アーカイブ新聞 （2016 年 9 月 7 日 第 960 号）
国立天文台・天文情報センター・特別客員研究員 中桐正夫＊

島津製写真測定用濃度計 24-011 収蔵

この島津製写真測定用濃度計 24-011 なるものは随分前に収蔵していたものであり、アー
カイブ室新聞第 62 号（2008 年 9 月 17 日）「26 インチ分光器などをプレハブ倉庫、26 インチドーム倉庫などから PMC へ搬入」という記事の中で「２）光度計：斉藤教授の使っていたもの（青十字の印あり）」として記載してあったものである。この時は箱に光度計とあったが、光電管のようなものが付いていないので光度計ではないと思っていた。
その後、その正体がわからず気にはなっていたが詳細な記事にできないでいた。今回、詳細を調べることにし、この器械には「SHIMADZU No.54292」という刻印があったので、島津製作所のホームページに入り「お客様相談センター」にたどり着き、この器械（写真 1）が写真測定用濃度計であることがわかったのである。

写真 1

正体のわからなかった器械

この器械については、当初、名称も何の目的で使われたものか分からないでいた。今回記事を書こうとよく眺めて、どうも顕微鏡の類らしいと思った。器械の名称の名盤もなく、取扱説明書もなかった。手掛かりは写真 2 のマークと番号の刻印だけであった。
SHIMADZU とあり、「丸に十の字のマーク」は島津製作所のマークである。Web サイトの島津製作所のホームページに入り、SHIMADZU No.54292 で検索したが手掛かりはなかった。
そこで島津製作所のホームページの「お客様相談センター」にこれだけの情報で問い合わせのメールを送った。この情報だけではわからないので、もう少し内容がわかる情報が必要だと以下の情報を求められた。
１、取扱説明書の抜粋
２、外観写真３、品名４、表示銘板の記載内容
５、概略寸法６、製造年月、ご使用年月
そこで、これに回答する形で、写真 1、2 と情報として、１、取扱説明書の抜粋→取説はありません
２、外観写真→添付します。
３、品名→品名はわかりません、顕微鏡の類と思われます。
４、表示銘板の記載内容→SHIMADZU の上に丸に十の字の印、No.54292
５、概略寸法→載物台の寸法：24x23 ㎝
載物台の高さ：14 ㎝
全体の奥行：28 ㎝
顕微鏡の上までの高さ：25～26 ㎝
６、製造年月、ご使用年月→少なくとも 50 年以上前の製品
おそらく 50 年以上前のもので、わかることは SHIMADZU の製品でシリアル番号らしきものが、NO.54292 であること、顕微鏡の類らしいということ、取り扱い説明書などは一切ない、写真を添付するので製品名、用途など知らせてくれるようお願いした。

写真 2

SHIMADZU No.54292 の手掛かり

これに対して、番号から、島津製の機体番号：54292、名称・型式：微小試験機 MT-100、製造年月：昭和 45 年 5 月であることがわかった、と島津製作所のお客様サービスセンターから連絡をもらった。
これで、この器械の名称はわかったので、収蔵品の名前を記すことができるのでアーカ
イブ新聞第 960 号として記事にすることができた。そしてその記事を島津製作所のお客様相談室にお礼のメールにこの新聞を添付して送ったところ、アーカイブ新聞の記事に天文台では光度計として使用したと記したことから、島津製作所でも光度計の記録を検索した
ようで、微小試験機と知らせたのは間違いで、光度計の仲間の写真測定用濃度計 24-011 であったと連絡をいただき、当時の資料をお送りいただいた（写真 3）。

写真 3 島津製作所お客様相談センターから入手したパンフレット
まさしく写真 1 と同じものが掲載されたパンフレットである。用途は、「乾板・フィルム・印画紙の感光試験はもちろん、映画・X 線・スペクトル写真・写真印刷など写真を使用する研究には欠くことのできないものである。」とある。この用途なら日食時のコロナを写真に撮って研究をしていた斎藤教授が使用したこともうなずける。

島津製作所から写真測定用濃度計との連絡をもらう前に、用途も尋ねていたが微小試験機ということであるが、何を試験するのかの連絡はなかった。そこで筆者がいろいろ調べて書いたのが、以下の記事である。
これを収蔵したとき、運搬箱にブルークロスの印がついていた記憶がある。ブルークロスの印を付けたものを使っていたのは、東京天文台時代の分光部の斎藤国治教授のグループであった。そのため、この器械は斎藤先生のグループのものとはわかっていたが、もはや尋ねる人はいない。斎藤先生は、日食観測を仕事にしておられたが、この器械がどのように使われたかはわからないままであった。
詳細に調べてみると、この器械には、いろいろな仕掛けがあり面白い。
１）

被検体を載せる際、照明部・顕微鏡部は上にはね上げることができる(写真 4)２）

被検体を左右斜め上から、下から、後ろから照明することができる。(写真 5)

写真 4 顕微鏡部を跳ね上げた様子
３）

写真 5 被検体を照明する部分

後ろからの照明の穴は光路を「ON-OFF」する機構がある（写真 6）。この機構は当初は絞り機構かと思っていた。また抵抗を使って明るさを「強－弱」に切り替えられるようになっている（写真 7）。

写真 6 シャッター

写真 7 抵抗の切り替え SW４）後ろからの光はウエッジを使って連続的に光量を調節できるようになっており、これが 2 段になっているが手前側のウエッジホルダーにはウエッジは入っていなかった(写真 8)。

長いウエッジの入ったホルダー
短いウエッジホルダー(空)写真 8 2 段構えのウエッジ2 本のウエッジホルダーを引き出して撮ったのが写真 9 である。

写真 92 本のウエッジホルダー

長い方のウエッジはラックピニオンで左右に移動できるようになっており（写真 10）、ウエッジの位置が読み取れる機構がついている（写真 11）。短い方のウエッジにはその駆動機構がなく、手を使って出し入れをするようである。

写真 10 ウエッジ駆動のラックピニオン５）

写真 11

ウエッジの位置読取装置

顕微鏡の視野にはターレットで回転する 6 色の色フィルターが使われている。写真 12 の中央の 3 本のねじを外し（写真 13）、その丸い蓋を外したところが写真 14である。写真 14 で見るように 6 枚の色フィルターが選べるようになっている。

写真 12

写真 13

写真 14

取り出されたターレット部（写真 15）とターレットが外れた部分（写真 16）。

写真 15６）

写真 16

光源部にもいろいろ工夫が凝らされている。1 個の電球で横からと下から照明するようになっている（写真 17、18）。

写真 17７）

写真 18

被検体部の照明には別の光源が左右斜め上から照らすようになっており、これは顕微鏡の対物レンズに取り付けられるようになっている（写真 19）。

写真 19８）

被検体の照明部対物レンズの筒に取り付けられている被検体を載せる金具も取り外せるようになっている。写真 20 が取り外したところ、金具の右に、下からと後ろからの照明の光の出口が見える。写真 21 が被検体を載せる台の部分である。

写真 20 被検体の台を外したところ

写真 21

被検体の台

この微小試験機は、比較的大きな載物台であり、幅 24 ㎝奥行き 23 ㎝ある。微小試験機という名称であるが、どのような試験を行うのかイメージがわいてこない。天文台でどのように使われたかも想像できない。これを斎藤教授は光度計として購入したようである。
連続ウエッジがこの器械に組み込まれていることから、光度計として使用したと思われる。
したがって名称は微小試験機であるが、天文台の用途としては光度計であろう。
運搬箱（写真 22）を探して、その中を見るともう一つの部品（写真 23）が出てきた。これはビニールにくるまれたままなので使用されなかったようだ。

写真 22運搬箱

写真 23

新たに見つかった部品という記事を書いていたが、この器械は島津製作所も光度計の類の写真測定用濃度計として販売したものであった。天文台では観測に長い間写真が使われていた。写真の光量を測る光度計、写真濃度計などは天文台には必須の器械であった。
この器械は、マイクロフォトメーター、写真濃度測定器などの本格的な器械が出現する以前のものようである。貴重な歴史的遺産だと思う。
これらアーカイブ新聞の記事にお気づきのことがあれば、編集者中桐にご連絡いただければ幸いです。中桐のメールアドレスは、arcnaoj@pub.mtk.nao.ac.jp