ネットワーク上でオープンな収集・解析システムを実現
LAN対応高速多チャンネルAD・DAインタフェースシステム

DASBOX Model-Eシリーズ【64CH～512CHシステムを実現】■概要
DASBOX Model-Eシリーズは、アナログ信号を伴った計測処理、制御処理の高速高精度化、多チャンネル化、及びホストCPUの負荷軽減というニーズにフル対応することを目的として開発された高速多チャンネルのAD・DA変換インタフェースシステムです。
各種コンピュータに標準実装されているイーサネット（TCP/IP）ネットワークインタフェースによりオープンな環境を提供し、高機能な計測制御、実験解析支援ソフトウェアをサポートしています。
主に大手メーカーの研究所や学校などの公共研究機関で、電気通信・メカトロニクス・建築土木・ バイオ・自動車・航空宇宙関連などで幅広く利用されています。
LAN対応AD・DA同時入出力サンプリングを採用、16ビットから24ビットのAD・DA分解能に対応します。
デジタル入出力、アナログ出力モジュール機能を付加することができ、マスタ・スレーブ方式での複数台接続を可能とし、CH数を拡張することが出来ます。
連続転送を可能とするFIFO方式のバッファメモリを搭載、16ビット・64CH・ADモジュール、24ビット・32CH・ADモジュール、デジタル入出力・アナログ出力モジュールにより構成され、最大512CHの構成が可能です。
音・振動・ひずみなどの物理量のデータ収集・解析、計装システムの多現象監視・制御、さらに医学、生体工学など、FA/LAの あらゆる分野でハイパフォーマンスな計測制御システム、実験解析システムを構築することができます。

ケイテクノス株式会社

最先端計測に挑む、信頼のインタフェース・テクノロジー■特長
多現象同時計測に適した全チャンネル同時サンプル・同時出力
各チャンネル毎に独立したAD・DA変換器を使用してチャンネル間のクロストーク（影響）を最小限にしたデータ収集が可能です。
１６・２４ビットの高速・高精度のAD・DA変換器を採用
16ビット系（2kHz，5kHz，10kHz，40kHz）、24ビット系（1kHz～100kHz）のサンプリングが可能です。
Ethernetインタフェースによる、ネットワーク環境下でのオンラインデータ収集
ネットワーク環境下でオンラインデータ収集制御を可能にします。
パソコン・ワークステーション等の標準インタフェースで容易に接続が可能です。
アプリケーション開発環境を容易に構築することが可能
条件設定、コマンド指令はHOST-CPUよりプログラマブルに実行され、コントロールプログラムは基本サブルーチンライブラリが提供されています。
MATLAB，Lab-VIEW等に直接インタフェース出来る関数を提供しています。
多彩な計測モードをサポート
ソフトウェアによる起動、外部トリガ、入力信号トリガ（オプション）での計測が可能です。
サンプリングクロックは8MHz，8.192MHz，6.144MHz，5.6448MHzを目的により選択可能です。
ノントリガ，トリガ，リトリガ，プリトリガ，サイクルモードなどをサポートします。

DASBOX Model-Eシリーズブロック図
CH1

メインコントロール

64CHアナログ⼊⼒モジュール

CH64

ADC

（制御⽤CPU）

TRG

4-16MW

サンプリング機構
FIFOバッファメモリ

TRGOUT
TRGIN

CH65
CH128

CLKOUT
CLKIN

Ethernet

10BASE-T/100BASE-TX

コントロールサンプリング機構

64CHアナログ⼊⼒モジュール
ADC

8MHz
8.192MHz

CH129
CH192

6.144MHz64CHアナログ⼊⼒モジュール

5.644MHz

ADC

32bit
COUNTERSAMPLING CLK

16bit
COUNTER

CH193
CH256

64CHアナログ⼊⼒モジュール

CLK IN

ADC

複数台接続 図Ethernet-Hub
DASBOX Model-1400E
CLKOUT

CLKIN

TRGOUT

TRGINDASBOX Model-1400E

HOST Ethernet IF

CLK OUT■ DASBOX Model-Eシリーズ 一般仕様
16ビット・64CH・ADモジュール、24ビット・32CH・ADモジュール、デジタル入出力・アナログ出力モジュールの実装が可能です。
最大512チャンネルの拡張が可能です。
36ピンアンフェノールコネクタ、ハーフピッチコネクタ等で外部機器とインタフェースします。
デジタル入出力・アナログ出力モジュールは、TTLレベルの64点入出力、及び16ビット・8CH・100kHzのDAにより構成され、デジタル入出力はハーフピッチコネクタ、アナログ出力はD-SUBコネクタで外部機器とインタフェースされます。

装置名

DASBOX Model-1400E

DASBOX Model-2800E

仕様
最大実装モジュール数48
外形寸法（突起部含まず） 132×450×440mm
265×450×440mm
重量約15kg
約30kg
消費電力
約200VA
約400VA
AC100V±10%，50/60Hz
供給電源
周囲温度+5～+35℃，湿度20%～85%（但し、結露しないこと）
使用環境■ DASBOX Model-Eシリーズ 共通仕様
HOST-CPUより動作モードを指定することでデータの入出力を行います。
AD・DAの操作モード、チャンネルの指定、サンプリング機能、トリガ機能などです。
項目
1 動作設定2 動作モード

仕様（DASBOX 16ビット系）
プログラマブル仕様（DASBOX 24ビット系）→

ノーマルモード，トリガモード，リトリガモード， プリトリガモード，→
ポストトリガモード
ノーマルモード，トリガモード，リトリガモード，サイクルモード，
DA動作モード→
サイクルトリガモード、サイクルリトリガモード
3 チャンネル設定方式
ランダム指定（計測するＣＨ、及び順序を任意に設定）→
4 サンプリング機能
タイムベース 内部：8.0000・8.1920・6.1440・5.6448MHz
内部：25.6・24.576・22.5792・26.2144・20.48MHz
外部：外部クロック入力(TTL)
外部：専用同期入力（RS422)
32ビットカウンタで分周して設定
基本サブルーチンより自動設定
クロック設定約0.002Ｈｚ～最高サンプリング周波数
AD：1kHｚ～102.4kHz，DA：8kHｚ～204.8kHz
最大サンプリング数 無限，1Gサンプル/フレーム→
クロック出力 サンプリングクロックの同期信号を出力→
5 トリガ機能
トリガソース 外部信号トリガ（標準），入力信号トリガ（モジュールによる）→チャンネル数 １チャンネル→
信号形式 シングルエンド→
入力電圧 ±5V→
入力インピーダンス 1MΩ
→トリガスロープ 立ち上がり，立ち下がり→
トリガレベル ±5Vを128分割→
トリガモード トリガ，リトリガ，プリトリガ，ポストトリガ→
最大プリトリガサイズ （メモリ容量－１００）÷ＣＨ数→
6 データバッファメモリ
FIFO方式
4MW（標準），(16MWオプション）→
7 データ形式
2'sコンプリメント→
8 内部デジタルフィルタ
無有
9 アナログ入出力形式
シングルエンド
10 HOST-CPUインタフェースEthernet (TCP/IP)，10BASE-T/100BASE-TX （標準）→DASBOX基本サブルーチンプログラム（各種ＯＳ対応、別売）
11 ソフトウェア→
多チャンネル波形スコープ「ＭＷＳ」（別売）
AD動作モード

ADデジタルフィルタ：遮断周波数 0.4535fs，阻止域 0.546fs，阻止域減衰量 110db，群遅延 38.7サンプル
DAデジタルフィルタ：遮断周波数 0.4535fs，阻止域 0.546fs，阻止域減衰量 110db，群遅延 43.5サンプル

■DASBOX-Eシリーズ アナログ入力モジュール
アナログ入力モジュールは、1モジュール64CH（16ビット分解能）、32CH（24ビット分解能）を用意しています。
各CHにADモジュールを実装する同時サンプリング方式を採用、16ビットモジュールは最大サンプリング周波数2k，10k，40kHzを選択可能、24ビットモジュールの最大サンプリング周波数は100kHzです。
AI32-24/100M

AI64-16/xxxM

モジュール名仕様
入力チャンネル数
入力信号形式
入力電圧
入力インピーダンス
サンプリング方式
AD分解能
最高サンプリング周波数
入力コネクタ
入力信号トリガ

AI64-16/2M

2kHz

AI64-16/10M

AI64-16/40M

AI32-24/100M

64
シングルエンド±5V（オプション±10V）
1MΩ以上
全チャンネル同時サンプリング
16ビット
10kHz
40kHz
36ピンアンフェノール
有24ビット100kHz■ DASBOX-Eシリーズ 汎用デジタル入出力・アナログ出力モジュール
64ビットデジタル入出力、及び8CH・16ビット・100kHzのアナログ出力を搭載の汎用アナログ・デジタル入出力ボードです。
デジタル入出力部はエンコーダー入力、カウンタ入力、PWM入力等に変更が可能です。
機能項目
仕様
TTL64DIO・AO8-16/100M
入力チャンネル数
64点
入力信号形式TTL
デジタル入力
入力電流400μA
電気的条件
on：2.4V以上，off：0.6V以下
出力チャンネル数
64点
出力信号形式TTL
デジタル出力出力電流24mA
電気的条件
on：2.4V以上，off：0.6V以下
出力チャンネル数
8点
出力信号形式シングルエンド
出力電圧±10V
アナログ出力出力インピーダンス50Ω以下
DA変換分解能
16ビット
最高サンプリング周波数 100kHz注）デジタル入力は、4.7kΩで+5Vにプルアップされています。
64点は4CHに対応します。

■DASBOX Model-Eシリーズ 応用分野
■ 機械 金属 分 野
振動解析，衝撃試験
歪み，変位計測
エンジン計測材料試験、製品検査
タービンプラント
水力・火力・原子力関連
造船
食品機械
油圧
車両関連計測・制御
メカトロニクス，ロボット関連
航空宇宙
レーザ加工機（位置決め）
アクティブ免振制御■ 物理 ・ 化学 分 野
物性計測
波・流体解析
化学実験
天文・気象観測
地震・噴火予知
地下資源探査地球科学関連プラズマ・核融合
エネルギー変換開発■電 気 通信 分野
デジタル伝送実験
過渡現象・振動波形収集
電子材料・半導体試験
超音波計測
ＡＶ機器の開発・評価
音響解析
画像処理
マルチメディア関連
レーザー光研究
光ディスクシステム
光・電波通信電力システム
音声認識・自動翻訳
アクティブ騒音制御■医 療 ・ 生体 工学 分 野
脳波生体測定視聴覚研究
スポーツ力学
音声・言語医学
歯科補綴
労働生理
リハビリテーション医学
バイオメカニクス■建 築・ 土木 分野
免震・耐震試験
地質調査
都市建物の風洞実験
環境・騒音計測
空調設備アクティブ制御
音場シミュレーション
橋梁実験

通信と計測制御技術の融合
ケイテクノス株式会社〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号 新陽ビル8階809
TEL 03-6233-7950 FAX 03-6233-7951
C011-170901
https://www.kei-technos.co.jp Mail:dsp@kei-technos.co.jp