新標準ファイバ
透過型
反射型

高性能・高品質で生まれ変わった、折れない

1,000

耐屈曲

2010.11

万回

曲げ
半径

曲がる
R 〜R42mm

新しいスタンダード。

低価格

3,000円FT-□
FD-□

選定の手間・使い分け・登録品番を削減

高性能・高品質で生まれ変わった、あの超品質ファイバを継承するフリーカットファイバが誕生。

自社工場における「ものづくり」にこだわった新工法と品質管理システム、そして、新素材のファイバ素線が次世代の検出性能をお届けします。

！
従来の3シリーズを1つに！

新標準ファイバ

1,000

万回

折れない

耐屈曲（代表例）※屈曲条件
曲げ半径R10mm
往復曲げ180°
引張荷重25g/35g

曲がる〜標準ファイバ

3,000円

低価格

R4
R 2mm
曲げ半径

従来汎用ファイバ
（R25mm）と同等価格（税別）●新標準ファイバ バリエーション
透過型

FT-42（M4）

反射型

1FT-31（M3）
FT-S21（φ1.5）
FD-61（M6）
FD-41（M4）FD-31（M3）
FD-S31（φ3）

次世代のスタンダードファイバ 。
標準ファイバ 〈透過型〉
FT-42, FT-32, FT-S21／〈反射型〉
FD-61, FD-41, FD-31, FD-S31
極細ファイバ 〈透過型〉
FT-E13, FT-E23

高品質でさらに使いやすい。
センタリング精度アップ
機体ごとの光軸曲がり±3°以内、光軸のセンタ（極細ファイバは±5°、リング精度±150μm以内を実現。
±90μm以内）● 光軸調整がさらに簡単に● 取付加工精度の向上

従来の3シリーズでは● 検出精度の向上● 選定時間が無駄

鏡面度アップ● 用途別で使い分け

PCTM研磨採用による超精密研磨を実現。
ファイバ端面の鏡面度が従来比5倍に向上。

● 登録品番と保守在庫がかさむ● 検出距離にゆとりをもてる● 光量アップで安定検出フリーカット① 耐屈曲ファイバ

ファイバの長さ調整が可能。

温度レンジ拡大100万回（4,500円から）

標準ファイバの使用周囲温度が（極細ファイバを除く）−55〜＋80℃［従来：−40〜＋70℃］に。

例：FT-P80

検出のバラツキを低減②こまわりファイバ

ファイバ開口部の光が均一のため検出が安定します。
従来 耐屈曲 従来 こまわり 一般的に、屈曲・こまわりタイプはR1〜2mm（6,000円から）複素線で構成され、光量のバラツキが大きくなりがちです。

例：FT-W8

新素材③ 汎用ファイバ
R25mm（3,000円から）

素線が1本の新標準ファイバは光量が均一になります。

● ムラのない高精度な検出● 曲げても安定した検出

例：FT-FM2

SUS

ECO
ファイバ
先金具を全 端部の機
種ＳＵＳ
●R化。
oＨS対応が明確に次電池への使用が可能
付強度にアップ●2●取2センタリング精度保証で、微小部品を正確検出。

極細ファイバ検出部のセンタリング精度保証

1／10mm以下のセンタリング
2.75 ±0.09mm

微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。

2.75±0.09mm

2.75 ±0.09mm

セットビス取付

一般的な従来品

φ0.25 ＋α 加工寸法不明

φ0.5+0.05
0φ3 ＋α 加工寸法不明

セットビス取付

セットビス取付
φ3+0.05明確0

新標準

取付位置の寸法が明確で、精度の良い設計・加工が可能に。
その結果、取り付けのガタが小さく検出精度が向上。
また、ファイバ交換時も、光軸が合い再調整の手間を省きます。加工寸法の詳細は、「正しくご使用ください」（5ページ）
をご参照ください。

加工寸法が不明だったため、余裕を持った設計・加工になってしまう。
その結果、取り付けのガタが大きくなり、光軸のズレ、検出精度の低下、スリーブの曲がり・折れにつながる。

業界初！※ 極細ファイバ（素線径φ0.125mm）のフリーカットが可能。
さらにファイバ長1mと長い（従来：0.5m）。
業界最小！※ 極細ファイバをR2mmで根元から曲げられる。
業界最長！※ アンプFX-500との組み合わせで52mmの長距離検出を実現。

※2010年9月現在、当社調べ。

極細だからできる微小検出●狭ピッチコネクタのピン検出

FT-E13●極小チップの検出

光軸がφ0.125mmの極細ファイバでは、狭ピッチコネクタのピンの挿入確認や曲がりを検出できます。

わずかφ0.25mmのスリーブ部のみを極小部へ接近させて設置できます。
FT-E13

3

FX-300FX-500

業界初の光学レンズ内蔵投光部のデバイス化

レンズなし

ダブルカップリングレンズ

アクティブカップリング投光デバイス

発光素子

結合効率約10%結合効率 ＝（ファイバ内注入光量進化

アンプFX-500は極小光学レンズと投光素子をデバイス化。
投光素子から放射された光はダイレクトにファイバ内部へ注ぎ込まれます。
これにより標準ファイバ（素線φ1mm）での高結合効率50％超を実現しました。
特に、細径ファイバ（素線φ0.5mm）での光量を大幅に増大させる光工学設計で、シビアな検出でもゆとりを持てる味付けになっています。

従来型ファイバセンサ

進化FX-500と組み合わせて細径ファイバで光を飛ばす。

4元素発光素子

結合効率約20%
アクティブカップリング投光デバイスの放射光量） 100

極小光学レンズ

超高輝度
4元素発光素子

結合効率50%超●イラストはイメージです。

新標準ファイバ一覧
透過型（2本セット）種類

検出距離（mm）

先端形状（mm）■：HYPR ■：STD ■：H-SP

M4
M3

ネジ型

3,600（注1）U-LG： 2,050
LONG：1,600
1,130M419015

光軸径仕様

U-LG・LONG・FAST （mm）
FAST： 530

φ1R4

1000万回

φ1.531570

φ1.5
光芒径φ0.125mm φ0.25φ3

極細円柱型

10

スリーブ部は曲げられません。
光芒径φ0.25mm5 15φ0.4φ3

スリーブ部は曲げられません。

5 15U-LG：30
LONG： 24 φ0.125
FAST：
8U-LG： 160
LONG： 125 φ0.25
FAST： 425215227075
13FT-31−55〜+80℃

U-LG： 770
LONG： 550 φ0.5
FAST： 210

1,350

標準価格
〈税別〉

FT-422m

M312

型式名

各3,000円

150μm／±2°

IP67

R2

FT-S211m
1000万回FT-E1310,000円

FT-E239,000円

型式名

標準価格
〈税別〉

−40〜+70℃
90μm ／±5°

IP67

（注1）
：ファイバの長さの関係により、実用上3,600mmとしてあります。

反射型
検出距離（mm）

種類 先端形状（mm）
M6M4

ネジ型

■：HYPR ■：STD ■：H-SP

U-LG・LONG・FAST

1,400

U-LG： 840
LONG： 670
FAST： 200

M6450

7017仕様R4FD-612m

M4FD-41

1000万回

M314M312

φ3円柱型

12525

各3,000円−55〜＋80℃

U-LG： 290
LONG： 220
FAST： 80515

150μm ／±3°

R2FD-31IP67

φ3FD-S3110

ファイバ長／フリーカット2m

R4

最小曲げ半径1000万回 耐屈曲−40〜+70℃ 使用周囲温度

光軸位置／光軸傾き150μm／±3°

IP67

保護構造

主な仕様
種
項目類

透過型
FT-42、FT-31、FT-S21

反射型
FD-61、
FD-41、
FD-31、
FD-S31

極細透過型
FT-E13、FT-E23

光軸精度型 式 名標準光軸位置（注2）±150μm以内±150μm以内±90μm以内

光軸傾き（注2）

±2°以内

±3°以内

±5°以内
（注3）

許容

曲げ半屈

曲

R4mm以上：FT-42、FD-61

耐環境性

R10mmにて1,000万回以上
（注4）

造IP67
（IEC）

使 用 周 囲 温 度−55〜＋80℃（但し、結露および氷結しないこと）（注5）
保存時：−55〜＋80℃−40〜＋70℃（但し、結露および氷結しないこと）（注5）
保存時：−40〜＋70℃

使 用 周 囲 湿 度

35〜85％RH（注5）、保存時：35〜85％RH

35〜85％RH、保存時：35〜85％RH

護材
質

ァ構

フ
外

被先

端付

R2mm以上：FT-31、FT-S21、FT-E13、FT-E23、FD-41、FD-31、FD-S31

命保寿

径

属イ

バ

品

アクリルポリエチレン
SUS303

SUS303（スリーブ部はSUS304）

全ファイバ：ファイバアタッチメント1セット、FX-CT2（ファイバカッタ）
1個
ネジ型ファイバ：ナット2個（透過型は4個）
および歯付座金1枚（透過型は2枚）（注1）：指定のない測定条件は、使用周囲温度＝＋23℃です。
（注2）：ヘッド部外形を基準とした値です。
（注3）：スリーブは曲がりやすいため、取り扱いにご注意ください。
（注4）：往復曲げ180°、素線引張り荷重25g（FT-42、FD-61は35g）にて。
（注5）：使用周囲温度は乾燥状態における値です。多湿環境では使用周囲温度が異なります。
使用周囲湿度が85％RH時の使用周囲温度は−55〜＋70℃（FT-E13/E23は−40〜＋60℃）となります。
使用周囲温度が＋80℃時の使用周囲湿度は35〜50％RHとなります。

4検出特性図（代表例）
透過型

FT-31 FT-S21

透過型

FT-422,000

4,000

1,500

3,000

透過型

FT-E13400

80
HYPR（mm）
500

2,000H-SP
ℓ

0600

STD

ファイバ （mm）
先端部
1,000
L

ファイバ
先端部

3000300
左中心
右動作位置 ℓ（mm）ℓ

02,000600

FD-31 FD-41 FD-S31 反射型

FD-61

800

1,600

白色無光沢紙ℓLHYPR
ファイバ
先端部

設定距離Ｌ400

STD（mm）
200

H-SP

010050左050
中心
右動作位置 ℓ（mm）ファイバ （mm）
先端部
20
L

ファイバ
先端部

1,000
0
1,000
左中心
右動作位置 ℓ（mm）2,000040200ℓ

H-SP20
左HYPRSTD

ファイバ
先端部 （mm）

100

L
ファイバ
先端部

020
中心右動作位置 ℓ（mm）40H-SP0200ℓファイバ先端部
L
ファイバ
先端部

1000100
左中心
右動作位置 ℓ（mm）

200

反射型
白色無光沢紙ℓL
ファイバ先端部

1,200
設定距離Ｌ

600

STD

40H-SP300
設定距離Ｌ

1,000

設定距離Ｌ

STD

HYPR

60設定距離Ｌ

設定距離Ｌ

HYPR

透過型

FT-E23

HYPR
800

STD

（mm）
400
H-SP
1000400

2000200
左中心
右動作位置 ℓ（mm）400

正しくご使用ください
・ 本製品は、人体保護用の検出装置としては使用しないでください。
・ 人体保護を目的とする検出にはOSHA、ANSI、およびIEC等の各国の人体保護用に関する法律および規格に適合する製品をご使用ください。
・本製品は、工業環境に使用する目的で開発／製造された製品です。

取り付け・極細ファイバ FT-E13/E23のスリーブ部を埋め込んで使用する
場合は、下図のように取付穴を加工してください。
スリーブ部（単位 ： mm）

φAφ3+0.050C0.55

型式名

A寸法

FT-E13

φ0.5 +0.050FT-E23

φ0.65+0.050外形寸法図（単位：mm）
透過型

FT-42

〈FX-AT3 付属〉
3φ8.53.512

透過型

FT-31

〈FX-AT4 付属〉
22,00012.4φ2（30）φ2.2

φ4-0.10-0.13
取付基準面（ネジ外周部）

ファイバ φ1.0×1芯（アクリル）
外被 φ2.2（ポリエチレン）

φ6.5φ2（φ2）
型式チューブ（PVC）
歯付座金M3（SUS304）

M3×0.5対辺7厚さ2.4（SUS304）

M4×0.7

FT-S21

対辺5.5厚さ1.8（SUS304）

透過型〈FX-AT4 付属〉
28

透過型

FT-E13〈FX-AT4 付属〉

2,0001,000153（セットビス締付可能範囲）
φ1（30）

φ1φ1

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1.0（ポリエチレン）

先端金具（SUS303）

歯付座金M4（SUS304）

M2.6×0.45

1.8（30）φ3-0.10-0.13
取付基準面（ネジ外周部）（φ3.2）型式チューブ
（PVC）

先端金具
（SUS303）2.7

2,00010φ1（30）

5±0.5
スリーブ（SUS304）

φ1.5-0.07-0.10
取付基準面
（外周部）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1.0（ポリエチレン）

先端金具（SUS303）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1.0（ポリエチレン）

先端金具（SUS303）（φ2）
型式チューブ
（PVC）
検出部詳細

0
φ3 -0.1（φ2）
型式チューブ（PVC）

取付基準面
（外周部）

ファイバ φ0.125×1芯（アクリル）

0
φ0.25 -0.1

透過型

FT-E23〈FX-AT4 付属〉
151,000φ1（30）

5±0.5
スリーブ
（SUS304）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1.0（ポリエチレン）

先端金具（SUS303）
検出部詳細

0
φ3-0.
1

φ2型式チューブ
（PVC）

取付基準面
（外周部）

ファイバ φ0.25×1芯（アクリル）

0
φ0.4 -0.
1

FD-61

反射型
〈FX-AT3 付属〉
2

φ115.5

152,0002

φ4.5（30）

φ6-0.10-0.13
取付基準面（ネジ外周部）（φ3.2）
型式チューブ（PVC）
ファイバ φ1.0×1芯（アクリル）
外被 φ2.2（ポリエチレン）

先端金具（SUS303）対辺10厚さ2（SUS304）

反射型〈FX-AT4 付属〉
2
φ2

φ3-0.10-0.13
取付基準面（ネジ外周部）

102,0001.8（30）対辺5.5厚さ1.8（SUS304）

3.5122,0002.4

φ2.5

φ4-0.10-0.13
取付基準面（ネジ外周部）

φ1（30）（φ2）
型式チューブ（PVC）
ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1.0（ポリエチレン）

先端金具（SUS303）対辺7厚さ2.4（SUS304）

M4×0.7

反射型

FD-S31〈FX-AT4 付属〉2

φ1（φ2）
型式チューブ（PVC）

M3×0.5
歯付座金M3（SUS304）

82,0004（セットビス締付可能範囲）

φ2

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1.0（ポリエチレン）
先端金具（SUS303）

2φ8.5

M6×0.75

FD-31
2.7〈FX-AT4 付属〉

歯付座金M4（SUS304）

歯付座金M6（SUS304）

φ6.5

φ2.2

反射型

FD-41

φ3-0.07-0.10
取付基準面
（外周部）

先端金具
（SUS303）（30）

φ1（φ2）
型式チューブ（PVC）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1.0（ポリエチレン）

6ファイバアンプのご案内
デジタルファイバセンサ

デジタルファイバセンサ

FX-500シリーズ

FX-100シリーズ● デジタル表示の機体差を低減● 高機能ながら扱いやすい● 長距離かつキレの良い検出が可能● 施工しやすく
リードタイムを削減● ニューフォルムで視認性と操作性が向上● お手頃な価格でご提供［8,800円（税別）〜］

安全に関するご注意●ご使用の前に「取扱・施工説明書」および「マニュアル」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
ご購入の前に●このカタログに記載の製品の標準価格には、消費税、配送、設置調整費、使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。
●製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●本製品のうち戦略物資（または役務）に該当するものは、輸出に際し、外為法に基づく輸出（または役務取引）許可が必要です。詳細は当社までご相談ください。
●このカタログに掲載の製品の詳細については、販売店・専門工事店または当社にご相談ください。
●本製品は、工業環境に使用する目的で開発／製造された製品です。
●〈免責事項〉本カタログに掲載された使用用途例は全て単なる例示でしかありません。本カタログに掲載された当社製品を購入されたことにより、ここに掲載された使用用途例に当社製品を使用するライセンスが許諾されたことにはなりません。当社としましては、このような使用用途例について、特許権等の知的財産権を保有していることを保証するものではなく、また、このような使用用途例が第三者の特許権等の知的財産権を侵害しないことを保証するものでもありません。

●在庫・納期・価格など、販売に関するお問い合わせは●技術に関するお問い合わせはgroup.panasonic-denko.co.jp/pewjacs/
東北営業所
福島営業課
関東営業所

☎022-371-0766☎0248-75-7180

西東京営業所☎042-528-2241

京滋営業所☎075-681-0237

松本営業課☎0263-28-0790

近畿営業所☎06-6900-2733☎027-363-2033

横浜営業所☎045-450-7750

姫路営業課☎079-291-3927

さいたま営業課 ☎048-643-4735

静岡営業所☎054-255-5355

中四国営業所☎082-247-9084☎053-466-9075

岡山営業課☎086-245-3701

宇都宮営業課 ☎028-634-0161

浜松営業課

新潟営業課

☎0256-97-1164

豊田営業所☎0566-62-6861

高松営業課☎087-841-4473

長野営業課☎026-227-9425

名古屋営業所☎052-581-8861

松山営業課☎089-970-7022

三重営業課☎059-246-8991

東京営業所
茨城営業課

☎03-6218-1922☎029-243-8868

北陸営業所☎076-268-9546

九州営業所☎092-522-5545

コールセンタフリーダイヤル TEL 0120-394-205

FAX 0120-336-394※サービス時間／ 9：00−17：00（12：00−13：00、当社休業日を除く）
Web でのお問い合わせ panasonic-denko.co.jp/sunx

マーケティング統括部〒486-0901

愛知県春日井市牛山町 2431-1ⓒPanasonic Electric Works SUNX Co., Ltd. 2010
本書からの無断の複製はかたくお断りします。
2010 年 11 月

No.CJ-NSFIBER-A-5