HPLC column

サンアーマー SunArmor C18
RP-AQUA
NH2

ChromaNik Technologies Inc.

更なる表面処理の進化
SunArmor

多官能性シリル化試薬をアルキルシリル基に結合した新規シリル化剤の開発
TMSによる最終エンドキャッピング

★C18固定相は使用移動相pH範囲が2から12までで，ハイブリッドシリカと同等な耐久性を実現☆ C18固定相は残存シラノール基の影響を受けず，酸性・塩基性・金属配位性化合物の良好なピーク形状

SunArmor の物性値

1充填剤

粒子径(µm)

細孔径(nm)比表面積(m2/g)

炭素含有量(%)

結合相

使用pH範囲USPカテゴリー

SunArmor C18

3 and 512340

17C182 - 12L1

SunArmor RP-AQUA

3 and 512340

18C30

2 – 10（水系100％移動相使用時）

L62

SunArmor NH23 and 512340

6.5Aminopropyl

2 - 12L8SunArmor C18 / RP-AQUA / NH2

アルカリ性条件での耐久性
SunArmorC18

SunArmor C18
他社ハイブリッドC18に勝る高耐アルカリ性

アルカリ性移動相通液条件
カラムサイズ: 50 x 2.1 mm
移動相: メタノール/10 mM 重炭酸アンモニウム(pH 10.5, アンモニア水で調整) = 30/70
流速: 0.8 mL/min
カラム温度: 60 ºC

相対理論段数/%

1008060

SunArmor C1840

A社ハイブリッドC1820

B社ハイブリッドC1800200

400600800

理論段数測定条件
カラムサイズ: 50 x 2.1 mm
移動相: アセトニトリル/水 = 60/40
流速: 0.2 mL/min
カラム温度: 40 ºC
試料: ブチルベンゼン

通液時間/h

中性・高温(80℃）条件での耐久性
SunArmor C18
中性性移動相通液条件
カラムサイズ: 50 x 2.1 mm
移動相: メタノール/10 mM 酢酸アンモニウム(pH 6.8) = 30/70
流速: 0.2 mL/min
カラム温度: 80 ºC

相対理論段数/%

1008060

理論段数測定条件
カラムサイズ: 50 x 2.1 mm
移動相: アセトニトリル/水 = 60/40
流速: 0.2 mL/min
カラム温度: 40 ºC
試料: ブチルベンゼン

SunArmor C1840

C社C18 AQ
20

D社C1800200

400

600

800

1000

通液時間/h本カタログに記載の比較データの結果はすべてのアプリケーションの代表例ではありません。

SunArmor C18 / RP-AQUA / NH22

アルカリ性条件での耐久性
SunArmor
RP-AQUA

SunArmor RP-AQUA

緩衝液（pH10)のみの移動相での耐久性

相対理論段数/%

1008060

SunArmor RP-AQUA402000100200300400500

通液時間/h
アルカリ性移動相通液条件
カラムサイズ: 50 x 2.1 mm
移動相: 10 mM 重炭酸アンモニウム(pH 10.0, アンモニア水で調整)
流速: 0.2 mL/min
カラム温度: 40 ºC

3SunArmor C18 / RP-AQUA / NH2

理論段数測定条件
カラムサイズ: 50 x 2.1 mm
移動相: アセトニトリル/水 = 70/30
流速: 0.2 mL/min
カラム温度: 40 ºC
試料: ブチルベンゼン

標準試料を用いたパラメー
タ
水素結合性，疎水性，立体選択性の評価

SunArmor
C18
RP-AQUA

再現性，バッチ間差

測定条件
カラム: SunArmor C18, RP-AQUA 5 μm, 150 x 4.6 mm
移動相: メタノール/水=75/25
流速: 1.0 mL/min
カラム温度: 40 ºC
試料：
1 = ウラシルSunArmor C18, RP-AQUAによる標準試料の分離
1C182O

3754NH6NHOO

2 = カフェイン

1H3COOH

3 = フェノールRP-AQUA

243N

N
CH34 = ブチルベンゼン

75 6CH3NN

CH35 = o-ターフェニル
6 = アミルベンゼン

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
保持時間/min

水素結合性

CH37 = トリフェニレン
疎水性

立体選択性

（カフェイン/フェノール）（アミルベンゼン/ブチルベンゼン）（トリフェニレン/o-ターフェニル）

SunArmor C18

0.40

1.54

1.35

SunArmor RP-AQUA

0.48

1.59

1.43

SunArmor C18による保持の再現性
31

アミトリプチリンの保持

42Batch 101

Batch 102

Batch 103

Batch 104

Batch 105

Batch

保持時間(tR)

101

7.69 min102

7.97 min1038.12 min104

7.85 min105

7.93 min

平均値(Av)

7.91 min

標準偏差(σ)0.14 min

測定条件
カラムサイズ: 150 x 4.6 mm
移動相:
アセトニトリル/20 mM リン酸緩衝液 pH 7 = 60/40
流速: 1.0 mL/min
カラム温度: 40 ºC
試料：
1 = ウラシル
2 = プロプラノロール
CH30246
保持時間/min

810O

NH

CH3OH

3 = ノルトリプチリン
4 = アミトリプチリン

NHCH3CH3N
CH3SunArmor C18 / RP-AQUA / NH24

塩基性化合物のピーク
SunArmorC18

他社ハイブリッドC18との比較
アミトリプチリンおよびピリジンのピーク形状比較
アセトニトリル/酢酸アンモニウム緩衝液(B)を用いたアミトリプチリン(4)ピークの比較
143SunArmor
C18, 5 μm

2

アセトニトリル/リン酸緩衝液(A)を用いたアミトリプ
チリン(4)ピークの比較
131A社ハイブリッド

1312 C18, 5 μm

423124A社ハイブリッド
C18, 5 μm

324 tR=6.23 min
TF＝3.59

3tR=8.43 min
TF＝1.10Sunniest C18, 5 μm

1tR=8.22 min
TF＝1.12Sunniest
C18, 5 μmtR=7.69 min
TF＝1.08

SunArmor C18, 5 μm

43242tR=8.41 min
TF＝1.10tR=3.95 min
TF＝2.03

B社ハイブリッド
C18, 2.7 μm

4tR=5.71 min
TF＝1.45＜tR：リテンションタイム，TF：テーリングファクター＞

14

B社ハイブリッド
C18, 2.7 μm

32tR=5.24 min
TF＝1.32＜tR：リテンションタイム，TF：テーリングファクター＞

メタノール/水移動相を用いたピリジン(2)ピークの比較
3SunArmor C18, 5 μm
21

測定条件（アミトリプチリン）
カラムサイズ: 150 x 4.6 mm
移動相:A)アセトニトリル/20 mM リン酸緩衝液 pH 7 = 60/40
B)アセトニトリル/10 mM 酢酸アンモニウム pH 6.8 = 40/60
流速: 1.0 mL/min
カラム温度: 40 ºC
試料：
1 = ウラシル
2 = プロプラノロール
CH3

O

NHCH3OH

3 = ノルトリプチリン

NHCH3

4 = アミトリプチリン

CH3N
CH33Sunniest C18, 5 μm
2
1

A社ハイブリッドC18, 5 μm

321

B社ハイブリッドC18, 2.7 μm
23測定条件（ピリジン）
カラムサイズ: 150 x 4.6 mm
移動相: メタノール/水 = 30/70
流速: 1.0 mL/min
カラム温度: 40 ºC
試料： 1 = ウラシル，2 = ピリジン，3 = フェノール
O

1OHNHNNHO

本カタログに記載の比較データの結果はすべてのアプリケーションの代表例ではありません。

5SunArmor C18 / RP-AQUA / NH2

Sunniest C18はクロマニックテクノロジーズ社製全多孔性シリカ系C18カラムです。

酸性・金属配位性化合物のピーク
SunArmorC18

他社ハイブリッドC18との比較
ギ酸およびオキシンのピーク形状比較

金属配位性化合物としてのオキシン(1)ピークの比較
12tR=2.55 min
TF=1.07

SunArmor C18, 5 μm

酸性化合物としてのギ酸(1)ピークの比較
tR=1.96 min
TF=1.49

1tR=2.02 min
TF=1.21132

1SunArmor C18, 5 μmtR=2.71 min
TF=1.082tR=1.57 min
TF=1.31

3Sunniest
C18, 5 μm
32tR=1.70 min
TF=3.48

A社ハイブリッド
C18, 5 μm

2Sunniest C18, 5 μm

1A社ハイブリッド
C18, 5 μm

1B社ハイブリッド
C18, 2.7 μm

tR=1.93 min
TF=1.29

22

12tR=1.65 min
TF=5.243＜tR：リテンションタイム，TF：テーリングファクター＞

B社ハイブリッド
C18, 2.7 μm

1＜tR：リテンションタイム，TF：テーリングファクター＞

測定条件（ギ酸）
カラムサイズ: 150 x 4.6 mm
移動相: アセトニトリル/0.1% リン酸 = 2/98
流速: 1.0 mL/min
カラム温度: 40 ºC
試料：
1 = ギ酸2 = 酢酸3 = プロピオン酸

測定条件（オキシン）
カラムサイズ: 150 x 4.6 mm
移動相: アセトニトリル/20 mM リン酸 = 10/90
流速: 1.0 mL/min
カラム温度: 40 ºC
試料：
1 = オキシン（8-キノリノール）
NOH

2 = カフェイン

OH3C

O

CH3N

NN

N

CH3

*官能基としてジメチルアミノ基などを持つシリル化試薬を用いると，副生成物としてのアミンが充填剤に残ります。このアミンはギ酸を強く吸着し，テーリングの原因になります。 A社やB 社のようにギ酸がテーリングする場合は，アミンが充填剤に残存してる可能性が高いです。

本カタログに記載の比較データの結果はすべてのアプリケーションの代表例ではありません。
Sunniest C18はクロマニックテクノロジーズ社製全多孔性シリカ系C18カラムです。

SunArmor C18 / RP-AQUA / NH26

アセトニトリル・水移動相での耐久性

保持時間/%

SunArmorNH2

SunArmor NH2

1009080706050403020100

耐久性および測定条件
カラム: SunArmor NH2 5 μm, 250 x 4.6 mm
他社NH2 5 μm, 250 x 4.6 mm
移動相: アセトニトリル/水 = 75/25
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 40 ºC
検出: RI, 試料: スクロース40 ºC
SunArmor NH2
Company A NH2Company B NH20200

400600★一般的なNH2カラムは保持時間が減少して200時間程度の耐久性しかありませんが，SunArmor NH2は500時間でも数パーセントの保持時間の減少に留まります。
また，アセトニトリル/水=50/50移動相を用いても同じ耐久性を示します。

保持時間/%

通液時間/h1009080706050403020100

耐久性条件
カラム: SunArmor NH2 5 μm, 250 x 4.6 mm
移動相: アセトニトリル/水 = 75/25
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 60 ºC60 ºC

測定条件
移動相: アセトニトリル/水 = 75/25
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 40 ºC
検出: RI, 試料: スクロース

SunArmor NH20200400600

通液時間/h★カラム温度を60℃に設定しても300時間以上の耐久性が確認されました。

アルカリ性移動相での耐久性
SunArmor NH2

保持時間/%

pH11.2 and pH11.8
1009080706050403020100

耐久性条件
カラム: SunArmor NH2 5 μm, 250 x 4.6 mm
移動相:
アセトニトリル/10mM重炭酸アンモニウムpH11.2 = 75/25
アセトニトリル/10mMトリエチルアミンpH11.8 = 75/25
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 40 ºC10mM ammonium bicarbonate pH11.210mM triethylamine pH11.80100200300

通液時間/h400500測定条件
移動相: アセトニトリル/水 = 75/25
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 40 ºC
検出: RI, 試料: スクロース★移動相切り替え時の注意事項
アミノ基は活性が高いため，移動相の成分と相互作用が起こり，固定相の状態が変化することがあります。特にリン酸はアミノ基とイオン交換が起こり，また有機溶媒として用いるアルデヒド類はアミノ基とシッフ塩基を生成し，固定相が大きく変化します。
元の状態に戻すには数日間移動相を流すことが必要になりますが，元の状態に戻らないことも多いです。カラムの交換時にそれまでの分離ができない場合には，移動相成分により固定相が変化しいることも考えられます。移動相成分による変化であれば，移動相の通液履歴が同じになるように新しいカラムに通液すれば，同じ分離が得られます。リン酸緩衝液を用いた場合には，リン酸緩衝液専用のカラムにするなど，アミノカラムを用いた分析メソッドを作る場合には上記の事象を考慮することをお勧めします。

7SunArmor C18 / RP-AQUA / NH2

本カタログに記載の比較データの結果はすべてのアプリケーションの代表例ではありません。

スクロースとパラチノースの分離

SunArmor
NH2

12糖の保持時間比較
40510
保持時間/min

15A

20

12 3

他社高耐久性NH2は保持が1/3以下

1

カラム: SunArmor NH2, 5μm 250 x 4.6 mm
移動相:
アセトニトリル/50 mM 酢酸アンモニウム = 75/25
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 40 ºC
検出: RI, 試料: 1 = スクロース, 2 = パラチノース3B

240510
保持時間/min1520カラム: A = 他社高耐久性NH2, 5 μm 250 x 4.6 mm
B = SunArmor NH2, 5μm 250 x 4.6 mm
移動相: アセトニトリル/水 = 75/25
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 40 ºC
検出: RI, 試料: 1 = フルクトース, 2 = グルコース,
3 = スクロース, 4 = マルトース

水溶解サンプルの注入量による段数比
較
1 2

Injection: 0.4 µL

N1 = 17,589
N2 = 19,700

Injection: 5 µL

N1 = 14,796
N2 = 17,522

Injection: 10 µL

N1 = 11,845
N2 = 14,553

Injection: 20 µL

N1 = 6,606
N2 = 9,640024
保持時間/min★疎水性エンドキャッピングは糖の保持を小さくしてしまいますが，SunArmor NH2は極性エンドキャッピングにより，高耐久性と大きな保持を両立しております。

分岐鎖アミノ酸の分離
1 26カラム: SunArmor NH2, 5μm 250 x 4.6 mm
移動相:
アセトニトリル/10 mM 酢酸アンモニウム = 70/30
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 40 ºC
検出: UV@250nm, 試料: 1 = ウリジン, 2 = シトシン

3024681012

保持時間/minカラム: SunArmor NH2, 5μm 250 x 4.6 mm
移動相:
アセトニトリル/10 mM 酢酸アンモニウム = 70/30
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 40 ºC
検出: RI, 試料: 1 = L-ロイシン, 2 = L-イソロイシン，
3 = L-バリン

本カタログに記載の比較データの結果はすべてのアプリケーションの代表例ではありません。

SunArmor C18 / RP-AQUA / NH28糖アルコールの分離

SunArmor
NH2シクロデキストリンの分離

12314 52300510
保持時間/min510
保持時間/min1520

カラム: SunArmor NH2, 5μm 250 x 4.6 mm
移動相: アセトニトリル/水 = 80/20
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 40 ºC, 検出: RI,
試料: 1 = グリセリン, 2 = エリスリトール, 3 = キシリトール, 4 = ソルビトール, 5 = マンニトール

15

カラム: SunArmor NH2, 5μm 250 x 4.6 mm
移動相: アセトニトリル/水 = 60/40
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 40 ºC
検出: RI, 試料: 1 = α-シクロデキストリン, 2 = β-シクロデキストリン, 3 = γ-シクロデキストリン

SunArmor NH2カラムによるイオン交換モードと順相モードの分離
A: 5% Acetic acid in water
B: 5% Acetic acid in acetonitrile

A: 1% Acetic acid in water
B: 1% Acetic acid in acetonitrile1212★移動相の有機溶媒濃度を増すことにより，イオン交換モードから順相モードに分離が変化します。添
加する酸の濃度が高いほど保持時間は短くなります。
またモード変化によりアスコルビン酸とエリソルビン酸の溶出順序も変わります。

2121Ion exchange mode

B 0%
B 10%
B 20%
B 30%
B 40%
B 50%
B 60%
B 70%

Normal phase mode0510

保持時間/min1501020

保持時間/minカラム: SunArmor NH2, 5μm 250 x 4.6 mm1. Ascorbic acid
移動相: A) 1% or 5% 酢酸水溶液
B) 1% or 5% 酢酸含有アセトニトリル
流速: 1.0 mL/min, カラム温度: 40 ºC
検出: UV@260nm, 試料: 1 = アスコルビン酸, 2 = エリソルビン酸

9SunArmor C18 / RP-AQUA /NH23040

2. Erythorbic acid

SunArmor✻クロマニックテクノロジーズの海外販売網
Technolab-Sorbent AB
Biotech AB
dichromTeknolab AS
BioAnalytic
Inacom Instruments
Watrex Praha, s.r.o. Wuhan Puli Technology Co., Ltd.
Simkon Kft.
Labquip
BeijingbTai-ke-MeibHi-Tech Co., Ltd.
Obrnuta faza j.d.o.o.
LabService
AnalyticaS.r.l.
BGB Analytik AG
JASCO Analytica Spain, S.L.
MZ-ANALYSENTECHNIKSalt Analitik Çözümler Kimya
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Pyvot
Nacalai USA, Inc.

Espora Lab
Zhejiang Fuli Analytical Instrument Co., Ltd
Scientific Hightek Co., Ltd.

Yair Technologies Ltd

ChromaTech Ltd

TWT Scientific Ltd.
B3 Pharma India

Alpha Calibraciones de Mexico

Easysci Instruments Company Limited

Eco - Chem Inc.

Applied Chemical and Instrument Co., Ltd
Chromatopak Analytical
IT Technologies Pte Ltd
Allytech Corporation Ltd.
Smart Labtech Pvt., Ltd.,S&B Analitica

NorwayTeknolab AS
TEL: +47 66 81 34 70
Email: mail@teknolab.noSweden
Technolab-Sorbent AB
TEL: +46 (0)300 56 8660
Email: info@teknolab.seGermany / Austria
dichrom GmbH
TEL: +49-(0)2364-89923-30
Email: info@dichrom.com

Checo Republic
Watrex Praha, s.r.o.
TEL: +42 0 226 203 500-510
Email: watrex@watrex.com

Spain
Jasco Analytica Spain
TEL: +34 912342454
Email: info@jasco-spain.com

Germany
MZ-ANALYSENTECHNIK GmbH
TEL: +49 (0) 6131 686619
Email: info@mz-at.deSwitzerland
BGB Analytik AG+41 (0) 61 991 00 46
sales@bgb-analytik.com

ItalyLabService Analytica S.r.l.
TEL: +39 051 732351
E-mail: nnuccilli@labservice.it

Ireland

Croatia
Obrnuta faza j.d.o.o..
TEL: 00385 /99/ 440 4601
Email: info@obrnutafaza.hrNetherland
Belugium
Luxenbourg
Inacom Instruments
TEL: +31 318521151
Emailr.devries@inacom.nl

HugarySimkon Kft.
TEL: +36 1 403 4420
Email: info@simkon.hu

USA
Pyvot
TEL: (212) 204-0075
Email: info@pyvot.tech

USA
Nacalai USA, Inc.
TEL: (858) 404-0403
Email: info@nacalaiusa.com

MexicoChileAlpha Calibraciones de México S.A. de S&B Analitica
C.V.
TEL: +56 (9)91750578
TEL: +52 55 5679-5451
E-mail: e.cerda@aybanalitica.cl
E-mail: ventas@alphacal.mx

Colombia
Eco - Chem Inc.
TEL: +57(1) 415 0255
E-mail: logistica@ecochem.com.co

India
Chromatopak Analytical
Instrumentation
TEL: +91 (22) 2877 0181
E-mail: info@chromatopak.com

India
Smart Labtech Pvt Ltd.
TEL: +91 40 23 774310
Email: info@smartlabtech.net

Bangladesh
ALLYTECH CORPORATION LTD.
TEL: +880-2-9663821
Email:ThailandSingapore
Applied Chemical and Instrument
IT Technologies Pte Ltd
TEL: 6624532145
TEL: 65-6897 0626
E-mail: supat@applieschemical.com E-mail: sales@ittech.com.sg

IsraelYair Technologies Ltd
TEL: +972-50 754 7472
E-mail: contact@yairtechnologies.com

China
Beijing Tai-ke-Mei Hi-Tech Co. TEL:
010-5165-9118
E-mail:China
Wuhan Puli Technology Co., Ltd
TEL: +86 27-87001480
E-mail:China
Zhejiang Fuli Analytical
Instrument Co., Ltd
TEL: +86-576-80681261
E-mail: forrest.wang@fuliinstrument.com

China
EASYSCI INSTRUMENTS COMPANY
LIMITED
TEL: 852 31523036
E-mail: info@easy-sci.com.hk

TaiwanSCIENTIFIC HIGHTEK CO., LTD. TEL:+886-2-26522200
E-mail: Support@GCLC.com.tw

Labquip Ltd
TEL: +353 1 643 4586
Email: labquip@labquip.ieKorea
Espora Lab
TEL: +82 31-847-0717
E-mail: esporalab@gmail.com

SunArmor C18 / RP-AQUA / NH210

HPLC column
SunArmor
SunArmor NH2

SunArmor 価格表
充填剤

内径(mm)

SunArmor C18, 3 μm

SunArmor C18, 5 μm

SunArmor RP-AQUA,3 μm
SunArmor RP-AQUA ,5 μm
SunArmor NH2, 3 μm
SunArmor NH2, 5 μm

⻑さ(mm)
305075100
15025050100150250
305075100150
250
50100
150
250
150
250
150
250

2.0
型 番
HB2231
HB2241
HB2251
HB2261
HB2271-----HB3241
HB3261
HB3271
HB3281
HR2231
HR2241
HR2251
HR2261
HR2271-----HR3241
HR3261
HR3271
HR3281
HN2271
HN2281
HN3271
HN32813.0
価 格¥47,000¥47,000¥50,000¥52,000¥57,000-----¥44,000¥50,000¥54,000¥62,000¥49,000¥49,000¥52,000¥54,000¥59,000-----¥46,000¥52,000¥56,000¥64,000¥57,000¥69,000¥54,000¥62,000型 番-----HB2341-----HB2361
HB2371
HB2381
HB3341
HB3361
HB3371
HB3381-----HR2341-----HR2361
HR2371
HR2381
HR3341
HR3361
HR3371
HR3381---------------------

4.6
価 格-----¥47,000-----¥52,000¥57,000¥67,000¥44,000¥50,000¥54,000¥62,000-----¥49,000-----¥54,000¥59,000¥69,000¥46,000¥52,000¥56,000¥64,000---------------------

型 番-----HB2441----HB2461
HB2471
HB2481
HB3441
HB3461
HB3471
HB3481-----HR2441----HR2461
HR2471
HR2481
HR3441
HR3461
HR3471
HR3481
HN2471
HN2481
HN3471
HN348110価 格-----¥44,000-----¥50,000¥55,000¥67,000¥40,000¥45,000¥50,000¥62,000-----¥46,000-----¥52,000¥57,000¥69,000¥42,000¥47,000¥52,000¥64,000¥55,000¥67,000¥50,000¥62,000型 番---------------------------------------------HB3781---------------------------------------------HR3781---------------HN3781

20
価 格---------------------------------------------¥200,000---------------------------------------------¥240,000---------------¥200,000型 番---------------------------------------------HB3881---------------------------------------------HR3881---------------HN3881

価 格---------------------------------------------¥400,000---------------------------------------------¥480,000---------------¥400,000

USP
categoryL1L1

L62

L62
L8L8

※ ここに示されていないサイズに関しましては弊社営業部までお問合せ下さい。上記価格に消費税は含まれておりません。
※ 外観および仕様は改良のため，予告なく変更する場合もございますのでご了承願います。

SunGuardシリーズ
品

SunArmor カートリッジ式ガードカラム
粒子径

型番価格

SunArmor C18, 5 μm Guard cartridge column (1-pak + Holder) 4 x 10mm
SunArmor RP-AQUA, 5 μm Guard cartridge column (1-pak + Holder) 4 x 10mm
SunArmor HN2, 5 μm Guard cartridge column (1-pak + Holder) 4 x 10mm

名5 μm
5 μm
5 μm

HB3A1H
HR3A1H
HN3A1H¥18000¥18000¥18000SunArmor C18, 5 μm Guard cartridge (4-pak ) 4 x 10mm
SunArmor RP-AQUA, 5 μm Guard cartridge (4-pak ) 4 x 10mm
SunArmor NH2, 5 μm Guard cartridge (4-pak ) 4 x 10mm

5 μm
5 μm
5 μm

HB3A1C
HR3A1C
HN3A1C¥24000¥24000¥24000SunArmor Guard cartridge holder---HOLA1C¥12000※ 3 μmカラムにも5 μmガードカラムがご使用になれます。上記価格に消費税は含まれておりません。
※ 外観および仕様は改良のため，予告なく変更する場合もございますのでご了承願います。

開発・製造・発売元
株式会社 クロマニックテクノロジーズ

2306

代表取締役社長 長江 徳和

552-0001 大阪府大阪市港区波除6-3-1 TEL: 06-6581-0885 FAX: 06-6581-0890
E-mail: info@chromanik.co.jp URL: http://chromanik.co.jp