株式会社インテックス
取扱説明書
超高輝度検査用照明装置（ＵＩＨ－１Ｃ型）
インテックス製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本書をよくお読みのうえ、安全にお使いください。

本書は直ぐに利用できるように大切に保管してください。

Convenience memo（製品問い合わせ時等に必要になりますので記入されると便利です。）
お買い上げ日年月日

販 売 店 名TEL（備考製造元

株式会社インテックス〒２７７－０８７３

シリアルＮＯ．
）－

千葉県柏市中十余二元山３０６－４
TEL: 04-7137-5271 FAX: 04-7137-5272

目的、用途一般的に半導体ウエハーやマスクガラス等の目視検査で、傷やごみ、内部異物や気泡を発見する為には熟練を要します。これらの検査を容易に行うために開発した装置です。
対象物（※１）に高輝度の光を照射することにより、チンダル現象を発生させて傷やゴミ、埃の付着、内部の異物、気泡等を確認することが出来ます。
※１ 半導体ウエハー、マスクガラス、光学部品、レンズ等

超高輝度検査用照明装置を安全にご使用いただくためにご使用前に，この「安全にご使用いただくために」をよくお読みのうえ，正しくお使いください。ここに示した注意事項は，製品を安全にお使いいただき，あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
●危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の３つに区分けしています。
「危険」：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うか、又は機器に致命的な悪影響を及ぼすことが想定される場合「警告」：取扱いを誤った場合、使用者が重傷や、傷害を負うか、又は機器に重大な悪影響を及ぼすことが想定される場合「注意」：取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うかまたは製品に悪影響を及ぼす可能性がある場合及び機器を長期に渡って有効に活用する上でぜひ守ってほしい事項

絵表示の見方
左の記号は、危険、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。

左の記号は禁止の行為を告げるものです。

左の記号は行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。

必ずお守り下さい。
警告
ぬれた手で機器の操作を行わない

修理技術者以外、分解、改造修理をこと。感電・故障の恐れがあります。

行わないこと。発火・感電・火傷・故障の原因になります。

ランプは超高輝度の光を発します

ランプハウス及び照射部分は高温ので直接鏡筒を覗き込まないこと。になりますので可燃性のガス等の目を傷める恐れがあります。

発生している個所では使用しないこと。火がつく可能性があります。

機器の故障時は速やかに調査・修理装置を倒したり、落下させると怪我を行って下さい。放置すると正常にをしたり、装置を破損しますので平機能せず、故障が広がることがありでしっかりとした場所でご使用くます。

ださい。

注意
装置から異音がしたり、異常発熱時

予め機器の正しい取扱いを理解し、は電源を切断し、速やかにメーカま緊急時の使用に備えてください。

でお問い合わせください。

ご使用前に必ず、下記をご確認下さい。
警告
使用前にランプハウス鏡筒部のキャＡＣ１００Ｖ以外でご使用にならなップを外して下さい。キャップを付いで下さい。機器が破損します。

けた状態でランプを点灯しますと熱で溶けます。

注意埃の多い場所、熱風のかかる場所で水場の近く、湿度が高い場所、加湿は使用しないこと。装置が劣化した器の近く、湯気、煙のかかる場所でり、故障する場合があります。

は使用しないこと。

電源部下部は発熱しますので熱に弱安定した場所へ設置して下さい。

い場所には設置しないこと。

振動でランプが切れる場合があります。

設置の際に振動等でスタンドが倒れランプハウス本体及び排気は高温にないように注意して設置してくださなります。触れるとやけどするおそい。

れがありますのでご注意ください。

ご使用中、ご使用後、保守時の注意事項
注意
電源コードやケーブルを加工したランプハウスのファンをふさがないり、重い物をのせたり、無理に曲げこと。発熱、火災、破損する可能性ないこと。

があります。埃等が付着した場合は装置が破損する場合があります。

電源を切断し、ファンの停止を確認の上、埃を除去してください。

特にランプ点灯中は強い衝撃を与えランプハウスを開放した状態で使用ないこと。ランプが切れる恐れがあしないこと。火傷、火災の恐れがあります。

ります。また、内部冷却効果を妨げ機器が破損する恐れがあります。

夏場小スペースで使用する場合は、長時間使用しないときには、電源コ室温上昇を防ぐために十分な換気やードをコンセントから外してくださ冷房をご使用ください。

い。

ランプハウスと電源部は組み合わせ

ランプ交換時はランプが十分冷えた調整の上、出荷しております。組みことを確認の上、作業して下さい。

合わせを変更すると仕様を満たせな火傷の恐れがあります。

くなる場合があります。
接続ケーブルの抜き差し、清掃等の製品の隙間、ランプハウスのファンお手入れを行う際は、電源プラグを開口部等に異物が混入すると発熱、抜いて、ファンが停止してから行っ破損する可能性がありますのでご注て下さい。

意ください。

本体及び付属品の確認
まず、始めにご確認ください。
□ 電源部 ………………………… １個□ ランプハウス ………………… １個□ ケーブル ……………………… １本□ 支柱(長)グランパー付 ……… １本□ 支柱(短) ……………………… １本□ 六角レンチ …………………… １本□ 予備フューズ(５Ａ) ………… １個

組み立て手順

機器の破損、感電、ファンによる怪我を防ぐために、組み立て作業は必ず、電源ケーブルを外した状態で行ってください。
注 意

◆手順１

付属の六角レンチで支柱（長）下部のネジを外します。
※

取り外したネジは手順２で使用しますので無くさないようにご注意ください。

クランバー

◆手順２

支柱（長）と電源部の固定

電源部上面のフランジに支柱（長）を差し込みます。

付属の六角レンチでフランジに付属のネジを回し、支柱を固定します。

“手順１”で取り外したネジを使用し、電源部下面から支柱（長）を固定します。

◆手順３

支柱（短）とランプハウスの固定支柱（短）は片側がネジになっております。
ランプハウスに３つの穴が開いていますのでその何れか（初めてお使いの場合は中央推奨）に支柱（短）をねじ込みしっかりと固定してください。

◆手順４ ランプハウスと支柱（長）の固定

グランバーに支柱（短）を差し込みグランバーのネジで固定します。

◆手順５ ケーブル接続 組み立て完成

付属のケーブルで電源部とランプハウスを接続します。ご使用中に抜けないようにしっかりと固定してください。

ご使用方法ぬれた手で機器の操作を行わないこと。感電・故障の恐れがあります。
警 告◆手順１ 電源投入
・電源部の電源ケーブルをＡＣ１００Ｖコンセントに接続してください。

◆手順２ 電源スイッチＯＮ・ランプスイッチが STANDING BY になっていることを確認してください。
・電源部フロント中央の INTENSITY ノブは電源スイッチを兼ねております。POWER OFF の位置から少し右回転させますとカチと音がし電源が入り、ランプはうっすら点灯します。
注意：この時右に回し過ぎますとランプを点灯させた時に初めから高輝度になります。

INTENSITY ノブランプスイッチ◆手順３ ランプ点灯

ランプスイッチを上（LAMP ON 側）に向けて下さい。ランプが点灯します。

◆手順４ 輝度調整
・INTENSITY ノブ を回し輝度を調整してご使用ください。

◆手順５ ピント合わせランプ点灯後しばらくすると鏡筒も熱くなります。低輝度で点灯し、早めにピント合わせを行ってください。
注 意

鏡筒先端を回すと鏡筒が伸び縮みし、ピント合わせてが出来ます。

◆手順６ 終了時
・ランプスイッチを STANDING BY にし、冷却の為３分以上経ってから INTENSITY ノブ を左一杯に回し、電源を切断して下さい。

ランプ寿命について・最高輝度で５０時間・半輝度で８００時間

輝度と照射面積について輝度は照射面積に反比例します。
照射面積を必要最低限に調整し、INTENSITY ノブにて必要輝度に調整することにより、ランプ寿命を延ばすことが出来ます。

消耗品についてＵＩＨ－１Ｃ専用 15V 150W ダイクロックミラー形ハロゲンランプ 1 箱 10 個入ヒューズ ミゼット型 5Aを販売しております。

5 本入