KL4000シリーズ
100mm記録紙 ハイブリッド記録計（打点式）
KL4000シリーズは、アナログ記録計なみの簡単操作を実現したハイブリッド記録計です。
入力種類、測定入力に合った目盛板を持ち、ひと目で測定値を読み取れるとともに、デジタル表示も行います。

■特■形

長式

KL4□□□−□□□●測定入力に合ったアナログ目盛とデジタル表示
測定入力に合ったアナログ目盛、目盛板は最大3重目盛まで可能ですので、複数の入力に対応でき、ひと目で測定値を読み取ることができます。
●電源ON即可動
入力種類、目盛などお客様の指示に合わせて調整してありますので、面倒な設定は必要ありません。電源を入れるだけで、即指示・記録を開始できます。
●前面にUSBポートを用意
市販のmini-USBケーブルを使用してパソコンと接続し、付属の設定ソフトを使用して、パソコンから各種パラメータの設定・変更を行うことができます。
●オーダーメードに対応
使いやすさを高める多くの特長に加えて、各種装置や用途に応じた専用機能付加などオーダメードにも対応します。

入力信号
1 ：熱電対・直流電圧 単レンジ2 ：測温抵抗体 単レンジ
5 ：熱電対・直流電圧 箇所別レンジ
6 ：測温抵抗体・熱電対・直流電圧
箇所別レンジ
入力点数
06 ：6打点通 信（オプション）
N ：なし
R ：RS-232C
A ：RS-422A／RS-485
警報出力＋外部駆動（オプション）
0 ：なし
2 ：メカリレーa接点警報出力2点
4 ：メカリレーc接点警報出力4点＋外部駆動5点
A ：メカリレーa接点警報出力6点＋外部駆動5点
電 源
A ：100−240V AC●統合パッケージソフトTRAMS（無償）を用意
TRAMSは弊社ホームページよりダウンロードしてお使い頂けます。
・パソコンで簡単にデータ集録
・記録計から通信でパラメータを読み込んで編集・編集・保存したパラメータを記録計に反映・集録したデータファイルのトレンドグラフ表示、波形処理、編集作業※パソコンでの集録には、オプションの通信インターフェイスが必要です。

1PR-119-6

KL4000シリーズ■各部の名称目盛板部

指針

表示部 CH.No.

表示部 DATA

操作・設定キー部

エンジニアリングポートUSB通信コネクタ●表示部・操作キー［表示部］
CH.No. アナログ指示とデータ表示のチャンネル番号（1点連続表示のみデータ表示専用）※
DATA

データまたは時刻を表示※※設定モード時は設定内容を表示します［ステータスLED］
REC

レコードオン状態の時に、緑色点灯します。レコードのON／OFF はREC キーで操作します。チャートエンド時は点滅します。

ALM

警報発生の時に赤色点滅します。

［操作・設定キー部］
キーの名称
FEED

PR-119-6

フィードキー役

割

キーを押している間、チャートを600mm／min のスピードで繰出します。

MODE モードキー

モードの切換時に使用します。

SEL

セレクトキー

設定項目の選択時に使用します。

▼

ダウンキー

上下にカーソルを移動する時に使用します。

▲

アップキー

設定項目・数値の選択などに使用します。

ENT

エンターキー 各種設定の登録時に使用します。

2

■記録例
●定時刻記録任意の時間間隔でアナログ記録の上に、時刻、チャンネル番号、単位を印字するとともにデータを記録します。

デジタル記録時刻チャンネル番号

アナログ記録●データプリント
最新のデータが必要な時にただちにアナログ記録を中断して記録します。

時刻

デジタル記録アナログ記録●警報発生・解除印字
警報発生・解除時に時刻、チャンネル番号、警報種類、レベルを印字します。

警報解除時刻警報解除チャンネル番号
レベル（警報点番号）
時刻印字
レベル（警報点番号）
警報種類
警報発生チャンネル番号
警報発生時刻3

PR-119-6

KL4000シリーズ■入力仕様■表示・指示仕様

測 定 点 数 ：6点±13.8mV、±27.6mV、入 力 種 類 ：直流電圧… ±6.9mV、±69.0mV、±5V
直流電流… 外付受信抵抗（100Ω、250Ω）を付加することにより最大50mAまで対応
熱電対…
K、
E、
J、T、R、S、B、N、U、L、
W-WRe26、C（WRe5-WRe26）、PtRh40-PtRh20、
NiMo-Ni、
CR-AuFe、
PlatinelⅡ
測温抵抗体… Pt100、
旧Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co
精 度 定 格 ：測定レンジ・精度定格・表示分解能の表参照
測 定 周 期 ：5秒／6点
基準点補償精度 ：周囲温度：23℃±10℃においてK、E、J、T、N、PlatinelⅡ･･･±0.5℃または20μV相当
値のいずれか大きい方
上記以外･･･ ±1.0℃または、熱起電力の40μV相当値のいずれか大きい方
バ ーン アウト：熱電対入力および測温抵抗体入力において入力信号の断線判定機能
熱電対・測温抵抗体において、入力チャンネルごとに、バーンアウト機能なし／UP／DOWNの選択が可能
端子
板 ：着脱式で結線時取り外し可能

アナログ指 示：目盛板 100mm
デジタル 表 示：7セグタイプ赤色LED
チャンネル番号 2桁、データ表示 5桁
ステータス表示：REC、ALM■警報仕様
警 報 表 示：ステータスLED ALM 点滅
差上限下限警報、変化率上限
警 報 種 類：絶対値上限下限警報、下限警報
最大2レベル／ 1チャンネル
警 報 設 定：各点個別設定、6点
警 報 出 力：メカリレーa接点…2点、メカリレーc接点…4点
接点容量 100〜240V AC、2A（抵抗負荷）
30V DC、2A（抵抗負荷）
最小負荷 5V DC、10 mA

■一般仕様

■記録仕様
打 点 周 期 ： 約5秒／1点
記 録 方 法 ：ワイヤドット方式
記 録・印 字 色 ：アナログ記録･･･
チャンネル色
チャンネル
色

1
赤
4
緑

6色リボン
2
黒
5
茶

3
青
6
紫

デジタル記録…
赤、黒、青、緑、茶、紫の定時刻記録 6色繰り返し
発生：赤
解除：緑
警報印字記録紙 ：折りたたみ式
全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm
チャートスピード：1〜1500mm／hより、1mm間隔で任意設定（ただし、12.5mm設定可）
定 時 刻 記 録 ：アナログ記録に時刻、チャンネル番号、データ、単位をデジタル記録
インターバル（時、分）任意設定
データプリント：要求時に、アナログ記録を中断して時刻および測定値をデジタル記録
警 報 印 字 ：警報発生時… 発生時刻、チャンネル番号、警報種類、警報レベル
警報解除時… 解除時刻、チャンネル番号、警報レベル
記憶容量…最大48データ分
差記
録 ：基準チャンネルと測定値との差あるいは基準値（設定値）との差を記録（パッケージソフトを使い設定）
定 時 印 字 ：チャートスピードに連動して、年月日、時刻と時刻線、チャート記録下限上限、チャンネル番号を印字
スキップ 機 能 ：入力を結線していないチャンネルの表示、記録の有無を設定可能

定格電源電圧 ：100−240V AC、50／60Hz
消 費 電 力：最大 38VA
100VAC 17VA＊、240VAC 23VA＊＊平衡時消費電力
正常動作条件 ：周囲温度 0〜50℃（20〜60%rh ただし、結露しないこと）
周囲湿度 20〜80%rh
ただし、結露しないこと（5〜45℃）
電源電圧 90 〜 264VAC
電源周波数 50／60Hz ±2％
取付姿勢 前傾0°、後傾0〜30°、左右0〜10°
ケ ー ス 材 質 ：扉…アルミダイカスト（ADC12）
前面板…ソーダガラス
ケース…冷間圧延鋼板（SPCC）
ケ ー ス 色 ：扉枠… 黒（マンセルN3.0相当）
前面板…無色透明
ケース…グレー（マンセルN7.0相当）
取 付 方 法 ：パネル埋込取付
質量 ：約3.0kg（フルオプション）

■対応規格
UKCA）
E M C 指 令：EN61326-1適合 Class A（CE、※試験中、最大±20%、または最大2mVのいずれか大きい方に相当する指示値が変動することがあります
EN61010-2-030適合（CE、UKCA）
安
全：EN61010-1、UL61010-1認証（UL）
CSA C22.2 No.61010-1認証（cUL）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2
UKCA）
環 境 規 制：RoHS（ CE、
環境規制規格：EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）
UL File.No ：E202547■オプション● 他社記録紙対応仕様● 取手ゴム足付き（CE、UKCA、UL／cUL非対応）

PR-119-64

■標準目盛一覧■測定レンジ・精度定格・表示分解能
入力種類

測定レンジ

−6.9
直−13.8流mV−27.6
電−69.0圧
V−5−150−200
K−200−200−200
E−200−200
J−200−150T−200−200
R
0S0
熱B
0−200−200N
電−200−200−150−200
対U−200−200−200L−200
W-WRe260C（WRe5-WRe26）00
NiMo-Ni
00
PlatinelⅡ00
PtRh40-PtRh20
0CR-AuFe
0−50−100
Pt100−140−200−200−50
測−100温
旧Pt100 −140−200
抵−200
抗−50体−100
JPt100
−140
−200
−200
Pt50
−200
Pt-Co
4

〜 6.9mV〜 13.8mV〜 27.6mV〜 69.0mV〜5V〜 150℃〜 300℃〜 600℃〜 1370℃〜 350℃〜 900℃〜 500℃〜 1200℃〜 150℃〜 250℃〜 400℃〜 1760℃〜 1760℃〜 1820℃〜 200℃〜 400℃〜 750℃〜 1300℃〜 150℃〜 250℃〜 500℃〜 600℃〜 500℃〜 900℃〜 2315℃〜 2315℃〜 1310℃〜 150℃〜 350℃〜 650℃〜 1390℃〜 1880℃〜 280 K
〜50℃
〜 100℃〜 150℃〜 300℃〜 649℃〜50℃〜 100℃〜 150℃〜 300℃
〜 649℃〜50℃〜 100℃〜 150℃〜 300℃〜 649℃〜 649℃〜 374 K

精度定格

表示分解能

測定レンジの±0.2％±1digit

5μV
10μV
10μV
10μV
10mV
0.1℃
0.1℃
0.1℃
1℃
0.1℃
1℃
0.1℃
1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
1℃
1℃
1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
1℃
1℃
1℃
1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
1℃
1℃
0.1K
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1K

測定レンジの±0.1％±1digit
測定レンジの±0.2％±1digit

測定レンジの±0.1％±1digit

測定レンジの±0.2％±1digit
測定レンジの±0.1％±1digit
測定レンジの±0.2％±1digit
測定レンジの±0.1％±1digit
測定レンジの±0.2％±1digit
測定レンジの±0.1％±1digit
測定レンジの±0.15％±1digit
測定レンジの±0.2％±1digit
測定レンジの±0.15％±1digit
測定レンジの±0.2％±1digit
測定レンジの±0.1％±1digit

測定レンジの±0.1％±1digit

測定レンジの±0.1％±1digit

測定レンジの±0.15％±1digit

標 準 目 盛−5〜5mV、0〜5mV−10〜10mV、0〜10mV
直流電圧
0〜20mV・電流
0〜50mV
1〜5V、4〜20mA、10〜50mA
0〜100℃、0〜150℃、−50〜100℃
0〜200℃、0〜250℃、0〜300℃
K
0〜400℃、0〜500℃、0〜600℃
0〜800℃、0〜1000℃、0〜1200℃
0〜200℃、0〜300℃、−50〜150℃
E
0〜500℃、0〜600℃、0〜800℃
0〜300℃、0〜400℃
J
0〜600℃、0〜800℃、0〜1000℃
0〜100℃、0〜150℃、−50〜100℃
0〜200℃、0〜250℃、−50〜200℃
T
熱
0〜300℃、0〜400℃
0〜1200℃、0〜1400℃、0〜1600℃
R
0〜1400℃、0〜1600℃、400〜1600℃
S
0〜1200℃、0〜1400℃、0〜1600℃
B
0〜150℃、0〜200℃
電
0〜300℃
N
0〜400℃、0〜500℃、0〜600℃
0〜1000℃、0〜1200℃
PtRh40-PtRh20 0〜1600℃
0〜800℃、0〜1000℃、0〜1200℃
対 NiMo-Ni
0〜100℃、0〜150℃、−50〜100℃
0〜200℃、0〜250℃、0〜300℃
PlatinelⅡ
0〜400℃、0〜500℃、0〜600℃
0〜800℃、0〜1000℃、0〜1200℃
0〜100℃、0〜150℃、−50〜100℃
0〜200℃、0〜250℃、−50〜200℃
U
0〜300℃、0〜400℃
0〜600℃
0〜300℃、0〜400℃
L
0〜600℃、0〜800℃−50〜50℃、0〜50℃
0〜100℃、−20〜80℃、−100〜50℃
0〜150℃、−50〜150℃
Pt100
測0〜200℃、0〜250℃、0〜300℃
温0〜400℃、0〜500℃、0〜600℃
抵−50〜50℃、0〜50℃
抗0〜100℃、−20〜80℃、−100〜50℃
0〜150℃、−50〜150℃
体 JPt100
0〜200℃、0〜250℃、0〜300℃
0〜400℃、0〜500℃、0〜600℃
0〜300℃、0〜400℃、0〜500℃
Pt50
入力種類

※基準動作条件における測定レンジ換算精度。
さらに、熱電対は基準点補償精度を加算する。
K、
E、
J、
T、
R、S、
B、
N：IEC584（1977、1982）、
JIS C 1602-1995、
JIS C 1605-1995
W-WRe26、
NiMo-Ni、
PlatinelⅡ、PtRh40-PtRh20、
CR-AuFe、
Au/Pt：ASTM E1751
C（WRe5-WRe26）：ASTM E1752、JIS C 1602-2015
U、
L：DIN43710-1985Pt100：IEC751（1995）、JIS C 1604-2013
旧Pt100：IEC751（1983）、JIS C 1604-1989、
JIS C 1606-1989
JPt100：JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1986
Pt50：JIS C 1604-1981
Pt-Co：CHINO

5PR-119-6

■端子板図●警報リレー出力（6点a接点）＋外部駆動、通信インターフェイス※COM1のRS-232CとRS-422A／

通信端子（オプション） 485は購入時指定
1

2

3

RS-232C
COM1 RS-422A
RS-4854 5 6 7 8
SG SD
RDSG SDA SDB RDA RDB
SG SA SB SA SB 5-7,6-8間短絡

電源／保護導体端子

外部駆動端子（オプション）
警報出力端子（オプション）
N.O端子

測定入力端子TC・mV（＋）、RTD（A）端子
TC・mV（−）、RTD（B）端子

COM端子

RTD（B）端子●警報リレー出力（4点c接点）＋外部駆動、通信インターフェイス※COM1のRS-232CとRS-422A／

通信端子（オプション） 485は購入時指定
1RS-232C
COM1 RS-422A
RS-48523

4 5 6 7 8
SG SD
RDSG SDA SDB RDA RDB
SG SA SB SA SB 5-7,6-8間短絡

電源／保護導体端子

外部駆動端子（オプション）

測定入力端子TC・mV（＋）、RTD（A）端子

警報出力端子（オプション）

TC・mV（−）、RTD（B）端子
RTD（B）端子■外形寸法●パネルカットおよび計器取付最小寸法
144
18216max

63200

12138

＋10200144

□137
161

1263154.4195※

27.2138＋10※警報ユニット・通信ユニット付加時、最大216
単位：mm

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

PR-119-6

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸宇都宮高 崎

大 宮
千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

安全に関するご注意
安全
注意
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山
広 島

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2022年10月現在のものです。

6

発行 2022.10

2,.
初版 2011.6