DASmini-E2800シリーズ
ハードウェアマニュアル
初版 平成29年07月25日
改訂 平成29年08月8日
改訂 平成29年10月30日

ケイテクノス株式会社

目

次

改訂履歴 ........................................................................................................................................................... 2
１．概要 ........................................................................................................................................................... 3
２．ハードウェア仕様 .................................................................................................................................... 4
２．１ 共通仕様 .......................................................................................................................................... 4
２．２ モデル名 .......................................................................................................................................... 5
２．３ モデル別仕様 .................................................................................................................................. 5
２．４ 一般仕様 .......................................................................................................................................... 5
３．内部ブロック図 ........................................................................................................................................ 6
４．外観説明 ................................................................................................................................................... 7
４．１フロントパネル説明 ......................................................................................................................... 7

４．２

リアパネル説明........................................................................................................................... 9

５． 用語の説明...........................................................................................................................................11
６． 動作説明 ..............................................................................................................................................13
６．１ ＡＤ動作モード............................................................................................................................13
６．１．１ ノントリガスタートモード .............................................................................................13
６．１．２ トリガスタートモード .....................................................................................................13
７．データフォーマット ...............................................................................................................................14
７．１ ＡＤチャンネルデータフォーマット .........................................................................................14
７．２ 転送データフォーマット ............................................................................................................15
８． 御使用上の注意事項 ...........................................................................................................................16
９． ２台以上を同期して計測する方法 ......................................................................................................17
９．１ DASmini-E2800シリーズ及びDASmini-E2000シリーズ（24ビット機種を除く） .................17と接続する場合 ...........................................................................................................................................17９．１.１ 各モードの接続及び設定 .........................................................................................................17
９．２ ソフトウェア作成時の注意事項 ...................................................................................................19
補足説明） IPアドレスの変更方法.............................................................................................................20

1

改訂履歴
初版
改訂
改訂

平成29年07月25日
平成29年08月08日
・カタログに準じる
平成29年10月30日
・共通仕様->サンプリング周波数範囲
0.1Hz～100ｋHz -> 0.1Hz～100ｋHz(250kHz)
・CLK IN入力レベル

TTLレベル->LVTTLレベル2

１．概要
DASmini-E2800シリーズは、ノートパソコンと接続し、ポータブルな計測システムを実現します。音、振動をはじめ、温度、圧力など各種のセンサーからのアナログ信号のデータ収集・計測がパソコンを使用して簡単にできます。車載計測をはじめ、現場に持ち込んでの計測によるフィールドワークなどポー
タブルユースやパソコン対応の計測ニーズに応える目的で開発されました。
最大チャンネル数は16チャンネルで、全チャンネル同時サンプル方式になっており、最高サンプリン
グ周波数は100kHzを実現し、高速、高精度な計測、解析を可能にしました。
世界標準であるEthernetをホスト・インタフェースとして採用する事で、ワークステーションやパソ
コンの標準インタフェースとして装備されているオープンな環境を利用でき、容易にシステムを構築する事が可能です。又、データ収集ソフトウェアMWS（多チャンネル波形スコープ）や、基本サブルーチ
ンプログラムを使用する事によりTCP/IP(Socket IF)を介してEthernet上のホストコンピュータから本システムを制御しAD変換データの転送を容易に行う事ができます。
騒音・振動解析、音声分析、AV機器開発・評価、医学・生体信号計測、メカトロニクス･ロボット、
自動車・航空機関連、環境分析処理等FA・LAのあらゆる広範囲な分野においてネットワーク上でオープンなデータ収集・解析システムを構築する事ができます。
特長
■
■
■
■
■
■
■
■

ノートパソコンと接続し、ポータブルな計測システムを実現します。
小型・軽量で持ち運びが容易。
逐次比較型ADCにて16ビット分解能、100kHz/250kHzの高速・高精度なデータ収集を実現。
全チャンネル同時サンプルを採用。
16MWのFiFoバッファメモリを採用することにより、長時間連続データ収集が可能。
1000BASE Ethernetインタフェースにより、各種のパソコンやワークステーションから容易に
オペレーションが可能。
複数ユニットによる全チャンネルの同時計測が可能。
MWS(多チャンネル波形スコープ)、MFA(多チャンネルFFTアナライザ)をサポートします。

3２．ハードウェア仕様
２．１ 共通仕様
変換方式

逐次比較型
AD動作モード

ノーマルモード
トリガモードリトリガモード
プリトリガモード
ポストトリガモード

ランダム指定サンプリングベースクロック

プログラマブル
内部：25.6000MHz、24.5760MHz
22.5792MHz、26.2144MHz
20.4800MHz

クロック設定サブルーチンより自動設定

サンプリング周波数範囲
サンプリング方式
最大サンプリング数
外部同期出力サンプリング周波数をHzで設定
0.1Hz～100ｋHz(250kHz)
全チャンネル同時サンプル
無限、１Ｇワード／フレーム
サンプリングクロックの同期信号を出力

動作モード

チャンネル設定方式
サンプリング機能

外部：LVTTL

分解能

16ビット

トリガ機能

トリガソース

外部トリガ入力、入力信号トリガ

外部トリガ入力

チャンネル数BNCコネクタ入力1点

信号形式

シングルエンド

入力電圧

±10V

入力インピーダンス

1MΩ

トリガスロープ立ち上がり、立ち下がり

トリガレベル±10V又は±5V（ｿﾌﾄ選択）を128分割設定

トリガモードトリガ、リトリガ、プリトリガ、ポストトリガ

データバッファメモリ

FIFO方式（標準 16Mワード）

データ形式

2’sコンプリメント（16ビットデータ幅）

アナログ入力コネクタ

BNCコネクタ

ホストコンピュータ
インタフェース

Ethernet（TCP/IP）、1000BASE-T/100BASE-TX

4

２．２ モデル名
DASmini-E2800

Model－BBCC－＊＊K－＊＊

AD：アナログ入力

最高サンプル周波数（ｋＨｚ）
チャンネル数
分解能

08、16

16

２．３ モデル別仕様
モデル名仕様
入力チャンネル数

AD

1608-100K-AD

1616-100K-AD

8ch

16ch

入力電圧

±10V

AD分解能

16bit

最高サンプリング周波数

100kHz

入力形式

シングルエンド
1MΩ

入力インピーダンス

非絶縁型

入力絶縁
モデル名
仕様
入力チャンネル数

AD

1608-250K-AD

1616-250K-AD

8ch

16ch

入力電圧

±10V

AD分解能

16bit

最高サンプリング周波数

250kHz

入力形式

シングルエンド
1MΩ

入力インピーダンス

非絶縁型

入力絶縁

２．４ 一般仕様
形状 （高）x(幅)x(奥行) mm
重量
供給電源
電圧変動範囲使用環境

65 x 350.5 x 251
約3kg
DC +12V 3A±5%
周囲温度 5℃～40℃、湿度 20%～80%（但し、結露なきこと）

5

３．内部ブロック図

1◎

8CHADﾓｼﾞｭｰﾙ

ﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ
FIFOﾒﾓﾘｰ
16MW

COM

8◎
9/1◎

8CH
ADﾓｼﾞｭｰﾙ
Ethernet
ｺﾝﾄﾛｰﾗ

16/8◎

TRGIN

1000BASE-T/100BASE-TX◎

ﾄﾘｶﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ

TRGOUT ◎
CLKIN

LAN

◎

CLKOUT ◎6

４．外観説明
４．１フロントパネル説明

①

③

④

⑤

⑥

②
①

アナログ入出力コネクタ １～８ＡＤの入力又はＤＡの出力コネクタで、１６０８，１６１６－ＡＤ及び１６０８，１６
１６－ＤＡのモデルはコネクタ番号がチャンネル番号に対応し、１６０８－ＡＤ／ＤＡのモ
デルはＡＤの１～８チャンネルに対応します。

②

アナログ入出力コネクタ ９／１～１６／８
ＡＤの入力又はＤＡの出力コネクタで、１６０８，１６１６－ＡＤ及び１６０８，１６
１６－ＤＡのモデルは左のコネクタ番号がチャンネル番号に対応し、１６０８－ＡＤ／ＤＡのモデルは右のコネクタ番号がＤＡの１～８チャンネルに対応します。

③

ＴＲＧ ＩＮ
トリガ使用するモードの時有効となり、外部トリガ信号入力でＡＤ入力と同様のアナログ入力です。
トリガレベルは、ホストコンピュータから入力レベルに対して１２８分割単位で設定
可能です。

④

ＴＲＧ ＯＵＴ
トリガ使用するモードの時有効となり、内部でトリガを感知した事を知らせる信号です。
ＴＴＬレベルで、正論理のレベル出力（トリガ感知時“H”）です。計測終了時に”L”
レベルに戻ります。

7

⑤

Trigger LED（トリガステータス表示ＬＥＤ）
このＬＥＤは、サンプルモード指定により表示する内容が変わります。
電源投入時は消灯しています。
・ノーマルモード時
橙色点灯－－ 内部ＦＩＦＯメモリがエンプティになった時に、200m
SECの間点灯します。
サンプリング中にホスト転送を行う場合、ホスト転送スピードが
サンプルデータ速度（ﾁｬﾝﾈﾙ×ｻﾝﾌﾟﾙｸﾛｯｸ）より速い場合は、連続点灯状態となります。
・トリガ、リトリガ、プリトリガ、ポストトリガモードの時
緑色点灯－－ トリガを使用するモードを指定すると点灯します。スタート
コマンドを受信した後、トリガを検出すると消灯し、サンプリングが終了すると、再度点灯します。

⑥

Condition LED
このＬＥＤは、電源投入時のスタンバイ表示及び通常の動作状態を示します。
・電源投入時は緑色の点滅を行い、ホストI/F（LAN）の準備が完了した時点で緑色の点灯となります。
・通常の動作状態表示
緑色点灯－－ スタンバイ状態
橙色点灯－－ 計測状態（サンプリング動作中）
赤色点灯－－ エラー状態（計測状態時、何らかのエラーが発生し、動作を中止した場合）

8

４．２

リアパネル説明

①

②

⑧

⑨

③

④

⑤

⑥

⑦

⑩ ⑪

①

ＰＯＷＥＲ
電源スイッチです。
Ｉ側・・・・ＯＮ
Ｏ側・・・・ＯＦＦ②

ＦＵＳＥ
ヒューズホルダーで、ミニヒューズ（φ5.2mm×20mm）10Aを使用します。

③

ＳＹＮＣ ＩＮ
拡張用入力コネクタで標準は未使用。

④

ＳＹＮＣ ＯＵＴ
拡張用出力コネクタで標準は未使用。

⑤

ＤＩ／ＤＯ
オプションにて、ＤＩ（デジタルイン）／ＤＯ（デジタルアウト）等を追加する場合に使用します。

⑥

ＣＯＭ
ＲＳ２３２Ｃポートでメンテナンス用に使用します。

⑦

Ｌ Ａ Ｎ （ １ ０ ０ ０ Ｂ Ａ Ｓ Ｅ － T/１ ０ ０ Ｂ Ａ Ｓ Ｅ － Ｔ Ｘ コ ネ ク タ ）１０００ＢＡＳＥ－Ｔケーブルを使用し、ホストコンピュータと接続します。
通常、パソコンとはクロスケーブルで接続します。

⑧

ＤＣ ＩＮ（電源入力）
ＤＣ＋１２Ｖを接続します。

⑨

ＦＧ（フレームグランド端子）
接地用の端子です。

⑩

ＣＬＫ ＯＵＴ
サンプリングクロックが出力されます。
計測中の時にサンプリングクロックと同期したパルスを出力します。
9

ＬＶＴＴＬレベル出力で、正論理パルスを出力します。
⑪

ＣＬＫ ＩＮ
外部サンプリングクロック入力として使用します。
ＬＶＴＴＬレベル入力で、クロックの立ち上がりに同期してサンプリングを行います。

10

５．

用語の説明
（１）チャンネル（ＣＨ）数計測するアナログ信号の点数（又は、本数）、及び出力するアナログ信号の点数（
又は、本数）を言います。前者を入力チャンネル数、後者を出力チャンネル数と呼びます。
（２）サンプリングクロック
ＡＤ変換シーケンスの起動クロックを言います。ＡＤ変換では、サンプリングクロッ
クによりチャンネル数分のＡＤ変換を行います。
以下の２種類から選択可能です。
・内部クロック ＤＡＳｍｉｎｉ内部に５個の水晶発振子（25.6000M,24.5760M,
22.5792M,26.2144M,20.4800M）を持っており、このいずれかを選択してカウンタにて分周したクロック
・外部クロック 外部端子（ＣＬＫ ＩＮ）からのクロック（３）フレーム
１回分の計測を１フレームと呼びます。リトリガモードはこのフレームを指定した回数
だけ繰り返します。
（４）フレームサイズ
１フレームでｎ回のサンプリングを行う場合に、このｎをフレームサイズと呼びます。最大４Ｇ指定、又は無限が設定可能です。
（５）外部トリガ信号
ＴＲＧ ＩＮ端子からの入力信号を示し、ＤＡＳｍｉｎｉの設定モードにより、この信号でＡＤ動作の開始ができます。
（６）ランダムチャンネル指定
計測するチャンネル及び順序を自由に設定できます。又、ホストコンピュータに転送する順序もこの指定によります。
例 計測チャンネル数＝４ 計測チャンネル順序＝８、４、７、１
ソフトウェア設定
チャンネル数＝ ４
ランダム指定
１ ＝ ８
２ ＝ ４
３ ＝ ７
４ ＝ １
（７）プリトリガ
外部トリガ入力が発生する以前のデータのサンプリングをプリトリガ動作と呼びます。
どのくらい前かを指定する値は、プリトリガサイズで指定します。但し、プリトリガ
サイズ値に達しない状態でトリガが発生した場合は、不足分のデータは不定のデータとなります。
尚、不定のデータ量はプリトリガステータスコマンドにて確認できます。

11

（８）リトリガ
トリガモードの計測を繰り返し行うモードを、リトリガモードと呼び、トリガ入力による繰り返しサンプリングが可能となります。この時の繰り返し回数をリトリガカウ
ンタで指定します。
例 立ち上がりトリガを使用し、フレームサイズ＝３、リトリガカウンタ＝２の場
合のタイミングは次の様になります。

トリガ信号
サンプリングクロック（９）ポストトリガ
トリガを受信してから、指定した間隔を遅延して計測を開始します。
間隔は、指定したサンプリングクロックの個数（ポストサイズ）で指定します。
遅延時間は最大＋１μSECの誤差が生じます。
例

立ち上がりトリガ、フレームサイズ＝３、ポストサイズ＝２の場合のタイミング
は次の様になります。サンプリング周波数＝100ｋHz（10μ）

トリガ信号
ｻﾝﾌﾟﾙクロック
データ３データ目
データ２データ目
データ１データ目
遅延２回目
遅延１回目
Ｔ

遅延時間(T)＝ｻﾝﾌﾟﾙｸﾛｯｸ×ﾎﾟｽﾄｻｲｽﾞ＝10μSEC×2 ＝ 20μSEC
ｸﾛｯｸｱｳﾄ

12

６．

動作説明

ＤＡＳｍｉｎｉの動作には下記のモードがあります。
ＡＤ動作モード
ノントリガスタートモード
ノーマルスタート
ＡＤモード
ノーマルトリガスタート
トリガスタートモード
リトリガスタート
プリトリガスタート
ポストトリガスタート
６．１ ＡＤ動作モード
６．１．１ ノントリガスタートモード
このモードは、ホストコンピュータからのＡＤスタートコマンドにより、ＡＤ動作を開始します。計測の開始信号を外部から取る必要がない場合に使用します。
ＡＤの取り込みデータ数は、フレームサイズ×チャンネル数になります。

６．１．２ トリガスタートモード（１） ノーマルトリガスタート
このモードは、ホストコンピュータからのＡＤスタートコマンドにより、外部からのトリガ信号待ちの状態（Trigger LED 緑点灯）になります。その後、トリガ信号を検出すると（Trigger LED 消灯）、ＡＤ動作を開始します。計測の開始信号を外部と同期を取る必要がある場合に使用します。
ＡＤの取り込みデータ数は、フレームサイズ×チャンネル数になります。
（２） リトリガスタート
このモードは、ノーマルトリガスタートと同様にＡＤ動作を開始しますが、１フレーム計測が終了すると、再度トリガ信号待の状態になりＡＤ動作を繰り返し行います。この繰り返しはリトリガカウンタで指定した回数実行します。
ＡＤの取り込みデータ数は、フレームサイズ×チャンネル数×リトリガカウンタになります。
（３） プリトリガスタート
このモードは、ホストコンピュータからのＡＤスタートコマンドによりＡＤ動作を開始しますが、その後、トリガ信号を検出するとトリガ以前のある設定された時点
からのＡＤデータをホストコンピュータに転送します。ある外部事象（トリガ信号）が発生する以前の状態を必要とする計測に使用します。トリガ信号以前のデータ
量はプリトリガサイズで設定します。
ＡＤの取り込みデータ数は、フレームサイズ×チャンネル数になります。
但し、プリトリガサイズには以下の制限があります。
プリトリガサイズ×チャンネル数≦ＤＡＳｍｉｎｉメモリ容量－１００（４） ポストトリガスタート
ホストコンピュータからの、スタートコマンドにより外部トリガ信号待ちとなり、トリガを受信してから、指定した間隔遅延して、データのサンプリングを開始し、フレーム
サイズ分サンプルを行うと計測を終了します。
間隔は、指定したサンプリングクロックの個数（ポストサイズ）で指定します。
遅延時間は最大＋１μSECの誤差が生じます。
ＡＤの取り込みデータ数は、フレームサイズ×チャンネル数になります。

13

７．データフォーマット
７．１ ＡＤチャンネルデータフォーマット
＜１６ビットデータフォーマット＞

bit

15

14

13

12

11

10

16ﾋﾞｯﾄ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2'ｺﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾄデータ

16ビット２’コンプリメントデータ
bit15はサインビットを意味します。正の値では0、負の値では１です。
例）±１０Ｖ入力レンジ・16ビットデータの値

入出力電圧

データ値
（ＨＥＸ）

（ＤＥＣ）

＋９．９９９６９Ｖ

７ＦＦＦ

３２７６７

＋５．０００００Ｖ

４０００

１６３８４

＋０．０００３０Ｖ
０．０００００Ｖ－０．０００３０Ｖ

０００１
００００
ＦＦＦＦ

１
０
－１

－５．０００００Ｖ

Ｃ０００－１６３８４－９．９９９６９Ｖ－１０．０００００Ｖ

８００１
８０００

－３２７６７－３２７６８

14

0

７．２

転送データフォーマット
多チャンネルで計測した場合は、次のフォーマットで転送されます。
例） ＡＤ１６チャンネルでNサンプル計測を行った場合です。ランダムチャンネルが１から１６とシーケンシャルに設定された場合とします。
AD1CH data1,AD2CH data1,AD3CH data1,--------，AD16CH data1,
AD1CH data2,AD2CH data2,AD3CH data2,--------，AD16CH data2,

AD1CH dataN,AD2CH dataN,AD3CH dataN,--------，AD16CH dataN,

15

８．

御使用上の注意事項（１） ＤＣ

ＩＮコネクタは、ＤＣ＋１２Ｖを使用します。極性には十分ご注意ください。
※ＤＣ ＩＮコネクタ：ＲＭ１２ＢＲＤ－２ＰＨ ヒロセ電機（株）
端子番号
電圧
１
＋
２
－
※コネクタ仕様は予告無く変更する場合が御座います。
お客様でケーブルを用意される場合は予めお問い合わせ下さい
ＡＣ１００Ｖに接続する場合は、専用のＡＣアダプタ（オプション）を使用してください。

（２）アナログ入力部及びＴＲＧ ＩＮ入力は、過電圧保護回路を設けてありますが高電圧（±１５Ｖ以上）を入力しないで下さい。
（３）ＴＲＧＯＵＴはＴＴＬレベルです。他の装置と接続する時には、注意して下さい。

（４）本体の両サイドに通気孔がありますので、設置する場合は、この通気孔を塞がないようにして下さい。
（５）電源再投入（パワースイッチ

OFF->ON）は4秒以上時間をおいてから行ってください。

16

９． ２台以上を同期して計測する方法
各計測モードにて、複数台の同期（同時サンプル）をとるために行わなければならない設定及び接続を説明いたします。説明上で１台目をマスター筐体と呼び、その他の筐体をスレーブ筐体と呼びます。また、トリガを使用する場合はトリガソースの指定は外部トリガ入力のみとなります。
９．１ DASmini-E2800シリーズ及びDASmini-E2000シリーズ（24ビット機種を除く）と接続する場合
ＣＬＫＯＵＴは計測中のみ出力されますので、計測が開始されると設定された計測数だけ出力されます。SYNC IN及びSYNC OUTコネクタは使用しません。
９．１.１ 各モードの接続及び設定
１）ノーマルモード
トリガ機能を使用しないで、ソフトウェアにてサンプリングの開始を指示す
るモード、接続は下記の様にします。スタートする順番は各スレーブー筐体をスタートさせ、最後にマスター筐体にスタートをかけます。
他のｽﾚｰﾌﾞ筐体のCLKINへ
マスタ筐体

スレーブ筐体

信号
CLKIN
TRGIN
CLKOUTTRGOUT

信号(外部可能)(外部可能)

設定
サンプルクロック指定
モード設定
マスタ/スレーブ設定

筐体外部
指定ソース
ノーマル
マスタ

CLKIN
TRGIN
CLKOUTTRGOUT

未使用
未使用
未使用

設定
サンプルクロック指定
モード設定
マスタ/スレーブ設定

外部クロックノーマル
未使用２）トリガモード、ボストトリガモード
トリガ機能を使用して外部との同期をとり、計測を開始します。マスタ筐体のみ指定トリガモードとして、スレーブ筐体はノーマルモードにて外部クロックにて同期をとります。スタートする順番はスレーブー筐体をスタートさせ、最後にマスター筐体にスタートをかけます。
他のｽﾚｰﾌﾞ筐体のCLKINへ
マスタ筐体

スレーブ筐体

信号
CLKIN
TRGIN
CLKOUTTRGOUT
設定
サンプルクロック指定
モード設定
マスタ/スレーブ設定

信号(外部可能)
外部

筐体外部
指定ソース
指定モード
マスタ

17

CLKIN
TRGIN
CLKOUTTRGOUT

未使用
未使用
未使用

設定
サンプルクロック指定
モード設定
マスタ/スレーブ設定

外部クロックノーマル未使用３）プリトリガモード
マスタ筐体に外部トリガ信号を接続し、スレーブ筐体はマスタ筐体からのTRGOUT
信号をTRGINに接続します。スタートする順番はスレーブ筐体をスタートさせ、最後にマスター筐体にスタートをかけます。
他のｽﾚｰﾌﾞ筐体のTRIGINへ
他のｽﾚｰﾌﾞ筐体のCLKINへ
マスタ筐体

スレーブ筐体

信号

信号

CLKIN
TRGIN
CLKOUTTRGOUT(外部可能)
外部設定
サンプルクロック指定
モード設定
マスタ/スレーブ設定

筐体外部
指定ソース
プリトリガ
マスタ

CLKIN
TRGIN
CLKOUTTRGOUT

未使用
未使用

設定
サンプルクロック指定
モード設定
マスタ/スレーブ設定

外部クロックプリトリガ
未使用４）リトリガモード
マスタ筐体に外部トリガ信号を接続し、スレーブ筐体はマスタ筐体からのTRGOUT
信号をTRGINに接続します。スタートする順番はスレーブ筐体をスタートさせ、最後にマスター筐体にスタートをかけます。
他のｽﾚｰﾌﾞ筐体のTRIGINへ
他のｽﾚｰﾌﾞ筐体のCLKINへ
マスタ筐体

スレーブ筐体

信号
CLKIN
TRGIN
CLKOUTTRGOUT
設定
サンプルクロック指定
モード設定
マスタ/スレーブ設定

信号(外部可能)
外部

筐体外部
指定ソース
リトリガ
マスタ

18

CLKIN
TRGIN
CLKOUTTRGOUT

未使用
未使用

設定
サンプルクロック指定
モード設定
マスタ/スレーブ設定

外部クロックリトリガ
未使用

９．２ ソフトウェア作成時の注意事項
１）

各筐体からのデータは独立して読み込むため、アプリケーション
ソフトにより、データをマージする必要があります。
２ ） FiFoバ ッ フ ァ サ イ ズ 以 上 の 計 測 を 行 う 場 合 、 各 筐 体 の 転 送 ス ピ ー ドが影響しますので、各筐体からのデータ読み込みはスレッド化して同時に読み込む事を推奨いたします。
３） プリトリガモードで動作させた場合、各筐体の取り込みチャンネル数が 異 な る 場 合 、 inet_io_pre（ ） 関 数 で 戻 る 無 効 デ ー タ 数 及 び ず れ デ ー タ 数 が異なりますので、アプリケーションソフトにて筐体毎に補正する必要があります。同じチャンネル数で行えば、１台目の情報を２台目以降の筐体も使用できます。
４） １台目の筐体をマスタ筐体としている為、１台目の筐体のチャンネルを計測する必要がない場合も、他の筐体と同じ条件で疑似計測をする必要があります。２台目以降の筐体は計測する必要がない場合は疑似計測を行う必要はありません。
５ ） 外 部 入 力 （ TRG IN） を 使 用 す る 場 合 は 、 １ 台 目 の 筐 体 に 接 続 し ま す 。

19

補足説明）IPアドレスの変更方法

本製品はネットワークを使用してデータの伝送を行います。
ご使用頂くには、お使いになる環境にあわせてネットワークアドレスの設定をして頂く必要が御座います。
ネットワークの設定を行うには、本製品内のLinuxにリモートログインして設定ファイルの書換えを行います。
設定ファイルの書換えには本製品内にあるｖｉエディタをPCからリモート操作します。
本書ではｖｉエディタについては必要最低限のコマンドのみ記述します。ｖｉエディタについての詳細はlinux関連等のwebサイトや参考書をご覧ください。

企業内LANなどに本製品を接続する場合は、設定するアドレスについてネットワーク管理者に問合せ／確認を行って下さい。
Linuxへのリモートログインやｖｉエディタ操作に不慣れな方は、詳しい方とご一緒に設定作業されることをお勧め致します。
・ｖｉエディタのコマンド
ｖｉエディタにはコマンドモードと編集モードがあります。
随時［ＥＳＣ］キーを押してコマンドモードにしてから、以下のコマンドを使って編集します。
[ｉ] ：カーソルの前位置に文字列を挿入編集できる状態になります。
文字入力が終わったら[ESC]キーを押してコマンドモードにして下さい。
[ｘ]：カーソル位置の文字を消去します。

[：][ｗ][ｑ] [↵ ]：現在の編集を保存して、終了します。

[：][ｑ][！] [↵ ]：現在の編集を破棄して強制終了します。

カーソルの移動
カーソルの移動は通常、矢印キー[↑]， [←]， [→]， [↓]が使用できます。。
その他、コマンドモードで [ｋ]（上），[ｈ]（左），[ｌ]（右），[ｊ]（下） が使用できます。

・本製品にログインするには・ネットワーク経由で同一LAN上のホストPCからアクセスする場合はKITに入っておりま
すteratermをインストしてtelnetでログインする事をお勧めします。
・シリアルケーブルで本製品のCOMコネクタとPCのシリアル（COM）ポートを接続し（通常のPCとの接続はクロスケーブルを使用します）、ターミナルソフト（ハイパーターミナル等）
でログインする。
設定してあるIPアドレスがわからなくなった等、ネットワーク経由で接続が出来なくなった場合に備えてシリアルケーブルをご用意頂くことをお勧めいたします。

20

・TELNET通信での接続
TELNETで接続するには本製品と同一LAN上に接続及び設定されている必要があります。
またtelnetを使用する時にloginメッセージが表示されるまで時間が掛かる場合があります。
Windows2000でハイパーターミナルを使用した場合のログイン例を記します。
（他のOSやアプリケーションからtelnet接続を行う場合やtelnet実行方法詳細については各マニュアルや参考書をご参照願います。）「スタート」メニューから ＞プログラム＞アクセサリ＞通信＞ハイパーターミナルを実行して下さい。
次の画面が表示された場合は、現在の所在地情報 （国名／地域名 及び 電話の市外局番）を設定してＯＫを押してください。表示されなかった場合は次ページの画面が表示されます。

続いて下図のような画面が表示されます（市外局番を03とした場合の例）のでＯＫを押します。

21

名前を設定してください。特に指定はありませんので名前を付けてＯＫを押してください。

次にＬＡＮ経由でログインする為に、接続方法を「ＴＣＰ／ＩＰ(Winsock)」にします。

次の画面があわられますので、ホスト アドレスに（赤丸で囲んだ部分）本製品の現在のＩＰアドレスを入力し、ＯＫを押します。

22

（この例では現在の本製品に設定されているＩＰアドレスが１９２．１６８．０．２
ポート番号はデフォルトの２３のままにして下さい。

の場合）正常に接続されれば下図のようにDebian GNU/Linux 2.2 dasbox
dasbox login:というメッセージ応答が表示されます。（メッセージ応答が表示されるまで時間がかかる場合があります）
接続後、６０秒間操作をしないでいると接続が切断されますので次の操作を速やかに行って頂くようご注意ください。切断された場合は「電話」ボタンを押して再接続を行って下さい。

次に以下のように、入力要求に対し 斜太字 のように入力して下さい。

23

（注．Password時の入力文字はエコーバック表示されません）

dasbox login: dasbox↵
Password: dasbox↵
dasbox@dasbox:~$ su↵
Password: root↵
ここまで完了したら、「ｖｉエディタで/etc/network/interfaces

24

ファイルを編集する」に進んで下さい。

・シリアルケーブルでの接続
CONSOLEのSERIALケーブル
SERIALケーブルはRS-232CのクロスケーブルでPCに接続してください。
本装置のCOMコネクタは以下のとおりです。
コネクタ
D-Sub９ピン オス
ピンアサイン DTE
番号
信号名
番号
信号名
CD
DSR
１
６
RD
RTS
２
７
TD
CTS
３
８
DTR
RI
４
９
GND
５
CONSOLEのSERIALパラメータ
SERIALのパラメータは以下のように設定してください。
データ転送速度
データビットパリティ
ストップビットフロー制御

115200bps
8bit
なし
1bit
ハードウェア25

ここではWindows2000に付属しているハイパーターミナルを使用した例を記します。
その他のOSまたはアプリケーションを使用する場合は各マニュアルをご参照下さい。
ケーブルを接続した状態でハイバーターミナルを起動します。
起動は、「スタート」メニューから ＞プログラム＞アクセサリ＞通信＞ハイパーターミナルを実行して下さい。
次の画面が表示された場合は、現在の所在地情報 （国名／地域名 及び 電話の市外局番）を設定してＯＫを押してください。表示されなかった場合は次ページの画面が表示されます。

続いて下図のような画面が表示されます（市外局番を03とした場合の例）のでＯＫを押します。

26

名前を設定してください。特に指定はありませんので覚えやすい名前を付けて下さい。あとで保存すると次回からシリアル通信環境の設定を省略できます。ここでは 「DASBOX-E設定」としています。

次の画面で接続方法はシリアルケーブルを接続するご使用のPCのコネクタを選択してＯＫを押して下さい。（この例ではCOM1コネクタにケーブルを接続した場合です）

27

次に通信条件を設定します。以下のように設定し、ＯＫを押してください。

正常に通信できる状態であれば、Enterキーを押すと次のような画面となります。

28

正常に接続されれば上図のようにDebian GNU/Linux 2.2 dasbox ttyS0
dasbox login:というメッセージ応答が表示されます。
接続後、６０秒間操作をしないでいると接続が切断されますので次の操作を速やかに行って頂くようご注意ください。切断された場合は「電話」ボタンを押して再接続を行って下さい。

以下のように、入力要求に対し 斜太字 のように入力して下さい。
（注．Password時の入力文字はエコーバック表示されません）

dasbox login: dasbox↵
Password: dasbox↵
dasbox@dasbox:~$ su↵
Password: root↵
ここまで完了したら、「ｖｉエディタで/etc/network/interfaces

29

ファイルを編集する」に進んで下さい。

・ｖｉエディタで /etc/network/interfaces ファイルを編集する
ｖｉエディタで /etc/network/interfaces ファイルを編集します。
作業が終了するまで絶対に接続を切ったり電源を切ったりなさらないよう注意して下さい。

以下のように、入力要求に対し 斜太字 のように入力して下さい。（□は半角スペースを表します）
dasbox:/home/dasbox# cd□/etc/network↵
dasbox:/etc/network# rommode□rw↵
dasbox:/etc/network# vi□interfaces↵

これでｖｉエディタが起動し、下図のように設定ファイルが開きます。

30

編集は慎重におこなって下さい。
アドレス値以外の個所は書き換えないようご注意下さい。
もし、入力を誤った場合は[ESC]キーを押して[：][ｑ][！][Enter]の順にキーを押し、一旦エディタを強制終了し、再度 vi□interfaces↵ と入力して編集を再開してください

address 192.168.0.2
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

本装置のＩＰアドレスを設定します
ネットワークアドレスアドレスを設定します
ネットマスクを設定します
ブロードキャストアドレスを設定します。
デフォルトゲートウェイアドレスを設定します。

デフォルトゲートウェイが本装置のホストPCとの通信に必要ない場合はその行頭に “＃”を挿入して下さい。
例＃gateway 192.168.0.1

31

ｖｉエディタを終了したら以下のように、入力要求に対し 斜太字 のように入力して下さい。
dasbox:/etc/network# sync ↵dasbox:/etc/network# sync ↵dasbox:/etc/network# rommode□ ro ↵dasbox:/etc/network# reboot↵
これで本製品が再起動を行います。
本製品のCondition ＬＥＤが電源投入時と同様に点滅（緑）し、連続点灯（緑）したら新しい設定が有効になります。
またハイパーターミナルは終了して下さい。終了時セッションの保存についてダイアログが表示されます。
シリアルケーブルでの設定の場合は、保存しておくと次回ハイパーターミナルの設定をスキップすることが出来ます。
保存されたハイパーターミナルを再使用する場合は、通常「スタート」メニュー ＞プログラム＞アクセ
サリ＞通信＞ハイパータミナル＞「前半で設定した名前」（この例では 「DASBOX-E設定」を実行します。

32