Tracer
目

巻頭言

第75号
次

･･････････････････････････････････････････････････････････

束

村

博

子

1

菅

野

里

美

3

小

島

康

明

8

藤

真

理

10

村

嘉

行

13

････････････････････････････････････････････････････････････････

18

研究紹介
植物の元素感知・吸収・輸送を可視化する････････････････････････

リストデータ形式のデータ収集系を用いた放射性エアロゾル測定の紹介･･････････････････････････････････････････････････････････････
技術レポート名古屋大学アイソトープ総合センターにおける放射線測定器の信頼性確保への対応･･････････････････････････････････････････････････････････････

近

私の放射線取扱主任者としての経験の分析―長年の経験から得られた知見―･･････････････････････････････････････････････････････････････
2023年

研究業績

センターへの講師依頼

中････････････････････････････････････････････････････････････

19

2024年度アイソトープ総合センター講習会案内････････････････････････････････････

20

2024年度アイソトープ総合センター講習会日程････････････････････････････････････

21････････････････････････････････････････････････････････････････････

22

機器貸出実績

放射線安全管理室からのお知らせ･･････････････････････････････････････････････････『名古屋大学アイソトープ総合センター運営委員会』委員名簿編集後記･････････････････････････

22
23

巻 頭 言副総長・大学院生命農学研究科

教授

束 村 博 子

私とラジオアイソトープ総合センター（RIC）との関わりは長い。学部 3 年次の実習の一環として，RIC にてラジオアイソトープ（RI）取扱法を学び，それを機に放射線従事者手帳を得た後，卒論研究において本格的に利用を開始した。それ以来，かれこれ40年になる。自分自身が定年退職を迎える本年度末に「巻頭言」を執筆する機会をえたことは実に感慨深いものである。本学 RIC
なくして，我々の研究は成立しなかっただろうから，感謝と期待の意を込めてこの機会に RIC との関わりを中心に思い出を振り返ってみたいと思う。
我々の RIC 利用の目的は，主にラジオイムノアッセイ（RIA）による血中ホルモン濃度の測定である。これまで，黄体形成ホルモン（LH）や卵胞刺激ホルモン（FSH），性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH），プロラクチン，テストステロン，エストラジオール，プロジェステロンなど，動物の生殖に関わる各種ホルモン濃度を測定してきた。動物種はラットがメインだが，共同研究も多く，扱ってきた動物種はニホンザル，ブタ，ウシ，ヤギなど多岐に渡る。
「泌乳ラットの性腺機能を抑制する脳内メカニズムの解明」をテーマとした卒業論文研究において，前多敬一郎先生（当時助手）とともにラット LH の高感度 RIA 系を立ち上げた。それ以降，
もっぱら血中 LH 濃度のパルス状の変化を生殖機能の指標として用いている。動物の生殖機能は視床下部―下垂体―性腺軸によって制御される。視床下部 GnRH ニューロンから GnRH はパルス状に分泌される。GnRH パルスは，LH や FSH などの性腺刺激ホルモン分泌を刺激し，卵胞発育を第一義的に制御する。GnRH 分泌はパルス状である必要があり，GnRH を持続的に投与すると
LH や FSH 分泌は逆に抑制されてしまうのだ。GnRH パルスを発生するメカニズムは「GnRH パルスジェネレータ」と呼ばれ，その本体は何十年もの謎であった。また，泌乳や低栄養，ストレスなどは GnRH パルスを抑制することで性腺刺激ホルモン分泌を抑制し，結果的に動物の生殖機能を抑制する。我々は，GnRH パルスの発生メカニズムやその制御機構の解明を重要課題として長年研究してきた。前置きが長くなったが，GnRH パルスの動態を知るために最も適した指標は，GnRH に直接反応して下垂体から末梢血に分泌される LH のパルス状分泌である。LH パルスを見るために，一頭の動物から， 6 分間隔で 3 時間の頻回採血をしなければならない。ラットのような小型動物から採血できる量には限りがあるため，感度の良いアッセイ系，すなわち RIA が必須なのである。
2000年代になり，GnRH ニューロンを直接，第一義的に支配する上位の中枢として，キスペプ
チン（2001年の発見当初はメタスチンと命名）ニューロンが発見された。我々はキスペプチン遺Vol. 75, 20241

伝子ノックアウト（KO）ラットを世界に先がけて作製し，KO ラットでは LH パルスも LH サージ（排卵を誘起するための LH の大量放出）も消失することを示した。さらに，視床下部弓状核に局在するキスペプチンニューロンが GnRH パルスジェネレータであることを証明することができた。これも高感度の LH RIA があったからこそである。RIA による血中 LH 濃度の測定については，現在でもルーティーンで実施しており，RIC にて125I でラベルしたホット LH は，他大学の共同研究者にも譲渡され活用されるなど，この分野の研究を牽引してきたと自負している。近年
では，脱 RI の傾向がすすみ，例えばエンザイムイムノアッセイなどを用いる研究グループも増えつつある中で，我々は一貫して RIA を用いている。感度の良さが抜群だからである。
本巻頭言の執筆を機に，柴田理尋センター長に本学 RIC の歴史や RI にまつわる最近の情勢について伺った。センター HP の沿革にもあるが，現在の「名古屋大学アイソトープ総合センター」という名称で国から許可（承認）を受けたのは，昭和51年（1976年）だが，理，工，環境医学研究所共同利用アイソトープ実験室としての発足は1953年（昭和28年）とのことである。長い歴史を重ね，多くの研究者を支えた施設であることが分かる。最近，RIC は新築の新施設として生まれ変わり，2017年12月に旧建物からの引っ越しが完了した。今年度は29グループ，112名もの利用
者登録数があるという。本学の利用者に加えて，岐阜大・中部大学からの利用者もおり，昨年からは，中部大学の研究者を学外グループとして受け入れていると聞く。RI に関する法令が厳しい方向に進みつつある我が国では，RI 施設の維持管理に費用がかかるようになり，廃止される施設が増えつつあるとのことだ。全国的に RI 施設が縮小・集約されつつある中で，本学 RIC は中部地区の中核的な存在としての期待が大きい。新築の充実した安全な施設で，安心して RI を利用できる有り難い施設である。利用者が RI を用いて独創的な研究を進めるためにも，ますますの充実を期待するともに，今後の発展を応援したいと思う。

2

Tracer

研究紹介

植物の元素感知・吸収・輸送を可視化する

菅 野 里 美（高等研究院）

はじめに

肥料（元素）吸収量や植物体内の分配を理解するこ植物を研究対象とし，「植物と元素」をテーマにとは容易ではありません。なぜならその理解のた

選んだきっかけは，幼少期の祖父との家庭菜園の

めには植物サンプルを経時的に採取，分解，測定経験です。たくさん肥料をあげた方がよく育つはする破壊的手法を要し，同一個体での吸収から体ずと考えた祖父の方法では，植物は大きくは育つ

内挙動までの連続した解析が困難なためです。筆のですが，一方で結実が減る，美味しくなくなる者らはこのような制限を克服し，生体へ投与したなどの経験から，植物にとって最適な栄養元素の元素の挙動を理解するため放射性同位体核種を用量とは？栄養の過不足をどう感じているのか？といたイメージング技術を開発してきました 1 ， 5 ）。

疑問に思ったことが始まりで現在に至ります。

イメージングの原理は，トレーサから発生する放射線を蛍光へ変換し，高感度のデジタルカメラや元素の挙動を見てみたい

イメージセンサーで検出するというものです。

植物は肥料（元素）環境をどう認識し，どのように元素を取り込み，取り込んだ物質を身体の隅々根の先端にヒミツがある？

にどのように分配し，どう利用していくのでしょ

放射性核種トレーサイメージングは，外観は相うか？このことが分かれば，少ない肥料でよく生違なく見える器官内に組織特異的な元素集積があ育させるような施肥の効率化など持続可能な農業ることを視覚化してくれます（図 1 ）。リンは窒への応用も期待できます。しかしながら，植物の素，カリウムと並ぶ三大必須元素のうちのひとつ

図1

一枚の葉の中の集積の違い
Vol. 75, 20243

であり，作物生産において施肥が欠かせません。

短時間で働くことが分かりました。図 3 では，蛍リンの場合，植物はリン酸の化学形態で取り込

光体と CMOS センサーとを組み合わせた高感度

み，維管束を経由して全身に速やかに分配し，特検出系（図 3 （a））によるイネの個々の根のリンに発達中の新しい器官へ多く集積します。根にお酸吸収比較実験例を示しています（図 3（b））。イ

いても，細胞分裂が盛んな先端部分への集積が常メージング開始60秒後から20秒毎の画像強度の比に多くなります。これは，大量にリン酸が代謝さ較を（図 3 （c））に示しています。側根がない場

れていることの他に元素の吸収活性が高いこと

合，吸収は80秒後から定常状態に達していたのにが考えられました。これまでの先行研究による

対し，側根が有る根は，10分間の撮影中吸収が著と，元素の吸収には，根の部位別な特徴があるこ

しく増加しました。このことから，側根有りの根とが報告されているものの，リン酸について詳細のリン酸吸収能が高く，根ごとの植物個体全体へは未解明でした。植物は，リン酸の輸送に膜タンの吸収寄与の違いを定量的に可視化することがでパク質のリン酸輸送体を使いますが，このタンパ

きています（文献 6 ， 7 ）。リン酸輸送体は根の内ク質は根の表層の細胞層，特に根端に多く局在し側の細胞層にも存在しますが，それらの役割は未ます。そこで，根の先端からのリン酸吸収活性に解明です。リン酸輸送体の種類と量と細胞層へのついて検証するため，リン酸輸送体の局在を変え局在がリン酸の取り込みや輸送にどのような役割たシロイヌナズナの形質転換体を用いて根の先端を果たしているのか，分子生物学ツールと組み合の細胞層がリン酸を取り込む活性があることをトわせながら画像化を進めています。

レーサイメージングにより実証しました（図 2 ，
文献 2 ，3 ，4 ）。このことから根端の数百に満た元素から地球環境と生命の共進化を考える

ない細胞のみで根全体の吸収の20％をも担うこと

最後に，こちらの紙面を使わせて頂いて元素にがわかりました。根の先端の特殊な細胞層は，重まつわる異分野融合研究のユニークな取り組みに力や光を感じることはよく知られていますが，トついてご紹介させて頂きたいと思います。名古屋

レーサの可視化によりリン酸の吸収においても重大学では，学内の研究者 3 ～ 4 名からなる研究ユ

要な役割を果たしていることが示されました。さ

ニットでの異分野融合研究プログラム（通称 B3）

らに吸収されたリン酸は数分以内に葉に到達し，があります。活動期間は 3 年間です（審査によっ

地上部の代謝に関する遺伝子発現を発現量レベルて 2 年の延長）。私たちのユニットは，天文学，惑

で変化させることから，何らかの感知機構がごく

星科学，生物学，植物生理学を専門とする研究者

図2

4

シロイヌナズナの根端が32P を吸収する様子のイメージング
Tracer図3

イネの根の P-32吸収能の違いからなります。宇宙と生命ということで極端なス

して ATP を合成し酸素は発生させない）よりもケールに驚かれる方もいらっしゃると思います。

有利に生育しました。光合成反応のコアのタンパ

天文学者がなぜ生命に興味を持つのか？それは惑ク質は当時から現在の高等植物に至るまで保存さ星探査の視点からです。実は，水・酸素の存在＝れていますが，集光タンパク質については，シア

生命シグナルとする考えは過去30年変わっていま

ノバクテリアはフィコビリンという特有のものをせん。生命を育む星のシグナルは上記のみなので持っています。フィコビリンは大きなタンパク質しょうか？ユニットでは，生命を理解するためにで維持するのにはコストがかかります。なぜ，こ地球環境と生命の共進化（地球環境の変遷が生命のようなタンパク質を持つようになったのでしょに与える影響と生命活動が地球環境に与える影うか？そこで，初期地球の水環境に注目しまし響）を解明することを目指しています。

た。当時の水環境は還元的であり，二価鉄が多量ユニットとして初めに注目したことは，大酸化に存在していました。初期に存在したシアノバク

イベントです。地球上の酸素が増えたことは，UV

テリアによる光合成から放出される酸素により二の点から生命体にとって重要な転換点であり，好価鉄が酸化され堆積物となりました。これは縞上気性生物の誕生による生命の多様化に繋がりまし鉄鉱層という化石の存在から知られています。私た。私たちは，まず，24億年前の大酸化イベント

たちのシミュレーションの結果，酸化鉄を含む海の立役者のシアノバクテリアに注目しました。シ

は縞上鉄鉱層が形成される過程で一時的に緑色をアノバクテリアは酸素発生型光合成を始めた最初

呈すること（緑色光が多いこと）が予想されましの生物であり，豊富に存在する水を光により分解た。面白いことに，フィコビリンの光吸収スペク

して取り出した電子から ATP を作り出せたこと

トルが緑色光に適していることと重なりました。

は，それまでに存在していた化学合成独立栄養生

実際に，緑光下での生育実験から，特に緑集光に物（近赤色光を使い硫黄化合物から電子を取り出適したシアノバクテリアの種が持つ色素が進化系

Vol. 75, 20245

統樹上，古くから存在し，現代型の株では持たな酸が増加したことは，化石地層から確認されておいものも存在することが分かりました。このことり，この時期以降に酸素濃度のさらなる上昇，生は，当時の地球の海は緑だったということを想起

物の多様化，生物の陸上化へと繋がったと考えらさせます。

れています。ところで現在の地球上のリン環境を一方，上記の鉄の問題と合わせて，地球の酸化見てみると，海面下では0.1–0.4mM の平均濃度でイベントに影響を与えるのはリンの存在です。リ

存在し，これは深さと共に上昇します（水深1000m

ンの存在量が生命の律速となり，その存在が地球で1.2–3.2mM）。陸上では，世界中の5275の土壌をの酸素濃度の上昇に影響したと考えられていま分析した結果から1.4–9630mg kg-1と偏って存在すす。地球45億年の歴史のうち80–90％の時代は上ることが知られています。環境中のリン酸の大部

記の鉄を多く含む海域の影響により，リンは海の分は有機物を結びついているか，陽イオン（Fe，堆積物として埋蔵され，新第三紀から原生代（約Al，Ca，Cd）や粘土によってキレートされた無32億年から19億年）のリン酸濃度は現在と比較し機物の形で存在しており，たとえば，植物が利用て10–12％であったと考えられています。一方で，できるリン酸としては0.032–310mM の範囲にある

当時の海には Si が豊富に存在するとも考えられとされています。このことから，私たちは，生物ており，Si は Fe と結合することから生物が利用

は環境に合わせてリン酸の取り込みシステムを備できる化学形態のリン酸塩は鉄に制限されていな

えてきたのではないかと考え，その多様性と進化かったとの逆の見解もあります。見解が分かれるについて理解することが，地球のリン環境の理解

理由は，原生代は化石が少なく（沈黙の10億年とに生物側の手法から答えを出せるのではないかと呼ばれている），地学的な手法で解明することの考えました。AlphaFold2による予測構造から光合難しさがあります。一方で約 5 億 4 千年前にリン成生物の細胞膜のリン酸輸送体は， 4 つに分類で

図46

リン酸輸送体の膜貫通領域は4つに分けられる
Tracerきることが解りました（図 4 ，文献 8 ）。その 4radioisotope Imaging Systems for Plant

つは，ABC 型輸送体とプロトン共輸送体型に分Nutrient Uptake Studies.”, Royal Society,

けられます。その輸送活性はプロトン共輸送体型

Philosophical Transaction B, Vol.367, pp.

（MFS 輸送体）の方が濃度への対応幅が広く，高1501–1508, 2012.

濃度環境へ適していることが分かりました。プロ

2） Nussaume L., Kanno S., Javot H., Marin E.,

トン共輸送体型はこれまで真核生物で機能解析がPochon N., Ayadi A., Nakanishi T.M. and

されていますが，プロトン共輸送体型の生物間のThibaud M.C., “Phosphate import in plants:

保存状況を系統樹解析から調べると，面白いこと

focus on the PHT1 transporters.”, Frontiersに ABC 型リン酸輸送体を持つ古細菌においてもin PLANT SCIENCE, Vol.2, No.83, pp. 1–12,

存在することが分かりました。現在は，MFS 輸送

2011.

体がリン酸輸送能をもった起源を調べること（カ3） Péret B., Desnos T., Jost R., Kanno S., Ber-エル卵母細胞での放射性核種トレーサ実験）で共kowitz O., and Nussaume L. “Root Archi-

進化の解明へ繋げることを目指しています。

tecture Responses: In Search of Phosphate”,

異分野研究ユニット結成の当初は，お互いの専Plant Physiol., Vol.166, pp. 1713–1723, 2014.

門用語が分からないことが多々ありました。今は4） Kanno S., Arrighi J. F., Chiarenza S., Bayle V.,

その難しさがなくなり，スピンオフ研究が次々とBerthome R., Peret B., Javot H., Delannoy E.,

発展しています。本稿の前半で私が紹介した検出

Marin E., Nakanishi T. M., Thibaud M.C. and系は，天文学の分野で使用される機器（X 線検Nussaume L. “A novel role for the root cap

出，宇宙線検出）でもあります。望遠鏡と顕微鏡

in phosphate uptake and homestasis.” eLife,とスケールは異なりますが共通項があり，物理や

5; e14577, 2016.

光学の知識が豊富な方々と交流した際の気づきか

5） Kanno S., Cuyas L., Javot H., Bligny R., Goutらアイディアが生まれました。さらに現在は，惑

E., Dartevelle T., Hanchi M., Nakanishi T. M.,

星観測のスペクトルカメラ技術を顕微鏡に搭載さThibaud M.C., Nussaume L., “Performance

せた新システムの構築も進められています。近いand Limitations of Phosphate Quantification:

将来，生細胞の元素・代謝物解析へ応用を目指し

Guidelines for Plant Biologists.” Plant Cellています。

Physiol., 57(4), pp. 590–706, 2016.
6） アグリバイオ7月号「可視化技術で見えてくる

おわりに根の元素吸収」2022年6月22日発刊．

地球上の生命の多くは，植物が取り込み，太陽7） アグリバイオ10月号「可視化技術で見える根光を利用して化合物を合成することに依存していの元素吸収のしくみ」2023年10月22日発刊．

ます。元素に注目してみると，地球の始まりから

8） Nussaume L., Desnos T., Jinsheng Z., David

私たちの体の化学反応まで繋がりがあることを改

P., Kumiko M. and Kanno S, (Chapter9 Anal-

めて俯瞰し，生命の不思議を感じずにはいられま

ysis and comparison of AlphaFold structures

せん。

predictions between Pi uptake transporters
recovering phosphate in natural environ-参考：

ments), Phosphate Plant Nutrition, Taylor

1） Kanno S., Yamawaki M., Hirose A., Ishibashi& Francis Group, October 19, 2023, ISBNH., Kobayashi I.N., Tanoi K., Nussaume L.,9781032516523.

Nakanishi M.T., “Development of Real-TimeVol. 75, 2024

7

研究紹介

リストデータ形式のデータ収集系を用いた
放射性エアロゾル測定の紹介

小 島 康 明（アイソトープ総合センター）

はじめに
放射線管理においては放射線計測は重要な基盤
カウント/分

2000

技術の一つである。このうち，環境モニタリング
や汚染検査などの管理実務では，伝統的にはエネ
ルギースペクトル，あるいはエネルギー情報を含
まない計数のみの測定が用いられている。一方，

00

放射線計測データの収集方法にはこれ以外にリス
トデータ形式と呼ばれるものがあり，原子核・素

1000

図1

粒子実験をはじめとした分野ではこちらの方式が一般的になっている。本稿では，環境モニタリン

50
経過時間（分）100 アサンプラーで空気中エアロゾル捕集中のエフィルター表面の放射線計数。横軸は捕集開始
後からの経過時間。

グ等への適用を念頭に，空気中エアロゾルに付着程度）ため，b 線に加えて α 線の測定が可能であした天然放射性核種のリストデータ形式による測り，さらに，入射窓は遮光膜も兼ねているため，

定を紹介する。

特別な測定チャンバーを必要としないという特徴

エアロゾルの捕集を有する。以下の測定は実験室の空気中（開放空室内空気中のエアロゾルはハイボリュームエア

間）で行った。

サンプラーで捕集した。適切な捕集時間を決める

PIPS 検出器からの信号はプレアンプで波形処ため，GM サーベイメータを用いて，捕集中のフィ理した後，デジタル式のデータ収集装置（テクノルター表面における計数を数分おきに計測した。

エーピー APV8002）を用いて時間情報付きのリス

その結果を図 1 に示す。時間とともに計数が増え

トデータ形式で記録した。ここで，リストデータていっており，空気中のエアロゾルに付着してい形式とは，一本の放射線を検出するごとに（以下，る天然放射性核種がフィルターに捕集されているイベントと呼ぶ），その検出時刻（本装置の場合はことが分かる。70～90分で計数が飽和することか

0.625ns 単位）とエネルギーを箇条書きのように記ら，以下の実験での捕集時間を90分と決めた。90

録する方式である。本装置の場合，測定中にリア3分間の吸引空気量はおよそ45m である。

ルタイムでエネルギースペクトルを見ることがでエアロゾル捕集フィルターの測定と解析例

きないという短所はある。しかしながら，自作のプフィルターに付着した天然放射性核種の測ログラムによるデータ解析の工夫次第で，測定終

定 は，PIPS 型 シ リ コ ン 検 出 器（ キ ャ ン ベ ラ

了後に様々な情報を引き出せるという利点がある。

CAM600AM）を用いて行った。この検出器は入放射線管理の場ではリストデータ形式での測定は射窓の厚さが極めて薄い（シリコン換算で 2 mm

一般的ではないが，活用の可能性は大いにあると

8

Tracer考えている。以下では，リストデータを解析するこ214

Bi →214Po →210Pb に起因するイベントが時間差とで得られる情報について，いくつかを紹介する。

0 ～ 1 ms 付近に表れていることになる。

図 2 はエアロゾル捕集後のフィルターを測定しこのことを逆に使えば，ある時間特性を持つイて得られたエネルギースペクトルである。天然放ベントのみを取り出して，データ解析の対象に射性核種は α 線と b 線を放出する（γ 線も放出すすることもできる。これを行った例が図 4 であるが，PIPS 検出器では感度が低く測定できない）。

る。図 4 の測定では，エアロゾルを捕集したフィ

0 ～500ch 付近に表れている成分は主に b 線に起ルターと一緒に，微弱の137Cs b 線源を測定して因し，それより高いところは α 線に起因する領域いる。図 4 の黒線は全ての測定イベントを解析対である。本来，α 線は線スペクトル（ピーク形状）象としたエネルギースペクトルであり，当然ながを示すはずだが，空気やフィルターによるエネル

ら，137Cs と天然放射性核種の両成分が含まれていギー損失の影響があるため，なだらかな連続的なる。図 4 の青線はイベントの時間差が170ms（半エネルギー分布として観測されている。

減期）以内のもののみを解析対象とし，そのエネ

次に，リストデータに記録されている時間情報

ルギースペクトルをプロットしたものである。偶を利用した例として，図 3 を示す。これは隣接然成分を除けば137Cs 線源に起因する放射線はこするイベントの検出時間差を調べて，頻度分布の時間差内には入ってこないはずであり，実際，図にしたものである。 0 ～ 1 ms 付近に特徴的な青線のスペクトルには137Cs 特有の内部転換電子

傾きが見られる。この部分を指数関数でフィッのピークは見えていない。このことから，時間情

ティングして半減期を求めたところ，168ms が得報を活用することで，放射性核種ごとにデータを

214

られ， Po の半減期の文献値164.3ms

1）

とほぼ一

致した。214Po はウラン系列に属する放射性同位（ある程度であるが）分離できることがわかる。
おわりに
時間情報付きリストデータ形式で放射線計測の知られている222Rn の子孫核種である。崩壊連鎖

データを保存することで自由度の高い解析が可能

カウント数元素であり，ラドン温泉に含まれる成分として

10

3

10

2

10

1

10

0

になり，伝統的な測定手法では得ることが難しい
情報を得ることができる。放射線モニタリングなど放射線管理への活用を図っていきたい。
参考文献
1） R. B. Firestone, V. S. Shirley (Editors), Tableof Isotopes 8th edition, John Wiley & Sons,

図2

0

1000
2000
3000
エネルギー （チャンネル数）(1996).

4000

フィルターから放出された放射線のエネルギー
スペクトル。

10

4

10

3

10

2

10

1

137

Cs内部転換電子

β
214

−

Bi

214

Po

(164 µ s)

カウント(19.9 min)

10

2

α
210

94%
662 keV
0

Ba

Pb

0

500

1000

エネルギー（チャンネル数）

1

0

Cs

137

(22.3 y)

10

図3

カウント数

137

Qβ=
1176 keV 6%12
検出時間差 (ms)図4フ ィルターと137Cs 線源を同時に測定したときのエネルギースペクトル。黒線は全ての測定イベン
トを，青線は検出時間差が170µs 以内のイベント
のみを解析対象にしたときのスペクトル。300ch
付近のピークは137Cs の内部転換電子である。

Vol. 75, 2024

93

フィルターから放出された放射線検出事象の時
間差の頻度分布。

技術レポート

名古屋大学アイソトープ総合センターにおける
放射線測定器の信頼性確保への対応
アイソトープ総合センター

近 藤 真 理1 ．はじめに有している放射線測定器（NaI サーベイメータ，

令和 5 年10月 1 日に施行された法令改正によハンドフットクロズモニタ（HFC），個人被ばくり，放射線測定器の信頼性を確保するための措置

線量計（ポケット線量計））は， 1 年に 1 台をローを講じる必要が生じた。当施設では多種多様な放テーションで外部機関に校正または点検依頼し，射線測定器を揃えており，常に適正に維持して利その結果を基準として自施設で機能確認等を実施用に供するように努めてはいるものの，全機器をすることにした。

外部機関に校正依頼することは予算面から現実的同型式が 1 台のみである放射線測定器（液体シではない。そこで，自施設で実施する点検等を適

ンチレーションカウンタ，オートウェルガンマカ

宜組み合わせることにより法令に準拠するようにウンタ）は，初年度は外部機関に点検を依頼し，そ検討，工夫した当施設の対応を紹介する。

の結果を基準として自施設で機能確認を実施し，次年度以降は自施設の確認校正により初期指示値

2 ．対象機器の選定および実施方針

からのずれが10％を超えた場合に外部機関に修理

対象法令等および使用する放射線測定器，実施

または点検を依頼することにした。
自施設で機能確認等を行う放射線測定器につい方針を表に示した。

ては，故障時や異常時の早期発見ができるよう（ 1 ）対象法令等および放射線測定器
法令の対象となる条項および当施設で使用するに，定期的な自主点検も実施することにした。

放射線測定器をすべて挙げ，測定可能な測定器を
3 ．予防規程および下部規定

複数種類保有している場合には，購入年度が新し

予防規程は，法令文に従った表記で追加し，下いこと，外部機関に委託する場合のコスト面などを総合的に考慮して，法定の測定に使用する測定部規定以下に次の内容を定めた。

器を決定した。

・校正や点検の種類を定義（ 2 ）実施方針

・実施計画

外部被ばくによる線量の測定に用いる放射線測・実施方法
各測定器に対する具体的な点検・校正の内容や定器は，ISO/IEC17025認定業者が提供する線量

頻度は，実施計画に定めた。

計を使用することにした。
排気の測定および内部被ばくによる線量の測定

実施計画は，毎年度初に当施設内の放射線安全

は，放射線測定器を使用せずに計算法によって評委員会で定め，計画に基づき実施・報告し，見直価しているため，本対応からは除外した。

す必要がある場合は次年度の実施計画に反映する

その他の測定のうち，同型式の機種を複数台保10ことにした。

Tracer表

対象法令等，放射線測定器および点検または校正の実施方針
対象法令等

放射線の量の測定

施行規則第二十条
第一項第五号（第二号の測定に用い 汚染の状況の測定
排水の測定
る測定器）

排気の測定

使用する放射線測定器

点検または校正の実施方針

TCS-172
NaI サーベイメー
またはタ
TCS-172B

・外部機関による機器校正（1
 年 に 1 台， ロ ー テ ー
ションで依頼する）
・自施設における機能確認，
自主点検

β線：
液 体 シ ン チ レ ー LSC-8000
ションカウンタ
γ線：
オートウェルガン ARC-8001
マカウンタ

・外部機関による点検校正
・自施設における機能確認，自主点検※外 部 機 関 へ の 依 頼 頻 度
は，初期指示値からのずれによって判断する（計算法により実施しているため，放射線測定器は使用しない）
ルミネスバッジ・ISO/IEC17025認定業者
SG
に委託
または
KG

施行規則第二十条
外部被ばくによる線量第二項第三号
OSL 線量計（第一号の測定の信頼 の測定性の確保）

施行規則第二十条
内部被ばくによる線量第二項第四号（計算法により実施しているため，放射線測定器は使用しない）（第二号の測定に用い の測定る測定器）
施行規則第二十条
作業者の手足等の管理 ハンドフットクロ
第三項第四号
MBR-201NH（第二号の測定に用い 区域退出時の汚染検査 ズモニタ
る測定器）

・外部機関による点検校正（1
 年 に 1 台， ロ ー テ ー
ションで依頼する）
・自施設における機能確認，
自主点検

数量告示第18条

・外部機関による機器校正
一時立入者の外部被ば（1
 年 に 1 台， ロ ー テ ー
く 実 効 線 量 が100マ イ
個人被ばく線量計
ションで依頼する）
PDM-122B-SHC
クロシーベルトを超え（ポケット線量計）
・自施設における機能確認，ないことを確認するた
比較校正，自主点検
めに用いる測定4 ．治具の作成

チックシンチレーション検出器を用いた仕様であ

放射線測定器は，機能確認後，初期校正値とのる。Ra-226の円板型線源（チェッキングソース，

ずれを確認するために同一の幾何学条件で測定を約4.2kBq）を毎回の確認時に同じ位置に固定して行い比較する必要がある。

測定できるように，治具を作成した。

当施設では，法令改正前から放射線の量の測定

図は治具の設計図である。HFC の手の検出部に用の NaI サーベイメータおよび一時立入者用の個

はめ込むことができる形にし，チェッキングソー

1）

人被ばく線量計の機能確認等を実施している 。
このたび，HFC に対して治具を作成したので紹介する。当施設で使用している HFC は，検出面積が広い（手足：100cm2，衣服72cm2）プラス

スの位置をスライド式に装着し，定めた位置で固定して測定ができるように工夫した。
この治具は横置きにすることにより，足，衣服の検出部にも適用可能である（写真）。

Vol. 75, 202411

5 ．まとめ
法定の各測定に該当する放射線測定器に対して，信頼性の確保への対応を行った。点検または校正について，外部機関への依頼と自施設で実施との組み合わせを検討した。予防規程の変更および下部規定を制定し，実施計画を定めて実施した。自施設における機能確認および点検に必要な治具を作成した。
本対応は，施行開始から日が浅く，引き続き講
習会や各所との意見交換で情報を得ながら，自施図

HFC 用治具

設に最適な方法を模索しているところである。実施計画に基づき実行し，改善点や工夫点を積み重ねて，より信頼性を確保できるように取り組んでいく予定である。
謝辞
治具製作にあたり，株式会社イングの杉本勇二
氏にご協力いただきました。末筆ながら，お礼申し上げます。
参考文献
1） 森本浩行・近藤真理・柴田理尋，密封小線源を用いた電子個人被ばく線量計の確認および

写真

12

比較校正；TRACER（72），12–13（2022）

HFC 設置時の治具

Tracer技術レポート

私の放射線取扱主任者としての経験の分析
―長年の経験から得られた知見―
アイソトープ総合センター分館

中 村 嘉 行
1 ．はじめに
筆者はこれまでに放射線取扱主任者として30年以上の長きにわたり職責を果たしてきた。今回，筆者が退職するにあたり筆者の経験の中で現役の主任者の方々に参考になりそうなことを分析して報告する。この報告が 1 人でも多くの主任者の助けになることを望む。
2 ．経験の分析
筆者が学会や本紙等に発表している内容は，放射線教育とそれ以外のことに大きく分けることが図1

 果が無かった頃のスライドの一枚
効
それなりに工夫していたが効果は薄かった出来る。それぞれについて経験したことを時系列に思い出して分析を行う。分析は，事例の経緯，ても実行しなかったためである。人間は頭の中で結果，良い点，悪い点等について，現役主任者の行うべきことを十分理解していてもなかなか実行

参考になる知見が得られるように行う。

出来ない生き物であることをよく知るべきであった。汚染発生が増え続ける状況の中，筆者は連日

2.1

放射線教育

の除染作業で疲れ果て，夢の中でもハンドフット

行ってきた放射線教育の対象者は大きく 3 つに

クロスモニタの警報音が鳴り響き眠れず鬱病気味

分けられる。非密封放射性同位元素利用者とエッになってしまった。立入検査の検査官から「主任クス線発生装置利用者，それに附属病院の入職者者として教育の機会を与えられているのに利用者である。各々について分析する。

に教育できないのは主任者の怠慢だ」と指摘されたこともあった。もういっそのこと辞めてしまう

2.1.1

非密封放射性同位元素利用者向け

か，発憤して何とかせざるを得ない状況にまで追筆者の入職時は RI の利用が益々進んでいる時い込まれた。それでも，「これで駄目だったらもうであり，利用者は増加の一途を辿っていた。そし辞めてしまおう」と思うと新しいことが出来るもて，それに伴い放射能汚染が多発していた。汚染のである。何とか新しい教育方法（【汚染封じ込め防止のための教育はもちろん行っていたが旧態依作戦】）を作り上げて2000年 3 月の再教育で試し然の方法では効果が無かったのである（図 1 ）。効た所，翌年度から汚染事故を半減することが出来

果が無かった理由は，その時の教育では受講者はた1）（図 2 ）。その時，筆者は教育とは工夫次第で行うべきことを理解するだけで，頭の中で理解し効果を上げることが出来ると実感し，筆者自らがVol. 75, 202413

2.1.2

エックス線発生装置利用者向け

2004年の独立法人化を機に実習を行うことに決まり，新たにカリキュラムを整えた。当時は，血管撮影等の透視下で被ばくする者やエックス線の理解が乏しく実験に失敗する者，不適切な取扱をされてエックス線装置は頻繁に破損や故障して問題になっていた。この事態を打開するために，単に法律で定められているから行う実習ではなく，本当に役に立つ，いざ利用者が 1 人でエックス線
図2

装置を取り扱う際に正しく円滑に行うことが出来

年度別ハンドフットクロスモニタ警報件数るようになることを目的として， 3 台ある全ての感動した。行ったことは先ず，行わなければならエックス線発生装置を実際に使用する実践的な実ないと理解しているにもかかわらず汚染検査をや習を行うことにした。結果，大半の受講者からは，らない理由を洗い出した。理由は単純であった。

「安心して研究が出来る」と評価されたが，一部の理解していることを実行しないのではなくて，理者から「実習時間が長すぎる」とか，「使用する装解していても実行出来ないのであった。そこで実置のみ行えば十分」とか，受講態度がとても悪い

行せざるを得ない状況を利用者の心理を分析して者もあった。それで，クレームのあった方たちを作りあげたのである。

分析すると，実習中にもかかわらず実習に集中しそれでも汚染の発生はゼロにはならなかった。

ていないことに気がついた。要はきちんと参加しこの理由も簡単で，汚染させた利用者には新しいておらず「暇だ」ということである。そこで，暇教育法でも通用せず，行うべきことを行えなかっだと感じさせないように実習中に書き込まなけれたのである。そこで，動画編集が可能な PC やプ

ばならない穴埋め形式のテキストを作成した。実ロジェクターの出現を機に早速取り入れて教材を習中に穴埋めテキストを完成させなければ合格で作成した。ハンドフットクロスモニタで汚染が見きないテストを実習後行うとともにレポートの作

つかって慌てふためく汚染者の動画を「実際の汚成も課した。そうしたところ，以前よりも実習時

染時の様子」として再教育講習会で使用したので間を増やさなければならなくなった。にもかかわある。これはとても効果的で一段と汚染の発生をらず「長すぎる」という受講者は減り受講態度も）2 ）。当時汚染が減った
減らすことが出来た 2 （図改善した 3 – 4 ）。

ことで多くの利用者から「研究しやすくなった」

この方法をコロナウイルスによる感染拡大前まと評価された。一方，「実験すれば当然汚染は起きでは継続してきたが，感染予防のために使用予定

る物なのに汚染が心配で研究が出来ない」，「汚染のエックス線装置のみを用いる実習に変更を余儀者や汚染を発生させた実験室が特定されるのはいなくされた。すると，受講者には大変好評であかがなものか？」との意見もあった。汚染が低減

り，実施している筆者としても負担が大幅に減っしても必ずしも良い意見ばかりではなく，否定的て，それはそれで良いと考えられた。理由は近な意見も生じるのである。今までと変わったこと

年，密閉式の装置しか使わない利用者が大半であを行う際には思いもよらないトラブルが生じる可り，誤った使い方をしない限り被ばくする恐れは能性があり注意が必要である。事態の改善を急ぐ無いことと，実習により幅広い知識を得たつもり

あまり早まって行動せず，起こりうる悪い結果をでも必要の無い知識は時とともに忘却することが検討し，最終的には責任者の許可を得てから実施わかったからである。従って，一度決めた教育方することが重要であることが分かった。

法を劣化しないように継続して実施することはと

14

Tracerても重要であるが，時には見直しが必要と考えらで回答することに協力しない，協力出来ないであれる。

ろう受講者が散見された。そこで，今度は協同学
習（ペアワーク）を取り入れたところ，より良い

2.1.3

附属病院の入職者向け

コミュニケーション作りには努力される方ばかり

2011年度から新入職員にエックス線装置の安全で非協力者はいなくなった。まだ知り合って間が取扱を講義することになった。受講者の大半は看ないもの同士が一緒に考えることで，関心が無く護師で新規採用者オリエンテーション 2 日目の最

苦手な問題に対しても取り組むことが出来たので後に実施することになった。当初受講者の半数くある 5 ）（図 4 ）。

らいが一生懸命に眼を開けているのだが瞑ってしまう状態であり，講習内容を理解出来る状況では

2.2

放射線教育以外の業務無かった。少し前までこれから病院で仕事を遂行

放射線取扱主任者の業務はとても幅広い。にもしていく上で必要不可欠な話を長時間聞き続けてかかわらず他にも多くの業務を行わなければならおり，疲れも最高に達した状態なのでやむを得なない主任者が大半と考えられる。筆者もそうでいと考えられた。加えて，看護師の方たちにとっあった。四の五の言わずに主任者の仕事を粛々とて放射線は関心外であり，苦手意識があって学習こなすよりほかなかった。これは筆者には難しい

意欲を持てないことも原因と考えられた。それことであって，もし筆者が 1 人だけで孤立してしで，この講習を「新入職員向け特別版」としてまったら到底満足に職務を果たし得なかったと考

エックス線装置に関わる被ばく低減のための必須えられる。幸い，名古屋大学ではセンターが主導の知識以外に，受講者が今後仕事をする上で役立して組織的に法令改正対策や緊急連絡網訓練，立つと思われることもエックス線装置の取扱いに絡入検査が学内で行われているので，その都度必要めて話した。さらに目を覚ますためのスライドもな情報が得られ，やるべきことを早い時点で知る加えた（図 3 ）。学習意欲が無くても大切なことはことが出来た。さらに他部署の進行具合を知れる

絶対に習得させなければならないので，理解させことも刺激になった。必然，自らも考えて実行せるための設問を作り挙手で回答することも義務づざるを得ず何とか今日まで職責を果たすことが出けた。そうしたところ大半の受講者が集中して受来たと考えられる。自ら考えるためには情報と刺講出来るようになった。ところが，ここでも挙手激が必要であったのである。人様から情報を得ようと考えれば当然自分も情報を発信して人様を刺図3

 講者の目を覚ますためのスライドの一枚受
これで受講者を安心させた後，実は名古屋大学
でも被ばくの恐れがあることを「言われたことを鵜呑みにせずに騙されないで！」と説明すると受講者は驚愕し，その後，より真剣に話を聞くことが可能となった

図4

 同学習（ペアワーク）
協
設問の回答を隣の人と相談して，挙手で答えるのは隣の人の回答としたところ思いのほか協力していただけた

Vol. 75, 2024

15

激しなければならない。筆者が最初に発信したのれでは困るので，オンライン教材を修了した後，は，その頃直ぐに退色して頻繁に貼り直さなけれ

当センターに来ていただいて紙面で実地試験を行ばならなかった放射能標識の退色対策である。こうことにした。これを行うのは相当面倒である

れは同じように悩んでいた方が多かったようで思し，受講者の猛反発が予想された。しかし，実際

いのほか反響があった。小さなことでも他の方に実地試験を受けられた受講者のアンケート結果に役立つこともあるのである 6 – 7 ）。他にも当センを見ると実地試験の必要性について，34名中 3 名

8）

やイメージ

のみが「仕方が無い」と答えたのみであり，ご理

アナライザが新規に納入された時には旧機種と比解いただけなかった受講者はゼロであった。なんター建て替え時に発生した問題点
9）較検討報告等々を行った 。このように，その時と「十分に理解出来る」とお答えいただいた方がその時行ったことを発信することは他の方のため14名もみえたことはとても意外であった（図 5 ）。

のみならず自分自身の成長にもつながった。時にそれに，実地試験の回答にかかった時間は30－「くだらない」，「論外」等と辛辣で否定的なご意見120分と幅はあるが，平均すると57分になり，受をいただくことがあったが，参考にしていただけ

講者の大半はオンライン教材の所要時間よりも多た方もおみえになったので，総じてやって良かっ

くの時間を費やして回答していただけた（図 6 ）。

たと考える。
3 ．まとめ
3.1

放射線教育のまとめ

教育の効果が無いことが分かったら，そのまま
旧態依然の方法を続けてはだめである。新たな方法を考えて実行するためには相当な労力とリスクが伴うが，行うべきである。教育効果を上げるた
めには，教育を受ける者をよく観察して何が問題なのか？を把握し，どうしたらその問題を解決出来るのか？を考える必要がある。また，次から次

図5

 ンケート「Q．講習効果確認試験を当センター
アで受けていただくのは，次の実習で必要になる
知識を確実に講習によって習得したことを確認するためですが，ご理解いただけますか？」の
回答結果

図6

 地試験の回答
実

記述式試験としたところ，オンライン教育でかかる時間以上の時間を費やし，回答していただ
けたに出てくる新たな機器や教育手法も役立つと思われれば積極的に取り入れたい。実施者として，教育を受ける者が負担に感じて「おそらく受け入れないだろう」と予測されることでも，本当に必要なことであれば，上記の「汚染時の様子の動画の放映」のように受け入れられる。顕著な例として
もう一つ，エックス線実習の前段階として対面で行っていた講義をコロナウイルス感染防止対策として完全にオンライン教材に置き換えた際の事例をあげる。実施当初，本当に受講者本人が受講したか否か？不安なことがあった。オンライン教材
で学んだ筈のことを実習中に理解出来ていないことが判明したり，必要な提出物が不足したりする等の問題が生じたのである。もしも替え玉受講などをしていたら法的にも違反になってしまう。そ16

Tracer記述式の実地試験で時間をかけて回答した結果とはじめ歴代分館長とスタッフの皆様，そしてイラ

してオンラインの教材の内容の理解が深まり講習

スト作画やデザイン協力等々いつも支えてくれる

効果は大幅に向上して，実習もとてもやりやすく

家族に感謝いたします。

なった。本例からも本当に必要なことは受け入れ
参考文献

られることが分かる。

1）「効果的教育法による汚染発生件数の低減」；
3.2

放射線教育以外の業務のまとめ

中村嘉行，安達興一，日本放射線安全管理学会・第2回学術大会（2003）

放射線取扱主任者の幅広い業務は粛々と確実にこなすよりほかはない。しかし，主任者が 1 人だ

2）「動画を導入した効果的教育教材の作成」；中村嘉行，Tracer45，8–12（2009）

けで実行することはとても難しいので，組織的に主任者が職務を果たせるようにサポートする必要

3）「医学部で実施している X 線装置取扱実習にがあると考えられる。また，主任者自身もサポー

ついて」；中村嘉行，小木曽昇，Tracer38，

トされるばかりでは無く，自らも創意工夫して結13–17（2005）

果を発信することで自他ともにためになると考え

4）「動物実験においてエックス線発生装置を取り扱う為の実践的教育」；中村嘉行，安達興られる。

一，小木曽昇，日本放射線安全管理学会・第4 ．おわりに4回学術大会ポスター発表（2005）

放射線取扱主任者の仕事はきちんと出来ていて

5）「就職時オリエンテーションに組み込まれた当然であり，きちんとやっていても評価されるこ

放射線教育における協同学習の効果」；中村嘉とは少なかった。その様な中で私がやりがいを感行，緒方良至，岸琢真，日本放射線安全管理

じたのは上記で述べたとおり，自分が作り出した学会

第17回学術大会ポスター発表（2018）

教育法の効果を実感できたときである。その他に

6）「標識の退色対策について」；中村嘉行，濵田

もう一つ，利用者から「ありがとう」と言われた

信義，木内一壽，第34回放射線取扱主任者研ときにも同じくらいやりがいを感じた。だから，修会（1993）

私も何かしらしていただいてありがたいと感じた

7）「放射能標識の退色対策」；中村嘉行，濵田信

ら素直にお礼を言うことにしている。そんな日々

義，安達興一，原田恵子，木内一壽，ISOTOPE

感謝しながら生きるということが，私の長い主任

NEWS Vol. 483, 80–83（1994）

者生活から得られた最大の人生の糧であると，つ8）「放射線施設の建替え時に発生した問題点について」；中村嘉行，安達興一，日本放射線

くづく感じている。

安全管理学会謝辞

第13回学術大会ポスター発表（2014）

本稿の執筆を勧めていただきました柴田理尋教

9）「イメージアナライザ3機種の比較検討報告」；

授はじめトレーサー編集委員の皆様，業務の遂行

中村嘉行，安達興一，Tracer31，7–12（2002）にご指導，ご協力いただきました長縄慎二分館長

Vol. 75, 2024

17

2023年

研究業績

Ａ．本館（RI 実験棟利用）所

属

生命農学研究科
動物科学専攻動物生殖科学研究室

環境医学研究所
生体適応・防御研究部門
ゲノム動態制御分野

タイトル；ジャーナル名，巻，頁（年），DOI№

Inoue,N., Hazim,S., Tsuchida,H.,
Dohi,Y., Ishigaki,R., Takahashi,A.,
Otsuka,Y., Yamada,K.,
Uenoyama,Y., Tsukamura,H.

著

者

Hindbrain adenosine 5-triphosphate (ATP)-purinergic
signaling triggers LH surge and ovulation via activation of
AVPV kisspeptin neurons in rats;
J. Neuroscience, 43(12), 2140–2152(2023)

1

Nagae,M., Yamada,K., Enomoto,Y.,
Kometani,M., Tsuchida,H.,
Panthee,A., Nonogaki,M.,
Matsunaga,N., Takizawa,M.,
Matsuzaki,S., Hirabayashi,M.,
Inoue,N., Uenoyama,Y.,
Tsukamura,H.

Conditional Oprk1‑dependent Kiss1 deletion in kisspeptin neurons
caused estrogen‑dependent LH pulse disruption and LH surge
attenuation in female rats;
Scientific Reports, 13, 20495(2023)
DOI: 10.1038/s41598-023-47222-5

Tsuchida,H., Nonogaki,M.,
Takizawa,M., Inoue,N.,
Uenoyama,Y., Tsukamura,H.

Enkephalin-δ opioid receptor signaling mediates
glucoprivic suppression of LH pulse and gluconeogenesis in female rats;
Endocrinology, 164, 1–9(2023)
DOI: 10.1210/endocr/bqac216

3

Tsuchida,H., Takizawa,M.,
Nonogaki,M., Inoue,N.,
Uenoyama,Y., Tsukamura,H.

Enkephalin-δ opioid receptor signaling partly mediates suppression of
LH release during early lactation in rats;
J. Reproduction and Development, 69(4), 192–197(2023)

4

Yamada,K., Nagae,M., Mano,T.,
Tsuchida,H., Hazim,S., Goto,T.,
Sanbo,M., Hirabayashi,M.,
Inoue,N., Uenoyama,Y.,
Tsukamura,H.

Sex difference in developmental changes in visualized Kiss1 neurons
in newly generated Kiss1-Cre rats;
J. Reproduction and Development, 69(5), 227–238(2023)

Sugimoto,Y., Masuda,Y., Iwai,S.,
Miyake,Y., Kanao,R., Masutani,C.

Novel mechanisms for the removal of strong replication-blocking
HMCES- and thiazolidine-DNA adducts in humans;
Nucleic Acids Research, 51(10), 4959–4981(2023)
DOI: 10.1093/nar/gkad246

トランスフォーマティブ生命分子研究所 Yeh,C., Wang,Y., Takahashi,Y.,
植物生理学
Kuusk,K., Paul,K., Arjus,T.,
Yadlos,O., Schroeder,J., Ilves,I.,
Garcia-Sosa,A.T., Kollist,H.

MPK12 in stomatal CO2 signaling: function beyond its kinase activity;
New Phytologist, 239, 146–158(2023)
DOI: 10.1111/nph.18913

アイソトープ総合センター
研究教育部

Suetsugu,K., Sugita,R.,
Yoshihara,A., Okada,H., Akita,K.,
Nagata,N., Tanoi,K., Kobayashi,K.

Aerial roots of the leafless epiphytic orchid Taeniophyllum are
specialized for performing crassulacean acid metabolism photosynthesis;
New Phytologist, 238, 932–937(2023)

Nagatoshi,Y., Ikazaki,K.,
Kobayashi,Y., Mizuno,N.,
Sugita,R., Takebayashi,Y.,
Kojima,M., Sakakibara,H.,
Kobayashi,I.N., Tanoi,K.,
Fujii,K., Baba,J., Ogiso-Tanaka,E.,
Ishimoto,M., Yasui,Y., Oya,T.,
Fujita,Y.

Phosphate starvation response precedes abscisic acid response underprogressive mild drought in plants;
Nature Communications, 14, 5047(2023)
DOI: 10.1038/s41467-023-40773-1

Hiruma,K., Aoki,S., Takino,J.,
Higa,T., Utami,D.Y., Shiina,A.,
Okamoto,M., Nakamura,M.,
Kawamura,N., Ohmori,Y.,
Sugita,R., Tanoi,K., Sato,T.,
Oikawa,H., Minami,A., Iwasaki,W.,
Saijo,Y.

A fungal sesquiterpene biosynthesis gene cluster critical formutualist-pathogen transition in Colletotrichum tofieldiae;
Nature Communications, 14, 5288(2023)
DOI: 10.1038/s41467-023-40867-w

Huang,C., Kurotani,K., Tabata,R.,
Mitsuda,N., Sugita,R., Tanoi,K.,
Notaguchi,M.

Nicotiana benthamiana XYLEM CYSTEINE PROTEASE genes
facilitate tracheary element formation in interfamily grafting;Horticulture Research, 10, uhad072(2023)
DOI: 10.1093/hr/uhad072

2

5

6

7

8

9

10

11

（X 線実験棟利用）
所

属

著

者

タイトル；ジャーナル名，巻，頁（年），DOI

工学研究科
物質科学専攻
ナノ解析物質設計学講座
ナノ顕微分光物質科学

齊藤元貴，難波太南，原田和人，
鏡好晴

Eu, Si 添加 AlN 蛍光体の燃焼合成；粉体工学会誌，60(3), 137–142(2023)
DOI: 10.4164/sptj.60.137

生命農学研究科
森林・環境資源科学専攻
木材工学研究室

Ando, K., Nakamura, R., Kushino, T.

Variation of shear creep properties of wood within a stem:
effects of macro‑ and microstructural variability;
Wood Science and Technology, 57, 93-110(2023)
DOI: 10.1007/s00226-022-01439-1

18

Tracer№
12

13

センターへの講師依頼
Ａ．本館
依頼元

講習会名

受講対象者

期日

名古屋市消防局
消防学校

専科教育警防科特殊災害課程

名古屋市消防局
小隊長

令和 5 年12月12日

講習会名

受講対象者

期日

項目・担当者「放射線災害の基礎知識と対応要領」
柴田 理尋

受講者数
32

Ｂ．分館
依頼元

項目・担当者

受講者数

名古屋大学医学部 令和 5 年度名古屋大学医学部
附属病院放射線取 附属病院新規放射線業務従事
扱主任者
者教育訓練 A

令和 5 年 9 月 1 日～
医学部附属病院
令和 6 年 1 月31日
「透過写真の撮影の作業の方法」
新規放射線業務（楽々てすと君によ中村 嘉行
従事者
る e-learning）

92

名古屋大学医学部 令和 5 年度名古屋大学医学部
附属病院放射線取 附属病院新規放射線業務従事
扱主任者
者教育訓練 B

令和 5 年 9 月 1 日～ 「放射線発生装置の安全取扱い」
医学部附属病院
令和 6 年 1 月31日
「放射線の人体に与える影響」
新規放射線業務（楽々てすと君によ 「関係法令」
従事者
る e-learning）
中村 嘉行

81

名古屋大学医学部 令和 5 年度名古屋大学医学部
附属病院放射線取 附属病院新規放射線業務従事
扱主任者
者教育訓練 C

令和 5 年 9 月 1 日～
医学部附属病院
令和 6 年 1 月31日
「放射性同位元素および放射線発生装置の安全取扱Ⅰ」
新規放射線業務（楽々てすと君によ中村 嘉行
従事者
る e-learning）

24

名古屋大学医学部 令和 5 年度名古屋大学医学部
附属病院放射線取 附属病院新規放射線業務従事
扱主任者
者教育訓練 D

令和 5 年 9 月 1 日～
医学部附属病院
令和 6 年 1 月31日
「放射性同位元素および放射線発生装置の安全取扱Ⅱ」
新規放射線業務（楽々てすと君によ中村 嘉行
従事者
る e-learning）

21

Vol. 75, 2024

19

2024年度

アイソトープ総合センター講習会案内

放射線業務従事者資格取得のための講習会を以下のとおり行います。
名古屋大学の放射線業務従事者資格は，従事可能な放射線業務別に，第 1 種，第 2 種，第 3 種に分かれています。
アイソトープ総合センターでは，第 2 種及び第 3 種資格取得のための講習会を開催しています。

取扱い可能な従事内容

第1種

非密封放射性同位元素の取扱い〇

密封放射性同位元素の取扱い〇

放射化を伴う加速器施設の利用

第2種
（Ａ）

（Ｂ＋実習）

条件付（注 1 ）

〇

〇

〇

〇

（注 1 ）〇

放射化を伴わない加速器施設の利用

（Ｂ）

条件付

〇

〇

〇

〇

〇

放射光（シンクロトロン光）施設の利用

〇

〇

〇

〇

X 線発生装置の取扱い〇（注 2 ）

注1

注2

第3種

〇

 学で非密封放射性同位元素の取扱い資格及び放射化を伴う加速器施設の利用資格を取得するためには，講義と実習の受講
本が必要ですが，実習の代わりに「見習い期間」を設けることを可能としている部局もあります。見習い期間中は，単独での業務従事が制限され，教職員で放射線業務を熟知した者の指導の元に作業しなければなりません。見習い期間の可否については，所属部局の放射線安全管理室で確認をしてください。
放射光施設において，X 線が発生する業務に従事する場合には，第 2 種及び第 3 種両方の資格が必要です。

◎アイソトープ総合センターで開催する講習会及び取得可能な資格① RI 講習
受講コース
講義Ａ

講義Ｂ

講義Ｂ＋実習内

容時

間・放射線の人体に与える影響

40分

・放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い（非密封 RI 取扱い，放射化を伴う加速器の項目を除く）

2 時間

・放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程

40分

・放射線の人体に与える影響

40分

・放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い（非密封 RI 取扱い，放射化を伴う加速器の項目を含む）

3 時間

・放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程

40分

・放射線の人体に与える影響

40分

・放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い（非密封 RI 取扱い，放射化を伴う加速器の項目を含む）

3 時間

・放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程

40分

・実習

6 時間

資

格

第 2 種（A）

第 2 種（B）

第2種（Ｂ＋実習）※第 2 種（A）資格保有者は，講義 B コースの「放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い」の非密封 RI 取扱い，放射化を伴う加速器の項目（ 1 時間）を追加受講することにより，第 2 種（B）の資格を取得可能です。
※第 2 種（B）資格保有者は，実習（ 6 時間）を追加受講することにより，第 2 種（B ＋実習）の資格を取得可能です。

②Ｘ線講習（講義）第 3 種の資格取得希望者対象の講義です。
この講義を受講後，各自が使用するＸ線装置の下で実習を受講することにより，第 3 種資格の取得が可能です。
20

Tracer2024年度

アイソトープ総合センター講習会日程※以下の日程・実施方法は，変更になる場合があります。最新情報は，アイソトープ総合センターＨＰをご確認ください。

RI 講習（第 2 種）
名称

実施年月日

RI24- 講義 1（日本語） 2024年 5 月 7 日（火）10：00～2024年 5 月 9 日（木）13：00

実施方法・場所 人数（TACT）－（MS Teams） －RI24- 講義 2（英語）2024年 5 月13日（月）RI24- 実習 1

2024年 5 月15日（水）東山

10

RI24- 実習 2

2024年 5 月16日（木）東山

10

RI24- 実習 3

2024年 5 月20日（月）東山

10RI24- 実習 4

2024年 5 月21日（火）東山

10

RI24- 実習 5

2024年 5 月22日（水）東山

10

RI24- 講義 3（日本語） 2024年 6 月10日（月）10：00～2024年 6 月12日（水）13：00（TACT）－

RI24- 実習 6

2024年 6 月17日（月）鶴舞

8

RI24- 実習 7

2024年 6 月18日（火）鶴舞

8

RI24- 講義 4（英語）2024年 7 月16日（火）RI24- 講義 5（日本語） 2024年 7 月17日（水）10：00～2024年 7 月19日（金）13：00
RI24- 実習 8

2024年 7 月24日（水）RI24- 実習 9

2024年 7 月25日（木）RI24- 講義 6（日本語） 2024年10月21日（月）10：00～2024年10月23日（水）13：00（TACT）

－

東山

10

東山

10

（TACT）－

2024年10月24日（木）RI24- 実習10

2024年10月31日（木）東山

10

RI24- 実習11

2024年11月 1 日（金）東山

10

RI24- 実習12

2024年11月 5 日（火）鶴舞

8

RI24- 実習13

2024年11月 7 日（木）RI24- 講義 9（英語）2025年 1 月24日（金）RI24- 実習14

2025年 1 月28日（火）RI24- 講義10（日本語） 2025年 2 月12日（水）10：00～2025年 2 月14日（金）13：00
RI24- 実習15

2025年 2 月20日（木）2024年 4 月18日（木）～2024年 4 月26日（金）2024年 5 月27日（月）～2024年 6 月 4 日（火）（MS Teams） －RI24- 講義 7（英語）

RI24- 講義 8（日本語） 2025年 1 月21日（火）10：00～2025年 1 月23日（木）13：00

申込期間

2024年 7 月 1 日（月）～2024年 7 月 9 日（火）（MS Teams） －鶴舞

8（TACT）－（MS Teams） －東山

10（TACT）－

鶴舞

8

2024年10月 7 日（月）～2024年10月15日（火）2025年 1 月 8 日（水）～2025年 1 月15日（水）2025年 1 月29日（水）～2025年 2 月 5 日（水）X 線講習（第 3 種）
名称

実施年月日

X24- 講義 1 （日本語） 2024年 4 月23日（火）10：00～2024年 4 月24日（水）15：00
X24- 講義 2 （英語）

2024年 4 月25日（木）X24- 講義 3 （日本語） 2024年 5 月27日（月）10：00～2024年 5 月28日（火）15：00

実施方法・場所 人数（TACT）－（MS Teams） －（TACT）－

X24- 講義 4 （英語）

2024年 5 月29日（水）（MS Teams） －X24- 講義 5 （英語）

2024年 7 月 2 日（火）（MS Teams） －X24- 講義 6 （日本語） 2024年 7 月 3 日（水）10：00～2024年 7 月 4 日（木）15：00（TACT）－

X24- 講義 7 （日本語） 2024年10月 9 日（水）10：00～2024年10月10日（木）15：00（TACT）－

X24- 講義 8 （英語）

2024年10月11日（金）（MS Teams） －X24- 講義 9 （英語）

2024年12月 2 日（月）（MS Teams） －X24- 講義10（日本語） 2024年12月 3 日（火）10：00～2024年12月 4 日（水）15：00
X24- 講義11（英語）2025年 1 月28日（火）X24- 講義12（日本語） 2025年 1 月30日（木）10：00～2025年 1 月31日（金）15：00

Vol. 75, 2024

（TACT）－（MS Teams） －（TACT）－

申込期間
2024年 4 月10日（水）～2024年 4 月17日（水）2024年 5 月14日（火）～2024年 5 月21日（火）2024年 6 月19日（水）～2024年 6 月26日（水）2024年 9 月25日（水）～2024年10月 3 日（木）2024年11月20日（水）～2024年11月27日（水）2025年 1 月16日（木）～2025年 1 月23日（木）21機器貸出実績
本館
機

器 ，数

量

貸

出

先

目

的 ，内

容

《学内貸出》
電離箱式サーベイメータ

ICS-1323

1台

×1回

保健管理室

エックス線発生装置の漏洩検査のため電離箱式サーベイメータ

ICS-1323

1台

×1回

生命農学研究科

エックス線発生装置の漏洩検査のため

NaI シンチレーションサーベイメータ

TCS-172

1台

×2回

宇宙地球環境研究所

表示付認証機器輸送時の線量確認のため

低エネルギー X 線サーベイメータ（NHC4）No. 5

1台

×1回

環境学研究科エックス線発生装置の漏洩検査のため放射線安全管理室からのお知らせ
●本館●
2024年
4 月 再教育（ 4 月上旬）
1 期利用開始（4/1）
7 月 期末チェック（～7/31）
8 月 2 期利用開始（8/19）
廃棄物集荷（ 8 月下旬）
9 月 東山地区停電・休館（9/6～9/9）
2023年集荷分廃棄物処分費請求
11月 放射性同位元素等取扱施設安全管理担当
教職員研修（10/28～10/29）
東山地区停電・休館（11/15～11/18）
12月 期末チェック（～12/24）
●分館●
2024年
4 月 1 期利用開始（4/1）
6 月 2 期実験計画書提出期限（6/7）
7 月 2 期利用開始（7/1）
上半期利用料金等請求
施設・設備点検
8 月 廃棄物集荷9 月 3 期実験計画書提出期限（9/6）
床清掃（9/26–27）
10月 3 期利用開始（10/1）
2024年集荷分廃棄物処分費等請求
12月 4 期実験計画書提出期限（12/6）
22

2025年
1月
3月

3 期利用開始（1/8）
施設・設備点検
定期検査・定期確認
2025年度利用申請
期末チェック（～3/27）（新規利用者説明会は随時予約制で受け付け，開催します。）

2025年
1月
2月
3月

4 期利用開始（1/6）
下半期利用料金等請求
施設・設備点検2025年度実験計画書提出期限（3/7）
再教育講習会
床清掃（3/27–28）（分 館利用説明会と時間外利用責任者講習会は随時予約制で受け付け，開催します。）

Tracer『名古屋大学アイソトープ総合センター運営委員会』委員名簿
令和 6 年 3 月 1 日現在
所
セ

属

ン

理

学

医

学

工

学

研
系

研
研

原

子

力

生

命

農

環

境

学

情

報

学

環

境

委

職

名

氏

名

タ

ー

長

柴

田

理

尋

究

科 ・ 講

師

出

口

和

彦

究

科 ・ 教

授

清

井

究

科 ・ 教

授

山

澤

弘

実

貴

規

員

委

員

長

科 ・ 准 教 授

今

井

研

究

科 ・ 准 教 授

植

村

研

究

科 ・ 准 教 授

青

木

摂

之

究

所 ・ 准 教 授

増

田

雄

司

長

長

縄

慎

二

瓜

谷

柴

田

理

尋

アイソトープ総合センター ・ 准 教 授

小

島

康

明

アイソトープ総合センター ・ 准 教 授

加茂前

健

理

科 ・ 准 教 授

吉

泰

科 ・ 准 教 授

上野山

賀

久

杉

亮

平

学

研

会

仁

究

医

学

・

研

分

館

コ バ ル ト 60 照 射 施 設 利 用 委 員 会 委 員 長
工

学

研

究

科 ・ 教

授

放 射 線 安 全 委 員 会 委 員 長
アイソトープ総合センター ・ 教

生

学
命

研
農

学

究
研

究

アイソトープ総合センター ・ 講

Vol. 75, 2024

授

師

立

章

岡

田

23

編

集

後

記

「アイソトープ総合センター新館」と呼ばれていた建物の取り壊し工事が始まったことを第72号の編集後記で書きましたが，いまはその場所で新しい建物の建設作業が進んでいます。この原稿を執筆している時点では全体が工事用シートに覆われているため，外観を見ることはできませんが，アイ
ソトープ総合センターの RI 実験棟と比べてだいぶ背の高い建物のようで，迫力を感じます。 5 月供用開始という看板が立っていますので，本号ができあがる頃には姿を見せてくれることでしょう。そういえば，中央図書館
前の第 2 グリーンベルトでも巨大なクレーンを使って大規模な工事が行われています。こちらもまだ全貌は見えませんが，大通りから見える大学の顔ともいえる場所の風景が一変しそうです。

トレーサー編集委員

Tracer

第 75 号

令和 6 年 3 月28日

発行

編集発行
名古屋大学アイソトープ総合センター〒464-8602
電

名古屋市千種区不老町

話〈052〉789－ 2 5 6 3

ＦＡＸ〈052〉789－ 2 5 6 7Ｅ-mail: isotope@t.mail.nagoya-u.ac.jp

委 員 長

柴

田

理

尋

幹

小

島

康

明

近

藤

真

理

中

村

嘉

行

前

田

敦

子

事