C A D ／ CA M システム

C A D ／ CA M システム

計測 ／ 設計

スキャナー

高度な最適化CAMソフト

37切削

ミリングマシン

9切削

ドリル

15焼成

ファーネス

16素材

CAD/CAM材料

17計測 ／ 設計
スキャナー

使いやすさと性能を追求したデザイン

スキャン工程の効率化【 デュアルスキャン 】
2つの台 座を活 用し、最 小 限 の 操 作で上 下 顎の模型をスキャンできます。より少ない時間、より少ない操作で多くの作業を効率的に実行できます。

術者目線のデザイン【 カメラアームが可動 ／ 咬合器の平面設置が可能 】
可動するカメラアームと、水平移動する台座により、スキャン時における模型の落下リスクを低減します。開放的な間口を確保することにより、模型や咬合器の設置が容易になりました。

3

スキャナー

咬合器用オプションを追加

Articulator plate

Articulator Holder

咬合器にセットした状態でバイト情報のスキャンが可能です。
※Dental System のver.2018 以上（ F8のみ ver.2.22.2 以上 ）で使用可能

オプション

マルチダイスキャン

F8マルチダイフィクスチャーを使用することで多数歯症
例のような場合に支台歯の情報を１歯ずつではなく、最大７歯分まとめてスキャニングできる機能です。

最大7歯分

E4E3

E2マルチダイフィクスチャー

まとめてスキャニング

カラー

テクスチャースキャニング

F8

モノクロ

E4E2

E3

模型に描記した設計線をスキャニングすることができる機能です。

テクスチャースキャニング・カラー

デザインソフト機能比較
対応機種

F8

E4

E3

E4E3E2E2

Dental System Premium

Dental System
Crown and Bridge

カスタムアバットメント ※1

要アドオンソフト ※2

要アドオンソフト ※2

フルデンチャー ※1

要アドオンソフト ※2

要アドオンソフト ※2

パーシャルデンチャー ※1

要アドオンソフト ※2

要アドオンソフト ※2

模型 ※1

要アドオンソフト ※2

要アドオンソフト ※2要アドオンソフト ※2

要アドオンソフト ※2

パッケージ

Dental System
Complete Restorative

F8

コーピング
ブリッジ/クラウン
インレー /アンレー / ラミネートベニア
ダブルスキャン
テンポラリークラウン
テーブルトップ ＆ オーバーレイ ※1
テレスコープ ※1
診断用ワックスアップ
歯肉 ※1

サージカルガイド ※1

要アドオンソフト ※2※１ 当社で提供する材料が無い機能となります。
※２ 機能の詳細は販売店にご確認ください4

F8

販売名｜カタナ デンタルスキャナー F8
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：15B1X10001290016
寸 法（ mm ）W 450×H 400×D450

重 量（ kg ）17.0 kg

マルチダイスキャン

スキャン時間（ 全歯列弓 ）9秒

テクスチャースキャニング

カメラ解像度／台数

500万画素 ／4 台

精 度

4μm

光 源

青色 LEDマルチライン

その他特長

Articulator Plate 付属
カラー

支台歯を着脱せずにスキャン可能
デュアルスキャンPCとEthernet 接続
デザインソフト※1

Dental System Premium
Dental System Complete Restorative

E4

販売名｜

カタナ デンタルスキャナー E4
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：15B1X10001290013
寸 法（ mm ）W 366× H 312×D296

重 量（ kg ）12.9 kg

マルチダイスキャン

スキャン時間（ 全歯列弓 ）9秒

テクスチャースキャニング

カメラ解像度／台数

500万画素 ／4 台

精 度

4μm

光 源

青色 LEDマルチライン

※1

5

その他特長

Articulator Holder 付属
カラー

支台歯を着脱せずにスキャン可能
デザインソフト

Dental System Premium
Dental System Complete RestorativeスキャナーE3

販売名｜

カタナ デンタルスキャナー E3
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：15B1X10001290012
寸 法（ mm ）W 366×H 312×D296

重 量（ kg ）12.9 kg

マルチダイスキャン

スキャン時間（ 全歯列弓 ）18 秒

テクスチャースキャニング

カメラ解像度／台数

500万画素 ／2 台

精 度

7μm

光 源

青色 LEDマルチライン

その他特長

デザインソフト

Articulator Holder 付属
カラー

Dental System Premium
Dental System Complete Restorative

※1

E2

販売名｜

カタナ デンタルスキャナー E2
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：15B1X10001290011
寸 法（ mm ）W 366×H 312× D296

重 量（ kg ）12.9 kg

マルチダイスキャン

スキャン時間（ 全歯列弓 ）24 秒

テクスチャースキャニング

カメラ解像度／台数

500 万画素 ／2 台

精 度

10μm

光 源

青色 LEDマルチライン

その他特長

デザインソフト

Articulator Holder 付属
オプション
モノクロ

Dental System Premium
Dental System Crown and Bridge※1※1 本体価格の他、ライセンス費用が必要です。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社 〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

6高度な最適化
CAMソフト「カタナ 」ブランド マテリアルを高精度に加工「 hyperDENT 」には、「 カタナ 」ブランド マテリアル用の切削モジュールが搭載されていますので、歯科用ミリングマシン MD-500やMD-500S、歯科用CAD/CAMマシン DWXシリーズと組み合わせることでより高精度な加工が可能です。審美的にも強度的にも優れた、「 カタナ 」ブランド マテリアルの特徴を最大限に発揮できるCAMソフトです。

様々な補綴装置に対応可能「 hyperDENT 」
では、高品質で優れた補綴装置が加工でき、様々な補綴装置（クラウン、ブリッジ、インレー・アンレーなど）に対応しています。
また、マルチレイヤー表示機能によりディスプレイ上でマルチレイヤーの状態を確認できます。

ユーザビリティを追求したインターフェース「hyperDENT 」は、使 い や すさを 追 求したCAMソフトです。簡 略 化された画 面で分かりやすく、ガイド機 能 がワークフローの指示を出してくれるのでメニューを選択するのに専門用語を覚える必要はありません。

7

CA Mソフト

hyperDENT®

対応機種

DWX - 4

DWX - 52D

DWX - 52DCi

DWX-53DC※1

販売名｜hyperDENT Advance

販売名｜

hyperDENT for MD

販売名｜

hyperDENT Compact element

販売名｜

hyperDENT Compact small

MD -500/MD -500S

※2

※2

※1

○使用に際してはPC（別売）が必要です。2年目よりライセンス料が必要です。

ユーザー様ごとのニーズに応えたカスタムテンプレートの対応も可能です
お問い合わせは、クラレノリタケデンタルまで※1 DWX-53DCには、別途、hyperDENT 53DCテンプレートが必要です。
※2 MD-500Sには、別途、側方切削テンプレートが必要です。
・「hyperDENT」
は株式会社フォローミーテクノロジージャパンの登録商標です。

株式会社フォローミーテクノロジージャパン［ 製造元 ］ 株式会社フォローミーテクノロジージャパン〒108-0022 東京都港区海岸3-24-18 ラシクラスEX東京ベイ601号室

8

切削ミリングマシン

9ミリングマシン

MD - 500 / MD - 500S
工業用加工機で培ったテクノロジーを応用
高い技術力に裏打ちされた高速・高精度 5 軸ミリングマシン
歯科用ミリングマシンMD-500・MD-500S は キヤノン 電 子 株 式 会 社 が 工 業 用 加 工 機で培った経験を活かして開発された歯科用ミリングマシンです。 キヤノン 電子株式会社の高剛性思想を受け継ぎながら、より高速・高精度な加工、及び小型化と使いやすさを両立させ、デジタル歯科医療の向上を目指して製品化されました。

販売名｜

販売名｜

歯科用ミリングマシン MD-500

歯科用ミリングマシン MD-500 S

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：13B2X10330000003

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：13B2X10330000004

外形寸法

幅× 奥行×高さ： 500× 740×680 mm

重量（本体）

約 110kg

電気規格

AC100V （ 50/60 Hz ）使用環境条件

温度：0 〜40℃

湿度：20 〜75%RH 以下 （結露のないこと）

上記の仕様及び下記の脚注(※)は、歯科用ミリングマシンMD-500と歯科用ミリングマシンMD-500Sにて共通です。

※ 本体の使用にはエア圧0.6MPa 以上のコンプレッサーが必要となります。確保できない場合は別売の増圧ユニットを使用することで、エア圧 0.35MPa以上のコンプレッサーで使用できます。
※ 動作には集塵装置（別売）が必要です。 ※ 導入に際しては保守契約が必要です。

［ 製造販売元 ］ キヤノン電子株式会社 〒105- 0011 東京都港区芝公園 3-5-1010

MD - 500 / MD-500S

高速切削加工CAD / CAM 冠 切削時間

最短9分※「カタナ アベンシア ブロック 2 」12サイズで小臼歯を1本切削した場合※最短時間を表示※「カタナ ミリングバー」使用時

キャリブレーション不要
X, Y, Z 軸には高精度リニアガイド、ボールねじ、A,B 軸には精密制御用高精度減速器を採用したことにより、位置ズレを低減させました。
これらの機構により、キャリブレーション作業が不要になりました。

高剛性
X, Y, Z 軸を1フレームベースに集中配置することで高い剛性を実現。
高速駆動してもドリルや加工物のたわみ・ブレを抑え、高精度な加工を行うことが可能です。
ブレを抑える1フレームベース

高い保持性を可能にするホルダチャック方式◎ ドリルをチャックナットで締付けて固定するため、ドリルコレットホルダ把持力が高い機構となっています。
チャックナット◎ 回転によるブレが軽減されるため高精度な加工が可能です。

ホルダチャック方式

ドリル

C 型ディスク固定プレートによる側方切削タイプ

対応 機 種MD-500S

ディスクをO型ディスク固定プレート同等の強度で固定し、アンダーカット部分をディスクの側方からアプローチし、精密に加工することが可能です。
※ C型ディスク固定プレートは、歯科用ミリングマシンMD-500Sのみ使用できます。
また、歯科用ミリングマシンMD-500Sでは、O型ディスク固定プレートは使用できません。

11ミリングマシン◎主な付属品

ブロック固定プレート
対応 機 種ディスク固定プレート

ディスク固定プレート

対応 機 種対応 機 種MD-500 / MD-500S

MD-500MD-500S◎別売品

増圧ユニット※ エア圧0.6MPa未満のコンプレッサーを使用の場合、増圧ユニットが必要です。増圧ユニット使用時はエア圧0.35MPa以上のコンプレッサーで動作可能です。

CAD/CAMレジンブロック最大12 個装着可能「 カタナ アベンシア N 」「 カタナアベンシア ブロック 2 」「 カタナ アベンシア P ブロック」を最大12 個装着できる専用ジグにより、加工効率を最大化します。

ATC搭載（ Auto Tool Changer ）10 本のドリルを自動で交換するATC機 能を搭 載 することにより、加 工内容に合わせてスムーズにドリルの交換を行えます。

12

DWX-53DC

DWX-52DCi

販売名｜

販売名｜

歯科用CAD/CAMマシン DWX - 53DC

歯科用CAD/CAMマシン DWX - 52DCi DGSHAPE

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：22B3X10020000107

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：22B3X10020000103

外形寸法

幅×奥行×高さ：650×763×831mm（レギュレータ取付時の幅 ）重量約120 kg

電気規格

AC100 V ± 10% 50/60Hz

消費電力

約250W

使用環境条件

温度：5 〜 40℃

外形寸法

幅×奥行×高さ： 880×660×600mm

重量約105kg

電気規格

AC100 〜 240V

消費電力

約200W

使用環境条件

温度：5 〜 40℃
湿度：35 〜 80%（結露のないこと）

湿度：35〜 80%（結露のないこと）

DWX-52D

50/60Hz

DWX-4

販売名｜販売名｜

歯科用CAD/CAMマシン DWX - 52D DGSHAPE

歯科用CAD/CAMマシン DWX - 4 DGSHAPE

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：22B3X10020000101

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：22B3X10020000106

外形寸法

幅×奥行×高さ：495×660×600mm

外形寸法

幅× 奥行×高さ：340×365×405mm

重量約67kg

重量約22kg

電気規格

AC100 〜240V 50/60Hz

電気規格

AC100 〜 240V

消費電力

約200W

消費電力

約70W

使用環境条件

温度：5 〜 40℃

使用環境条件

温度：5 〜 40℃

湿度：35〜 80%（結露のないこと）

50/60Hz

湿度：35 〜 80%（結露のないこと）※ 動作には集塵装置（別売）が必要です。 ※ 導入に際しては保守契約が必要です。

［ 製造販売元 ］DGSHAPE株式会社 静岡県浜松市北区新都田1- 6-4

13ミリングマシン

連 続運転を実現する
ディスクチェンジャー

対応機種

DWX-53DC

DWX-52DCi

材料を自動交換するディスクチェンジャーを搭載。最大6個までのアダプターを取り付け可能で、さらに材料に応じてエアー量を自動で切り替えられるため、多様な材料を連続加工できます。

連続加工

最大6枚

5軸制御とボールネジによる高品質な加工対応機種

DWX-53DC

DWX-52DCi

DWX-52D

X、Y、Z軸にスムーズで信頼性の高いボールネジを採用することで高品質な加工を実現。さらに5軸制御加工によってアンダーカットやロングスパン、フルマウスなどの複雑な補綴物の加工をサポートします。

コンパクトなサイズでもCAD/CAMレジンブロックを4 個装着可能

対応 機 種

DWX-4

専用のジグを使用することで、「カタナ アベンシア N 」「 カタナ アベンシア ブ
ロック 2 「」 カタナ アベンシア Pブロック」
を4個まで装着可能です。
DWX - 4 ピンタイプ ジグ

オプション品

歯科用 CAD/CAM DWX-4 DGSHAPE［製造販売元］DGSHAPE株式会社 静岡県浜松市北区新都田1- 6-4

模型切削時間短縮キット

CA - MK1

対応機種

DWX-53DC

DWX-52DCi

DWX-52D

CA-MK1は模型用の石こうで作成したブロックを切削することで精度の高い模型を作成することが可能です。また、石こうディスクを使用しての模型切削と比較して、材料コスト削減と切削時間の短縮が可能です。
CA - MK1

大荒取りツール ZRB -150D

Time Reduction Kit for Casted Models［製造販売元］DGSHAPE株式会社 静岡県浜松市北区新都田1- 6-4

14

切削ドリルダイヤモンドコートドリルの 採 用 で長 寿 命 化を実 現

販売名｜カタナ ドリル

一般医療機器 歯科用研削器材
医療機器届出番号 ： 15B1X10001330001❶販売名｜❷❸❹❺❶ 2.0 MM（ダイヤモンドコート）❹ 2.0 MM❷ 0.8 MM（ダイヤモンドコート）❺ 0.8 MM❸ 0.6 MM（ダイヤモンドコート）❻ 0.8 MM LN❻

カタナ ミリングバー

一般医療機器 歯科用研削器材
医療機器届出番号 ： 15B1X10001330011❼❽❼ φ2.0 mm（ダイヤモンドコート）❽ φ1.0 mm（ダイヤモンドコート）

材料 別 工具 対応表

❶❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

2.0 MM

0.8 MM

0.6 MM

2.0 MM

0.8 MM

0.8 MM LN

φ2.0 mm

φ1.0 mm（ダイヤモンドコート） （ダイヤモンドコート） （ダイヤモンドコート）

ノリタケ カタナ ジルコニア（ダイヤモンドコート） （ダイヤモンドコート）※

ノリタケ カタナ レジン

ノリタケ カタナ ワックス

カタナ アベンシア Nカタナ アベンシア ブロック 2※

カタナ アベンシア P ブロック※「 hyperDENT 」のバージョン9 以降が必要です。 ※ DWX- 4には使用できません。

［製造販売元］クラレノリタケデンタル株式会社

15

新潟県胎内市倉敷町2-28

焼成
ファーネス
「ノリタケ カタナ ジルコニア」との 組 み 合 わ せで、3 本ブリッジまで 約 90 分 焼 成 ※ を実 現

※90分焼成は「ノリタケ カタナ F-2N 」を使用し 800℃で取り出した場合に可能です。

F-2N

ステージ昇降タイプ
コンパクト設計可能なステージ昇降タイプを採用。焼成サヤ2 段収納が可能です。

ロングスパンブリッジの焼成が可能
ロングスパンブリッジの収納が可能な内径 φ96mm の焼成サヤを採用しています。
販売名｜

ノリタケ カタナ F-2 N

一般医療機器

歯科技工用ポーセレン焼成炉

医療機器届出番号： 25B2X10003000014

電源電圧200V 単相20A 以上

最高使用温度1600℃

消費電力

2300VA

プログラム数200プログラム

本体寸法

W340 × D390 × H 780mm

本体質量約62kg

ステップ数

最大20（ユーザープログラム）

炉内寸法

φ110 × H85mm（サヤ2段積み対応）

付属品

ヒーター

MoSi2ヒーター 4本

上部ケーキ×1、下部ケーキ×1、セラミック製サヤ×2
セラミック製サヤフタ×1、ファイバー製サヤ×1
ファイバー製サヤフタ×1

F-1N(ノリタケ カタナプログラム20、ユーザープログラム180)

正方形の大型焼成サヤによる大量焼成が可能
F-1N 用焼成サヤと組み合わせることでフルマウスはもちろんのことジルコニアクラウンやブリッジを大量に焼成することが可能です。

扉開閉タイプのワイドな炉内焼成サヤが 3 段積み可能なワイドな炉内となっています。
販売名｜

ノリタケ カタナ F-1 N

一般医療機器

歯科技工用ポーセレン焼成炉

医療機器届出番号： 25B2X10003000012

電源電圧200V 単相25A以上

ヒーター

MoSi2ヒーター 6本

消費電力

4500VA

最高使用温度1600℃

本体寸法

W500 × D460 × H770 mm

プログラム数200プログラム

本体質量約100kg

炉内寸法

W150 × D150 × H150mm（サヤ3段積み対応）(ノリタケ カタナプログラム20、ユーザープログラム180)
ステップ数

最大20（ユーザープログラム）［ 製造販売元 ］ SK メディカル電子株式会社 滋賀県長浜市七条町305 -116

素材
CAD / CAM 材 料ジルコニア
ノリタケ カタナ ジルコニア
管理医療機器 歯科切削加工用セラミックスシリーズ

医療機器認証番号： 223AFBZX00185000
サイズ

色調

Φ98.5 × t 14, 18 mm

A1A2A3A3.5A4ENW EA1

Φ98.5 × t 14, 18, 22 mm

A1A2A3A3.5A4NW

A1A2A3A3.5A4B1C1C2C3D2D3NW

Φ98.5 × t 14, 18, 22 mm

Φ98.5 × t 14, 18, 22, 26 mmHT10HT12B2B3HT13

幅広い用途に使用可能
透光性、機械的特性の異なる各シリーズを使い分けることで、前歯修復からブリッジ修復までの幅広い用途に対応できます。※1推 奨 用途

ラミネートべニア
インレー・アンレー

測定条件：無着色ジルコニア（原材料）を使用

前歯クラウン

臼歯クラウン

3本ブリッジ※2 ISO6872：2015準拠（3点曲げ試験）、試験片サイズ：3×4×40mm

ロングスパンブリッジ（フルマウス可）曲げ強さ※2透光性 ※3557

5174 849750〜1100

45 〜 491150

45（ MPa ）（%）※3 全光線透過率、光源：D65、試験片厚み：1.0mm

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

※1 各シリーズで必要となるジルコニアの最小厚みが異なります。詳細は電子添文等をご確認ください。

［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社 〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-2817

素材

CAD/CAMレジンブロック
カタナ アベンシア N

ユニバーサル用

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料

医療機器認証番号： 301AFBZX00015000

種別

14L

色調

A1A2B1B2A3カタナ アベンシア ブロック 2
管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料

ユニバーサル用色調

A2 ML
A2 LT14L

各 1 箱（ 5個入り）

医療機器認証番号： 302AFBZX00019000

種別

12A3.5A3 ML
A3 LT

A2 ML
A2 LT

A3.5 LT

A3 ML
A3 LT

A3.5 ML

各 1 箱（ 5個入り）

A3 OP

OE

A3.5 MLA3.5 LT

各 1 箱（ 5個入り）

A3 OP

カタナ アベンシア Pブロック
管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料

医療機器認証番号： 229AFBZX00091000

種別

色調

12A2 LT

A3 LT

A3.5 LT14A2 LT

A3 LT

A3.5 LT各 1 箱（ 5個入り）［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社 〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

その 他
ノリタケ カタナ ワックス

ノリタケ カタナ レジン

一般医療機器 歯科用キャスティングワックス
医療機器届出番号：23B1X10001C7015

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号：225AFBZX00031000［製造販売元］山八歯材工業株式会社
愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1［製造販売元］山八歯材工業株式会社
愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1● サイズ：Φ98.5× t 20mm

● サイズ：Φ98.5× t 20mm

● カラー：ブルー● カラー：A1、A2、A3●「 カタナ 3Dプリンター DWS - 020D 」関 連材料
カタナ 3Dモデルレジン（模型用）

一般医療機器 歯科用樹脂系模型材

医療機器届出番号：15B1X10001990003

造形後、2次重合が必要です。2次重合には、歯科技工用重合装置（「アルファライトV※」等）をご使用ください。

RD シリーズ
歯 科用模 型

DS シリーズ
歯 科用模 型

DWS-RDECO2

灰色

DWS-RD096W

白色

DWS- DS2000

無色

DWS-DS3000

無色※「カタナ 3Dプリンター DWS-020D」は販売を終了しました。

18

友だち追加はこちらから

クラレノリタケデンタル
LINE公式アカウント● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

平日 10：00 〜17：00
連絡先〒100-0004 東京都千代田区大手町２丁目６-４ 常盤橋タワー
製造販売元〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町 3 -33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2-11-15TEL.（03）3834 - 6161
お客様相談センター：0800- 222-8020〈医療従事者様向窓口〉
https://www.dental-plaza.com

推奨 OS バージョン iOS14.0 以上 / Android 9.0 以上

・｢カタナ｣及び「 KATANA」
は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。
・｢アベンシア」
は株式会社クラレの登録商標です。

T812 - 03 12／2023