旭川暴露試験場における年間の最高気温は 5 月に 33.5℃(機器メンテナンスのため、試験場近傍の江丹別アメダスの観測値)、同最低気温は 1 月に-29.4℃を記録した。真夏日の合計は 15 日、冬日の合計は 194 日であった。一日のうちの最高気温と最低気温の差(日較差)の最大値は、5 月 6 日の 26.3℃（最高気温 25.3℃、最低気温−1.0℃）であった。
銚子暴露試験場における年間の最高気温は、9月に 32.8℃、同最低気温は 1 月に-5.0℃を記録した。真夏日の合計は 28 日、冬日の合計は 43 日であった。日較差の最大値は、21.3℃（12 月 31 日：最高気温 19.5℃、最低気温-1.8℃）であった。
宮古島暴露試験場における年間の最高気温は 8月に 33.2℃、同最低気温は 1 月に 8.9℃を記録した。真夏日の合計は 99 日であった。日較差の最大値は、12.6℃（1 月 25 日：最高気温 21.5℃、最低気温 8.9℃）であった。
表 1 は各試験場における 2019 年及び過去 10 年間(旭川暴露試験場は過去 3 年間)の主な環境因子の値であり、図 1 は 2019 年の各試験場における気温、紫外線量 0°、海塩粒子付着量、硫黄酸化物付着量の月別変化である。

表 1 各試験場の主な環境因子
旭川暴露試験場
2019年
平均※1
平均最高気温（℃）
12.612.0
平均最低気温（℃）-0.1-0.2
平均気温（℃）
6.05.6
平均相対湿度（％）
8183
年間降水量（mm）
1291.51367.9平均風速（m/s）
0.80.6
年間全日射量 0°(MJ/㎡)
4329.654339.94
年間紫外線量 0°(MJ/㎡)
253.09251.78
海塩粒子付着量（月毎の値の平均)
0.70.4
硫黄酸化物付着量（月毎の値の平均)
0.90.6※1）旭川暴露試験場の平均は、2016年から2018年までの3年間

銚子暴露試験場
2019年
平均※2
19.3
19.0
11.4
11.0
15.5
15.0
78792333.0
1848.13.0
2.45154.765179.00
289.58286.65
10.8
19.8
3.0
2.8

測定項目（単位）

宮古島暴露試験場
2019年
平均※2
27.1
26.9
21.7
21.5
24.1
23.9
82
79
2045.01903.44.1
3.8
5385.155562.91338.10347.1532.0
40.8
1.81.6※2）銚子及び宮古島暴露試験場の平均は2009年から2018年までの10年間。
5040.0
気 温

紫外線量
40

紫外線量０°(ＭＪ/㎡)

平均気温(℃)

30.0
20.010.0
旭川

銚子0.0

宮古島

-10.0

20旭川
銚子

10宮古島

0-20.01234567891011112234567891011

月別紫外線量

月月別平均気温

12月7.060
旭川

海塩粒子
付着量

50

銚子

硫黄酸化物量(mgSO2/(㎡ d))

海塩粒子付着量(mgNaCl/(㎡ d))

30

宮古島

40

302010

旭川

硫黄酸化物
付着量

6.0

銚子
宮古島

5.0
4.0
3.0
2.0

1.00.001234567

月別海塩粒子量

89101112月

12345678910

月別硫黄酸化物量

図１ 旭川・銚子・宮古島における環境因子の月別変化(2019 年)

1112月

卓上型分光測色計 SC-P45
携帯型分光測色計 CC-m の紹介
銚子暴露試験場 額賀 圭介
1．はじめに測色計は、耐候性試験において、色の変化を数値的に評価するために用いられ、歴史的に長く使用されている測定器である。現在でも、プラスチック材料や塗装材料の耐候性試験において利用されている。当センターでは、2019 年度に卓上型の測色計、携帯型の測色計を更新した。今回は、各測定器の基本的な性能や対応規格について紹介する。
2.卓上型分光測色計
2.1 測定器の仕様
卓上型分光測色計(SC-P45)の測定器の仕様を
表 1 に示す。
また、測定器の外観を写真 1 に示す。
本測定器は、1 回の測定で、各光源での XYZ、L*a*b*などの表色系が表示可能であり、その時の測定値を PC で表示、記録、処理できるようになっている。
表 1 測定器の仕様
型式
分光測色計 SC-P45 型(スガ試験機㈱製)
光源・視野 A・C・D65 光源と蛍光灯 F6・F8・
F10・F11 光源における 2 度視野及び 10 度視野
光学条件
反射測定：45°照明 0°受光
透過測定： 0°照明 0°受光
測定孔径
反射測定：φ50mm、φ30mm、φ12mm
透過測定：φ30mm
測定波長域 400～700nm、10nm 間隔
安定性白色標準板を連続 10 回測定した
ときのΔE*ab の標準偏差が 0.02以内
本体寸法
約幅 300×奥行 230×高さ 360 ㎜[重量約 14kg]
表 1 より、本測定器は従来の測定器よりも多種の光源による測定が可能となった。通常の測定では、暗箱を光学部に設置して 0 合わせ、白色標準板を用いた標準合わせを行った後、試料の測定を行う。測定時の写真を写真 2 に示す。また、JIS Z9117(再帰性反射材)の 8.2(色の測定)に規定しているように、測定精度を高めるために、試料の色に近似した再帰性反射材の色校正用照合片(ユーザー標準板)を使用することにより、実際の試料の色調に近い値で測定することができる。ただし、その際はユーザー標準板の分光値を入力することが必要になる。PC では、写真 3 のように、XYZ、L*a*b*などの表色系や黄色度 YI、黄変度ΔYI といった測定データを電子データとして記録・保管することができる。
測定器の管理として、1 週間に 1 回、国家標準にトレーサブルな複数のセラミック製カラータ
イル（写真 4）を使用した測定値の確認を行っている。また光源ランプの寿命は約 2000 時間とされている。
2.2．対応規格
この測定器で対応可能である主な規格は、JIS Z8722(幾何条件 a)、JIS Z 8722(幾何条件 e)、JISK 7373、JIS Z 9117 等がある。

写真 1 測定器の外観

写真 2 測定時の写真

写真 3 測定時の記録計の表示画面(例)写真 4 セラミック製カラータイル
3.携帯型分光測色計
3.1 測定器の仕様
携帯型分光測色計(CC-m)の測定器の仕様を表 2に示す。また、測定器の外観及び測定時の表示画面を写真 5 に示す。本測定器は、2.卓上型分光測色計と同様に、各光源での XYZ、L*a*b*などの表色系が表示可能であり、その時の測定値は、本体に記録され PC 等で取り出せるほか、付属のプリンタにより紙媒体で印字できるようになっている。
屋外での測定事例を写真 6 に示す。
表 2 測定器の仕様
型式
分光測色計 CC-m 型(スガ試験機㈱製)
光源・視野 A・C・D65 光源と D50・D75 光源、蛍光灯 F2・F6・F7・F8・F10・F11・
TL84・UL30 光源における 2 度視野及び 10 度視野
光学条件
反射測定：拡散光照明 8°受光
(正反射光を含む、含まないの切り替え可能)
測定孔径
反射測定：φ10mm、φ5mm
測定波長域 400～700nm、10nm 間隔
安定性
白色標準板を連続 30 回測定した と き の Δ E*ab の 標 準 偏 差 が0.02 以内本体寸法
約幅 82×奥行 112×高さ 250 ㎜[重量約 980g]

写真 5 測定器の外観及び測定時の表示画面

写真 6 屋外での測定事例
表 2 から、CC-m についても従来の測定器に比べ多種の光源による測定が可能となった。
本体の画面では、写真 5 のように、測定データを表示できる。CC-m も SC-P45 と同様に写真 7 に示すような白色標準板により標準合わせを行っている。

写真 7 白色標準板の写真
3.2 対応規格
この測定器で対応可能な規格は、JIS Z 8722(幾何条件 c)、JIS K 7373、JIS Z 9117 等がある。
4.最近の測色に関する傾向
最近の測色に関して、従来から行われてきた塗装板、プラスチック板のような平滑で単一色の試
験片ではなく、木製材料やコンクリート塗装材等の色調を測定することがある。測定領域によっては、凹凸部や色が一様でない箇所があるため、その際は測定箇所を常に固定し、測定数(n 数)を増やすことで測定によるばらつきをできるだけ少なくなるような測定を行っている。
5．おわりに今回の測定器の更新にあたり、多種の光源による測定が実施できるようになりました。試料の測定は、テストピースのような小さな試料(約 15×15mm)から比較的大きい試料(約 200×200mm)も測定可能となります。また、旭川暴露試験場では、今回更新した携帯型分光測色計や携帯型光沢計を用いて、現地での測定も可能となりましたので、依頼試験をご予定の際はご利用下さい。

お知 ら せ□2 月 6 日(15:00～17:05)
2019 年度第 1 回化学製品の耐候性技術情報連絡会
プラスチック(TC61)、塗料(TC35)、ゴム(TC45) に関連する国際標準化動向について情報共有を行った。

□3 月 23 日[書面審議] 2019 年度第 2 回理事会
第 2 回理事会において次の議案が承認可決された。
・ 第 1 号議案 令和 2 年度事業計画書案・同予算書案の承認について※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，書面審議とした。

令和元年 10 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日の外部講演会及び委員会への協力＞
内容

主ISO/TC156 本委員会
ISO/TC156/WG4/SWG 国内委員会
ISO/TC156/WG6 国内委員会
ISO/TC156/WG6/SWG 国内委員会
ISO/TC61/SC6 国内委員会
ISO/TC35/SC9 対策委員会
建設小委員会
新エネルギー向け表面処理研究部会
環境劣化分科会
耐食性評価試験委員会
表面処理分科会
JIS K 7350-1 改正原案作成本委員会
第 265 回ゴム技術シンポジウム
明日の工業塗装を考える懇談会『耐候性の評価』講演会

催

備

ステンレス協会
ステンレス協会
ステンレス協会
ステンレス協会
日本プラスチック工業連盟
一般財団法人日本塗料検査協会
公益社団法人腐食防食学会
一般社団法人軽金属学会
一般社団法人日本ゴム協会
一般社団法人日本アルミニウム協会
一般社団法人日本マグネシウム協会
日本プラスチック工業連盟
一般社団法人日本ゴム協会
名古屋市工業研究所，中部塗装技術研究会，愛知県工業塗装共同組合

JWTC の予定

考委員派遣 1 回
委員派遣 1 回
委員派遣 2 回
委員派遣 1 回
委員派遣 1 回
委員派遣 1 回
委員派遣 1 回
委員派遣 1 回
職員派遣 1 回
委員派遣 4 回
委員派遣 1 回
委員派遣 2 回
講師派遣 1 回
講師派遣 1 回

外部機関の情報□2020 年6 月 12 日 令和 2 年度第 1 回理事会□

6 月 23 日 令和 2 年度定時評議委員会

□

9月

□

11 月 24 日 令和 2 年度ウエザリング技術研究成果発表会(東京)□11 月 25 日 同□2020 年 7 月 2 日,3 日(東京：東京ガーデンパレス)「第 40 回防錆防食技術発表大会」

令和 2 年度第 1 回技術委員会

主催：(一般社団)日本防錆技術協会
事務局

銚子暴露試験場の見学会(銚子)TEL03-3434-0451

技術情報
資 料 名：日本建築学会技術報告集

26 巻

62 号，164-168，2020 年

タイトル：屋外暴露 33 年目までの CFRP 板の劣化状態
著 者−CFRP 板の長期耐候性試験−：米丸啓介(清水建設)，桑原圭介(JWTC)

本報告は、自主試験研究事業として継続している CFRP 板の長期屋外暴露試験の一部をまとめたものです。

＜試験依頼についてのお問合せは＞事務局 TEL 03‐3434‐5528 までﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ＪＷＴＣニュース

http://www.jwtc.or.jp
２０１９年度下期

令和 2 年 3 月 25 日印刷・令和 2 年 3 月 26 日発行

発行所

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター〒105‐0011

東京都港区芝公園１丁目１番１１号
TEL：03-3434-5528 FAX：03-3434-5529