ポータブル型：
DASmini-DF2800 データ収集装置■概 要■
DASmini-DF2800シリーズは、24ビットΔ∑方式のADを内蔵し、ノートパソコンと接続しポータブルな計測システムを実現します。
音、振動をはじめ、温度、圧力など各種のセンサーからのアナログ信号のデータ収集、計測をパソコンを使用して可能とします。
車載計測をはじめ、現場に持ち込んでの計測によるフィールドワークなどポータブルユースやパソコン対応の計測ニーズに応える目的でDASmini-DF2800シリーズ を開発してきました。 DF2800シリーズは内部構造を汎用的にする事により、外部入力にADはもちろんの事、DI・DOをオプションにて増設でき、外部アナログ入 力信号に対してのコンディショニング及びデジタルフィルタ機能が可能となりました。
騒音・振動解析、音声分析、AV機器開発・評価、メカトロニクス・ロボット、自動車・航空機関連、環境分析処理等FA・LAのあらゆる広範囲な分野においてネットワーク上でオープンなデータ収集・解析システムを構築する事ができます。
アプリケーションソフトウェアとして、弊社MWS（多チャンネル波形スコープ）、MFA（多チャネルFFTアナライザ）など使用することにより収集、解析を容易に行うことができます。

■特 長■■小型・軽量でノートパソコンと接続し、ポータブルな計測システムを実現します。
■ 12VDC電源で動作し、耐震設計のため、車載計測や現場での計測等に最適。
■ 24ビット分解能、102.4kHzの高速・高精度なΔ∑方式のADコンバータ、及びデジタルフィルタを内蔵しデータ収集を実現。
■ チャンネル独立のAD変換器を搭載し、全チャンネル同時サンプリング方式を採用。
■ 16MWのソフトウェアFIFOバッファメモリにより、長時間連続データ収集が可能。
■ 1000BASE-Ethernetインタフェースにより、各種のパソコンやワークステーションから容易にオペレーションが可能。
■ 複数ユニットによる全チャンネル同時計測が可能。
■ シグナルコンデショナー（AC／DC／ICP)、アンプ（±78mV～±10V）、デジタルフィルタを内蔵し、入力信号のコンディショニングを容易に行えます。

ケイテクノス株式会社

■最先端計測に挑む、信頼のインタフェース・テクノロジ
多現象同時計測に適した、全チャンネル同時サンプリング方式
アナログ信号入力は、サンプリングク ロックにより全チャンネルの同時サンプリングを行い、チャンネル間の位相差のないデータ収集が可能です。
各チャンネル独立したAD変換器でサンプリングを 行う方式であり計測チャンネルの増加に伴う最高サンプリング速度低下の改善を図っています。

24ビットの高速・高精度ADデジタルフィルタ内蔵変換器を採用
AD変換器は、分解能24ビットΔ∑方式のデジタルフィルタ内蔵ADを使用し。又、最高サンプリングスピードは102.4kHzとユーザーの使用目的に合わせ最適な選択ができます。

Ethernetインタフェースによるネットワーク環境下でのオンラインデータ収集
世界標準であるEthernetによりネットワーク環境下でオンラインデータ収集制御を可能にします。Ethernetを採用することで、WSやPCに標準インタフェースとして装備されているオープンな環境を利用でき用意にシステムを構築することができます。

ユーザープログラムとリンクが容易な基本サブルーチンプログラムを提供
条件設定やコマンド指令は、すべてホストCPUからのプログラマブル方式によって行なわれます。
これらのコントロールプログラムは、基本サブルーチンライブラリーとして提供いたします。

多彩な計測モードをサポート
ソフトウェアによるノントリガモード、トリガ信号によるトリガモード、ポストトリガモード、プリトリガモードが可能です。トリガソースは、外部信号トリガの他に入力信号トリガも可能です。

サンプリングクロックコントロール
タイムベース25.6、24.576、22.5792、26.2144、 20.48（MHz）の水晶発信器を内蔵し、分析目的に合わせさて最適なサンプリングクロックが使用できます。
最大サンプリング周波数～約Hz（各ベースクロックのタップで分周）の広範囲な設定が可能です。

ソフトウェアFIFOバッファメモリ
バッファメモリとして、16MWのソフトウェアFIFO（ファーストイン・ファーストアウト）メモリを装備しております。FIFO方式により、AD動作とホストコンピュータへのデータ転送 動作を完全に非同期化し、メモリがリング状になっている為に無限メモリとして考える事ができます。

■フロントパネル説明

1.アナログ入力コネクタ（1～16）ADの入力コネクタです。
2.TRG INトリガを使用するモードの時有効となります。
3.TRG OUTトリガを使用するモードの時有効となり、内部でトリガを感知した 事を知らせる信号です。
通常マスタのDASminiのTRG OUT信号を２台目以降TRIGIN信号に接続すれば、複数台のプリトリガモードの同期計測 が可能となります。
TTLレベルで、正論理のレベル出力（トリガ感知時“H”）です。計測終了時に”L”レベルに戻ります。
4.Condition LEDは、電源投入時のDASminiセルフチェック結果の表示及び通常の動作状態を示します。
・電源投入時は緑色の点滅を行い、ホストI/F（LAN）の準備が完了した時点で緑色の点灯となります。
（但し、セルフチェックエラーが発生した場合は、緑色の点灯とならずに、セルフチェックエラー表示となります。）
・電源投入時のセルフチェック【緑色点灯】正常終了【赤色と緑色の点滅】セルフチェックエラー（詳しくは、セルフチェック機能説明を参照してください。）
・通常の動作状態表示【緑色点灯】レディー状態【橙色点灯】ラン状態（サンプリング動作中）【赤色点灯】エラー状態（ラン状態時、何らかのエラーが発生し、動作を中止した場合）
5.Trigger LED（トリガステータス表示LED）このLEDは、サンプルモード指定により表示する内容が変わります。電源投入時は消灯しています。
・ノーマルモード時【橙色点灯】内部FIFOメモリがエンプティになった時に、200msecの間点灯します。サンプリング中にホスト転送を行う場合、ホスト転送スピードがサンプルデータ速度（チャンネル×サンプルクロック）より速い場合は、連続点灯状態となります。
・トリガ、リトリガ、プリトリガ、ポストトリガモード時【緑色点灯】トリガを使用するモードを指定すると点灯します。スタートコマンドを受信した後、トリガを検出すると消灯し、サンプリングが終了すると、再度点灯します。

■リアパネル説明

1.COMRS-232Cポートでメンテナンス用に使用します。
2.LAN（1000BASE-Tコネクタ）1000BASE-Tケーブルを使用し、ホストコンピュータと接続します。
3.POWER 電源スイッチです。
4.FG
アース端子接地用の端子です。
5.FUSE
ヒューズ
6.DCIN
DC＋12Vを接続します
7.DI/DO
16点DI（デジタルイン）/16点DO（デジタルアウト）等を追加する場合に使用します。（オプション）
8.CLK IN,CLK OUT 複数台接続する場合に使用します。

■DASmini-DF2800 構成図
CH1

シグナルコンデショナー

16CH・24BITΔ∑AD

CH2

Ethernet
100BASE-TX
1000BASE-T

AD制御部
FIFO
FIFO Buff制御
Buff制御
16MW
16MW

DC/AC
SIG/GNDICP
OFFSET(C/F)

HOST通信制御
HOST通信制御
Ethernet
Ethernet
外部クロック
同期信号

AD・トリガAD・トリガシグナルコンデショナー
シグナルコンデショナー
制御
制御±78mV~±10V
ATT/AMPサンプリングサンプリング
クロック制御クロック制御
シリアル通信インタフェース

CH16

TRGIN
トリガ制御
トリガ制御

TRGOUT

デジタル入出力IF（オプション）
DI 16点
DO 16点

デジタル入出力
デジタル入出力
インタフェース
インタフェース■共通仕様
DASmini-DF2800はHOST-CPUより動作モードを指定する事で実行します。
項目仕様

1 動作設定プ ロ グラ マブ ル

2 動作モード■モデル仕様シグナルコンデショナー、AD、デジタルフィルタ、一般仕様
モデル名仕様

2408－100K－AD

2416－100K－AD

8

16

AD部仕様

ノーマルモード、トリガモード、リトリガモード、 プ リトリガモード、AD動作モード ポストトリガモード
3 チャン ネル設定方式
4 サン プ リン グ機能

ラ ン ダム指定（計測する ＣＨ、及び順序を 任意に設定）

タイ ムベース 内部：25.6、24.576、22.5792、26.2144、 20.48（MHz）
外部：専用同期入力（RS422)
クロ ック設定 基本サブ ルーチン よ り自動設定 1kHｚ～102.4kHz
最大サン プ リン グ数 無限，1Gサン プ ル/フレーム
クロ ック出力 サン プ リン グクロ ックの同期信号を 出力
5 トリガ機能
トリガソース 外部信号トリガ（標準）、入力信号トリガ（モジュールによ る ）チャン ネル数 １チャン ネル
信号形式 シン グルエン ド
入力電圧 ±10V
入力イ ン ピ ーダン ス 1Mオーム
トリガスロ ープ 立ち 上がり、立ち 下がり
トリガレベル ±10Vを 256分割

入力チャン ネル数
入力信号形式シン グルエン ド

AD分解能・変換方式

24ビ ットΔ∑

最高サン プ リン グ周波数

102.4kHz

シグナルコン デショ ナー仕様
入力イ ン ピ ーダン ス1MΩ入力カ ップ リン グ
入力オフセット制御

DC、AC、ICP、GND

利得有り
1、2、4、8、16、32、64、128

デジタルフィルタ仕様
デジタルフィルタ遮断特性

0.453Fs

阻止域

0.547FS

阻止域減数量

100db

群遅延
一般仕様

39Fs

形状（高）X（幅）X（奥行）mm

60X350X250

重量約3Kg

トリガモード トリガ、リトリガ、プ リトリガ、ポストトリガ

供給電源

12V-3A

最大プ リトリガサイ ズ （メモリ容量－１００）÷ＣＨ数
6 データバッファ メモリ
ソフトウェ アFIFO方式
16Mワード使用環境

周囲温度+5～+40℃、湿度20%～85%（但し、結露しないこと）

7 データ形式

2'sコン プ リメン ト

8 内部デジタルフィルタ
9 アナロ グ入出力形式有り
シン グルエン ド

10 HOST-CPUイ ン タフェ ース
11 ソフトウェ ア

Ethernet（TCP/IP)、100BASE-TX/1000BASE-T
DASBOX基本サブ ルーチン プ ロ グラ ム（各種ＯＳ対応、別売）
多チャン ネル波形スコープ 「ＭＷＳ」（別売）■オプション16DI・16DO仕様
モジュール名DF2800

16DI16DO仕様
デジタル入力点数
入力信号形式

16点
LVTTL

入力タイ ミン グ
デジタル出力点数
出力信号形式

非同期、サブ ルーチン プ ロ グラ ムによ る
16点
LVTTL

出力タイ ミン グ

非同期、サブ ルーチン プ ロ グラ ムによ る注）利得１の時に±10Vに対応

■実行環境・アプリケーションプログラム
実行環境
DASmini-DF2800
HOSTコンピュータ

HOSTアプリケーション開発
基本サブルーチンプログラム
アプリケーションプログラム(別売）MWS(Windows)
MFA(Windows)

Intel Coreプロセッサ、Ethernet（１００BASE-TX/1000BASE-T） １本
メモリ 4Gｂ、HDD 512Gｂ
Windows-7(32/64bit対応)
Visuaｌ Basic対応：Microsoft VisualBasic Ver.6.0、又はVisual Studio.NETのBasic
Visuaｌ C;++対応：Microsoft VisualC++ Ver.6.0、又はVisual Studio.NETのC++
Windows、Linux対応
多チャンネル波形スコープ
多チャンネルFFTアナライザ■DASmini-DF2800シリーズ 応用分野
■機械金属分野■物理・ 化学分野
振動解析、衝撃試験
物性計測
歪み、変位計測
波・流体解析
エンジン計測化学実験
材料試験、製品検査
天文・気象観測
タービンプラント地震・噴火予知
水力・火力・原子力関連 地下資源探査
造船
地球科学関連食品機械
プラズマ・核融合
油圧
エネルギー変換開発
車両関連計測・制御
メガトロ二クス、ロボット関連
航空宇宙■電気通信分野■医療・ 生体工学分野
デジタル伝送実験
脳波生体測定過渡現象・振動波形収集 視聴覚研究
電子材料・半導体試験
スポーツ力学
超音波計測
音声・言語医学
ＡＶ機器の開発・評価
歯科補綴
音響解析
労働生理
画像処理
リハビリテーション医学
マルチメディア関連
バイオメカニクス
レーザー光研究
光ディスクシステム
光・電波通信電力システム
音声認識・自動翻訳■建築・ 土木分野
免震・耐震試験
地質調査
都市建物の風洞実験
環境・騒音計測
空調設備アクティブ制御
音場シミュレーション
橋梁実験

通信と計測制御技術の融合
ケイテクノス株式会社〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号 新陽ビル8階809
TEL 03-6233-7950 FAX 03-6233-7951
https://www.kei-technos.co.jp Mail:dsp@kei-technos.co.jp
C007-170707