汎用リモートモニターシステムの使い方
監視計測記録システム

onitor
OverCloudystem

http://toyonakakeisou.com/

ＲＭＳ

目次

汎用リモートモニターシステムの使い方

１ 、機器構成とインストール

１-①-1、通信と拡張 -------------------- 2
１-①-2、入力の種類 -------------------- 2
１-②、接続１-②-1、パソコンとの接続 -------------- 2
１-②-2、入出力の接続 ------------------ 2
１-③、インストール ----------------------------------------------------- 3
１-④、インストール直後の設定 ------------------------------------------- 3

２、 初期設定

２-①、システムの起動 --------------------------------------------------- 4
２-②、簡単な使い方 ----------------------------------------------------- 4
２-③、ポートの確認と設定 ----------------------------------------------- 5
２-④、伝送有無の変更 --------------------------------------------------- 5
２-⑤、ソフト種別変更 --------------------------------------------------- 6
２-⑥、登録モードの終了 ------------------------------------------------- 6
２-⑦、通信確立の確認 --------------------------------------------------- 6

３ 、表示モードと共通設定
４ 、接点系信号の使い方

１-①、機器構成

３-①、表示画面と表示モードと信号No ------------------------------------- 7
３-②、共通の設定と操作 ------------------------------------------------- 7
４-①、ハード構成と接続 ------------------------------------------------- 8
４-②、接点信号の表示と設定
４-②-1、ON/OFF表示モード -------------- 8
４-②-2、監視モードと設定 -------------- 8
４-②-3、監視モードと名称表示の色 ------ 8
４-②-4、接点信号のON/OFF記録 ---------- 8
４-③、接点信号のグラフ表示
４-③-1、ﾕﾆｯﾄ別8信号のｸﾞﾗﾌ一括表示 ----- 9
４-③-2、個別拡大グラフ表示 ------------ 9

５、 アナログ系信号の使い方

５-①、ハード構成と接続 ------------------------------------------------- 10
５-②、アナログ信号の表示と設定 ５-②-1、ソフト種別の確認、設定 -------- 10
５-②-2、アナログ信号の登録と設定 ------ 10
５-②-3、アナログ種別と単位の登録 ------ 10
５-③、アナログ信号の詳細設定
５-③-1、アナログ信号の初期設定値 ------ 11
５-③-2、アナログ信号のZERO,SPAN設定 --- 11
５-③-3、アナログ信号の計測値と表示色 -- 11
５-④、アナログ信号の設定と補正 ５-④-1、4-20信号計測の設定 ------------ 12
５-④-2、計測１点での補正方法 ---------- 12
５-④-3、計測２点間での補正方法 -------- 12
５-④-4、全体のシフト補正の方法 -------- 12
５-⑤、アナログ信号のグラフ表示 ５-⑤-1、ﾕﾆｯﾄ別のｸﾞﾗﾌ(4信号)の一括表示 - 13
５-⑤-2、個別拡大グラフ表示 ------------ 13
５-⑤-3、アナロググラフの表示モード ---- 13

６ 、カウンタ系信号の使い方

６-①、ハード構成と接続 ------------------------------------------------- 14
６-②、カウンタ信号の表示と設定 ６-②-1、ソフト種別の確認、設定 -------- 14
６-②-2、カウント値の乗率とプリセット -- 14
６-②-3、カウンタ値の単位の登録 -------- 14
６-③、カウンタ信号のグラフ表示 ６-③-1、ﾕﾆｯﾄ別のｸﾞﾗﾌ(4信号)の一括表示 - 15
６-③-2、個別拡大グラフ表示 ------------ 15

７ 、一覧画面

７-①、初期画面と構成の変更 --------------------------------------------- 16
７-②、一覧画面の説明 --------------------------------------------------- 16
７-③、一覧画面のアレンジ
７-③-1、背景のアレンジ ---------------- 17
７-③-1、表示の拡大縮小とグループ化 ---- 17

８ 、保存ファイル

９ 、増設、拡張、追加機能

８-①、日報・月報・年報のCSVファイル ------------------------------------ 18
８-②、グラフ用データファイル ------------------------------------------- 18
８-③、運転/停止時刻記録ファイル ---------------------------------------- 18
８-④、警報履歴ファイル ------------------------------------------------- 18
９-①、ユニットの増設 ------------------------------------------------- 19
９-②、電力デマンド監視 ------------------------------------------------- 20（１）

１ 、機器構成とインストール
１-①、機器構成
１-①-1、通信と拡張

機器構成は通信の方式と拡張用伝送の有無により4種類の基本構成があります。
RS232C通信

LAN通信

RMS-LL1-*

RMS-RL1-*
最小基本ハード

伝送無し
オプション
伝送有り

PUX０R

PUXⅠR

PUXⅡR

PUXⅢR

オプション

RMS-LL1-*U

RMS-RL1-*U*=A,V,T
１-①-2、入力の種類
各ﾕﾆｯﾄは4点の接点入力と4点のｱﾅﾛｸﾞ入力があり、ｱﾅﾛｸﾞ入力の種別は3種類のﾀｲﾌﾟがあります。
それぞれｿﾌﾄ設定との組合せで下記のようなI/O内容となります。
タイプ
入力
Ａ
電流4-20mAＶ
電圧0-5VＴ
温度ｻｰﾐｽﾀｼｽﾃﾑ型番
*Ｌ1-Ａ
*Ｌ1-Ｖ
*Ｌ1-Ｔ

ソフト設定(4､C,8)とＩ/Ｏ内容(4)4点ｱﾅﾛｸﾞ+4点接点 (C)4点ｱﾅﾛｸﾞ+4点ｶｳﾝﾀ(4)4点ｱﾅﾛｸﾞ+4点接点 (C)4点ｱﾅﾛｸﾞ+4点ｶｳﾝﾀ(4)4点温度+4点接点(C)4点ｱﾅﾛｸﾞ+4点ｶｳﾝﾀ(8)8点接点入力*はRMS-R もしくは RMS-L

１-②、接続１-②-1、パソコンとの接続ユニットに電源を接続して、RS232CもしくはLANの線を接続して下さい。
LANポートのシステム (RMS-LL1*等)

RS232Cのシステム (RMS-RL1*等)

LANｹｰﾌﾞﾙ

ＲＳ232Ｃﾎﾟｰﾄが無い場合はUSB/ＲＳ232Ｃ変換器をお使い下さい。

１-②-2、入出力の接続

パソコンと直接接続する場合はｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙが必要です。

3種類のアナログタイプで各種の入力が可能になります。

入力グループ１
入力グループ２（２）

ｵﾑﾛﾝ
H3CR-A＋ ＋ ＋ ＋

外部ﾀｲﾏを接続することで 別系統からの完璧なｼｽﾃﾑﾁｪｯｸができます

１ ２ ３４

警報出力は強制出力設定として遠隔警報ﾘｾｯﾄや制御操作にも使えます。

システムのフェール
セーフチェック出力＋ ＋ ＋ ＋

警報出力

接続端子

１２３４

ｼｽﾃﾑ出力端子にﾘﾚｰやﾀｲﾏｰを接続して長期に信頼性のある管理ｼｽﾃﾑとして運用することが可能になります。

電源接続

出力

システム
出力端子
ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ

電源接続

は内部でコモン通信不良
ｼｽﾃﾑﾀﾞｳﾝ
ﾊﾟｿｺﾝﾀﾞｳﾝ
電源断等で
警報出力
ｼｰｹﾝｻ等でｼｽﾃﾑの再起動制御も可能。

１、 接続とインストール

１-③、インストール
インストールの方法はCDの[inst.bat]をダブルクリックして起動して下さい。
※1 Windowsのフォルダオプション設定で「登録されている
拡張子は表示しない」にチェックが入っている場合は[inst]と表示されます。

①②このウインドウは⑥の「閉じる」をクリック
すると一緒に閉じられます。

③
再度インストールする場合は、下記メッセージが出ますのでAを押下しエンターして下さい。
C:\Watch\MGM16L\Opening.jpg を上書きしますか (Yes/No/All)?

④

⑤

⑥

１-④、インストール直後の設定
システムは設定により多くの使い方ができるようになっています。システムを有効に使うためには起動してから登録
モードでハード構成と使い勝手に合わせて変更して下さい。
ソフトのインストール直後は下記の設定にされています。
・初期設定●RS232Cタイプ 通信ポート-- COM１
●伝送有無--無 ●ソフト種別--(標準 4ｱﾅﾛｸﾞ､4接点) 4●LANタイプ
IPアドレス-- 192.168.0.150 ●伝送有無--無 ●ソフト種別--(標準 4ｱﾅﾛｸﾞ､4接点) 4
・変更はハードが関連する場合もありますので１-①、１-②の項目を確認してから行って下さい。

（３）

２ 、初期設定
２-①、システムの起動システムはショートカットもしくはインストールしたホルダのMGM16Lをダブルクリックすることで一覧画面が表示されます。
一覧画面

ユニット別画面

ﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ
信号ラベル

信号ラベル

ダブルクリック
ｻｲﾄﾞﾒﾆｭｰ

画面切替ボタン
増設エリア

ダブルクリック

画面切替ボタン■一覧画面は信号ラベルををダブルクリックすることでユニット別画面が表示されます。
■ユニット別画面からは画面切替ボタンを押すことで元にもどります。

２-②、簡単な使い方
COM1が使えるようであればすぐにこのまま使用できます。
①入力にあったセンサを接続すれば計測管理したいアナログセンサを接続します。
0-5V入力

接点入力

圧力ｾﾝｻ

電流ｾﾝｻ

稼動時間管理

生産数管理

流量ｾﾝｻ

圧力ｽｲｯﾁ

湿度ｾﾝｻ

赤外線ｾﾝｻ

監視記録管理したい接点信号を接続します。

②自動的にデータが溜り、リアルなグラフが表示されます。

③起動直後から設定無しで日報、月報、年報や長期グラフデータが生成されます。
（４）

２-③、ポートの確認と設定

２ 、初期設定(COM1を使う場合は変更は不要です。)

確認設定等はユニット別画面の登録モードで行います。 登録モードは画面右のサイドメニューの[登録]で入ります。 登録モードになると画面の周囲が黄色になり、 リストの下のほうにポートの変更の項目が表示されます。

サイドメニュー
登録をクリック

通信ﾎﾟｰﾄはCOMとLANの 両方が5ポートまで使用できます。
混在するときはCOMを ユニット番
号の若いほうに割付けてください。
通信ポートはシステム構成のユニ
ットのタイプで決まります。
COMタイプ
RMS-RL1-***
LANタイプ
RMS-LL1-***

登録モードに移行

COMポートの変更追加の場合
COMﾀｲﾌﾟ型番 RMS-RL1-***

LANポートの変更追加の場合
LANﾀｲﾌﾟ型番 RMS-LL1-***

通信回線にLANを使用する
場合は社内業務用のLANとは別の回線を使用すること
で遅延の無い高速な通信が可能になります。

黄 色 は登 録 モー ド＝の後に2桁の01から16までのCOM番号を入れてEnter＝の後に15桁のIPアド
レスを入れてEnter

スペースで削除

スペースで削除
登録が完了すると画面の左上に登録の文字が表示されます。

登録が完了すると画面の左上に登録の文字が表示されます。

最大5組
0102030405等

COMも含めて最大5まで

LANも含めて最大5まで

２-④、伝送有無の変更(通常は不要です。ユニバーサルラインを使う時に変更します。)

登録モード

ユニット種別は伝送の無い直接I/Oのみのものと 伝送付きがあります
３ 伝送無し４ 伝送付き画面右上の黄色枠の右端に３もしくは４を入れてEnterを押すことにより登録されます。

登録が完了すると画面左上にその内容が表示されます。
登録

5台のユニット分の種別リスト（５）

２ 、初期設定

２-⑤、ソフト種別変更(標準は4で 4アナログ､4接点入力で使用する場合は変更不要です。)

ソフト種別は登録による入力信号の種別の変更登録です。
８ Tタイプのユニットを8接点入力として使う時(VﾀｲﾌﾟもONで0V,OFFで5Vの電圧入力とすれば使用可能です)
４ A、Vタイプで4点アナログ、4接点入力として使う時
C A、Vタイプで4点アナログ、4点カウンタとして使う時付き
画面右上の黄色枠の右端に８、４もしくはCを入れてEnterを押すことにより登録されます。
登録モード

登録が完了すると画面左上にその内容が表示されます。

5台のユニット分のソフト設定リスト

ユニットはアナログ入力のタイプが３種類ありそれに対応したソフト設定が必要になります。
アナログタイプ
Ａ (電流)Ｖ (電圧)Ｔ (温度)

入力
4-20mA
0-5V
ｻｰﾐｽﾀ

ｼｽﾃﾑ型番
*Ｌ1-Ａ
*Ｌ1-Ｖ
*Ｌ1-Ｔ

Ｉ/Ｏ内容
4点ｱﾅﾛｸﾞ4点接点/4点ｱﾅﾛｸﾞ4点ｶｳﾝﾀ
4点ｱﾅﾛｸﾞ4点接点/4点ｱﾅﾛｸﾞ4点ｶｳﾝﾀ
4点温度､4点接点/4点ｱﾅﾛｸﾞ4点ｶｳﾝﾀ/8点接点(コモン注意)*=RMS-R or RMS-L

ソフト設定と入力点数一覧(1ユニットあたり)
通信タイプ
RS232CLANRMS-RL1-A RMS-LL1-A
RMS-RL1-V RMS-LL1-V
RMS-RL1-T RMS-LL1-T

ｿﾌﾄ設定1
ｿﾌﾄ設定 2設定 電流 電圧 温度 接点 設定 電流 電圧 温度 積算
4
4
4
C
4
4
4
4
4
C
4
4
4
4
4
C
4
4

ｿﾌﾄ設定 3
設定 接点

8

8

電流-4～20mA 電圧-0～5V 温度-ｻｰﾐｽﾀｾﾝｻ 積算-カウンタ 入力

２-⑥、登録モードの終了
メニューの登録終了を押して運用モードに戻ってから右上の[×]でプログラムを終了して再度ダブルクッリクで起動してください。
これらの登録設定データはすべて標準設定の場合はC:￥watch￥MGM16L￥内の Sys_Data汎用4 のフォルダにありますので別の場所にｺﾋﾟｰ保存しておいて下さい。

２-⑦、通信確立の確認
正常通信で二つとも点滅TX RX

パソコンとユニット間の通信はユニットのLEDの点滅もしくは画面の切替ボタンの
名称文字の左側のドットの点滅で確認できます。
LEDはTXランプとRXランプがあります。
・二つとも点滅しない場合
電源、ケーブル接触等の不良
パソコン設定不良
・RXランプ点滅でTXランプが点滅しない
パソコン設定完了システム 設定②-3,②-4等不良
ドット点滅で正常通信

・（６）

３ 、表示モードと共通設定
３-①、表示画面と表示モードと信号No
このリモートモニタ-システム(RMS)は全体状況が分かる一覧画面とユニット別の詳細表示があります。更に一つの画面に接点、アナログ、カウンタの信号が混在して監視､計測､記録できるシステムとなっているため、個々の信号の詳細な情報を画面右の枠内に表示する
表示モ-ドがあります。この表示モ-ドは接点モードとアナログモードとカウンタモードがありそれぞれの信号グラフをクリックするごとにそのモードに変わります。
ユニット別の詳細表示
一覧画面 トップメニュー

一覧画面もクリックする
信号の種別により表示モードが変わり、画面切替
え時に反映されます。

接点モード

アナログモード

カウンタモード

ｻｲﾄﾞﾒﾆｭｰ表示画面と信号No
多点の拡張性のあるこのシステム
は信号Noが予約されていて画面ごとにそのNoが決まっています。
画面
No1
No2
No3
No4
No5

接点
1～8
9～16
17～24
25～32
33～40

ｱﾅﾛｸﾞ
1～4
5～8
9～12
13～16
17～20

ｶｳﾝﾀ
65～68
69～72
73～76
77～80
81～84
水色カーソルで選択された信号の詳細を表示しています。登録や設定値の変更、画面切替え等もすべてこのモードを基準に行われます。

３-②、共通の設定と操作
３-②-1、名称の変更
各信号名称の記入や変更する場合は登録モードでその名称ラベルに直接記入してEnterキーを押すことで名称の変更が可能になります。数値の記入されているデータの変更は出来ません。

３-②-2、[個別拡大グラフ]や[警報履歴表示],[Help表示]の表示
これらの情報を表示する場合は、一覧画面の場合はトップメニューを、ユニット別画面の場合はサイド
メニューを開き[個別拡大グラフ]、[警報履歴表示]、[Help表示]を選択することで可能となります。

３-②-3、過去のデータの表示
ユニット別画面で表示しているグラフの過去のグラフを表示する場合は画面右上の過去

戻る

過去のグラフを表示しているときはふちがオレンジ色です。

（７）

最新のグラフに戻るときは[時間]、[日間]、[月間]のいずれかのダブルクリック
で元に戻りますで行います。

４ 、接点系信号の使い方
入力ユニットの信号は1ユニット当り4点のデジタル入力と4点のアナログ信号として使用する方法と、アナログ入力の設定を変更して合計8点の接点入力として使用する2種類の方法があります。
RMS-RL1-Tの場合

RMS-RL1-Vの場合(温度入力ユニット)(電圧入力ユニット)

100m程度可能

４-②、接点信号の表示と設定

入力グループ２

接続はB接入力
もしくはソフト登録で反転入力グループ１

別コモン＋ ＋ ＋ ＋

+5V-

１ ２ ３４8接点入力の場合のソフ
ト設定は 8です。

＋ ＋ ＋ ＋

8接点入力の場合
ソフト設定は 8

１２３４

温度入力(Tﾀｲﾌﾟ) のユニットはそのまま無電圧接点を接続し、ｿﾌﾄ登録で8 とするだけで8接点入力用として使用できますが電圧入力(Vﾀｲﾌﾟ)は電圧入力での0V-ON/5V-OFFで論理が反転しての使い方となります。いずれの場合もデジタル入力とアナログ入力のコモンは別にする必要があります。

接続端子
出力４-①、ハード構成と接続は内部でコモン

４-②-1、ON/OFF表示モード
接点信号の通常のモードで信号がONとなった時に その信号の表示枠は黄色で表示され、OFFになった時には水色で表示されます。このON/OFFには
A接入力と反転したB接入力が有ります。A接とB接の切替はユニット別画面のサイドメニューの [登録]→[ﾃﾞｼﾞﾀﾙ種別登録]→[B接入力用]等で行います
ユニット別画面

監視 解除 確認

サイドボタン

A接とB接の切替

サイドメニュー

0 A接入力用
1 B接入力用
910 A終日監視
10 B終日監視ﾃﾞｼﾞﾀﾙ種別登録
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ単位登録
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ積算ｽﾊﾟﾝ

登録

登録

戻る

登録終了
時間記録開始時間記録解除

４-②-2、監視モードと設定
監視モードとは接点信号がONとなった状態で警報を発生し、その状態を保持するモードで画面に赤点滅で警告を発します。警報監視モードの設定はユニット別画面と一覧画面で行えます。ユニット別画面での設定は(1)その信号がOFFであることを確認し、そのグラフをクリックして水色カーソルで選択します。
(2)サイドボタンの[監視]をクリックするとラベルの水色表示が緑色表示に変わり、（3）監視モードに入ります。
(1)選択 (2)監視操作

監視 解除 確認

(3)監視モード(4)警報発報状態(4)警報発報状態(一覧画面)(5)確認状態

監視モ-ドで信号がONになると(4)警報発報状態となり発報の内容を記録ます。更に出力ﾎﾟｰﾄNo1がONになり リレー、ブザー等で外部に知らせることができます。警報は監視信号がOFFになってもこの発報状態を保持してします。発報後にサイドボタンの[確認]をクリックすることで警報が継続中であれば確認状態（5）になり、警報が復旧している場合は(3)の監視モードに戻ります。確認状態（5）の場合は監視信号の復旧までその状態を保持します。
[解除]ボタンは警戒状態を解除して通常のON/OFFモードに戻すもので、これはどの状態からでも解除できます。この[監視]、[解除]、[確認]は一覧画
面のトップメニューからも操作できます。

４-②-3、監視モードと名称表示の色
警報監視運用(一瞬のONも保持して記録、警報出力)

ON/OFF運用(稼動記録、省エネ管理)
OFF状態

ON状態

ON

No3 冷凍機
OFF

監視操作

監視状態

No3 冷凍機 解除操作 No3 冷凍機

ON

No3 冷凍機確認状態(警報継続中)
確認操作

No3 冷凍機OFF 復旧

監視 解除 確認４-②-4、接点信号のON/OFF記録

ON/OFF内容はCSVﾌｧｲﾙで記録されます。

ユニット別画面の登録モードで信号を水色カーソルで選択した状態でサイドメニューの[登録]モードで[時間記録開始]をｸﾘｯｸすることでその信号のON/OFF時間を秒単位で連続して記録することができます。

登録警報発報状態

ON/OFF時間
記録の信号
は太字の茶
色文字に変
わります
（８）

４ 、接点系信号の使い方

４-③、接点信号のグラフ表示
４-③-1、ユニット別8信号のグラフ一括表示

このグラフはユニット別の接点信号を ON/OFFバーグラフ、ON時間累計棒グラフ、ON回数累計棒グラフに切替
えて表示できるグラフで、ユニットの8点の信号を一括で表示できるものです。また表示時間幅をグラフの種類に応じて[時間]、[日間]、[月間]で切替えて見る事が出来ます。
ON/OFFバーグラフ
グラフの切替

１時間幅
10秒単位のONのバーグラフ※

１日幅
1分単位のONのバーグラフ※

No006

No006

ON時間累計棒グラフ

1日幅
1時間ごとの時間合計の棒グラフ

ON回数累計棒グラフ

No006

No006

1日幅
1時間ごとの回数合計の棒グラフ

４-③-2、個別拡大グラフ表示

１月幅
1日ごとの時間合計の棒グラフ

１月幅
1日ごとの回数合計の棒グラフ

一つの信号のON/OFFが表示方法、時間軸を含めて他の7信号と同時に比較しながら6種類のグラフで管理できます。また各信号を個別に拡大グラフで表示することで更に多くの情報を表示できます。

個別グラフは水色カーソルで選択後のサイドメニューの[拡大グラフ]を選択することで表示されます。
画面いっぱいに各接点信号ごとの情報を1時間から10年間の5種類の時間幅でリアルなグラフを表示します。
1時間スパン

1日スパン

1月スパン

1年スパン

10年スパン

選択時間幅の 過去のﾃﾞｰﾀを表示(10年以外)

個別の信号を３つのグラフで表示します。
・上段 1時間幅、1日幅ON/OFF状態のバーグラフ
・中段 1日、1月、1年、10年間の接点のON累計時間
・下段 1日、1月、1年、10年間の接点のON累計回数
選択接点信号の最新値と情報
・１時間のON時間、ON回数
・１日間のON時間、ON回数
・１月間のON時間、ON回数
・１年間のON時間、ON回数
・全累計のON時間、ON回数
・動作モード、設定等（９）５ 、アナログ系信号の使い方
入力ユニットのアナログ入力は温度用、4-20mA電流入力、0-5V電圧入力の3タイプあります。
それぞれ応じたセンサーや機器を接続して、それに合わせたソフト設定することで用途に応じた使い方ができます。

５-①、ハード構成と接続
電流出力
センサー

Vタイプの場合

接続端子Tタイプの場合

電圧出力
センサー(電圧入力ユニット)

出力

Aタイプの場合(4-20mA入力ユニット)

アナログ信号の接続はすべて入力グループ１になります。

(温度入力ユニット)

入力グループ１＋ ＋ ＋ ＋

１ ２３ ４

入力グループ２

センサの配線は通常の線で100m程度延長できます。

＋ ＋ ＋ ＋

接点入力

接点入力

接点入力

それぞれのセンサの電源や配線方法、配線距離等
は各メーカの仕様に従った方法で接続して下さい。
各入力のマイナス側はコモンになっています。

１２３４

サーミスタセンサ
102AT-2-40℃～+80℃

は内部でコモン

５-②、アナログ信号の表示と設定
５-②-1、ソフト種別の確認、設定
アナログ端子は登録で接点入力も可能なので確認が必要です。登録モードでサイド
メニューの[ｿﾌﾄ種別変更]をクリックすると画面右上にソフト種別が表示されます。

４
アナログと共に接点入力をそのまま接点で使用する場合は4を、アナログと共に接点入力をカウンタとして使う場合はＣを登録する必要があります。8が登録されている場合はアナロ
グ入力として使えませんので画面右上に4もしくはＣを入れてEnterで登録して下さい。

５-②-2、アナログ信号の登録と設定
アナログ信号はそれぞれのセンサに合ったレベルで取り込むために個々に設定が必要です。
設定はアナログ種別、単位、ZERO-SPAN、警報設定値等があります。
アナログ信号の登録モードに入るには事前にユニット別画面で、アナログ信号を選択しておいて
アナログモードにしておく必要があります。アナログモードで登録モードに入るとサイドメニュ
ーに[アナログ種別登録]､[アナログ単位登録]のメニューが表示されます。

５-②-3、アナログ種別と単位の登録表示されたメニューより項目をクリックすることで事前に選択した信号の種別等が登録されます。
登録モード

V,A,Tの3タイプより選択（10）

ここでキー入力も可能５ 、アナログ系信号の使い方

５-③、アナログ信号の詳細設定
５-③-1、アナログ信号の初期設定値

前記 5-②-3のアナログ登録をすると各アナログ信号の初期詳細表示は下図のような表示になり、ユニット別
画面のアナログモードの画面右側の詳細表示エリアで確認できます。
Aタイプ
Tタイプ
4-20mA 0-100表示-40～80℃表示

暫定ﾌﾙｽｹｰﾙ値
暫定上限警報値
暫定上限接近値
暫定下限接近値
暫定下限警報値
暫定計測下限値
発報遅延時間(-値は発報無)-25は0-4mA(4-20mAの25%)のオフセット設定,(0)は下限表示値

５-③-2、アナログ信号のZERO,SPAN設定
設定値は登録モードにして紫色枠のエリアの右側に直接記入してEnterで登録されます。
・SPAN：値の設定は接続センサの5Vもしくは20mAの時のフルスケール定格値を記入します。
・警報HH ：上限警報値を登録します。警報遅延設定により監視有効の時この値以上になると赤色表示し警報を発します。監視無効時は薄赤色表示します。
・設定 H ：上限注意値を登録します。警報遅延設定により監視有効の時この値以上になると黄色表示します。監視無効時は薄黄色表示します。
・設定 L ：下限注意値を登録します。警報遅延設定により監視有効の時この値以下になると水色表示します。監視無効時は薄水色表示します。
・警報LL ：下限警報値を登録します。警報遅延設定により監視有効の時この値以下になると青色表示し警報を発します。監視無効時は薄青色表示します。
・警報遅延：警報に遅延を持たせる時に設定します。マイナス値を設定すると警報を出しません。
設定値
書込み
エリア

警報HH(赤線)、警報LL(青線)の表示

５-③-3、アナログ信号の計測値と表示色

監視無効時

システムはアナログ信号を計測してその値をグラフの上側に表示します。
計測した値はその信号の警報設定に合わせて色で表示されますので、管理レベルで設定された値に比べて高いのか低いのかが瞬時にわかります。
淡い色は遅延設定の時間にマイナスを入れて警報が出ないように設定した場合の色です。
（11）

監視有効時

HH
H
範囲内
L
LL
警報遅延設定値がマイナスの時の色は監視無し

５ 、アナログ系信号の使い方

５-④、アナログ信号の設定と補正

通常アナログ入力ユニットの設定は0から5000mV入力を基準としています。 4-20mA
センサの場合は0-4mAのオフセットを設定します。
また正確なセンサの場合はそのまま使用できますが、バラツキの多いセンサや 古い
センサ、ZERO-SPANの数値が不明な信号の場合、実測値に合わせた設定補正を行うことができます。
５-④-1、4-20信号計測の設定
4mA-0V で 20mA-500Vのｾﾝｻを0～250V で表示する場合-125はﾌﾙｽｹｰﾙ500Vの1/4(0-4/4-20mA) ｶｯｺ内はｸﾞﾗﾌ表示範囲

500(250)-125(0)

実際の特性

20mA
(5V)

センサ
出力

-125

V 表示電圧画面表示範囲

250

16mA

200

12mA

150

8mA

100

4mA

50

0mA
(0V) 0

100

200

300

400

500

0V
0mA

計測電圧

4

8
12
センサ出力

16

５-④-2、計測１点での補正方法
登録モードで[ｱﾅﾛｸﾞ値補正]をクリックすると表示される画面右上の黄色枠内に現在表示値が出ますのでその値を計測した正確な値に入れ替えEnterで補正登録されます。

この補正方法はﾘﾆｱｾﾝｻで信号0の時にｾﾝｻ出力が0である必要があります。

５-④-3、計測２点間での補正方法
取説もしくは実測のリニアな2点の延長で0V(ZERO),5V(SPAN)予測の値を設定する
右図の場合でA点 -125mAでｾﾝｻ出力1V
B点 +125mAでｾﾝｻ出力4V の時

センサ出力(計測入力)
5V
・A点とB点の延長で0Vの位置の電流を勾配より求める
・実測1Vあたり(125-(-125))/3V=83mA・その勾配の0V点は-125-83= -208mAでZEROは-208mA・その勾配の5V点は125+83mA=+208mAでSPANは+208mA

ZERO = a1-((b1-a1)ｘa2/(b2-a2))
SPAN = b1+((b1-a1)ｘ(c2-b2)/(b2-a2)
208

-208

実際の特性(青線)

B点

b1

3V

A点

1V a2

グラフ表示範囲の指定0点からのリニアで無いセンサの場合はこのままでは見難いのでその場合は表示範囲を()で指定する

0V-208mA

a1
-125

0mA

125

実計測電流

208(150)-208(-150)

５-④-4、全体のシフト補正の方法±5000mVの0点が狂い全体に5mV+側にシフトして表示される場合
-5000

208
mA

b2

4V

2V

c2

-5005

5000

（12）

4995

SPAN

20

５ 、アナログ系信号の使い方

５-⑤、アナログ信号のグラフ表示
５-⑤-1、ユニット別のアナロググラフ(4信号)の一括表示
アナログ信号のグラフはを 4CHの信号をそれぞれ[時間]、[日間]、[月間]の折れ線グラフで同時に表示することができます。

1時間幅

１月幅

1日幅

５-⑤-2、個別拡大グラフ表示
個別グラフは水色カーソルで選択後にサイドメニューの[拡大グラフ]を選択することで表示されます。
画面いっぱいに各接点信号ごとの情報を1時間から10年間の5種類の時間幅でリアルなグラフを表示します。
1日スパン

1時間スパン

1月スパン

1年スパン

10年スパン

選択時間幅の 過去のﾃﾞｰﾀを表示(10年以外)

５-⑤-3、アナロググラフの表示モード
個別のアナロググラフは[瞬時値]、[最大最小値]、[最大値ドット]の3種類のグラフに切替えて表示することが
できます。

左クリック
分瞬時値、時間平均値の折れ線グラフ

右クリック

分最大最小値、時間最大最小値の棒グラフ

分最大値、時間最大値のドットグラフ

グラフの切り替えは画面下のチェックボタンの左クリックもしくは右クリックで切替えます。
３種類のグラフはそれぞれ[時間]、[日間]、[月間]、[年間]、[10年]幅で表示できますので
長期メンテナンスに重要な経年変化等の解析に約立ちます。

（13）

６ 、カウンタ系信号の使い方
ユニットの接点入力端子はソフト設定によりパルス入力の積算ができるカウンタ入力としての使い方ができます。接続する信号は電力やガス、水道等の使用量のパルス信号や生産個数、長さ回転パルス、ゲート通過パルス等の生産管理関連の積算記録が可能です。接点入力をカウンタとして使用する場合のソフト設定は[Ｃ]となります。

６-①、ハード構成と接続

カウンタ信号の接続はすべて入力グループ２になります。
出力

接続端子

入力グループ１＋ ＋ ＋ ＋

入力グループ２

６-②、カウンタ信号の表示と設定

１２ ３ ４

V、A、Tタイプ＋ ＋ ＋ ＋

パルス信号入力
４点

１２３４

・入力
無電圧接点
ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ出力・計測最大周波数
約30Hz Duty50%

は内部でコモン

６-②-1、ソフト種別の確認、設定
登録モード

カウンタ端子は接点入力の登録も可能なため設定の確認が必要です。登録モードでサイドメニューの[ｿﾌﾄ種別変更]をクリックすると画面右上にソフト種別が表示されます。

Ｃ
入力グループ２をカウンタとして使用する場合は必ずＣを登録する必要があります。画面右上でＣを入れてEnterで登録して下さい。

６-②-2、カウント値の乗率とプリセット
水色カーソルで画面下側のカウンタ信号を選択し、登録モードに入ると、画面右側の茶色枠内で積算値のプリセットができます。

1パルス当りの実際の計測値です。 1パルスで10KwHの場合は10
ハード的な積算累計値です。既存メータに合わせたプリセットが可能です。
月の累計値で月末に0になります。パソコン記憶でのプリセットが可能です。
日の累計値で24時で0になります。パソコン記憶でのプリセットが可能です。
時間の累計値で正時ごとに0になります。パソコン記憶でのプリセットが可能です。
ここでグラフ目盛の高さの数値を変更できます。

入力は数値のみを入れてEnterで登録されます。/M(月) や/D(日) /H(時)はEnter後に自動的に付加されます。
ここにキー入力も可能
登録モード

６-②-3、カウンタ値の単位の登録
登録モードで該当する単位を選択することで、積算値の単位が登録されます。単位が一覧の中に無い場合はサイドメニューの上部に直接キー入力して Enterで自由な単位が登録できます。
（14）

６ 、カウンタ系信号の使い方

６-③、カウンタ信号のグラフ表示
６-③-1、ユニット別のカウントグラフ(4信号)の一括表示
カウント信号のグラフは 4CHの信号をそれぞれ[日間]、[月間]の棒グラフで同時に表示することができます。

1日幅

１月幅

６-③-2、個別拡大グラフ表示
個別グラフは水色カーソルで選択後にサイドメニューの[拡大グラフ]を選択することで表示されます。
画面いっぱいに各接点信号ごとの情報を1時間から10年間の5種類の時間幅でリアルなグラフを表示します。
1時間累計

1日累計

1時間スパン

1日スパン

1時間増分(瞬時値) 1日増分(瞬時値)

日累計1ｹ月間

月累計1年間月累計10年間

1月スパン

1年スパン

10年スパン

1月増分(瞬時値)

1年増分(瞬時値) 10年増分(瞬時値)

選択時間幅の 過去のﾃﾞｰﾀを表示(10年以外)

これらのグラフデータはリアルタイムに描画されています。 この
グラフは画面右上のボタンで瞬時に切替えて見る事が出来ます。

（15）

７ 、一覧画面
７-①、初期画面と､構成の変更
1ユニット標準システムの初期画面は4点のアナログと4点の接点の画面ですが、ハードに合わせた構成の変更が可能です。
4アナログ4カウンタ入力用
4アナログ4接点入力用(ソフト設定 4)

登録モードで変更
ｼｽﾃﾑﾀｲﾌﾟ
RMS-*L1-V
RMS-*L1-A
RMS-*L1-T

上段 アナログ名称
中段 アナロク計測値
下段 接点ON/OFF

上段 アナログ名称
中上 アナロク計測値
中下 カウンタ名称
下段 カウンタ積算値

8接点入力用すべて接点のON/OFF
表示

初期画面

(ソフト設定 C)(ソフト設定 8)

起動時は一覧画面ですのでソフト設定の変更はユニット別画面に変えて(②-1参照)ソフト種別の変更(②-4参照)をする必要があります。
ユニット別画面に切替

画面無地部ｸﾘｯｸでｼｽﾃﾑ情報表示
C0000 - ﾕﾆｯﾄ1台のCﾀｲﾌﾟ

警報履歴画面に切替

トップメニュー

拡大グラフに切替
青カーソル(ｸﾘｯｸで選択、再ｸﾘｯｸで解除)
トップメニュー

登録モード

監視/解除の設定

・ﾀｲﾄﾙの色変更、Shift+(左ｸﾘｯｸで背景 右ｸﾘｯｸで文字色変更)
選択信号の個別修正、・矢印ｷｰで移動。+Shiftｷｰと同時押しで拡大/縮小
・左上から右下のﾏｳｽﾄﾞﾗｯｸﾞで自由な大きさに設定
名称の変更
すべてのﾗﾍﾞﾙを新たに一括配置するﾓｰﾄﾞで、画面上の左上と右下をﾏｳｽで指定
してマス目状に配置します。
ﾕﾆｯﾄ追加等の時に追加のマス目配置をします。
画面や信号ｸﾞﾙｰﾌﾟの説明用ﾀｲﾄﾙ、もしく文字無しで信号ｸﾞﾙｰﾌﾟの枠用として使用する ﾗﾍﾞﾙの追加と削除(最大9枚まで)信号を選択して別の空いている場所のｸﾘｯｸでそこにジャンプして移動します。
他のラベルの寸法をコピーして使用することができます。
システムで使用している通信の内容です。
モニタ用ですのでさわらないで下さい。

<送信文字列・>受信文字列（16）

７ 、一覧画面

７-③、一覧画面のアレンジ
７-③-1、背景のアレンジ
システムの起動ホルダの中に[Sys_data汎用4]等のデータホルダがあります。この中に拡張子が.JPG
か.GIFもしくは.BMPのファイルがあればどのような英数文字のファイル名(BMPのみ先頭文字Z以外)でも自動的に背景として組み込みます。画像の大きさも縦横を画面に拡縮して組込みます。(横長推奨)
工場内、装置の写真、グーグル航空写真、見取図、イラスト等が組み込めます。
工場写真の背景
タイトル枠

信号名称ラベル
信号数値ラベル
ＦＡ化アグリシステム
土壌水分 ﾊｳｽ温度 ﾊｳｽ湿度
26.7％
25.8℃
82％
消費電力 水使用量 電磁弁ＯＮ ﾎﾟﾝﾌﾟ起動
2368ＫＷＨ 659m3
5632回
278回
日射量

１１．６ＭＪ/m

127℃
設備写真の背景

221℃

812℃

68℃

工場見取図の背景

ＲＷＢ ＦＡ Ｓｙｓｙｔｅｍ

７-③-2、表示の拡大縮小とグループ化
信号ラベルは大きさ、位置、文字寸法を自由に設定できますので背景画像に合わせて配置、あるいは重要な情報を拡大表示することで視認性の良い管理の容易なシステムとなります。また縁取りやグループ化、システム説明用にタイトル枠を組合わせて見易い画面の製作が可能です。タイトル枠は文字色や背景色を画面に合わせて変更することができます。
プラントの背景
タイトル枠

他のデータ縮小表示（監視記録機能はそのまま）

76.9
共通の重要データ拡大
ダイオキシン濃度76.9

pg-TEQ/g

視認性の良い表示（17）

８ 、保存ファイル
このシステムは1台のユニット、1つの信号にそれぞれ多くの記録ファイルがあります。

８-①、日報・月報・年報のCSVファイル
起動ドライブのC:￥の中のWatch￥MGM16L￥DataFile￥内にすべての日報､月報､年報ﾌｧｲﾙがあります。
このファイルは接点、アナログ、カウンタの一覧データが画面ごとにあります。

01D09_10_04.CSV

ファイル名

D･･日報------年月日
M･･月報------月日
Y･･年報------年

画面No
01～20

このデータは各信号の1月、1年、10年の棒グラフにも使用しています。

８-②、グラフ用データファイル
起動ドライブのC:￥の中のWatch￥MGM16L￥Rec_data￥内にすべての信号別のﾃﾞｰﾀﾎﾙﾀﾞがあります。

８-②-1、アナログ系グラフ用 (カウンタの増分も含む)
・アナログ計測データの場所

Watch￥MGM16L￥Rec_data￥P001～P084のホルダー内

日別ファイル名 1 0 月 ￥ A 0 0 1 0 9 _ 0 4 月 0 1 日 . D a t
A アナログ1分ごとの瞬時値
H アナログ1分内の最大値
L アナログ1分内の最小値

信号No001～084

年月日

８-②-2、カウンタグラフ用・カウンタ計測データの場所

Watch￥MGM16L￥Rec_data￥P065等のホルダー内

日別ファイル名1 0 月 ￥ C 0 6 5 0 9 _ 0 4 月 0 1 日 . D a t
信号No
065～084

C カウンタ10分ごとの累計値

年月日

８-②-3、接点グラフ用
・1時間幅のON/OFFバーグラフ
ファイル名091011ON.DAT

年月日

全信号の60分間のON/OFFデータ(10秒ごとの1010等の文字列で保存)

・1日幅のON/OFFバーグラフ
ファイル名

Watch￥MGM16L￥Rec_data￥10月 等のホルダー内

Watch￥MGM16L￥Rec_dat￥10月 等のホルダー内

091011ON2.DAT

年月日

全信号の24時間のON/OFFデータ(立上り立下り時分の8桁文字列の連続)

８-③、運転/停止時刻記録ファイル(事前に登録されたもののみ保存されます。)

起動ドライブのC:￥Watch￥の中の￥MGM16L￥Work_data￥月￥内に日にち別のﾃﾞｰﾀﾎﾙﾀﾞがあります。
・1日の秒単位のON/OFF時刻ファイル Watch￥MGM16L￥Work_data￥10￥ 等のホルダー内
ファイル名

20091011Work.CSV
ON/OFF時刻ファイル

年月日

８-④、警報履歴ファイル
起動ドライブの C:￥Watch￥の中のMGM16L￥His_data￥月￥内に日にち別のﾃﾞｰﾀﾎﾙﾀﾞがあります。
ファイル名

11.txt日・システム起動や警報発生、確認操作等がテキストで記録されます。

各ホルダは初回の起動時に増設予定も含めたホルダもすべて製作しますので空のホルダもあります。
（18）

９ 、増設、拡張、追加機能
９-①、ユニットの増設
増設はRS232CとLANがあります。LANﾀｲﾌﾟのほうが距離の延長が可能で拡張が容易です。
RS232CとLANの混在も可能ですが通信速度、 ハード構成の違いありますのでできるだけ同一のハード構成をお勧めします。

LAN

画面ﾓｼﾞｭｰﾙ追加

ユニット追加RS232C
拡張ﾎﾞｰﾄﾞorUSB変換

ユニット追加画面ﾓｼﾞｭｰﾙ追加

LAN

増設
RS232C

増設
LAN

ユニット増設で40点までの管理

ユニット追加の場合は 追加I/Oを含めたインストールディスクと増設ユニットをお送りいたします。その場合の回数やカウンタの積算値等はクリアされますので増設前の数値を保存して下さい。
オプション

更に伝送機能付きユニットはユニバーサルラインで400点まで増設できます。
ユニバーサルライン

2sqの線で10km400点の信号が最大20画面まで配置できてそれぞれの信号がグラフで管理ができます。

導入時から40点以上の多点の管理を予定している場合はユニバーサルラインの多機能な部分を有効に活かすためにはじめからユニバーサルラインのみでシステムを組まれることをお勧めします。

（19）

９-②、電力デマンド監視
電気料金の基本となっているで契約電力の時間基準は設備の30分定格等の具合で30分単位の電力集計が基準となっています。そのため電力デマンド管理のグラフも30分単位となります。バージョンがVer,1-03以降のシステムは設定によりデマンドグラフの表示が可能です。
(このグラフはCSV保存の1分保存モードを使用しますので10,15,20,30分のCSV保存はできません)（１）接続方法
接点入力の端子台にマルチメーターや積算電力計の無電圧パルス信号を接続します。
（２）デマンド表示登録の前に[２-⑤、ソフト種別]で設定をカウンター使用の C にします。下左の画面はカウンター使用時の画面です。
（３）デマンド表示の登録方法⑥

1,ユニット別画面で30分デマンド表示させたいカウ
ターのグラフを選択する。
2,[登録]を選択→画面縁が黄色の登録モードに移行
3,切替わったﾒﾆｭｰの[ｶｳﾝﾀ監視種別]を選択
4,再度ﾒﾆｭｰで[30分ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ]を選択すると30分ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視設定の登録ができます。
5,[戻る]、[登録終了]で運用画面に戻ります。

ユニット別画面

拡大グラフ画面

1,画面の右のメニューで[拡大グラフ]を選択する
2,[積算]にしてから[時間]を選択する
3,[グラフ表示切替]をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸでﾃﾞﾏﾝﾄﾞ画面に切替[ｸﾞﾗﾌ表示切替]のﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸで交互に切替（５）デマンド画面の表示の変更
画面右下の①で[登録]を選択して登録モードにします。
登録モードで②の位置(90～100%)をダブルクリックするとグラフ最大値が大きくなります。
登録モードで③の位置(0～10%)をダブルクリックすると②グラフ最大値が小さくなります。表示できる数字は10･20･50・100・200・500・1000・2000・5000・10000・となります。
（６）デマンド監視設定（赤横線､黄色予定線）
画面の④ の位置でグラフ上の30分の最終の目標となるところを右クリックで設定します。
⑤の位置で0分のスタート値(黄線の左端)の設定をShift
キー押しながら右クリックで設定します。
①で[運用]とすることで1分単位で棒グラフが描画されます。
（７）乗率(出荷時1KWH/P)の変更
１パルス当たりの電力量(KWH/P)は「VT比 ×CT比 ÷パルス定数」です。変更する場合はユニット別画面↑の登録モードで該当グラフを選択して、⑥の[乗率]で行います。登録は変更したい乗率を入力してEnterキーで設定します。

デマンド監視画面

1分ごとに棒グラフ表示

④

目標電力

前半30分

後半30分

1分単位の
電力棒
ｸﾞﾗﾌ

【この数値を間違えると正確な監視ができませんのでご注意ください】（８）デマンド監視の運用
運用モードに戻り一度再起動をしてからﾕﾆｯﾄ別画面より ③（４）の1，2，3でﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視画面に切り替えて監視します。
（20）⑤①