www.bitstrong.com

BS-2TD1217B-3/PAW(B)智能人体测温双光半球

智能功能：

系统功能：



支持温度异常检测。

支持双通道单 IP 输出。

支持联动声音报警。

支持双码流，支持手机报警接收/查看，支持萤石云平台接支持联动白光闪烁报警。

热成像功能：入。


支持 POE 供电

非制冷型探测器，分辨率 160×120（默认 320×240 输出）。

支持 IP66 等级防水防尘，高可靠性。



支持 AGC4.0、DDE、3DNR。

工作环境：5℃~40℃，＜95% RH。

支持双光融合图像模式。

接口功能：

支持可见光叠加热成像画中画图像模式。



支持 10M/100M 自适应网口。

支持白热、黑热，铁红等 15 种伪彩模式。

支持 wifi 传输，WiFi 传输标准：IEEE802.11b/g/n ，无线
速率：300Mbps（max）。传输性能 50 米@6Mbps

可见光功能400 万星光级 1/2.7 英寸高性能 CMOS；最高分辨率可达2688×1520@25fps。

支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G/256G)本地存储。

可见光支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码。

1 路报警输入/输出。



支持 3D 数字降噪,支持 120dB 宽动态。

1 路 DC 12V 电源输入。

红外相关安全相关：

支持最远 15 米红外补光。

支持 HTTPS 等安全认证，支持创建证书。

支持 Smart IR, 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持。

支持三级用户权限管理，支持 IP 地址过滤，支持授权的用自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
支持日夜两套参数独立配置。

户和密码。

www.bitstrong.com

技术参数
型号参数

热成像人体测温双光半球
传感器类型氧化钒非制冷型探测器

最大图像尺寸160× 120（默认输出 320×240）

像元尺寸

17μm

响应波段NETD（噪声等效温差）热成像镜头焦距8~14μm智能功能

5.48
50°×37.2°

热成像近摄距0.3m

F值

1.1
白热、黑热、融合 1、彩虹、融合 2、铁红 1、铁红 2、深褐色、色彩 1、
色彩 2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等 15 种
400 万星光级 1/2.7" Progressive Scan CMOS

分辨率2688×1520@25fps

最小照度0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR快门

1/3 秒至 1/100,000 秒

可见光镜头焦距4mm

可见光视场角84.0°×44.8°

日夜转换模式ICR 红外滤片式

宽动态范围

120dB

红外照射距离

最远可达 15 米

双光融合

支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节

画中画

支持可见光通道以画中画形式叠加热成像通道画面

智能信息叠加支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值）联动报警支持联动白光报警、支持联动声音报警

温度异常功能人体测温测温功能测温范围：30~45℃

测温报警内置喇叭，人体体温过高触发报警“体温异常请复核体温”

测温布控视频压缩标准H265 编码类型：

支持快速布控，支持三脚架配合简易安装测温精度（方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃
H.265/H.264/MJPEG
Main Profile

H264 编码类型：

BaseLine Profile / Main Profile / High Profile视频压缩码率：32 Kbps~8Mbps

音频压缩标准G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2)
支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡((128GB 或者 256GB)断网本地存储及断网续传支持（96/86/77/76）I 系列 NVR 接入，支持预览/回放，规则显示，报警
事件上传，远程配置SD 卡存储：存储功能网络功能全屏测温
专家模式：10 个点，10 个框，1 条线总计 21 个测温规则
支持 AI 人脸检测，多目标同时检测体温测温范围测温精度压缩标准3mm热成像视场角传感器类型

图像功能≤ 40mk(@25°C,F#=1.0)

MRAD（空间分辨率）

伪彩模式

可见光

BS-2TD1217B-3/PAW(B)

NVR 存储：主码流：

可见光：50Hz 25fps (2688*1520),,25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 ×720)
可见光：60Hz: 30fps (2688*1520),30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 ×720)
热成像：25fps (160 × 120 (输出 320 × 240)

www.bitstrong.com

接口协议：

可见光：50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352*288)
可见光：60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352*288)
热成像：25fps (160 × 120 (输出 320 × 240))
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181

最大预览路数20 路用户管理

报警输入支持三级用户权限管理，管理员、操作员、普通用户
支持授权的用户和密码，支持 HTTPS 加密和 IEEE 802.1x 网络访问控制、IP 地址过滤
支持 1 路 DC 0~5V 报警输入报警输出

支持 1 路常开型继电器输出，报警类型可设置音频输入

不支持音频输出

不支持子码流：网络协议

安全策略

接口

复位键1 个复位键网口

1 路 RJ45 接口 10/100M 自适应以太网口RS485 接口1路SD 卡存储1 个内置 SD 卡卡槽客户端iVMS-4200/萤石/HIK-CONNCET浏览器支持 IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+浏览器、支持多国语言DC 12 V（±20%）或 PoE (802.3af, class 3)。备注：包装标配 DC 12V 电源适配器

电源输入

工作温度和湿度

DC 12 V（±20%）：0.7 A, max. 8W
PoE (802.3af, class 3): 42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A, max. 8.5W
5℃~40℃，＜95% RH

防护等级IP66

重量1.0kg

功率系统参数检测距离选型参考：
热成像不能穿透树枝等，前期选型时避免视线遮挡，产品资料及选型相关资料可前往 FTP 下载。
智能类型

参考物温度异常报警距离检测目标大小（0.1m×0.1m）

型号
BS-2TD1217B-3/PAW(B)*默认标配 DC 12V 电源适配器（101700612,12V 3.33A,40W 电源适配器）

订货型号
BS-2TD1217B-3/PAW(B)3.4m

www.bitstrong.com

尺寸

可选配件：
*测温校准黑体

www.bitstrong.com

建议配件

图例

型号

DS-1273ZJ-140

DS-1280ZJ-DM21

DS-1271ZJ-140

物料号

302700333

302700398

302700323

名称

壁装支架

接线盒
（外径不完全匹配，慎用）

图例型号

DS-2907ZJ

DS-2908ZJ

物料号

302702952

314200001

名称

三脚架

半球-三脚架转接支架吸顶装