ウエハーエッジマルチスケーラー（ＷＥＭＳ）

仕様書

製造元

株式会社インテックス〒２７７－０８７３

千葉県柏市中十余二元山３０６－４
TEL: 04-7137-5271

FAX: 04-7137-5272

§１

機能概要・特徴

本システムは半導体ウエハー等のエッジ寸法、角度等を測定する為の装置です。測定
可能なウエハーサイズは約２インチ～１２インチで、ウエハーの交換作業も容易です。
また、ハード設計製作からソフト設計製作まで自社で管理しており、パーソナルコンピ
ュータを使用しておりませんので、オペレーティングシステムの変更等による影響を受けることもありません。
１－１．システム概略図
基本システムオプション

ディスプレイＲＳ－２３２ＣＷＥＭＳ本体

プリンタ

１－２．測定機能［寸法測定］２点の測定ポイントを指定することにより、２点間の縦（Ｙ）と横（Ｘ）の寸法（面取深さ、面取）を測定することができます。
［角度測定］２点の測定ポイントを指定することにより、面取角度を測定することができます。
［半径測定］３点の測定ポイントを指定することにより、３点を結ぶ円の半径を測定することができます。
［一括測定］４点の測定ポイントを指定することにより、左面取深さ、右面取深さ、
左面取、右面取、総厚み、面取残厚、左面取角度、右面取角度を測定することができます。

-1-

１－３．各種設定
１－３－１．サイズ設定
１０種類のウエハーの名称及び原点位置を設定することができます。設定したウエハーの名称は測定画面の左上に表示されます。
１－３－２．原点設定
本装置はウエハーを載せかえることにより違うサイズのウエハーの測定が可能です。
但し、ジョイスティックを操作してウエハーの位置や、ピント合わせ等が必要になります。予めウエハー毎の原点位置（ウエハー位置、ピント等）を設定保存することにより、
ウエハー交換時に原点復帰機能で大まかな原点位置へ自動で移動することが可能です。
１－３－３．作業者設定
１０人分の作業者名を設定することができます。設定した作業者名は測定画面の左上に表示されます。
１－３－４．補正設定
左面取深さ、右面取深さ、左面取寸法、右面取寸法、総厚み、半径寸法の計算結果を補正することができます。（設定範囲は０～１．９９９倍）
１－３－５．日時設定
日時の変更及び、日時表示の表示方法を変更することができます。日時は非表示、西
暦４桁表示、西暦２桁表示を選択可能です。
１－３－５．※1［プリンタ設定］

プリンタを使用するか／しないかを切り替えることができます。
※1 プリンタはオプションです。

-2-

§２

装置仕様

２－１．仕様一覧
項目
測定範囲
表示器
撮像面積
有効表示画素数
走査方式
水平走査数
垂直走査数
水平同期
垂直同期
ドットクロック
データ保存媒体
操作方式
測定機能
判定方式
インターフェース
印字方式
使用環境
電源

仕 様
最大厚さ約２０００μｍ※2
深さ約１５００μｍ
19 型液晶ディスプレイ
2/3 型
768x494
2:1 インタレース
910 本
525 本
15.734KHz
59.94Hz14.31818MHz
SD-RAM
ジョイスティック、スイッチ
寸法、角度、Ｒ
レファレンスパターン
プリンタ用 : RS-232C
プリンタ（用紙：感熱紙）
但し、プリンタ使用時のみ

周辺温度 10～30℃
湿度 80％以下で結露の無い事
強磁気、強振動、粉塵のない事
AC100V±10％ 50/60Hz 150W
（プリンタ含まず）※２ 最大に近い寸法の場合、測定物と測定結果等表示文字が重なる箇所がでてきます。
（１）ＷＥＭＳ本体の設置
ＷＥＭＳ本体は幅が約３８ｃｍ、奥行き約６０ｃｍ、高さ約２０ｃｍ、重量が約２５ｋｇあります。本体背面に各種ケーブルを接続しますので、多少余裕をみて設置ペースの準備をお願いいたします。
また、内部に小型のモーター等が入っておりますので、若干熱を発生します
隣接する機器類と多少スペースを空けて設置してください。
（２）ディスプレイの設置
本体上部に設置してください。特にディスプレイの落下防止等の対策は行っていませんので、必要に応じて落下防止対策をお願いいたします。
（３）プリンタの設置
本体上部か直ぐ近くに設置してください。ディスプレイ同様、落下防止等の-3-

対策は行っておりませんので、必要に応じて対策願います。
（２）プリンタの接続（※ご購入された場合のみ）§７

電源投入、切断手順

１．電源投入ディスプレイとプリンタ（※プリンタ使用時）、ＷＥＭＳ本体の電源を投入してください。
ディスプレイに下記のような初期画面が表示されます。

ビデオスケーラー (WAFER EDGE MULTI SCALER) ＷＥＭＳ※※ 半導体ウエハー断面形状寸法等測定装置 ※※
製造番号＊＊＊＊＊＊

製造年月＊＊＊＊＊＊

ＷＥＭＳ－２型
株式会社インテックス

Ｖｅｒｓｉｏｎ *.**ＩＮＴＥＣＳ．ＣＯ.,Ｌｔｄ

Ｃａｎｃｅｌ：終了

ＯＫ：メニュー

ＯＫスイッチを押下するとメニュー画面が表示されます。

＊＊

メ ニ ュ ー
⇒ １＊＊

画像調整・原点設定

２

寸法測定

３

角度測定

４

半径測定

５

一括測定

６

サイズ設定・原点復帰

７

作業者設定

８

各種設定

■Cancel：終了●左ジョイスティック（上下）：項目移動■OK：決定左ジョイスティックの上下で “⇒” が移動し、ＯＫスイッチにて該当の機能へ切り替わります。
２．電源切断手順
メニュー画面にてＣａｎｃｅｌスイッチを押下すると下記のような画面が表示されます。
終了します。よろしいですか？
Ｃａｎｃｅｌ：中止

ＯＫ：実行

-4-

ＯＫスイッチを押すと“☆☆

電源を切断して下さい。

☆☆”の文字が表示されますので、その状態にて電源を切断してください。

§８

測定物のセット注意

グロメット内の輸送用ゴンドラ固定ネジが付いていると動きません。固定ネジが付いている状態で作業し！

ますと、機器に負荷がかかり、発熱破損する可能性がありますのでご注意下さい。
測定物がワークストッパーに当たっている場合はそれ以上Ｖローラーを広げないで下さい。測定物が落下し、破損、ケガをする可能性があります。

測定を始める前に画面表示位置やフォーカス、傾きを合わせる必要があります。
［手順１］メニューから画像調整・原点設定を選択してください。カメラのノーマル画像が写し出されます。

[ 画 像 調 整 ]作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ：10 in■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下）：測定物上下●左ジョイスティック（左右）：測定物左右■OK：原点設定／傾き調整／二値化調整●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左右）：フォーカス［手順２］右のジョイスティックを左右に動かすとゴンドラ部が移動しますので、仰角調整
軸がレチクル板十字の縦線の位置付近に来るように動かしてください。

-5-

仰角調整軸
レチクル板

［手順３］左ジョイスティックを上下に動かすとＶローラーが開閉しますので、測定物がＶローラーから落ちない程度に広げ、測定物の表面が手前にくるようにＶ
ローラーの溝に載せて下さい。ディスプレイ画面上の黒い部分が測定物になります。全体が白く黒い部分が表示されていない場合は、測定物がカメラの視野から外れていますので、左のジョイスティックを下に動かして下さい。
Ｖローラーが開き、測定物が降りてきます。（セットした測定物の手前側が画面の右側になります。）［手順４］左ジョイスティックの上下左右で測定物が上下左右に移動しますので、測定箇所がディスプレイの中央に来るようにし、右ジョイスティックの上下で測定物が回転しますので、測定箇所が真下に来るように調整後、右ジョイステ
ィックの左右でピントを合わせて下さい。ピントの具合としては、山頂の日の出のように、先端から光が放射しているような感じに調整します。
以上でセットは完了です。測定物が傾いている場合は続いて傾き調整を行って下さい。
また、原点設定を行いますと現在のＶローラーの位置、ピント等が保存できます。

-6-

§９

画像調整作業

測定を始める前に測定物をセットし、画面表示位置やフォーカス、傾きを合わせる必要があります。まず、”§８

測定物のセット”の手順１～４をご参照の上、測定物をセットし、画面表示位置やフォーカス等を合わせて下さい。続いて傾き調整・原点設
定・二値化調整を行う場合は画像調整画面にてＯＫを押下してください。下記のように“原点設定／傾き調整／二値化調整＊＊

選択画面“に切り替わります。

原点設定／傾き調整／二値化調整
⇒

選択画面

＊＊

原点設定画面へ移動
傾き調整画面へ移動
二値化調整画面へ移動■Cancel：画像調整●左ジョイスティック（上下）：項目移動■OK：決定9-1 傾き調整
画像調整後にウエハーが傾いて表示される場合や長期間の使用で仰角調整軸が磨り減ったり、測定するウエハーのサイズが変更になった場合等にこの作業が必要になります。
画像調整画面にてＯＫを押し、“原点設定／傾き調整／二値化調整

選択画面”にて“傾き調整画面へ移動“に合わせＯＫを押して下さい。下記の画面に切り替わります。

[ 傾 き 調 整 ]作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ：10 in■Cancel：前画面へ●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：原点設定●右ジョイスティック（左右）：傾き調整［手順１］右ジョイスティックを左右に動かすと仰角調整軸の長さが変わり、傾きを調整できます。
［手順２］ＯＫスイッチを押下すると原点設定画面へ移動し、Ｃａｎｃｅｌスイッチを押すと傾き調整した状態を保持して“原点設定／傾き調整／二値化調整択”画面へ戻ります。

-7-選

9-2 二値化調整
長期使用によるランプの劣化や測定物の反射具合により、二値化調整作業が必要になります。
[ 二 値 化 調 整 ]二値化表示：128■Cancel：データ無効、前画面へ■OK：データ更新後、前画面へ●右ジョイスティック（上下）：二値化調整［手順１］右ジョイスティックを上下に動かすと二値化具合を調整できます。
［手順２］ＯＫスイッチを押下するとデータ更新し、Ｃａｎｃｅｌスイッチを押下すると更新を無効にして原点設定／傾き調整／二値化調整
す。

-8-選択”画面へ戻りま

§１０

各種測定

10-1 寸法測定
画面に表示されているウエハーの縦横の寸法を測定する機能です。
Ｘ（横）寸法

ポイント番号
補助ライン

ポイント１

＋１
Ｙ（縦）寸法＋２
ポイント２

ポイント番号

・ Ｘ（横）寸法：ポイント１とポイント２間の横寸法です。
・ Ｙ（縦）寸法：ポイント１とポイント２間の縦寸法です。
・ ポイント番号：１ポイント目を＋１、２ポイント目を＋２と表示します。補助
メニューで表示のＯＮ／ＯＦＦ切替が可能です。
・ 補助ライン：ポイント１を決定した後、その位置とカーソルを結ぶラインが表示されます。補助メニューで表示のＯＮ／ＯＦＦ切替が可能です。

［手順１］左ジョイスティックの上下左右でカーソルをポイント１へ移動します。

[ 寸 法 測 定 ]2020/01/01 (日) 12:01:00

作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ ：10 in
Ｘ（横）寸法：００００
Ｙ（縦）寸法：００００■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左）：補助メニュー-9-［手順２］ＯＫスイッチを押下するとポイント１が表示されます。
[ 寸 法 測 定 ]作業者コード : ABC
ウエハーサイズ : 10 in
Ｘ（横）寸法：００００
Ｙ（縦）寸法：００００

2020/01/01 (日) 12:02:30＋１■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左）：補助メニュー［手順３］左ジョイスティックの上下左右でカーソルをポインと２へ移動し、ＯＫスイッチを押下して下さい。ポイント１とポイント２間のＸ（横）寸法とＹ（縦）寸法が表示されます。
［手順４］プリンタを使用すると設定してる場合はプリントアウトの確認メニューが表示されます。（※プリンタを使用する／しないの切替は ”プリンタ設定”をご参照下さい。）[ 寸 法 測 定 ]作業者コード : ABC
ウエハーサイズ : 10 in
Ｘ（横）寸法：０２００
Ｙ（縦）寸法：１２５０

2020/01/01 (日) 12:03:30＋１＋２
プリントアウトしますか？
Ｃａｎｃｅｌ：中止／ＯＫ：実行■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左）：補助メニュー［手順５］ＯＫスイッチを押下するとプリントを開始します。
注意：プリントアウトの確認メニューと縦横のカーソルラインは印字されません。
［手順６］再測定する場合は［手順１］から再度作業を行ってください。

- 10 -

［補助メニュー機能］
画面下部に表示されているメッセージの表示のＯＮ／ＯＦＦ、ポイント１とポイント２間の補助ラインのＯＮ／ＯＦＦ、ポイント番号のＯＮ／ＯＦＦ、カーソルの移動スピ
ードの切替（３段階）を行うことができます。
［手順１］右ジョイスティックを左に動かすと画面右下に補助メニューが表示されます。
[ 寸 法 測 定 ]2020/01/01 (日) 12:04:20

作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ ：10 in
Ｘ（横）寸法：００００
Ｙ（縦）寸法：００００＊ 補助メニュー ＊⇒補助メッセージ
ON
補助ライン
ON
ポイント番号
ON
カーソルスピード HIGH
■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動●右ジョイスティック（左）：補助メニュー終了■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：メニュー項目移動●右ジョイスティック（右）：メニューデータ変更［手順２］右ジョイスティックの上下で項目移動、右ジョイスティックを右に動かすと内容を変更する事が出来ます。
［手順３］右ジョイスティックを左に動かすと、補助メニューを閉じます。
（※

変更したデータは電源を切断しても保存されています。）- 11 -

10-2 角度測定
ウエハーの面取角度を測定する機能です。
ポイント番号

ポイント１

補助ライン

＋１

Ａ（角度）

＋２
ポイント２

・Ａ（角度）

ポイント番号：ポイント１から下方に垂線を引きそのラインとポイント１とポイント２間を結ぶラインの角度。（※

垂線は計算上だけで実際の画面には表示されません。）
・ポイント番号：１ポイント目１、ポイント２と表示します。補助メニューで表示のＯＮ／ＯＦＦ切替が可能です。
・補助ライン：ポイント１を決定した後、その位置とカーソルを結ぶラインが表示されます。補助メニューで表示のＯＮ／ＯＦＦ切替が可能です。

［手順１］左ジョイスティックの上下左右でカーソルをポイント１へ移動します。
[ 角 度 測 定 ]作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ ：10 inＡ（角度）：００.００°

2020/01/01 (日) 12:01:00■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左）：補助メニュー- 12 -

［手順２］ＯＫスイッチを押下するとポイント１が表示されます。
[ 角 度 測 定 ]作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ ：10 inＡ（角度）：００.００°

2020/01/01 (日) 12:02:30＋１■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左）：補助メニュー［手順３］左ジョイスティックの上下左右でカーソルをポイント２へ移動し、ＯＫスイッチを押下して下さい。（※

カーソル移動中も角度計算は行っております

ので、Ａ（角度）の数値は変化します。）［手順４］前図のＡ（角度）の値が表示され、プリンタを使用すると設定している場合
はプリントアウトの確認メニューが表示されます。（※プリンタを使用
る／しない

す

の切替は ”プリンタ設定”をご参照下さい。）[ 角 度 測 定 ]作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ ：10 inＡ（角度）：２３.００°

2020/01/01 (日) 12:03:30＋１＋２
プリントアウトしますか？
Ｃａｎｃｅｌ：中止／ＯＫ：実行■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左）：補助メニュー［手順５］ＯＫスイッチを押下するとプリントを開始します。
注意：プリントアウトの確認メニューと縦横のカーソルラインは印字されません。
［手順６］再測定する場合は［手順１］から再度作業を行ってください。

- 13 -

［補助メニュー機能］
画面下部に表示されているメッセージの表示のＯＮ／ＯＦＦ、ポイント１とポイント
２の補助ラインのＯＮ／ＯＦＦ、ポイント番号のＯＮ／ＯＦＦ、カーソルの移動スピー
ドの切替（３段階）を行うことができます。
手順につきましては寸法測定と同様になりますので、寸法測定の補助メニュー機能をご参照ください。

- 14 -

10-3 半径測定
３点の測定ポイントを結ぶ円の半径を表示する機能です。

測定ポイント１
Ｒ（半径）

＋１
＋３
＋２

測定ポイント２

・ Ｒ（半径）測定ポイント３：３点の測定ポイントを通る円の半径。
（※

実際の画面に円は表示されません。）［手順１］左ジョイスティックの上下左右でカーソルをポイント１へ移動します。
[ 半 径 測 定 ]2020/01/01 (日) 12:01:00

作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ ：10 in
Ｒ（半径）：■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左）：補助メニュー- 15 -

［手順２］ＯＫスイッチを押下するとポイント１が表示されます。
[ 半 径 測 定 ]2020/01/01 (日) 12:01:00

作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ ：10 in
Ｒ（半径）：００００.００＋１■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左）：補助メニュー［手順３］左ジョイスティックの上下左右でカーソルを２点目の測定ポイントへ移動し、ＯＫスイッチを押下し、３点目の測定ポイントへ移動し、ＯＫスイッチを押下してください。
[ 半 径 測 定 ]2020/01/01 (日) 12:01:00

作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ ：10 in
Ｒ（半径）：０２００.００

＋１
＋３
＋２
プリントアウトしますか？
Ｃａｎｃｅｌ：中止／ＯＫ：実行■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左）：補助メニュー［手順４］３点を通る円のＲ（半径）の値が表示され、プリンタを使用すると設定している場合はプリントアウトの確認メニューが表示されます。（※プリンタを使用

する／しないの切替は ”プリンタ設定”をご参照下さい。）［手順５］ＯＫスイッチを押下するとプリントを開始します。
注意：プリントアウトの確認メニューと縦横のカーソルラインは印字されません。
［手順６］再測定する場合は［手順１］から再度作業を行ってください。

- 16 -

［補助メニュー機能］
画面下部に表示されているメッセージの表示のＯＮ／ＯＦＦ、測定点横のポイント番
号のＯＮ／ＯＦＦ、カーソルの移動スピードの切替（３段階）を行うことができます。
［手順１］右ジョイスティックを左に動かすと画面右したに補助メニューが表示されます。
[ 半 径 測 定 ]2020/01/01 (日) 12:01:00

作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ ：10 in
Ｒ（半径）：０２００.００＊ 補助メニュー ＊⇒補助メッセージ
ON
補助ライン
ポイント番号
ON
カーソルスピード HIGH
■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動●右ジョイスティック（左）：補助メニュー終了■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：メニュー項目移動●右ジョイスティック（右）：メニューデータ変更［手順２］右ジョイスティックの上下で項目移動、右ジョイスティックを右に動かすと内容を変更する事が出来ます。
［手順３］右ジョイスティックを左に動かすと、補助メニューを閉じます。
（※

変更したデータは電源を切断しても保存されています。）- 17 -

10-4 一括測定
４点の測定ポイントを設定することにより、左面取深さ（Ｘ１）、右面取深さ（Ｘ２）、左面取（Ｙ１）、右面取（Ｙ２）、総厚み（Ｔ１），面取残厚（Ｔ２）、左面取角度（θ１）、右面取角度（θ２）を測定します。
T1（総厚み）＋１＋３

Y1（左面取）Y2（右面取）＋２＋４

θ1（左面取角度）

θ2（右面取角度）
T2（面取残厚）X1（左面取深さ）

X2（右面取深さ）［手順１］左ジョイスティックの上下左右でカーソルをポイント１へ移動します。
[ 一 括 測 定 ]2020/01/01 (日) 12:01:00

作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ：10 in
Ｘ１（左面取深さ）：
Ｘ２（右面取深さ）：
Ｙ１（左面取）：Ｙ２（右面取）：Ｔ１（総厚み）：Ｔ２（面取残厚） ：θ１（左面取角度）：
θ２（右面取角度）：■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左）：補助メニュー［手順２］測定ポイント４点を決定してください。
左面取深さ（Ｘ１）、右面取深さ（Ｘ２）、左面取（Ｙ１）、右面取（Ｙ２）、総厚み（Ｔ１），面取残厚（Ｔ２）、左面取角度（θ１）、右面取角度（θ２）を測定し、表示します。

- 18 -

プリンタを使用すると設定している場合はプリントアウトの確認メニューが表示されます。※プリンタを使用する／しないの切替は ”プリンタ設定”をご参照下さい。）[ 一 括 測 定 ]作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ：10 in
Ｘ１（左面取深さ）：０１５０
Ｘ２（右面取深さ）：００８０
Ｙ１（左面取）：１０６０
Ｙ２（右面取）：０９１３Ｔ１（総厚み）：０６６７
Ｔ２（面取残厚） ：０５８９
θ１（左面取角度）：１１.００°
θ２（右面取角度）：０９.３０°

2020/01/01 (日) 12:01:00

＋１

＋２

＋３

＋４

プリントアウトしますか？
Ｃａｎｃｅｌ：中止／ＯＫ：実行■Cancel：メニュー●左ジョイスティック（上下左右）：カーソル移動■OK：測定点決定●右ジョイスティック（上下）：測定物回転●右ジョイスティック（左）：補助メニュー［手順３］ＯＫスイッチを押下するとプリント印字を開始します。
注意：プリントアウトの確認メニューと縦横のカーソルラインは印字されません。
［手順４］再測定する場合は［手順１］から再度作業を行ってください。
［補助メニュー機能］
画面下部に表示されているメッセージの表示のＯＮ／ＯＦＦ、ポイント１とポイント
２間、ポイント３とポイント４間の補助ラインのＯＮ／ＯＦＦ、ポイント番号のＯＮ／
ＯＦＦ、カーソルの移動スピードの切替（３段階）を行うことができます。
手順につきましては寸法測定と同様になりますので、寸法測定の補助メニュー機能をご参照ください。

- 19 -

§１１ 原点設定と原点復帰
ウエハーサイズ毎に画像調整を行ったＶローラーの位置、ピント位置等を原点として設定保存し、原点復帰を行うことにより、ウエハーを大まかな原点位置へ移動させることが可能です。（原点復帰後に微調整とウエハーの測定位置は回転させて合わせる必要があります。）
11-1 原点設定処理の流れ［手順１］サイズの確認。
原点設定を行うサイズが現在選択されているか確認して下さい。
（選択されているサイズは画像調整画面、測定画面等の左上に表示されています。）違う場合はメニューから“サイズ設定・原点復帰”を選択し、サイズを変更してください。
［手順２］画像調整。
メニューから“画像調整・原点設定“を選択し、画像調整画面にて画像の位置、ピント等を調整してください。傾きも原点として保存しますので、必要に応じて傾き調整にて傾きも合わせてください。
［手順３］原点設定処理。
画像調整画面にて OK キーを押し、”原点設定／傾き調整／二値化調整

選択画面”にて、”原点設定画面へ移動”を選択すると下記画面が表示され
ます。
＊＊

原点設定

＊＊

ウエハーサイズ：10 inに現在のＶローラー位置、ピント等を原点として設定しますか？
Ｃａｎｃｅｌ：前画面へ

ＯＫ：原点設定実行［手順４］ＯＫスイッチ押下すると原点位置を設定し（既に設定済みの場合は上書きされます。）前画面へ戻ります。Ｃａｎｃｅｌスイッチ押下すると原点設定せずに“原点設定／傾き調整／二値化調整

選択画面”に戻ります。

11-2 原点復帰
原点復帰はサイズ設定画面にて処理を行いますので、“12-1 サイズ設定・原点復帰”をご参照ください。

- 20 -

§１２ 各種設定
12-1 サイズ設定と原点復帰
サイズ設定は測定するウエハーのサイズを設定する機能で、ウエハーサイズは各種測定、調整画面の左上に表示されます。原点復帰はウエハーサイズ毎に予め原点設定にて登録した位置へウエハーを移動する機能です。
メニュー表示にて ⇒ をサイズ設定・原点復帰へ移動し、ＯＫを押下してください。
サ イ

ズ
設
＊＊

サイズ設定
Wafer Size

⇒ １：

10

＊＊

定

Type 原点設定

in

未

画

２：

8

in

smp

未

面

３：

6

in

tst

済

４：

4

in

に

済

５：

100

mm

未

切

６：

200

mm

smp

未

７：

300

mm

tst

未

り

８：

未

替

９：

未

10：

未

わ
り

注)サイズの名称やタイプを変更した場合には必要に応じて再度原点設定が必要になります。

※■Cancel：データ無効、メニューヘ■OK：データ更新●左ジョイスティック（上下左右）：項目移動●右ジョイスティック（上下）：設定変更

ます 。

原点設定済みのウエハーは原点設定欄に済と表示され、未設定のものは未と表示されています。

- 21 -

12-1-1 ウエハーサイズのみ変更する場合
左ジョイスティックを上下に動かし、ご使用になるウエハーを選択し、ＯＫスイ
ッチを押してください。既に原点設定済みのウエハーを選択時は画面に下記メッセージが表示されます。
作業ウエハーが変更されました。原点復帰を行いますか？
ＯＫ：原点復帰画面へ

Ｃａｎｃｅｌ：ウエハーサイズ選択のみ

Ｃａｎｃｅｌスイッチを押しますとウエハー選択のみとなります。
ＯＫスイッチを押しますと原点復帰画面が表示されます。
（原点復帰は“12-1-3 原点復帰”をご参照ください。）
12-1-2 ウエハーサイズ名、タイプを変更する場合［手順１］左ジョイスイッチを上下左右に動かし、変更する項目を選択してください。
・ウエハーサイズは０００～９９９の範囲で設定可能です。
・単位はｉｎ、ｍｍ、スペースからご選択ください。
・タイプは３文字のアルファベット、数字で設定可能です。
設定変更後にＯＫスイッチを押しますと下記メッセージが表示されます。
データが変更されています。変更しますと必要に応じて原点設定が必要になります。
ＯＫ：実行

Ｃａｎｃｅｌ：中止[手順２Ａ]（ウエハーサイズ（上下位置）の変更がない場合）
ＯＫスイッチを押しますとデータを更新し、メニュー画面に戻ります。
Ｃａｎｃｅｌスイッチを押しますと変更を無効にし、メニュー画面に戻ります。
[手順２Ｂ]（ウエハーサイズ（上下位置）の変更がある場合で原点未設定のウエハーサイズを選択時）
ＯＫスイッチを押した場合はデータ更新後に、Ｃａｎｃｅｌスイッチを押した
場合は変更無効後に下記メッセージが表示されます。
原点未設定のウエハーが選択されました。原点設定を行いますか？
ＯＫ：画像調整画面へ

Ｃａｎｃｅｌ：ウエハーサイズ選択のみ

ＯＫスイッチを押しますと画像調整画面へ移動しますので画像調整後、原点設定を行ってください。Ｃａｎｃｅｌスイッチを押しますとウエハーサイズの選- 22 -

択のみを行い、メニューへ戻ります。
[手順２Ｃ]（ウエハーサイズ（上下位置）の変更がある場合で原点設定済のウエハーサイズを選択時）
作業ウエハーが変更されました。原点復帰を行いますか？
ＯＫ：原点復帰画面へ

Ｃａｎｃｅｌ：ウエハーサイズ選択のみ

Ｃａｎｃｅｌスイッチを押しますとウエハー選択のみを行います。
ＯＫスイッチを押しますと原点復帰画面が表示されます。
（原点復帰は“12-1-3 原点復帰”をご参照ください。）- 23 -

12-1-3 原点復帰
予め原点設定にて設定した位置（Ｖローラー、ピント等）へウエハーを移動します。
原点復帰後、必要に応じて画像調整画面にて微調整を行ってください。

[手順１] サイズ設定画面にて原点設定済みのウエハーを選択し、原点復帰を選択すると下記のような画面が表示されます。
[ 原 点 復 帰 ]2020/01/01 (日) 12:01:00

作業者コード ：ABC
ウエハーサイズ：10 in

左上に表示されているウエハーの原点復帰を実行します。
Ｃａｎｃｅｌ：中止

ＯＫ：実行［手順２］ＯＫを押すと原点復帰を実行し、Ｃａｎｃｅｌを押しますと中止し、メニューへ戻ります。

- 24 -

12-2 作業者設定
作業者設定は各種測定画面、調整画面にて左上に表示される作業者を設定変更する機能です。１台の装置を複数のご担当者にて作業される場合に最大１０人まで作業者を切り替えて使用することが出来ます。
［手順１］メニュー表示にて ⇒ を作業者設定へ移動し、ＯＫを押下してください。
作業者設定画面に切り替わります。
＊＊

作 業 者 設 定＊＊

⇒ １：ABC
２：abc
３：ABC01
４：name５：abc1
６：name01
７：test1
８：sample
９：other
10：intecs001
注）作業者名は１５文字まで設定可能です。
■Cancel：データ無効、メニューヘ■OK：データ更新後、メニューへ●左ジョイスティック（上下左右）：項目移動●右ジョイスティック（上下）：設定変更※上記画面の作業者データはサンプルです。

［手順２］作業者名の登録方法
左ジョイスティックの上下左右で変更する文字位置を選択します。右ジョイス
ティックの上下で文字を変更することが出来ます。（使用可能な文字数は１５文字までで、設定文字は右ジョイスティックの上下で表示される文字のみとなります。）［手順３］作業者の選択方法
左ジョイスティックの上下で “⇒” を移動して作業者を選択してください。
ＯＫスイッチを押下しますとその位置の作業者名が各種測定、調整画面の左上に表示されます。

- 25 -

12-3 日時設定
日時に誤差が出てきた場合に合わせる以外に西暦４桁表示、２桁表示、時計表示無を切り替えることができます。
［手順１］メニュー画面にて ⇒ を各種設定へ移動し、ＯＫスイッチを押下して下さい。
各種設定画面に切り替わります。

＊＊

各

種

設

１

補正設定

⇒ ２

日時設定

定

※※

３

プリンタ設定４

ＩＰアドレス設定

５

＊＊＊＊

６

＊＊＊＊

７

初期化

■Cancel：メニュー■OK：決定●左ジョイスティック（上下）：項目移動［手順２］各種設定画面にて ⇒ を日時設定へ移動し、ＯＫスイッチを押下して下さい。
日時設定画面に切り替わります。

2010/01/01 (月) 12:00
＊＊
１０年

０１月

０１日

日時設定
（月）

１２時

＊＊
００分

****/**/** (*) **:**▲■Cancel：データ無効、各種設定へ■OK：データ更新後、各種設定へ●左ジョイスティック（左右）：項目移動●右ジョイスティック（上下）：設定変更［手順３］左ジョイスティックを左右へ動かすと ▲ が移動しますので、変更が必要な位置へ移動し、次に右ジョイスティックの上下で数値及び表示形式を合わ
せて下さい。
※

一番右側にて画面に表示する表示形式を選択できます。西暦４桁表示、
西暦２桁表示、非表示が選択可能です。

［手順４］最後にＯＫスイッチを押下するとデータが更新されます。

- 26 -

12-4 プリンタ設定
プリンタをご購入されていない場合でも、将来ソフト変更無しにプリンタを追加できるようにプリンタ設定画面があります。
［手順１］メニューから各種設定を選択してください。(12-3 日時設定

手順１参照)［手順２］各種設定画面にて⇒ をプリンタ設定へ移動し、ＯＫスイッチを押下してください。プリンタ設定画面に切り替わります＊＊

プリンタ設定＊＊プリンタを使用しますか？
⇒

する
しない

■Cancel：データ無効、各種設定へ■OK：データ更新後、各種設定へ●左ジョイスティック（上下）：項目移動［手順３］左ジョイスティックの上下でする／しないを選択し、ＯＫスイッチを押下してください。データ更新後各種設定画面へ戻ります。
12-5 補正設定
補正設定は測定結果を補正する機能です。設定範囲は 0～1.999 で、測定結果に設定値を掛けて表示します。
［手順１］メニューから各種設定を選択してください。(12-3 日時設定

手順１参照)［手順２］各種設定画面にて⇒ 補正設定へ移動し、ＯＫスイッチを押下してください。
補正設定画面に切り替わります。
＊＊

⇒

補

正

設

定

＊＊

X1 ＝ 1.000

左面取深さ寸法（寸法測定で使用）

X2 ＝ 1.000

右面取深さ寸法

Y1 ＝ 1.000

左面取寸法

Y2 ＝ 1.000

右面取寸法

T1 ＝ 1.000

総厚み

R

半径寸法

＝ 1.000（寸法測定で使用）＊ T2＝総厚み、及び左右面取深さ寸法に依存＊θ1＝左面取深さ寸法、及び右面取寸法に依存＊θ2＝右面取深さ寸法、及び左面取寸法に依存
注）設定範囲は 0.000～1.999 です。

■Cancel：データ無効、各種設定ヘ■OK：データ更新後、各種設定へ●左ジョイスティック（上下左右）：項目移動●右ジョイスティック（上下）：設定変更- 27 -

［手順３］左ジョイスティックの上下左右で変更したい位置を選択します。
右ジョイスティックの上下で値を変更することが出来ます。
変更を中止する場合はＣａｎｃｅｌ，データ更新を行う場合はＯＫを押下してください。各種設定画面へ戻ります。
§１３ データ初期化
何らかの理由でデータが破損してしまった場合に各種データを初期状態に戻す機能です。この機能を行うと作業者設定、補正設定、ウエハーサイズ設定、原点設定等お客様が設定された全てのデータが初期状態に戻りますので注意が必要です。
［手順１］メニューから各種設定を選択してください。(12-3 日時設定

手順１参照)［手順２］左ジョイスティックの上下で⇒を初期化へ移動し、ＯＫスイッチを押してください。下記メッセージが表示されます。
初期化すると保存データが失われます。よろしいですか？
Ｃａｎｃｅｌ：中止

ＯＫ：実行［手順３］ＯＫスイッチを押下するとデータを初期化し、Ｃａｎｃｅｌスイッチを押下すると初期化を中止し、各種設定画面へ戻ります。

- 28 -