6種類のコアシェル型C18の比較比較したカラム
1. Kinetex C18, 2.6 μm

2. Accucore C18, 2.6 μm
3. Cortecs C18, 2.7 μm

4. PoroShell C18 EC, 2.7 μm
5. Ascentis Express C18, 2.7 μm

6. SunShell C18, 2.6 μm
ChromaNik Technologies Inc.

標準試料の分離比較
Column:Company P C18, 2.6 μm 150 x 4.6 mm (26.1 Mpa, 30,800 plate )CompanyPC18
264
Company T C18, 2.6 μm 150 x 4.6 mm (22.7 Mpa, 31,600 plate)
26.1 MPa
113
Company W C18, 2.7 μm 150 x 4.6 mm (18.5 Mpa, 23,300 plate)
27Company A C18, 2.7 μm 150 x 4.6 mm (30.6 Mpa, 30,200 plate)
51k6=7.4CompanyTC18Company S C18, 2.7 μm 150 x 4.6 mm (22.2 Mpa, 31,800 plate)
N6=31,600
63422.7 MPa
SunShell C18, 2.6 μm 150 x 4.6 mm (21.8 Mpa, 31,900 plate)
Mobile phase: CH3OH/H2O=75/25
757
1 2 k6=7.75Company
WC18Flow rate: 1.0 mL/min
4
N6=23,300
6318.5 MPa
Temperature: 40 ºCSample: 1 = Uracil, 2 = Caffeine, 3 = Phenol, 4 = Butylbenzene
71 2 k6=9.055 = o-Terphenyl, 6 = Amylbenzene, 7 = Triphenylene
Company A C18
N6=30,200
7k6=5.4
N6=30,800

530244676SunShell C1821.8 MPa 48

水素結合性

疎水性

立体選択性

(Caffeine/Phenol)(Amylbenzene/Butylbenzene)(Triphenylene/o-Terphenyl)

0.48

1.54

1.20

0.35

1.56

1.50

Company W C18

0.38

1.59

1.32

Company A C18

0.42

1.57

1.25

Company S C18

0.44

1.60

1.31

SunShell C18

0.39

1.60

1.46

30.6 MPa

52 k6=9.7
1 3 N6=31,800
2316456Company P C18

Company S C18
Company T C1822.2 MPa
7k6=10.4
N6=31,900

10121416Retention time/min

18202224

ピリジンピークの比較
321Company P C18
Column:Company P C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company T C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company W C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company A C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company S C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
SunShell C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Mobile phase: CH3OH/H2O=30/70
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@250nm
Sample: 1 = Uracil
2 = Pyridine
3 = Phenol

321Company T C183Company W C182132Company A C18

132Company S C18

123SunShell C18

1012345Retention time/min678910111213

金属配位性化合物オキシンの比較
12TF=1.24

Company P C18
2Company T C18

1 TF=3.94
2

1

TF=1.56

Company W C18
2

1

TF=2.07

Company A C18
21Company S C18

TF=2.04
2

1
TF=1.2101234Retention time/min

5Column:
Company P C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company T C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company W C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company A C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company S C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
SunShell C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Mobile phase: CH3CN/20mM H3PO4=10/90
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@250nm
Sample: 1 = 8-Quinolinol (Oxine)
2 = Caffeine

SunShell C18

678910ギ酸ピークの比較
1
TF=1.47

TF=1.86

32Company P C18
Company T C18
3

2

TF=1.79 1

TF=1.45

32

1Company W C18

12Company A C18
32
TF=3.21

TF=1.46013

1Company S C18

132SunShell C18
23Retention time/min456Column:
Company P C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company T C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company W C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company A C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company S C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
SunShell C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Mobile phase: CH3CN/0.1% H3PO4=2/98
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@210nm
Sample: 1 = Formic acid
2 = Acetic acid
3 = Propionic Acid標準試料の分離比較のまとめ
カラム圧

保持指数

理論段数

ピリジン

オキシン

ギ酸

Pressurea

Retentionb

PlateC

Pyridine

Oxine

Formicacid

SunShell C18○21.810.4◎31,900◎◎◎14Company S C18○22.29.7◎31,800△△×7

Company A C18×30.69.0◎30,200◎△◎

10Company W C18◎18.57.7×23,300×○△6Company T C18○22.77.4◎31,600××△

6Company P C18△26.15.4◎30,800×◎◎

10Point

a. Mobile phase; methanol:water=75:25, 40 oC, 1mL/min, 150 x 4.6mm
b. Retention factor of amylbenzenec. Theoretical plate of amylbenzene◎: 3 point, ○: 2 point, △: 1 point, ×: 0 point粒度分布12SunSehll C18 (2.54 μm)aaAscentic Express C18 (2.52 μm)
Accucore C18 (2.53 μm) aa
Kinetex C18 (2.34 μm)
PoroShell C18 (2.34 μm)aa
Cortecs C18 (2.77 μm)

Number/%108642012Particle diameter/μm

4a. 中位径*C18充填剤を600℃で8時間焼成し，アルキル基を焼き飛ばした後のコアシェル粒子をBeckman Coulter Multisizer 3 で測定しました。この測定値はオリジナルのコアシェル粒子の値とは異なります。

8物性値
炭素含有量
Carbonloading (%)

比表面積Specificsurface area a(m2/g)

細孔容積Pore volume a(mL)

細孔径
Pore diameter a(nm)SunShell C187.3 (7)b125 (150)b0.261

8.34 (9)bCompany S C18

8.0

133 (150)b0.278

8.20 (9)bCompany A C188.5 (8)b135 (130)b0.414

12.3 (12)bCompany T C18

8.8 (9)b130 (130)b0.273

8.39 (8)bCompany W C187.3 (6.6)b

113

0.264

9.32

Company P C18

4.9(12 effective)b0.237

9.25 (10)b102(200 effective)ba. C18充填剤を600℃で8時間焼成し，アルキル基を焼き飛ばした後のコアシェル粒子を測定しました。この測定値はオリジナルのコアシェル粒子の値より小さくなります。
b. カタログに記載されている値*全ての測定はクロマニックテクノロジーズ社内で行いました。
8アミトリプチリンの負荷量比較 I
Mobile phase: Acetonitrile/20mM phosphate buffer pH7.0=(60:40)
Column dimension: 150 x 4.6 mm, Flow rate: 1.0 mL/min, Temp.: 40oC

CH3N
CH3316000

14

TF=1.18

2

SunShell C18(core shell)

14000
TF=1.42

Theoretical plate

12000
10000
8000
6000

100 times

SunShell C18
Company A C18
Sunniest C18 3um
Company P C18
Company T C18
Compnay W C18
Company S C18

TF=2.43

TF=3.21

2000

T C18
(core shell)
W C18(core shell)

TF=3.170.01

Sunniest
C18 3μm(fully porous)
P C18(core shell)

TF=1.25

4000

00.001A C18(core shell)

0.1

110Sample weight/mg0

理論段数はピークの高さの4.4%のピーク幅を用いる5シグマ法を用いました。

S C18(core shell)

TF=4.38

1234567Retention time/min

89Sample: 1=Uracil, 2=Propranolol,
3= Nortriptyline, 4=Amitriptyline

109アミトリプチリンの負荷量比較 I
Mobile phase: Acetonitrile/20mM phosphate buffer pH7.0=(60:40)
Column dimension: 150 x 4.6 mm, Flow rate: 1.0 mL/min, Temp.: 40oC
16000
14000

Theoretical plate

12000
10000
8000
6000

100 times

SunShell C18
Company A C18
Sunniest C18 3um
Company P C18
Company T C18
Compnay W C18
Company S C18

4000
2000
00.0010.010.1

110Sample weight/mg
理論段数はピークの高さの4.4%のピーク幅を用いる5シグマ法を用いました。

Sample: 1=Uracil, 2=Propranolol,
3= Nortriptyline, 4=Amitriptyline10アミトリプチリンの負荷量比較 II
Mobile phase: Acetonitrile/10mM ammonium acetate pH6.8=(40:60)
Column dimension: 150 x 4.6 mm, Flow rate: 1.0 mL/min, Temp.: 40oC
14000
41Theoretical plate

12000
10000
8000
6000

Sunshell C18
Company A C18
Company P C18
Company T C18
Company W C18
Company S C18

3

TF=1.20

2

TF=1.8930 times

A C18(core shell)
P C18(core shell)

TF=2.61

T C18(core shell)

TF=2.73

4000

W C18(core shell)

TF=3.122000
00.001SunShell C18(core shell)

S C18(core shell)

TF=3.240.01

0.1

1Sample weight/mg

10012345678910Retention time/min

理論段数はピークの高さの4.4%のピーク幅を用いる5シグマ法を用いました。

Sample: 1=Uracil, 2=Propranolol,
3= Nortriptyline, 4=Amitriptylineアミトリプチリンの負荷量比較
IIIMobile phase: Acetonitrile/0.1% formic acid=(30:70)
Column dimension: 150 x 4.6 mm, Flow rate: 1.0 mL/min, Temp.: 40oC

4.5Company S C18

USP tailing factor

43.5USP tailing factor

Company T C18

3.6

Company P C18
Company A C1832.9

Company W C182.4

SunShell C182.5

7 times

1.821.31.5
10.00140.010.15 min

61Sample weight/μg
アセトニトリル/0.1%ギ酸移動相を用いるような，酸性でイオン強度の低い条件ではアミトリプチリンの負荷量は極端に低くなり，過負荷量では上図のようにテーリングを示すようになります。

酸性条件での耐久性
Relative retention/%

100▲

▲

▲

▲

8060

SunShell C18
Company S C18
Company W C18
Company T C18
Company P C18
Company A C18402000204060Time/h

80100120(加速試験）

Durable test condition
Column size: 50 x 2.1 mm
Mobile phase: CH3CN/1.0% TFA,
pH1=10/90
Flow rate: 0.4 mL/min
Temperature: 80 ºC
Measurement condition
Column size: 50 x 2.1 mm
Mobile phase: CH3CN/H2O=60/40
Flow rate: 0.4 mL/min
Temperature: 40 ºC
Sample: 1 = Uracil
2 = Butylbenzene

加速試験としてpH1で80℃の条件を用いました。疎水性試料のブチルベンゼンの保持が90％に減少することは，酸によりアルキル基が10％脱離することを意味しています。この10％のアルキル基の脱離でカラム劣化を判断しますとSunShell C18は他社のC18に比べ，2倍から10倍の耐久性を示しました。

13

Relative plate of butylbenzene/%

アルカリ性条件での耐久性
1008060

SunShell C18
Company D C18

40Durable test condition
Column size: 50 x 2.1 mm
Mobile phase:
CH3OH/20mM Sodium borate/10mM
NaOH=30/21/49 (pH10)
Flow rate: 0.4 mL/min
Temperature: 50 ºC

Company A C18
Company B C18

20Company C C18001,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Elution volume/mL

Measurement condition
Column size: 50 x 2.1 mm
Mobile phase: CH3OH/H2O=70/30
Flow rate: 0.4 mL/min
Temperature: 40 ºC
Sample: 1 = Butylbenzene

有機溶媒の濃度が30％と比較的低く，pH 10で50℃のアルカリ性条件での耐久性を比較しました。アルカリ性条件下ではシリカが溶け出すため，カラムの入口側がへこみ，段数が低下します。SunShell C18は他社
C18の5倍から10倍の耐久性を示しました。

14耐久性のまとめ
酸性条件 pH 1

アルカリ性 pH 10

カタログに記載のpH 範囲

SunShell C18◎◎

1.5 - 10Company W C18△

not tested

2-8Company S C18○○2-9Company A C18△△2-9Company T C18△△

1 - 11Company P C18△△

1.5 - 1015