ユーザーノート

バイオマッシャーは使い捨てのホモジナイザーです。
サンプルからRNA、DNA、タンパク質を抽出する時に、試料を破砕する⽬的で使⽤します。
バイオマッシャーには、バイオマッシャーⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、SPの各ラインナップがあります。
バイオマッシャーⅠにはOリングの有無とフィルターチューブのポアサイズの違いにより５種類のバリエーションが存在します。

-1-

バイオマッシャー Ⅰ
フィルターチューブと破砕棒から構成され、フィルターチューブ内に試料を⼊れ、上から破砕棒を挿⼊します。
遠⼼機で遠⼼⼒を加えると、遠⼼⼒により破砕棒が試料を押しつぶし、フィルターチューブに設置されているフィルターを強制的に通過させることにより試料が破砕されます。その際には、繊維が多く含まれる膜成分はフィルター上にトラップされます。
破砕棒の先端に⼗字型のブレードがあり、⼿で押し回すことで、遠⼼のみでは破砕しにくい試料をすり潰す効果があります。
＜バリエーション＞★Oリング付き軟組織を遠⼼⼒のみで破砕する場合に適しています。特に、多検体の同時処理や感染性試料にはOリング付きが適しています。
★Oリング無し
硬組織を破砕する場合、遠⼼⼒だけでは⼗分に破砕できない場合があります。破砕効率を上げるために、遠⼼操作を⾏う前に試料をフィルター⾯ですり潰す場合に適しています。
★フィルターはPE製とPP製の２種類から選択可能
PE（ポリエチレン）製タイプはPP（ポリプロピレン）製タイプよりもポアサイズが⼩さく、より細かい破砕が可能です。
※⼀部の試料（表⽪や腸間膜、尾などの繊維質の多い組織）を除き、フィルターチューブにはバッファーを⼊れずに使⽤してください。遠⼼時にフィルターが詰まり、チューブが破損する恐れがあります。

＜操作⽅法＞-2-

バイオマッシャーⅡ
1.5mLのマイクロチューブと、破砕棒で構成されています。チューブ内に試料と抽出⽤バッファーを⼊れ、破砕棒ですり潰しホモジネートを作製します。
マイクロチューブと破砕棒は隙間無く嵌合するように成型されています。チューブの内壁と破砕棒の先端外周は「すり加⼯」が施されており、試料を破砕する効率を上げています。
破砕棒の持ち⼿に近い部分には逆流防⽌⽤の傘が設けてあり、チューブに隙間無く嵌合するように設計されています。
動物組織・臓器、植物（茎・根・種⼦）、昆⾍など各種試料の破砕に使⽤できます。
※破砕が困難な試料は、専⽤電動撹拌機（パワーマッシャーⅡ）を使⽤すると破砕効率が上がります。
※撹拌棒はオートクレーブできません。滅菌が必要な場合は、滅菌済み製品（EOG滅菌、製品名︓バイオマッシャーⅡEOG滅菌、商品コード320103）をご使⽤ください。

＜操作⽅法＞-3-

バイオマッシャーSP
バイオマッシャーⅡの容量が拡⼤されたタイプです。
内壁が「すり加⼯」された15mLチューブと、表⾯が「すり加⼯」された撹拌棒の組み合わせにより、破砕効果を⾼めたホモジナイザーです。
底⾯にたまりやすい破砕物をスコップ状の部分で掬い上げ、スリ部に設置した螺旋状のガイドで攪拌しながら効率的にスリ部で破砕します。
動物組織・臓器、植物（茎・根・種⼦）、昆⾍など各種試料の破砕に使⽤できます。
※破砕が困難な試料は、専⽤電動撹拌機（パワーマッシャーⅡ）を使⽤すると破砕効率が上がります。
※撹拌棒はオートクレーブできません。滅菌が必要な場合は、滅菌済み製品（EOG滅菌、製品名︓バイオマッシャーSPEOG滅菌、商品コード893163あるいは893164）をご使⽤ください。

＜本製品の特徴＞-4-バイオマッシャーⅢ
バイオマッシャーⅠとⅡの特⻑をあわせもったタイプです。
内壁が「すり加⼯」されたフィルターチューブと、外壁が「すり加⼯」された破砕棒から構成されます。
フィルターチューブ内で破砕棒を使⽤して試料のすり潰しを⾏ったのち、破砕後の抽出液を遠⼼分離機にかけ、フィルターでろ過します。
繊維が多く含まれる膜成分はフィルター上にトラップされるため、繊維質の多い試料の破砕にお勧めします。
※破砕が困難な試料は、専⽤電動撹拌機（パワーマッシャーⅡ）を使⽤すると破砕効率が上がります。

＜操作⽅法＞-5-バイオマッシャーⅤ
バイオマッシャーⅢの容量が拡⼤されたタイプです。
内壁が「すり加⼯」されたチューブと、表⾯が「すり加⼯」された撹拌棒の組み合わせで試料を破砕した
後、遠⼼分離機にかけ、フィルターでろ過します。
繊維質の多い試料の破砕にお勧めします。
※破砕が困難な試料は、専⽤電動撹拌機（パワーマッシャーⅡ）を使⽤すると破砕効率が上がります。
※撹拌棒はオートクレーブできません。滅菌が必要な場合は、滅菌済み製品（EOG滅菌、製品名︓バイオマッシャーⅤEOG滅菌、商品コード891392あるいは891393）をご使⽤ください。

＜操作⽅法＞-6-

パワーマッシャーⅡ
⼤量サンプルの破砕、⼿作業では困難な破砕もサポートします。
バイオマッシャーⅡ、Ⅲ、Ⅴ、SPの撹拌棒にセットして、電動で撹拌可能です。
ギアー式⾼トルクで、回転数は４５０rpmです。
※単三乾電池２本を使⽤します。

-7-

バイオマッシャーシリーズ

軟組織

破砕対象組織と適合ラインナップについて（１）

脳、延髄、腎臓、肝臓、脾臓、等

感染性物質等、封じ込めが必要NOYESBMⅠ Oリング付→ P 10-①
※薬剤処理試料は破砕困難な場合がありますNO

多検体の同時処理が必要

YES

繊維質の多い試料NOYES
BMⅡ or BMSP
→ P 11
破砕容量が少ない場合はBMⅡ
破砕容量が多い場合はBMSPBMⅢ or BMⅤ→ P 12
破砕容量が少ない場合はBMⅢ
破砕容量が多い場合はBMⅤ

サンプル量あたりからの⾼い抽出量が必要

NO
BMⅠ Oリング付
→

P10-①

-8-

YES

BMⅠ Oリング無し→ P10-②

バイオマッシャーシリーズ

硬組織

破砕対象組織と適合ラインナップについて（２）

上⽪組織、消化器官、⼼臓、筋⾁、軟⾻、等感染性物質等、封じ込めが必要

YES

→NO

P10-①

YES

サンプル量あたりからの⾼い抽出量が必要

NO

繊維質の多い試料NOYESBMⅠ Oリング無し→

BMⅠ Oリング付

P10-②

BMⅡ or BMSP
→ P11
破砕容量が少ない場合はBMⅡ
破砕容量が多い場合はBMSPBMⅢ or BMⅤ→ P12
破砕容量が少ない場合はBMⅢ
破砕容量が多い場合はBMⅤ-9-

バイオマッシャーⅠ①protocol

肝臓、腎臓、⼤脳、⼩脳、脾臓

（新鮮な試料）→Oリング付き破砕棒を使⽤

1. 回収⽤チューブにフィルターチューブをセットし、フィルターチューブ内に破砕する組織
50 - 100mgを⼊れる。
2. フィルターチューブにOリング付き破砕棒を挿⼊し、奥まで押し込む。
3. 15,000 g、30秒の遠⼼操作を⾏う。
4. フィルターチューブと破砕棒を棄てる。
5. 回収⽤チューブに破砕⽤緩衝液1mLを加え蓋を締め、ボルテックスを⾏う。

②

⼩腸、⼤腸、肺、尾、筋⾁、精のう、胆のう、唾液腺、包⽪腺、⼼臓、⾎管、→ Oリング無し破砕棒を使⽤
および薬剤処理した臓器

1. 回収⽤チューブにフィルターチューブをセットし、フィルターチューブ内に破砕する組織
50 - 100mgを⼊れる。
2. フィルターチューブ内に破砕⽤緩衝液100μLを加え、Oリング無しの破砕棒を挿⼊する。
3. 破砕棒をフィルターチューブのフィルター⾯に押しつけながら回転させ、組織を破砕する。
4. 15,000 g、30秒の遠⼼操作を⾏う。
5. 破砕棒を棄て、フィルターチューブ内に破砕⽤緩衝液900μLを加える。
6. 15,000 g、30秒の遠⼼操作を⾏う。
7. フィルターチューブを棄てる。
8. 回収⽤チューブの蓋を締めボルテックスを⾏う。
バイオマッシャーⅠReferences

使⽤論⽂

１．Yamamoto, T. et al. (2012) Improved RNA extraction method using theBioMasher and BioMasher power-plus. Journal of Veterinary Medical Science,
74: 1561-7
２．Yamamoto, T. et al. (2013) Sensitivity and specificity of a commercial BSE
kit for the detection of ovine scrapie. Animal Science Journal, 84: 508-12
３．Aboelenain, M. et al. (2015) Status of autophagy, lysosome activity andapoptosis during corpus luteum regression in cattle. Journal of Reproduction
and Development, 61: 229-36
４．Lee, B.S. et al. (2017) Hypothermia decreased the expression of heatshock proteins in neonatal rat model of hypoxic ischemic encephalopathy. Cell
Stress and Chaperones, 22: 409–15
５．Ikeda, R. et al. (2015) Knockdown of aquaporin-8 induces mitochondrial
dysfunction in 3T3-L1 cells. Biochemistry and Biophysics Reports, 4: 187-95
６．Uchida, T. et al. (2017) Abnormal γ-aminobutyric acid neurotransmission ina Kcnq2 model of early onset epilepsy. Epilesia, 58: 1430-39
７．Nakayama, T. et al. (2017) Detection of fungi from an indoor environment
using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) Method. Biocontrol
Science, 22: 97-104
８．Roberts, B.R. et al. (2017) Biochemically-defined pools of amyloid-β insporadic Alzheimerʼs disease: correlation with amyloid PET. Brain,
140: 1486–98-10-バイオマッシャーⅡ

protocol

破砕対象試料︓動物組織・臓器、植物（茎・根・種⼦）、昆⾍等
1. バイオマッシャーⅡのチューブに破砕する組織50 – 100mgを⼊れる。
2. 破砕⽤緩衝液250μLを加える。
3. 破砕棒を挿⼊し、チューブ側⾯に組織を押しつけながら組織を破砕する。
4. 破砕棒を棄て、破砕⽤緩衝液750μLを加える。
5. チューブの蓋を締め、ボルテックスを⾏う。

バイオマッシャーSPprotocol

破砕対象試料︓動物組織・臓器、植物（茎・根・種⼦）、昆⾍等
1. バイオマッシャーSPのチューブに破砕する組織を⼊れる。
2. 破砕⽤緩衝液を加える。
3. 破砕棒を挿⼊し付属の⽳あきキャップで蓋を締め、破砕棒でチューブ側⾯に組織を押しつけながら組織を破砕する。
4. キャップを外し、破砕棒を棄て、破砕⽤緩衝液を加える。
5. 付属の⽳無しキャップでチューブの蓋を締め、ボルテックスを⾏う。
バイオマッシャーⅡ あるいはSP
References

使⽤論⽂

１．Jinnai, M. et al. (2017) Production of a novel monoclonal antibody
applicable for an immunochromatographic assay for Kudoa septempunctata
spores contaminating the raw olive flounder (Paralichthys olivaceus).
International Journal of Food Microbiology, 259: 59-67
２．Jasper Elvin James et al. (2016) In vitro antifungal susceptibility ofneoscytalidium dimidiatum cinical isolates from malaysia. Mycopathologia,
182: 305–13
３．Gilbert, J. R., et al. (2017) Resequencing of the Col1A1 gene of Oryctolagus
cuniculus identifies splicing errors and single nucleotide polymorphisms.
Genes & Genomics, 39: 549–55
４．Kobayashi, D. et al. (2017) Detection of a novel putative phlebovirus and firstisolation of Dugbe virus from ticks in Accra, Ghana. Ticks and Tick-borne Diseases,
8: 640-45
５．Kwon, D.H. et al. (2017) Genetic diversity and structure in apple-infesting pestsof Carposina sasakii, Grapholita dimorpha and Grapholita molesta in Korea. Journalof Asia-Pacific Entomology, 20: 13-16
６．Isobe, K. et al. (2017) Platelet-rich fibrin prepared from stored whole-bloodsamples. International Journal of Implant Dentistry, 2017: 3-6
７．Ishizawa, H. et al. (2017) Differential oxidative and antioxidative response ofduckweed Lemna minor toward plant growth promoting/inhibiting bacteria.
Plant Physiology and Biochemistry, 118: 667-73
８．Matsubara, T. et al. (2017) Regulation of osteoclast differentiation and actin
ring formation by the cytolinker protein plectin. Biochemical and BiophysicalResearch Communications, 489: 472–76-11-バイオマッシャーⅢ

protocol

破砕対象試料︓動物組織・臓器、植物（茎・根・種⼦）、昆⾍等のうち、繊維質の多い試料
1. バイオマッシャーⅢのフィルターチューブに破砕する組織と破砕⽤緩衝液100uL、破砕棒を⼊れ、破砕棒を回転させて試料を破砕する。
2. 破砕⽤緩衝液200uLを使⽤して破砕棒に付着した組織⽚をフィルターチューブ内に洗い⼊れる。
3. 破砕棒を廃棄して、室温、10,000 g、30secの遠⼼操作を⾏う
4. 破砕⽤緩衝液700uL加える。
5. チューブの蓋を締め、ボルテックスを⾏う。
バイオマッシャーⅤprotocol

破砕対象試料︓動物組織・臓器、植物（茎・根・種⼦）、昆⾍等のうち、繊維質の多い試料
1. バイオマッシャーⅤのフィルターチューブに破砕する組織と破砕棒を⼊れ、付属の⽳あきキャップで蓋を締めた後、破砕⽤緩衝液で破砕する。
2. キャップを外し、破砕⽤緩衝液を使⽤して破砕棒に付着した組織⽚をフィルターチューブ内に洗い⼊れる。
3. 破砕棒を廃棄して、室温、6,000 g、30secの遠⼼操作を⾏う
4. 破砕⽤緩衝液を加える。
5. 付属の⽳無しキャップで蓋を締め、ボルテックスを⾏う。

バイオマッシャーⅢ あるいはⅤ
References

使⽤論⽂

１．Alqaydi, M. et al. (2016) Quantitative and qualitative study of STR DNA fromethanol and formalin fixed tissues. Forensic Science International, 262: 18-29
２．Yoshizawa, T. et al. (2016) Effects of adrenomedullin on doxorubicin-induced
cardiac damage in mice. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 39: 737-46
３．Kimoto, M. et al. (2016) DNA aptamer generation by genetic alphabet expansion
SELEX (ExSELEX) using an unnatural base pair system. Nucleic Acid Aptamers, Partof the Methods in Molecular Biology book series, MIMB, 1380: 47-60-12-FAQ
Q1.

試料の⼤きさと、容量が適合するバイオマッシャー品番は︖⇒次に記載する試料サイズを⽬安に、品番をご選択ください。
ＢＭⅠ
ＢＭⅡＢＭⅢ
ＢＭⅤ
ＢＭＳＰ

Q2.

試料サイズ50ｍｇ
試料サイズ100ｍｇ
試料サイズ50ｍｇ
試料サイズ500ｍｇ
試料サイズ1000ｍｇ

バイオマッシャーのチューブの遠⼼耐性は︖⇒試料の⼤きさにもよりますが、⽬安として、ＢＭⅠ︓10000〜15000 g 10〜30 sec
ＢＭⅡ︓10000〜15000 g 10〜30 sec
ＢＭⅢ︓6000〜10000 g 10〜30 sec
ＢＭＶ︓3000〜6000 g 5 min
ＢＭＳＰ︓3000〜6000 g 5 min
以上の条件でご利⽤ください。

Q3.

バイオマッシャーのチューブの冷凍耐性は︖⇒チューブの素材であるPPの冷凍耐性はｰ60〜-40℃くらいです。
液体窒素でチューブごと冷却すると、破損の恐れがあります。

Q4.

その他のご質問内容について⇒以下のURLがお問合せフォームになっております。
こちらからお問い合わせください。

https://www.nippi-inc.co.jp/tabid/143/Default.aspx-13-