Exam Gloves
ニトリルグローブ シリーズ

Don’t Wear the Risk.
Wear HALYARD*.

HALYARD* Exam Gloves
AQL1.0をはじめ、選ばれる理由 ピンホール品質基準
検査検診用グローブに必要とされる品質にこだわっています。
バリア性強度

伸張性

着用時の安全性

耐薬品性

引張強度

最大伸張度

生物学的安全性医療現場で通常使用されるホルマリン（10%）
や、グルタルアルデヒド（4%）などの薬剤への防護性能を確認します。

グローブを破断するのに必要な力を評価します。

グローブが裂けるまでの伸びを評価します。

皮膚への刺激性、毒性などの安全性を評価します。
刺激が少なく、安全で快適に着用できます。

長時間、グローブ生地からの透過を防ぎます。

老化時においても高水準の数値を実現しています。

高い伸び率で、引っ張る力やねじる力などの柔軟性に優れています。

フィット感・触感に優れ、かつ高い保護性能や耐久性を備えています。

ASTM F739ASTM D412

ASTM D412

ISO 10993

製品構成
PURPLE *Series

パープルマックス

パープルエクストラ

パープルエクストラよりも厚く、さらに強度に優れ、長時間にわたるバリア性と長さを確保。

強度に優れ、長時間にわたるバリア性と長さを確保。

STERLING*
SeriesPINKUNDERGUARD *

ピンク アンダーガード
スターリングエクストラ

スターリング

柔らかさと強度を備えた高い操作性と長さ。

柔らかさと強度を備えた高い操作性。

エコプル パッケージ

スマートプル パッケージLAVENDER*
ラベンダー

薄く柔らかい感触による高い操作性と汎用性。
汚染リスクおよびグローブ落下低減に配慮した独自のパッケージ。

AQUASOFT *アクアソフト
薄く柔らかい感触による操作性と経済性。

Don’t Wear the Risk. Wear HALYARD*.

二重手袋の着用をスムーズにするアンダー専用グローブ。

全製品共通の特長／仕様
検査検診用グローブ
天然ゴムラテックスフリー● パウダーフリー● ピンホール品質基準：AQL 1.0● 薬剤耐性試験済（ ASTM D6978-05 ）● 滑り止め加工済● 左右兼用●●LINE UP1）1)1 ）製品毎に仕様が異なります。 詳細は各製品情報をご確認ください。

ハリヤード ニトリルグローブ ラインアップ

ラベンダー ニトリルグローブ
特長／仕様
●
●

●
●

薄く柔らかい感触による高い操作性
検査検診用グローブとして、様々な用途で使用可能
未滅菌
ディスペンサーボックスは、エコプルパッケージとスマートプルパッケージの2種類から選択可能

推奨される業務

製品番号
サイズ

52816
XS

入数（ケース）

中指：0.08

手のひら ：0.07●

検査・検診業務全般●

採血、注射、輸液管理業務

●

気管吸引

●

排泄物の処理やベッドメイキング●

検温、血圧測定など

スマートプルパッケージ

一枚の厚み（mm） 長さ（mm）

手首

老化前
老化後

：0.06

240

引張強度

最大伸張度

23Mpa
28MPa

550%
550%

エコプルパッケージ

52817
52818
SM
250枚入／箱 x 10箱52819
L

製品番号
サイズ入数（ケース）

44908
XS

44909
44910
S
M
250枚入／箱 x 10箱44911
L

グローブ残量に応じて開口部を2段階に調整可能です1

最初は 1 の開口部だけを開けます。
残量が多い時は小さな開口で、複数枚の取り出しを防ぎます。

独自のリフトアップ機構により、グローブは常に開口部に押し出されます
複数枚同時に取り出すリスクを低減します。
残り枚数が少なくなった際の取り出しやすさが大きく改善されます。
● 壁面設置時の箱からのグローブ落下を低減します。
●●

グローブ汚染リスクを低減します●●2

残量が少なくなったら2 の開口部を開けます。
大きな開口で、取り出しやすくなります。

複数枚同時に取り出すリスクの低減により、汚染されたグローブの使用を低減します。
手を箱の奥に入れずに取り出せるため、箱内の残りグローブの汚染を防止します。

詳しくはこちら！
※引張強度、厚み、長さについては製造上のばらつき等による誤差が生じることがあります。

アクアソフト ニトリルグローブ製品番号
サイズ43932
XS43933
S

入数（ケース）

43934
M
300枚入／箱 x 10箱特長／仕様

43935
L
一枚の厚み（mm） 長さ（mm）

薄く柔らかい感触による操作性● 一般的なグローブ200枚入りと同じ大きさの箱ながら、300枚入りで、収納スペース、空箱廃棄量を33% 削減● ディスペンサーボックス交換頻度も33% 低減され、作業軽減に貢献● グローブ残量に応じて開口部を2段階に調整可能なスマートプルパッケージ● 36種類の薬剤耐性試験済
● 未滅菌
●中指
手首

推奨される業務
老化前検査・検診業務全般 ● 採血、注射、輸液管理業務 ● 気管吸引
● 排泄物の処理やベッドメイキング● 検温、血圧測定など●：0.08

手のひら ：0.07

老化後

：0.06

240

引張強度

最大伸張度

23Mpa
28MPa

550%
450%

スターリング ニトリルグローブ
製品番号
サイズ50705
XS

50706
S入数（ケース）

50707
M
200枚入／箱 x 10箱特長／仕様50708
L
一枚の厚み（mm） 長さ（mm）

柔らかさと強度を備えた高い操作性● 検査検診用グローブとして、様々な用途、強度を要する業務に適しています● グローブ残量に応じて開口部を2段階に調整可能なスマートプルパッケージ● 50種類以上の薬剤耐性試験済● 未滅菌●

中指：0.09

手のひら ：0.08
手首：0.06

240

引張強度

最大伸張度

42Mpa
38MPa

650%
550%

推奨される業務
検査・検診業務全般
ラベンダーで推奨される業務に加え、検査部、薬剤部、放射線部、透析室、手術部、救急外来処置における調剤、機器に接触したり、強度を要する業務● 内視鏡検査、検体取り扱い ● 婦人科・泌尿器科・消化器科・口腔外科・歯科での内診など
●
●

老化前
老化後

スターリングエクストラ ニトリルグローブ
製品番号サイズ53137
XS

入数（ケース）

53138
S53139M100枚入／箱 x 10箱

53140
L特長／仕様

一枚の厚み（mm） 長さ（mm）

柔らかさと強度を備えた高い操作性● カフ部が長いエクストラタイプ。ガウンの袖上部までカバーし、袖口からの曝露を防止● 50種類以上の薬剤耐性試験済
● 未滅菌

中指

●

推奨される業務
検査・検診業務全般
スターリングで推奨される業務・部署に加え、化学療法薬剤ミキシングや取り扱い時● 簡単な洗浄作業● ガーゼカウント時の曝露対策など：0.09

手のひら ：0.08
手首：0.06

310

引張強度

最大伸張度

42Mpa
38MPa

650%
550%

●
●

老化前
老化後

パープルマックス ニトリルグローブ
製品番号
サイズ
入数（ケース）

44992
S44993
M
50枚入／箱 x 8箱

特長／仕様

50種類以上の薬剤に加え、23種類の洗浄・消毒剤に対する耐性試験済● 指先から全長約415mm で肘下までをカバー● パープルエクストラグローブの約2倍の厚さで、さらに強度に優れ、

44994
L
一枚の厚み（mm） 長さ（mm）●

長時間にわたるバリア性、液体保護性が求められる業務に適しています● 手首から指先まで全面に滑り止め加工があり、より一層滑りを防止● 未滅菌

中指手首推奨される業務
検査・検診業務全般 ● 中央材料室での洗浄作業 ● 内視鏡室での洗浄作業 ● 入浴介助
● 分娩介助や沐浴時● クベース内での診療や看護ケア時● ガーゼカウン
ト時の曝露対策など●

Don’t Wear the Risk. Wear HALYARD*.

：0.28

手のひら ：0.24

老化前
老化後

：0.15

415

引張強度

最大伸張度

24Mpa
22MPa

550%
450%

パープルエクストラ ニトリルグローブ
製品番号
サイズ

55090
XS

50601
S

入数（ケース）

50602
M
50枚入／箱 x 10箱特長／仕様

50603
L
一枚の厚み（mm） 長さ（mm）

50種類以上の薬剤耐性試験済
カフ部が長いエクストラタイプ。ガウンの袖上部までカバーし、袖口からの曝露を防止● スターリングより約60% 厚く、強度に優れ、長時間にわたるバリア性、液体保護性が求められる業務に適しています● 米国労働安全衛生局（OSHA)、米国医療薬剤師衛生会（ASHP)、米国腫瘍学看護学会（ONS) などが定めている薬剤の取り扱いガイドラインに適合
● 未滅菌
●
●

推奨される業務

中指
手首

老化前

化学療法薬剤のミキシングや取り扱い時など、二重手袋着用時のアウター用● 内視鏡検査業務● ガーゼカウント時の曝露対策● 簡単な洗浄作業等● 検査・検診業務全般●：0.15

手のひら ：0.12

老化後：0.11

310

引張強度

最大伸張度

21Mpa
21MPa

550%
500%

ピンク アンダーガード ニトリルグローブ
製品番号
サイズ47452
XS

入数（ケース）47453
S47454
M
100枚入／箱 x 10箱

特長／仕様

47455
L一枚の厚み（mm） 長さ（mm）

二重手袋の着用をスムーズにするアンダー専用グローブ● ピンク アンダーガード ニトリルグローブの表面は、製品特性上滑りやすい為、アウターグローブと組み合わせてご使用ください● 50種類以上の薬剤耐性試験済● 米国労働安全衛生局（OSHA）、米国医療薬剤師衛生会（ASHP）、米国腫瘍学看護学会（ONS）などが定めている薬剤の取り扱いガイドラインに適合● 未滅菌●推奨される業務●

アウターグローブには、パープルエクストラ
ニトリルグローブを組み合わせてご使用ください

化学療法薬剤のミキシングや取り扱い時など、二重手袋着用時のアンダー専用

中指：0.12

手のひら ：0.09
手首

老化前
老化後

：0.07

310

引張強度

最大伸張度

42MPa
38MPa

650%
550%

二重手袋の着用手順❶ ピンク アンダーガード
ニトリルグローブを着用します。

❷ ガウンを着用します。

❸ ピンク アンダーガード
ニトリルグローブのカフをガウンのカフで覆います。

❹ ガウンのカフ部分を覆うようにパープルエクストラ ニトリルグローブを着用します。

※引張強度、厚み、長さについては製造上のばらつき等による誤差が生じることがあります。

ハリヤード ニトリルグローブの薬剤耐性試験済 薬剤リスト
ハリヤードのニトリルグローブは ASTM D6978-05に基づく薬剤耐性試験を実施しています。
試験方法：ASTM D6978-05

アルキル化剤

製品 および 薬剤の耐性浸透時間 ( 分 )試験済化学療法薬剤等

パープル
マックス

パープル
エクストラ

ピンク
アンダーガード

スターリング／スターリングエクストラ

ラベンダー

アクアソフトイホスファミド (50.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

塩酸メクロレタミン (1.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

カルムスチン (3.3mg/ml)

128.5※

80.4※

54.7※

22.9※

0.3※

12.4※

シクロホスファミド (20.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240ダカルバジン (10.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

チオテパ (10.0mg/ml)＞240＞240

128.5※

37.1※

30.9※

24.4※

ブスルファン (6.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

ベンダムスチン塩酸塩 (5.0mg/ml）＞240＞240＞240＞240＞240

メルファラン (5.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

オキサリプラチン (2.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240

オキサリプラチン (5.0mg/ml)
白金製剤

カルボプラチン (10.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

シスプラチン (1.0mg/ml)

＞240

＞240

＞240＞240＞240＞240

パラプラチン (10.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240

アザシチジン [ ビダーザ ](25.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

シタラビン (100.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

トポイソメラーゼ阻害剤

その他抗がん剤

分子標的薬

ホルモン製剤

その他薬剤

＞240

クラドリビン (1.0mg/ml)＞240

ゲムシタビン (38.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

デシタビン (5.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

フルオロウラシル (50.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240>240＞240

フルダラビン (25.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

ペメトレキセド二ナトリウム水和物 (25.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

ラルチトレキセド一水和物 (0.5mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

メトトレキサート (25.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240＞240＞240＞240＞240

イダルビシン塩酸塩 (1.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

エピルビシン塩酸塩 [Ellence](2.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

ダウノルビシン塩酸塩 (5.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

ドキソルビシン塩酸塩 (2.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

ブレオマイシン硫酸塩 (15.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

マイトマイシン C(0.5mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

ミトキサントロン (2.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240＞240

エリブリンメシル酸塩 (0.5mg/ml)

微小管阻害剤＞240＞240（0.5mg/ml)
アクチノマイシン D

抗癌性抗生物質＞240＞240

カペシタビン (26.0mg/ml)

代謝拮抗剤＞240＞240

ドセタキセル (10.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

パクリタキセル (6.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

ビノレルビン (10.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

ビンクリスチン硫酸塩 (1.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

ビンブラスチン硫酸塩 (1.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240>240＞240

イリノテカン塩酸塩 (20.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

エトポシド (20.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

ノギテカン [ トポテカン ] 塩酸塩 (1.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240>240＞240

三酸化ヒ素 (1.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

トリセノックス (0.1mg/ml）＞240

トリセノックス (1.0mg/ml）＞240＞240＞240＞240

カルフィルゾミブ (2.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

セツキシマブ [ アービタックス ](2.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

テムシロリムス (25.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

トラスツズマブ (21.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240

ペルツズマブ (30.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240

ボルテゾミブ [ ベルケイド ](1.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

リツキシマブ (10.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240

フルベストラント (50.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

ガンシクロビル [Cytovene](10.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240ジドブジン [ レトロビル ](10.0mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240

ゾレドロン酸 (0.8mg/ml)＞240＞240＞240＞240＞240＞240＞240＞240

リュープロレリン酢酸塩 (5.0mg/ml)＞240

トリクロサン (1.0mg/ml)
トリクロサン (2.0mg/ml)＞240＞240＞240

抗マラリア薬クロロキン (50.0mg/ml)＞240＞240

免疫抑制剤

シクロスポリン A(100.0mg/ml)＞240＞240※カルムスチン ( 全製品 ) 及びチオテパ ( パープルシリーズ以外 ) は薬剤の耐性浸透時間が短いので注意してください。

Don’t Wear the Risk. Wear HALYARD*.

（2020年7月現在、ハリヤード調べ）グローブの適切な着脱（グローブを着用する前には、適切な手指衛生を実施）
グローブの着け方●グローブの装着（グローブを装着する前には適切な手指衛生を実施）

1

2

3

パッケージからグローブを取り出し、ブを取り出し、片方の手に装着します。
片方の手に装着します。
パッケージからグロー続いてもう片方の手にも装着します。
続いてもう片方の手にも装着します。

装着完了です。
装着完了です。

（グローブを外した後には、適切な手指衛生を実施）
グローブの外し方●グローブの取り外し（グローブを外した後には、適切な手指衛生を実施）

1

2

3

片方の手のグローブのカフ外側を持ちます。
片方の手のグローブのカフ外側を持ちます。

グローブを静かに中表にしながら外します。
グロー
ブを静かに中表にしながら外します。

グローブを装着している手の中に、外した片方のグローブを丸めいれます。
グローブを装着している手の中に、外した片方のグローブを丸めいれます。

4

5

6

グローブを外したほうの手を、グローブを装着しているグローブを装着しているグローブを外したほうの手を、手のカフ内側に差し入れます。
手のカフ内側に差し入れます。

中表にしながら、グローグローブをゆっくりと外します。
ブをゆっくりと外します。
中表にしながら、外したグローブを施設で定められた廃棄ボックスへそっと捨てます。
外したグローブを施設で定められた廃棄ボックスへそっと捨てます。

製造販売元：O&M
製造販売元：O&M Halyard
Halyard JapanJapan 合同会社
合同会社

www.halyardhealthcare.com
www.halyardhealthcare.com〒105-0011〒105-0011 東京都港区芝公園
東京都港区芝公園 2-6-3
2-6-3 芝公園フロントタワー
芝公園フロントタワー

MK-0119-01
MK-0119-01

ハリヤードグローブホルダー 一覧
製品番号

製品名称

入数 ( ケース )材質

サイズ（W x H x D）

888079

グローブ用
ワイヤーホルダー
（磁石付）

10

スチール

145 x 235 x 94mm

888042

グローブ3個用
アクリルホルダー
（磁石付）

6

透明
アクリル

406 x 260 x 98mm

888041※

グローブ3個用
アクリルホルダー

6

透明
アクリル

406 x 260 x 90mm

888021※

グローブ2個用
アクリルホルダー（磁石付）

6

透明
アクリル

274 x 260 x 98mm

888020※

グローブ2個用
アクリルホルダー

6

透明
アクリル

274 x 260 x 90mm

製品

設置例

※ 受注発注品のため、納期はお問合せください。
注）サイズについては製造上のばらつき等による誤差が生じることがあります。

ハリヤードの検査検診用グローブについて、詳しくはこちらで紹介しています。

詳しくはこちら！

カタログ

販売名

WEBSITE

一般医療機器届出番号

該当製品名称ニトリル検査検診用グローブ

13B1X10282GL0001

アクアソフト ニトリルグローブ
ラベンダー ニトリルグローブ
スターリング ニトリルグローブ
スターリングエクストラ ニトリルグローブ
パープルエクストラ ニトリルグローブ
ピンク アンダーガード ニトリルグローブ

パープルマックス ニトリルグローブ

13B1X10282GL0003

パープルマックス ニトリルグローブ

製造販売元

O&M Halyard Japan 合同会社
〒105-0011

東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー

Tel. 03-4565-4576Fax. 03-4565-4574

Email : Customer_JPN@hyh.com* Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard or its affiliates. ©2023 O&M Halyard International. All rights reserved.
PURPLE and PURPLE NITRILE are Registered Trademarks or Trademarks of O&M Halyard or its affiliates. © 2023. All rights reserved.
The COLOR PURPLE is a Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard or its affiliates. © 2023. All rights reserved.
次の製品名は本カタログでは日本語（ ）でも表記しています。AQUASOFT*（アクアソフト）／LAVENDER*（ラベンダー）／STERLING*（スターリング）／STERLING NITRILE-XTRA*(スターリングエクストラ）／
PURPLE*（パープル）／PURPLE NITRILE*-MAX（パープルマックス）／PURPLE NITRILE-XTRA*（パープルエクストラ）／PINK UNDERGUARD*（ピンク アンダーガード）／ECOPULL*（エコプル）／SMARTPULL*（スマートプル）

MK-0103-06

www.halyardhealthcare.com