EMiC
DENSHIJIKI

INDUSTRY
CO., LTD

携帯探傷・LEDブラックライト
探傷消耗品・補助機材
Magnetic Yokes
LED Black Light
Consumables
Accessories

蛍光磁粉

FY- 6600／FY-8100／FY- 500C

蛍光磁粉 FY-6600
ポリ容器 1kg

スプレー蛍光磁粉 FY-8100
1箱 420mL×12本入

濃縮蛍光磁粉液 FY-500C
1本 500mL入（磁粉100g）●特長
磁粉探傷の検査精度を上げるには、磁粉の粒子径、蛍光顔料の発光、分散媒との相性など、総合的なバランスが要求されます。当社の磁粉は精密検査から粗材検査まで汎用性を有し、何種類もの磁粉を揃える必要がありません。
蛍光顔料に高輝度タイプを採用。発色も目に優しい若草色を採用し、検査作業における目の疲労を軽減します。
用途によって、粉末タイプ、スプレータイプ、濃縮タイプをご選択下さい。

●仕様
型式FY-6600

FY-8100

形態

粉末スプレー

濃縮粒径

5〜16μm（平均10μm）

5〜16μm（平均10μm）

4〜27μm（平均11μm）

荷姿

ポリ容器1kg（外箱段ボール）、計量スプーン付

1箱 420mL×12本入り

1本 500mL入（磁粉100g）

磁粉分散剤（水系）

FY-500C

防錆剤

プラスライト PRC-04

WP-1

●特長
磁粉の分散性に優れた水系分散剤です。
ワークへの濡れ性を改善し、検査精度の向上に貢献します。
0.5%という低濃度で、分散効果、防錆効果が得られ、使用量やコスト低減につながります。
4L入りです。

●特長
水溶性の防錆剤です。検査液に水を使う場合に2〜5%程度混ぜて使用します。
WP-1型は、防錆成分が紫外線を吸収しませんので磁粉探傷用としては理想的な防錆剤です。
18L缶と200L缶があります。

磁粉分散油

MIP-18／200●特長
MRS-18／200に比べて、低温での流動性に優れています。
手あれ、臭いなども少なく作業環境の改善にお役立て下さい。
18L缶と200L缶があります。

※容器、仕様は変更になる場合があります。

携帯探傷

ユニマグ

Um-3BK／Um-3CK

ヨーク式磁粉探傷器のベストセラー機（Um-3CKは受注生産）●特長
極間型磁気探傷器のベストセラー機種として、あらゆる探傷シーンで採用されてきました。
探傷能力はJIS試験片7／50をクリアすると共にリフティングパワーも米国規格（ASTM E1444）を満足させる性能を有しています。
また、45°交換脚が標準付属ですので、このセットで複雑な形状の探傷が可能です。

Um-5BK／Um-5CK

検出パワーがさらに向上（Um-5CKは受注生産）●特長
探傷範囲を拡大し、検出能力を向上させました。
堅牢なボディに耐熱性の高い樹脂でモールドされていますので過酷な現場作業に最適です。

●仕様
Um-3CK（受注生産）

Um-3BK型式
入力電流（±10％）全磁束（mWb）
起磁力

無負荷時

通電時間Um-5BK
220V

200V

100／110V

入力電源

Um-5CK（受注生産）
220V

200V

100／110V

閉磁路時

開磁路時

閉磁路時

開磁路時

閉磁路時

開磁路時

閉磁路時

開磁路時

閉磁路時

開磁路時

10A

3.9A

5A

1.8A

5A

1.8A

15A

6A

8A

3A

7A

3A

−

0.5−

0.5−

0.5−

0.8−

0.72

−

0.72

3,000AT min.

4,000AT min.

3秒通電5秒休止

3秒通電5秒休止

磁極間隔

130mm

165mm

磁極寸法

20×20mm25×25mm

ヨーク材質

ケイ素鋼板積層

ケイ素鋼板積層

モールド材

エポキシ樹脂（高耐熱型）

エポキシ樹脂（高耐熱型）

入力ケーブル5m 本体直結（アース付）

5m 本体直結（アース付）

スイッチ部

防滴型

防滴型

標準付属品

アルミケース 45°
交換脚アルミケース 45°
交換脚

外観寸法（mm）
・質量

閉磁路時

開磁路時

185mm×119mm×43mm

233mm×135mm×55mm

約2kg

約4kg

※ 入力電流はJIS Z2321に規定された試験方法で測定。
リフティングパワーは10ポンド以上。

探傷原理
図1に示すように、ヨークに交流のヨーク電流を流すことにより鉄鋼材料中に磁力線が導かれ欠陥のある所でコイル磁力線が表面に漏洩します。
ここに欠陥磁粉を適用することにより、欠陥箇所に磁粉模様があらわれ容易に欠陥鉄鋼材料を発見することができます。

磁力線
図1

磁粉模様

LEDブラックライト

LB-104

高強度 ！ 軽い ！ 簡単 !
●配光特性 高さ600mm●特長
1. LEDを使用したことにより、従来品より重量60%カット!
2. コンセントにつなぐだけ
3. コンパクトで持ち運び自由
4. IPX4相当の防水性

100mm

0100mm

0100mm■ 6以上 ■ 5−6 ■ 4−5■ 3−4■ 0−1■ 2−3 ■ 1−2

紫外線強度 mW/c㎡

LB-406

ファンレス！ 省エネ ！ 高紫外線強度 !

●特長
1. ファンレスなので静音
2. 高強度・調光可能
3. コンセントにつなぐだけ
4. ファンレスなのでメンテナンスフリー●配光特性 高さ600mm
400mm

0400mm

0400mm■ 6以上 ■ 5−6 ■ 4−5
■ 3−4
■ 0−1

■ 2−3 ■ 1−2

紫外線強度 mW/c㎡

LB-409広範囲の検査 ！ 長尺物に最適 !
●配光特性 高さ600mm●特長
1. 広範囲に紫外線を照射
2. 用途に合わせて調光可能
3. コンセントにつなぐだけ
4. ファンレスなのでメンテナンスフリー

400mm

0400mm

0400mm■ 6以上 ■ 5−6 ■ 4−5
■ 3−4
■ 0−1

■ 2−3 ■ 1−2

紫外線強度 mW/c㎡●仕様
LB-104型式
消費電力

LB-406

LB-409AC100V〜240V 50/60Hz

入力電源
約40VA以下（ケーブル5m）

約90VA以下（ケーブル5m）

約120VA以下（ケーブル5m）

中心波長 365nm±5nm（A領域紫外線）

紫外線照射範囲
紫外線強度（距離400mm位置）
中心強度
配向特性
外観寸法
質量10mW/cm2以上
φ120mm（4mW/cm2以上）
W80mm×D133mm×H226mm
約750g

15mW/cm2以上（ボリューム最大時）
W440×D380mm（2mW/cm2以上）

7mW/cm2以上（ボリューム最大時）
W670×D420mm（2mW/cm2以上）
W770×D520mm（1mW/cm2以上）（突起物除く）W314mm×D230mm×H294mm（突起物除く） W485mm×D250mm×H294mm
約9.5kg

約16kg

簡易型磁粉濃度計

MPS-50T

磁粉探傷の濃度管理に最適・磁粉輝度測定方式●特長
1. 測定値は数値表示
2. 簡単操作
3. 測定条件のメモリ機能搭載
4. 測定時の警報表示付●測定原理
電磁石で蛍光磁粉を吸着しUV照射して蛍光輝度を測定します。
●仕様
MPS-50T

型式

AC100V

入力電源

50／60Hz

測定範囲

0.2〜1.2g／L

測定容量50mL

測定時間20秒

測定許容範囲20%

磁粉登録件数10件

磁粉

蛍光磁粉※1

分解能±0.2g／L
水

検査液の分散媒
本体寸法

1A

W250mm×D230mm×H355mm
約7.5kg質量※1 磁粉の種類により測定できない場合があります。

テスラゲージ

GT-301

紫外線強度計

小型残留磁気測定器

UV-D3

●用途
蛍光探傷用に必要な紫外線強度測定。

●特長
1. 4桁表示
2. オートゼロ機能
3. ピークホールド機能
4. DC／AC機能
5. オートパワーOFF
6. 極性表示付
7. プローブ一体型●特長

1. ソーラパネル採用により、消費電力大幅削減
2. 0〜45mW/cm2の超ワイドレンジ
3. ピークホールド機能付4. 見やすいデジタル表示

●仕様
測定レンジ

30mT

本体精度

DC : 読取り値の±（5%＋5〜10dig）
AC : 読取り値の±（5%＋5〜20dig）※1300mT

1000mT（3レンジ）

3000カウント表示

●仕様
型名

UV-D3

表示

4桁

測定磁界周波数

DC・AC（50／60Hz）

測定範囲

0.00〜45.00mW/cm2

機能

オートゼロ ピークホールド オートパワーオフ

測定精度

0.00〜6.00mW/cm2 : ±0.30mW/cm2

電源

1.5V単3電池（4個）

使用温度範囲0〜40℃

外形寸法・質量W77mm×H140mm×D27mm

校正※1 レンジによる

前校正

約300g
（含電池）

機能
外観寸法
質量

ピークホールド、スケールオーバー表示
バッテリー不足表示、自動電源OFF
W95mm×D135mm×H27mm
約250g（含: 電池、ストラップ、アンテナ型スケール）

磁粉探傷用 補助機材

検査の安全性と効率化のために欠かすことのできない補助機材補助コイル MC-8

JIS-A型試験片 STP-1

ASTM試験片ハレｰションカットフィルタ FHC-406

テープ試験片 TP-10

銅網 C-300

沈澱計 PCT-100 PCT-100G（ガラス管） PCT-100S（スタンド）

足踏スイッチ FS-1B

プロット接触器 CP-2B

安全にお使いいただくために●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
※本カタログの仕様及び外観等は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

●関連機器：着磁装置・脱磁装置・計測装置・評価装置

2015
本社・工場

2015

Related equipment : Magnetizer・Demagnetizer・Measuring
instrument・Analyzer〒115-0051 東 京 都 北 区 浮 間 5 - 6 - 2 0 TEL.03-5970-8681（代） FAX.03-5970-8680

東京営業所 〒115-0051 東 京 都 北 区 浮 間 5 - 6 - 2 0 TEL.03-5970-8555（代） FAX. 03-5970-8551
名古屋営業所 〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-7-5（電波学園金山第1ビル5F） TEL. 052-682-6867（代） FAX.052-682-5123
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-5-18（新大阪エイトビル602） TEL.06-6304-5061（代） FAX. 06-6301-2858
海 外 部 〒115-0051 東 京 都 北 区 浮 間 5 - 6 - 2 0 TEL.03-5970-1801（代） FAX. 03-5970-8551

https://www.emic-jp.com/2024-3-500［ S ］