世界唯一の新規概念によるエンドキャッピング

HPLC column

C18, C18-HT, RP-AQUA, C8, PhE, Biphenyl

Sunniest

TMS end-capping; PFP, PFP&C18
No end-capping; Cyano, Silica

クロマニックテクノロジーズ

ニューコンセプトによるエンドキャッピング 世界唯一
200℃以上の高温条件1でエンドキャップを行うことにより，シラノール基をシロキサン結合に変換することに成功しました。既存の最適なエンドキャッピングに比べても残存シラノール基割合が低くなっております。更に残存シラノール基が少ない分固定相全体としての疎水性も高くなっております。

通常のエンドキャピング
C18

C18

全体が固定相
として働く
C18

C18

C18

Final TMS

End-capping layer

HO
Si
O
Si
Si O

弊社独自の高温エンドキャッピング
C18

C18

C18

Si

C18

C18

O
Si

Si
O

O
Si

O

End-capping layer

エンドキャッピング層とシリカ表面の間に存在する
残存シラノール基の割合

SiO

疎水性が高くなる

Silanol Activity Control Technology1 (SAC) によるシラノール基のシロキサン結合化

O

Si
O

O

O
Si O Si
OO
Si
O

O

SiO
Si
O

O
O

Si

O

Si

O O

Si O

Si O

O

Si

O

O O Si

Si
O
O OH
O
Si
Si O
O
O
O
Si
Si
Si
HO
OO
O
O
O
Si
O
Si
OO
O
O
Si
Si
Si O
O O
Si O O O
O
Si
O
O
O
O
Si

Si

O

Sunniest C18の結合状態の概略図

隙間なく結合されたエンドキャッピング層の下に存在するシラノール基により塩基性化合物はテーリン
グすることはありませんが，耐久性に影響が出ます。
Sunniest C18はこのエンドキャッピング層とシリカ表面の間のシラノール基が非常に少ないため，アルカ
リ性条件での耐久性が向上します。

特長★新規高温エンドキャッピングを施した固定相はシラノール基の影響をほとんど受けず，酸性・塩基性化合物がシャープに溶出します。
★新規高温エンドキャップにより，残存シラノール基が極限まで少なくできるため，耐久性に優れ長期間安定に使用できます。結合試薬は三官能性（C18など）と二官能性（第一エンドキャッピング）を用いているため，特に酸性条件で従来にない耐久性を示します。疎水性の高いC18はpH1.5〜pH10の範囲の移動相が使用可能です。
★ RP-AQUAは水100%移動相でも安定した分離ができるように調製しています。
★ PFP&C18カラムはPFPカラムに比べ3倍のカラム寿命を示します。
★ Cyano固定相はイソプロピル基が根元に2つ結合しているため，疎水性が上がり、アセトニトリルを移動相の有機溶媒に用いても安定した分離が得られます。
★カラムは内径2.0mmから分取用の20mmまで取り揃えております。

1(1) SACテクニックはクロマニックテクノロジーズ社製のSunrise C18-SACで用いられている技術であり，隣接しているシラノール基をある特定の条件下で熱をかけることによりシロキサン結合に変換する操作技法です。

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

逆相固定相C18, C18-HT

PhE

O
O Si
O

O
O Si
O

RP-AQUA, C30

Biphenyl
O
O Si
O

O
O Si
O

PFP

C8

F
F

O
O Si
O

O
O Si
O

Cyano

F
F

PFP&C18
O Si

F

O
O Si
O
O
O
O Si

CN

順相・ヒリック固定相

F

F

F
F
F

SilicaO
O Si OHO

Sunniest の物性値
充填剤

粒子径
(µm)

細孔径
(nm)

Sunniest C18

1.8, 3 and 5

12

340

Sunniest C18-HT

2

10

Sunniest RP-AQUA

3 and 5Sunniest C8

3 and 5Sunniest PhE

3 and 5比表面積 炭素含有量(m2/g)(%)

結合相

エンドキャッピング

使用pH範囲USP
category

16

C18

高温エンドキャッピング

1.5 - 10

L1

340

16

C18

高温エンドキャッピング

1.5 - 10

L1

12

340

16

C30

高温エンドキャッピング

2-8

L62

12

340

10

C8

高温エンドキャッピング

1.5 - 9

L7

Phenylethyl

高温エンドキャッピング

1.5 - 8

L11

12

340

10

Sunniest Biphenyl

5

12

340

11

Biphenyl

高温エンドキャッピング

1.5 - 8

L11

Sunniest PFP

5

12

340

10

Pentafluorophenyl

TMSエンドキャッピング

2-8

L43

Sunniest PFP&C18

5

12

340

14

Pentafluorophenyl+C18

TMSエンドキャッピング

2-8

L43

Sunniest Cyano

5

12

340

5.5

Diisopropyl-cyanopropyl

なし

2-8

L10

Sunniest Silica

3 and 5

12

340

-----

Bare Silica

なし

1-5

L3

2

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica◆ 標準試料の分離
1 2

Sunrise C30

3

5

4

2 3

3

Sunniest RP-AQUA

1

5

7

5
3

4

2,3

7 5

1

1

7
6

4
2

7
6

4
2

7

6

5

Sunniest C18

1

Column: Sunrise C30,
Sunniest C18, RP-AQUA, C8, PhE,
Biphenyl, PFP, PFP&C18, Cyano
5 µm, 4.6 x 150 mm
Mobile phase: CH3OH/H2O=75/25
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC
Sample: 1 = Uracil,
2 = Caffeine,
3 = Phenol,
4 = Butylbenzene,
5 = o-Terphenyl,
6 = Amylbenzene,
7 = Triphenylene.

Sunniest C8

6

1 2

Sunniest Biphenyl5

1

4

4
1

7

Sunniest PFP

6

2,3

5

10

15

20

2

0

C30

0.51

1.59

1.52

C18

0.43

1.56

1.37

6
4

RP-QUA

0.49

1.56

1.37

C8

0.33

1.43

1.23

PhE

1.00

1.34

0.92

Biphenyl

1.77

1.41

1.30

PFP

1.00

1.29

2.51

PFP&C18

1.00

1.43

2.66

Cyano

1.76

1.21

1.70

25

30

35

40

Retention time/min

53(Triphenylene/o-Terphenyl)

７

7
1

立体選択性

(Amylbenzene/
Butylbenzene)

Sunniest PFP＆C18

5

6

4

0

7

6

5

2,3

疎水性

(Caffeine/
Phenol)Sunniest PhE

4 6

3

水素結合性

Sunniest Cyano

2.5
Retention time/min

5

9種類の固定相について，水素結合性α(Caffeine/Phenol)，疎水性α(Amylbenzene/Butylbenzene)および立体選択性α(Triphenylene/oTerphenyl)を比較しました。
カフェインとフェノールの分離係数で表す水素結合性は高温エンドキャッピングを施したアルキル基固定相は低くなりましたが，PhE（フェネチル基）
やPFP（ペンタフルオロフェニル基），PFP&C18は多少高くなり，カフェインとフェノールの溶出時間は同じで，分離係数は1となりました。Biphenylは
高温エンドキャッピングを施し，残存シラノール基の影響はほぼありませんが，水素結合性の値は1.77となり，高い水素結合性を示しました。これはBiphenylの持つ特徴で，ベンゼン環が二つ結合することにより大きな水素結合性を有するようになったと考えられます。Ｃｙａｎｏはエンドキャッピング
を施しておらず，残存シラノール基の影響も受け水素結合性は高くなったと思われます。
疎水性は炭素含有量の多い固定相程高くなります。フェニル基系の固定相はアルキル基固定相より低くなります。PFP＆C18はPFPの疎水性を上げた固定相で，両固定相は水素結合性と立体選択性は同じですが，疎水性のみ変えたものです。
立体選択性はアルキル基が長い程大きくなる傾向を示しますが，PFPやPFP&C18は非常に大きな値になり，特異的な分離が期待されます。アルキ
ル基固定相とフェニル基系固定相では溶出順序が異なっており，分離選択性の大きな差があります。

3

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica◆高温エンドキャッピングの評価
アミトリプチリンの段数(N)とUSPテーリングファクター(TF)の比較

メタノール CH3OH, pH7.5, 40 ºC
Sunniest C18
1

Column size: 4.6 x 150 mm
Particle size: 5 µm

4Mobile phase:
CH3OH/20 mM Phosphate buffer pH 7.5 or 6.0 =80/20

N(4) =11,000
TF(4) =1.06

3
2

CH3CN/20 mM Phosphate buffer pH 7.0 =60/40
4Sunniest RP-AQUA
1

Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC or 22 ºC

N(4) =10,500
TF(4) =1.07

3
2

Sample: 1 = Uracil

CH3

2 = Propranolol

O

A社C18

N(4) =8,950
TF(4) =1.76

3

2

CH3

OH

4
1

NH

3 = Nortriptyline

NH
CH3

1

4

B社C18

N(4) =10,000
TF(4) =1.50

3

2

4 = Amitriptyline

CH3
N
CH3

0

2

4

6
8
10
Retention time/min

12

14

16

アセトニトリル CH3CN, pH7.0, 40 ºC
Sunniest C18

Sunniest RP-AQUA

4

3

4

1

3

1

1

4

A社C18
2

1

11

4

B社C18

1
0

2

4

6

8

10

12

N(4) =10,000
TF(4) =1.14

Sunniest PhE
N(4) =4,000
TF(4) =4.33

1

A社C18

4

3

B社C18
3

2

14

N(4) =12,000
TF(4) =1.09

4

3

2

N(4) =5,800
TF(4) =2.86

3

2

2

N(4) =3,900
TF(4) =2.92

3

4

3
2

N(4) =8,000
TF(4) =1.10

2

N(4) =12,400
TF(4) =1.10

4

3
2Sunniest C8

Sunniest RP-AQUA
1

1

N(4) =9,000
TF(4) =1.09

2

N(4) =12,500
TF(4) =1.04

2Sunniest C18
1

4

3

1

メタノール CH3OH, pH6.0, 22 ºC

4N(4) =4,300
TF(4) =5.24

Retention time/min
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Retention time/min

抗うつ病剤であるアミトリプチリンは非常にテーリングの起こりやすい塩基性化合物であり,残存シラノール基の評価に良く使用されています。ここでは有機溶媒にメタノールを用いたpH7.5，40℃とpH6.0，22℃の条件と，有機溶媒にアセトニトリルを用いたｐH7.0，40℃の条件で比較しました。メタ
ノールのpH7.5，40℃の条件ではピーク形状に大きな差はなく，B社C18カラムでも，かなり良いピーク形状ですが，メタノールのpH6.0，22℃の条件では大きな差が認められ，Sunniest 以外のカラムはアミトリプチリンピークの理論段数(N)が低く，さらにUSPテーリングファクター(TF)が2以上であり，ブロードでテーリングがひどくなっています。
一般的にアミトリプチリンの分離には移動相有機溶媒としてメタノールが使用されます。メタノールの代わりにアセトニトリルを用いるとほとんどの逆相
カラムでアミトリプチリンはひどくテーリングすることが知られています。しかしながら，Sunniest C18，RP-AQUA，C8はアセトニトリルを用いてもテーリ
ングすることなく，シャープなピークが得られます。つまり，Sunniest C18，RP-AQUA，C8カラムを用いれば，使用有機溶媒が限定されることなく，広範囲な移動相条件が設定でき，すべての成分に対し最適な分離条件を構築できます。

★Sunniest C18, RP-AQUA, C8, PhEは残存シラノール基の影響を極限まで抑制しているため，広範囲な条件で塩基性化合物がテーリングしないため，分離条件が限定されることなく，最適な移動相のpHやカラム温度を設定できます。

4

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica◆耐久性の評価
耐アルカリ性試験

耐酸性加速試験120

90
ブチルベンゼンの相対理論段数 (%)

エチルベンゼンの相対保持時間 (%)

100

80
70
60
Sunniest C18

50

Sunniest RP-AQUA
Sunniest C8

40

Sunniest PhE

30

B社

C18

D社

C18

20

100

80

60

Sunniest C18, pH10 – 50ºC

40

Sunniest C8, pH9.2 – 40ºC

20

0

0

20

40

60

80

100

120

0

200

通液時間（ｈ）

耐久性試験条件
Column size: 4.6 x 150 mm
Mobile phase: CH3CN/1.0% TFA, pH 1=10/90
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 80 ºC

400

600

800

通液時間(h)耐久性試験条件
Column: Sunniest C18, C8, 5 µm 4.6 x 150 mm
Mobile phase:
C18: CH3OH/20m M Sodium borate/10 mM NaOH=30/21/49(pH 10)
C8: CH3OH/20 mM Sodium borate (pH 9.2) =30/70
Flow rate: 1.0 mL/min

保持時間測定条件

Temperature: C18 - 50 ºC, C8 - 40 ºC

Column size: 4.6 x 150 mm
Mobile phase: CH3CN/H2O=60/40

理論段数測定条件

Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC

Column: Sunniest C18, C8, 5 µm 4.6 x 150 mm
Mobile phase: CH3OH/H2O=75/25

Sample: 1 = Uracil

Flow rate: 1.0 mL/min

2 = Ethylbenzene

Temperature: 40 ºC
Sample: 1 = Butylbenzene

1%のトリフルオロ酢酸（TFA)を用い，カラム温度を80℃に上げた
耐酸性加速試験の結果を示します。耐久性試験条件ではアセト
ニトリルを10%移動相に加えております。10%アセトニトリルを加えることにより，毛管作用による充填剤細孔内からの移動相の抜け出し1-4が起こらなくなり，正確な結果が得られます。また，カラム
温度が高い程，毛管作用による抜け出しが容易になりますので，80℃以上では極性の高いメタノールは10%加えても不十分で，充填剤細孔内から移動相は抜け出し正確な結果は得られません。

pHメーターのアルカリ性標準液の緩衝液として用いられ，高い緩衝能を有している四ホウ酸ナトリウムを用いpH10に設定しました。
カラム温度は50℃とし，メタノールを30%添加した移動相を通液しました。カラム温度が10℃上がると約３倍の速さで劣化が進みます。したがいまして，50℃で700時間の耐久性は，40℃では2100
時間の耐久性と等しくなります。また，他社の耐久性試験ではカラム温度をambientと表示した室温での試験が多く見受けられます。室温を25℃と設定しているのであれば， 50℃では，カラム温度がambientの時と比べ，16倍早く劣化することになります。

★Sunniest C18, C8, PhEは100時間で約90%の保持時間を維持しております。他社C18カラムに比べ，格段に優れた耐酸性を示しております。新規結合試薬はエンド
キャッピングの効果をも持ち合わせており，エンドキャッ
ピングが非常に優れていることにより，耐久性が向上したと考えられます。

★Sunniest C18はpH10のアルカリ性条件でも十分な耐久性を示します。他社C18カラムに比べ，格段に優れた耐アルカリ性を有しております。耐アルカリ性に関しましても
エンドキャッピングが非常に優れていることにより，シリカ表面にアルカリ成分（OH-)が接触しにくいため，耐久性が向上したと考えられます。

Sunniest RP-AQUAはSunniest C18, C8, PhEよりも耐酸性は若干劣りますが，それでも十分な耐酸性を示します。

★Sunniest C18はpH1.5からpH10の範囲の,Sunniest C8はpH1.5からpH9の範囲の移動相条件で使用可能です。

1) N. Nagae, T. Enami and S. Doshi, LC/GC North America October 2002.
2) T. Enami and N. Nagae, American Laboratory October 2004.
3 )T. Enami and N. Nagae, BUNSEKI KAGAKU, 53, 1309 (2004).
4) N. Nagae, BUNSEKI KAGAKU, 59, 193 (2010).

5

さらに耐アルカリ性を求めるのであれば，pH12まで使用可能なSunArmor C18をお勧めいたします。

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest C18◆酸性，塩基性および中性化合物のpHと保持の関係
B

N

Retention factor (k)塩基性化合物 (B)pH2A

中性化合物 (N)A

酸性化合物 (A)

A

N
B

pH7

N
B

pH10

pH
イオン性化合物は移動相pHによりイオン化が促進されたり，抑制されたりします。酸性化合物はpHが高いほど，塩基性化合物はpHが低いほどイオン化が促進され，極性が高くなるため，保持は小さくなります。

◆リン酸緩衝液によるpH選択性
2 3Column: Sunniest C18, 5 µm, 4.6 x 150 mm

1

Mobile phase: A1) 20 mM Phosphoric acid pH 2.3

pH2.3

6

5

4

A2) 20 mM Phosphate buffer pH 7
A3) 20 mM Phosphate buffer pH 10

3
1
4 2

B) Acetonitrile

pH7

6

5

3,5
2

0

5

10

15
Retention time/min

30

2

26

UV@250 nm, Sample: 1= Thiamine HCl Vitamin B1, 2 =Nicotinamide, 3 = Nicotinic acid, 4 = Pyridoxine HCl

6

1

0

%B (%)

Flow rate: 1.0 mL/min, Temperature: 40 ºC, Detection:

pH10

4

Time (min)20

25

Vitamin B30
6, 5 = Folic acid, 6 = Riboflavin Vitamin B2◆局所麻酔薬の分離 塩およびpH の影響
Column: Sunniest C18 5 µm, 4.6 x 150 mm

Methanol/20 mM Phosphate buffer (pH 7.0)=70/30
2

Mobile phase: Shown in the figure

3

1

4

5

Flow rate : 1.0 mL/min
Pressure : 10.4 MPa
Temperature : 40 oC
Detection : UV@250nm

Methanol/20 mM Ammonium acetate buffer (pH 6.8)=70/30
3

2

5

1

Injection volume : 1 µL
Sample : 1 = Benzocaine,

4

N
CH 2
HO

H
H

2 = Procaine,
Methanol/20 mM Ammonium bicarbonate buffer (pH 9.5)=70/30
2
3
5
1
4

H

H
N

3 = Cinchonine,

4 = Lidocaine,
0

2

4

6

8

10

5 = Tetracaine

Retention time /min

中性のリン酸緩衝液を用いた分離は，LC/MS用の酢酸アンモニウム塩に変更すると再現できないことが起こりますが，重炭酸アンモニ
ウム緩衝液でアルカリ性に調整することで分離が改善されることがあります。上記局所麻酔薬の分離はこれに当てはまります。
イオン性化合物の分析において，pHは分離選択性を大きく変えることができます。耐アルカリ性の高いSunniest C18カラムはpH10のア
ルカリ性移動相が使用できるため，移動相条件を酸性からアルカリ性まで大きく変化させることができ，最適な分析メソッドを確立するこ
6とができます。

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest C18◆カラムからの溶出物の比較（ブリード現象）《質量分析計(MS)を用いた比較》《コロナ荷電化粒子検出器を用いた比較》

5.E+085.E+08

F社 C18
Area: 960,000

4.E+08

B社 C18Intensity (cps)Intensity (cps)

4.E+08

B社 C18
Area: 1,150,000

3.E+083.E+082.E+082.E+081.E+08

Area: 94,000

Sunniest C18

Sunniest C18

5.E+070.E+00
0

5

10

15

20

Time (min)Retention
time/minRetention time/min

Column size: 2.0 x 150 mm
Column size: 2.0 x 150 mm

Mobile phase:

Mobile phase:A) 0.1% acetic acidB) CH3CN

A) 0.1% acetic acidB) CH3CN

Gradient: Time: 0min 3min 14.4min 18min 19min

Gradient:%B:

Time: 0min 3min 14.4min 18min 19min
%B:

5%

5%

100%

100%

5%

5%

100%

100%

5%

Flow rate: 0.2 mL/min

5%

Temperature: 40 ºC

Flow rate: 0.2 mL/min

MS： ABI API-4000
Ionization: Turboionspray (cation)

Temperature: 40 ºC
Detection: Corona CAD

Measurement mode: Q1 Scan m/z 100-1000

0.1% 酢酸のグラジエント溶離におけるカラム内からの溶出物を，揮発性成分以外の全ての溶出物を検出できるコロナ荷電化粒子検出器と質量分析計を用いて測定しました。他社C18はベースラインの変動が大きく，多くのカラムからの溶出物を検出しておりますが，Sunniest C18は溶出が非常に少なく，LC/MSの測定などの高感度分離分析に適しております。

◆LC/MS用移動相を用いた時の塩基性化合物(アミトリプチリン)のピーク比較
N=12,200
TF=1.30

1

N=12,100
TF=1.21

Column size: 4.6 x 150 mm
Particle size: 5 µm
Mobile phase: CH3CN/10 mM
ammonium acetate pH 6.8=40/60

N=12,000
TF=1.28

Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC

Sunniest C18

Sample: Amitriptyline

CH3

N=5,100
TF=2.4

Sunniest C8
N=8,500
TF=2.6

E社 C18N=5,500 TF=2.1

F社 C18N=8,100 TF=2.0

G社 C18
H社 C18
0

2

4

6

8

10

Retention time/min

7

CH3
N

Sunniest RP-AQUA

12

14

16

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest RP-AQUA◆水移動相使用時の再現性について★C18逆相カラムは水のみの移動相を用いると時間の経過とともに保持が減少します。特に送液ポンプの停止後は大きく保持が減少します。右図にはC18逆相カラムでの亜硝酸ナトリウム（ｔ０）と2-プロパノールの分離例を示します。カラム温度
40℃では1時間の送液ポンプ停止後に，保持は90%以上減少しております。20年
以上この保持の減少はC18アルキル基の寝込み（collapse）が原因であると言われてきており，今までに100報以上の報告がありました。しかし長江ら１-4は毛管作用による充填剤細孔からの移動相の抜け出しが保持減少の本当の原因であることを突き止めました。

１時間通液停止後再度通液し測定★充填剤表面が移動相(水）に濡れない場合には，毛管作用により細孔から移動相は抜け出
そうとする圧力が働きます。しかし，移動相を送 C18充填剤細孔内の水の存在状態
液し，この圧力より高いカラム圧が充填剤にかかっている場合には，充填剤表面が濡れていポンプを停止するとないにもかかわらず，移動相は細孔内に留まっています。つまりポンプ停止前後とも充填剤は移動相(水）は細孔移動相に濡れていません（no-wetting）。充填
内に浸透している
Silica
剤表面の濡れの状態は，細孔内に移動相（水）Permeatingが存在していても存在していなくても変わらず， Pressure
no-wetting状態であるため，細孔内からの移動 カラムに圧力がかかっている時
相が抜け出すことはDepermeating現象であると言えます。

N. Nagae, T. Enami and S. Doshi, LC/GC North America October 2002.

Water

毛管作用により細孔内から移動相（水）が抜けで出るDepermenating

10nm

カラムに圧力がかかっていない時★Sunniest RP-AQUAの充填剤表面も逆相固定相であるため，水に濡れませんが，水との接触角を通常のC18固定相より小さくする工夫をしております。したがいましてSunniest RP-AQUAでも毛管作用により細孔内から水を抜け出す圧力が働きますが，この圧力が大気圧より低いため，送液ポンプを停止しても大気圧により水は細孔内に留まって
おり，再現性の高い分離が可能となります。
1) N. Nagae, T. Enami and S. Doshi, LC/GC North America October 2002.
3) T. Enami and N. Nagae, BUNSEKI KAGAKU, 53, 1309 (2004).

2)T. Enami and N. Nagae, American Laboratory October 2004.
4) N. Nagae, BUNSEKI KAGAKU, 59, 193 (2010).

◆核酸塩基の分離例
40 ºC

2

5

1

40℃でのチミンの保持時間の変化

3（ポンプ送液1時間停止毎に測定）

2

1

チ ミンの相 対保持時間(%)

4

5

25 ºC

3
4

0

2

4

6

8

10

12

Retention time/min

14

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

ポンプ停止毎の保持時間測定回数

Column: Sunniest RP-AQUA, 5 µm 4.6 x 150 mm
Mobile phase: 10 mM Phosphate buffer pH 7.0
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC and 25ºC
Sample: 1 = Cytosine

2 = Uracil

3 = Thymidine 4 = Uridine
5 = Thymine

緩衝液のみの移動相を用いた場合の保持の再現性を試験しました。毛管作用により，ポンプを停止し充填剤周りの圧力を大気圧にすると，通常のC18カラムは細孔内からの移動相の抜けだしが起こり，保持時間は大幅に減少しますが，Sunniest RP-AQUAは
ほとんど細孔内からの抜け出しは起こっておらず，97%以上の再現性を示しました。

8Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest RP-AQUA◆Sunniest RP-AQUAの水100%条件での耐久性の評価
耐アルカリ性試験

耐酸性加速試験
100
90
チミンの相対理論段数(%)

アミルベンゼンの相対保持係数 (%)

100

90
80
70
60
50
40

Sunniest RP-AQUA

30

80
70
60
50
40

Sunniest RP-AQUA

30
20

20
0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

通液時間 (h)通液時間 (h)耐久性試験条件

耐久性試験条件

Column: Sunniest RP-AQUA, 5 µm 4.6 x 150 mm
Mobile phase: 0.5% TFA

Column: Sunniest RP-AQUA, 5 µm 4.6 x 150 mm
Mobile phase: 20 mM Phosphate buffer pH 8.0

Flow rate: 1.0 mL/min

Flow rate: 1.0 mL/min

Temperature: 60 ºC

Temperature: 40 ºC

保持時間測定条件

理論段数測定条件

Column: Sunniest RP-AQUA, 5 µm 4.6 x 150 mm
Mobile phase:

Column: Sunniest RP-AQUA, 5 µm 4.6 x 150 mm
Mobile phase: 10mM Phosphate buffer pH7.0

CH3OH/H2O=75/25

Flow rate: 1.0 mL/min

Flow rate: 1.0 mL/min

Temperature: 40 ºC

Temperature: 40 ºC

Sample: 1 = Thymine

Sample: 1 = Uracil
2 = Amylbenzene

水100%で使用可能なカラムは有機溶媒を含まない緩衝液を移動相とした時の耐久性が重要になります。移動相中の有機溶媒の濃度が増すにつれ，カラム寿命は長くなります。つまり，それぞれのｐHで最もカラム劣化を促進させる移動相は有機溶媒を含まない，緩衝液であり，水100%移動相使用可能なカラムは最も過酷な条件で使用することが多くなるため，耐久性は一般の逆相カラムより重視すべき事項になります。
耐酸性試験としまして，0.5%トリフルオロ酢酸(TFA)約pH1.3の酸性移動相を60℃で通液した加速試験を行いました。100時間で80%以上の保持を維持しおります。この耐久性はAQUAタイプの逆相カラムの中では最も高いものであると言えます。さらにpH8の弱アルカリ性条件での試験は40℃で３50時間の耐久性を示しました。

★Sunniest RP-AQUAはpH2からpH8の範囲の水100%移動相が使用可能です。

さらに耐アルカリ性を求めるのであれば，pH10まで使用可能なSunArmor RP-AQUAをお勧めいたします。

9Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest RP-AQUA◆水溶性ビタミンの分離例
1◆有機酸の分離例
8

4

2

3

2 3
4

11

1
5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

0

1

2

7

6

9
10

3

4

5

6

7

8

Retention time/min

Retention time/min

Column: Sunniest RP-AQUA, 5 µm 4.6 x 150 mm

Column: Sunniest RP-AQUA, 3 µm 4.6 x 150 mm

Mobile phase: 40 mM Phosphate buffer pH 6.8

Mobile phase: 25 mM H3PO4 pH 2.5

Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC

Flow rate: 1.0 mL/min Temperature: 25 ºC
Detection: UV@210 nm

Detection: UV@250 nm

Sample: 1 = Oxalic acid, 2 = Tartaric acid, 3 = Formic acid,

Sample: 1 = Nicotinic acid, 2 = Pyridoxal

4 = Malic acid, 5 = Lactic acid, 6 = Acetic acid,
7 = Diglycolic acid, 8 = Maleic acid, 9 = Citric acid,

3 = Pyridoxine, 4 = Nicotinamide

10 = Succinic acid, 11 = Fumaric acid

◆カテキンおよびうまみ成分の分離例◆LC/MS用移動相による水溶性ビタミンの分離例

カフェイン

1

3

グアニル酸

シュウ酸

4

テアニン

3

2
5

4
1

6
5

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 55

0

2

4

6

8

10

Retention time/min

12

14

16

18

20

22

24

26

Retention time/min

Column: Sunniest RP-AQUA 5 µm, 4.6 x 250 mm

Column: Sunniest RP-AQUA 5 µm, 4.6 x 150 mm

Mobile phase: A) H2O/H3PO4 (99.9:0.1)

Mobile phase: A) 20mM Ammonium acetateB) CH3CN
Time (min)

0

20

60

%B (%)0050B) Acetonitrile/ A solution (20:80)
Time (min)
0
5 20
25
%B (%)

00100

Flow rate: 1.0 mL/min

Flow rate: 1.0 mL/min

Temperature: 40 ºC

Temperature: 40 ºC

Detection: UV@210 nm

Detection: UV@250 nm

Injection volume: 10 µL
Sample: Oolong tea 1 = (-)-Epigallocatechin

Sample: 1= Nicotinic acid
2 = Pyridoxine HCl Vitamin B6

2 = (+)-Catechin

3 = Nicotinamide

3 = (-)-Epigallocatechin gallate

4 = Thiamine HCl Vitamin B1

4 = (-)-Epicatechin

5 = Folic acid

5 = (-)-Epicatechin gallate

6 = Riboflavin Vitamin B2

100

10

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest PFP&C18
Sunniest PFP◆保持時間の比較

フルオロベンゼン類の分離

標準試料の分離2,3

Column dimension: 4.6 x 150 mm
Mobile phase: CH3OH/H2O=75/25
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC
Sample: 1 = Uracil, 2 = Caffeine, 3 = Phenol, 4 = Butylbenzene
5 = o-Terphenyl, 6 = Amylbenzene, 7 = Triphenylene

水素結合性

疎水性

立体選択性

(Caffeine/Phenol)(Amylbenzene/Butylbenzene)(Triphenylene/o-Terphenyl)

1.00
1.00
0.39

1.31
1.47
1.60

2.38
2.64
1.46

Column: SunShell PFP 2.6 µm, 4.6 x 150 mm
SunShell PFP&C18 2.6 µm, 4.6 x 150 mm
SunShell C18 2.6 µm, 4.6 x 150 mm
Mobile phase: Methanol/water=60/40
Flow rate: 1.0 mL / minTemperature: 40 oC
Detection: UV@250 nm
Sample:1 = Benzene, 2 = Fluorobenzene, 3 = Toluene, 4 = α,α,α-Trifluorotoluene
F

F

PFP
PFP&C18
C18

CH 3

F

F

PFPに比べPFP&C18は，立体選択性については同等でありますが，疎水性は大幅に増し保持時間が長くなりました。
フルオロベンゼン類の分離のような，PFPならではの分離はPFP&C18も同様な分離が達成されております。

相対理論段数◆耐久性の比較

耐久性テスト条件
Column:Sunniest PFP&C18 5 µm, 2.0 x 150 mm
Sunniest PFP 5 µm, 2.0 x 150 mm
Mobil phase:
CH3OH/20 mM PB pH 7.0=70/30
Flow rate: 0.2 mL/min
Temperature: 40 ºC

3倍

PFP

PFP＆C18

理論段数測定条件
Column:PFP&C18 5 µm, 2.0 x 150 mm
PFP 5 µm, 2.0 x 150 mm
Mobil phase:
PFP&C18;
Acetonitrile/water=70/30
PFP;
Acetonitrile/water=60/40
Flow rate: 0.2 mL/min
Temperature: 40 ºC
Sample: Acenaphthene

表面の疎水性が増すため，従来のPFPに比べPFP&C18は耐久性が約3倍向上しました。
通液時間/h11

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest PFP&C18
Sunniest PFP◆高極性化合物の保持時間の比較
1

２

Sunniest PFP＆C18

Column: Sunniest PFP&C18, PFP 5 µm, 4.6ｘ150 mm
Mobile phase: 12.5 mM Ammonium Formate (pH3)
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 25 ºC
Detection: UV@260 nm
Sample: 1 = Epinephrine, 2 = Levodopa

２

1

1

2

Sunniest PFP

OH

H
N

O
HO
OH

HO

HO

NH2

OH

Levodopa

Epinephrine

カテコールアミンの様な高極性化合物の分離ではPFPとPFP&C18の選択性は大きく変わり，PFPの方が保持が大きくなる傾向があります。

◆PFPとC18のカチオンの保持比較
Sunniest C18
1

3
2

Column size: 4.6 x 150 mm
4 Mobile phase: CH3CN/20mM Phosphate buffer pH7.0 =60/40
Flow rate: 1.0 mL/min
Sample: 1=Uracil, 2=Propranolol, 3=Nortriptyline, 4=Amitriptyline

13Sunniest PFP

2

PFP固定相はフッ素原子による双極子相互作用が働きます。フッ素原子に電荷が偏り，カチオンとの静電相互作用が起こるため，カチオンの保持が大きくなります。プロプラノ
ロールやノルトリプチリンは中性条件ではイオン化してカチオンとなっているため，保持が大きくなると考えられます。

Retention time/min◆塩化ベンザルコニウムの分離

Sunniest Cyano

0

5

10
15
Retention time/min

20

25

Column: Sunniest Cyano 5 µm, 4.6ｘ150 mm
Mobile phase: Methanol/50 m ammonium acetate=70/30
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 30 oC
Detection: UV@265 nm
Sample: Benzalkonium chloride

12

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest Biphenyl◆オキシンのピーク比較◆アミトリプチリンのピーク比較

Company A
BiphenylCompany A
BiphenylCompany B
BiphenylCompany B
BiphenylCompany C
BiphenylCompany C
Biphenyl

Sunniest Biphenyl

Sunniest Biphenyl

Column dimension: 4.6 x 250 mm
Mobile phase: CH3CN/20 mM Phosphate buffer pH 7.0=60/40
Flow rate: 2.0 mL/min
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@250 nm
Sample: 1 = Uracil, 2 = Propranolol, 3 = Nortriptyline, 4 = Amitriptyline

Column dimension: 4.6 x 250 mm
Mobile phase: CH3CN/20mM H3PO4=10/90
Flow rate: 2.0 mL/min
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@250nm
Sample: 1 = 8-Quinolinol (Oxine), 2 = Caffeine
O

CH 3
O

NH

H3C

CH 3

CH 3

NH
CH 3

OH

CH3
N

N

N
CH 3

N

O

OH

N

N

CH3

◆耐久性比較
弱アルカリ性条件での段数比較

酸性条件でのブリード比較
80

100

60

━

50

━
━

40

━

30

Sunniest Biphenyl
Company A Biphenyl
Company B Biphenyl
Company C Biphenyl

相対理論段数/%

Absorbance/mAU

70

20

Chromatogram of a base line
at the third gradient cycle

10

80
60
●

Sunniest Biphenyl■ Company A Biphenyl
Company B Biphenyl▲ Company C Biphenyl

40
20

0

0

-10
5

6

7

8

9

10

11

Retention time/min

%B

0
10

Flow rate: 0.3 mL/min
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@250 nm

5
10

10
90

0

50

100

150

200

250

300

通液時間/h

ブリード試験条件
Column dimension: 2.1 x 50 mm
Mobile phase: A) 1% H3PO4 (pH 1.2)
B) Acetonitrile
Gradient programTime (min)12

耐久性試験条件
Column dimension: 2.1 x 50 mm
Mobile phase: 20 mM Sodium phosphate pH 8.0
Flow rate: 0.2 mL/min
Temperature: 40 ºC
17
90

18
10

35
10

理論段数測定条件
Mobile phase: CH3CN/H2O=50/50
Flow rate: 0.2 mL/min
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@250 nm
Sample: Butylbenzene

酸性条件の耐久性は1%リン酸水溶液とアセトニトリルのグラジエント溶離でのベースラインの変化を比較しました。Biphenyl基は酸性条件下ではシリカ表面から脱離し、有機溶媒の増加に伴い、カラム外に溶出します。ベースラインの変動は脱離したBiphenyl基を検出しており、SunShellは最も脱離が少なく、高い耐酸性を示しました。また、弱アルカリ性条件では充填剤のシリカが溶け出し、カラムイン側がへこむため、カラムの理論段数を比較しま13 した。Sunniestは他社カラムと比較して、2倍以上の耐久性を示しました。

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest Biphenyl◆核酸塩基の分離比較
A) Methanol/10 mM ammonium acetate
pH6.8=20/80

2B) 10 mM ammonium acetate pH6.8

32

k6=0.6823

k5=0.58
6

3

C18

R5,6=1.05

1時間送液停止後の保持係数の変化: 15% まで減少
4

k6=4.53
6

5

0

1

2
2

3

0

2
2

3

4
3

6

k5=0.37

5

0

6

8

4

1. NaNO2
2. Cytosine
NH 2
N
O

N
H

3. UracilO

k6=4.47
5

NH

6

4

1

1

2

1時間送液停止後の保持係数の維持率: 99%

RP-AQUAR5,6=2.5

1

4

1

4

1

6
5

N
H

O

4. Guanine
O

0

1

2
2

3

0

2
2

3,4
6

k5=0.76
5 R5,6=3.6

4

6

8

H
N

HN
H 2N

3

1時間送液停止後の保持係数の維持率: 96%

BiphenylN

N

5. Thymine
O

6

H 3C

NH
N
H

5

4

1

1

k5=5.00

O

6. Adenine
N H2

0

1
2
Retention time/min

3

0

2

4
6
Retention time/min

8

N

HN
N

N

◆有機酸の分離比較

14

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest C18, C18-HT特長✓ 1.8 µm粒子は3 µmや5 µm粒子と同じ物性値のシリカ基剤をを用いており，粒子径による分離の差がありません。
✓ 高圧充填により1.8 µm粒子は100 MPaのカラム耐圧を, 2 µm粒子は70 Mpaのカラム耐圧を達成✓精密分級による低圧力・高理論段数✓ Sunniestの表面処理のため，不活性ですべてのピークがシャープになり，使用pH範囲が広い(pH1.5~10)✓ 2 µm Sunniest C18-HTは1.8 µm Sunniest C18に比べカラム圧が25%低い✓ 特殊研磨による 微粒子に最適なカラムボディ内面★ユニークな表面処理 （塩基性化合物アミトリプチリンのピーク形状比較）
2 3

4
Sunniest C18, 1.8 μm

N4=20,367
TF4=1.13

Column dimension: 2.1 x 100 mm
Mobile phase: CH3CN/20 mM phosphate buffer pH 7.0=60/40

1Flow rate: 0.3 mL/min
Temperature: 40 ºC
2 3

4

NH

Sample: 1 = Uracil,

N4=20,902
TF4=1.19

Sunniest C18-HT, 2 μm

1O

Detection: UV@250 nm

N
H

O

CH3

2 = Propranolol,
2
1

O

4
3

3 = Nortriptyline,
43

N4=10,157
TF4=3.04

1

0

CH 3

CH3

4 = Amitriptyline
N4=18,722
TF4=1.15

Company W C18, 1.7 μm

3Company S C18, 1.9 μm

2

2

NH

Company P
Core Shell C18, 1.7 μm

4

23

1

CH3

N4=7,440 Company S
TF4=3.34 Core Shell C18, 2 μm

2

1

NH
OH

4

6

N4=6,347 4
TF4=4.69
8NCH3＊吸着による保持増加
1012Retention time/min

Sunniest C18の物性値 （新製品の1.8 μmは3 μmや5 μmと同じ物性値のシリカゲルを用いております。）

15

充填剤

粒子径 (µm)

細孔径 (nm)

比表面積 (m2/g)

炭素含有量 (%)

結合相

エンドキャッピング

Sunniest C18

1.8, 3 and 5

12

340

16

C18

高温エンドキャッピング

1.5 - 10

L1

Sunniest C18-HT

2

10

340

16

C18

高温エンドキャッピング

1.5 - 10

L1

＊Sunniest C18, 1.8 μmカラムの最高使用圧は100 MPaです。
＊Sunniest C18-HT, 2 μmカラムの最高使用圧は70 MPaです。

使用pH範囲 USP category

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest C18, C18-HT★高速化（ハイスループット分析）
解熱鎮痛剤の分離 Analgesics
1

0.1% Formic acid
Mobile phase: CH3CN/0.1% Formic acid = 20/80

Sunniest C18 5 µm, 4.6 x 150 mm
2N(4)=80,000 plate/m
3
4Flow rate: 1.0 mL/min for 4.6 x 150 mm
0.6 mL/min for 2.1 x 50 mm
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@230 nm
NH

1

CH3
O

Acetaminophen

HO

CH 3

2

ハイスループット化

N

O

N

CH3

Antipyrine

N(4)=175,000 plate/m
3
Sunniest C18-HT

2 µm, 2.1 x 50 mm

O
O

OH

Aspirin

O
CH3

4
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

H2N
H3C

O

Ethenzamide

O

Retention time/min★OPA・FMOCによる誘導体化アミノ酸の分離
51

713 15 1614

10

8

Column: Sunniest C18-HT 2 µm, 2.1 x 100 mm
Mobile phase: A) 10 mM Na2PO4 + 10 mM Na2B4O7 + 0.5 mM NaN3
B) Acetonitrile/Methanol/Water (45/45/10 %V)

6Time(min)

0

0.2

7.2

7.8

%B

5

5

50

100

11

Flow rate: 0.72 mL/min
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@338 nm
Sample: 1=Aspartic acid, 2=Glutaminc acid, 3=Serine, 4=Histidine,
5=Glycine, 6=Threonine, 7=Arginine, 8=Alanine, 9=Tyrosine, 10=Valine,
11=Methionine, 12=Tryptophan, 13=Pnehylalanine, 14=Isoleucine,
15=Leucine, 16=Lysine, 17=Proline

4
3
2

17
12
9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Retention time/min★Sunniest C18 1.8 µm, C18-HT 2 µm 用のガードカラム SunGuard Ultra
SunShellガードカートリッジRPカラムをお勧めします
ホルダー

Hex 12mm

カートリッジ
2.0 mm I.D.
3 mm length

カプラ
0.13 mm I.D.
50 mm
length”RP”(逆相)はSunShell C18コアシェルシリカを内径２ｍｍ、⻑さ３ｍｍ

”RP”は全ての逆相カラムに使用可能


のカートリッジに充填

ローデッドボリューム構造
60 MPa以上の耐圧

内径2.1 mmから4.6 mmまでのサイズのカラムに使用可

SunShellガードカートリッジカラムの価格
型 番

価 格

SunShell ガードカーリッジカラム RP スターターキット（ホルダー，カートリッジ，カプラ各1個）

品名

CB32CK¥25,000

SunShell ガードカートリッジ RP 交換用（2個入り）

CB32CC¥15,000

SunShell ガードカートリッジホルダー

HOL2CC¥15,000

部品の価格
品 名

内 容

接続キット （カプラ） SUS チューブ外径1/16”，内径0.13mm，長さ50mm 1本 PEEKオシネジ 2個、PEEKフェラル 2個
PEEKフェラル

外径1/16”用フェラル 10個入り 上記オシネジと組み合わせて62MPa(9,000psi)の耐圧性能

型 番

価 格

PCO50P¥5,600PF192X¥6,000※上記価格には消費税は含まれておりません。上記価格表は2024年2月現在の国内販売価格です。

16

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest カートリッジ型ガードカラム
SunGuard <<内径4.6 mm分析カラム用>>

特⻑*シンプルな構造*ローデッドボリューム*ガードカートリッジカラム接続後も段数低下はありません（下記図参照）*5 µmだけでなく 3 μmのカラムにも使用できます
*簡単装着（カートリッジをホルダーに向きを合わ
せて入れ手締め後スパナで1/4回転）

PEEK O-ring

Filter

カートリッジ(4x10 mm)の概略図

品 名

カートリッジとホルダーの写真

粒子径

型 番

価 格

Sunniest,Sunrise ガードカーリッジカラム （ホルダー，カートリッジ 各1個） 4 x 10 mm

5 µm⃞⃞3A1H¥17,000

Sunniest,Sunrise ガードカートリッジ交換用（４個入り） 4 x 10 mm

5 µm⃞⃞3A1C¥20,000

SunArmor ガードカーリッジカラム （ホルダー，カートリッジ 各1個） 4 x 10 mm

5 μm

H⃞3A1H¥18,000

SunArmor ガードカートリッジ交換用（４個入り） 4 x 10mm

5 μm

H⃞3A1C¥24,000

SunGuard ガードカートリッジホルダー 4 x 10 mm （共通）---

HOLA1C¥12,000

SunGuard / SunGuard Ultra用カプラ：SUS配管* 1本 ,PEEKオシネジ＆フェラル各2個（①） 耐圧60 MPa---

PCO50P¥5,600

SunGuard / SunGuard Ultra用フェラル：カプラ用交換フェラル, PEEK製, 10個入り（②）耐圧60 MPa---

PF192X¥6,000＊ カプラ付属のSUS配管仕様︓外径1/16” , 内径0.13 mm x 50 mm

型番の空欄（Sunniest,Sunrise:⃞⃞, SunArmor:⃞） には、下記充填剤に対応するコードが含まれます。
Sunniest C18

EB

Sunniest PhE (Phenyl)EP

Sunniest Biphenyl

E8

SunArmor C18

B

Sunniest C8

EC

Sunniest PFPEFSunniest Silica

ES

SunArmor RP-AQUA

R

Sunniest RP-AQUA

ER

Sunniest PFP&C18

EV

Sunrise C30 (C28)SM

SunArmor NH2N

SunGuard Ultra <<内径 2.0 mmおよび 3.0 mm分析カラム用>>

SunShell RP & S ガードカートリッジカラムをお勧めします。

ホルダー

Hex 12 mm

カートリッジ
2.0 mm I.D.
3 mm length

カプラ
0.13 mm I.D.
50 mm length”RP”(逆相)はSunShell C18を”S “はSunShell HILIC-Sコアシェルシリカ

”RP”は全ての逆相カラムに、S”全てのヒリックカラムに使用可能

を内径２ｍｍ、⻑さ３ｍｍのカートリッジに充填
ローデッドボリューム構造
60 MPa以上の耐圧

品 名

17

型 番

価 格

SunShell ガードカーリッジカラム RP スターターキット（ホルダー，カートリッジ 2 x 3 mm，カプラ各1個）

CB32CK¥25,000

SunShell ガードカートリッジ RP 交換用（2個入り）2 x 3 mm

CB32CC¥15,000

SunShell ガードカートリッジカラム S スターターキット（ホルダー，カートリッジ 2 x 3 mm，カプラ各1個）

CS32CK¥25,000

SunShell ガードカートリッジ S 交換用（2個入り）2 x 3 mm

CS32CC¥15,000

SunGuard Ultra ガードカートリッジホルダー 2 x 3 mm

HOL2CC¥15,000※上記価格には消費税は含まれておりません。上記価格表は2024年2月現在の国内販売価格です。
※外観および仕様は改良のため，予告なく変更する場合もございますのでご了承願います。

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica
SunGuard Prep <<内径 10 mmおよび 20 mm分取カラム用>>＊シンプルな構造＊ローデッドボリューム

スパナ（ホルダーに使用）＊ガードカートリッジカラム接続後も 段数維持

Hex 21 mm＊内径10mmと20mm分取カラムに使用可

ホルダー

カートリッジ
10 mm I.D.
10 mm length＊耐圧30 MPa
＊簡単装着

カプラ
0.8 mm I.D.
50 mm length＊21mmスパナ付属のスターターキットを設定＊スターターキットのカプラ（配管）は⻑さ50ｍｍ，100 mm，150 mmから1本選択

カプラ用1/16”SUSチューブ
50 mm，100 mm，150ｍｍ length＊スターターキット費用︓57,000円〜＊交換カートリッジ費用︓14,000円／個

品 名Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット（スパナなし）（ホルダー，カートリッジ10 x 10 mm，カプラ〔⻑さ50 mm〕各1個）
Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット（スパナなし）（ホルダー，カートリッジ10 x 10 mm，カプラ〔⻑さ100 mm〕各1個）
Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット（スパナなし）（ホルダー，カートリッジ10 x 10 mm，カプラ〔⻑さ150 mm〕各1個）
Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット（スパナ付き）（ホルダー，カートリッジ10 x 10 mm，カプラ〔⻑さ50 mm〕各1個およびスパナ２本）
Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット（スパナ付き）（ホルダー，カートリッジ10 x 10 mm，カプラ〔⻑さ100 mm〕各1個およびスパナ２本）
Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット（スパナ付き）（ホルダー，カートリッジ10 x 10 mm，カプラ〔⻑さ150 mm〕各1個およびスパナ２本）
Sunniest, SunArmor, Sunrise ガードカートリッジ交換用（2個入り）10 x 10 mm
SunGuard Prep 分取ガードカートリッジホルダー 10 x 10 mm

粒⼦径

型 番

価 格

5 µm

⃞⃞371K1¥57,000

5 µm⃞⃞371K2¥57,000

5 µm⃞⃞371K3¥57,000

5 µm⃞⃞371K1S¥60,000

5 µm⃞⃞371K2S¥60,000

5 µm⃞⃞371K3S¥60,000

5 µm---⃞⃞371C
HOL71C¥28,000¥42,000

型番の空欄（⃞⃞） には、下記充填剤に対応する２桁コードが含まれます。
Sunniest C18

EB

Sunniest PhE (Phenyl)EP

Sunniest Biphenyl

E8

SunArmor C18

HB

Sunniest C8

EC

Sunniest PFPEFSunniest Silica

ES

SunArmor RP-AQUA

HR

Sunniest RP-AQUA

ER

Sunniest PFP&C18

EV

Sunrise C30 (C28)SM

SunArmor NH2

HN※上記価格には消費税は含まれておりません。上記価格表は2024年2月現在の国内販売価格です。
※外観および仕様は改良のため，予告なく変更する場合もございますのでご了承願います。

✻クロマニックテクノロジーズの海外販売網

18

Sunniest C18, C18-HT
Sunniest RP-AQUA Sunniest C8
Sunniest PhE Sunniest Biphenyl
Sunniest PFP Sunniest PFP&C18
Sunniest Cyano Sunniest Silica

Sunniest 価格表
充填剤

内径(mm)

⻑さ(mm)
30
50
75
Sunniest C18 1.8 µm
100
150
30
50
Sunniest C18-HT 2 µm
75
100

充填剤

Sunniest C18 3 µm

Sunniest C18 5 µm
Sunniest RP-AQUA
3 µm
Sunniest RP-AQUA
5 µm
Sunniest C8 3 µm

Sunniest C8 5 µm

Sunniest PhE 3 µm

Sunniest PhE 5 µm
Sunniest Biphenyl
5 µm
Sunniest PFP 5 µm
Sunniest PFP&C18
5 µm
Sunniest Cyano 5 µm

Sunniest Silica 3 µm

Sunniest Silica 5 µm

2.1型 番EBA931
EBA941
EBA951
EBA961
EBA971
EB1931
EB1941
EB1951
EB1961

内径(mm)
⻑さ(mm)
50
75
100
150
250
50
100
150
250
50
75
100
150
250
50
100
150
250
50
75
100
150
250
50
100
150
250
50
75
100
150
250
50
100
150
250
50
100
150
250
50
100
150
250
50
100
150
250
50
100
150
250
50
75
100
150
250
50
100
150
250

3.0
価 格
¥64,000¥65,000¥68,000¥70,000¥78,000¥68,000¥68,000¥68,000¥68,000型 番-----EBA341
EBA351
EBA361
EBA371
EB1331
EB1341-----EB1361

2.0型 番EB2241EB2251EB2261
EB2271
EB2281
EB3241
EB3261
EB3271
EB3281
ER2241
ER2251
ER2261
ER2271
ER2281
ER3241
ER3261
ER3271
ER3281EC2241EC2251EC2261
EC2271
EC2281
EC3241
EC3261
EC3271
EC3281EP2241
EP2251
EP2261
EP2271
EP2281
EP3241
EP3261
EP3271
EP3281
E83241
E83261
E83271
E83281--------------------EV3241
EV3261
EV3271
EV3281
EJ3241
EJ3261
EJ3271
EJ3281ES2241ES2251ES2261
ES2271ES2281
ES3241
ES3261
ES3271
ES32814.6
価 格-----¥68,000¥71,000¥74,000¥82,000¥68,000¥68,000-----¥68,000型 番----------------------------------------------

3.0
価 格¥45,000¥48,000¥50,000¥55,000¥65,000¥42,000¥47,000¥52,000¥62,000¥50,000¥53,000¥55,000¥60,000¥70,000¥45,000¥50,000¥55,000¥65,000¥50,000¥53,000¥55,000¥60,000¥70,000¥45,000¥50,000¥55,000¥65,000¥50,000¥53,000¥55,000¥60,000¥70,000¥45,000¥50,000¥55,000¥65,000¥60,000¥65,000¥67,000¥70,000--------------------¥60,000¥65,000¥67,000¥70,000¥45,000¥50,000¥55,000¥65,000¥45,000¥48,000¥50,000¥55,000¥65,000¥42,000¥47,000¥52,000¥62,000型 番
EB2341-----EB2361
EB2371
EB2381
EB3341
EB3361
EB3371
EB3381
ER2341-----ER2361
ER2371
ER2381
ER3341
ER3361
ER3371
ER3381
EC2341-----EC2361
EC2371
EC2381EC3341EC3361
EC3371
EC3381
EP2341-----EP2361
EP2371
EP2381
EP3341
EP3361
EP3371
EP3381
E83341
E83361
E83371
E83381--------------------EV3341
EV3361
EV3371
EV3381
EJ3341
EJ3361
EJ3371
EJ3381
ES2341-----ES2361
ES2371
ES2381ES3341
ES3361ES3371
ES338110価 格----------------------------------------------

型 番----------------------------------------------型 番
EB2441
EB2451
EB2461
EB2471
EB2481
EB3441
EB3461
EB3471
EB3481
ER2441
ER2451
ER2461
ER2471
ER2481
ER3441
ER3461
ER3471
ER3481EC2441EC2451
EC2461
EC2471
EC2481
EC3441
EC3461
EC3471
EC3481
EP2441EP2451
EP2461EP2471
EP2481
EP3441
EP3461
EP3471
EP3481
E83441
E83461
E83471
E83481
EF3441
EF3461
EF3471
EF3481
EV3441
EV3461
EV3471
EV3481
EJ3441
EJ3461
EJ3471
EJ3481
ES2441
ES2451
ES2461
ES2471
ES2481
ES3441
ES3461
ES3471
ES3481価 格----------------------------------------------

型 番----------------------------------------------

10

4.6
価 格
¥45,000-----¥50,000¥55,000¥65,000¥42,000¥47,000¥52,000¥62,000¥50,000-----¥55,000¥60,000¥70,000¥45,000¥50,000¥55,000¥65,000¥50,000-----¥55,000¥60,000¥70,000¥45,000¥50,000¥55,000¥65,000¥50,000-----¥55,000¥60,000¥70,000¥45,000¥50,000¥55,000¥65,000¥60,000¥65,000¥67,000¥70,000--------------------¥60,000¥65,000¥67,000¥70,000¥45,000¥50,000¥55,000¥65,000¥45,000-----¥50,000¥55,000¥65,000¥42,000¥47,000¥52,000¥62,00020

価 格¥42,000¥46,000¥48,000¥53,000¥63,000¥38,000¥43,000¥48,000¥60,000¥45,000¥48,000¥50,000¥55,000¥65,000¥40,000¥45,000¥50,000¥60,000¥45,000¥48,000¥50,000¥55,000¥65,000¥40,000¥45,000¥50,000¥60,000¥45,000¥48,000¥50,000¥55,000¥65,000¥40,000¥45,000¥50,000¥60,000¥60,000¥65,000¥67,000¥70,000¥60,000¥65,000¥67,000¥70,000¥60,000¥65,000¥67,000¥70,000¥40,000¥45,000¥50,000¥60,000¥42,000¥46,000¥48,000¥53,000¥63,000¥38,000¥43,000¥48,000¥60,000

価 格----------------------------------------------

20型 番----------------------------------------EB3781----------------------------------------ER3781----------------------------------------EC3781----------------------------------------EP3781

価 格----------------------------------------¥180,000----------------------------------------¥180,000----------------------------------------¥180,000----------------------------------------¥180,000型 番-------------------------EB3841-----EB3871
EB3881-------------------------ER3841-----ER3871
ER3881-------------------------EC3841-----EC3871
EC3881-------------------------EP3841-----EP3871
EP3881価 格-------------------------¥120,000-----¥240,000¥300,000-------------------------¥140,000-----¥280,000¥360,000-------------------------¥140,000-----¥280,000¥360,000-------------------------¥140,000-----¥280,000¥360,000

E83781-----------------------------------EV3781---------------EJ3781----------------------------------------ES3781¥240,000-----------------------------------¥240,000---------------¥200,000----------------------------------------¥180,000

E83881-----------------------------------EV3881---------------EJ3881-------------------------ES3841-----ES3871
ES3881¥480,000-----------------------------------¥480,000---------------¥400,000-------------------------¥120,000-----¥240,000¥300,000

USP
category

L1

USP
category

L1

L62

L7

L11

L43

L43

L10

L3

※ 上表以外のサイズに関しましては㈱クロマニックテクノロジーズまでお問合せ下さい。上記価格に消費税は含まれておりません。
※ 外観および仕様は改良のため，予告なく変更する場合もございますのでご了承願います。

開発・製造・発売元

2402

株式会社 クロマニックテクノロジーズ
552-0001 大阪府大阪市港区波除6-3-1
TEL: 06-6581-0885 FAX: 06-6581-0890
E-mail: info@chromanik.co.jp
URL: http://chromanik.co.jp