温度調節器マニュアル(Local)
2024.3.28 改定 大渕 博宣
１、機器説明・ チノー社製 KP-1000C①③②④負荷電力調節器⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪電源スイッチ

負荷電力表示器

図 温度調節器正面

図 プログラムコントローラ

負荷用過電流遮断器

図 温度調節器背面・ プログラムコントローラ説明① PV 表示器･･･実温度(PV)が表示される。
② SV 表示器･･･設定値(SV)が表示される。
③ パターン番号、ステップ番号表示器･･･パターン番号およびステップ番号が表示される。
④ 運転画面･設定画面表示器･･･運転画面(出力、経過時間、プログラムパターン全体図)と設定画面が切り替わり、表示される。
⑤ [FNC]･[＜]キー･･･[FNC]キー：運転画面時、運転操作キーモードとなる。
[＜]キー：設定画面時、カーソルの逆送りを行う。
⑥ [RUN]･[MODE]キー･･･[RUN]キー：運転操作キーモードの場合、RESET 中プログラ
ムの実行を開始、STOP 中プログラム運転を再開する。
また、プログラムの実行中にキーを押している間に限り、プログラムパターンは数倍から数十倍の速度で進行する。キーを離すと解除する。
[MODE]キー：設定画面時、運転画面とモード 0 のモード切1

替えおよび設定画面からモード画面の切替えに使用する。
⑦ [STOP]･[SEL]キー･･･[STOP]キー：運転操作キーモードの場合、設定値と時間の進行をストップし、その時点での設定値で制御する。
[SEL]キー：運転画面時、運転画面の切替えを行う。設定画面時、設定画面の切替えを行う。
⑧ [ADV]･[＞]キー･･･[ADV]キー：運転操作キーモードの場合、実行中のステップを中断し次のステップに移行する。1 押しで 1 ステップ移行する。
[＞]キー：設定画面時、カーソル送りや項目選択に使用する。
⑨ [RESET]･[∨]キー･･･[RESET]キー：運転操作キーモードの場合、プログラム運転の解除を行う。出力値(NV)は 0%、ステップ No.を 00 に戻す。
[∨]キー：設定画面時、設定値(または設定項目)の降順に使用する。
⑩ [PTN]･[∧]キー･･･[PTN]キー：運転操作キーモードの場合、パターン No.の選択状態になる。⑨か⑩を押してパターン No.を選択する。
∧キー：設定画面時、設定値(または設定項目)の昇順に使用する。
⑪ [A/M]･[ENT]キー･･･[A/M]キー：運転操作キーモードの場合、出力表示画面で自動出力運転と手動出力運転の切替えを行う。
[ENT]キー：設定画面時、設定の登録に使用する。
２、操作説明２．０ 設定時のキー操作※ 設定値の増減および選択項目の切替えは、[RESET]･[∨]キーまたは[PTN]･[∧]キーを使用する。
※ 設定値および選択項目の登録は、[A/M]･[ENT]キーを使用する。
※ 設定画面から運転画面に戻るには、[RUN]･[MODE]キーを押す。
２．１ 電源投入①

正面の電源スイッチを ON にする。

②

背面の負荷用過電流遮断器を ON にする。

③

正面の負荷電力表示機に・透過用石英セル(1000℃)の場合「0.52」

・蛍光用石英セルの場合「0.52」

・透過用石英セルの場合「0.41」

・透過用石英セル(加圧)の場合「0.54」であることを確認する。値の調節は負荷電力調節器のつまみを回して行う。
２．２ 設定２．２．１ モードロックの解除（local で制御する際には、必ず行うこと）① [RUN]･[MODE]キーを押して運転画面から設定画面に切り替える。
② 設定画面で「MODE ０」の横に[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーを押す毎に2

[Lock]･[NoDisp]･[表示無し]が切り替わるので 「表示無し」にする。
③ [PTN]･[∧]キーを押して「MODE １」にして[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーを押して｢表示なし｣にする。
④ [PTN]･[∧]キーを押して「MODE ２」にして[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーを押して｢表示なし｣にする。
⑤ 同様に「MODE ３」「MODE ４」
「MODE ５」
「MODE ６」
「MODE ７」
「MODE８」「MODE 11」と「表示無し」にする。
２．２．２ ファンクションキーの有効化（local で制御する際には、必ず行うこと）① [RUN]･[MODE]キーを押して運転画面から設定画面に切り替える。
② [PTN]･[∧]キーで「MODE １」にして[STOP]･[SEL]キーを押す。
③ [FUNCTION KEY]で「UNLOCK」に[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーでカーソルを合わせる。ロックする場合は、同様に「LOCK」にカーソルを合わせる。
④ [A/M]･[ENT]キーで決定する。
⑤ [RUN]･[MODE]キーを押して運転画面に戻る。
２．２．３ PID チューニング設定(１) 自動 PID 切替方式に対応した PID No.9－1 から 9－8 には、AT3（AUTO TUNING3）で算出した PID が登録される。
(２) 自動 PID 切替方式における SV 区間 8 種は、通常以下のとおり設定している。
No.

SV scope (℃)

10-50

250-100

3100-200

4200-300

5300-450

6450-600

7600-800

8800-1000

設定を変更したい場合① [RUN]･[MODE]キーを押して運転画面から設定画面に切り替える。
② [PTN]･[∧]キーで「MODE ３」にして｢SV SCOPE PID No.9－1｣が表示されるまで[STOP]･[SEL]キーを押す。
③ 下段｢0.0 ～ 50.0｣のところに[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーでカーソルを合わせ、[PTN]･[∧]キーで数字を選択し、[A/M]･[ENT]キーを押して確定する。
④ ｢SV SCOPE PID No.9－1｣の｢1｣のところにカーソルを[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーで合わせ、[PTN]･[∧]キーで｢２｣にする。
⑤ 下段｢50.0 ～ 100.0｣のところに[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーでカーソルを合わせ、[PTN]･[∧]キーで数字を選択し、[A/M]･[ENT]キーを押して確定する。
⑥ 同様に、No.9－8 までＳＶ区間を設定する。
3

(３) オートチューニング AT3 用 SV 8 種は、BL のセルでは以下の通りである。
SV(℃)
No.

透過法用
石英セル
（1000℃）

蛍光法用

透過法用

石英セル

石英セル

透過法用

SV scope

石英セル

(℃)

(加圧)

1505050500-50

2100100

1008050-100

3200

200

200

150

100-200

4300

300

300

250

200-300

5400

400

400

400

300-450

6550

500

550

550

450-600

7700

600

650

650

600-800

8900―800―

800-1000

SV 値を変更したい場合① [RUN]･[MODE]キーを押して運転画面から設定画面に切り替える。
② [PTN]･[∧]キーで「MODE ３」にして｢AUTO TUNING 3｣が表示されるまで[STOP]･[SEL]キーを押す。
③ 下段｢SV1 ON 50.0｣の「50.0」に[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーでカーソルを合わせ、[PTN]･[∧]キーで数字を選択し、オートチューニングを実行する場合は「ON」、実行しない場合は「OFF」を[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーでカーソルを合わせ、[PTN]･[∧]キーで選択し、[A/M]･[ENT]キーを押して確定する。
④ ｢SV1｣のところに [FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーでカーソルを合わせ、[PTN]･[∧]キーで「2」にし、③と同様に SV 値およびオートチューニングの ON･OFFを選択し、[A/M]･[ENT]キーを押して確定する。
⑤ SV8 まで④を繰り返し、8 種設定する。8 種それぞれ個別にオートチューニングのON･OFF が設定でき、任意 No.のみのオートチューニング実行も可能である。
⑥ 次に、[STOP]･[SEL]キーを押すと、｢AT2/AT3 START｣が表示される。
⑦ 下段の｢UP｣に[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーでカーソルを合わせ、[A/M]･[ENT]キーを押して確定する。｢UP｣選択で、オートチューニングが SV1 から SV8に向かって進行し、｢DOWN｣を選択すると、オートチューニングが SV8 から SV1に向かって進行する。
⑧ 次に[STOP]･[SEL]キーを押すと、｢PID TYPE｣が表示される。
⑨ 下段の｢POSITION｣を選択すると、位置形 PID 方式（比較的、応答性が遅い制御対象に有効）になり、｢VELOCITY｣を選択すると、速度形 PID 方式（比較的、応答性が早い制御対象に有効）になる。
(４) オートチューニングを開始する。
① [RUN]･[MODE]キーを押して運転画面から設定画面に切り替える。
② [PTN]･[∧]キーで「MODE １」にして｢PID AUTO TUNING｣が表示されるまで[STOP]･[SEL]キーを押す。
4

③ ｢AT3｣に[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーでカーソルを合わせ、[A/M]･[ENT]キーを押して確定する。
④ オートチューニングを開始すると、AT 進行状態（STEP1－STEP4）が表示される。
⑤ 途中でオートチューニングを中止したい場合は、｢END｣を設定する。
⑥ このオートチューニングで算出された PID は、PID No.9－1～9－8 に登録される。
(５) PID 値の確認
① [RUN]･[MODE]キーを押して運転画面から設定画面に切り替える。
② [PTN]･[∧]キーで「MODE ３」にして｢PID No.1｣が表示されるまで[STOP]･[SEL]キーを押す。
③ ｢No.1｣の｢1｣に[FNC]･[＜]キーもしくは[ADV]･[＞]キーでカーソルを合わせ、｢9－1｣が表示されるまで、[PTN]･[∧]キーを押す。
④ ｢PID No.9－1｣から順番に[PTN]･[∧]キーを押して、PID 値を確認する。
２．２．４ プログラム・パターン設定① [RUN]･[MODE]キーを押して運転画面から設定画面に切り替える。
② [PTN]･[∧]キーを押して｢MODE ２｣にする。
③ [STOP]･[SEL]キーを押して[PTN]に「01」を選択(01～19 選択可能)。[STEP]に「00」を選択(最大 19 ステップまで設定可能)。[SV]にスタート SV の設定値「例:020.0」を入力。[START]にスタート方式「SV」(設定値スタート)か「PV」(測定値スタート)を選択する。通常、「PV」にしている。
④ [STEP]を「01」にして、[SV]に最初のステップの目標 SV を入力し、[TIME]に最初のステップの所要時間(「時：分」)を入力する。(例. 30 分→「000:30」、1 時間 20 分→「001:20」) [TIME]の最大値は「999:59」である。
⑤ 同様に[STEP]を「02」にして[SV]･[TIME]を入力する。
⑥ 以降、⑤～⑥を繰り返して、希望のプログラムパターンを組上げる。
⑦ プログラムパターンが組み上がり、設定を終了したい場合、最終ステップ No.の[TIME]に「END/LINK00」を設定する。
※パターンをリンク(別のパターンを連結)したい場合、最終ステップの「END/LINK00」の LINK 右側「00」にリンク先のパターン No.を設定する。最後のパターンから最初のパターンに連結した場合や 1 つのパターンのリンク先を自分自身に設定した場合はエンドレス(無限ループ)になる。
※あるステップを削除したい場合、削除したいステップ No.の[TIME]のところで「STEPDELETE」を設定するとそのステップ内容が削除され、次ステップ以降のステップ No.が自動更新される。
※あるステップを挿入したい場合、挿入したいステップ No.の[TIME]のところで「STEPINSERT」を設定すると選択中のステップの各パラメータと同一内容が挿入され、次ステップ以降のステップ No.が自動更新される。
⑧ [STOP]･[SEL]キーを押して[PID]が表示されたらステップ毎に「No.09」を設定する。
ＰＩＤ値は SV scope で設定した値で自動的に変更される。
(2024/3/28 現在の設定値)
5

●透過法用石英セル（1000℃） GAIN : 0.52
No.

SV(℃)

PID

SV scope (℃)

150

16.364160-50

2100

14.3

69

1750-1003200

12.07719100-200

4300

9.779

20200-300

5400

8.180

20300-450

6550

5.072

18450-600

7700

2.748

12600-800

8900

1.3246800-1000●蛍光法用石英セル GAIN : 0.52
No.

SV(℃)

PID

SV scope (℃)

150

18.1

121300-50

2100

17.7134

3350-100

320015.614837100-2004300

13.6151

38200-300

5400

11.4149

37300-450

6500

9.1

140

35450-600

7600

7.1

125

31600-800

8――――800-1000

PIDSV scope (℃)●透過法用石英セル GAIN : 0.41No.

SV(℃)

150

27.549120-50

2100

26.6

54

1450-100

3200

23.3

66

17100-2004300

21.07118200-300

5400

17.2

74

19300-450

6550

11.97318450-600

7650

7.966

17600-800

8800

1.5

236800-1000●透過法用石英セル（加圧、No1） GAIN : 0.54No.

SV(℃)

1SV scope (℃)

PI50

9.630

80-502809.1

31850-100

3150

8.035

9100-200

4250

7.539

10200-300

6D5400

6.4

4010300-450

6550

5.83810450-600

7650

5.5369600-800

8――――800-1000●透過法用石英セル（加圧、No2） GAIN : 0.54

⑨No.

SV(℃)

1

SV scope (℃)

PI

D

50

10.2

35

90-50

2

80

9.8

37

950-100

3150

8.9

40

10100-200

4250

8.0

45

11200-300

5400

7.1

46

11300-450

6550

6.3

43

11450-600

7650

6.040

10600-8008――――800-1000[RUN]･[MODE]キーを押して、運転画面に戻る。

２．２．５ プログラム制御の実行① RESET する。
[FNC]･[＜]キーを押して[RESET]･[∨]キーを押す。
② 運転したいプログラムパターン No.を選択する。
[FNC]･[＜]キーを押して[PTN]･[∧]キーを押す。
[PTN]･[∧]キーもしくは[RESET]･[∨]キーで運転させるパターンを選択する。
③ プログラムを実行する。
[FNC]･[＜]キーを押して[RUN]･[MODE]キーを押す。
④ プログラム終了後は OUT：0.00％と表示される。
⑤ RESET する。
[FNC]･[＜]キーを押して[RESET]･[∨]キーを押す。
※ プログラムを一時停止させたい場合、[FNC]･[＜]キーを押して[STOP]･[SEL]キーを押す。再び、プログラムを実行させるには、[FNC]･[＜]キーを押して[RUN]･[MODE]キーを押す。
※ 次のステップに進めたい場合、[FNC]･[＜]キーを押して[ADV]･[＞]キーを押す。
※ プログラムパターンまたはステップの進行を早めたい場合、実行状態で[FNC]･[＜]
キーを押して[RUN]･[MODE]キーを押し続ける。 [RUN]･[MODE]キーを押している間に限り、数倍から数十倍の速度で進行する。[RUN]･[MODE]キーを離すと FAST状態は解除される。
※ プログラムを途中で終了したい場合、[FNC]･[＜]キーを押して[RESET]･[∨]キーを押す。
7

以上

8

改訂履歴
改訂年月日

改訂者

2011.02.25

平山 明香

2014.01.23

平山 明香

2024.03.28

大渕 博宣

9