Facial Protection
フェイシャルプロテクション シリーズ

Fit to Protect.
適切な防御をハリヤードのマスクはバリア性と快適性を考慮してデザインされています。
●

すべてのマスク、N95レスピレーターは、FDA（米国食品医薬品局）によって医療用マスクとして認可されています。液体バリア性、微生物バリア性、などの性能や ASTM 規格への適合性も、FDA 認可済です。
●●

すべてのマスクの鼻当て部には、金属製ワイヤーを採用し、顔面へのフィット性を高めることで、メガネの曇りを低減し、快適に着用いただけます。
天然ゴムラテックスは使用していません。

KNOW YOUR RISKS
PROBLEM
米国のある研究※1では毎回処置をする際の、顔面への液体の飛散確率は感染により発生する

高額な支出は下記のような45-51%ものも含まれるかもしれません。といわれています。
そのような状況であっても世界で市販されているマスクのわずか1ml の血液に70% 以上が慢性的な感染症の罹患

ASTM F2100-11（マスクの液体バリア性

精神的なダメージに関する規格）に準拠しておりません。

※2

たくさんの病原ウイルスが含まれているリスクがあります。※3C 型肝炎ウイルス
100万個
B 型肝炎ウイルス100万〜1兆個※1 CG Davies et al, Ann R Coll Surg Engl 2007

89(8): 770-772; S Endo et al, Jour Hospital
Infection 2007(67）1: 56-61; DC Berridge etal, Br J Surg 1993 80(11): 1379-80.
※2 GHX Data 2014

医療現場での生産性の低下

経営コストの増大

ASTM F2100-11

HIV 10〜1,000個※3 Morgan, Jour Amer Biological
Safety Assn, 2000, 5(2）:47-53

ASTM Level

マスクの液体バリア性に関する規格
ASTM は2011年、液体バリア性や微粒子バリア性の基準を定めた規格を発行しました。ASTM F2100-11は液体バリア性、微粒子バリア性、呼吸抵抗などの性能により3段階に分類されたバリアレベル Level 1から3をパッケージにわかりやすく図示することを定め、お使いのマスクがどのレベルのものかを容易に特定できることが重要と強調しています。これにより業務内容による液体曝露リスクの大きさに応じて、より適切なマスクの選択が可能となります。

Level 1
人工血液に対する耐浸透性

Level 280mmHgLevel 3120mmHg

160mmHg

圧力差（通気性）<4.0mmH2O/cm<5.0mmH2O/cm<5.0mmH2O/cm2

細菌ろ過効率 (BFE)

≧95%

≧98%

≧98%

微粒子ろ過効率 (PFE)≧95%@0.1μm≧98%@0.1μm≧98%@0.1μm

難燃性Class １

Class １

Class １

主な適用場面

血液・体液曝露リスクが比較的低い処置や作業。

血液・体液曝露リスクが中程度の処置や作業。

血液・体液曝露リスクが高い処置や作業、手術時など。

例）：
単純切除・生検
開腹ヘルニア修復
腰椎刺針内視鏡検査・処置時など例）：挿管時など例）：
開胸心血管 / 胸部手術

22整形手術など

すべての HALYARD* FLUIDSHIELD* ブランドの医療用マスクは、ASTM F2100-11の Level 1〜3に準拠しており、液体に対する耐浸透性もクリアしております。マスクのレベルは、パッケージとマスク本体のノーズワイヤー部分に表示しています。

Facial protection series
STANDARD FACE MASKS

LINE UP

フェイシャルプロテクションシリーズ ラインアップ

製品カテゴリーとその特性
●

●

●
●

フルイドシールド
フェイスマスク

●
●
●
●

N95

レスピレーター●●●

アイウェア・フェイスシールド●●●

血液・体液などに直接曝露するリスクのない場面でお使いいただけます。
三層構造のフィルター

一般的な飛沫感染防護に適しています。
鼻当て部内側・外側の両方にフィルムを装着したユニークな構造によりメガネの曇りを低減するアンチフォグ機能
鼻当て部内側フィルム：鼻周囲の隙間をふさいでメガネの曇りを低減

鼻当て部外側フィルム：マスク外側を通じた呼気の上昇を防ぎ、メガネの曇りを低減

SPECIALITY FACE MASKS●

血液や体液などの液体に直接曝露するリスクのある場面に適しています。
ASTM F2100-11に適合した液体バリア性、リスクに応じてレベル選択可能
パッケージとノーズワイヤー部に液体バリアレベルをわかりやすく表記

サテン仕上げで肌への刺激を低減するソーソフト生地をインナーに採用、肌の敏感な方にもおすすめです。
空気感染リスクのある場面に適しています。N95基準に適合し、NIOSH 認可済

フィット性を高めるユニークな くちばし型 でレスピレーター内部の空間を広く確保し、呼吸のしやすさに貢献

ASTM F2100-11 レベル3に適合した液体バリア性

FLUID SHIELD FACE MASKS

スペシャリティーフェイスマスク●

血液や体液などの液体に直接曝露するリスクのある場面に適しています。
軽量なアイウェアとフェイスシールド
メガネの上から着用可能

フルイドシールド フェイスマスクのフィルター構造

N95 RESPIRATOR

スタンダードフェイスマスクフルイドシールド レベル３

外側：ポリセルロース層

スパンボンド層（強度＆通気性）パワーガード処理済
メルトブローン層（微生物バリア性）
パワーガード：繊維への帯電加工による微生物吸着効果

装着者側：ソーソフトインナー（肌への低刺激性）

FLUIDSHIELD *Orange Outer Layer

Breathable Inner Layer
For protection
POWERGUARD * Filter Media
Captures and traps microbes
SO SOFT * Inner Lining
Noticeable softness
for comfort

フルイドシールド レベル 1
マスクのフィルター（3層構造）
外側：スパンボンド層（強度＆通気性）
パワーガード処理非対応
メルトブローン層
装着者側：ソーソフトインナー（肌への低刺激性）

EYE WEAR FACE SHIELD

マスクのフィルター（4層構造）

STANDARD FACE MASKSSTANDARD FACE MASKS

スタンダードフェイスマスク

製品番号イアーループ

1ケース入り数PFE

BFE

呼吸抵抗値

液体バリア

≧98%

≧98%

＜2.0−

≧98%

≧98%

＜2.0−

（微粒子ろ過効率）（0.1μ m） （細菌ろ過効率）（3μ m） （△ P/ デルタ P（）㎜ H20/㎠）（㎜ Hg）

ライトワン イアーループマスク 青62356

50枚入×10箱／500枚

SPECIALTY FACE MASKS

軽量で快適性と涼しさを追求

ヒモタイプ

ライトワン サージカルマスク 青
48100

50枚入×6箱／300枚

軽量で快適性と涼しさを追求

SPECIALITY FACE MASKS

スペシャリティーフェイスマスク

製品番号
ヒモタイプ

1ケース入り数

PFE

BFE

呼吸抵抗値

液体バリア

≧99%

≧98%

＜3.0−

（微粒子ろ過効率）（0.1μ m） （細菌ろ過効率）（3μ m） （△ P/ デルタ P（）㎜ H20/㎠）（㎜ Hg）

アンチフォグ サージカルマスク 緑
49235

50枚入×6箱／300枚

マスク鼻当て部の内部にフィルムを装着し、鼻周囲の隙間をふさいでメガネの曇りを低減。
鼻当て部外側にもフィルムを装着、マスク外側を通じた呼気の上昇を防ぎ、メガネの曇りを低減
アンチフォグフィルム

FLUID SHIELD FACE MASKS

フルイドシールドフェイスマスク

製品番号イアーループ

呼吸抵抗値

液体バリア

＜3.080≧99.7%＜3.080

BFE

呼吸抵抗値

液体バリア

≧99.8%＜3.0160≧99.8%＜3.0160≧99.8%＜3.0160

フォームストリップ

ブラックストリップ

PFE

1ケース入り数

BFE（微粒子ろ過効率）（0.1μ m） （細菌ろ過効率）（3μ m） （△ P/ デルタ P（）㎜ H20/㎠）（㎜ Hg）

フルイドシールド レベル 1 イアーループマスク ラベンダー
25868

50枚入×10箱／500枚≧98.4%≧99.7%

ASTM 規格値を上回る通気性を確保
ASTM レベル 1

バイザー・イアーループ

ソーソフトインナー

フルイドシールド レベル 1 イアーループマスク バイザー付 ラベンダー
41798

25枚入×4箱／100枚≧98.4%

眼部を防護する曇り止め加工済バイザー付
ASTM レベル 1

製品番号

曇り止め

フォームストリップ

PFE

1ケース入り数（微粒子ろ過効率）（0.1μ m） （細菌ろ過効率）（3μ m） （△ P/ デルタ P（）㎜ H20/㎠）（㎜ Hg）

フルイドシールド レベル 3 イアーループマスク
47107

40枚入×10箱／400枚≧98.9%

パワーガードテクノロジーと4 層構造による高バリア性の確保
ASTM レベル 3

ヒモタイプ

ソーソフトインナー

パワーガードフォームストリップ

フルイドシールド レベル 3 サージカルマスク
48207

50枚入×6箱／300枚≧98.9%

パワーガードテクノロジーと４層構造による高バリア性の確保
ASTM レベル 3

バイザー・イアーループ

ソーソフトインナー

パワーガードフォームストリップ

フルイドシールド レベル 3 イアーループマスク バイザー付
47147

25枚入×4箱／100枚≧98.9%

眼部を防護する曇り止め加工済みバイザー付
ASTM レベル 3バイザー・ヒモタイプ

ソーソフトインナー

パワーガード

曇り止め

フルイドシールド レベル 3 サージカルマスク バイザー付
48247

25枚入×4箱／100枚≧98.9%≧99.8%＜3.0160

眼部を防護する曇り止めおよび乱反射防止加工済バイザー付。ブラックストリップが視野のまぶしさを軽減
ASTM レベル 3

ソーソフトインナー

パワーガード

曇り止め

乱反射防止

フォームストリップ

ブラックストリップ

FLUID SHIELD FACE MASKS

イアーループソーソフトインナーN95 RESPIRATOR
N95レスピレーター

製品番号
ヘッドバンド

1ケース入り数

PFE

BFE

呼吸抵抗値

液体バリア

＜5.0160（微粒子ろ過効率）（0.1μ m） （細菌ろ過効率）（3μ m） （△ P/ デルタ P（）㎜ H20/㎠）（㎜ Hg）

フルイドシールド レベル 3 N95レスピレーター レギュラー
46727

35枚入×6箱／210枚

≧99%

≧99%

液体防護性能：ASTM レベル3 。NIOSH の N95 基準に適合。フィット性を高めるユニークな形状のレスピレーター。
ASTM レベル 3

フルイドシールド レベル 3 N95レスピレーター スモール46827

35枚入×6箱／210枚

≧99%

≧99%

＜5.0160

液体防護性能：ASTM レベル3 。NIOSH の N95 基準に適合。フィット性を高めるユニークな形状のレスピレーター。
ASTM レベル 3

製品番号

1ケース入り数

フィットテストキット
47950

1ケース入り数

サッカリン溶液
1セット

N95レスピレーターが正しく着用できていることを確認するための定性的フィットテス
トキット

N95 RESPIRATOR

製品番号

99003

1セット

感度テスト用とフィットテスト用の2 種のサッカリン溶液各 1 本セット

EYE WEAR FACE SHIELD

アイウエア・フェイスシールド

製品番号

1ケース入り数

セーフビュー アイシールド
50004

10組×5袋／50組

製品番号

1ケース入り数

フェイスシールド フルサイズ
41204

40枚入

シングルユースタイプのアイウェア。フレー
ムは再利用可能。レンズが汚染または壊れた場合、簡単に交換可能

顔面のもっとも広いエリアを防御するフェイ
スシールド。シールドは曇り止め加工済

セーフビュー プラスティックレンズ

フェイスシールド 3/4 サイズ

50001

25枚入×10袋／250枚

交換用プラスティックレンズ

曇り止め

41205

40枚入

顎付近までをカバーするフェイスシールド。
シールドは曇り止め加工済
曇り止め

セーフビュー プラスティックフレーム
50002

10本入×10袋／100本

EYE WEAR FACE SHIELD

10 色セットの交換用フレーム
オートクレーブ滅菌可能

販売元

O&M Halyard Japan 合同会社
〒105-0011

東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー

Tel. 03-4565-4576
Fax. 03-4565-4574

Email : Customer_JPN@hyh.com* Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard or its affiliates. ©2023 O&M Halyard International. All rights reserved.
次の製品名は本カタログでは日本語（ ）でも表記しています。FLUIDSHIELD*（フルイドシールド）／ POWERGUARD*（パワーガード）／ SO SOFT*（ソーソフト）／THE LITE ONE*（ライトワン）／ SAFEVIEW*（セーフビュー）

MK-0106-04

19SMKT02-B

www.halyardhealthcare.com