旭川暴露試験場における年間の最高気温は 7 月に 31.7℃、同最低気温は 2 月に-26.2℃を記録した。真夏日の合計は 10 日、冬日の合計は 179 日であった。一日のうちの最高気温と最低気温の差(日較差)の最大値は、5 月 11 日の 27.7℃（最高気温 27.0℃、最低気温-0.7℃）であった。
銚子暴露試験場における年間の最高気温は、8月に 33.2℃、同最低気温は 2 月に-6.3℃を記録した。真夏日の合計は 30 日、冬日の合計は 55 日であった。日較差の最大値は、17.5℃（2 月 27日：最高気温 17.0℃、最低気温-0.5℃）であった。
宮古島暴露試験場における年間の最高気温は 8月に 34.6℃、同最低気温は 2 月に 12.1℃を記録した。真夏日の合計は 117 日であった。日較差の最大値は、11.6℃（4 月 6 日：最高気温 25.0℃、最低気温 13.4℃）であった。
表 1 は各試験場における 2022 年及び過去 10 年間(旭川暴露試験場は過去 6 年間)の主な環境因子の値であり、図 1 は 2022 年の各試験場における気温、紫外線量 0°、海塩粒子付着量、硫黄酸化物付着量の月別変化である。

表 1 各試験場の主な環境因子
旭川暴露試験場
2022年
平均※1
平均最高気温（℃）
13.2
12.5
平均最低気温（℃）
0.50.0
平均気温（℃）
6.5
5.9
平均相対湿度（％）
8583
年間降水量（mm）
1369.01356.3平均風速（m/s）
0.60.6
年間全日射量 0°(MJ/㎡)
4511.684381.94
年間紫外線量 0°(MJ/㎡)
286.47261.69海塩粒子付着量（月毎の値の平均)
0.40.5
硫黄酸化物付着量（月毎の値の平均)
0.80.7※1）旭川暴露試験場の平均は、2016年から2021年までの6年間。

銚子暴露試験場
2022年
平均※2
19.2
19.1
11.3
11.2
15.2
15.2
7979
1895.51974.82.12.25156.58
5207.86290.12
293.13
17.7
16.8
2.6
2.6

測定項目（単位）

宮古島暴露試験場
2022年
平均※2
26.9
26.8
21.6
21.3
24.0
23.8
83
812986.5
1911.13.8
3.8
5382.615645.44367.70358.5232.4
39.4
1.31.5※2）銚子及び宮古島暴露試験場の平均は2012年から2021年までの10年間。
6040
気 温

紫外線量
50

紫外線量０°(ＭＪ/㎡)

平均気温(℃)

302010旭川
銚子

0

宮古島

30
旭川

20

銚子
宮古島

10-100-20
1234567891011112234567891011

月別紫外線量

月月別平均気温

12月

5120
海塩粒子
付着量

100

硫黄酸化物付着量(mgSO2/(㎡ d))

海塩粒子付着量(mgNaCl/(㎡ d))

40

旭川

80銚子
宮古島

604020

硫黄酸化物
付着量

4旭川
銚子
宮古島

3210012345678

月別海塩粒子付着量

9101112月

12345678910

月別硫黄酸化物付着量

図１ 旭川・銚子・宮古島における環境因子の月別変化(2022 年)

1112月

卓上型測色計（三刺激値直読） SM-P45
携帯型分光測色計 CC-m の紹介
宮古島暴露試験場 源河 直浩
1．はじめに
測色計は、耐候性試験において、色の変化を数値的に評価するために用いられ、歴史的に長く使用されている測定器である。現在でも、プラスチック材料や塗装材料の耐候性試験において 利用 され てい る。 宮古 島暴 露試 験場 では 、2022 年度に卓上型の測色計、携帯型の測色計を更新した。今回は、各測定器の基本的な性能や対応規格について紹介する。
2. 卓上型測色計（三刺激値直読） SM-P45
2.1 測定器の仕様
卓上型カラーメーター(SM-P45)の測定器の仕様を表 1 に示す。また、測定器の外観を写真 1 に示す。本測定器は、刺激値直読方式の測定器であり 1 回の測定で、C 光 2 度や D65 光 10 度でのXYZ、L*a*b*などの表色系が表示可能であり、その時の測定値を PC で表示、記録、処理できるようになっている。
表 1 測定器の仕様
型式
卓上型測色計（三刺激値直読）
SM-P45 型(スガ試験機㈱製)
光源・視野 C 光 2 度視野及びD65 光 10 度視野
光学条件
反射測定：45°照明 0°受光(JIS Z 8722 条件 a に準拠)
透過測定： 0°照明 0°受光(JIS Z 8722 条件 e に準拠)
測定孔径
反射測定：φ50mm、φ30mm、φ12mm
透過測定：φ12mm
安定性
白色標準板を連続 10 回測定した
ときのΔE*ab の標準偏差が 0.01以内
本体寸法
約幅 300×奥行 230×高さ 540 ㎜[重量約 14kg]
通常の測定では、暗箱を光学部に設置して 0 合わせ、白色標準板を用いた標準合わせを行った
後、試料の測定を行う。測定時の写真を写真 2 に示す。測定時には複数のセラミック製カラータ
イル（写真 3）を使用し、測定値の確認を行っている。
写真 4 に示す通り、PC では XYZ、L*a*b*などの表色系や黄色度 YI、黄変度ΔYI といった測定データを電子データとして記録・保管することができる。
2.2 対応規格この測定器で対応可能である主な規格は、JISZ 8722(幾何条件 a)、JIS Z 8722(幾何条件 e)である。

写真 1 測定器の外観

写真 2 測定時の写真

写真 3 セラミック製カラータイル

写真 4 測定時の PC 画面表示

3.携帯型分光測色計 CC-m
3.1 測定器の仕様
携帯型分光測色計(CC-m)の測定器の仕様を表 2に示す。また、測定器の外観及び測定時の表示
画面を写真 5 に示す。本測定器は、C 光や D65 光だけでなく、各光源での XYZ 、L*a*b*などの表色系が表示可能であり、その時の測定値は、本体に記録され PC 等で取り出せるほか、付属のプリンタにより紙媒体で印字できるようになっている。測定時の写真を写真 6 に示す。
写真 6 測定時の写真
表 2 測定器の仕様
型式
分光測色計 CC-m 型(スガ試験機㈱製)
光源・視野 A・C・D65 光源と D50・D75 光源、蛍光灯 F2・F6・F7・F8・
F10・F11・TL84・UL30 光源における 2 度視野及び 10 度視野
光学条件
反射測定：拡散光照明 8°受光(正反射光を含む、含まないの切り替え可能)
測定孔径
反射測定：φ10mm、φ5mm
測定波長域 400～700nm、10nm 間隔
安定性
白色標準板を連続 30 回測定した と き の Δ E*ab の 標 準 偏 差 が0.04 以内
本体寸法
約幅 82×奥行 112×高さ 250 ㎜[重量約 980g]

本体の画面では、写真 5 のように、測定データを表示できる。CC-m も SM-P45 と同様に写真 7 に示すような白色標準板により標準合わせを行っている。

写真 7 白色標準板
3.2 対応規格
こ の 測 定 器 で 対 応 可 能 な 規 格 は 、 JIS Z8722(幾何条件 c)、JIS K 7373、JIS Z 9117 等がある。

写真 5 測定器の外観及び測定時の表示画面

4.最近の測色に関する傾向
最近の測色に関して、従来から行われてきた塗装板、プラスチック板のような平滑で単一色の試験片ではなく、木製材料やコンクリート塗装材等の色調を測定することがある。測定領域
によっては、凹凸部や色が一様でない箇所があるため、その際は測定箇所を常に固定し、測定数(n 数)を増やすことで測定によるばらつきをできるだけ少なくなるような測定を行っている。
5．おわりに試料の測定は、テストピースのような小さな試料(約 15×15mm)から比較的大きい試料(約 200×200mm)や屋外での測定も可能となります。
測色の依頼をご予定の際はご相談下さい。

お知 ら せ□2 月 9 日(15:00～17:00)
令和 4 年度第 1 回化学製品の耐候性技術情報連絡会
プラスチック(TC61)、塗料(TC35)、ゴム(TC45)に関連する国際標準化動向について情報共有を行った。

□3 月 29 日(10:00～11:10)令和 4 年度第 3 回理事会
第 3 回理事会において、次の議案が承認可決された。
・第 1 号議案 令和 5 年度事業計画書案・同予算書案の承認について※新型コロナウイルス感染防止の対策として，オンラインで実施した。
令和 4 年 10 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日の外部講演会及び委員会への協力＞
内容

主催

備

ISO/TC156/WG4 国内委員会(WEB)
ISO/TC156/WG6 国内委員会(WEB)
ISO/TC156/WG7 国内委員会(WEB)
ISO/TC61/SC6 国内委員会(WEB)JIS ハンドブック編集委員会〔塗料，建築分野〕
表面処理分科会(ハイブリッド)

ステンレス協会
ステンレス協会
ステンレス協会
日本プラスチック工業連盟
一般財団法人日本規格協会
一般社団法人日本マグネシウム協会
腐食生成物除去方法の JIS 原案作成委員会分科会(WEB) ステンレス協会

JWTC の予定□2023 年

6月□6 月 22 日 令和 5 年度定時評議員会□月

考委員派遣 2 回
委員派遣 2 回委員派遣 2 回委員派遣 1 回
委員派遣 1 回
委員派遣 1 回
委員派遣 2 回

外部機関の情報2 日 令和 5 年度第 1 回理事会

□2023 年 7 月 3 日,4 日(東京：東京ガーデンパレス)「第 43 回防錆防食技術発表大会」

日 令和 5 年度第 1 回技術委員会□

11 月 下旬 令和 5 年度ウエザリング技術研究成果発表会(東京)□11 月 下旬 同主催：(一般社団)日本防錆技術協会
事務局

銚子暴露試験場の見学会(銚子)URL

TEL03-3434-0451

http://www.jacc1.or.jp/

令和 4 年度ウエザリング技術研究成果発表会

講演会場の様子2022 年 12 月 2 日にオンラインでウエザリング技術研究成果発表会を実施しました。講演数は 4 件で 74 名の参加申し込みをいただきました。
今後も情勢に合わせ、講演数を増やし，より参加しやすい方法も検討しておりますので、次回も是非ご参加頂ければ幸いです。

＜試験依頼についてのお問合せは＞事務局 TEL 03‐3434‐5528 まで

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.jwtc.or.jp
ＪＷＴＣニュース

２０２２年度下期

令和 5 年 3 月 31 日印刷・令和 5 年 4 月 1 日発行

発行所

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター〒105‐0011

東京都港区芝公園１丁目１番１１号
TEL：03-3434-5528 FAX：03-3434-5529