管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス
医療機器認証番号：304AFBZX00106000

カタナ® ジルコニア ONE

セレック用

審 美 性と強 度 に 加 え 、
効 率 化 さ れ たワ ークフロ ー を 兼 ね 備 えた
A L L i n O N E ブ ロック

焼成時間18 分

曲げ強さ933 MPa

加工バーによるクラウン加工本数
（従来比）

約※1

※2

200 %

当社従来製品「カタナ ジルコニア ブロック」との比較※1 セレック スピードファイアの場合※2

測定条件： シェードNW、ISO 6872:2015（3 点曲げ試験、試験片サイズ 1.2x4x14mm、支点間距離 12mm
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

クイックワークフロー
独自のジルコニア技術により、デンツプライシロナ社のセレック スピードファイアと組み合わせること※1で、フルジルコニア補綴装置の短時間焼成(18分)が可能です。さらに最短5分でクラウンの切削加工が可能です。
セレック プライムスキャン AC

セレック プライムミル

カタナ ® ジルコニア ONE

切削加工 5 分

口腔内スキャン
補綴装置デザイン※2

セレック スピードファイア

焼成18 分

※3※1 本品はセレック専用品です。補綴装置デザイン、切削加工、焼成にはセレックソフトウェア5.2.7/inLab 22.2/inLab CAM22.3 以降が必要です。
※2 スーパーファストモードを使用しての場合となります。また、乾式での加工を推奨します。湿式で加工する場合は、シリカ系ガラスセラミックス（リチウムシリケート系ガラス等）の加工に用いた冷却水を使用すると焼成後に本品の透光性が低下する可能性があります。加工前に加工チャンバー、冷却水タンク、タンク内フィルターの清掃および冷却水の入れ替えを必ず行ってください。
※3 補綴装置の厚みが 6mm 以下、乾式での加工の場合。焼成後は高温になるため取り出し時はご注意ください。

臼歯部ブリッジに対応できる曲げ強さ

カタナ® ジルコニア ONE

Test Sample

0200400600：シェード NWを使用
測定条件：「カタナ ジルコニア ONE」
ISO 6872:2015（3点曲げ試験、試験片サイズ 1.2x4x14mm、支点間距離12mm
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

800

1000 （MPa）

支点間距離L：12mm

関連 製 品管理医療機器 歯科用セメントキット 医療機器認証番号：226ABBZX00106000

新規触媒技術の導入で、当社従来品の「パナビア F2.0」から歯質、特に象牙質への接着性が向上し、かつ、優れた色調安定性を発現するセメントです。シンプルな術式で高い接着力が求められる用途から、セラミックインレーなどの審美性が要求される用途まで、幅広く対応できます。

補綴装置 に支台歯 に補綴装置・支台歯の清掃にクリアフィル
セラミック プライマー プラス

パナビア V5
トゥースプライマー

カタナ クリーナー※

歯質だけでなく幅広い素材 に口腔内でもメタルコアや優れた接着力使用可能 な
弱酸性

レジンコア にも接着阻害因子を浮かして流す

光照射不要

塗 布 後エアブローまで待ち時 間なし※陶材、シリカ系ガラスセラミックス、CAD/CAMレジン、ジルコニア、金属等■「パナビアV5」を使用した接着ステップ

1

2「パナビア® V5 トライイン ペースト」
を使用して試適・色調の確認

5

内面のアルミナサンドブラスト処理（30〜50μm、0.1〜0.4MPa）、超音波洗浄・乾燥後、「クリアフィル® セラミック プライマープラス」
を内面に塗布・乾燥

6

余剰セメントを小筆等で除去後、マージン部を光照射

（MPa）

20 秒

33分最終硬化（3分保持）4「パナビア® V5 トゥース プライマー」を支台歯・窩洞に塗布、20秒処理・乾燥「パナビア® V5 ペースト」を内面に塗布、装着

7

咬合の確認、調整※※ダイヤモンド粒子を含むシリコンポイントで調整、ダイヤモンドを含む研磨ペーストで研磨すると光沢が得られます。

歯 質への接着強さ（牛歯引張、化学重合）

25203 倍の象牙質
接着力!!

1510

測定条件：
牛歯#1000研磨 面、被 着面 積3mmφ、化学重合37℃水中に1日浸漬後、測定

5

測定装置：

0パナビア®
F 2.0

エナメル質

パナビア ® V5

パナビア®
F 2.0

象牙質

オートグラフ AG-100kN（島津製作所）
クロスヘッドスピード：2mm/min
クラレノリタケデンタル（株）
測定：
条件により数値は異なります。

管理医療機器 歯科用セメントキット
医療機器認証番号：226ABBZX00106000

スターターキット（ユニバーサル）
・パナビア® V5 ペースト（ユニバーサル）8.1 g（4.6 mL） 1本
・パナビア® V5 トライイン ペースト（ユニバーサル）
2.4 g（1.8 mL） 1本
・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL 1本・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL 1本・ K エッチャント シリンジ 3 mL 1本・ 付属品：ミキシングチップ（合着用）15個、ミキシングチップ（エンド用）5個、ガイドチップ（エンド用細）5個、ニードルチップ（Ｅ）20個、アプリケー
ターブラシ（ファイン＜シルバー＞）50本、ディスポ小筆ブラシ（黒）50個、小筆ホルダー（黒）1本、混和皿（FPN） 1個

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント

パナビア V5 ペースト

管理医療機器 歯面処理材（歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料）®

パナビア V5 トゥース プライマー

医療機器認証番号：226ABBZX00102000（ ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク ）・8.1 g（4.6 mL） 1本 ・ミキシングチップ（合着用）20個

医療機器認証番号：226ABBZX00104000
・容量 ： 4mL

ミキシングチップ（合着用）

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料）®

ミキシングチップ（エンド用）

医療機器認証番号：226ABBZX00105000
・容量 ： 4mL

・20個・20個

ガイドチップ（エンド用細）・20個クリアフィル セラミック プライマー プラス

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料、歯面処理材）®

カタナ クリーナー

医療機器認証番号：301ABBZX00015000
・容量 ： 4mL

歯質削除量の低減
当社従来品と比較して臼歯部クラウン、ブリッジ連結部の歯質削除量を低減できます。
当社従来品：カタナ ジルコニア ブロック
前歯クラウン

ラミネートベニア

0.8mm
0.8mm

臼歯クラウン

0.4mm

0.8mm
0.8mm

0.4mm

インレー

アンレー

1.0mm

1.0mm
1.0mm

1.0mm

1.0mm

1.0mm

1.0mm

ブリッジ

1.0mm

1.0mm

1.0mm

0.4mm

0.8mm

連結部の断面積
前歯 2〜3 本連結： 12m㎡ 以上
臼歯 2〜3 本連結： 16m㎡ 以上

カタナ® ジルコニア ONE

前歯クラウン
0.8mm
0.8mm

ラミネートベニア

臼歯クラウン

0.4mm

0.8mm
0.8mm

0.4mm

インレー

アンレー

1.0mm

0.8mm
0.8mm

0.8mm

0.8mm

0.8mm

1.0mm

ブリッジ

1.0mm

1.0mm

1.0mm

0.4mm

0.8mm

連結部の断面積
前歯 2〜3 本連結： 12m㎡ 以上
臼歯 2〜3 本連結： 14m㎡ 以上

豊富な色調バリエーション

カタナ ジルコニア ONE

NW

A1A2A3A3.5A4B1B2B3C1C2C3D2D3「セラビアン ZR」を使用した概要

123

デジタル印象採得、加工

焼成前の形態修正
その後、焼成「セラビアン® ZR」FCペースト
ステインのGlaze塗布・焼成後

45

セメントを用いて装着

完成

単冠から3 本ブリッジまで
サイズ

CROWN
BRIDGE

焼成前

サイズ（参考値）

CROWN
BRIDGE

焼成後

a（軸）

b（軸）

c（軸）

16.5mm
17.8mm

19.2mm
19.2mm

20.2mm40.0mm

a（軸）

b（軸）

c（軸）

13.5mm
14.6mm

15.7mm
15.7mm

16.6mm
32.8mmbac※サイズ CROWNでは歯冠長 13mm 以下、サイズ BRIDGEでは歯冠長 14mm 以下までの補綴装置に対応します。
※実際のサイズには若干の個体差があります。
※加工可能な領域は、セレック ソフトウェアでコントロールされ、バージョンにより異なります。

焼成前の形態修正が可能
焼成前の切削物の表面を滑らかにする
際は、切削屑の残留により焼成後に所望の発色が得られないことがあるため、好ましくはシリコンフリーのポリッシャーを使用するか、切削物に付着した切削屑はエアー（圧縮空気）又は軟らかい筆等で、確実に除去してください。
また、切削物（補綴装置）の最低厚みを切削物（補綴装置）表面をダイヤモンドバー（ファイン）などを用いてスムーズな表面に調整

研磨ポイントにて表面を滑らかにします

表面を滑らかにした状態します

超えるまで研磨しないようご注意ください。

関連 製 品管理医療機器 歯科用陶材

医療機器認証番号：223AFBZX001610

セラビアン ®ZR
FC ペーストステイン

最終仕上げはグレーズ、研磨と選択できます。また、「セラビアン ZR」FCペーストステインを用いれば簡便な操作で表面のキャラクタライズが可能です。

ＦＣペーストステイン キット（計27色）

ＦＣペーストステイン 単品

全27色を取り揃え多彩な色調表現を可能とし、従来のエクスターナルステ
インよりも低温の７５０℃で焼成できるペーストステインです。

●

各5g … Glaze、Clear Glaze

●

各3g

●

各3g … Light Gray、Dark Gray、Grayish Blue、●各5g … Glaze、Clear Glazeのみ

Blue、Cervical 1、Cervical 2、Cervical 3、A+、B+、C+、D+、White、Mamelon Orange 1、Mamelon Orange 2、Earth Brown、ReddishBrown、Value、Black、Green 1、Green 2、Yellow、Salmon Pink、Pink、Red、Fluoro

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス●

10mg … ESリキッド●

FC ペーストステインカラーガイド

医療機器認証番号：223AFBZX00185000

ノリタケ カタナ® ジルコニア

ラボサイド用のジルコニアディスクには「カタナ ジルコニアONE」と同じ色調コンセプトでロングスパンブリッジにも対応できる「ノリタケ カタナ ジルコニア」シリーズにYMLがあるので外注先でも同等の色調表現が可能です。

ラミネートベニア

インレー、アンレー

前歯・臼歯クラウン

ノリタケ カタナ ® ジルコニア

YML 色調管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス
医療機器認証番号：223AFBZX00185000

NW、A1、A2、A3、A3.5、A4
B1、B2、B3、C1、C2、C３、D2、D3

ロングスパンブリッジ

直径

厚み
14mm

98.5mm18mm
22mm

陶材焼付用フレーム禁忌となる形態

ジャンピング
マージン

ディープ
ショルダー

ナイフエッジアンダーカット

鋸刃状
マージン

ガイドグルーブ
保持孔形成

非テーパー
支台

尖った隅角形成

高低差大合理的な在庫管理For Single crown

For Bridge

当社従来品： カタナ ジルコニア ブロック

当社従来品： カタナ ジルコニア ブロック症例によりサイズを12Zまたは14Zから14Z Lは3ユニットまでのブリッジに対応します。

適切なブロックを選択する必要がございました。

名称が「ブリッジ用」だとわかり辛いとのご意見を頂いておりました。

カタナ ジルコニア ONE

カタナ ジルコニア ONE

サイズを「CROWN」に統合。

名称を「BRIDGE」に変更。

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス
医療機器認証番号：304AFBZX00106000

種別

色調

CROWN

A1、A2、A3、A3.5、A4

カタナ® ジルコニア ONE

B1、B2、B3、C1、C2、C３、D2、D3、NW
BRIDGE

A1、A2、A3、A3.5、A4
B1、B2、B3、C1、C2、C３、D2、D3、NW●パナビア F2.0 管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：224ABBZX00029000● カタナ® ジルコニア ブロック 管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号：229AFBZX00049000● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。 ● ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。

お問い合わせ平日 10：00 〜17：00〒100 - 0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2 - 28

［ 販売元 ］デンツプライシロナ株式会社〒104 - 0061 東京都中央区銀座 8 -21 -1
住友不動産汐留浜離宮ビル

クラレノリタケデンタル
公式アプリのダウンロード

クラレノリタケデンタル
LINE 公式アカウント

推奨 OS バージョン iOS 13.7 以上 /Android 9.0 以上

友だち追加はこちらから［ 販売 ］株式会社モリタ〒564- 8650 大阪府吹田市垂水町 3-33-18
お客様相談センター：0800-222-8020〈医療従事者様向窓口〉

最新情報配信中！

｢KATANA｣、「カタナ｣及び「セラビアン」
は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。
「パナビア」、「クリアフィル」
は株式会社クラレの登録商標です。
T826 - 01 03/2023