ポータブル型：
チャンネル間絶縁５００V！！！
DASmini-S2020 データ収集装置■概 要■
DASmini-S2020は、16チャンネル各チャンネル独立のアースグランドを持ち、各チャンネルに24ビットΔ∑方式のADを内蔵したAD変換装置です。
入力チャンネル間、アースグランド間で500V以上の高絶縁が保たれています。ノートパソコンと接続しポータブルな計測システムを実現します。音
、振動をはじめ、温度、圧力センサ、ホール素子、生体医療計測など各種のセンサからのアナログ信号のデータ収集、計測をパソコンを使用して可能とします。
車載計測をはじめ、現場に持ち込んでの計測によるフィールドワークなどポータブルユースやパソコン対応の計測ニーズに応える目的
でDASmini-S2020を開発してきました。 DASmini-S2020は内部構造を汎用的にする事により、外部入力にADはもちろんの事、DI・DOをオプションにて増設でき、外部アナログ入 力信号に対してデジタルフィルタ機能が可能となりました。
騒音・振動解析、音声分析、AV機器開発・評価、メカトロニクス・ロボット、自動車・航空機関連、環境分析処理等FA・LAのあらゆる広範囲な分野においてネットワーク上でオープンなデータ収集・解析システムを構築する事ができます。
アプリケーションソフトウェアとして、弊社MWS（多チャンネル波形スコープ）、MFA（多チャネルFFTアナライザ）など使用することにより収集、解析を容易に行うことができます。

■特 長■●チャンネル間、アースグランド間高絶縁し、微小電圧測定に適した性能を持ちます。
●高入力インピーダンス差動入力AMPよりコモンモードノイズを排除し高精度の計測を可能にしました。
●各チャンネルの入力コネクタには定電圧のチャンネル独立のBVを内蔵しています。
●小型・軽量でノートパソコンと接続し、ポータブルな計測システムを実現します。
● 12VDC電源で動作し、耐震設計のため、車載計測や現場での計測等に最適。
● 各チャンネル独立な24ビット分解能、51.2Hzの高速・高精度なΔ∑方式のADコンバータ、及びデジタルフィルタを内蔵し同時サンプリングデータ収集を実現。
● 16MWのソフトウェアFIFOバッファメモリにより、長時間連続データ収集が可能。
● 1000BASE-Ethernetインタフェースにより、各種のパソコンやワークステーションから容易にオペレーションが可能。
● 複数ユニットによる全チャンネル同時計測が可能。

ケイテクノス株式会社

■最先端計測に挑む、信頼のインタフェース・テクノロジー
多現象同時計測に適した、全チャンネル・グランド独立同時サンプリング方式
アナログ信号入力は、サンプリングク ロックにより全チャンネルの同時サンプリングを行い、チャンネル間の位相差のないデータ収集が可能です。
各チャンネル独立したAD変換器でサンプリングを 行う方式であり計測チャンネルの増加に伴う最高サンプリング速度低下の改善を図っています。

24ビットの高速・高精度ADデジタルフィルタ内蔵変換器を採用
AD変換器は、分解能24ビットΔ∑方式のデジタルフィルタ内蔵ADを使用し。又、最高サンプリングスピードは51.2kHzとユーザーの使用目的に合わせ最適な選択ができます。

Ethernetインタフェースによるネットワーク環境下でのオンラインデータ収集
世界標準であるEthernetによりネットワーク環境下でオンラインデータ収集制御を可能にします。Ethernetを採用することで、WSやPCに標準インタフェースとして装備されているオープンな環境を利用でき用意にシステムを構築することができます。

ユーザープログラムとリンクが容易な基本サブルーチンプログラムを提供
条件設定やコマンド指令は、すべてホストCPUからのプログラマブル方式によって行なわれます。
これらのコントロールプログラムは、基本サブルーチンライブラリーとして提供いたします。

多彩な計測モードをサポート
ソフトウェアによるノントリガモード、トリガ信号によるトリガモード、ポストトリガモード、プリトリガモードが可能です。トリガソースは、外部信号トリガの他に入力信号トリガも可能です。

サンプリングクロックコントロール
タイムベース25.6、24.576、22.5792、26.2144、 20.48（MHz）の水晶発信器を内蔵し、分析目的に合わせさて最適なサンプリングクロックが使用できます。
最大サンプリング周波数～約Hz（各ベースクロックのタップで分周）の広範囲な設定が可能です。

ソフトウェアFIFOバッファメモリ
バッファメモリとして、16MWのソフトウェアFIFO（ファーストイン・ファーストアウト）メモリを装備しております。FIFO方式により、AD動作とホストコンピュータへのデータ転送 動作を完全に非同期化し、メモリがリング状になっている為に無限メモリとして考える事ができます。

■フロントパネル説明

S2020
1.アナログ入力コネクタ（1～16）ADの入力、BVの出力コネクタです。
2.TRG INトリガを使用するモードの時有効となります。
3.TRG OUTトリガを使用するモードの時有効となり、内部でトリガを感知した 事を知らせる信号です。
通常マスタのDASminiのTRG OUT信号を２台目以降TRIGIN信号に接続すれば、複数台のプリトリガモードの同期計測 が可能となります。
TTLレベルで、正論理のレベル出力（トリガ感知時“H”）です。計測終了時に”L”レベルに戻ります。
4.Condition LEDは、電源投入時のDASminiセルフチェック結果の表示及び通常の動作状態を示します。
・電源投入時は緑色の点滅を行い、ホストI/F（LAN）の準備が完了した時点で緑色の点灯となります。
（但し、セルフチェックエラーが発生した場合は、緑色の点灯とならずに、セルフチェックエラー表示となります。）
・電源投入時のセルフチェック【緑色点灯】正常終了【赤色と緑色の点滅】セルフチェックエラー（詳しくは、セルフチェック機能説明を参照してください。）
・通常の動作状態表示【緑色点灯】レディー状態【橙色点灯】ラン状態（サンプリング動作中）【赤色点灯】エラー状態（ラン状態時、何らかのエラーが発生し、動作を中止した場合）
5.Trigger LED（トリガステータス表示LED）このLEDは、サンプルモード指定により表示する内容が変わります。電源投入時は消灯しています。
・ノーマルモード時【橙色点灯】内部FIFOメモリがエンプティになった時に、200msecの間点灯します。サンプリング中にホスト転送を行う場合、ホスト転送スピードがサンプルデータ速度（チャンネル×サンプルクロック）より速い場合は、連続点灯状態となります。
・トリガ、リトリガ、プリトリガ、ポストトリガモード時【緑色点灯】トリガを使用するモードを指定すると点灯します。スタートコマンドを受信した後、トリガを検出すると消灯し、サンプリングが終了すると、再度点灯します。

■リアパネル説明

1.COM
RS-232Cポートでメンテナンス用に使用します。
2.LAN（1000BASE-Tコネクタ）1000BASE-Tケーブルを使用し、ホストコンピュータと接続します。
3.POWER 電源スイッチです。
4.FG
アース端子接地用の端子です。
5.FUSE
ヒューズ
6.DCIN
DC＋12Vを接続します
7.DI/DO
16点DI（デジタルイン）/16点DO（デジタルアウト）等を追加する場合に使用します。（オプション）
8.CLK IN,CLK OUT 複数台接続する場合に使用します。

■DASmini-S2020 構成図
Ethenet
100BASE-TX
1000BASE-T

AD制御部
CH1AD-IFAIFIFO Buff制御
POWER
16MW

デジタルフィルタ内臓 ISO_UNIT

HOST通信制御
POWER
Ethenet外部クロック
同期信号24BITAD
BV
LPF

DEF・AMPサンプリング
POWER
クロック制御AD・TRG制御
POWER

POWER
PO
WE
R

GAIN・OFFSET

TRG IN

シリアル通信IFシリアル

TRG OUT
CH16
デジタルフィルタ内臓AI

ISO_UNIT

BV
LPF

DEF・AMP■共通仕様■モデル仕様DASmini-S2020はHOST-CPUより動作モードを指定する事で実行します。

シグナルコンデショナー、AD、デジタルフィルタ、一般仕様
モデル名仕様プログラマブル

AD部仕様

8 サンプリング方式
9 デジタル出力点数
10 出力信号形式
11 出力タイミング

入力チャンネル数

16

入力信号形式

差動入力

AD分解能・変換方式

24ビットΔ∑

最高サンプリング周波数

51.2kHzチャンネル間絶縁±500V

入力インピーダンス

10GΩ

入力カップリングDC

BV電圧

10V/10mA（MAX）

利得

1、2、4、8、16、32、64、128

デジタルフィルタ仕様
デジタルフィルタ遮断特性

0.453Fs

阻止域

0.547FS

阻止域減数量

100db

群遅延

39Fs

一般仕様形状（高）X（幅）X（奥行）mm

60X350X250

重量約3Kg

供給電源

12V-4A

使用環境

周囲温度+5～+40℃、湿度20%～85%（但し、結露しないこと）■入力コネクタ 仕様■オプション DIO仕様

5 カウンタ長、最高入力周波数
6 エンコーダ入力
7 カウンタ長 、逓倍機能

2416－51.2K－ISOAD仕様

ノーマルモード、トリガモード、リトリガモード、 プリトリガモー
AD動作モード ド、 ポストトリガモード
3 チャンネル設定方式
ランダム指定（計測するＣＨ、及び順序を任意に設定）
4 サンプリング機能
タイムベース 内部：25.6、24.576、22.5792、26.2144、 20.48（MHz）
外部：専用同期入力（RS422)
クロック設定 基本サブルーチンより自動設定 1kHｚ～51.2kHz
最大サンプリング数 無限，1Gサンプル/フレーム
クロック出力 サンプリングクロックの同期信号を出力
5 トリガ機能
トリガソース 外部信号トリガ（標準）、入力信号トリガ（モジュールによる）チャンネル数 １チャンネル
信号形式 シングルエンド
入力電圧 ±10V
入力インピーダンス 1Mオームトリガスロープ 立ち上がり、立ち下がり
トリガレベル ±10Vを256分割
トリガモード トリガ、リトリガ、プリトリガ、ポストトリガ
最大プリトリガサイズ （メモリ容量－１００）÷ＣＨ数
6 データバッファメモリ
16MワードソフトウェアFIFO方式
7 データ形式
2'sコンプリメント
8 内部デジタルフィルタ有り
9 アナログ入出力形式
シングルエンド
10 HOST-CPUインタフェース
Ethernet（TCP/IP)、100BASE-TX/1000BASE-T
11 ソフトウェア
基本サブルーチンプログラム（各種ＯＳ対応、別売）
多チャンネル波形スコープ「ＭＷＳ」（別売）
多チャンネルFFTアナライザ「MFA」（別売）

モジュール名仕様
1 デジタル入力点数
2 入力信号形式
3 パルスカウンタ
4 入力信号形式

DI 16

POWER
PO
WE
R

GAIN・OFFSET

項目
1 動作設定2 動作モード

DO 16

デジタル入出力
インタフェース

24BITAD

8DI・16DO

16DI・16DO

8点
16点
TTL
TTL
2CH
TTL
32ビット、2MHz、積算方（パルス立上がりでカウントアップ）
2CH （A,B,Z相）
32ビット4逓倍機能サンプリングクロックによる
16点
TTL
プログラムにより設定 （非同期）

筐体側：
Ｒ０３－Ｒ５Ｆ＜多治見＞
ケーブル側：Ｒ０３－ＰＢ５Ｍ＜多治見＞

信号名

PIN

備考

A IN+信号入力＋B
CDE

信号入力BV+10V/10mA(MAX)
ＧＮＤ
ＧＮＤ

INBV+
BVGND
シールド

■実行環境・アプリケーションプログラム
実行環境
DASmini-S2020
HOSTコンピュータ

HOSTアプリケーション開発
基本サブルーチンプログラム
アプリケーションプログラム(別売）MWS(Windows)
MFA(Windows)

Intel Coreプロセッサ、Ethernet（１００BASE-TX/1000BASE-T） １本
メモリ 4Gｂ、HDD 512Gｂ
Windows-7(32/64bit対応)
Visuaｌ Basic対応：Microsoft VisualBasic Ver.6.0、又はVisual Studio.NETのBasic
Visuaｌ C;++対応：Microsoft VisualC++ Ver.6.0、又はVisual Studio.NETのC++
Windows、Linux対応
多チャンネル波形スコープ
多チャンネルFFTアナライザ■DASmini-S2020シリーズ 応用分野
■機械金属分野
振動解析、衝撃試験
歪み、変位計測
エンジン計測材料試験、製品検査
タービンプラント
水力・火力・原子力関連
造船
食品機械
油圧
車両関連計測・制御
メガトロ二クス、ロボット関連
航空宇宙■物理・化学分野
物性計測
波・流体解析
化学実験
天文・気象観測
地震・噴火予知
地下資源探査地球科学関連プラズマ・核融合
エネルギー変換開発■電気通信分野
デジタル伝送実験
過渡現象・振動波形収集
電子材料・半導体試験
超音波計測
ＡＶ機器の開発・評価
音響解析
画像処理
マルチメディア関連
レーザー光研究
光ディスクシステム
光・電波通信電力システム
音声認識・自動翻訳■医療・生体工学分野
脳波生体測定視聴覚研究
スポーツ力学
音声・言語医学
歯科補綴
労働生理
リハビリテーション医学
バイオメカニクス■建築・土木分野
免震・耐震試験
地質調査
都市建物の風洞実験
環境・騒音計測
空調設備アクティブ制御
音場シミュレーション
橋梁実験

通信と計測制御技術の融合
ケイテクノス株式会社〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号 新陽ビル809
TEL 03-6233-7950 FAX 03-6233-7951
https://www.kei-technos.co.jp Mail:dsp@kei-technos.co.jp
C０14-200401