ネットワーク上でオープンな収集・解析システムを実現
LAN対応高速多チャンネルAD・DAインタフェースシステム

DASBOX ・ DASmini-Eシリーズ【64CH～512CHシステムを実現】【車載･フィールドでの計測に最適】■概要
DASBOX、DASmini-Eシリーズは、次世代の計測解析システムを見据えたLAN対応AD・DA同時入出力サンプリングを実現しました。AD・DA分解能は、16ビットから24ビット対応し、デジタル入出力機能を付加することが出来ます。複数台の接続はマスタ・スレーブ方式でチャンネル数を拡張することが出来ます。
DASBOX-Eシリーズは、16ビット・64CH・ADモジュール、24ビット・32CH・ADモジュール、デジタル入出力モジュールより構成され最大512CHの構成が可能です。連続転送を可能とするFIFO方式のバッファメモリを搭載しています。
DASmini-E2800シリーズは、最大16CH入力・出力がBNCコネクタを実装しポータブルな計測システムを実現します。小型・軽量化を目指しフィールドでの運用を考慮し12V電源で動作し車載計測の現場で運用が可能です。DASBOX-Eシリーズのアーキテクチャを踏襲しソフトウェアインタフェースは同様です。
DASmini-E500S、E700シリーズは、最大16CH入力で、BNCコネクタを実装し特にプリトリガ計測を実現します。
標準32MWのトランジェントバッファメモリを搭載し高速過渡現象の収集が可能です。サンプリング周波数は333kHz～10MHzを実現しました。

ケイテクノス株式会社

最先端計測に挑む、信頼のインタフェース・テクノロジー■特長
多現象同時計測に適した全チャンネル同時サンプル・同時出力
各チャンネルにAD・DA変換器を使用しチャンネル間のクロストーク（影響）は最小限にしたデータ収集が可能です。
１６・２４ビットの高速・高精度のAD・DA変換器を採用
DASBOX、DASmini-E2800シリーズは100KHz～256KHzのサンプリングが可能,DASmini-E500Sシリーズは、16ビット2MHz、DASmini-E700は14ビット10MHzサンプリンが可能です。
Ethernetインタフェースによる、ネットワーク環境下でのオンラインデータ収集
ネットワーク環境下でオンラインデータ収集制御を可能にします。PC・WS等の標準インタフェースで容易に接続が可能です。
アプリケーション開発環境が容易に構築することが可能
条件設定、コマンド指令はHOST-CPUよりプログラマブルに実行され、コントロールプログラムは基本サブルーチンライブラリが提供されています。又MATLAB、Lab-VIEW、HP-BASIC等に直接インタフェース出来る関数を提供しています。
多彩な計測モードをサポート
ソフトウェアによる起動、外部トリガ、入力信号トリガ（オプション）での計測が可能です。サンプリングクロック
は8MHz、8.192MHｚ、6.144MHz、5.6448MHｚを目的により使用可能です。
ノントリガ、トリガ、リトリガ、プリトリガ、サイクルモードなどをサポートします。

DASBOX DASmini-E2800ブロック図
CH1
CH64

メインコントロール

64CHアナログ入力モジュール
ADC

TRG

TRGOUT

CLKOUT（制御用CPU）

CLKIN
10BASE-T/100BASE-TX

4-16MW

サンプリング機構
FIFOバッファメモリ

Ethernet
コントロール

TRGIN

CH65
CH128

64CHアナログ入力モジュール
ADC

8MHz

CH129
CH192

サンプリング機構

64CHアナログ入力モジュール

8.192MHz

ADC

6.144MHz
5.644MHz

CH193
CH256

32bit
COUNTERSAMPLING CLK

16bit

64CHアナログ入力モジュール

COUNTERADC
CLK INCLK OUT

DASmini-E500S/E700ブロック図

複数台接続■DASBOX、DASmini-Eシリーズ 一般仕様
DASBOX-Eシリーズは、 16ビット・64CH・ADモジュール、24ビット・32CH・ADモジュール、デジタル入出力モジュールの実装が可能です。最大512チャンネルの拡張が可能です。36ピンアンフェノールコネクタで入出力されます。
DASmini-E2800、 DASmini-E500S、 DASmini-E700、シリーズはアナログ入出力はBNCコネクタ、デジタル入出力はアンフェノールコネクタで接続が可能です。
装置名

DASBOX Model-1400E DASBOX Model-2800E

DASmini-E2800

DASmini-E500S/E700

仕様
最大実装モジュール数/点数
形状（高）×（幅）×（奥行）mm
重量
消費電力
供給電源
使用環境

4816(入出力）注）16(入力）注）
132×450×440
265×450×440
75×320×260
75×320×260
約15kg
約30kg
約4Kg
約4Kg
DC12V-5A
DC12V-5A
約200VA
約４00VA
AC100V±10%、50/60Hz--周囲温度+5～+40℃、湿度20%～85%（但し、結露しないこと）

注） 入出力端子はBNCコネクタです。

■ DASBOX-Eシリーズ 共通仕様
DASBOX-EシリーズはHOST-CPUより動作モードを指定することでデータの入出力を行います。AD・DAの操作モード、チャンネルの指定、サンプリング機能、トリガ機能などです。
項目

仕様（DASBOX、DASmini 16ビット系）

1 動作設定2 動作モード

プログラマブル仕様（DASBOX、DASmini 24ビット系）→

AD動作モード ノーマルモード、トリガモード,リトリガモード、 プ→リトリガモード、 ポストトリガモード
ノーマルモード、トリガモード、リトリガモード、
DA動作モード サイクルモード、サイクルトリガモード、サイク→ルリトリガモード
ランダム指定（計測するＣＨ、及び順序を任意
3 チャンネル設定方式→に設定）
4 サンプリング機能
内部 DASBOX：8.0000MHz，8.1920MHz，6.1440MHz，5.6448MHz
タイムベース 内部 DASmini：25.6, 24.576, 22.5792, 26.2144, 内部：25.6, 24.576, 22.5792, 26.2144,
20.48MHz
20.48MHz外部：外部クロック入力(TTL)
クロック設定32ビットカウンタで分周して設定
最大サンプリング数 無限，1Gサンプル/フレーム
クロック出力 サンプリングクロックの同期信号を出力
5 トリガ機能
トリガソース 外部信号トリガ（標準）、入力信号トリガ（モジュールによる）チャンネル数 １チャンネル
信号形式 シングルエンド
入力電圧 ±5V
入力インピーダンス 1Mオーム
トリガスロープ 立ち上がり、立ち下がり
トリガレベル ±5Vを128分割
トリガモードトリガ、リトリガ、プリトリガ、ポストトリガ
最大プリトリガサイズ （メモリ容量－１００）÷ＣＨ数
FIFO方式
4Mワード（標準）、(16Mワード
6 データバッファメモリオプション）
7 データ形式
2'sコンプリメント
8 内部デジタルフィルタ
無9 アナログ入出力形式
シングルエンド
Ethernet（TCP/IP)、 10BASE-T
10 HOST-CPUインタフェース
100BASE-TX
基本サブルーチンプログラム（各種ＯＳ対応、別売）
11 ソフトウェア
多チャンネル波形スコープ「MWS」（別売）
多チャンネルFFTアナライザ「MFA」（別売）

仕様（DASmini-E500S/E700）→→無→内部：8.0000MHz，8.1920MHz、10.0000MHz

外部：専用同期入力（RS422)
外部：外部クロック入力(TTL)
基本サブルーチンより自動設定 AD:1KHｚ
24ビットカウンタで分周して設定～102.4KHz、DA:8KHｚ～204.8KHz→
32Mサンプル/使用チャンネル数→→→→→→→→→→→

トリガ、プリトリガ、ポストトリガ→→
有→Ethernet（TCP/IP)、10BASE-T
100BASE-TX/ 1000BAST-TX

トランジェントメモリ方式32MW→無→Ethernet（TCP/IP) 10BASE T
100BASE-TX→→

ADデジタルフィルタ：遮断周波数 0.4535fs、阻止域 0.546fs、阻止域減衰量 110db、群遅延 38.7サンプル
DAデジタルフィルタ：遮断周波数 0.4535fs、阻止域 0.546fs、阻止域減衰量 110db、群遅延 43.5サンプル

■DASBOX-Eシリーズ アナログ入力モジュール
アナログ入力モジュールは、1モジュール64CH（16ビット分解能）、32CH（24ビット分解能）が用意されています。同時サンプリング方式を採用し各CHにADモジュールが実装されています。16ビットモジュールは、最大サンプリング周波数2K、10K、40K、100KHzを選択することができます。24ビットモジュールは最大サンプリング周波数は100KHzです。

AI64-16/xxxM

16・24ビットADモジュール
モジュール名仕様
入力チャンネル数
入力信号形式
入力電圧
入力インピーダンス
サンプリング方式
AD分解能
最高サンプリング周波数
入力コネクタAI64-16/2M

AI64-16/10M

AI64-16/40M

AI64-16/100M

AI32-24/100M

642kHz32

シングルエンド±5V（オプション±10V）
1MΩ以上
全チャンネル同時サンプリング
16ビット
10kHz
40kHz
100kHz36ピンアンフェノール

24ビット
100kHz■デジタル入出力モジュール
デジタル入出力モジュールは64点用意され、TTL、フォトカプラの選択が可能です。

モジュール名仕様
入出力チャンネル数
入出力信号形式
入出力条件
入出電流
入出電圧

DAS-64TDO
4TTL
TTL仕様
24mA
TTLレベル

応答時間

サンプリング方式
入力コネクタDAS-64PDO
4フォトカプラ
ON：DC4V以下、OFF：DC12V以上
150mA
DC19V～24V

DAS-64TDI
4TTL
TTL仕様
24mA
TTLレベル

OFF-ON：1mSEC
ON-OFF：10mSEC
全点同時入出力
36ピンアンフェノール

DAS-64PDI
4フォトカプラ
ON：DC4V以下、OFF：DC12V以上
10mA(2.2kΩ）
DC19V～24V
OFF-ON：1mSEC
ON-OFF：10mSEC■ DASBOX-Eシリーズ 汎用デジタル入出力・アナログ出力モジュール 【DAS-32DIO8AO】
32ビットデジタル入出力、及び8CH・16ビット・100kHzのアナログ出力を搭載の汎用アナログ・デジタル入出力ボードです。
デジタル入出力部はエンコーダー入力、カウンタ入力、PWM入力等に変更が可能です。

機能デジタル入力

デジタル出力アナログ出力項目
入力チャンネル数
入力信号形式
入力電流
電気的条件
出力チャンネル数
出力信号形式
出力電流
電気的条件出力チャンネル数
出力信号形式
出力電圧
出力インピーダンス
DA変換分解能最高サンプリング周波数

仕様
32点
TTL
400μA
on：2.4V以上，off：0.6V以下
32点
TTL
24mA
on：2.4V以上，off：0.6V以下8点
シングルエンド±5V （ オプション±10V ）50Ω以下
16ビット100kHz■DASmini-E2800 16ビット系 Model
DASmini-E2800 16ビット系のAD仕様は8CH、又は16CHで最大サンプリング周波数100KHz、250KHzを用意しています。
DASmini-E2800 16ビット系は16CH・250KHzでHOST-CPUへの連続転送が可能です。
DA仕様は、8CH又は、16CHで最大100kHz同時出力が可能です。

モデル名仕様
入力チャンネル数

1608
100ｋ-AD8入力信号形式

AD 入力電圧

入力インピーダンス
AD分解能
最高サンプリング周波数

1616
1608
1616
100ｋ-AD250ｋ-AD250k-AD
16816
シングルエンド±5V（オプション±10V）
1MΩ以上
16ビット100ｋHz250ｋHz

1608100ｋ-DA

8

出力チャンネル数
入出力信号形式

DA 出力電圧

出力インピーダンス
DA分解能
最高サンプリング周波数

1616100ｋ-DA

1608100ｋ-AD・DA

168
シングルエンド±5V（オプション±10V）
50Ω以下
16ビット
100ｋＨｚ■DASmini-E2800 24ビット系 Model
DASmini-E2000 24ビット系 Modelは、8CH、又は16CH仕様で最大サンプリング周波数100KHz（AD)を用意しています。DAは192KHzが可能です。
AD・DA変換器にはデジタルフィルタが内蔵されています。（別紙参照）
入出力レンジはオプションで±10V が可能です。
DASmini-E2000 24ビット系は16CHで100KHzでHOST-CPUへの連続転送が可能です。
モデル名仕様入力チャンネル数
入力信号形式
入力電圧
AD
入力インピーダンス
AD分解能・変換方式
最高サンプリング周波数
出力チャンネル数
入出力信号形式
出力電圧
DA
出力インピーダンス
DA分解能・変換方式
最高サンプリング周波数

2408-100K-AD

82416-100K-AD

2408-100K-AD・DA

16シングルエンド±5V（オプション±10V）
1MΩ以上
24ビットΔ∑
100KHz2408-200K-DA

2416-200K-DA

8
シングルエンド±5V（オプション±10V）
50Ω以下
24ビットΔ∑
192KHz1688

■DASmini-E2800 デジタル入力モジュール【16DIDO】
DASmini-E2800シリーズはデジタル入力、出力モジュールが1枚実装可能です。デジタル入力モジュールは16点入力、又は8点入力で2CHパルス入力カウンタ、2CHエンコーダ入力により構成されます。デジタル出力モジュールは16点TTL出力です。
デジタル入力はサンプリング周波数で入力が実行されます。デジタル出力はプログラムにより非同期の出力が可能です。
モジュール名仕様
1 デジタル入力点数
2 入力信号形式
3 パルスカウンタ
4 入力信号形式
5 カウンタ長、最高入力周波数
6 エンコーダ入力
7 カウンタ長 、逓倍機能8 サンプリング方式
9 デジタル出力点数
10 入力信号形式
11 出力タイミング

8DI・16DO

16DI・16DO

8点
16点
TTL
TTL
2CHTTL
32ビット、2MHz、積算方（パルス立上がりでカウントアップ）2CH （A,B,Z相）
32ビット4逓倍機能サンプリングクロックによる16点TTL
プログラムにより設定 （非同期）■DASmini-E500S E700 モデル
DASmini-E500S は、16ビット333KHz、1MHz、2MHzの3機種が用意されています。
トランジェント方式での計測を可能とし、32MW のバッファメモリを実装されています。
DASmini-E700は、14ビット4CH、8CHの構成で最高サンプリング周波数は10MHzです。サンプリング周波数は2MHz～10MHzで規定されています。トタンジェント方式の計測を可能とし4CHに対応して16MWのバッバメモリが実装されています。
モデル名仕様入力チャンネル数
入力信号形式

AD 入力電圧

入力インピーダンス
AD分解能
最高サンプリング周波数

E500S
1616/1000K 1608/2000K
168
シングルエンド±5V（オプション±10V）
1MΩ以上
16ビット333KHz
1MHz
2MHz

1616/333K
16E7001404/10M 1408/10M
48
シングルエンド±5V
1MΩ以上
14ビット10MHz■オプションDASBOX,DASmini-Eシリーズのオプションで、入出力電圧の変更、入力信号トリガの追加があります。BNC-T32はDASBOXの入出力コネクタをBNCに変換します。
品名
1 入力信号トリガ
2 入力電圧変更
3 バッファメモリ 8MW
4 バッファメモリ 16MW
5 E2800 16DIO
6 32ピンBNC中継アダプタ
7 ACアダプタ

モデル名
TRG-OP500
IN・OUT10V-OP
DMM-8M
DMM-16M
16DIO
BNC-T32
POW-1205E2k

備考DASmini
DASBOX、DASminiDASBOXDASBOX
DASmini
DASBOX
DASmini

BNC-T32■基本サブルーチンプログラム、多チャンネル波形スコープ、多チャンネルFFTアナライザ、MATLAB、
LabVEIW、TH-BASICインタフェースプログラム
品名

モデル名
DBS-WNET
1 DASBOX基本サブルーチンプログラム
DBS-LNET
DM2k-WNET
2 DASmini基本サブルーチンプログラム
DM2k-LNET
3 多チャンネル波形スコープ
MWS
4 多チャンネルFFTアナライザ
MFA
5 MATLABインタフェースプログラム
MAT-SIFE
6 LabViewインタフェースプログラム
PLAB-SIFE
7 THBASICインタフェースプログラム
HT-SIFE

備考
DASBOX（Windows)
DASBOX (Linex)
DASBOX（Windows)
DASBOX (Linex)
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

DASmini-E700

■MWS 「多チャンネル波形スコープ」
MWSは、The MathWorks,Inc.のMatlabで作成されたアプリケーションで、DASBOX、DASminiの為の計測プログラムです。これらの機器に対する全ての機能を引き出し、計測を行うことが可能です。MWSは、主に以下の機能を持っています。
■グラフィックユーザーインタフェースによる操作■計測チャネルの選択、名前付け、工学値の対応■最大４チャネル表示可能なグラフを最大８つ表示可能■各種解析ソフト用のデータ変換機能■計測後のデータ表示機能■計測後のデータ切り出し機能■MFA 「多チャンネルFFTアナライザ」
MFAは、The MathWorks,Inc.のMatlabで作成されたアプリケーションで、DASBOX、DASminiで計測されたデータを周波数解析する為のプログラムです。
計測は、弊社のMWS多チャネル波形スコRープによって行い、生成された波形データをMFAに取り込み解析を行います。
MFAは主に以下の機能を持っています。
グラフィックユーザーインタフェースによる操作
リニアスペクトル、オートパワースペクトル、パワースペクトル密度、伝達関数（ゲイン、位相）、クロスパワースペクトル、コヒーレンス、 1/1オクターブ、1/3オクターブ自己・相互相関を演算出力、及びフィルタ設計機能をもちます。
■最大４チャネル表示可能なグラフを最大８つ表示可能■解析中に最大値、最小値の表示可能■カーソルによる解析値の表示機能■解析結果のテキスト変換機能■解析後のデータ表示機能■1/1、1/3オクターブ解析■フィルタ設計及び処理機能■複数MWSファイル結合機能

■実行環境・アプリケーションプログラム
実行環境
DASBOX、DASmini
HOSTコンピュータ
HOSTアプリケーション開発

Intel Coreプロセッサ、Ethernet（１００BASE-TX/1000BASE-T） １本
メモリ 4Gｂ、HDD 512Gｂ
Windows-X (32/64bit対応)
Visuaｌ Basic対応：Microsoft VisualBasic Ver.6.0、又はVisual Studio.NETのBasic
Visuaｌ C;++対応：Microsoft VisualC++ Ver.6.0、又はVisual Studio.NETのC++■DASBOX Model-Eシリーズ 応用分野
■機械金属分野
振動解析，衝撃試験■物理・化学分野
物性計測■電気通信分野
デジタル伝送実験

歪み，変位計測
エンジン計測材料試験、製品検査

波・流体解析
化学実験
天文・気象観測

過渡現象・振動波形収集
視聴覚研究
電子材料・半導体試験 スポーツ力学
超音波計測
音声・言語医学

地質調査
都市建物の風洞実験
環境・騒音計測

タービンプラント地震・噴火予知

ＡＶ機器の開発・評価

歯科補綴

空調設備アクティブ制御

音響解析
画像処理
マルチメディア関連
レーザー光研究
光ディスクシステム
光・電波通信電力システム
音声認識・自動翻訳
アクティブ騒音制御

労働生理
リハビリテーション医学
バイオメカニクス

音場シミュレーション
橋梁実験

水力・火力・原子力関連 地下資源探査
造船
地球科学関連食品機械
プラズマ・核融合
油圧
エネルギー変換開発
車両関連計測・制御
メカトロニクス，ロボット関連
航空宇宙
レーザ加工機（位置決め）
アクティブ免振制御■医療・生体工学分野
脳波生体測定■建築・土木分野
免震・耐震試験

通信と計測制御技術の融合
ケイテクノス株式会社〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号 新陽ビル809
TEL 03-6233-7950 FAX 03-6233-7951
https://www.kei-technos.co.jp Mail:dsp@kei-technos.co.jp
C011-190801