

DOWN/UP を 指 定 の
アドレスまで押して、

SDI ID NOW 1
NEW 2

新アドレスが2行目に表示される

最後にMENUを押して確定する

SDI ID NOW 1
NEW 2
点滅
センサーが接続され SDI Errorていないと
NO RESPONSE!

点滅後決定される

左の表示が連続で表示されるので、センサーを接続します。

PLS CONNECT
ONLY 1 SENSOR
SDI ID Must Be
1 to MAXChSDI ID SET?
EDIT CANCELED

20/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

5.2 CH 数の設定
複数本の計測をする場合、接続するセンサーの数を入力します。
項目

ボタン

LCD表示

Ch数の設定MENU を 右 の 表 示 に Maximum Ch Set?
Edit-> DOWN/UP
接 続 す る セ ン サ ー なるまで数回押すの数を入力します。
Maximum Ch Now 1
DOWN/UPを押す

内容

現在のCh数を表示

DOWN/UP を 指 定 の Maximum Ch Now 1
New 2
アドレスまで押して、新アドレスが2行目に表示される

最後にMENUを押して Maximum Ch Now 1
確定する
New 2
点滅

点滅後決定される

5.3 モニター ID の設定
MONITOR ボタンで、モニターするセンサーの ID を設定ができます。
複数本接続した場合、1 本ずつの動作チェックなどが可能です。
項目

ボタン

LCD表示

MONITORボタンで、 MENU を 右 の 表 示 にモニターするセンサ なるまで数回押す
ー の ID を 設 定 し ま DOWN/UPを押す
す。

内容

Monitor ID Set?
Edit-> DOWN/UP

センサーが接続され Monitor ID NOW 1ている場合

現在のアドレスを表示

DOWN/UP を 指 定 の
アドレスまで押して、最後にMENUを押して確定する

新アドレスが2行目に表示される

SDI ID NOW 1
NEW 2
SDI ID NOW 1
NEW 2
点滅

21/24

点滅後決定される

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

5.4 T 型コネクタ→
オプションの T 型コネクタで 2Ch の測定が可能になります。
T 型コネクタは M12 コネクタが入らないため、多段接続できません。

5.5 拡張ターミナル
オプション拡張ターミナルにより 10Ch までのセンサーが接続可能になります。

4Ch 拡張ターミナルの例
ターミナルを本体に接続、ターミナルに各センサーを接続します。

9Ch、10Ch の測定は 8Ch と 4Ch の拡張ターミナルを T 型コネクタで接続するか、8Ch コネク
タに T 型コネクタを追加します。使用しないポートはテープなどで保護してください。
22/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

5.6 端子台 10CH 拡張ターミナル
本オプションの拡張ターミナルを使用することで、M12 コネクタのついていない土壌水分センサーを10Ch まで接続可能になります。

端子台 10Ch 拡張ターミナルの例
ターミナルを本体に接続、ターミナルに各センサーを接続します。

3 極のコネクタを 10Ch 拡張ターミナルに差込み、拡張ターミナルにプリントされている
配線色どおりに配線してください(左から青、白、赤の順)。

23/24

2019/07/25

CLIMATEC,Inc.

土壌水分モニター取扱説明書_v107.docx6

6 付録
6.1 M12 コネクタの接続
既存センサーに M12 コネクタを接続する場合、以下のように接続します。
外被覆から内部ケーブルを長さ 3cm 程度出して、先端 5mm を剥き、半田上げします。
2cm

・ 外被を剥いて、中の芯線(3本)を2cm出します。
・ 中心に接続する青線は1cmに切断します。
・ それぞれ、5mm剥いて、半田仕上げします。

1cm

ケーブル留めゴムブッシュ

5mm
半田上げ

コネクタカバー

ケーブルをケーブル留め・ゴムブッシュ・コネクタケー
スの間を通します。

ネジ留め・ 以下の配線に従い、色を間違えないようネジ止めしま
す

G:白
3
2

5

4

１

SDI:青
+:赤

黒いところを持ってケースカバーを締める

コネクタケースをネジで止め、最後にケーブル入口のネジを締めます。
根元まで締め込む

24/24

2019/07/25