ポータブル型：
DASmini-E2800 データ収集装置■概 要■
DASmini-E2800は、ノートパソコンと接続し、ポータブルな計測システムを実現します。
音・振動をはじめ、温度・圧力など各種センサーからのアナログ信号のデータ収集・計測をパソコンを使用して簡単にできます。
車載計測をはじめ、現場に持ち込んでの計測によるフィールドワークなどポータブルユースやパソコン対応の計測ニーズに応える目的でDASminiシリーズを開発してきました。
今回の E2800シリーズは新たに内部構造を汎用的にする事により、外部入出力にADはもちろんの事、DI・DO・PIをオプションにて増設できます。
騒音・振動解析、音声分析、ＡＶ機器開発・評価、メカトロニクス・ロボット、自動車・航空機関連、環境分析処理等FA・LAのあらゆる広範囲な分野においてネットワーク上でオープンなデータ収集・解析システムを構築する事ができます。

■特 長■■小型・軽量でノートパソコンと接続し、ポータブルな計測システムを実現します。
■ DC+12V電源で動作し、耐震設計のため車載計測や現場での計測等に最適。
■ 16ビット分解能・100kHz/250kHzの逐次比較方式のADコンバータを各チャンネルに内蔵し、高速・高精度なデータ収集を実現。
■ 各チャンネル毎に独立したAD変換器を搭載し、全チャンネル同時サンプリング方式を採用。
■ 16MWのソフトウェアFIFOバッファメモリにより、長時間の連続データ収集が可能。
■ 1000BASE-Ethernetインタフェースにより、各種パソコンやワークステーションから容易にオペレーションが可能。
■ 複数ユニットによる全チャンネル同時計測が可能。

ケイテクノス株式会社

■最先端計測に挑む、信頼のインタフェース・テクノロジ
多現象同時計測に適した全チャンネル同時サンプリング方式
アナログ信号入力は全チャンネルの同時サンプリングを行い、各チャンネル間で位相差のないデータ収集が可能です。
各チャンネル独立したAD変換器でサンプリングを 行う方式であり、計測チャンネルの増加に伴う最高サンプリング速度低下の改善を図っています。

16ビットの高速・高精度AD変換器を採用
AD変換器には分解能16ビット逐次比較方式を採用し、最高サンプリングスピードは100kHz/250kHzとなります。

Ethernetインタフェースによるネットワーク環境下でのオンラインデータ収集
世界標準であるEthernetの使用により、ネットワーク環境下でオンラインデータ収集制御を可能にします。
Ethernetを採用することで、ワークステーションやパソコンに標準インタフェースとして搭載されているオープンな環境を利用でき容易にシステムを構築できます。

ユーザープログラムとリンクが容易な基本サブルーチンプログラムを提供
条件設定やコマンド指令は、すべてホストCPUからのプログラマブル方式によって行なわれます。
これらのコントロールプログラムを基本サブルーチンライブラリーとして提供いたします。
MATLAB、LabVIEWなどのインタフェースプログラムを用意しています。

多彩な計測モードをサポート
ソフトウェアによるノントリガモード、トリガ信号によるトリガモード、ポストトリガモード、プリトリガモードが可能です。
トリガソースは、外部信号トリガの他に入力信号トリガも使用可能です。

サンプリングクロックコントロール
タイムベース25.6 / 24.576 / 22.5792 / 26.2144 / 20.48（MHz）の水晶発振器を内蔵し、分析目的に合わせて最適なサンプリングクロックを選択できます。
最大サンプリング周波数～約100kHz（各ベースクロックのタップで分周）の広範囲な設定が可能です。

ソフトウェアFIFOバッファメモリ
バッファメモリとして16MWのソフトウェアFIFO（ファーストイン・ファーストアウト）メモリを装備しております。
FIFO方式によりAD動作とホストコンピュータへのデータ転送動作を完全に非同期化し、メモリがリング状になっているため無限メモリとして捉える事ができます。

■DASmini-E2800 構成図
CH1Ethernet
100BASE-TX1000BASE-T

AD制御部

16CH・16bit-AD

CH2

FIFO
FIFO Buff制御
Buff制御16MW
16MW

HOST通信制御
HOST通信制御
Ethernet
Ethernet
外部クロック
同期信号

AD・トリガAD・トリガ制御
制御

CH16

サンプリングサンプリング
クロック制御クロック制御シリアル通信インタフェース

TRGIN
トリガ制御
トリガ制御

TRGOUT

デジタル入出力IF（オプション）
DI 16点
DO 16点

デジタル入出力
デジタル入出力
インタフェース
インタフェース■フロントパネル説明

1.AD（1～16）
2.TRG IN
3.TRG OUT

4.Condition LED

5.Trigger LED

アナログ信号の入力コネクタです。
トリガを使用するモードの時有効となります。
トリガを使用するモードの時有効となり、内部でトリガを感知した事を知らせる信号です。
通常マスタのDASminiからTRG OUT信号を２台目以降のTRIG IN端子に接続すれば、複数台でプリトリガモードの同期計測が可能となります。
TTLレベルで、正論理のレベル出力（トリガ感知時“H”）です。計測終了時に”L”レベルに戻ります。
電源投入時のスタンバイ表示及び通常の動作状態を示します。
・電源投入時は緑色の点滅を行い、ホストI/F（LAN）の準備が完了した時点で緑色の点灯となります。
・通常の動作状態表示【緑色点灯】スタンバイ状態【橙色点灯】ラン状態（サンプリング動作中）【赤色点灯】エラー状態（ラン状態時に何らかのエラーが発生して動作を中止した場合）
トリガステータスの表示、このLEDはサンプルモード指定により表示する内容が変わります。（電源投入時は消灯）
・ノーマルモード時【橙色点灯】内部FIFOメモリがエンプティになった時に、200msecの間点灯します。
サンプリング中にホスト転送を行う場合、ホスト転送スピードがサンプルデータ速度（チャンネル×サンプルクロック）より速い場合は、連続点灯状態となります。
・トリガ、リトリガ、プリトリガ、ポストトリガモード時【緑色点灯】トリガを使用するモードを指定すると点灯します。スタートコマンドを受信した後、トリガを検出すると消灯し、サンプリングが終了すると、再度点灯します。

■リアパネル説明

1.COM
2.LAN
3.POWER
4.FG
5.FUSE
6.DC IN
7.DI/DO8.CLK IN/OUT
9.SYNC IN/OUT

RS-232Cポートでメンテナンス用に使用します。
LANケーブル（CAT5e以上）を使用し、ホストコンピュータと接続します。
電源スイッチです。
アース接地用の端子です。
ヒューズ(125V-10A)
DC+12Vを接続します
16点DI（デジタルイン）/16点DO（デジタルアウト）等を追加する場合に使用します。（オプション）
複数台接続する場合に使用します。
未使用■実行環境・アプリケーションプログラム
実行環境
HOSTコンピュータ

Intel Coreプロセッサ，Ethernet（100BASE-TX/1000BASE-T） １本
メモリ：4GB

HDD：512GB

Windows7(32/64bit対応)
HOSTアプリケーション開発

Visuaｌ Basic対応：Microsoft VisualBasic Ver.6.0 又はVisual Studio.NETのBasic

基本サブルーチンプログラム

Windows，Linux対応

Visuaｌ C++対応：Microsoft VisualC++ Ver.6.0 又はVisual Studio.NETのC++
アプリケーションプログラム(別売）MWS(Windows)

多チャンネル波形スコープ

MFA(Windows)

多チャンネルFFTアナライザ■共通仕様■モデル仕様DASmini-E2800はHOST-CPUより動作モードを指定する事で実行します。

項目

AD仕様・一般仕様

仕様

動作設定

1616-100K-AD

プログラマブル

AD部仕様

動作モード

16

入力チャンネル数

AD動作モード
チャンネル設定方式

1616-250K-AD

ノーマルモード，トリガモード，リトリガモード， プリトリガモード，ポストトリガモード
ランダム指定（計測するチャンネル、及び順序を任意に設定）

シングルエンド

入力信号形式

16ビット・逐次比較方式

AD分解能・変換方式
最高サンプリング周波数

サンプリング機能

100kHz250kHz

シグナルコンディショナー仕様

タイムベース

内部：25.6，24.576，22.5792，26.2144，20.48（MHz）
外部：専用同期入力(LVTTL)

クロック設定 基本サブルーチンより自動設定 0.1Hz～250kHz
最大サンプリング数 無限，1Gサンプル/フレーム

1MΩ

入力インピーダンス
入力カップリングDC

入力電圧±10V
シングルエンド

入力信号形式

クロック出力 サンプリングクロックの同期信号を出力

一般仕様

トリガ機能

65×350×250mm（突起部含まず）

外形寸法

トリガソース 外部信号トリガ、入力信号トリガ

約3.6kg重量チャンネル数 １チャンネル信号形式 シングルエンド

供給電源

12V-5A （電圧変動範囲：±5%)

使用環境

周囲温度+5～+40℃、湿度20%～85%（但し、結露しないこと）

入力電圧 ±10V
入力インピーダンス 1MΩ

■オプション16DI・16DO仕様

トリガスロープ 立ち上がり、立ち下がり
トリガレベル ±10V又は±5V（ソフトで選択）を128分割で設定

モジュール名トリガモード トリガ，リトリガ，プリトリガ，ポストトリガ
データバッファメモリ

ソフトウェアFIFO方式

データ形式

2'sコンプリメント

内部デジタルフィルタ無し

アナログ入出力形式

シングルエンド

E2800

仕様

最大プリトリガサイズ （メモリ容量－１００）÷チャンネル数
16MW

HOST-CPUインタフェース

Ethernet（TCP/IP)，100BASE-TX/1000BASE-T

ソフトウェアDASBOX基本サブルーチンプログラム（各種ＯＳ対応、別売）
多チャンネル波形スコープ「ＭＷＳ」（別売）

16DI16DO

デジタル入力点数

16点

入力信号形式
入力タイミング
デジタル出力点数
出力信号形式
出力タイミング

LVTTL
非同期、サブルーチンプログラムによる
16点
LVTTL
非同期、サブルーチンプログラムによる■DASmini-E2800シリーズ 応用分野
■機械金属分野■物理・ 化学分野■電気通信分野■医療・ 生体工学分野■建築・ 土木分野

振動解析・衝撃試験

物性計測

デジタル伝送実験

脳波生体測定免震・耐震試験

歪み・変位計測

波・流体解析

過渡現象・振動波形収集

視聴覚研究

地質調査

エンジン計測化学実験

電子材料・半導体試験

スポーツ力学都市建物の風洞実験

材料試験・製品検査

天文・気象観測

超音波計測

音声・言語医学

環境・騒音計測

タービンプラント地震・噴火予知

ＡＶ機器の開発・評価

歯科補綴

空調設備アクティブ制御

水力・火力・原子力関連

地下資源探査

音響解析

労働生理

音場シミュレーション

造船

地球科学関連画像処理

リハビリテーション医学

橋梁実験

食品機械

プラズマ・核融合

マルチメディア関連

バイオメカニクス

油圧エネルギー変換開発

レーザー光研究

車両関連計測・制御

光ディスクシステム

メカトロニクス・ロボット関連

光・電波通信航空宇宙

電力システム
音声認識・自動翻訳

通信と計測制御技術の融合
ケイテクノス株式会社〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号
新陽ビル8階809
TEL 03-6233-7950 FAX 03-6233-7951
https://www.kei-technos.co.jp Mail:dsp@kei-technos.co.jp
C008-170414