土壌・作物体総合分析装置―土壌・作物体分析を簡易・迅速かつ高精度に―※1とは一般に土壌診断の現場である土壌診断室では、多数の土壌・作物体試料と多岐にわたる土壌・作物体分析項目を迅速に測定する必要があります。そこで、私たちはこのような診断現場の要望に応えるべく、複雑な前処理操作（抽出）、定量や機器の測定操作（発色、検量線作成など）を簡易・迅速化し、なお且つ高精度な分析を具現化することを目指しました。
SFP シリーズの初代である SFP-1、続く SFP-2 および SFP-3 は 1981 年（昭和 56 年）にスタートした SPAD 事業※2 の成果として実用化されたものです。今般開発の 4 世代目となる SFP-4i では、土壌分析項目の大幅な増大だけでなく、過去 SFP シリーズで確立した作物体・水耕培養液・堆肥分析は勿論のこと、培土も新たな測定対象に加わり、これまで以上に広範囲な測定対象にも対応できるようになります。また、機器面でも安全性や操作性の向上が大きく図られてSPECTRO

おり、知的（intelligent）・進歩的（improvement）で汎用分析機器とは一線を画する土壌・作物栄養診断向けの不可欠な（integral）分析機器として、国際的な（international）土壌診断の現場でお役に立てることを確信しています。
※1 SFP とは Spectro-Flame-Photometer の略称で、分光光度計と炎光光度計を組み合わせた装置です。
※2 SPAD R とは、農林水産省の土壌・作物体分析機器開発事業（Soil＆Plant Analyzer Development）の略称です。

SFP シリーズの歴史

FLAME

これまでに日本国内では試験研究機関、農業改良普及センター、市町村役場、農業大学校、農業高校、民間企業、JA、堆肥センター等幅広い分野でご使用頂いております。また、近年は海外の分析機関においても活躍の幅を拡げております。

PHOTOMETER
SFP-1
1983 年 12 月

1 号機販売K2O,CaO,MgO,P2O5,B,NO3-N が濃度直読方式で測定可能

SFP-2
1986 年 6 月

1 号機販売濃度直読項目の拡大（土壌 17 項目、作物体 6 項目）
デジタル回路を採用

SFP-3
1999 年 2 月

1 号機販売分析対象の拡大
堆肥・水耕培養液も濃度直読測定が可能になる

SFP-4i2012 年 8 月発売
土壌分析項目の拡大
培土分析も対応可能
炎光管理機能の強化
データ保存量、ID 登録機能の強化

SPECTRO-FLAME-PHOTOMETER簡易・迅速かつ高精度により使いやすい操作画面に▲手間のかかる検量線作成はあらかじめ装置に内蔵済み

データ保存量、ID 登録機能の強化▲▲ ▲当社独自の専用試薬を使用することで、簡易かつ迅速な分析をおこなえます。
高感度比色法を独自技術で開発し、原子吸光光度計に頼らない簡便かつ高精度な分析が可能です。

7.5 インチカラータッチパネル液晶表示

装置本体メモリに 2,000 データを保存、USB によるデータ保存（USB メモリ 128M B 以上時に約 65,000 個のデータを記録）

炎光管理機能の強化▲

ガス漏れ防止機能の拡充、炎の自動点火・消炎検知機能、地震時の自動消炎機能を付加

測定画面

ID なし炎光マニホールド

ID あり

自動点火、消炎検知機能▲

測定項目に応じて、紫外・可視用の 2 種類の分光光度計が選択可能※（※SFP-4i UV のみの機能）測定に必要な専用の器具及び試薬は、別売品となりますので別途ご購入願います。
弊社代理店または弊社までお問い合わせ頂きますようお願い致します。

SPECTRO-FLAME-PHOTOMETERSFP 法分析結果の一例（常法との関係）

分析項目一覧
分析対象

①②土

壌

①土壌：交換性苦土（MgO）
注）試料は全国各地の代表的と思われる火山灰および非火山灰土壌を使用した。

③注）試料は白菜・キャベツ・レタス・ほうれん草・大根・キュウリ・イチゴなどの野菜葉、ミカン・リンゴ・桃・柿などの果樹葉、稲（葉・穂）・茶・菊などを使用した。
作物体

注）試料は家畜ふん堆肥を使用した。

任

分析操作・画面操作フロー（土壌：CaO の場合）
発色測表

SOILﾓｰﾄﾞ/ 波長 540mm
ブランク液・サンプル液吸引示

濃度表示（mg/100g）

詳細はお問合せください

▲

▲

▲

分析操作フロー

発色試薬 5ｍL
ブランク用試薬 0.2ｍL
抽出ろ過液 0.2ｍL

セミミクロショーレンベルガー法
または、これに準じた方法
pH7.0・1N 酢安 液比 1：20

定

▲
▲
▲

▲

▲

画面操作フロー

測定ﾓｰﾄﾞ・測定項目選択

測定画面

別売ソフト

出

ブレイ法リン酸（1:10）
ブレイ法リン酸（1:20）
陽イオン交換容量 (1:20、1:50)
リン酸吸収係数
腐植
アンモニア態窒素
硝酸態窒素
酢酸緩衝液抽出法ケイ酸
リン酸緩衝液抽出法ケイ酸
遊離酸化鉄
交換性マンガン
熱水可溶性ホウ素
全窒素
畑土壌可給態窒素
湛水保温静置法ケイ酸
熱水可溶性窒素②作物体：カリウム（K）③堆肥：石灰（CaO）

抽

項目名
交換性加里（1：20）
交換性石灰（1：20）
交換性苦土（1：20）
交換性ナトリウム（1：20）※1トルオグリン酸（低濃度）
トルオグリン酸（高濃度）

プリントアウトUSB 保存または PC 出力

測定出力

意Free
カリウム
カルシウム
マグネシウム
全リン
全窒素
アンモニア態窒素
硝酸態窒素
マンガンホウ素
Free
吸光度
発光強度

分析法
炎光光度法
OCPC 法XB-1 法
炎光光度法
Murphy-Riley 法
Murphy-Riley 法
バナドモリブデン酸法
バナドモリブデン酸法
インドフェノール法
バナドモリブデン酸法
熊田法
インドフェノール法
アルカリ還元・ジアゾ色素法
アスコルビン酸還元・モリブデン青法
アスコルビン酸還元・モリブデン青法
Ο- フェナントロリン法
過ヨウ素酸ナトリウム酸化法
アゾメチン H 法
インドフェノール法
過マンガン酸カリウム酸化法
アスコルビン酸還元・モリブデン青法
インドフェノール法
紫外吸光光度法※2
比色法 / 炎光光度法
炎光光度法
OCPC 法XB-1 法
Murphy-Riley 法
インドフェノール法
インドフェノール法
アルカリ還元・ジアゾ色素法
過ヨウ素酸ナトリウム酸化法
アゾメチン H 法
比色法 / 炎光光度法
分光 / 炎光
分光 / 炎光

測定範囲
0-150 mg/100g
0-1500 mg/100g
0-200 mg/100g
0-100 mg/100g
0-62.5 mg/100g
0-600 mg/100g
0-150.0mg/100g
0-300.0mg/100g
0-44.6 me/100g
0-26860-12.0 %0-35.0 mg/100g
0-70.0 mg/100g
0-100.0 mg/100g
0-85.6 mg/100g
0-6.00 %0-100.0 mg/kg
0-6.00 mg/kg
0-1.400 %0-12 mg/100g
0-12.8 mg/100g
0-25.0 mg/100g
0-40.0mg/L―
0-10.00 %0-5.00 %0-1.80 %0-1.05 %0-7.00 %0-25.0 mg/100g
0-7000 mg/kg
0-250 mg/kg
0-150 mg/kg―――※1 Na 干渉フィルタが別途必要になります。
※2 SFP-4iUV のみ対応できます。

任意培土

堆肥

水耕培養液

項目名
交換性加里
交換性石灰
交換性苦土
水溶性リン酸アンモニア態窒素
硝酸態窒素
陽イオン交換容量
加里
石灰
苦土ナトリウム※1リン酸
アンモニア態窒素
硝酸態窒素
塩酸抽出性有機態窒素
全窒素
カリウム
カルシウム
マグネシウムナトリウム※1
リンアンモニア態窒素
硝酸態窒素
鉄
ケイ素

分析法
炎光光度法
OCPC 法XB-1 法
Murphy-Riley 法
インドフェノール法
アルカリ還元・ジアゾ色素法
インドフェノール法
炎光光度法
OCPC 法XB-1 法
炎光光度法
Murphy-Riley 法
インドフェノール法
アルカリ還元・ジアゾ色素法
塩酸抽出法
インドフェノール法
炎光光度法
OCPC 法XB-1 法
炎光光度法
バナドモリブデン酸法
インドフェノール法
アルカリ還元・ジアゾ色素法
Ο- フェナントロリン法
アスコルビン酸還元・モリブデン青法

測定範囲0-300mg/100mL
0-1200mg/100mL
0-160mg/100mL
0-120mg/100mL
0-125.0mg/100mL
0-70.0mg/100mL
0-62.5me/100g
0-10.0%0-35.0%0-4.0%
0-3.0%
0-12.0%0-625mg/100g
0-500mg/100g
0-12.0mg/g
0-10.0%0-400ppm
0-500ppm
0-90.0ppm
0-50ppm
0-65.4ppm
0-62.5ppm
0-250ppm
0-13.4ppm
0-40.0ppm

SPECTRO-FLAME-PHOTOMETER

その他製品のご案内

仕様比較表
形式

SFP-4i

SFP-4i UV※【分光光度計】オートサンプルチェンジャー（ASC-60-SFP）
SFP-4i 専用のオートサンプルチェンジャーです。
発色後のサンプルを 1 本ずつ手動で測定しなければならない吸引測定を60 サンプルまで自動測定できる装置です。
▲ ▲ ▲ ▲

反応容器設置数・・・60 検体
外寸・・・380(W)×560(D)×400(H)mm

質量・・・約 15kg

電源・消費電力・・・AC100 〜 240V 50/60Hz 約 30VA

分光方式

回折格子による分光方式

回折格子による分光方式

波長設定範囲390 〜 900nm ( 可視用 )250 〜 900nm ( 紫外可視用 )光源

ハロゲンランプ ( 可視用 )キセノンフラッシュランプ ( 紫外可視用 )検出器

シリコンフォトダイオード

シリコンフォトダイオード

測定セル

フローセル

フローセル

試料消費量

約 2.5ｍＬ （試料粘性：水程度、試料吸引時間：５秒）

約 2.5ｍＬ （試料粘性：水程度、試料吸引時間：５秒）

大きさ

230×400×305mm (W×D×H)

230×400×305mm (W×D×H)

重約 13kg

約 13kg量【炎光光度計】燃焼方式

プレミックス型バーナー方式

燃焼ガスプロパン

補助ガス

空気

測定波長

二次干渉フィルター (768nm)

試料消費量約 2.5ｍＬ（試料粘性：純水程度、燃焼安定待ち時間：８秒
260×290×535mm (W×D×H)

大きさ
重量

約 13kg【制御部】
7.5 インチカラータッチパネル液晶表示器

表示器

土壌粉砕篩分装置 SSM-3

自動秤量分注装置 SDL-1

風乾土壌を 6 角ローラーで粉砕し下部の振動を加えた篩い部で処理土壌等を選別します。

秤量、分注作業を自動化し、重量に応じた抽出液が正確に分注できます。

本体メモリ：2,000 データ

測定結果の記憶USB メモリ：128MB 以上時、約 65,000 データ
紙幅 58mm

プリンタ
外部入出力

USB：1 ポート (USB メモリ専用 )大きさ

230×400×170mm (W×D×H)

LAN：1 ポート重

約 4.5kg量※紫外対応機はメーカーオプションとなります。

【設置条件】
電源

消費電力

水平往復式振盪器 SHM-1
専用の振とう瓶で同時に 50 本かけられます。
減算表示で残り振とう時間が分りやすく、終了時ブザー音は 8 種あり、複数台使用時の区別ができ便利です。

汎用抽出・ろ過装置
CEC-10Ver.2

攪拌抽出、強制ろ過方式を採用している為、抽出操作を大幅に短縮できます。

pH・イオンメータ
HM-42X

電気伝導率計
CM-42X

大型タッチパネルを搭載しています。
PC/ 外部プリンタ / ターンテーブルへの接続に対応しています。

大型タッチパネルを搭載しています。
PC/ 外部プリンタ / ターンテーブルへの接続に対応しています。

ホウ素抽出装置 BEX-1

土壌診断用データ取りまとめ
プログラム (SDB)

抽出開始時の温度や抽出設定温度までの抽出保持時間、ろ過ポンプ作動時の温度を自由に設定できます。

サーマプリンタ

RS-232C：1 ポート ( 外部コンピュータ接続用 )AC100 〜 240V

50/60Hz

約 100VA

・分析に必要な試薬および器具は別途ご用意ください。
・エアーコンプレッサーおよびプロパンガス減圧弁は別途必要になります。
・プロパンガスボンベは予めご自身でご準備ください。

本カタログに掲載の製品に関するご質問・ご相談は、下記までお問い合わせください。

〒113-0033 東京都文京区本郷 6 丁目 11 番 6 号
TEL ： 03-3812-2271
FAX ： 03-3812-3663〒001-0027 札幌市北区北 27 条西 9 丁目 5 番 22 号
TEL ： 011-726-6576
FAX ： 011-717-4406【研究所】【帯広支店】〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台 2 丁目 12 番 13 号
TEL ： 04-2969-5553〒080-0027 帯広市西 17 条南 1 丁目 15 番 27 号
TEL ： 0155-58-1811
FAX ： 0155-58-1815

URL

http://www.fujihira.co.jp/

異なる分析装置のデータを一括管理できます。
土壌診断のデータ管理に最適です。

17-5-500S●当社では、「SFP-4i を中心とした土壌診断施設のレイアウト」を承っております。詳細はお問い合わせ下さい。
●このカタログに掲載の内容は、装置改善のため、仕様、構成は予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

SPECTRO-FLAME-PHOTOMETER

SPECTRO-FLAME-PHOTOMETER