基盤強震観測網 (KiK-net)

変換器分解能・有効ビット数はそれぞれ24bit、18bit）により行われており、最大 2000gal まで観測が可能で

青井 真、小原一成、堀 貞喜、笠原敬司、岡田義光（防災科学技術研究所）す。
記録はイベントトリガー方式で行われ、トリガーは地下に設置されている強震計の３成分のうち一成分で○はじめにもトリガーレベルを超えたらトリガーする設定になっ1995年の兵庫県南部地震を契機に発足した地震調査ています。スタートレベルは0.2-0.4galを基本とし、各研究推進本部では、地震に関する基盤的調査観測（以観測点のノイズレベル・地震活動度等により設定され、下、基盤観測）を推進しています。その一部を担当し必要に応じて変更しています。収録は収束判定条件（原ている防災科学技術研究所（以下、防災科研）では、則的には0.1gal）を下回ってから30秒後に終了します

全国に 500 ヶ所以上の強震計を設置する計画を現在進が、最短 120 秒は記録用に設定されています。観測記めています（以下KiK-net：Kiban Kyoshin network

録は 200Hz でサンプリング（A/D）され、データはの略）。これら全ての観測点では深さ 100m 以上の観85MB の内蔵メモリー上に記録されるため、合計約 6測井が掘られており（表1,2）、井戸底および地表にペ時間半分の波形を記録することができます（メモリー

アーで強震計が設置されています。全国442 点（2000

容量が少ない観測点もあるが、今後逐次改良予定）。

年8月10日現在）の観測点で観測が行われており（図データ回収は、つくばの防災科研内にあるデータセ1）、8月14日よりインターネット(http://www.kik.

ンターで一括して行っています。各観測点にはNTTのbosai.go.jp/)を通じてデータの公開をしています。

デジタル公衆回線である ISDN が敷設されており、○Hi-netとKiK-net、K-NET

ただし、15%程度の観測点に関しては NTT が ISDNDSUおよびTAを介して収録装置に接続されています。
防災科研では、1996 年より K-NET（Kyoshinに未対応のため、モデムを介してアナログ回線に接続NETwork）と呼ばれる全国1033 地点（2000 年8 月されています。現在は１日一回深夜に全観測点に対し14 日現在）の強震計ネットワークを運用しています。てダイアルアップを行い、データが蓄積されている場

K-NETの観測点は多くの場合役場・学校などの公共施合にはダウンロードする方式を採用するとともに、大設の敷地内の地表に設置されており、比較的人間の生きな地震が起きた場合には個別に手動回収を行ってい活圏に近い軟弱地盤で観測が行われているといえます。

ます。現在、併設されているHi-net の高感度地震計かこれに対してKiK-net では、できるだけ硬質岩盤を選ら連続的に伝送されてくる波形データや、震度３以上んでいる上に、井戸底にも強震計を設置しているため、の地震が起きた場合に気象衛星ひまわりを通じて配信

比較的サイト効果の影響を受けずに観測が行えることされる気象庁緊急情報衛星同報システムからの震度・が期待されています。

震源情報をもとに記録を回収すべき観測点を算定し、KiK-netは、高感度地震計による基盤観測網（Hi-net。

自動的にダイアルアップするシステムを構築中です。

URLはhttp://www.hinetdata.bosai.go.jp/）に併設され回収は２２回線のISDN および８回線のアナログ回線る形で整備されています。Hi-net は既存観測網との重を用いて行われており、回収後担当者が波形等をチェ複を避ける形で整備が進められているため、従来からックした後に直ちに公開されることになっています。

高感度地震観測が重点的に行われてきた関東東海地方等の地方が、強震計による基盤地震観測網としては結○地震計設置方位に関する注意

果的に空白地域となっています。

KiK-net の各観測点の井戸底に設置されている強震計は、地表の強震計と同様水平動２成分がNS、EWとな○観測およびネットワークのシステムるよう設置される予定でしたが、設置時の問題により各観測点の地表および井戸底にはV403またはV404

必ずしも設計通りの方位を向いていない観測点がある（アカシ社製）という加速度型強震計が各３成分設置ことが分かっています。そこで、併設されている高感されています。収録はSMAK-MDK（アカシ社製）と度地震計(Hi-net)の P 波初動の振動方向を解析するこよばれる広ダイナミックレンジのデータ収録装置（A/Dとにより、設置方位の誤差を推定する作業を行っています。現在必要に応じて地震計の再設置を進めるととー情報の表示、震度の計算、各種スペクトルの計算等

もに、設置方位の履歴を上記 www で公開しています

基本的な作業が簡単にできる SMDA とよばれるツー（ftp でも公開予定）。だたし、P 波初動解析による設ルが公開されていますが、本ツールをKiK-net の６成置方位の推定には 10-20 度程度以上の誤差がある可能分データにも対応させるべく作業を行っています。

性があり、またS/N のよいデータが十分にない等の理由により設置方位に誤りがあるかどうかの判断ができない観測点もあるため、データの利用には十分な注意○おわりにKiK-net は運用を開始してからまだ日が浅いため、が必要です。

本稿に書かれている内容は変更される可能性がありま○地下構造情報記ウェブに掲載・逐次更新されていますので、参考にす。KiK-net を利用する上での重要なお知らせ等が上
地震波形を用いて解析を行う場合、地下構造の情報が重要となるため、多くの観測点においてはPS検層が行われています。準備の整った観測点から、ボーリング柱状図や岩種、ＰＳ検層に基づく速度構造を公開していただければ幸いです。
KiK-net のデータは制限なく使用することができま
すが、(1) KiK-net の情報を利用した時は,その旨を明示ししています。その他の観測点に関しては、データの整て下さい。

理を行って情報を追加するとともに、測定の行われて(2) KiK-net の情報を用いて作成された学術論文等

いない観測点に関しては、今後順次測定を行う予定でで, 印刷物が出版された場合は, コピーを下記に送す。って下さい。

○データ公開KiK-net では地表および地中の各３成分の合計６成

KiK-netに関するお問い合わせは、分で観測が行われており、データは K-NET とほぼ同

E-mail : wwwmaster@kik.bosai.go.jp
または様なフォーマットに変換して公開されます。気象庁震

〒305-0006 茨城県つくば市天王台3の1

度で３以上を記録した地震に関して、トリガーされた

防災科学技術研究所 防災研究データセンター

観測点のデータは、計器に故障等のある観測点のものを除いてすべて公開されています。
月ごとの一覧から地震を選択してデータをダウンロードできるだけでなく（地震選択＆ダウンロード）、地震発生日時、震源深さ、マグニチュード等を検索キーとし地震を検索したり（地震検索＆ダウンロード）、記録開始時刻、最大加速度、震央距離等を検索キーとして、複数の地震にまたがってデータを検索してデータをダウンロードすることもできます（データ検索＆ダウンロード）。全データを一括してダウンロードすることも、必要な観測点の必要な成分だけ選択的にダウンロードすることも可能で、観測点分布図や個別の波形、ペーストアップ波形も検索・閲覧・ダウンロードが可能です。また、インターラクティブなインターフェースを利用せずにデータ取得を行いたいユーザーの利便のために、www で公開されているすべてのデー
タ・図・表はftp（ ftp.kik.bosai.go.jp）で公開される予定です（現在準備中）。
現在K-NET ではダウンロードしたデータやヘッダ

基盤的地震観測データ室
Fax : 0298-60-2271
までお願いいたします（できるだけE-mailでお願いします）。

表２. 深さ500m観測以上の観測井（含む準備中）

表１. 観測井戸の深さ

welldepth (m)number ofstations

Stationcodestation
namewell depth(m)0 - 150
150 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 Total

281
130
272
7447

OSKH02
GIFH09OSKH01
MYGH01
GNMH06
IBRH08
AICH04
ISKH07
AICH13 #IBRH10 #TYMH03
IBUH06 #

此花
羽島
田尻
仙台
館林
大洋
安城
金沢
清洲
石下
富山
室蘭

2027
1535
1529
1233
1200
1200
1082
803
750
750
578503

注：#は現在準備中の観測点

45.0
40.0

42.5
37.5
140.0

142.5

145.0

130.0

132.5

135.0

35.0

32.5

30.0

137.5

140.0

図１．基板強震観測網(KiK-net)の観測点地図（2000 年8 月14 日 現在）

142.5