総合気象観測システム（AWS）
仕様書
Automatic Weather Station
Weather ROBO
Rev 1.0
2012 年 1 月

クリマテック〒171-0014
Tel
Fax
E-mailURL

株式会社

東京都豊島区池袋 2-54-1

東拓ビル 4F

03−3988−6616
03−3988−6613
sales2@weather.co.jp
http://www.weather.co.jp/

E-mail : sales2@weather.co.jp

Weather ROBO 型式

名 称標準タイプ
標準タイプ 無電源
ローコストタイプ
ローコストタイプ 無電源
気象庁検定付加寒冷地オプション付加型 式
Weather ROBO
Weather ROBO-SP
Weather ROBO-LC
Weather ROBO-LC-SP-JM
-CR

計測装置
C-CR1000
C-CR1000
C-CR800
C-CR800

電 源
AC 電源必要
太陽電池パネル駆動
AC 電源必要
太陽電池パネル駆動
上記に気象庁検定付加
雨量ヒータ、日射 FAN
付加

Weather ROBO 仕様
全体仕様項目
測定要素細目標準センサー
オプション

機器共通仕様

計測装置
測定方法

標準タイプ
ローコストタイプ
標準タイプ
無電源タイプ
電源共通仕様
避雷装置
処理装置

データ処理装置(オプション）
周辺装置

基本処理仕様ソフトウェアーWeb 表示ソフト仕様

仕様
風向風速、気温、湿度、日射量、雨量
気圧、地温、土壌水分、WBGT、積雪深、視程ほか
測定インターバル：1 秒 アナログ入力精度：0.12%(-25-50℃)
電源：12V、消費電流 待機時 1mA 以下、測定時 4.2mA 以下
10 分、1 時間データを 2 ヶ月以上保存
動作環境：-25〜+50℃
通信：Ethernet LAN/socket 通信(変更可能）
生データ サンプルインターバル：1 秒
観測方法：気象庁 地上気象観測指針に準拠するが一部簡略化
統計方法：気象庁 気象観測統計指針に準拠するが一部簡略化
保存データ：10 分データファイル、1 時間データファイル、管理デー
タファイル（電源電圧、内部温度、ロガー状態など）
差動 8ch 測定 プログラム可能なデータロガー
差動 3ch 測定 プログラム可能なデータロガー
AC100V 電源、耐雷トランス、外部 AC 電源には漏電ブレーカー
10W 太陽電池パネルで無日照 5 日以上対応センサーの入力端子に信号避雷器を使用
電源は DC12V 系であること
停電時は 2 日間以上バックアップできること
AC 電源には耐雷トランス、信号には避雷器を装備
OS:Windows XP/7 Pro
インターフェース：COM ポート
24 時間 365 日の常時稼働に耐える PC であること
ディスプレイ：19 インチ 5 年保証付き
プリンター：A4 白黒レーザープリンター
UPS:500VA 10 分間 3 年保証付き
LAN 経由自動データ回収
停電時は復帰後停電中のデータを自動回収回収したデータの自動データ処理(データベース化）
以下の表示が、LAN 上のブラウザーから可能
リアルタイムデータのグラフィック表示(10 秒更新）
各要素のリアルタイムグラフ表示(日、週、リアルタイム自動更新）
日表、月表の表示および印刷
10 分データの月ファイルのダウンロード(CSV)
1 時間データの月データファイルのダウンロード(CSV)

備考
Weather ROBO
別途オプション

Weather ROBO

Weather ROBO-LC
Weather ROBO
Weather ROBO-SP
Weather ROBO

別途オプション

Weather ROBO

センサー詳細仕様
気象庁検定オプション付きの場
合右を付加
Tel
Fax
URL

03−3988−6616
03−3988−6613
http://www.weather.co.jp/−ＪＭ

各センサーは気象庁検定を取得していること。
-1-E-mail : sales2@weather.co.jp

風向風速
型式
項

CYG-5103

目

観測要素
風速

測定レンジ

0-100m/s

校正レンジ
起動風速
耐 風 速
距離常数
測定方法

0-70m/s

2.7m（63%）周波数

出0.098m/s/Hz

力

精 度
大 き さ

備考
風向
機械的 0-360°
電気的 0-355°
0-355°
1.0m/s
100m/s0.3m/s37H×55L cm―
ﾎﾟﾃﾝｼｮﾝﾒｰﾀ
0-10Kohm
±20%
±3deg
1Kg

気象庁検定付きも同機種*)測定レンジは出力可能な範囲、校正レンジは校正器による出荷及び検査時範囲気温湿度項 目
測定レンジ
出 力
温度係数
CVS-HMP155D
精度

通風筒
CPR-AS-1
Weatehr ROBOの場合
通風筒
CYG-41003L
Weatehr
ROBO-SPの場合

気温（温度）-80〜+60℃
4 線式抵抗−0.13℃(@20℃)

規 格
保 護 管

Pt100 IEC751 1/3
ClassB
Pt100 白金測温抵抗体 2mＡ Ａ級 4 線式
SUS304 φ3.2×60mm

使用可能温度範囲-40〜+60℃

ケーブル
通風速度
通風方向
材 質
構 造
ファン電源型 番
皿の枚数
大 き さ
材 質
取り付けパイプ径

線径：0.3mm＾2＊4 線、ケーブル外径 6mm
約 3m/s
下側吸い込みステンレス
二重通風筒
AC100V 12W／DC12V 15W
CYG-41003L14 枚
12D × 34H cm
UV stabilized white thermoplastic plates
25〜69mm

センサ

C-HPT

相対湿度
0〜100%RH
0〜100%RH/0-1VDC
年１%RH 以内
±1%RH(0-90%))±1.7%RH(90-100%)（ともに@+15-25℃)

気象庁検定の場合
は、気温のみC-HPT を使用

HUMICAP180R

気象庁検定付きの場合

AC 電源有りの場合

電源節約のため

全天日射量
CHF-LP02

ISO クラスCHF-SR11
研究目的
永続的観測所Class-1応答速度(95%)

18sec

18sec

経年変化

<±1%0〜2kW/m2 /(0〜20-80mV)<±1%0〜2kW/m2 /(0〜20-80mV)<±1%<±2.5%型式

主な目的・特徴

出
CHF-LP02
またはCHF-SR11

Tel
Fax
URL

力

非直線性
(100-1000W/m2)
経年変化
内部抵抗
ガラスドーム
日積算精度
大きさ・重さ
視野角
波長範囲
寒冷地オプション

03−3988−6616
03−3988−6613
http://www.weather.co.jp/

農業、産業Class-2<±1%/year<±1%/year
40〜60Ω
40〜60Ω
二重一重±5%±10%
136φx 90h mm 750g
78φx 60h mm 300g
180 度
305-2800 nm
防霜ファンが付属していること-2-

気象庁検定付きも同機種

E-mail : sales2@weather.co.jp

雨量(降水量）分類
タイプ
型式(0.5mm)
計測方法
口 径
感 度
出

CTKF-1／CTKF-1-UD

標準センサー
標準雨量計
CTKF-1

転倒ます式
200mm
一転倒雨量 0.5 ミリ(15.7cc)
無電圧接点信号(DC50V0.3A)
リードスイッチ、２接点出力
二重濾水機構20mm 以下±0.5mm
20mm を超える時±3％
5〜50℃（凍結しないこと）-10〜50℃（上下ヒータ）
上部：31.25W
なし
下部：50W
高さ 450mm×外径 210mm
約 3.5kg
約 4.5kg

力

濾水機構
測定精度
使用環境
ヒーター
寸重

寒冷地オプション
ヒータ付き雨量計
CTKF-1-UD

法量

気象庁検定付きも同機種

オプションセンサー
気圧計型

式

計測レンジ
分 解 能
CYG61302V

精度

出 力
出力レート
動作温度範囲電 源
大きさ 重さCYG-61302V
デジタル出力500-1100hPa
0.03%
0.01hPa
0.05% FS±0.2hPa(25℃)
0.0017% FS/℃
±0.3hPa(-40℃〜60℃)
0-5V
RS232 9600/8/1/N 全二重
1.8Hz max
-40〜+60℃
DC7-30V、2.8mA（RS232C 7mA）
90×60×20mm 44g
アナログ出力CVS-PTB210
地温計
土壌水分C-PT
C-CS-616
C-SR50A

積雪深計
CSDM-301DC
水位
WBGT
（熱中症）
視程現在
天気Tel
Fax
URL

CWG-H10-C20
C-BB-15cm 熱中症指標、暑熱指標(WBGT)は黒球を追加することにより求めることが可能になりますCVS-PWD10/12

03−3988−6616
03−3988−6613
http://www.weather.co.jp/

気象庁検定付きの場合はCVS-PTB210

気象庁検定付きの
場合
検定なし
検定なし
気象庁検定付きの場合は
CSDM-301DC
気象庁検定付きの
場合
検定なし
検定なし
検定なし

-3-

E-mail : sales2@weather.co.jp

計測・通信・電源仕様
計測
インターバル
記憶容量
インターフェース

計測装置
共通仕様（データロガー）

時計精度
電 源
消費電流
動作環境
内部プログラム
アナログ入力レンジ

入力種類

Weather ROBO
C-CR1000

アナログ入力プログラマブル
定電圧出力
センサー電源デジタルＩ／Ｏポート
入力種類

Weather
ROBO-LCC-CR800大 き さ
アナログ入力プログラマブル
定電圧出力
センサー電源デジタルＩ／O ポート
入力種類

計測方法
統計方法

大 き さ
生データ サンプル
インターバル
観測方法
統計方法
保存データ

0.01 秒(10ms)〜３０分(10ms ステップ)
メインメモリー 4MB（単精度 200 万データ）
10 分、1 時間データを 2 ヶ月以上保存
RS-232C*2ch(内１ｃｈは専用 I/F)
増設 Ethernet アダプター（10BaseT：RJ45)
温度補正付、±３分／年 (-30-85℃)
標準 9.6-16VDC （通常 12VDC 供給、逆接保護付）
スリープモード：0.5mA 以下、測定時：0.6mA(1Hz)-25〜+50℃（標準） -55〜+85℃(XT タイプ)
各種算術計算統計計算､計測制御プログラム
レンジ ±2.5、7.5、25、250、2500、5000ｍV
分解能 0.67 2, 6.7, 66.7, 667, 1330µＶ
精 度 0.06%(0〜+40℃)、0.12%(-25〜+50℃)
直接入力： 電圧・ひずみ・熱電対 、パルス入力：24bit2ch
アダプターつき入力： 電流・抵抗・サーミスター・
測温抵抗体・ブリッジ計測
SE16ch（差動 8ch） 13bitA/D3ｃｈ（±2500mV） 分解能 0.67mV 駆動電流：±25mA
精度±0.15%(-25〜+50℃) ±0.25%(-55〜+85℃ XT のみ)
5V×1ch、制御可能 12V 電源×1ｃｈ、その他 12V×2ch
８ポート(C1-C8)、0-5V 入出力
接点、高周波パルス入力×8ch、SDM×1ch、SDI×4ch、RS-232C×4ch
本体：239L×102W×61H 重量：1kg
SE6ch（差動 3ch） 13bitA/D2ｃｈ（±2500mV） 分解能 0.67mV 駆動電流：±25mA
精度±0.15%(-25-50℃)
5V*1ch、制御可能 12V 電源＊１ｃｈ、その他 12V*1ch
4 ポート(C1-C4)、0-5V 入出力
接点、高周波パルス入力*4ch、SDM*1ch,SDI*2ch、RS-232C*2ch
本体：241L×104W×51H 重量：0.7kg

気象庁 地上気象観測指針
気象庁 気象観測統計指針
10 分データファイル、1 時間データファイル、管理データファイル（電源電圧、内部温度、ロガー状態など）

通信設置関連

Tel
Fax
URL

センサー取付ポール、電柱、三脚など 取付金具類は別途なります
設置工事、基礎工事、通信工事、電源工事などは別途になります

03−3988−6616
03−3988−6613
http://www.weather.co.jp/

Weather
ROBO

Weather
ROBO-LC

1秒

Ethernet(10Base-T)通信、LAN 避雷器付属
オプションでその他の通信にも対応可能

取付金具
設置工事

共通

-4-共通

E-mail : sales2@weather.co.jp

収納箱 電源 盤内配線
信号避雷器
C-PT30共通仕様

電源コントローラー(7Ah 蓄電池付）
C-PS100

バックアップ
収納箱
入力電源避雷装置
AC 電源 Weather
ROBO

安全装置

バックアップ電

DC 電源
Weather
ROBO-SP源

チャージコントローラー
蓄電池

信号避雷器・端子台を使用
端子数
30 端子
最大電流・電圧
1A 以下／40V
制限電圧（バリスター電圧）±47Ｖ
エネルギ−耐量/静電容量
1.5Ｊ / 650ＰＦ
給電方式
常時 DC 電源給電
内蔵電池
７Ah 鉛畜電池
15-28VDC
充電用電圧(CHG 端子）
18VAC RMS
充電電流
1.2A 標準
電源出力
12V（バッテリー電圧）
電流出力
3A 温度ヒューズ付
停電時は 2 日間以上バックアップできること
IP44 以上の屋外用防水ボックス
標準仕様：金属 50*50*25cm 箱（屋根付き）
AC100V/50W/100W（雨量計ヒータ付の場合）
システム電源：DC12V
耐雷トランス
容量/重量(VA)
300VA / 5.5ｋｇ
入出力電源
AC100V 50/60Hz 単相
インパルス耐電圧
10kV(トランス単体において)サーキットブレーカーを有する
屋外 AC 電源（雨量計ヒーター）などには、漏電ブレーカーを有する（配線は HP 参照）
共通仕様の電源コントローラーを使用
DC 電源バックアップ（鉛蓄電池にてバックアップ）
常時 DC12V で動作し、瞬断にも影響を受けないこと
停電時は、ヒーター、ファンをオフにして、観測は継続する
標準センサー・システムで 2 日以上の計測が可能であること
10W 太陽電池パネル C-GN10（日照時間の少ない期間のある地域は、20W(C-GN20))
最大出力
最大出力
型 番
最大出力
動作電流
動作電圧
C-GN10
10W
0.57A
17.4V
C-GN20
20W
1.15A
17.4V
共通仕様の電源コントローラーを使用
鉛蓄電池 7Ah（日照時間の少ない期間のある地域は 14Ah)

共通

Weather
ROBO

Weather
ROBO-S
P

データ処理装置

PC 本体

24 時間稼働しますので、信頼性の高い PC をご用意いたします(別途）ソフトウェアー対応 PC、モニター、プリンター仕様
対応 OS
Windows XP、7
メインメモリー
1GB 以上推奨
10GB 以上推奨
HD 空き容量1 年間の使用量 100MB 程度
LAN
必須 ただし、RS-232C 接続、スタンドアロンの場合は不要
インターフェース
RS-232C(COM ポート）：LAN 通信の場合、必須ではない
外部記憶PC

Tel
Fax
URL

モニター

液晶ディスプレイ

印刷装置

プリンター

無停電装置

UPS

03−3988−6616
03−3988−6613
http://www.weather.co.jp/

CD-RW または DVD-RW データコピー用（必須ではない）
画素：SXGA(1280×1024)
サイズ： メイン画面の場合は 19 ｲﾝﾁ
サーバーのモニター用の場合 17 インチ
保証：5 年間(無償貸出機対応）
32 インチ以上の展示用 TV にも出力可能
A4 白黒レーザープリンター 20PPM 程度
容量：500VA 以上 常時バッテリー：長寿命バッテリ(4〜5 年寿命）
バッテリー交換:ホットスワップ方式
UPS・電池とも 3 年保証
自動シャットダウンソフト付属（PC は自動起動設定）
電源ノイズ／雷サージ保護機能有り-5-E-mail : sales2@weather.co.jp

ソフトウェアー基本仕様
ソフトウェアーの種類

ソフトウェアーの名前など

動作環境

データ回収の自動回収

LoggerNet

Windows

データの自動編集

CR1kfile

Windows

リアルタイムデータ・
グラフ表示

CReditWindows

Web 表示ソフト

CRhtmlWeb サーバー

全体仕様
・任意のインターバルで自動回収する・回収は前回回収以後のデータを自動回収・回収リトライは、2 重に設定可能
・通信方法は、RS-232C/Socket/携帯電話に対応
・10 地点以上の地点管理が可能
・設定条件のバックアップが自動保存できる・回収データファイルの保存先、名前の任意設定
・上記設定はメニュー形式で可能であること
・停電復旧後自動的に停電時のデータを回収して欠測をなくす
・回収されたデータのうち、管理データを除く使用するデータのみを並び替えて月データファイルに編集する・10 地点以上のファイルを同時処理可能
・上記設定は初期設定ファイルで可能であること
・リアルタイム表示画面の作成
・リアルタイムグラフの自動作成
・Web 用帳票データファイル（日、月、年）の作成
・Web ダウンロード用データファイル（月）の作成
・Web 画面上にメニュー形式で以下を表示する
リアルタイムデータ表示
グラフ表示
日表、月表、年表・IE6 または FireFox6.0 以後のブラウザーで表示
・左側にメニュー、右側に選択したメニューの表示がされる・地点名が表示されていること
・表示言語は日本語とする

リアルタイム表示
・観測全要素のリアルタイム値を 10 秒毎に更新して表示する
・自動的に更新する・グラフィックに表示する・表示値の観測時刻が表示されていること
・風速については、当日日最大値も表示する
・気温については、当日最高最低気温も表示する
・雨量については、当日積算日雨量も表示する
グラフ表示
・観測全要素の現在から 1 日（または 2 日）、1 週間、1 ヶ月のリアルタイムグラ
フを表示する・グラフの右側が常に現在で、随時更新する
・日グラフは 10 分、1 週間、月グラフは 1 時間毎に更新する・グラフを見て軸、色がわかるように凡例を表示する

Web 表
示ソフト
仕様
帳票表示・印刷

・観測全要素の日報、月報を表示する
・印刷もブラウザーの印刷機能または印刷ボタンで可能とする・日報においては、毎時データを表示し、日平均（または日合計)、日最大（起時）、日最小（起時）などの日統計値も表示する
・月報においては、日データを表示し、月平均（または月合計)、月最大（起時）、月最小（起時）などの月統計値も表示する

データのダウンロード

Tel
Fax
URL

03−3988−6616
03−3988−6613
http://www.weather.co.jp/

・対象ファイルは、10 分月データファイルと、1 時間月データファイルとする
・各ファイルは、1 レコード目にコメント（地点名他）、2 レコード目に要素名、3 レコード目に単位、4 レコード目以後はデータとする
・10 分データファイルについては 10 分毎のデータ、1 時間データファイルについては、毎時データが時刻の昇順に並ぶものとする
・各レコードは 1 列目にタイムスタンプ、2 列目以後をデータとする
・任意の月について、1 ヶ月分の全要素のデータがダウンロードできること-6-

YOUNG

仕様型式

測定ﾚﾝｼﾞ
起動風速
耐風速
距離常数
測定方法
出力
精度
大きさ
動作温度
取付方法

CYG-5103VM、LM
一般仕様はCYG-5103と同じ

風速
風向0-60m/s
0-355deg
1.0m/s(ｵﾌﾟｼｮﾝ0.5m/s)
電圧出力(VM)
100m/s
風速：0-1V/0-360°
2.7m(63%)
風向：0-1V/0-360°
周波数
ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ
電源：8-24VDC/5mA/12VDC
0.098m/s/Hz
0-10Kohm 電流出力(LM) 2線式±20%
風速：4-20mA/0-50m/s
0.3m/s±3deg
風向：4-20mA/0-360°
ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ直径18cm
電源：8-30VDC 2線式/20mA
37H×55Lcm 1kg-50～+50℃
外径34mmφﾊﾟｲﾌﾟに差込

CYG－5103y.kaneko
1/4(A3)

CYG-5103

風向風速センサーΦ12CVS-HMP155D/A/E

y.kaneko
1/1(A3)

温湿度センサ-仕様ISOクラス
応答速度(95%)
経年変化感度mV/(kW/㎡)
出力レンジ
感度の温度依存性(-10～+40℃）
非直線性(100-1000W/㎡)
ｾﾞﾛｵﾌｾｯﾄ温度依存(5K/hr)
ｾﾞﾛｵﾌｾｯﾄ赤外放射依存(200W/㎡)W/㎡
最大入射エネルギー(W/㎡)
傾斜誤差
内部抵抗
ｶﾞﾗｽﾄﾞｰﾑ
日積算精度
大きさ/重量
視野角
動作温度
材
質
波長範囲
ｹｰﾌﾞﾙ

1/1(A3)<15W/㎡
2000<±2%40～60Ω
一重±10%
78φx 60h mm 300g
180度
-40～+80℃
ｱﾙﾐﾆｳﾑ305-2800 nm
10ｍ 3-6.5mmΦ

CHF-LP02

y.kaneko
10/4/22Class-２18sec±1%
10-40mV/(kW/㎡)
0-2kw/㎡<6%<±2.5％<4W/㎡

日射計PT30

y.kaneko
1/1(A3)避雷器（30線）

Climatec, Inc .

PS100 12V POWER SUPPY

仕様

内蔵電池
電池寿命
入力電圧（CHG端子）
充電コントローラ仕様
充電電圧
温度補正レンジ
充電電流
出力電圧
電源出力
電圧
電流

バッテリー容量
外形寸法
端子

標準７Ａｈ
７１Ｄ×１９０Ｗ×１０５Ｈ ２ｋｇ
入力端子
１ ＣＨＧ 18VAC、太陽電池入力
出力端子
2 12V出力
外部バッテリー １ 増設鉛蓄電池接続

C-PS-100y.kaneko
1/2(A3)７Ah 鉛蓄電池
３～４年
１５～２８VDC(１８VＡＣ RMS)
バッテリー接続端子
１２Vバッテリー用
温度補正フローチャージ電圧出力-40～+60℃
１．２A標準
１２V （12Vバッテリー電圧）＋１２端子
１２Ｖ（バッテリー電圧）
３Ａ温度ヒューズ付き＞３Ａ＠２０℃
３Ａ＠２０℃
１．５Ａ＠６０℃
注）設計する場合は1.5A以下で考えてください。

電源コントローラ