NEWDIAMOND ANVIL CATALOG Aug-11
カッティング精度はそのままに、リーズナブルなタイプのアンビルを追加しました。

Reasonable price anvil with excellent polishing technology is now on sale

Color & Reasonable priceType Ⅱa like

カラーグレードを見直したリーズナブルアンビル
Comparatively-inexpensive anvil with color diamond

SC-ANVILTypeⅡaライクな合成ダイヤモンドアンビル
TypeⅡa like man-made diamond anvil

cence &Low fluores
price
Reasonable
原石規格を見直したリーズナブルアンビル
Reasonable anvil by reviewing standard of rough stones

SB-ANVIL

安定生産可能な合成ダイヤモンドを採用。
タイプⅡaライクな光学特性を持ち、タイプⅠaダイヤモンドで吸収のある領域でも実験にお使い頂けます。
Man-made diamond with 'Type Ⅱa like' optical property
in stable productionIt is possible to study under the absorption area of Ⅰa diamond.
【仕様】
材質 ： 合成ダイヤモンド(ブラウン)
面方位 ： テーブルおよびキュレット(100)面【Specifictions】
Material : Man-made diamond with 'Type Ⅱa like' optical property (Brown)
Orientation : <100>orientation<111>orientation mark光学透過特性(SV-anvil) Optical property
Transmittance(%)

カラーグレードを見直したコストパフォーマンスの高いアンビルです。
ダイヤモンドの強度上の問題はありません。
There is no problem about strength of diamond.
【仕様】
材質 ： 天然単結晶ダイヤモンド(有色：ライトイエローやライトブラウン)
面方位 ： テーブルおよびキュレット(100)面(111)面に結晶方位マーク付き【Specifictions】
Material : Natural single crystal diamond (Light yellow or Light brown)
Orientation : <100>orientation<111>orientation mark

SV-ANVIL

80706050403020100SV0

インクルージョンなどの原石品質規格にゆとりを持たせた安価なアンビルで、学生実験やデモ実験などに好適です。
ダイヤモンドの強度上の問題はありません。※スタンダードのみの販売となります。
Rough diamond may have extremely low inclusions.
They will not pose any problems on the strength of diamond itself.
It is suitable for demonstration and relatively-low pressure experiment.
※Only Standard anvil is on sale.
【仕様】
材質 ： 透明な低蛍光天然単結晶ダイヤモンド(Ⅰa)
面方位 ： テーブルおよびキュレット(100)面(111)面に結晶方位マーク付き【Specifict ions】
Material : Low fluorescence natural single crystal diamond(colorless)
Orientation : <100>orientation<111>orientation mark2468

Wavelength(μm)

10【共通仕様 (SC,SV,SB-anvil) 】
精度 ： 加圧面とキュレット16辺の寸法精度2%以下
加圧面とテーブル面の平行精度1arcminutes以下
寸法 ： ガードル径 3.2mm以上
高さ 1.8mm以上【Specifictions (SC,SV,SB-anvil) 】
Precision : Culet processing precision ≦2%
Parallelism table and culet ≦ 1arcminutes
Size : Girdle diameter : more than 3.2mm
Height : more than 1.8mm

お問い合わせはこちらまで

株式会社〒230-0046

12

シンテック

神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 リーディングベンチャープラザ2-403
TEL: 045-500-6603
FAX: 045-501-6605
E-mail: info@syntek.co.jp URL: http://www.syntek.co.jp

14アンビル比較表 Anvil Specifications
SC-ANVIL

color

Brilliant

SV-ANVIL

0.125ct

0.3ct

Low fluorescence &Reasonable

Type Ⅱa like

有色(イエロー,ブラウン)

透明ブラウン

透明

ライトイエローcolor(Light yellow, Lightbrown)colorlessBrown

colorlessLight yellow

Color & Reasonable特徴
characteristic

色調

SB-ANVIL

Speedy & Reasonable

天然

天然

合成

天然

天然

natural/artificial

naturalnaturalman-madenaturalnatural

特性

Ⅰa

低蛍光Ⅰa

Type Ⅱa like

Ⅰa

Ⅰa

(100)
culet,table(100)
culet,table(100)
culet,table―

寸法精度≦2%
平行精度≦1arcminutes

寸法精度≦2%
平行精度≦1arcminutes(※16面カットの場合)

culet processing precision≦2%
Parallelism table and culet≦1arcminutes

culet processing precision≦2%
Parallelism table and culet≦1arcminutes

寸法精度≦2%
平行精度≦1arcminutes

天然/合成

Optical property

面方位Orientation

精度
precision

ガードル径
Girdle diameter

3.2mm以上

more than 3.2mm

1.8mm以上

高さ
heightmore than 1.8mm―

その他
othersLow fluorescence(Ⅰa)

3.2mm以上

3.2mm以上

more than 3.2mm

1.8mm以上

1.8mm以上

more than 1.8mm

more than 1.8mm※Standardのみの取り扱
いとなります―culet processing precision ≦2%(※16-faceted polishing only)
Parallelism table and culet ≦1arcminutes

約3.2mm

約4.4mmabout 3.2mm

about 4.4mm

約1.9mm

約2.7mmabout 1.9mm

about 2.7mm(ｷｭﾚｯﾄｻｲｽﾞによります)(depends on culetsize)(ｷｭﾚｯﾄｻｲｽﾞによります)(depends on culetsize)※ﾃｰﾌﾞﾙ径の拡大も追加工にて承っております。

※It is possible to enlarge table size

※only Standard type

宝飾用のブリリアントカットダイヤモンドに、キュレット面を追加工した非常に安価なタイプのアンビルです。
It is very reasonable anvil, processed culet to brilliant diamond.
【仕様】
材質 ： 0.125ct(無色) , 0.3ct(ライトイエロー)
精度 ： 加圧面とキュレット16辺の寸法精度2%以下
加圧面とテーブル面の平行精度1arcminutes以下
形状 ： ①16面ファセット、キュレット面研磨加工②キュレット面研磨加工のみ【Specifictions】
Material : 0.125ct(coloress) , 0.3ct(light yellow)
Precision : Culet processing precision ≦2%
Parallelism table and culet ≦ 1arcminutes
Shape : ①culet and 16-faceted polishing②culet polishing only

平行精度≦1arcminutes

culet processing precision≦2%
Parallelism table and culet≦1arcminutes

more than 3.2mm

Brilliant

寸法精度≦2%

Repair and Modification
メーカーを問わず、各種アンビルの修理を承っております。
ダメージの除去や、キュレット形状のいびつなものに精度のよいカッティングを施します。
Any Anvils are available to repair and modify.

修理前

Before

修理後After①キュレットおよび16面研磨②キュレット面のみ研磨①culet and 16-faceted polishing ②culet polishing only
その他、TypeⅡaやTypeⅠbのアンビルも取り扱っております。
形状・光学スペックなどについてもご相談下さい。
In addition , we sell TypeⅡa , TypeⅠb anvil .
Please contact us about anvil design ,optical properties , and so on.
アンビルの他にも、DACなど各種超高圧実験にわるものについてサポートさせて頂いておりますので何なりとご相談下さい。
In addition , we support more products for ultrahigh pressure experiment like DAC.
Please feel free to contact us if you have any further questions.

DAC(Symmetry Cell)SYN T EK CO ., LVP2-403, 75-1 Ono-cho, Tsurumi-ku,Yokohama, Kanagawa 230-0046, Japan
TEL : +81-(0)45-500-6603
FAX : +81-(0)45-501-6605
LT D .
E-mail: info@syntek.co.jp URL: http://www.syntek.co.jp