フク ダ 電 子 は A E D の 普 及 に 努 め 、地 域 社 会 に 貢 献しま す
フクダ 電 子 グ ル ー プ 住 所 一 覧
北海道販売㈱東京西販売㈱岡山販売㈱本社 〒０６０-０９０６ 北海道札幌市東区北六条東 2-2-1
TEL（011）721-3251 FAX（011）753-3733
旭川営業所 〒０７８-８３４５ 北海道旭川市東光五条 3-1-1
TEL（0166）32-6970 FAX（0166）32-6977
函館営業所 〒０４０-００１２ 北海道函館市時任町 20-15
TEL（0138）55-6097 FAX（0138）55-6194
釧路営業所 〒０８５-００５８ 北海道釧路市愛国東 2-11-16
TEL（0154)39-1088 FAX（0154）39-1078

本社 〒１９０-００１１ 東京都立川市高松町 1-23-17TEL（042）525-3578 FAX（042）527-7262

本社 〒７００-０９７３ 岡山県岡山市下中野 715-103
TEL（086）241-8688 FAX（086）243-6633
岡山営業所 〒７００-０９７３ 岡山県岡山市下中野 715-103
TEL（086）241-5400 FAX（086）241-8396
米子営業所 〒６８３-００３５ 鳥取県米子市目久美町 90-11
TEL（0859）38-1313 FAX（0859）38-1223
出雲営業所 〒６９３-０２１１ 島根県出雲市馬木北町75番地
TEL（0853）48-2022 FAX（0853）48-2020
益田出張所 〒６９８-０００３ 島根県益田市乙吉町イ 344-15
TEL（0856）22-8560 FAX（0856）22-8535
鳥取出張所 〒６８０-０９０４ 鳥取県鳥取市晩稲 92-1
TEL（0857）38-3018 FAX（0857）38-3062

北東北販売㈱本社 〒０１０-０９５５ 秋田県秋田市山王中島町 8-10
TEL（018）862-2991 FAX（018）864-3675
弘前営業所 〒０３６-８０８４ 青森県弘前市高田 2-3-1
TEL（0172）27-4331 FAX（0172）27-4339
八戸営業所 〒０３１-０８１３ 青森県八戸市大字新井田字西平 1-67
TEL（0178）30-2911 FAX（0178）25-8980
盛岡営業所 〒０２０-００５１ 岩手県盛岡市下太田下川原 12-1
TEL（019）656-2200 FAX（019）656-2266

南東北販売㈱本社 〒９８０-０８０１ 宮城県仙台市青葉区木町通 1-8-12
TEL（022）224-1175 FAX（022）225-4484
山形営業所 〒９９０-００２２ 山形県山形市東山形 1-11-14
TEL（023）622-5916 FAX（023）622-5913
福島営業所 〒９６０-８１３２ 福島県福島市東浜町 10-3
TEL（024）534-5822 FAX（024）531-7132
郡山営業所 〒９６３-０５５１ 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池 10-2
TEL（024）963-2115 FAX（024）959-2330

新潟販売㈱本社 〒９５０-０９９３ 新潟県新潟市中央区上所中 2-1-3
TEL（025）284-1126 FAX（025）283-5448
長岡営業所 〒９４０-２１０６ 新潟県長岡市古正寺 3-140トムズ古正寺ATEL（0258）29-5522 FAX（0258）29-5558

北関東販売㈱本社 〒３２０-０８５６ 栃木県宇都宮市砥上町 1649-2
TEL（028）649-3114 FAX（028）649-0888
高崎営業所 〒３７０-００１８ 群馬県高崎市新保町 1684-1
TEL（027）384-8500 FAX（027）352-8511

西関東販売㈱本社 〒３３６-００３１ 埼玉県さいたま市南区鹿手袋 4-5-10
TEL（048）710-2265 FAX（048）710-2268

南関東販売㈱本社 〒２６０-０８５１ 千葉県千葉市中央区矢作町 382-3
TEL（043）227-0287 FAX（043）225-3860
筑波営業所 〒３０５-０８２１ 茨城県つくば市春日 3-5-6
TEL（0298）51-2741 FAX（0298）55-7565
水戸営業所 〒３１０-０８５１ 茨城県水戸市千波町久保 298
TEL（029）305-6333 FAX（029）305-6334
東葛営業所 〒２７０-２２０３ 千葉県松戸市六高台 7-71-3
TEL（047）311-3311 FAX（047）311-3312

東京販売㈱本社 〒１１０-０００８ 東京都台東区池之端 2-1-11
TEL（03）3822-2171 FAX（03）3828-4127
目黒営業所 〒１５２-８９１２ 東京都目黒区碑文谷 3-17-12
TEL（03）3792-6611 FAX（03）3793-8438

東京中央販売㈱本社 〒１１３-８５７０ 東京都文京区湯島 2-31-20 7F
TEL（03）3812-9415 FAX（03）3812-9416

神奈川販売㈱本社 〒２２４-００３７ 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-23-14
TEL（045）949-1200 FAX（045）943-3520
静岡営業所 〒４２２-８０３７ 静岡県静岡市駿河区下島 268-2
TEL（054）236-1085 FAX（054）238-3750
浜松営業所 〒４３３-８１１８ 静岡県浜松市中区高丘西 1-14-31
TEL（053）436-2471 FAX（053）438-0671
沼津営業所 〒４１０-００５２ 静岡県沼津市沢田町 10-8
TEL（055）924-7861 FAX（055）924-7860

長野販売㈱

広島販売㈱

本社 〒３９０-０８５２ 長野県松本市島立東田 825-1
TEL（0263）47-5500 FAX（0263）47-6464
長野営業所 〒３８１-２２１７ 長野県長野市稲里町中央 4-15-10
TEL（026）291-0100 FAX（026）291-0099
山梨営業所 〒４００-００４６ 山梨県甲府市下石田 2-14-3
TEL（055）222-6655 FAX（055）222-6465

北陸販売㈱本社 〒９２０-００３１ 石川県金沢市広岡 2-4-10
TEL（076）223-1541 FAX（076）221-9169
富山営業所 〒９３９-８２２１ 富山県富山市八日町 234-1
TEL（076）428-0333 FAX（076）428-0321
福井営業所 〒９１８-８２３７ 福井県福井市和田東 2-1312
TEL（0776）26-3739 FAX（0776）26-3722

中部販売㈱本社 〒４６１-０００３ 愛知県名古屋市東区筒井町 4-39 松永ビル
TEL（052）934-2001 FAX（052）934-2012
岡崎営業所 〒４４４-０８７１ 愛知県岡崎市大西 1-13-5
TEL（0564）24-2781 FAX（0564）25-1157

本社 〒７３３-０８７３ 広島県広島市西区古江新町 16-33
TEL（082）274-3131 FAX（082）274-1012
福山営業所 〒７２０-０８２２ 広島県福山市川口町 4-20-12
TEL（084）954-7511 FAX（084）954-7512
周南営業所 〒７４５-０８０６ 山口県周南市桜木 3-5-77
TEL（0834）28-0150 FAX（0834）28-0114
山口営業所 〒７５４-００２６ 山口県山口市小郡栄町 1-10
TEL（083）972-3071 FAX（083）972-3077

四国販売㈱本社 〒７９０-０９６３ 愛媛県松山市小坂 3-4-5
TEL（089）986-4000 FAX（089）986-4100
高松営業所 〒７６１-８０７１ 香川県高松市伏石町 2002-8
TEL（087）865-4321 FAX（087）865-4323
徳島営業所 〒７７０-０００４ 徳島県徳島市南田宮 2-7-4
TEL（088）631-9317 FAX（088）631-9316
高知営業所 〒７８０-００８５ 高知県高知市札場 7-27
TEL（088）880-1411 FAX（088）885-1350

西部北販売㈱三岐販売㈱本社 〒５００-８４４２ 岐阜県岐阜市正法寺町 3
TEL（058）272-9611 FAX（058）272-9618
三重営業所 〒５１４-０１０４ 三重県津市栗真小川町字中沢 778
TEL（059）232-6500 FAX（059）232-6144

京滋販売㈱本社 〒６０１-８１２１ 京都府京都市南区上鳥羽大物町 15-1
TEL（075）681-3191 FAX（075）661-7421
滋賀営業所 〒５２０-３０４６ 滋賀県栗東市大橋4-6-40
TEL（077）553-1617 FAX（077）553-2165

近畿販売㈱本社 〒５６４-００６３ 大阪府吹田市江坂町 1-12-28 大昇ビル3F
TEL（06）6190-3100 FAX（06）6190-3535

南近畿販売㈱本社 〒５９０-０９５９ 大阪府堺市堺区大町西 1-1-25
TEL（072）221-6171 FAX（072）223-8519
奈良営業所 〒６３４-００７５ 奈良県橿原市小房町 12-37
TEL（0744）24-2161 FAX（0744）25-6139
和歌山営業所 〒６４０-８２５５ 和歌山県和歌山市舟津町 4-28 ＳＫＤ第二ビル
TEL（073）433-1291 FAX（073）422-1536

兵庫販売㈱本社 〒６５０-００４７ 兵庫県神戸市中央区港島南町 6-5-3
TEL（078）302-3001 FAX（078）302-3008
姫路営業所 〒６７０-０９５２ 兵庫県姫路市南条 526
TEL（079）223-0474 FAX（079）281-5498
豊岡出張所 〒６６８-００２７ 兵庫県豊岡市若松町 1-3
TEL（0796）22-1096 FAX（0796）22-1124

本社 〒８１２-０８９６ 福岡県福岡市博多区東光寺町 2-9-63
TEL（092）473-7343 FAX（092）472-2107
福岡営業所 〒８１２-０８９６ 福岡県福岡市博多区東光寺町 2-9-63
TEL（092）473-7741 FAX（092）473-0039
筑豊営業所 〒８２０-００３３ 福岡県飯塚市徳前 205-3
TEL（0948）24-7719 FAX（0948）24-7729
北九州営業所 〒８０５-００３４ 福岡県北九州市八幡東区清田 2-5-20
TEL（093）653-3055 FAX（093）653-3370
久留米営業所 〒８３０-０００３ 福岡県久留米市東櫛原町 607-1
TEL（0942）32-8119 FAX（0942）32-8117
佐賀営業所 〒８４９-０９３７ 佐賀県佐賀市鍋島 3-4-31
TEL（0952）31-5519 FAX（0952）31-5520
佐世保営業所 〒８５９-３２２３ 長崎県佐世保市広田 2-210-1
TEL（0956）39-2291 FAX（0956）39-2297
長崎営業所 〒８５２-８１４５ 長崎県長崎市昭和 3-256-20
TEL（095)842-8055 FAX（095）842-8060

西部南販売㈱本社 〒８６２-０９５４ 熊本県熊本市神水 1-15-42
TEL（096）382-6170 FAX（096）382-9840
熊本営業所 〒８６２-０９５４ 熊本県熊本市神水 1-15-42
TEL（096）382-6166 FAX（096）382-6466
大分営業所 〒８７０-０８７７ 大分県大分市賀来井ノ口 3987
TEL（097）549-5066 FAX（097）549-5139
宮崎営業所 〒８８０-０８４１ 宮崎県宮崎市吉村町大田ヶ島 甲 402-3
TEL（0985）23-5625 FAX（0985）23-5617
鹿児島営業所 〒８９０-００３４ 鹿児島県鹿児島市田上 6-22-40
TEL（099）251-6210 FAX（099）251-6270
沖縄営業所 〒９０１-２１０１ 沖縄県浦添市西原 5-4-30
TEL（098）877-8111 FAX（098）877-8802

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

1次救命の流れがご覧になれます。

A E D の 使 い 方は 、携帯 で アクセス・設置用ボックス、ポスター、http://www.fukuda.co.jp/m/aed/ステッカーなども取り揃えております。

・AED購入の際、お近くの各機関等で、緊急時の対応法の講習をお受けする事をお勧めします。
販売業者〒１１３ー８４８３ 東京都文京区本郷３ー３９ー４（０３）
３８１５ｰ２１２１㈹製造販売業者

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
本社 〒１０８ー８５０７ 東京都港区港南２ー１３ー３７ フィリップスビル
０１２０-８０２-３３７（AEDコールセンター）

お客様窓口… （０３）
５８０２-６６００／受付時間：月〜金曜日（祝祭日，休日を除く）
９：
００〜１８：００フクダ電子ホームページアドレス…http://www.fukuda.co.jp/
本製品（ソフトウェアを含む）は、外国為替および外国貿易管理法に定める、戦略物資等輸出規制対象品に該当します。
したがって、日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等必要な手続を、お取りください。

●仕様や機構の一部が変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
●撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。
ご使用の前に…
●取扱説明書および注意書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●医療機器は保守点検が義務づけられていますので定期点検を委託される場合は、弊社にご相談ください。

ご用命は一般的名称：半自動除細動器
販 売 名：ハートスタート FRx
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

AED（自動体外式除細動器）

ハートスタートFRx
HEARTSTART FRx
医療機器承認番号：22000BZX00305000

A E D で 、ひ と り で も 多 く の 命 を 救 え た ら 。
いつでも、どこでも、だれにでも起こり得る突然の心停止。
突然の心停止は様々な国で主要な死亡原因の一つとなっています。日本において突然の 心 停 止 発 生 者 数は1日あたり約 1 0 0 人 、年 間 2 〜 3 万 人とも言われております。
その突然の心停止からの救命率は5％以下にすぎず、多くの大切な命が失われています。
突然の心停止の主な原因は、心室細動（VF）と呼ばれる心臓が痙攣したような状態にハートスタートFRxの3大特長
小児専用パッド不要

学 校で ─ 。

低ランニングコストを実現！にココ ！
！
注目

FRxを100とした場合

1保育園
幼稚園

小児専用パッド不要 159
100

211
小児用キー

託児所
小学校
学習塾

なることです。このような状態に陥ると、早急に処置を行わなければ数分以内に死に至ります。

小児用キーで小児用モードエネルギー変換

FRx

その心室細動に対する最も有効な治療方法は除細動。つまり除細動器による電気集まる施設に最適です。

ショックです。突然の心停止が発生してから5分以内に除細動（電気ショック）を行うこと

従来品 B！
従来品Bの約 1／2！

コストダウン に一役！

により救命率を大幅に向上させることが出来ます。

従来品 A

小児が低ランニングコストを実現※当社比 5年間で小児用パッド1つ標準装備した場合にココ ！
！
注目

現 場で ─ 。

ランクアップした堅牢性
2
様々な場面で活躍します！

ランクアップした堅牢性
工事現場

マンション各フロア（固形物体/液体の侵入に対する保護・IP55、耐荷重約227kgなど）
タクシー・バス

運動場

プールサイド

船舶・航空機

工事現場

雨天時の屋外ホテル各フロア

AED（自動体外式除細動器）

山岳地帯

車

両様 々な場ガソリンスタンド
面でフィットネスクラブ活 躍します！

ハートスタートFRx
HEARTSTART FRx

2004年7月1日より医師や救急救命士だけ一般市民により心肺停止のでなく、現場に居合わせた一般市民もAED
平成18年度中（自動体外式除細動器）の使用が出来るよ
時点が目撃された心原性の心肺停止症例
うになりました。これにより学校や公共施設、一般企業などに多くのAEDの普及が進み、心肺停止が目撃された時点から救急隊による心肺蘇生が開始された症例救命事例も数多く報道されるようになりました。
（％）
3分以内
3〜5分以内5〜10分以内
10分以上
ついには救命率が5％以下であったものが約 15
1，332件
1，236件5，629件
10，123件4倍に向上し、その効果が実証されたと同時に、
10生存率
生存率生存率生存率より一層の救命率向上が期待されています。
分５10３３
12.9％
11.9％
11.3％
5.9％
また、胸骨圧迫の重要性が2005年より、世界的以〜分〜
上ガイドラインに記述されており、発見者による胸骨10５以分分
内圧迫とAEDの組合せが重要視されています。 5以以フィリップスのハートスタートFRｘがあれば目内内視による直感的な操作、心肺蘇生法コーチング 0
機 能による胸 骨 圧 迫と人 工 呼 吸 の 実 施、小 児への 対 応など素 早く効 果 的に処 置を行うことが出来ます。
総務省消防庁「ウツタイン様式調査オンライン処理システム」の平成17年中登録データ（確定）・平成18年中登録データ（速報）概要18，320件にココ ！
！
注目3
心肺蘇生法
コーチング機能でサポート
心肺蘇生法コーチング機能搭載

街 角で ─ 。

（ C P R の緊迫した場面に有効です
音 声ガ イダン ス ） ！
気道確保

人工呼吸

胸骨圧迫

リズムに合わせて胸骨圧迫を1分間に100回のリズムしてください！

迅 速 な 心 肺 蘇 生 法 が 重 要 です

音 声でサポ ート！

リズムに合わせて胸骨圧迫をしてください！

多くの 命を救えたら。
■製品仕様

学 校で ─ 。

小児専用パッド不要
低ランニングコストを実現！
FRxを100とした場合

保育園
幼稚園

159

託児所
小学校

小児が集まる施設に最適です。

FRxプロトコル

従来品 A

従来品 B

※当社比 5年間で小児用パッド1つ標準装備した場合！
従来品Bの約 1／2！

ランクアップした堅牢性
様々な場面で活躍します！
工事現場
マンション各フロア

タクシー・バス
運動場

ホテル各フロア

ガソリンスタンド
フィットネスクラブ

街 角で ─ 。

心肺蘇生法
コーチング機能でサポート
緊迫した場面に有効です！

リズムに合わせて胸骨圧迫をしてください！

波形
エネルギー

100

学習塾

現 場で ─ 。

211

除細動モデル
モデル番号
製品構成

ハートスタートFRx
ハートスタートFRx
861304
除細動器、バッテリ（1）、SMARTパッドⅡ、取扱説明書、クイック・リファレンス・ガイド
二相性切頭指数型波形。波形パラメータは傷病者の胸郭インピーダンスに応じて自動的に調整。
定格150J
成人：負荷50Ωで公称150ジュール
小児：負荷50Ωで公称50ジュール
除細動器は事前設定に従う。除細動と胸骨圧迫/人工呼吸のプロトコルはHeartStart Event Reviewソフトウェアを使用してカスタマイズ可能。

ユーザー・インタフェース
ユーザーにFRxの使用法を詳しくガイドする音声メッセージとメッセージアイコン。
心肺蘇生法の音声ガイド 音声メッセージが成人および小児の心肺蘇生法について、胸骨圧迫の適切な回数、速さ、深さ、人工呼吸の手順と（CPRコーチング）タイミングを指示。
緑の電源ON/OFFボタン、青のi-ボタン、オレンジのショック・コントロール
ボタン、オプションの小児用キー。
使用準備完了ランプ、青のi-ボタン、注意ランプ、パッド配置
インジケータアイコン、ショックが必要と判断されたときのショック・ボタンの点灯。
寸法/質量
6×22×18 cm（高さ×幅×奥行き）。
寸法
バッテリおよびパッド・ケース装着時：1.5kg
質量
バッテリおよびパッド・ケース非装着時：1.2kg
環境要件
固形物体/液体の浸入 固形物体に対する保護IP5X（IEC60529）
液体に対する保護IPX5（IEC60529）
に対する保護動作時/スタンバイ時：0〜50℃
温度
0〜4572m
高度
RTCA/DO-160D, 1997 準拠
航空機
約227 kg
耐荷重
動作時：MILSTD 810F Fig.514.5C-17準拠、
ランダム波、耐振動性
スタンバイ時：MILSTD 810F Fig.514.5C-18準拠、掃引正弦波。
EMI（放射/イミュニティ） CISPR II Group I Class B、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-8

解析システム解析

感度/特異性ショックが必要な場合
クイック・ショック
アーチファクト検出

バッテリ
モデル番号タイプ
容量
使用開始期限スタンバイ期限

心電図を評価してショックが必要な調律かどうかを判定。
ショック適応調律は、心室細動（VF）および一部の心室性頻拍（VT）。
安全のために、一部の循環に関連する心室性頻拍（VT）や振幅や周波数が低すぎる心室細動（VF）はショック適応な調律と判断されない場合がある。
成人の除細動に関するAAMI DF80のガイドラインおよびAHAの推奨に準拠（Circulation 1997;95:1677-1682）。
除細動器によりショックが必要と指示されたら、すぐにショックを実行可能。
胸骨圧迫と人工呼吸のための一時中断時間終了後、8秒以内（代表値）にショック実行可能。
ペースメーカによるアーチファクトや電気的ノイズが存在する
場合でも、心電図を正確に解析できる高度な信号処理。
他のアーチファクトが検出されると、対処を指示する音声メッセージを出力。
M5070A
9 VDC、4.2Ah、リチウム二酸化マンガン、使い捨て、長寿命、一次電池。
200回のショックまたは4時間の動作（EN 60601-2-4:2003）。
貼付された期日までに使用を開始。
代表値4年間（バッテリが使用期限までに装着され、バッテリ装着テスト1回実施後、使用せず、推奨保管温度で保管した場合）。

SMARTパッドⅡ
モデル番号
製品構成989803139261
使い捨てパッド・ケース（除細動パッド内蔵）。
除細動パッドのコネクタを除細動器に接続することでプリコネクト・パッドを実現。
有効表面積
各80cm2121.9cm
ケーブルの長さ貼付された日付ラベルを過ぎたものは使用しないこと。
使用期限
小児用キーモデル番号 989803139311
自動/バッテリ装着セルフテスト
毎日の自動セルフテスト 内部回路、波形出力システム、パッド、バッテリ容量のテスト。
パッドの使用準備状態をテスト（粘着ジェルの水分量）。
パッドテストバッテリ装着時に、自動セルフテストおよびユーザー対話型バッテリ装着テスト
テストで機器状態をチェック。
ステータス・インジケータ 点滅する緑の使用準備完了ランプはFRxが使用可能な状態かを示す。
データ記録/データ転送
IrDAプロトコルを使用してイベント・データをPCへ無線転送。
赤外線通信
除細動器の赤外線データポートを通じて取得したデータのHeartStart
ダウンロードとレビューを行うデータ管理用ソフトウェア
Event Review（オプション）。
ソフトウェア
15分間の心電図および症例全体のイベントと解析結果。
データ記録※製品の使用法の詳細については、ハートス
タートFRxの取扱説明書をご覧ください。
すべての仕 様は他に記 載のない限り、25℃の温度環境下における値です。
FRxおよびアクセサリにはラテックスを含む材料を使用していません。
SMARTパッドⅡ
医療機器届出番号：13B1X00221000029