保険適用

CAD/CAM冠用ブロックシリーズ
前歯対応

管理医療機器

歯科切削加工用レジン材料

医療機器認証番号：301AFBZX00015000

小臼歯対応

管理医療機器

歯科切削加工用レジン材料

歯科切削加工用レジン材料

CAD/CAM 冠用材料（Ⅱ）

医療機器認証番号：302AFBZX00019000

大臼歯対応

管理医療機器CAD/CAM 冠用材料（Ⅳ）

CAD/CAM 冠用材料（Ⅲ）

医療機器認証番号：229AFBZX00091000

「カタナ アベンシア 」シリーズ は前歯から大臼歯まで統一した色調コンセプトで設計しています。
※1

独自の製造技術でエナメル色からボディ色にかけて彩度と透明度が境目なく変化するシームレスなマルチレイヤーを実現※2
マルチレイヤーは前歯部から小臼歯部の審美領域にも対応
滑沢性は歯ブラシ摩耗後も滑沢性を持続、着色の抑制が期待できる※3※1 「カタナ アベンシア N」と「カタナ アベンシア ブロック 2」のMLと「カタナ アベンシア P ブロック」のことを指します。
※2 「カタナ アベンシア P ブロック」は単層です。
※3カーボランダムポイントにて形態修正後、シリコンポイント、研磨ペーストを用いて研磨します。

ラインナップ追加「カタナ アベンシア 」シリーズ 色調※1前歯 ML（積層）カタナ アベンシア N

小臼歯 単層カタナ アベンシア ブロック 2小臼歯 ML（積層）カタナ アベンシア ブロック 2大臼歯

カタナ アベンシア P ブロック

小臼歯MLに14Lサイズを追加
歯冠長が長めの症例にも対応可能

14L

A1A2A3A3.5

B112A2LT

A3LT

A3.5LT

A3OPOE

14L

A2LT

A3LT

A3.5LT

A3OP

12A2ML

A3ML

A3.5ML

14L（新製品）

A2ML

A3ML

A3.5ML

12A2LT

A3LT

A3.5LT

14A2LT

A3LT

A3.5LT

ラインナップ追加

B2クラレノリタケデンタルの技術を結集
高い研磨性と滑沢耐久性「カタナ® アベンシア®」シリーズは、フィラーを高密度に圧縮し、研 磨 前 後 の 光 沢 比較

優れた滑 沢 耐 久 性

レジンモノマーを均一に含浸、加熱重合する 当社独自の製造技術 を採用しています。
これにより、優れた研磨性と滑沢耐久性 を実現しています。

研磨後※

加工直後

歯ブラシ摩耗

試験前

4 0 ,0 0 0 回 後歯ブラシ摩耗試験における光沢度の変化
100806040

試験条件：

200

加工直後で既に光沢があります(%)※カーボランダムポイントにて形態修正後、シリコンポイント、研磨ペーストを用いて研磨

試験前

40,000回後

荷重：250ｇ
歯磨材 ：デンタ―クリアMAX（ライオン株式会社）、10wt%スラリー
歯ブラシ：ビトウィーン山切りカットレギュラー（ライオン株式会社）
クラレノリタケデンタル(株)測定：条件などにより数値は異なります。

フィラーを高 密 度に配 合独自の 製 造 技 術
例：「カタナ アベンシア ブロック 2」製造技術イメージ図

フィラーのフィラーの表面加工

圧縮

レジンモノマーの含浸・加熱重合

エステニア® C&B

圧縮カタナ® アベンシア® ブロック 2

レジン

フィラー

クラレノリタケデンタル(株)撮影

レジンモノマーインレーに、透明性が高いOE
幅広い色調に馴染みやすいから、在庫管理がシンプルに！
人 工 歯 へ の 適 合 比較 ※窩洞写真（カタナ アベンシア ブロック 2）

OEは、透明性が高いため、従来の単層の色調と比較し、幅広い色調に馴染みやすい 色調です。インレー用ブロックの色調選択肢がシンプルになり、ブロックの在庫管理の効率化も期待 できます。

A2窩洞

※人工歯を用いたシミュレーションであり、天然歯の色調とは異なります。模型製作：カナレテクニカルセンター

A3窩洞

A3.5窩洞保険適応範囲／前歯 (クラウン)

前歯対応

CAD/CAM 冠用材料（Ⅳ）

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号：301AFBZX00015000
ML（積層）

単品

保険適応範囲／大臼歯 (クラウン・インレー )ユニバーサル用

切削加工用レジン…各５個／箱

大臼歯対応

CAD/CAM 冠用材料（Ⅲ）

小臼歯対応

CAD/CAM 冠用材料（Ⅱ）

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号：302AFBZX00019000

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号：229AFBZX00091000

切削加工用レジン…各５個／箱

単品

保険適応範囲／小臼歯 (クラウン・インレー )ユニバーサル用

単層

単品

切削加工用レジン…各５個／箱ML（積層）

単品

切削加工用レジン…各５個／箱

シームレスなマルチレイヤー

大臼歯咬合に耐えうる強度

審美領域で統一された色調構成

エナメル色、ボディ色を有し、間に中間色を含む

優れた曲げ弾性率により、大臼歯における咬マルチレイヤータイプは、「カタナ アベンシア

積層構造のブロックです。独自の製造技術で、合圧に対しても、たわみにくく、脱離等のトラN」と同じ色調コンセプトで設計しているため、エナメル色からボディ色にかけて、彩度と透明ブルの軽減が期待されます。

審美性が求められる前歯部から小臼歯部の領域において、シームレスなマルチレイヤー※で統一度が境目なく変化するシームレスなマルチレイヤーを実現しました。

できます。また、得られた滑 沢 性は歯ブラシ■ 弾性率の違いによる応力イメージ

摩耗後も、口腔内での滑沢性の持続、着色の弾性率：高（たわみにくい）↓
ひずみ：小↓
接着界面の応力：小抑制が期待されます。

弾性率：低（たわみやすい）
↓
ひずみ：大
↓
接着界面の応力：大※彩度と透明度が境目なく変化するマルチレイヤー

A2 ML

A3 ML

A3.5 ML■ 曲げ弾性率
(GPa)

2015
エナメル

写真提供：株式会社フィールデンタルラボラトリー

181050拡大

37℃水中浸漬
7日後

測定条件：

ボディ

試験片サイズ14.0×4.0×1.2mm、37℃水中浸漬7日後オートグラフAG-Ⅰ 100kN（C39島津製作所 ロードセル10kN使用）
スパン12mm、3点曲げ、クロスヘッドスピード1.0mm/min

製品情報

クラレノリタケデンタル(株)測定：

研磨後の表面状態
研磨方法 ： カーボランダムポイントにて形態修正後、シリコンポイント、研磨ペーストを用いて研磨

製品情報

条件などにより数値は異なります。

製品情報

サイズ表
該当製品

単 層ブロック

ブロック

金属製台座
切欠き

M L（積層）金属製台座

カタナ アベンシア ブロック 2

ab

金属製台座〔エナメル層〕

c

イメージ図

a〔ボディ層〕
切欠き
ブロック

c

種別

カタナ アベンシア N

切欠きb※ML(マルチレイヤー )は金属製台座の切欠き側がボディ層、反対側がエナメル層です。CAMソフトの仕様により、エナメル層とボディ層が逆方向に加工される可能性があります。加工前にCAMソフト取り扱いメーカーにご確認ください。

カタナ アベンシア P ブロック
カタナ アベンシア ブロック 2
カタナ アベンシア P ブロック

a軸

ｂ軸

c軸

14L 14.5 14.5181412141812101215（各軸の寸法単位：ｍｍ）● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。 ● ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。

お問い合わせ平日 10：00 〜17：00〒100 - 0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2 - 28

クラレノリタケデンタル
公式アプリのダウンロード

クラレノリタケデンタル
LINE 公式アカウント

推奨 OS バージョン iOS 14.0 以上 /Android 9.0 以上

友だち追加はこちらから［ 販売 ］株式会社モリタ〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町 3 -33 -18
お客様相談センター：0800 -222- 8020
〈医療従事者様向窓口〉

最新情報配信中！

「カタナ」
は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。
「アベンシア」
は株式会社クラレの登録商標です。
T820 - 02 11/2023