電波暗室 ご利用案内■富山県ものづくり研究開発センターには、10m 法電波暗室と小型電波暗室があります。
10m 法電波暗室・測定システムは、VCCI 測定設備登録及び FCC ファイリング済です。
10ｍ法電波暗室 （5 面電波暗室）

小型電波暗室 （6 面電波暗室）

室内有効寸法(L)18.0ｍ×(W)10.5ｍ×(H)7.6ｍ(L)7.0ｍ×(W)4.0ｍ×(H)3.2ｍ

ターンテーブル

直径 3m・最大積載重量 2,000kg

直径 1.5m・最大積載重量 500kg

エミッション測定（放射・伝導・雑音電力）

イミュニティ試験（放射・伝導）

イミュニティ試験（大型試験体）

対策用エミッション測定（放射）VCCI 測定設備登録 （登録日：2011/10/04）
電界強度測定設備：登録番号 R-3707
1GHz 超電界強度測定設備：登録番号 G-454
電源ポート伝導妨害波測定設備：登録番号 C-4151
伝導ポート伝導妨害波測定設備：登録番号 T-1182
FCC ファイリング （ファイリング日：2011/11/30）

-

主な用途

登録状況

■10m 法電波暗室・測定システムの特徴
・主にエミッション測定（放射・伝導・雑音電力）にご利用いただけます。
・最新の国際規格（CISPR）に対応した 18GHz までの放射エミッション測定が可能です。
・アンテナと試験体間の距離は、10m、3ｍに対応しております。
・2 アンテナ法による測定時間の短縮が可能です（10ｍ位置で 30-1000 MHz の測定）。
・通信線の伝導エミッション測定が可能です。
・大型試験体のイミュニティ試験（放射・伝導）が可能です。

10m 法電波暗室

エミッション測定システム（2 アンテナ法対応）

種 別

電波半無響室 （５面電波暗室）

暗室内有効寸法(L)18.0ｍ×(W)10.5ｍ×(H)7.6ｍ

搬入口最大寸法(W)1.8m×(H)2.4m

バリアフリー構造

床構造

ZAM 鋼板耐荷重 500kg/㎡
最大積載重量 2,000kg

ターンテーブル

直径 3m

アンテナ昇降機

昇降範囲：1～4m

EUT 供給電源容量

単相 100V/200V 系 15A (安定化）
三相 200V 系 10A (安定化）

2 アンテナ法対応

その他

地下ピット：対向機収納可能

施 工

TDK-EPC㈱◆測定システム概要
測定ソフトウエア

対応規格

周波数範囲

放射エミッション測定㈱東陽テクニカ
EP5/REVCCI、CISPR22、FCC part15 等

30MHz～18GHz

伝導エミッション測定㈱東陽テクニカ
EP5/CEVCCI、CISPR22、FCC part15 等

150kHz～30MHz

雑音電力測定㈱東陽テクニカ
EP5/RFP

電気用品安全法、CISPR14 等

30MHz～1000MHz

スペクトラムアナライザ

Agilent Technology N9000A （２アンテナ法対応）

EMI レシーバ

ROHDE & SCHWARZ ESU-26

測定機器

・放射エミッション測定
測定周波数

使用アンテナアンテナ高さ備考

30MHz～1000MHz

バイログアンテナ
Schwarzbeck VULB9168

1～4ｍ

30MHz～300MHz

バイコニカルアンテナ
Schwarzbeck BBA9106

1～4ｍ

300MHz～1000MHz

ログペリオディックアンテナ
Schwarzbeck UHALP9108

1～4ｍ

1GHz～6GHz

ホーンアンテナ
Schwarzbeck BBHA9120B

1～2（4）ｍ

3ｍ位置

6GHz～18GHz

ホーンアンテナ
Schwarzbeck HAP06-18W

1～2ｍ

測定器暗室持込

２アンテナ法対応

・伝導エミッション測定
測定周波数

測定対象
電源線

150kHz～30MHz
通信線

試験治具
擬似電源
回路網

擬似通信回路網

電流プローブ

備考

Schwarzbeck
NSKL8128

単/三相TESEQISN T800

4 ペア
Cat.5 までTESEQISN T8-cat6

Cat.6

TESEQ
ISN ST08

シールド付
4 ペア

測定テーブル高さ
0.4m、0.8m 対応㈱東陽テクニカ
TCP-9651

φ32mmまで※測定場所は、10m 法電波暗室内となります。

・雑音電力測定
測定周波数

測定対象

試験治具
吸収クランプ

30MHz～300（1000）MHz

電源線
クランプ走行台

LUTHI
MDS21
㈱東陽テクニカ
MAC600A

備考
φ20mm まで
長さ 6ｍ×高さ 0.8m
補助クランプ対応可※測定場所は、10m 法電波暗室内となります。

■小型電波暗室・試験システムの特徴
・主にイミュニティ試験（放射・伝導）にご利用いただけます。
・最新の国際規格（IEC61000-4-3）に対応した 6GHz までの放射イミュニティ試験が可能です。
・試験設備（高周波アンプ等）の固定設置と PC 制御による操作が容易な試験環境を提供します。
・制御回路・高周波回路の切替えにより大型試験体は 10m 法電波暗室で試験可能です。
・対策用として放射エミッション測定（6GHz まで・アンテナ高 1-2ｍ）が可能です。

小型電波暗室

イミュニティ試験システム

種 別

電波全無響室 （６面電波暗室）

暗室内有効寸法(L)7.0ｍ×(W)4.0ｍ×(H)3.2ｍ

搬入口最大寸法(W)1.2m×(H)2.0m

床構造フェライト貼 P タイル仕上げ

耐荷重 500kg/㎡

ターンテーブル

直径 1.5m

アンテナ昇降機

昇降範囲：1～2m

EUT 供給電源容量

単相 100V/200V 系 15A (安定化）
三相 200V 系 10A (安定化）

施 工

最大積載重量 500kg

TDK-EPC㈱◆試験システム概要
試験ソフトウエア

対応規格

周波数範囲

試験レベル

放射イミュニティ試験㈱東陽テクニカ
IM5/RSIEC 61000-4-3

80MHz～6GHz

10V/m

伝導イミュニティ試験㈱東陽テクニカ
IM5/CSIEC 61000-4-6

150kHz～230MHz

10V

備考

・放射イミュニティ試験
試験周波数

使用アンテナ

試験
距離試験
レベル

電界均一面

電波
暗室

80MHz～1000MHz

ログペリオディック
VULP 9118E

3m

10V/m

1.5m×1.5m

小型10m

スタックログペリ
STLP 9149

3m

10V/m

1.5m×1.5m

小型10m

ホーン
BBHA 9120E3m

10V/m

0.5m×0.5m

10m

1GHz～6GHz

全面照射

部分照射
独立ウインドウ法※10m 法電波暗室で放射イミュニティ試験を行う場合は、フェライトタイルと床置き吸収体を敷設します。

・伝導イミュニティ試験
試験周波数

ノイズ結合回路網

試験
レベル

電波
暗室

10V

小型10m

単相 M1, M2, M3
電源線

CDN
三相 M4, M5
USB A タイプ・B タイプ

150kHz～230MHzCDN
LAN T8信号線
EM クランプ

φ23mm まで

BCI プローブ

φ43mm まで

治具
※小型電波暗室で伝導イミュニティ試験を行う場合は、グランドプレーン（金属板）を敷設します。

・対策用エミッション測定
測定ソフトウエア
放射エミッション測定
測定機器
測定周波数

㈱東陽テクニカ
EP5/RE

対応規格

周波数範囲

VCCI、CISPR22 等

EMI レシーバ
使用アンテナ30MHz～6GHz

ROHDE & SCHWARZ ESPI-7
アンテナ高さ30MHz～300MHz

バイコニカルアンテナSchwarzbeck BBA9106

１～２ｍ

300MHz～1000MHz

ログペリオディックアンテナ
Schwarzbeck UHALP9108

１～２ｍ

30MHz～1000MHz

バイログアンテナ
Schwarzbeck VULB9168

１～２ｍ

1GHz～6GHz

ホーンアンテナ
Schwarzbeck BBHA9120B

１～２ｍ

備考

対策用の簡易測定となります。

※小型電波暗室で対策用放射エミッション測定を行う場合は、グランドシート（金属シート）を敷設します。

■問い合わせ先〒933-0981 高岡市二上町 150 富山県工業技術センター 中央研究所 佐々木・塚本
電話：0766-21-2121
FAX：0766-21-2402
e-mail：titc-emc☆itc.pref.toyama.jp
メールでのお問い合わせは、スパム対策のため、お手数ですが☆をアットマーク(@）に変更してください。

VCCI：Voluntary Control Council for Information Technology Equipment（情報処理装置等電波障害自主規制協議会）
FCC：Federal Communications Commissions（連邦通信委員会）
IEC：International Electric Commission（国際電気標準会議）
CISPR：Comité international spécial des perturbations radioélectriques(フランス語）（国際無線障害特別委員会）