感雨センサー

CTC-PM

取扱説明書
Rev 160520
2016 年 5 月

Based ON
5.4103.1x.xxx-5.4103.31.000_e
021197/04/16

クリマテック株式会社〒171-0014
TelFaxE-mailURL

東京都豊島区池袋 4-2-11 CT ビル 6F
03－3988－6616
03－3988－6613
support@weather.co.jp
http://www.weather.co.jp/＊本内容は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

CLIMATEC,Inc.

CTC-PM

安全にお使いいただくために・機器/製品を動作させる前に、必ず取扱説明書をすべてお読みください。
・この取扱説明書には、取り付け、セットアップ及び操作の手順が記載されています。
・誤った取り扱いは下記の原因となりえます。
－重要な機能の故障。
－電気的または機械的影響によって人を危険にさらす。
－物質的損害の発生。
・機器/製品の取り付け、電気的な接続及び配線は、それに精通し、各規則、規定及び基準を遵守した資格をもつ技術者が行ってください。
・修理およびメンテナンスは訓練されたスタッフもしくはクリマテック(株)のみが実施できます。修理にはクリマテック(株)が供給もしくは推奨する構成品及び予備部品のみをご使用ください。
・電気機器の設置及び配線は無電圧状態でのみ行ってください。
・クリマテック(株)は仕組み、電子機器またはソフトウェアに修正がみられない製品にのみ適正な機能を保証します。
・測定システム/機器/製品の問題のない操作及び安全な状態を確保するためには、この取扱説明書に記載されている全ての情報、警告及び手順を熟読し、遵守することが不可欠となります。
・機器/製品は取扱説明書に記載の特定のアプリケーション用に設計されています。
・機器/製品はクリマテック(株)が供給もしくは推奨する付属品及び消耗品を用いて操作してください。
・推薦：まれに一定の条件下で各測定システム/機器/製品が誤った測定値を出力することがあります。誤った測定値が問題になり得る場合、妥当性のチェックできる冗長システムを使用することをお勧めします。
環境対策
・機器/製品の廃棄の際には、自治体などの指示に従って適正に行ってください。有償の場合もありますが、販売元にご返送いただいて処分を依頼することもできます。
・製品の保管や輸送のためにパッケージを保持ください。

ドキュメンテーション
・取扱説明書の作成には十分注意していますが、技術的誤りおよび誤植、もしくは欠落についてクリマテック(株)は一切の責任を負いません。
・取扱説明書に記載されている情報によって生じたあらゆる損害についてクリマテッ
ク(株)は一切の責任を負いません。
・内容は予告なく修正されることがあります。
・機器/製品には必ず取扱説明書を添付ください。

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page1/12

CLIMATEC,Inc.

１

CTC-PM仕様

測定対象
検知エリア
降水検知サイズ
出力１
接点出力
リレー出力

降水の有無
25 cm20.2 mm 以上
降水あり ： リレー端子 W+R 閉
降水なし ： リレー端子 W+A 閉
電源エラー： リレー端子 W+R 閉
出力開始設定 検知数 1～15 個(50 秒間の検知数)から選択
出力停止設定 最後の検知からの秒数
5.4103.10.xxx 25～375 秒後から選択
5.4103.31.000 12.5～187.5 秒後から選択
接点容量
最大 230VAC, 4A(5.4103.10.700 : 最大 60VAC, 4A)
出力２出力
水滴感知 1 回毎にパルス出力
フォトカプラ タイミング
パルス出力
出力速度
最大 15 パルス/秒
パルス出力
Umax = 32V, Imax = 5mA
パルス幅60msec
電源12-28V AC/DC
センサー消費電力
約 50mA @ 感雨なし、ヒーター動作 OFF
約 30mA @ 感雨なし、ヒーター動作 ON
ヒーター消費電力
最大 約 0.5A@12V
最大 約 1A@25V
動作温度範囲-30～+60 ℃
防水性
IP65 相当
大きさ・重量約 130x140x40mm 約 0.4 Kg(本体のみ)
ケーブル
別途内部でコネクタに棒端子接続(5.4103.11.000 は 1.55m ケーブル取付済)
取付ポールサイズ
φ 34 ～ 50 mm
EMC
IEC 61000-6-2：2005
IEC 61000-6-3：2006
IEC 61010-1：2001２

用途

感雨センサーは降水の開始、終了を出力します。接点状態を記録する用途や、窓、通気口、日よけ、ブラインドのような雨を防ぐ装置に接続する用途に使用できます。

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page2/12

CLIMATEC,Inc.

３

CTC-PM

概要

霧雨、雨、雪、雹の形態での降水などが光学検出装置によって検知され、信号を出力します。
出力１：リレー
リレー出力は降水期間の始まりと終わりを示します。統合的なイベントフィルター
により葉、鳥の糞、虫等の異物の検知時の意図しない接点信号出力を抑制します。
リレーはフィルター処理によって出力され、50 秒間で一定数の雨滴や雹等が検知されると降水期間開始となります。降水終了時の接点信号の出力は一定時間経過により復帰されます。雨滴の数や経過時間は工場出荷値に設定されますが、状況に応じて変更可能です。
出力２：フォトカプラ
フォトカプラ出力は水滴検知が発生する毎に出力されます。
ヒーター動作：
着氷および着雪を防ぐため、ハウジング表面の温度を 0℃以上に保持するヒーターを内蔵しています。
ヒーターモード
Mode A : 常時動作、制御温度は約 8℃
Mode B : 降水検出時に動作、制御温度は約 8℃
Mode C : 外部からの ON/OFF 制御可、制御温度は約 8℃
Mode D : 外部からの ON/OFF 制御可、降水検出時に動作、制御温度は約 8℃
３．１

降水状態とリレー出力の定義

降水あり ： リレー端子 W+R 閉
降水なし ： リレー端子 W+A 閉
電源エラー： リレー端子 W+R 閉
・電源電圧の不足や遮断によりセンサーOFF 時は「降水あり」の出力状態になります。
３．２

降水イベントとフォトカプラ出力の定義

降水あり ： フォトカプラ端子 C+E 閉、パルス幅 60msec
降水なし ： フォトカプラ端子 C+E 開
電源エラー： フォトカプラ端子 C+E 開・電源電圧の不足や遮断によりセンサーOFF 時はフォトカプラは出力しません。

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page3/12

CLIMATEC,Inc.

４

CTC-PM設置

注意
配線接続は、専門の技術者が行ってください。
測器を開ける場合は、乾燥した環境下で実施ください。
電子機器にダメージを与えないでください。

備考
電磁気的なノイズ対策のために、電磁シールド付ケーブルをご使用ください。

４．１

機器の取付け5.4103.10.xxx
感雨センサーは水平になるように取り付けます。測器はポールに取り付けられるように設計されています。取付ける際には、検知エリアに降水が到達し、動作中に振動や衝撃がないようにしてください。（図中の取付用パイプは付属しません）

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page4/12

CLIMATEC,Inc.

CTC-PM

5.4103.11.xxx
感雨センサーは水平になるように取り付けます。取付用アングルは垂直面に取り付けるためのものです。取付ける際には、検知エリアに降水が到達し、動作中に振動や衝撃がないようにしてください。

４．２

配線接続

４．２．１ モデル番号 5.4103.31.000
図４．２．４を参照ください。
４．２．２ モデル番号 5.4103.10.000, 5.4103.11.000, 5.4103.10.112
図４．２．４を参照ください。
手順：
・ケース底部の 5 本のネジを取り外してください。
・カバーと取り外すと、接続端子があります。
・ケース底部のケーブルグランドよりケーブルを挿入し、端子とシールドを接続してください。
・ケーブルグランドでケーブルを固定してください。
・再度カバーをのせ、均等にネジ止めをしてください。
注意：
カバーを取り付ける際に、コンタクトピンが変形しないようご確認ください。
カバーの固定ネジは 1～2Nm の締め付けトルクでねじ込んでください。

４．２．３ モデル番号 5.4103.10.700
図４．２．４を参照ください。

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page5/12

CLIMATEC,Inc.

CTC-PM

４．２．３．１ コネクタプラグの取付け接続用プラグのみが利用できます。

４．２．４

接続図

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page6/12

CLIMATEC,Inc.

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

CTC-PM

page7/12

CLIMATEC,Inc.

５CTC-PM動作開始

配線接続し、ケースがネジ止めされると電源投入が可能です。
電源投入時以外の降水接点信号状態は規定していません(通常の c 接点と異なります)。

６

保守

機器はメンテナンスフリーです。
清掃：
汚染および汚染レベルは場所に依存します。したがって、適切な間隔でユニットをチェックし、必要に応じて清掃することを推奨します。清掃には湿らせた布を使用し、化学洗浄剤は使用しないでください。

備考
清掃作業により雨粒検知が発生する恐れがあります。
データ評価・処理の際はそれらを考慮する必要があります。

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page8/12

CLIMATEC,Inc.

７７．１

CTC-PM設定
降水接点信号出力信号の設定

降水接点信号の開始/終了は工場出荷時設定が基準となります。特別な環境条件により設定を変更する必要がある場合
は、DIP1 と DIP2 のスイッチによって変更してください。
DIP1=出力停止設定（降水期間の終了）
DIP2=出力開始設定（降水期間の開始）
設定については表 1 と 2 をご覧ください。
手順：
・電源供給を中断する・底部の 5 本のネジを取り外す
・カバーを取り外す
・表 1,2 に基づき DIP1/DIP2 を設定する・カバーを再度のせて、均等にネジ止めする
注意：
カバーを取り付ける際に、コンタクトピンが変形しないようご確認ください。
カバーの固定ネジは 1～2Nm の締め付けトルクでねじ込んでください。
・電源を投入し起動する

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page9/12

CLIMATEC,Inc.

CTC-PM

DIP SW 設定：5.4103.10.000/700, 5.4103.11.000, 5.4103.10.012, 5.4103.10.112
DIP1 出力停止設定
DIP2 出力開始設定

表１：ディップスイッチ設定※グレー部分：出荷時初期設定※”OFF,OFF,OFF,OFF”は定義されてません。

DIP SW 設定：5.4103.31.000
DIP1 出力停止設定

DIP2 出力開始設定

表２：ディップスイッチ設定※グレー部分：出荷時初期設定※”OFF,OFF,OFF,OFF”は定義されてません。
E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page10/12

CLIMATEC,Inc.

CTC-PM

７．２ ヒーターモードの設定
ヒーターモードは工場設定となってます。特別な環境条件により設定を変更する必要がある場合は、製造元での半田付けの変更が必要となります。
８寸法

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

page11/12

CLIMATEC,Inc.

E-maill: support@weather.co.jp
URL: http://www.weather.co.jp/

CTC-PM

page12/12