ＪＷＴＣニュース30

平均気温（℃）25a)b)

写真1 気温・試験板表面温度の測定状況
a)強制通風式温湿度計，b)BP温度計及びWP温度計
3．年平均値・月平均値について1)
2012年～2021年（旭川のみ2016年～2021年）
までの年平均気温を図1に示す。年平均気温は宮古島約24℃，銚子約15℃，旭川約6℃の順となっており，大きな変動は見られない。BP温度及びWP温度の年平均値も気温と同様の傾向であり，年毎の大きな変動はない。
2021年における月別の平均気温を図2に示す。

1510旭川銚子

5宮古島

020122014

201620182020

年

図1 年平均気温（2012年～2021年）
40
30

平均気温(℃)

1．はじめに2022年度上期のJWTCニュースでは，「沖縄と本州における紫外線量の違い」として，銚子暴露試
験場と宮古島暴露試験場の紫外線量について測定結果をまとめた。その内容も含めて，2022年12月に開催した令和4年度ウエザリング技術研究成果発表会においては，「日本ウエザリングテストセンター（JWTC）の各試験場における環境因子について」と題して，各試験場における環境因子測定結果について報告した。
そこで今回のニュースでは，各試験場で測定している温度に関する測定値について，いくつか報告する。成果発表会のテキストには掲載していな
いが，当日の質疑応答にて質問にあがったブラックパネル(BP)やホワイトパネル(WP)の試験板表面温度の最高値などについても報告する。
2．測定方法JWTCの各試験場では，写真1に示すように気温は強制通風式のシェルター内での測定，試験板表面温度としてはBP温度計及びWP温度計を用いて測定している。試験板表面温度は，旭川45度・銚
子30度・宮古島20度と暴露試験と同様に傾斜した状態で測定している。

202010旭川
銚子

0宮古島-10-20123456789101112
月

月別平均気温図2 月別平均気温（2021年）
月別の平均気温についても，年平均気温と同様に宮古島＞銚子＞旭川の順であり，BP温度及びWP温度も同様である。
4．年最高値・年最低値について
2019年度下期のJWTCニュースで報告した2016
年～2018年における各試験場の気温の年最高値及び年最低値を表1に示す。気温の年最高値は各試験場で大きな違いはないが，年最低値が異なる
ため，それらの差は旭川＞銚子＞宮古島であり，
表1 気温の年最高値・年最低値(℃)
試験場
旭川

銚子

宮古島

年
2016
20172018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

最高32.6
33.4
33.6
33.4
34.2
34.2
33.6
34.5
33.6

最低-29.2
-30.1
-28.0
-4.7
-5.2
-6.0
5.2
10.5
7.4

差
61.8
63.5
61.6
38.1
39.4
40.2
28.4
24.0
26.2

旭川においては60℃以上の差となっている。同じ
期間のBP温度，WP温度の年最高値及び年最低値を
表2及び表3に示す。BP温度の年最高値は，気温の年最高値から20℃以上高くなるのに対して，年最低値は気温と同程度かさらに低くなるため，BP温度の最高値と最低値の差は気温の場合よりも広がって旭川では80℃以上となる。

表2 BP温度の年最高値・年最低値(℃)
試験場
旭川

銚子

宮古島年
201620172018
201620172018
201620172018

最高57.6
58.4
55.4
56.3
56.8
55.1
58.2
59.7
58.7

最低-29.8
-30.8
-29.0
-8.8
-9.6
-9.4
2.6
7.0
5.0

5．おわりに
今回は，温度に関する測定値についてご紹介した。試験場毎に温度変化・温度差の特徴があるため大気暴露試験をご検討の際に，本報告が参考になれば幸いである。
参考1) 令和4年度ウエザリング技術研究成果発表会
テキスト
表3差87.4
89.2
84.4
65.1
66.4
64.5
55.6
52.753.7

試験場旭川

銚子

宮古島

WP温度の年最高値・年最低値(℃)
年201620172018
2016
20172018
2016
20172018

最高42.4
44.9
42.6
41.1
44.3
43.9
44.1
43.2
42.0

最低-29.1
-30.9
-30.0
-8.7
-9.6
-9.3
2.4
7.0
4.9

キセノンアークランプ式試験機の新たな導入について
銚子暴露試験場松田 翔平・額賀 圭介

1．はじめに促進耐候性試験機の一つであるキセノンアークランプ式耐候性試験機は，太陽光に近似した分光分布の光を出力することが可能であり，国内外問わず様々な業界で使用されている。
今回は 2023 年 6 月に導入したキセノンアークランプ式耐候性試験機（Ci4400）の基本的な性能や適用規格について紹介する。
2.試験機の仕様・特長
本機の試験機の外観を写真 1 に，仕様を表 1に示す。本機は Ci4000 の後継機にあたり，Ci4000 のベースを踏襲しつつ，ブラックパネル温度や槽内温度等の各種パロメータの制御機能向上がされている。波長範囲は 300～400nm の他，340nm 及び 420nm から選択可能である。取付枚数(145×70mm)は Ci4000 では最大 65 枚であったが，より大型の回転式試験片ラック(写真 2)を採用することで，放射照度を維持しつつ，最大 76枚まで設置することが可能になった。放射照度は波長範囲 300～400nm において 29～169 W/m2となっており，国内外の試験規格のほとんどをカバーできるようになっている。ブラックパネ
ル温度及びブラックスタンダード温度は 110℃

写真 1 試験機の外観

写真 2 試験機の槽内差
71.5
75.8
72.6
49.8
53.9
53.2
41.7
36.2
37.1

まで設定可能なため，夏場の自動車車内のような高温試験も実施可能である。表 2 にガラスフィルタの組合せ例を示す。Ci4000 での豊富な種機種

表 1 試験機の仕様
アトラス・ウエザオメータ®
(Ci4400 アトラス社製)

取付枚数

76 枚(145×70mm)

回転速度

1rpm

29～169 W/m2 (300～400nm)
0.23～1.69 W/m2 (340nm)
0.59～2.99 W/m2 (420nm)
ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟﾈﾙ
ランプ点灯時：40～110℃(BP)温度
ランプ消灯時：25～90℃
ﾌﾞﾗｯｸｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
ランプ点灯時：40～120℃(BS)温度
ランプ消灯時：25～90℃ランプ点灯時：30～80℃
槽内温度
ランプ消灯時：25～70℃
ランプ点灯時：10～75％
相対湿度
ランプ消灯時：～100％※上記はカタログスペックであり，実際の試験の実測値を保証するものではない。また，使用するガラスフィルタの組合せ（表 2）により数値は異なる。
放射照度(波長範囲)

表 2 ガラスフィルタの組合せ例
内側フィルタ：タイプ S・ボロシリケイト
外側フィルタ：タイプ S・ボロシリケイト①
説明：耐候性試験のためのもっとも一般的な組み合わせ
内側フィルタ：タイプ S・ボロシリケイト外側フィルタ：ソーダライム②説明：屋内試験のためのもっとも一般的な組み合わせ
内側フィルタ：石英
外側フィルタ：タイプ S・ボロシリケイト③
説明：太陽光より幾分強く波長の短い UVでの耐候性試験
内側フィルタ：ライト・ライト®
外側フィルタ：石英④
説明：実際の日射にできるだけ近い条件が要求される耐候性試験
内側フィルタ：ライト・ライト
外側フィルタ：石英コーティング CIRA⑤
説明：実際の日射にできるだけ近い条件と低い試験片温度が要求される耐候性試験※製品カタログより類の内側フィルタ及び外側フィルタは，Ci4400でも同様に使用可能である。屋外太陽光を再現した条件①の他，窓ガラス越しの太陽光を再現した条件②や，太陽光より波長の短い UV を幾分強く出力できる条件③がある。さらにコーティ
ング CIRA は，熱の発生を抑えるフィルタであり，低い表面温度が要求される試験も可能である。
3.キセノンアークランプ式試験機の適用規格本機で実施可能な適用規格の例を表 3 に示す。
JIS を含め，ISO・ASTM など幅広い規格に対応している。
表 3 キセノンアークランプ式試験機の適用規格(一例)
AATCC

TM16E,TM16.3,TM169 他

ASTM

D7869,G151,G155 他

105-B02,105-B04,105-B06,
105-B07,105-B10, 4892-1,4892-2,16474-1,16474-2 他
B 7754,D 0205,K 7350-1,
K 7350-2,A 1415, A 6909,
JIS
H 4001, K 5600-7-7,K 6267,
L 0843 他
J1885,J1960,J2412,J2413,J2527
SAE他※その他多数の規格に適用しております。詳し
くは JWTC までお問い合わせください。
ISO

4.試験機の定期的管理
JWTC では，今回ご紹介したキセノンアークラ
ンプ式耐候性試験機の放射照度を定期的に確認している。実施方法は試験機による自動校正となり，校正専用のキャリブレーションランプを用いて，放電電圧及び放射照度が安定するまで運転する。所定時間運転後，各種数値が自動校正される。
5.おわりにJWTC では，今回ご紹介したキセノンアークラ
ンプ式試験機の導入により，試験機台数を増やすことで皆様のご要望にお応えできる体制を強化しました。このほかにもサンシャインカーボ
ンアーク灯式耐候性試験機・メタルハライドラ
ンプ方式試験機などを用いた試験も実施可能です。促進耐候性試験の依頼をご予定の際は，ぜひご利用下さい。

お知 ら せ□6月2日(10:00～11:05) 令和5年度第1回理事会
・第1号議案 令和4年度事業報告書(案)・同決算書
第1回理事会において次の議案が審議され承認可決(案)の承認についてされた。
・ 第2号議案 理事の選任について
・ 第1号議案 令和4年度事業報告書(案)・同決算書
・ 第3号議案 評議員の補欠選任について(案)の承認について□7月24日(14:00～14:45) 令和5年度第2回理事会
・ 第2号議案 評議員会の開催について第2回理事会において次の議案が審議され第1号議・ 第3号議案 退任常勤役員の退職慰労金の支給に 案から第3号議案が承認可決された。
ついて・ 第1号議案 専務理事1名の選定について
・ 第4号議案 次期常勤役員への報酬について
・ 第2号議案 事務局長の任免について
・ 第5号議案 顧問の選任について
・ 第3号議案 賛助会員規程改正案の承認について□6月22日(14:00～15:15) 令和5年度定時評議員会
定時評議員会において次の議案が審議され承認可 ※対面参加及びオンライン参加を併用した。
決された。
令和 5 年 4 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日の外部講演会及び委員会への協力＞
内容

主ISO/TC156 本委員会
ISO/TC156/WG4 国内委員会
ISO/TC156/WG6 国内委員会
ISO/TC156/WG6/SWG2 国内委員会
ISO/TC156/WG7 国内委員会
ISO/TC61/SC6 国内委員会
ISO/TC61 ストックホルム会議
ISO/TC35 国内対策委員会
JIS ハンドブック編集委員会〔塗料，建築分野〕
表面処理分科会

催ステンレス協会
ステンレス協会
ステンレス協会
ステンレス協会
ステンレス協会
日本プラスチック工業連盟
SIS
一般社団法人日本塗料工業会
一般財団法人日本規格協会
一般社団法人日本マグネシウム協会

備考委員派遣 2 回
委員派遣 1 回
委員派遣 2 回
委員派遣 2 回
委員派遣 3 回
委員派遣 1 回
職員派遣 1 回
委員派遣 1 回
委員派遣 1 回
委員派遣 2 回

令和 5 年度発表会（予定）□令和５年度ウエザリング技術研究成果発表会
開催日 令和５年１１月２９日（水）東京国際フォーラム（東京都千代田区）及びオンラインによるハイブリッド開催(予定)・積雪環境下における鋼材の埋雪深さが腐食挙動および神戸製鋼所
衣笠 潤一郎
鋼中水素量に与える影響
・プラスチック材料の耐候性評価に関する研究
山梨県産業技術センター
尾形 正岐
・東アジアにおける炭素鋼の大気暴露試験解析および局所重み付きJFEスチール
面田 真孝
部分最小二乗回帰による腐食量予測の高精度化・市場再現性の高い促進耐候性試験の開発
関西ペイント松田 健

JWTC の予定□令和 5 年 11 月 29 日

令和 5 年度ウエザリング技術研究成果発表会□11 月 30 日

□令和 6 年2 月 8 日 令和 5 年度第 1 回化学製品の耐候性技術情報連絡会

同

銚子暴露試験場の見学会（銚子）＜試験依頼についてのお問合せは＞事務局 TEL 03‐3434‐5528 まで

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.jwtc.or.jp
ＪＷＴＣニュース

２０２３年度上期

令和 5 年 9 月 24 日印刷・令和 5 年 9 月 25 日発行

発行所

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター〒105‐0011

東京都港区芝公園１丁目１番１１号
TEL：03-3434-5528 FAX：03-3434-5529