Zirconia Based Ion Exchange Phase

HPLC Column
高耐熱性，高耐久性，高分離能
イオン交換クロマトグラフィーカラム

株式会社 クロマニック テクノロジーズ / www.Chromanik.co.jp

ZirChrom® Zirconia Based High-Stability Column

2 µm

1 µm

多孔性ジルコニア

ジルコニアのユニークな表面化学

ジルコニア (ZrO2) は，結晶あるいは非晶質で存

ジルコニア系固定相の選択性は，その表面化学在する金属酸化物です。ジルコニアの主な長所は，非常に高い化学的安定性と熱的安定性です。
ジルコニアは，シリカゲルと異なり，全てのpH範囲で，かつ200 ºCまでの高いカラム温度でも十に起因しています。ジルコニア表面の重要な部
位は，a) Brönsted酸，b) Brönsted塩基，c) ルイ

分に安定しています。
他の固定相と異なり，移動相の有機溶媒組成やイオン強度の変化によって膨潤したり収縮したりすることもありません。さらに，機械的にも安定しています。このようなジルコニアの安定性と特徴ある特性は他の固定相では達成することはできません。
ジルコニア系固定相は，高性能で，高速/高選択性分離を可能とします。粒度分布の狭い3~25 µm

ス酸の3つです。ルイス酸性部位は，ルイス塩基を化学吸着してジルコニア表面に層を形成します。測定対象化合物がルイス塩基的性質を持っている場合，不可逆吸着を引き起こしてしまう悪影響が発現する恐れもあります。の粒子径を用意しております。

高安定性HPLC用固定相の利点
ZirChrom® 製品は，高い化学的/熱的安定性を持っており，全pH範囲で，200 ºCまでのカラム温度で使用することができます。*

ジルコニア基材イオン交換体•カラムの安定性を気にすることはありません－測定対象に最適な条件を選択できます•極限の測定条件においても長寿命です•保持変動が少なく，再現性も良好です•熱安定性が高いため，高温度条件でのルーチン分析が可能となります－高速分離が可能です

術を開発してきました。ジルコニア基材イオン交換体の製造には，錯化合物によるルイス酸性部位への錯形成剤の結合，イオン性ポリマーのコーティングという独自技術を用いています。
これらのイオン交換体は，pH 1~12という広いpH範囲で，イオン性物質を良好なピーク形状で* カラムによって範囲が異なります。取扱説明書をご参照下さい。

1

ZirChrom® では，種々のジルコニア表面処理技安定して分離することが可能です。

ZirChrom® High Performance Ion Exchange Column◆糖類とタンパク質分離用に開発された固定相です・イオン性低分子化合物の分離にも有効です◆広いpH範囲で高いイオン交換選択性を示します・ pH 1からpH10あるいはpH12で，かつ80 ºCの高温下で使用可能です◆有機溶媒を含む移動相条件でも膨潤・収縮は起きません
・高塩濃度下でも収縮しませんのでグラジエント溶離に最適です◆ポリマー系イオン交換樹脂に比べ高い分離効率を示します

ZirChrom® イオン交換カラムの特長と相互作用
ZirChrom®イオン交換体では，主にイオン交換相各々のZirChrom®イオン交換体は，非常に安定したジルコニア粒子表面をイオン性ポリマーの薄層 互作用に基づいて分離が行われます。化合物にで被覆することにより製造されています。この方 よっては，ジルコニアの特徴である，ルイス酸/法の採用により，非常に高い分離効率を達成でき， 塩基相互作用および疎水的相互作用も加味されポリマー系イオン交換樹脂よりも高い容量を得る た混合分離モードによって分離されます。これことができます。また，ZirChrom®のイオン交換らの相互作用は，移動相中のルイス塩基と有機体は基材がジルコニアですので，イオン強度の変溶媒の添加量，およびイオン強度の調節によっ化や移動相への有機溶媒の添加によって，膨潤してコントロールすることが可能です。
たり，収縮したりすることはありません。
®
ZirChrom®-SAXとSHAXは80ºCまで熱的に安定です ZirChrom イオン交換体の詳細および使用例にので，低イオン強度の移動相で高速分離が可能と 関しては，技術資料を用意しています。以下にお問合せください。
なります。この分離特性は，RNAやDNAの分離に有効となりますす。
support@zirchrom.com, www.zirchrom.com
ZirChrom®-SHAXによるインスリンの分離

ZirChrom®-WAXによる糖類の分離

2

ZirChrom® High Performance Ion Exchange Column
ZirChrom® 陰イオンカラム◆ ZirChrom®-WAX (pH 3~9, 50 ºCまで安定)
・架橋ポリエチレンイミン結合ジルコニア基材
弱陰イオン交換体
・無機および有機陰イオンの分離に最適
・ヌクレオチド，ヌクレオシド，オリゴヌク
レオチド，オリゴデオキシヌクレオチド，アミノ酸，ペプチド，タンパク質等の分離に有効・安定なアミノ基を持っており，順相モードでの糖類の分離にも有効◆ ZirChrom®-SAX (pH 1~12, 80 ºCまで安定)
・架橋ポリエチレンイミン結合ジルコニア基材
強陰イオン交換体
・無機および有機陰イオンの分離に最適
・ヌクレオチド，ヌクレオシド，オリゴヌク
レオチド，オリゴデオキシヌクレオチド，アミノ酸，ペプチド等の分離に有効◆ ZirChrom®-SHAX (pH 1~12, 80 ºCまで安定)・四級化ポリエチレンイミン結合ジルコニア基材
強陰イオン交換体
・基本特性はZirChrom®-SAXと同等
・表層に親水化処理を施しておりタンパク質等の分離に最適

ZirChrom®-PEZによるタンパク質の分離

ZirChrom®-SAXによる有機酸の分離

ZirChrom® 陽イオン交換カラム◆ ZirChrom®-WCX (pH 1~10, 50 ºCまで安定)・リン酸結合ジルコニア基材弱陽イオン交換体
・タンパク質の分離に最適◆ ZirChrom®-PEZ (pH 1~10, 50 ºCまで安定)・EDTPA*結合ジルコニア基材陽イオン交換体
・タンパク質をはじめ陽イオン性有機化合物の分離に有効
・モノクロナル抗体の分離・精製に効果的
EDTPA結合ジルコニア

ZirChrom®-SAXによるオリゴヌクレオチドの分離

ZirChrom®-PEZ*注意：ZirChrom®-SAX の仕様上の最高使用温度は80 ºCです。
仕様以上の温度での使用はカラム寿命を短くします。

Ethylenediamine N,N,N’,N’-tetra(methylene-phosphonic) acid

3ZirChrom® High Performance Ion Exchange Column
ZirChrom®-SAXによるダイエットソフトドリンクの分析

ZirChrom®-SAXによる水溶性ビタミンの分離

ZirChrom®-SAXによるcytochrome c の分離

ZirChrom®-SAXによるピリジン類の分離

還元型
酸化型
Analytes:
1. Hydroxypyridine
2. Ethylpyridine
3. Dimethylaminopyridine
4. Diaminopryidine

LC CONDITIONS
Mobile phase: 4 mM EDTPA, 20 mM MES [2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid], pH 5.5 with a linear gradient of 0 to 1 M NaCl
in 30 min. UV detection at 410 nm.
Column: ZirChrom®-PEZ, 50 X 4.6 mm i.d.

ZirChrom®-SAXによる非ステロイド系 抗炎症薬の分離

LC CONDITIONS
Mobile Phase: 20 mM MES [2-(N-morpholino) ethanesulfonic acid]buffer, 5 mM NaCl, 2 mM EDTPA, pH = 5.5 (volatile buffers such asammonium acetate should work also). Flow rate: 1.0 mL/min.
Temperature: 30 ºC, Detection: 254 nm, Injection volume: 5 μL,Column: ZirChrom®-SAX, 50 X 4.6 mm i.d.

(1)Acetaminophen, (2)Ibuprofen,(3)Naproxen, (4)Impurity, (5)Ketoprofen

LC CONDITIONS
Mobile Phase: 80/20 ACN/15 mM ammonium formate, pH = 4.0(adjusted with formic acid), Flow rate: 1.0 ml/min., Temperature: 35 ºC,Injection Vol.: 1.0 ml, Detection: UV at 254 nm
ZirChrom®-SAX, 50 X 4.6 mm i.d.

4

ZirChrom® イオン交換カラムの選択方法
目的のアプリケーションに最適なZirChrom® イオン交換カラムの選択に関しては以下の表を参考にして下さい。
ZirChrom® のテクニカル・サポートに関しては，support@zirchrom.comにお問合せください。
ZirChrom® イオン交換カラムの選択や分離に関する問題を解決します。

ZirChrom® イオン交換カラム選択ガイド
現在の問題/カラム

推奨カラム

推奨条件およびコメント

ZirChrom®-PEZ

EDTPA，MES，NaClを添加したタンパク質のpIの下のpHを使用

選択性の改善タンパク質の選択性の改善

ZirChrom®-WCX
ZirChrom®-WAX

最大500mMリン酸塩による中性pHの使用
pH調整とイオン強度グラジエントの使用

ZirChrom®-SAX

中性pHのリン酸塩/NaClを使用

ZirChrom®-WCX

酸∼中性リン酸塩の使用

ZirChrom®-PEZ

TFAとEDTPAを添加した酸∼中性pHを使用

ZirChrom®-WAX

ACN/緩衝液 (0.1M NH4HCO3 pH 9) を使用

タンパク質・有機陽イオンの保持の増加

ZirChrom®-WCX

pHを調整し，イオン強度を下げる

タンパク質・有機陽イオンの保持の減少

ZirChrom®-PEZ

pHを調節し，イオン強度を上げる

有機陰イオン，核酸とオリゴヌクレオチドの保持の増加

ZirChrom®-SAX

リン酸濃塩度/イオン強度を下げる

核酸を含む有機陰イオンの保持の減少

ZirChrom®-WAX

リン酸塩濃度/イオン強度を上げる

核酸を含む有機陰イオンの選択性の改善
有機陽イオンの選択性の改善
糖類の選択性の改善
保持容量の改善

pH安定性の改善
タンパク質または有機陽イオン分析における安定pH範囲の拡大
核酸を含む有機陰イオン分析における安定pH範囲の拡大

ZirChrom®-WCX
ZirChrom®-PEZ
ZirChrom®-SAX

pH 1からpH 10の範囲で安定
pH 1 からpH 12の範囲で安定

現在使用の移動相での選択性の改善 (使用カラムの変更)
シリカ系陰イオン交換カラムを使用
ポリマー系陰イオン交換カラムを使用
ポリマー系陽イオン交換カラムを使用

ZirChrom®-SAX
ZirChrom®-SHAX
ZirChrom®-WAX
ZirChrom®-WCX
ZirChrom®-PEZ

異なる選択性が得られます
異なる選択性が得られます
異なる選択性が得られます

分離能/再現性の改善

5

分析時間が長い全てのカラム

分離が不十分

全てのカラム最高使用温度で，流量を大きくする
pHとイオン強度グラジエントの最適化

ZirChrom® PR-Column Family◆ 高速高分解能逆相分配クロマトグラフィー用カラム◆ 酸性化合物と塩基性化合物の分離のための特徴あるカラム◆ LC/MSに適合するカラム◆ 異性体分離に有効なカラム
Phase Name
Non-Deactivated type

Deactivated type

Stationary Phase®

DiamondBond -C18
ZirChrom®-CARB
ZirChrom®-PBD
ZirChrom®-PS
ZirChrom®-EZZirChrom®-MSZirChrom®-SELECT

C18 bonding on carbon clad
Carbon coated
Polybutadiene coated (USP L49)
Polystylene coated
Polybutadiene coating on EDTPA chelation
Polybutadiene bonding on EDTPA chelation
Polybutadiene bonding on carbon clad

ZirChrom® Reversed-Phases“Deactivated” Type Reversed-Phases• ZirChrom®-PBD：非イオン性化合物に対してはC18シリカと類似の保持挙動を示します。

• ZirChrom®-MS：非イオン性化合物に関しては塩基性物質に対して特徴的な分離を示します• ZirChrom®-PS：高水濃度移動相で分離が可能です。Phenylシリカと類似の分離を示します• ZirChrom®-CARB：異性体や平面性化合物の物質に関してはユニークな選択性を示します
LC/MSによる塩基性化合物分析に有効です

分離に有効です• DiamondBond®-C18：C18シリカとは選択性が大きく異なり，酸性化合物の分離に有効です
ZirChrom®-PDBによる塩基性薬物の高pH条件下での分離

C18シリカと類似の挙動を示しますが，塩基性• ZirChrom®-EZ：汎用的な逆相カラムです
酸性/塩基性化合物の分離に有効です• ZirChrom®-SELECT：カーボンコート型の不活性化された逆相カラムです
ZirChrom®-MSによる塩基性薬物の分離

6

ZirChrom® HPLC Column Ordering Information
Phase Number

Phase Name

Mode of Use

DB01

DiamondBond®-C18

Reversed-Phase

EZ01

ZirChrom®-EZ

Reversed-Phase

MS01

ZirChrom®-MS

Reversed-Phase

ST01

ZirChrom®-SELECT

Reversed-Phase

TI01

Sachtopore-RP

Reversed-Phase

TI02

Sachtopore-NP

Normal Phase and SEC

ZR01

ZirChrom®-CARB

Reversed-Phase

ZR02

ZirChrom®-PHASE

Normal Phase and SEC

ZR03

ZirChrom®-PBD (USP L49)

Reversed-Phase

ZR04

ZirChrom®-WCX

Weak Cation-Exchange

ZR05

ZirChrom®-WAX

Weak Anion-Exchange

ZR06

ZirChrom®-SAX

Strong Anion-Exchange

ZR07

ZirChrom®-SHAX

Strong Anion-Exchange

ZR08

ZirChrom®-PEZ

Cation-Exchanger (Proteins)

ZR09

ZirChrom®-PS

Reversed-Phase
Phase Number

Carbon Reversed-Phases
ZR01

Polymer Reversed-Phases
EZ01, MS01
ZR03, ZR09

Normal/Ion Exch. Phases
ZR02, ZR04, ZR05,
ZR06, ZR07, ZR08

5 cm Columns
0521 (5 cm x 2.1 mm)
0546 (5 cm x 4.6 mm)

3 µm, 5 µm

3 µm, 5 µm

3 µm, 5 µm

10 cm Columns
1021 (10 cm x 2.1 mm)
1046 (10 cm x 4.6 mm)

3 µm, 5 µm

3 µm, 5 µm

3 µm, 5 µm

15 cm Columns
1521 (15 cm x 2.1 mm)
1546 (15 cm x 4.6 mm)

3 µm, 5 µm

3 µm, 5 µm

3 µm, 5 µm

Column Format㈱クロマニック テクノロジーズ TEL: 06-6581-0885 FAX: 06-6581-0890 E-mail: info@chromanik.co.jp