ポータブル型：高速多チャンネルAD変換システム
DASmini-E500 データ収集装置■概 要■
DASmini-E500シリーズは、ノートPCと接続し、ポータブルな計測 システムを実現します。音、振動をはじめ、温度、圧力など各種のセンサーからのアナログ信号のデータ収集・計測がPCを使用して簡単にできます。車載計測をはじめ、現場に持ち込んでの計測によるフィールドワークなどポータブルユースやPC対応の計測ニーズに応える目的で開発されました。
16ビットのAD変換器をチャンネル毎に搭載し全チャンネル同時サンプル方式になっています。データ収集の最高サンプリング周波数は2MHzを実現し、高速、高精度な計測、解析を可能にしました。
DASmini-E500シリーズ は、世界標準であるEthernetをホスト・インタフェースとしネットワーク環境下でのオンラインデータ収集を可能にする
高速多チャンネルAD変換システムです■特 長■■ノートPCサイズ並、4kgと小型・軽量。
■ 12VDC電源で動作し、耐震設計のため車載計測や現場での 計測等に最適。
■ 16ビット分解能、1MHz、2MHzの高速・高精度なデータ収集を 実現。
■ 16チャンネル独立のAD変換器を搭載、全チャンネル同時サンプルを採用。
■ 32MWのトランジェントバッファメモリ、又はダブルバッファメモリを採用することにより、高速過渡現象の収集、長時間連続データ収集が可能。
■各種のPCやWSをホストとし、Ethernetインタフェースによる容易なオペレーションが可能。
■複数ユニットによる全チャンネルの同時計測が可能。

ケイテクノス株式会社

■最先端計測に挑む、信頼のインタフェース・テクノロジ
多現象同時計測に適した、全チャンネル同時サンプリング方式
アナログ信号入力は、サンプリングク ロックにより全チャンネルの同時サンプリングを行い、チャンネル間の位相差のないデータ収集が可能です。
各チャンネル独立したAD変換器でサンプリングを 行う方式であり計測チャンネルの増加に伴う最高サンプリング速度低下の改善を図っています。

16ビットの高速・高精度AD変換器を採用
AD変換器は分解能16ビットADを使用し、最高サンプリングスピードは2M Hzとユーザーの使用目的に合わせ最適な選択ができます。

Ethernetインタフェースによるネットワーク環境下でのオンラインデータ収集
世界標準であるEthernetによりネットワーク環境下でオンラインデータ収集制御を可能にします。Ethernetを採用することで、WSやPCに標準インタフェースとして装備されているオープンな環境を利用でき用意にシステムを構築することができます。

ユーザープログラムとリンクが容易な基本サブルーチンプログラムを提供
条件設定やコマンド指令は、すべてホストCPUからのプログラマブル方式によって行なわれます。
これらのコントロールプログラムは、基本サブルーチンライブラリーとして提供いたします。

多彩な計測モードをサポート
ソフトウェアによるノントリガモード、トリガ信号によるトリガモード、ポストトリガモード、プリトリガモードが可能です。トリガソースは、外部信号トリガ（標準）の他に入力信号トリガ（オプション）も可能です。

サンプリングクロックコントロール
タイムベースに8.0000MHz(時間軸分析用)、8.1920MHz(周波数軸分析用)の水晶発信子を内蔵し、分析目的に合わせさて最適なサンプリングクロックが使用できます。さらに、サンプリングクロックはプログラマブルに１μsec～2sec（各ベースクロックのタップで分周）の設定が可能です。

ダブルバッファメモリ
バッファメモリとして、32Mワード（標準、オプションにて64Mワード可能）メモリを装備しております。高速サンプリング（トータルデータ量が2Mワード／秒を超える場合）時にはトランジェントメモリとして動作し、１チャンネル時では、32Mワード、16チャンネル時は2Mワードの計測を可能とし、低速サンプリングではダブルバッファメモリとして動作し、下記の条件を満足している場合は、無限メモリとして考える事ができます。
ホスト転送速度 ＞ サンプリング速度
ホスト転送速度： 約2MW／秒、サンプリング速度：チャンネル数xサンプリング周期■フロントパネル説明

1.アナログ入力コネクタ（1～16）ADの入力コネクタです。
2.TRG INトリガを使用するモードの時有効となります。
3．CLK IN CLK OUT 外部クロック入力、CLK OUTは計測中に出力されます。複数台のDASmini-E500を接続する場合に使用します。
4.TRG OUTトリガを使用するモードの時有効となり、内部でトリガを感知した 事を知らせる信号です。
通常マスタのDASminiのTRG OUT信号を２台目以降TRIGIN信号に接続すれば、複数台のプリトリガモードの同期計測 が可能となります。
TTLレベルで、正論理のレベル出力（トリガ感知時“H”）です。計測終了時に”L”レベルに戻ります。
5.Condition LEDは、電源投入時のDASminiセルフチェック結果の表示及び通常の動作状態を示します。
・電源投入時は緑色の点滅を行い、ホストI/F（LAN）の準備が完了した時点で緑色の点灯となります。
（但し、セルフチェックエラーが発生した場合は、緑色の点灯とならずに、セルフチェックエラー表示となります。）
・電源投入時のセルフチェック【緑色点灯】正常終了【赤色と緑色の点滅】セルフチェックエラー（詳しくは、セルフチェック機能説明を参照してください。）
・通常の動作状態表示【緑色点灯】レディー状態【橙色点灯】ラン状態（サンプリング動作中）【赤色点灯】エラー状態（ラン状態時、何らかのエラーが発生し、動作を中止した場合）
6.Trigger LED（トリガステータス表示LED）このLEDは、サンプルモード指定により表示する内容が変わります。電源投入時は消灯しています。
・ノーマルモード時【橙色点灯】内部FIFOメモリがエンプティになった時に、200msecの間点灯します。サンプリング中にホスト転送を行う場合、ホスト転送スピードがサンプルデータ速度（チャンネル×サンプルクロック）より速い場合は、連続点灯状態となります。
・トリガ、リトリガ、プリトリガ、ポストトリガモード時【緑色点灯】トリガを使用するモードを指定すると点灯します。スタートコマンドを受信した後、トリガを検出すると消灯し、サンプリングが終了すると、再度点灯します。

■リアパネル説明1. LAN
100BASE-Tケーブルを使用し、ホストコンピュータと接続します。
2. POWER 電源スイッチです。
3. FG
アース端子接地用の端子です。
4.FUSE
ヒューズ。
5.DCIN
DC＋12Vを接続します。
6.COM
メンテナンス用通信ポート。

■DASmini-E500 構成図■ DASmini-E500 共通仕様

■ DASmini-E500 モデル仕様

DASmini-E500はHOST-CPUより動作モードを指定する事で実行します。
項目仕様

1 動作設定2 動作モード

プ ロ グラ マブ ル

シグナルコンデショナー、AD、一般仕様
モデル名仕様

１616－１M/AD

１608－2M/AD

AD部仕様
ノーマルモード：

AD動作モード トリガモード： リトリガモード、プ リトリガモード、ポストトリガモード
3 チャン ネル設定方式
ラ ン ダム指定（計測する ＣＨ、及び順序を 任意に設定）
4 サン プ リン グ機能

入力チャン ネル数168
シン グルエン ド

入力信号形式

16ビ ット逐次比較方式

AD分解能・変換方式
最高サン プ リン グ周波数

1MHz2MHzタイ ムベース 内部：8.000 、8.192（MHz）
外部：1CH TTL
クロ ック設定 基本サブ ルーチン よ り自動設定

シグナルコン デショ ナー仕様
入力イ ン ピ ーダン ス

1MΩ

最大サン プ リン グ数
クロ ック出力 サン プ リン グクロ ックの同期信号を 出力

入力カ ップ リン グ
入力オフセット制御

DC無し(±5V標準）利得

5 トリガ機能
トリガソース 外部信号トリガ（標準）、入力信号トリガ（モジュールによ る ）チャン ネル数 １チャン ネル
信号形式 シン グルエン ド
入力電圧 ±5V
入力イ ン ピ ーダン ス 100kオーム
トリガスロ ープ 立ち 上がり、立ち 下がり
トリガレベル ±5Vを 128分割
トリガモード トリガ、プ リトリガ
最大プ リトリガサイ ズ （メモリ容量－１００）÷ＣＨ数
6 データバッファ メモリ
トラ ン ジェ ン トメモリ方式
32MW：2MW/CH
7 データ形式
2'sコン プ リメン ト
8 内部デジタルフィルタ
9 アナロ グ入出力形式10 HOST-CPUイ ン タフェ ース無し
シン グルエン ド
Ethernet（TCP/IP)、100BASE-TX

11 ソフトウェ ア

DASmini-E500基本サブ ルーチン プ ロ グラ ム（各種OS対応別売）
多チャン ネル波形スコープ 「ＭＷＳ」（別売）

1デジタルフィルタ仕様
デジタルフィルタ遮断特性無し

阻止域無し

阻止域減数量

無し

群遅延
一般仕様

無し

形状（高）X（幅）X（奥行）mm

55mm×320mm×260mm

重量

約3.6Kg

供給電源

12V-3A（9.2V～16V）

使用環境

周囲温度+5～+40℃、湿度20%～85%（但し、結露しないこと）

■実行環境・アプリケーションプログラム
実行環境
DASmini-E500
HOSTコンピュータ

HOSTアプリケーション開発
基本サブルーチンプログラム
アプリケーションプログラム(別売）MWS(Windows)
MFA(Windows)

Intel Coreプロセッサ、Ethernet（１００BASE-TX/1000BASE-T） １本
メモリ 4Gｂ、HDD 512Gｂ
Windows-7(32/64bit対応)
Visuaｌ Basic対応：Microsoft VisualBasic Ver.6.0、又はVisual Studio.NETのBasic
Visuaｌ C;++対応：Microsoft VisualC++ Ver.6.0、又はVisual Studio.NETのC++
Windows、Linux対応
多チャンネル波形スコープ
多チャンネルFFTアナライザ■DASmini-E500シリーズ 応用分野
■機械金属分野■物理・ 化学分野
振動解析、衝撃試験
物性計測
歪み、変位計測
波・流体解析
エンジン計測化学実験
材料試験、製品検査
天文・気象観測
タービンプラント地震・噴火予知
水力・火力・原子力関連 地下資源探査
造船
地球科学関連食品機械
プラズマ・核融合
油圧
エネルギー変換開発
車両関連計測・制御
メガトロ二クス、ロボット関連
航空宇宙■電気通信分野■医療・ 生体工学分野
デジタル伝送実験
脳波生体測定過渡現象・振動波形収集 視聴覚研究
電子材料・半導体試験
スポーツ力学
超音波計測
音声・言語医学
ＡＶ機器の開発・評価
歯科補綴
音響解析
労働生理
画像処理
リハビリテーション医学
マルチメディア関連
バイオメカニクス
レーザー光研究
光ディスクシステム
光・電波通信電力システム
音声認識・自動翻訳■建築・ 土木分野
免震・耐震試験
地質調査都市建物の風洞実験
環境・騒音計測
空調設備アクティブ制御
音場シミュレーション
橋梁実験

通信と計測制御技術の融合
ケイテクノス株式会社〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号 新陽ビル8階809
TEL 03-6233-7950 FAX 03-6233-7951
https://www.kei-technos.co.jp Mail:dsp@kei-technos.co.jp
C０12-170901