アクト電子製品案内
ACT Electronics product information

アクト電子株式会社

CONTENTS

会社事業案内 ・ レーザドップラ紹介
事業案内�����������������������������������������������������4
レーザドップラ速度計の原理�������������������������������������5
アプリケーション一覧����������������������������������������6 ・ 7
業種別 ・ 用途別分類表
業界① ： コンバーティング ( フィルム ・ シート )１ フィルムとロールの速度 ・ すべり測定������������������������9
２ フィルム ・ コーティングむら測定�����������������������������9
３ シート材不具合位置のマッピング���������������������������10
４ フィルム延伸装置への応用例 ・ 高温環境下������������������10
フィルム速度左右の速度差 ����������������������������������11
フィルムとロールの速度差�����������������������������������12
業界② ： 印刷
１ 紙とロールの速度 ・ すべり測定����������������������������14
２ 高速定寸紙送り量測定�����������������������������������14
ゴムロールと紙の速度差測定��������������������������������15
業界③ ： 自動車
１ スライドドアの速度測定 ����������������������������������17
２ CVT ベルトの速度測定�����������������������������������17
３ ベルト滑りと異音の関係測定 ������������������������������18
４ エアコン ･ コンプレッサの負荷試験測定 ���������������������18
５ 自動車オルタネータ負荷特性測定��������������������������19
６ タイヤ変形量測定 ���������������������������������������19
７ リア ・ ラゲッジドア速度測定�������������������������������20
８ 溶接用ワイヤ供給速度 ・ 長さ測定��������������������������20
９ 車速計 ・ ブレーキ評価試験�������������������������������21
１０ トンネル内壁検査装置������������������������������������21
加速 ・ 減速試験���������������������������������������������22
自動車ドア開閉測定 �����������������������������������������23
ねじり振動測定����������������������������������������������24
エンジン ・ プーリ滑り測定�������������������������������������25
パワーウインドウの速度測定 ���������������������������������26
車輌 ファンベルトすべり測定����������������������������������262

業界④ ： 建材
１ 押出成形速度制御����������������������������������������28
２ サイディング切断機制御 �����������������������������������28
業界⑤ ： 産業機械
１ 高速定寸紙送り量測定 ������������������������������������30
２ 軸ねじり測定���������������������������������������������30
３ 低速物速度 ・ 速度むら測定��������������������������������31
４ 伝達軸ねじり振動測定�������������������������������������31
５ ベアリング回転欠陥検出�����������������������������������32
６ 溶接用ワイアの供給速度 ・ 長さ測定�������������������������32
７ エレベーター籠 ・ ワイヤー測定������������������������������33
エレベータ開閉速度測定 ��������������������������������������33
ねじり振動測定 ����������������������������������������������34
衝撃吸収測定 �����������������������������������������������35
レーザドップラ製品一覧
MODEL 2541��������������������������������������������������37
MODEL 2541 OPT1��������������������������������������������38
MODEL 2041��������������������������������������������������39
MODEL 1192��������������������������������������������������40
MODEL 2525��������������������������������������������������41
MODEL 2531A/TRK ��������������������������������������������42
MODEL 2532A�������������������������������������������������43
MODEL 2001��������������������������������������������������44
MODEL 1532 ( 防塵防滴型センサ ) �������������������������������45
オプション 高温対応水冷ジャケット �������������������������������46
その他測定器MODEL 6120 ��������������������������������������������������48
MODEL 6210��������������������������������������������������49
その他
センサ比較表����������������������������������������������50 ・ 51
オプション 一覧 �����������������������������������������������52

MODEL 2541
MODEL 2525
MODEL 2532A

MODEL2041
MODEL2531A/TRK
MODEL2001

3

事業案内

レーザドップラ応用計測器
光センサ応用技術を駆使した非接触レーザドップラで速度 ・移動距離計で簡単に速度 ・長さ測定が可能・ 一般計測・ 車速 , 異動距離計
・ ベルト測定・ ライン計測
・ 鉄鋼計測・ センサ
・ 他用途

鉄道機器関連計測器
鉄道業界専用の技術を取り入れた計測器
レール摩耗 ・ 形状測定技術で検測をサポート・ 光センサ応用技術
・ アナログ ・ デジタル技術
・ 画像処理技術
・ データ処理技術
・ 通信制御技術・ 速度 , 距離測定
・ 断面形状測定
・ 継目測定・ 特注測定・ メンテナンス

産業機器計測器 ・ 電子計測器
電子回路 ・ 光学 ・ 画像処理技術を応用した計測器
鉄鋼 ・ 印刷 ・ 自動車業界等
幅広い分野で活躍
・ 電子計測器・ ３D プロファイラ
・ GNSS,GPS・ ポリゴン計測
・ 無線機計測4

レーザードップラ速度計の原理

ドップラ効果とは？

救急車の速度V
B さんの聴いた音

A さんの聴いた音

ドップラ効果 (Doppler effect) とは、
波 （音や光や電波） の発生源と観測者の間に、相対的な速度差が生じているときに、観測者が測定する波の波長 （振動数） が、発生源での波の波長と比べて異なる現象をいい
ます。
たとえば、
左図のように波の発生源が動いているとき、
進行方向前方では一定時間内に届く波の数は多く （振動数は高く） なり、
逆に進行方向後方下流では、波の数は少なく （振動数は低く） なります。
ドップラ効果の名前は、 この現象を 1842 年に最初に研究したオーストリアの物理学者
ヨハン ・ クリスチャン ・ ドップラー（1803 － 1853） に由来します。

D さんの聴いた音

C さんの聴いた音

レーザドップラ速度計の構成と測定原理
アンプ

ドップラ周波数Fd
光電変換
半導体レーザ
λ＝780(nm)

受光レンズブロック

ｆｍ

ShifterK
受光散乱光

コリメート レンズ・ ブロックAOM

φ： 照射光の交差角⊿θ： 被測定物の垂直からのずれ角
K01 照射光交差角

λ： レーザ波長K02 照射光ｆｍ： シフト周波数φ

Fｄ： ドップラ周波数⊿θ
被測定物の速度V

2V
φ
Fd ＝ ｆｍ ± ー sin － cos⊿θ
λ2

5

レーザドップラ速度計の基本構成は、二本の照射光を、 被測定物の速度方向の前方側と後方側に置き、 それぞれ被測定物から反射して来た散乱光を、 同一の受光部で受けるという形になっています。
この散乱光の中には、 被測定物の速度情報が、光の波長変化という形で入っています。 それぞれの照射光からの散乱光は、 前方側では波長が短くなる方向、 後方側では長くなる方向に変化していますが、 その互いの波長の差をヘテロダイン検
波して速度を検出しています。
K01, K02 のベクトルで示す出射光による元の周波数との差 FD1,FD2 は、
Fd1 = (K- K01)･V/2 π
Fd2 = (K+ K02)･V/2 π と表せます。
K01, K02 の散乱光を受光したときには、 F ｄ 1-F
ｄ 2 が受光器で得られるビート周波数となります。
Fd = (Fd1-Fd2) = (K01+ K02) ・ V/2 π
このように被測定物の移動速度 V はドップラ周波数 Fd から求めることができます。 （AOM を使用しない場合）

レーザドップラ ・ アプリケーション一覧

紙 ・ シートの測定【分野】
プリンタ ・ コピーマシン
印刷機
フィルム
【用途】
紙の突入速度 ・ 速度ムラ
蛇行量
長さ測定

ベルトの測定

【用途】
速度ムラ
位置測定
長さ測定

【使用目的】
製品品質向上
製品歩留り向上
設備診断
ロールの測定【使用目的】
性能 ・ 製品品質向上／設備診断

モーターの測定【分野】
プリンタ ・ コピーマシン／
印刷機／産業機械【使用目的】
性能 ・ 製品品質向上／
製品歩留り向上／設備診断【使用目的】
性能 ・ 製品品質向上／設備診断
エレベータドア開閉測定【分野】
プリンタ ・ コピーマシン／
産業機械
【用途】
回転ムラ （周波数評価） ／伝達誤差

ギアと紙送り測定

【分野】
輸送機器
【用途】
速度測定／変位置【使用目的】
製品品質向上／設備診断【使用目的】
製品品質向上／
歩留り向上
ロールとフィルムの
すべり測定

【分野】
モーター／
プリンタ ・ コピーマシン／
産業機械
【用途】
回転ムラ （周波数評価）【用途】
速度ムラ／回転ムラ （周波数評価）／位置測定

ギア減速機の測定【分野】
プリンタ ・ コピーマシン
産業機械

【分野】
フィルム／フィルム製造装置／
印刷機／コーター

ギアの噛合い測定【分野】
プリンタ ・ コピーマシン／
自動車関連

【用途】
すべり測定
（ロールとフィルムの速度差測定）【用途】
伝達速度 （ギアによる影響） 測定【使用目的】
製品品質向上／装置の立上げ調整／設備診断【使用目的】
研究開発／製品品質向上／
製品品質評価紙 ・ シートの
蛇行測定【分野】
プリンタ ・ コピーマシン／印刷機【分野】
プリンタ ・ コピーマシン【用途】
ギアと紙の速度ムラ ・ 変位量【用途】
速度ムラ／蛇行量【使用目的】
研究開発／製品品質向上／
クレーム対策【使用目的】
研究開発／性能向上／
製品品質向上／設備診断6

ベルトの伝達測定

軸のねじり
振動測定

減速機 /
カップリングの影響測定【分野】
プリンタ ・ コピーマシン【分野】
プリンタ ・ コピーマシン

【用途】
すべり測定

【用途】
すべり測定

【使用目的】
研究開発／製品品質評価／
設備診断／生産【使用目的】
  研究開発／製品品質評価／
  設備診断／生産

ベルトとプーリーのすべり測定【分野】
タービン／産業機械【用途】
ねじれ振動測定【分野】
自動車 ・ 自動車関連／
  産業機械
【用途】
すべり率測定【使用目的】
  研究開発／設備立上調整／  設備監視【使用目的】
  研究開発／性能向上／
  クレーム対策
長尺物カッティング
工程

押出し機 ・ 引取制御【分野】
産業機械／自動車関連／建材【分野】
産業機械／建材【用途】
速度測定、 長さ測定

【用途】
速度測定、 長さ測定 ・ カッティング【使用目的】
  製品品質向上／歩留り向上【使用目的】
  製品品質向上／歩留まり向上

電線 ・ パイプ測定

溶接棒の測定【分野】
電線 ・ パイプ【分野】
非鉄金属／自動車関連【用途】
送り速度制御／長さ測定【用途】
長さ測定 ・ カッティング【使用目的】
  設備立上調整／生産監視／
  品質向上【使用目的】
  生産／検査／設備診断

エンコーダの測定
【分野】
エンコーダ
【用途】
エンコーダ補正率測定【使用目的】
  設備診断7

業界別 ・ 用途別アプリケーションと推奨機種 ①

コンバーティング

ロール ・ ツー ・ ロール
・ プロセス

高機能フィルム

特殊シート

8

１ フィルムとロールの速度 ・ すべり測定
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2525 【カタログ P41】
ロール
フィルム

液晶モニタ、 タブレット端末用等の高機能フィルム製造に関係する分野への応用例を示します。 レーザドップラ
方式は被測定物に直接接触することがないため、 フィ
ルムのように柔らかな面や、 傷つきやすい物の測定に適しています。
弊社のセンサは光学的手法で懸念される、 表面の色や表面状態が測定値に影響することはありません。
フィルム業界での典型的な応用例としては、 左図に示した ｢ ロールとフィルムのすべり測定 ｣ があります。 この例では、 2 チャンネル同時に測定した変位量において、 2 箇所の走行距離の差分を測定することにより、微小なすべり量を測定できます。
このすべり測定により、 減速機やロールの回転ムラ、あるいはテンション等に起因する各種の問題を定量化することができ、 現場の保守や問題解決時間の短縮、運用コストの削減を実現できます。

フィルム速度センサ

ロール速度センサ

速度出力・速度ムラ出力
他のデータ解析機器へ
専用波形解析ソフト

信号処理器

専用FFT、データレ
コーダ等

２ フィルム ・ コーティングむら測定
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2525 【カタログ P41】
センサ
ドライブ
ロール

押さえ
ロール

センサ

センサ

センサ

コータロール

センサ

信号処理器

専用波形解析ソフト

専用FFT、レコーダ等

9

透明なフィルムの上に光学的機能をコーティングする工程で応用されている例を示します。
コーティング膜をムラなく一定の厚みで形成するために、 フィルムの走行速度やロールの回転速度の変動を計測しています。 これにより、 塗膜の厚みムラや段ムラの要因を探すことができます。
レーザドップラ方式は被測定物に直接接触することがないため、 フィルムのように柔らかな面や、 傷つきやすい物の測定に適しています。
弊社のセンサは表面の色や表面状態が測定値に影響することがなく、 透明なフィルムのみならず、 鏡面ロールにも対応しております。
したがってドライブロール、 コーターロール、 テンション
ロールなどの各種ロール、 及び各部分のフィルムの速度を二ヶ所同時に測定し、 強力なアプリケーションソフ
トウエアを使って分析することで、 相対的な滑り量やその周波数成分などの相関関係を数量的に把握することができます。
この測定は、 減速機やロールの回転ムラ、 あるいはテンション等に起因する各種の問題を定量化でき、 コスト削減を実現できます。

３ シート材不具合位置のマッピング
MODEL2541 【カタログ P37】             MODEL2531A 【カタログ P42】  
MODEL2001 【カタログ P44】
欠陥・汚れ検出センサ

センサ
繰り出しロール

巻き取りロール
欠陥・汚れ

L4
L3
L2

L1

始点

信号処理器

終点
欠陥位置マッピングイメージ

シーケンサ、コントローラ
制御装置、速度監視装置、
レコーダ等
速度制御・速度監視のための速度信号
D/A出力

精密送り長さ計測
ピッチパルス出力

設備組み込みに適した非接触式エンコーダとしての使用例を示します。
このアプリケーションでは高速の巻き取り工程で、 シー
ト材の欠陥や汚れといった不具合位置のマッピング例
を示しています。
生産工程では仕上がったロールに添付するデータとして、 このマッピングを活用できます。
本器は光学的な非接触測定なので、 各種シートや紙、そしてフイルムのような表面が傷つきやすいものに対しても心配なく使用できます。また従来の機械式ロータリ・
エンコーダのようなスリップが生じず、 正確な送り量を監視できます。
ピッチパルス （A 相 , B 相） はオープン ・ コレクタとライン ・ ドライバの両方を選択でき、 最小 10 μ m まで任意に設定可能です。
さらに本装置は速度に比例した電圧の高精度速度出力（D/A） を持つため、 制御にも使用することができます。

４ フィルム延伸装置への応用例 ・ 高温環境下
MODEL2541 【カタログ P37】       MODEL2525 【カタログ P41】
MODEL2531A 【カタログ P42】      冷却ジャケット付き速度センサ

WB 入口幅WB 入口幅WB 入口速度

WA 出口速度
冷却水

WA 出口幅

冷却水送出装置

WA 出口幅延伸管理・厚さ管理のための表示器や制御機器へ

速度アナログ出力
ピッチパルス出力

VA
VB

信号処理器

(VAーVB)/VAA
USB IF

速度延伸率=(VA－VB)/VA
速度差分=VA－VB
速度割算=VA/VB , VB/VA

10

フィルムの二軸延伸工程などの高温環境下でMODEL 2525 を使用したアプリケーションを示します。
センサは冷却ジャケットを装着し、 外部に準備されたチ
ラーから冷却水を供給します。
本装置は２チャンネル同時計測を非接触で行えるという特長を生かし、延伸の開始地点と終了地点のダイナミッ
クな速度変化を監視することができます。
MODEL 2525 はタッチパネル付き液晶表示でリアルタイムの波形観測ができるほか、 PC を接続すれば専用のアプリケーションソフトを使用できます。
またセーブされたデータはエクセルでも展開できます。
さらにピッチパルス出力や速度のアナログ出力も用意されているので、 そのまま制御にも使用できます。
高温環境下で使用するための冷却ジャケットを装着することで、 乾燥炉やアニール炉などの中の速度測定が可能となります。

フィルム速度左右の速度差【MODEL 2525 アプリケーションソフト】
２チャンネル測定に必要な強力な解析能力を備える

MODEL 2525 用アプリケーションソフトの主な機能

アプリケーションソフト使用例
ロール
フィルム

フィルム速度センサ

フィルム速度センサ

MODEL 2525 は、 完全同期した 2 チャンネル測定が可能です。
装置の入力と出力や、 駆動側と従動側、 左右といった異なる場所を同時測定し、 その間の差やずれを測定することで定量的解析に力を発揮します。 専用のアプリケーションソフトウエアは時系列データの分析のほか、 FFT のような周波数分析機能を持っています。
また 2 チャンネル間の演算機能も豊富です。

フイルム速度 左

フイルム速度 右デジタル ・ オシロ
スコープのように、
時系列データを取り、 必要なところを自由に拡大することができます。
フイルム速度左右の速度差

フイルムとロールの位置ずれ拡大して表示

フイルムの移動距離

フイルム左速度の周波数分析結果

フイルム右速度の周波数分析結果

11

接続 ： USB
MODEL 2525 を操作する機能
通信ポート番号設定
センサの感度調節F/V フルスケール， フィルタ周波数の設定等各種測定，パラメータの設定---------------------------------------------データを解析する機能
データ個数 ： 任意設定可能、 最大 1,800,000 個
サンプリングレート ： 2ms ～ 1000ms 設定可能
測定データ ： ChA， ChB 共に： VELO （速度デジタル） ,： LENGTH （位置情報）
演算出力： VELO MATH
： DIS MATH
デジタル入力： GATE， 補間---------------------------------------------時系列データの任意拡大， 比較
全てのデータは同期済み
時間軸 X10

高速サンプリング
フィルムとロールの速度差【MODEL 2541 アプリケーションソフト】
２チャンネル測定に必要な強力な解析能力を備える

MODEL 2541 用アプリケーションソフトの主な機能

アプリケーションソフト使用例
接続 ： USB
MODEL 2541 を操作する機能
MODEL 2541 ２台の同期
リアルタイムの速度確認
フィルタ周波数の設定等
一部パラメータの設定---------------------------------------------データを解析する機能
データ個数 ： 任意設定可能、 最大 1800000 個
サンプリングレート ： 0.1ms ～ 100ms 設定可能

ロール速度

フィルム速度MODEL 2541 を 2 台使用し、 完全同期した 2 チャンネル測定が可能です。 装置の入力と出力や、 駆動側と従動側を同時測定し、 その間の差やずれを測定することで定量的解析に力を発揮します。 また、
MODEL 2541 には専用のアプリケーションソフトウエアが用意されています。 アプリケーションソフトは時系列データの分析のほか、 FFTのような周波数分析機能を持っています。 また 2 チャンネル間の演算機能も豊富です。
フイルム速度

ロール速度

デジタル ・ オシロ
スコープのように、
時系列データを取り、 必要なところを自由に拡大することができます。

フイルムとロールの速度差

フイルムとロールの位置ずれ拡大

フイルムとロールの移動距離

フイルム速度の周波数分析結果 フイルムとロールの速度差の周波数分析結果

フイルム速度の周波数分析結果

12

測定データ ： chA， chB 共に： VELO （速度デジタル） ,： DIS （位置情報）
演算出力： VELO MATH
： DIS MATH
デジタル入力： SYNC （デジタル）---------------------------------------------時系列データの任意拡大， 比較
全てのデータは同期済み
時間軸 X1000 倍 ゲイン X1000 倍まで
周波数分析機能
帯域 ： 5Hz ～ 5000Hz まで， 256 データより演算可能
ウインドウ ： ハニング， フラットトップ
表示 ： dB，
リニア （m/s， m/min， km/h， m， mm， μ m，
deg/s， deg/min， deg/h， deg)
画面は１画面内に４種類の波形を表示可能。
計算値の表示 ： 最大， 最小， 平均， 標準偏差--------------------------------------------2 チャンネル間の演算機能
速度演算 VELO MATH ： VA-VB ， VB-VA （速度差）： VA/VB ， VB/VA （速度比）： (VA-VB)/VA （伸び率）
速度ムラ演算 ： WA-WB （速度ムラの差）
変位演算：DA-K*DB， DB-K*DA （位置ずれを拡大表示）---------------------------------------------その他全般機能
移動平均， フィルタリング機能
ノイズ除去機能
波形のストア，
データ， セーブ形式
dat （再読み込み用）， csv （エクセル用）

業界別 ・ 用途別アプリケーションと推奨機種 ②
①

コピー機

プリンタ

印刷機

13

1 紙とロールの速度 ・ すべり測定
MODEL2541 【カタログ P37】      MODEL2525 【カタログ P41】

移
動
距
離

ゴムロールの移動距離

センサ
紙の移動距離ゴムロール速度
ゴムロールと紙の移動距離の差を拡大

紙速度

専用波形解析ソフト

信号処理器
USB IF

コピーマシンやプリンタの開発で使用されている例を示します。
本器は、 2 チャンネル間の演算機能を持っているため、紙送りゴムローラーと紙の間に発生する 「すべり」 やゴムの変形による 「送り量のむら」 を直接測定することができます。
ローラーの表面と紙表面の速度、 それぞれの移動距
離を同時に計測し、 アプリケーションソフトを用いてチャンネル間の差を計算することで 「すべり」 やゴムの変形による 「送り量のむら」 を計測できます。
ドップラ方式はゴムや紙のような柔らかく軽い素材の運動を妨げることがない為、 被測定物の正確なふるまいを定量的に測定することが可能です。
こうすることで、 印字品質の改善や、 ロール素材や表面処理の最適化に対して、 定量的なアプローチを行うことが可能となります。
この方法は従来のロータリエンコーダを使用したり、 特
別なピッチを印刷した用紙を用いたりする方法に比べて簡単かつ正確で、 また評価者の熟練を要求しません。
本装置を使用することで、 データの整合性が向上し、計測時間の削減、 先端的な開発環境を維持するコストの低減も可能になります。

2 高速定寸紙送り量測定
GO/NG判定の方法

        上限    MODEL2541 【カタログ P37】

下限
移動距離・長さGO

NG

MODEL2531A 【カタログ P42】

GO

NG

GO

測長期間

ドップラセンサ
紙送り速度・移動距離

信号処理器

GO/NG
判定
速度制御・速度監視のための速度信号
D/A出力

精密送り長さ計測
ピッチパルス出力

シーケンサ、コントローラ
制御装置、
速度監視装置、レコーダ

14

本器は、制御分野に適した非接触ドップラ速度計で、高速な精密送り量の監視や制御に使用されています。
このアプリケーションでは、一秒間に数回の高速定尺送りを監視し、製品の不具合を事前に取り除くという用途
例を示しています。
ピッチパルス（A相,B相）は、オープンコレクタとライン・ド
ライバの両方を選択でき、最小10μmまで任意に設定可能です。（M2541オプションにて最小1μｍ可能）
光学的な被接触測定なので、超高速で停止と送りを交互に繰り返しても、機械式ロータリ・エンコーダのようなスリップが生じず、正確な送り量を監視できます。
また、速度に比例した電圧の高精度速度出力（D/A）を持つため、制御にも使用することができます。
正確で滑ることのない速度信号によって、ロールフォー
ミング装置の速度制御や溶接速度制御などの各種制御を行うことができます。
また、本器の正確なピッチパルス出力によって、製品の定尺切断のための同期式切断機を制御することができます。

ゴムロールと紙の速度差測定【MODEL 2525 アプリケーションソフト】
２チャンネル測定に必要な強力な解析能力を備える

MODEL 2525 用波形解析ソフトの主な機能

アプリケーションソフト使用例
ロール
フィルム

紙速度センサ

ゴムロール速度センサ

MODEL 2525 は、 完全同期した 2 チャンネル測定が可能です。
装置の入力と出力や、 駆動側と従動側、 左右といった異なる場所を同時測定し、 その間の差やずれを測定することで定量的解析に力を発揮します。 専用のアプリケーションソフトウエアは時系列データの分析のほか、 FFT のような周波数分析機能を持っています。
また 2 チャンネル間の演算機能も豊富です。

ゴムロール （緑） と紙 （黄） の速度差 ・ 位相差測定

接続 ： USB
MODEL 2525 を操作する機能
通信ポート番号設定
センサの感度調節F/V フルスケール， フィルタ周波数の設定等各種測定，パラメータの設定---------------------------------------------データを解析する機能
データ個数 ： 任意設定可能、 最大 1,800,000 個
サンプリングレート ： 2ms ～ 1000ms 設定可能
測定データ ： ChA， ChB 共に： VELO （速度デジタル） ,： LENGTH （位置情報）
演算出力： VELO MATH
： DIS MATH
デジタル入力： GATE， HOKAN---------------------------------------------時系列データの任意拡大， 比較
全てのデータは同期済み
時間軸 X1000 倍 ゲイン X1000 倍まで
周波数分析機能
帯域 ： 0.5Hz ～ 250Hz まで， 256 データより演算可能
ウインドウ ： ハニング， フラットトップ
表示 ： dB，
リニア（m/s， m/min， km/h， m， mm， μ m，
deg/s， deg/min， deg/h， deg)
画面は１画面内に３種類の波形を表示可能
計算値の表示 ： 最大， 最小， 平均， 標準偏差、 中央値---------------------------------------------2 チャンネル間の演算機能
速度演算 VELO MATH
： 《速度差》 VA-K ・ VB， VB-K ・ VA
： 《速度比》 VA/K ・ VB， VB/K ・ VA
： 《伸び率》 (VA-K ・ VB)/VA， (VB-K ・ VA)/VB
変位演算 ： DA-K*DB， DB-K*DA( 位置ずれを拡大表示 )---------------------------------------------その他全般機能
移動平均， フィルタリング機能
ノイズ除去機能
データ， セーブ形式
dat （再読み込み用）， csv （エクセル用 )ゴムロールと紙の位置ずれ量測定
ゴムロール、 紙速度の周波数分析15業界別 ・ 用途別アプリケーションと推奨機種 ③
①

自動車関連

16

1 スライドドアの速度測定
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2525 【カタログ P41】
前後センサ

左右センサ 電動スライドドア
電動スライドドアの軌跡

専用波形解析ソフト
レーザ光は床に照射

信号処理器

USB IF

速度出力・変位出力
他のデータ解析機器へ

データレコーダー等

自動車用電動スライドドアの移動軌跡測定を示します。
センサはスライドする前後方向と、開閉時にリリースロッ
クする横方向、 それぞれの移動方向に対して取り付けます。
レーザーの照射は床に対して行います。
2 台のセンサで同時測定することによって、 スライドドアの正確な移動軌跡測定が可能です。
レーザドップラ方式は、 光学的手法による速度測定です。
この方法は、 被測定物に直接接触することがないため、ロータリエンコーダのように取付け用のカプリングや軸合わせも不要です。
また、 弊社のセンサは光学的手法で懸念される、 表
面の色や表面状態が測定値に影響することはありません。
このような光学的測定は駆動機構の負荷にならず、 こ
ういった移動速度や移動距離を正確に抽出したい用途には最適です。

2 CVT ベルトの速度測定              MODEL2531A 【カタログ P42】

プーリー用センサ

CVTベルトプーリー

ベルト用センサ
プーリー
速度
ベルト速度

信号処理器

速度出力

ベルト
速度
プーリー
速度

ベルト
プーリー

データ・ストレージ
波形解析装置等17

本装置は長被写界深度のセンサを使用する事で、 バ
イク用 CVT ベルト （ダブルコグベルト） のような凹凸の多い物体の速度が測定可能となりました。
このアプリケーションでは、 ベルトとプーリーとの速度差を算出することにより、 特に負荷が大きくなった場
合のベルトの伸び縮みのような過度現象を抽出可能です。
またこの装置は、 停止、 逆転から最高速度まで、 どのような回転状況においても正確に波形観測が行えます。
ロータリエンコーダのような従来の方法では不可能であった、精密な過度現象の把握が非接触速度計によって可能となりました。 セッティングも極めて簡単です。

3 ベルト滑りと異音の関係測定
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2041 【カタログ P39】
エンジン模式図

集音
マイク

ドップラセンサ

自動車用サーペンタインベルトの滑りと異音の関係を特定した応用例を示します。
自動車のベルトは、 大変過酷な状況下で使用されているため、 テンションの管理や他の要因によってベルトが滑ることがあります。
このときに発生する音は、 大変耳障りな異音であることが多く、 ベルトの機能低下や耐久性低下のみならず、自動車の高級感を損なうものとしてユーザークレームの対象になります。
本測定例は、 その耳障りな音 （4kHz 付近） を集音マ
イクで取り、 同時にベルトの滑りをドップラ速度計で測定し、 互いの相関を明らかにする方法を示しています。
音と密接に関係した、 補機プーリとベルトが滑る状態を定量的に把握することにより、 滑る部位の特定やその対策を迅速に行うことが可能になります。 さらにいったん音とすべりの相関を得られれば、 自動車をそのまま計測できる無音響室のような巨大設備を使用する必要がなくなるため、 現場でのクレーム対応などに迅速に対応でき、 大幅な解決時間短縮と、 コストメリットを実現することができます。

ベルト速度
滑りにより生じた音響と回転ムラの関係

プーリ速度

音響出力
BPF:4kHz

ウォーターポンプ
クランク・
プーリ

滑り回転ムラスベリ発生箇所
信号処理器

速度出力
他のデータ解析機器へ

レコーダー、FFT等

4 エアコン ･ コンプレッサの負荷試験測定
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2041 【カタログ P39】

駆動用モーターへ
コンプレッサベルトプーリクラッチ

駆動側センサクラッチ接続時速度波形模式図
駆動側速度㻡㻜㻜㻜㼞㼜㼙

負荷側センサ
負荷側速度

負荷 小

大

㻡㻜㻜㻜㼞㼜㼙

クラッチ
㻻㻺↑

㻝㻜㼙㼟

信号処理器

他のデータ解析機器へ

18

自動車用エアコン ・ コンプレッサの負荷試験の測定例を示します。
エアコン用コンプレッサの電磁クラッチを介した立ち上がり特性を計測している例を示します。
φ 44mm のプーリを使用して 5000rpm で接続した場
合、 周速度は 690m/min、 立ち上がり時間は 10ms から 20ms。 加速度は 900m/s² 程度です。
また負荷によって立ち上がり特性は異なりますが、 負荷が大きいほどなだらかな立ち上がりとなります。
レーザドップラ方式は、 被測定物に直接接触することがないため、 ロータリエンコーダのように取付け用のカプリングや軸合わせも不要、 かつ測定の負荷になることもないので正確なデータを取ることができます。
もちろん表面の色や仕上げ状態が測定値に影響することもありません。

5 自動車オルタネータ負荷特性測定
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2041 【カタログ P39】

負荷試験装置へ
オルタネーター
試験駆動用
モータへ

外周(駆動側)センサ

ベルト

内周(負荷側)センサ
信号処理器

ワンウェイクラッチ

専用FFT、レコーダ等

速度出力
他のデータ解析機器へ

自動車用オルタネータ （発電機） の負荷試験測定例を示します。
近年の自動車では多くの電装部品を使用しているため、 電源を安定に供給することは大きな課題となっています。
そこでオルタネータの重要性が増しています。
また省エネルギーという観点から、 回生ブレーキのよ
うに車両の減速時のエネルギーを効果的に回収するために発電制御を行うものもあり、 オルタネータの機能は一層インテリジェント化がなされています。
そのために設計検査において、 従来以上の精度の動的な測定が必要とされています。
レーザドップラ方式のメリットは、 非接触であるばかりではなく、 従来の方法に比べて測定の自由度を上げることができる点にもあります。
この例では、 2 チャンネル同時に測定した変位値において、 2 箇所の速度変動率 （WF ワウフラッタ） の差分演算を行わせることが出来るため、 どのような回転においても正確に波形観測が行えます。

6 タイヤ変形量測定
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2041 【カタログ P39】

タイヤ負荷試験波形模式
㻭㼏㼔タイヤ・サイドウォール速度㻮㼏㼔ホイール速度
タイヤ㻛ホイール速度差

ホイール側
ドップラセンサ
タイヤ側
ドップラセンサ

タイヤ変形量

制動開始点

信号処理器

制動解除点

速度出力

19

急制動時のタイヤの変形量の測定例を示します。
タイヤテストシステムにおいて、 急制動時にタイヤがどのように変形しているか測定した例です。
近年の自動車ではタイヤにグリップ、 転がり摩擦の低減など、 相反する多くの性質が同時に求められています。
タイヤは大変複雑なモードで振動しながら回転していますが、 その動的な解析は非常に難しいものです。
レーザドップラ速度測定装置は、 このような動的な精密測定を行うために適しています。 この例では、 2 チャン
ネル同時に測定した速度の差を積分することによって、ホイールとサイドウォールの間の動的な変形量を抽出することが可能です。
レーザドップラ方式は、 高速度カメラのような光学系や非常に重い計算プロセスを必要としないため、 比較的安価に定量的かつ高精度な計測が可能です。

7 リア ・ ラゲッジドア速度測定
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2525 【カタログ P41】

速度センサＡ
速度センサＢ

VA

速度㻭

VB

速度㻮
変位㻭

DA

変位Ｂ

DB

速度左右差

Δ V = V A -V B

変位左右差Δ D = D A -D B

USB

信号処理器

本装置は定常的な速度測定だけでなく、 過度的な現象の測定にも適します。
自動車のリア ・ ラゲッジドアが閉まる時の測定例を示します。
リア ・ ラゲッジドアの左右に、 軽く剛性の高い板を取付け、 その速度と移動距離を非接触で測定することによって、 ドアが閉まる時過度的な挙動がわかります。
ドアのウェザーストリップを押して変形させ、 該当位置にロックされるまでの細かい動きを詳細に測定できます。 しかも相手に全く負荷を与えることがありませんので、 その現象が起こっております。
２チャンネル同時に測定することにより、 完全に同期したデータから算出された、左右の速度差や位置の差は、ドアの動的な捻れや変形なども計測可能です。

アナログ出力8 溶接用ワイアの供給速度 ・ 長さ測定
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2531A 【カタログ P42】
溶接ワイヤ

速度センサ

供給速度
溶接ワイヤ
供給速度
速度平均値
供給長さ

供給長さ変動

信号処理器

データレコーダー等

速度出力・長さパルス出力
データ解析機器へ

20

自動車溶接用ワイヤの供給速度 ・ 長さ測定
溶接ロボットへの応用例を示します。
溶接ワイヤはアークが安定するように供給されています。
この際のワイヤを送り出している速度軌跡と、 送り出し量、 および供給時の動的な変動を測定することが出来ます。
この測定によって、 適切な供給がなされているか検討することが可能となります。
レーザドップラ方式は、 光学的手法による速度測定です。
この方法は被測定物に直接接触することがないため、
このような小径ワイヤでも容易に測定することが出来ます。
また弊社のセンサは、 光学的手法で懸念される表面の色や表面状態が測定値に影響することはありません。
このような光学的測定は駆動機構の負荷にならず、 こ
ういった送り出し速度や長さを正確に測定したい用途には最適です。

   

9 車速計 ・ ブレーキ評価試験
MODEL2532A 【カタログ P43】

速度

車速計専用センサ
移動距離

被写界深度±100mm
ピッチパルス 0.1mm/p

車載対応・バッテリ駆動可能
波形解析ソフト

停止直前の速度波形
ドップラ方式USB

空間フィルタ方式

自動車の対地速度計の応用例を示します。
本器はバッテリ駆動が可能なため、 車載用の非接触速度計として使用できます。
従来の空間フィルタ方式に比べて、 速度ゼロまでの高精度なピッチパルス （0.1mm/p） を出すことが可能となりました。
また、 レーザを使用した光学測定のため、 第五輪方式に比べると急激な速度変化に対する追従性が優れています。
車速計専用センサは、 ゼロ速度対応機種ですので、停止直前から停止までの速度に比例した電圧出力や、
ピッチパルスは途切れることがありません。 したがって全ての行程が正確に計測可能です。
このピッチパルスは MFDD/ABS ブレーキ評価装置への入力として利用できます。
本器は、 高速度領域はもちろんのこと、 停止直前や停止直後の微妙な速度や位置ずれまで広い領域を正確に測定することができます。

ドップラ方式は速度ゼロまで正確に測定可能

１0 トンネル内壁検査装置
MODEL2532A 【カタログ P43】

トンネル内壁や路面を検査する車両に搭載し、 車両の走行位置を正確に計測し、 位置パルスを出力できます。
各画像センサは、 ドップラセンサから出力される位置
パルスに同期してデータを取り込むことで、 トンネル内の不具合の正確な位置を突き止めることができます。
また、 搭載したカメラのシャッタトリガとして使用し、 速度に依存しない正確な等間隔画像を取得することができます。
ＧＰＳの電波が届かない場所での正確な計測を実現するためにドップラ車速計が有効です。

内壁検査用 カメラ
距離 ピッチパルス出力

距離 ピッチパルス出力

路面調査用 センサー
走行距離・速度21加速 ・ 減速試験【MODEL 2532A アプリケーションソフト】【加速 ・ 減速試験】
アプリオプション●発進加速試験 （SS400， SS1000）●追抜き加速試験 （ACCEL Test）●ブレーキ試験 （MFDD Test）● ABS 制動試験 （ABS Test）●リピート測定 ( 指定回数を自動測定 )取得データ例【一般走行性能試験】●速度軌跡 ・
移動距離表示及び FFT 解析＊アプリケーションソフト標準添付

ー マーカ間のデータ ー
速度軌跡

オプション

センサ取付時車内表示器取付時

車載吸着マウント

標準添付

シガーライタ接続
DC 電源
バッテリー接続AC アダプタ

電源コード 一式

221521N アタッチメント取付け治具

自動車ドア開閉【MODEL 2525 アプリケーションソフト】
２チャンネル測定に必要な強力な解析能力を備える

MODEL 2525 用波形解析ソフトの主な機能

アプリケーションソフト使用例
前後センサ

左右センサ 電動スライドドア
電動スライドドアの軌跡

専用波形解析ソフト
レーザ光は床に照射

信号処理器

USB IF

速度出力・変位出力
他のデータ解析機器へ

データレコーダー等

MODEL 2525 は、 完全同期した 2 チャンネル測定が可能です。
装置の入力と出力や、 駆動側と従動側、 左右といった異なる場所を同時測定し、 その間の差やずれを測定することで定量的解析に力を発揮します。 専用のアプリケーションソフトウエアは時系列データの分析のほか、 FFT のような周波数分析機能を持っています。
また 2 チャンネル間の演算機能も豊富です。

前後方向速度

デジタル・オシロスコープのように、時系列データを取り、必要なところを自由に拡大することができます。
左右方向速度

接続 ： USB
MODEL 2525 を操作する機能
通信ポート番号設定
センサの感度調節F/V フルスケール， フィルタ周波数の設定等各種測定，パラメータの設定---------------------------------------------データを解析する機能
データ個数 ： 任意設定可能、 最大 1,800,000 個
サンプリングレート ： 2ms ～ 1000ms 設定可能
測定データ ： ChA， ChB 共に： VELO （速度デジタル） ,： LENGTH （位置情報）
演算出力： VELO MATH
： DIS MATH
デジタル入力： GATE， HOKAN---------------------------------------------時系列データの任意拡大， 比較
全てのデータは同期済み
時間軸 X1000 倍 ゲイン X1000 倍まで
周波数分析機能
帯域 ： 0.5Hz ～ 250Hz まで， 256 データより演算可能
ウインドウ ： ハニング， フラットトップ
表示 ： dB，
リニア（m/s， m/min， km/h， m， mm， μ m，
deg/s， deg/min， deg/h， deg)
画面は１画面内に３種類の波形を表示可能
計算値の表示 ： 最大， 最小， 平均， 標準偏差、 中央値---------------------------------------------2 チャンネル間の演算機能
速度演算 VELO MATH
： 《速度差》 VA-K ・ VB， VB-K ・ VA
： 《速度比》 VA/K ・ VB， VB/K ・ VA
： 《伸び率》 (VA-K ・ VB)/VA， (VB-K ・ VA)/VB
変位演算 ： DA-K*DB， DB-K*DA( 位置ずれを拡大表示 )---------------------------------------------その他全般機能
移動平均， フィルタリング機能
ノイズ除去機能
データ， セーブ形式
dat （再読み込み用）， csv （エクセル用 )前後方向移動距離

左右方向移動距離

開
閉

原点(閉)

23

ねじり振動【MODEL 2541 アプリケーションソフト】
２チャンネル測定に必要な強力な解析能力を備える

MODEL 2541 用波形解析ソフトの主な機能

アプリケーションソフト使用例
サンプリングレート ： 0.1ms ～ 100ms 設定可能

発電機
励磁機

タービン
カプリング

カプリング

ドップラセンサ

ドップラセンサ

回転ムラ

速度交流分の
周波数分析

信号処理器

回転数

MODEL 2541 を 2 台使用し、 完全同期した 2 チャンネル測定が可能です。 装置の入力と出力や、 駆動側と従動側を同時測定し、 その間の差やずれを測定することで定量的解析に力を発揮します。 また、
MODEL 2541 には専用のアプリケーションソフトウエアが用意されています。 アプリケーションソフトは時系列データの分析のほか、 FFTのような周波数分析機能を持っています。 また 2 チャンネル間の演算機能も豊富です。
Ａ． 測定１ ： 測定ブロック図◎測定１ ： 加減速中の捻れ量測定（CHA ： モータ側、 CHB ： 負荷側、 上図 ： 速度波形、 下図 ： 変位波形）

この発生( 速度の差 )
(A-B)

この間は
捻れて
いない

この発生
( 速度の差 )(A-B)

・ 上図の速度差の波形 ( 橙 ) から、 速度変化させる毎に捻れが発生している様子がわかります。
・ 下図の変位差の波形 ( 橙 ) から、 速度差が発生した時の捻れ量が 2.0355mmあった事がわかります。
・ 上図の速度差の波形から、 モータの逆転の時は捻れが発生していない事がわかります。

24

測定データ ： ChA， ChB 共に
最大 1800000 データ （任意設定可能）： VELO （速度デジタル）： DIS （位置情報） 演算出力
： VELO MATH
： DIS MATH
デジタル入力： SYNC （デジタル）---------------------------------------------時系列データの任意拡大， 比較
全てのデータは同期済み
時間軸 X1000 倍 ゲイン X1000 倍まで
周波数分析機能
帯域 ： 5Hz ～ 5000Hz まで， 256 データより演算可能
ウインドウ ： ハニング， フラットトップ
表示 ： dB，
リニア （m/s， m/min， km/h， m， mm， μ m，
deg/s， deg/min， deg/h， deg)
画面は１画面内に４種類の波形を表示可能。
計算値の表示 ： 最大， 最小， 平均， 標準偏差--------------------------------------------2 チャンネル間の演算機能
速度演算 VELO MATH ： VA-VB ， VB-VA （速度差）： VA/VB ， VB/VA （速度比）： (VA-VB)/VA （伸び率）
速度ムラ演算 ： WA-WB （速度ムラの差）
変位演算：DA-K*DB， DB-K*DA （位置ずれを拡大表示）---------------------------------------------その他全般機能
移動平均， フィルタリング機能
ノイズ除去機能
データ， セーブ形式
dat （再読み込み用）， csv （エクセル用）

エンジンベルト ・ プーリ滑り測定()
MODEL 2525 アプリケーションソフト
アプリケーションソフト】
2541・1623【MODEL
２チャンネル測定に必要な強力な解析能力を備える
アプリケーションソフト使用例

サンプリングレート ： 0.1ms ～ 100ms 設定可能

エンジン模式図

集音
マイク

ドップラセンサ

ベルト速度
滑りにより生じた音響と回転ムラの関係

プーリ速度

音響出力
BPF:4kHz

ウォーターポンプ
クランク・
プーリ

滑り回転ムラスベリ発生箇所
信号処理器

速度出力
他のデータ解析機器へ

レコーダー、FFT等

MODEL 2541MODEL1623( 高加速度対応センサ ) を 2 セット使用し、完全同期した 2 チャンネル測定が可能です。 エンジンのプーリとベルトを同時測定し、 その間の滑りと音の鳴きを測定することで定量的解析に力を発揮します。 また、 MODEL 2541 には専用のアプリケー
ションソフトウエアが用意されています。 アプリケーションソフトは時系列データの分析のほか、 FFT のような周波数分析機能を持っています。 また 2 チャンネル間の演算機能も豊富です。

ベルト

MODEL 2541 用波形解析ソフトの主な機能

プーリ

すべり発生
( 速度の差 )(A-B)

・ 上図の速度差の波形 ( 橙 ) から、 速度変化する毎にすべりが発生している様子がわかります。
・ 下図の変位差の波形 ( 橙 ) から、 速度差が発生した時のすべり量が 0.0177mmあった事がわかります。
・ 上図の速度差の波形から、 エンジンのプーリとベルトが 4 回すべりの発生する瞬間があることがわかります。
・ さらに速度差の波形 ( 橙 ) を周波数に直すとラジオ時報 正時 880Hz と同等となることが解析することで確認出来ます。

高加速度対応センサ スペック・ MODEL 1623-3 （300mm 焦点） レーザクラス 3R
・ 速度範囲 17000m/min
・ 加速度測定範囲 7000m/s/s ( 実力値 ： 12000m/s/s)

25

測定データ ： ChA， ChB 共に
最大 1800000 データ （任意設定可能）： VELO （速度デジタル）： DIS （位置情報） 演算出力
： VELO MATH
： DIS MATH
デジタル入力： SYNC （デジタル）---------------------------------------------時系列データの任意拡大， 比較
全てのデータは同期済み
時間軸 X1000 倍 ゲイン X1000 倍まで
周波数分析機能
帯域 ： 5Hz ～ 5000Hz まで， 256 データより演算可能
ウインドウ ： ハニング， フラットトップ
表示 ： dB，
リニア （m/s， m/min， km/h， m， mm， μ m，
deg/s， deg/min， deg/h， deg)
画面は１画面内に４種類の波形を表示可能。
計算値の表示 ： 最大， 最小， 平均， 標準偏差--------------------------------------------2 チャンネル間の演算機能
速度演算 VELO MATH ： VA-VB ， VB-VA （速度差）： VA/VB ， VB/VA （速度比）： (VA-VB)/VA （伸び率）
速度ムラ演算 ： WA-WB （速度ムラの差）
変位演算：DA-K*DB， DB-K*DA （位置ずれを拡大表示）---------------------------------------------その他全般機能
移動平均， フィルタリング機能
ノイズ除去機能
データ， セーブ形式
dat （再読み込み用）， csv （エクセル用）

MODEL 2541
速度 ・ ガラス閉速度軌跡

速度 ・ ガラス開速度軌跡

変位 ・ ガラス閉移動距離

変位 ・ ガラス開移動距離

M 1522
M 2541

速度軌跡拡大ガラス閉動き始め自動車
パワーウインドウのガラス速度変位測定
パワーウインドウのガラスに照射するだけで、ガラスの速度軌跡と移動距離が正確に測定できます。

MODEL 2041

自動車関連
MODEL 2041 を 2 台使用して完全同期した 2 チャンネル同時に測定することによって、 2 点間のスベリや伝達特性を知る事ができます。
非接触方式ですから、 ロータリエンコーダのようなものを取り付ける必要もなく、 また回転計よりずっと分解能高く、 一回転内の変動を細かく観測することができます。
セッティングは非常に容易です。
2 台の光学センサは、 2 台間の振動の影響を無くすために、 同じ箱の中に収められています。 この箱は延長板を介して三脚で支えてあります。 出力されたレーザビームは、 CH-1 がベルト側、
CH-2 がオルタネータ側 （プーリのフランジ部分） に当たっています。
この際、 光軸の方向は、 なるべくプーリの回転軸中心へ向かって
セットします。 セッティングはそれだけで終了です。

クランキング ・ エンジンスタート
センサ①
SENSOR1
ベルト側

センサ①
センサ②
回転方向

センサ②
SENSOR2
オルタネータ側

26

業界別 ・ 用途別アプリケーションと推奨機種 ④

建材関連

27

１ 押出成形速度制御
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2531A 【カタログ P42】
MODEL2001 【カタログ P44】

本器は、 制御分野に適したドップラ速度計です。
出力は、 速度に比例した電圧の高精度速度出力 （D/A）と、従来のロータリエンコーダと同様に使用できるピッチパルス （A 相 ・ B 相） 出力の両方を完備しています。
これらの出力により、 押出し成形機の引き取りコンベアの速度制御や、 定尺切断のための同期式切断機を制御することが可能です。
レーザドップラ方式は、 被測定物に直接接触することがないため、 柔らかな面や、 傷つきやすい物の測定に適しています。
弊社のセンサーは、 光学的手法で懸念される表面の色が測定値に影響することはありません。 また、 表面
状態にも無関係で、 かつ凹凸 （被写界深度± 8 ｍｍ）のある製品でも測定可能です。
さ ら に 高 精 度 な ア ナ ロ グ 速 度 出 力 （D/A） は 最 高
0.1msec のサンプリング時間で動作可能です。 この結果、 時間遅れの少ない速度情報を制御信号として正確に他の機器へ送ることができます。

次工程へ押出し成型機
同期式切断機

引取ベルト
ベルト速度制御信号:D/A出力
防塵防滴センサ
切断機用:ピッチパルス出力

信号処理器

シーケンサコントローラ
制御装置
速度監視装置、レコーダー

2 サイディング切断機制御

MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2531A 【カタログ P42】          MODEL2001 【カタログ P44】

切断機
センサ

信号処理器

シーケンサ、コントローラ、制御装置、
速度監視装置、レコーダ

28

本器は、 制御分野に適したドップラ速度計です。
出力は、速度に比例した電圧の高精度速度出力（D/A）と、 従来のロータリエンコーダと同様に使用できるピッチパルス （A 相・B 相） 出力の両方を完備しています。
これらの出力により、 長さを計測し設定した長さに達す
ると、 コントローラから切断機へ信号が送られ切断機と速度信号と同期させ、 ラインが裁断時に止まることなく制御することが可能です。
弊社のセンサーは光学的手法で懸念される表面の色が測定値に影響することはありません。 また、 表面状態にも無関係で、 かつ凹凸 （被写界深度± 8 ｍｍ）のある製品でも測定可能です。
さ ら に 高 精 度 な ア ナ ロ グ 速 度 出 力 （D/A） は 最 高
0.1msec のサンプリング時間で動作可能です。 この結果、 時間遅れの少ない速度情報を制御信号として正確に他の機器へ送ることができます。
弊社は、 サイディング切断機制御 10 年以上の実績がございます。

業界別 ・ 用途別アプリケーションと推奨機種 ⑤

産業機械

29

1 高速定寸紙送り量測定
GO/NG判定の方法

MODEL2541 【カタログ P37】

上限
下限
移動距離・長さNG

GO

MODEL2531A 【カタログ P42】

GO

NG

GO

測長期間

ドップラセンサ
紙送り速度・移動距離

信号処理器

GO/NG
判定
速度制御・速度監視のための速度信号
D/A出力

精密送り長さ計測
ピッチパルス出力

シーケンサ、コントローラ
制御装置、
速度監視装置、レコーダ

本器は、制御分野に適した非接触ドップラ速度計で、高速な精密送り量の監視や制御に使用されています。
このアプリケーションでは、一秒間に数回の高速定尺送りを監視し、製品の不具合を事前に取り除くという用途
例を示しています。
ピッチパルス（A相,B相）は、オープン・コレクタとライン・
ドライバの両方を選択でき、最小10μmまで任意に設定可能です。(M2541オプションにて最小1μm可能）
光学的な被接触測定なので、超高速で停止と送りを交互に繰り返しても、機械式ロータリエンコーダのようなスリップが生じず、正確な送り量を監視できます。
また、速度に比例した電圧の高精度速度出力（D/A）を持つため、制御にも使用することができます。
正確で滑ることのない速度信号によって、ロールフォー
ミング装置の速度制御や溶接速度制御などの各種制御を行うことができます。
また、本器の正確なピッチパルス出力によって、製品の定尺切断のための同期式切断機を制御することができます。

2 軸ねじり測定
MODEL2541 【カタログ P37】

センサＡ
駆動側
モーター等

センサB
負荷側

カプリング

VA

速度Ａ

VB

速度Ｂ
ΔV=VA-VB

信号処理器

速度差Ａ-ＢΔD=DA-DB

軸ねじれ

30

停止から起動、 等速度へと速度が変化する時の過度的な軸ねじれ測定に適してます。
駆動端と負荷端にそれぞれセンサを設置し、 その速度差を算出することにより、 軸ねじれを測定可能となります。
また、 定常回転時の共振周波数や、 急激な負荷変動によるねじり振動も正確に測定することができます。 二点間を同時測定可能なため、 その差を抽出することで様々な伝達時の入出力系の解析が可能となります。
レーザドップラ方式は、 光学的手法による速度測定です。
この方法は被測定物に直接接触する必要がなく、 ただ
軸にセンサの射出光を当てるだけで精度よく測定できます。 またロータリエンコーダのように取付け用のカプリングや軸合わせも一切不要です。
さらに弊社のセンサーは光学的手法で懸念される、 表
面の色や表面状態が測定値に影響することはありません。 光学的測定は回転の負荷にならず、 このような小さな速度変動を正確に抽出したい用途には最適です。

3 低速物速度 ・ 速度むら測定
MODEL2531A 【カタログ P42】

ドップラセンサ

高分解能
大型精密回転装置など

測定点

時間軸波形
FFT 波形USB IF

低速域での測定例を示します。
今まで測定が難しかった 1m/min 以下のような低速領
域も、 本装置を使用すれば容易に計測可能です。
光学的測定ですので、相手の動きを乱したり負荷になったりすることはありません。
ただ光を当てるだけで、 速度や速度変動、 移動した距
離などを正確に測定可能です。
専用解析ソフトを使用し、 より現象をはっきりと見るために、 各種のフィルタリングや速度変動の周波数解析を行うこともできます。
また、 リアルタイムのアナログ出力端子がある機種もございますので、 オシロスコープや他のデータ ・ ストレー
ジへ簡単につなぐこともできます。

オシロスコープ等

信号処理器

アナログ出力4 伝達軸ねじり振動測定
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2041 【カタログ P39】

発電機
励磁機

タービン
カプリング

カプリング

ドップラセンサ

ドップラセンサ

回転ムラ

速度交流分の
周波数分析

回転数
信号処理器

レコーダー、FFT等

速度出力
他のデータ解析機器へ

31

タービンと発電機を結ぶ軸の回転速度、 あるいは回転ムラを計測することが可能です。
また、 本装置は二点間を同時測定可能なため、 その差を抽出することで、 軸の共振周波数やねじり振動を正確に測定する事等が可能となります。
レーザドップラ方式は、 歪ゲージのように被測定物に直接接触する必要がなく、 ただ軸にセンサの射出光を当てるだけで精度よく測定できます。 測定表面の仕上
げや色にも影響されません。
また、 電磁ピックアップのように回転検出用の歯車や溝を精度よく作っておく必要もなく、 ロータリエンコーダのように取付け用のカプリングや軸合わせも一切不要なため、 現場での測定準備時間の短縮やコストの低減に大きく寄与できます。

5 ベアリング回転欠陥検出

MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2531A 【カタログ P42】
MODEL2001 【カタログ P44】軸受け、 ベアリング外輪等の旋盤加工において、 回転速度の確認や切削負荷による速度変動を非接触で計測している例を示します。
非接触ドップラ速度計はこのように加工や検査工程の回転モニタとしてご利用できます。
レーザ光を使用した計測方法ですが、 ワーク端面に塗布された油の影響や、 切削された地肌の荒さの状態、色などの影響は受けずに精密な回転速度 （接線方向の速度） が計測可能です。
また計測は端面のスラスト方向と、 外形のラジアル方
向どちらでも計測可能。 センサのレーザビームスポッ
ト径は 1mm × 4mm の楕円ですが、 レーザを当てる幅は 1mm 程度でも測定できます。
さらに、 センサの焦点距離 100mm に対して被写界深度は 8mm あり、 表面の凹凸はもちろんのこと、 仕上げ
状態や色も影響しません。
また回転の負荷にならず、 特別なカプリングの準備をしたり、 その軸合わせをする必要もありません。

旋盤の回転方向旋盤
三叉チャック

ドップラセンサ

測定点

接線速度方向軸受け・ベアリング外輪等のワーク

オシロスコープ等

信号処理器

6 溶接用ワイアの供給速度 ・ 長さ測定
MODEL2541 【カタログ P37】
MODEL2531A 【カタログ P42】
溶接ワイヤ

速度センサ

供給速度
溶接ワイヤ
供給速度
速度平均値
供給長さ

供給長さ変動

信号処理器

データレコーダー等

速度出力・長さパルス出力
データ解析機器へ

32

自動車溶接用ワイアの供給速度 ・ 長さ測定
溶接ロボットへの応用例を示します。
溶接ワイアはアークが安定するように供給されています。
この際のワイアを送り出している速度軌跡と、 送り出し量、 および供給時の動的な変動を測定することが出来ます。
この測定によって、 適切な供給がなされているか検討することが可能となります。
レーザドップラ方式は、 光学的手法による速度測定です。
この方法は被測定物に直接接触することがないため、
このような小径ワイアでも容易に測定することが出来ます。
また弊社のセンサは、 光学的手法で懸念される表面の色や表面状態が測定値に影響することはありません。
このような光学的測定は駆動機構の負荷にならず、 こ
ういった送り出し速度や長さを正確に測定したい用途には最適です。

   

7 エレベーター籠、 ワイヤー測定
MODEL2541 【カタログ P37】
巻上機

MODEL2525 【カタログ P41】
MODEL2531A 【カタログ P42】

つり合い
おもり

エレベーターでの測定例を示します。
エレベーターは、 回胴式巻上機または巻上機釣合おもりが稼働し籠が上下に移動します。
この際のエレベーター籠に取り付けることにより、 籠の移動速度、 移動距離を非接触で測定が出来ます。
また回胴式巻上機、 釣合おもりのワイヤーにドップラを使用することにより、 籠とワイヤーのそれぞれの移動
速度、 移動距離が比較して確認することが出来ます。
さらに弊社のセンサーは光学的手法で懸念される、 表
面の色や表面状態が測定値に影響することはありません。 光学的測定は回転の負荷にならず、 このような小さな速度変動を正確に抽出したい用途には最適です。

籠
籠

巻上機

MODEL 2541
速度 ・ ドア開速度軌跡

速度 ・ ドア閉速度軌跡

変位 ・ ドア開移動距離

変位 ・ ドア閉移動距離

M 1522

M 2541

速度軌跡拡大ドア開

エレベータ
ドアの開閉速度軌跡 ・ 変位測定
エレベータのドアに照射するだけで、 ドアの速度軌
跡と移動距離が正確に測定できます。
移動距離拡大 ドア開33

ねじり振動【MODEL 2541 アプリケーションソフト】

２チャンネル測定に必要な強力な解析能力を備える

MODEL 2541 用波形解析ソフトの主な機能

アプリケーションソフト使用例
サンプリングレート ： 0.1ms ～ 100ms 設定可能

発電機
励磁機

タービン
カプリング

カプリング

ドップラセンサ

ドップラセンサ

回転ムラ

速度交流分の
周波数分析

信号処理器

回転数

MODEL 2541 を 2 台使用し、 完全同期した 2 チャンネル測定が可能です。 装置の入力と出力や、 駆動側と従動側を同時測定し、 その間の差やずれを測定することで定量的解析に力を発揮します。 また、
MODEL 2541 には専用のアプリケーションソフトウエアが用意されています。 アプリケーションソフトは時系列データの分析のほか、 FFTのような周波数分析機能を持っています。 また 2 チャンネル間の演算機能も豊富です。
Ａ． 測定１ ： 測定ブロック図◎測定１ ： 加減速中の捻れ量測定（CHA ： モータ側、 CHB ： 負荷側、 上図 ： 速度波形、 下図 ： 変位波形）

この発生( 速度の差 )
(A-B)

この間は
捻れて
いない

この発生
( 速度の差 )(A-B)

・ 上図の速度差の波形 ( 橙 ) から、 速度変化させる毎に捻れが発生している様子がわかります。
・ 下図の変位差の波形 ( 橙 ) から、 速度差が発生した時の捻れ量が 2.0355mmあった事がわかります。
・ 上図の速度差の波形から、 モータの逆転の時は捻れが発生していない事がわかります。

34

測定データ ： ChA， ChB 共に
最大 1800000 データ （任意設定可能）： VELO （速度デジタル）： DIS （位置情報） 演算出力
： VELO MATH
： DIS MATH
デジタル入力： SYNC （デジタル）---------------------------------------------時系列データの任意拡大， 比較
全てのデータは同期済み
時間軸 X1000 倍 ゲイン X1000 倍まで
周波数分析機能
帯域 ： 5Hz ～ 5000Hz まで， 256 データより演算可能
ウインドウ ： ハニング， フラットトップ
表示 ： dB，
リニア （m/s， m/min， km/h， m， mm， μ m，
deg/s， deg/min， deg/h， deg)
画面は１画面内に４種類の波形を表示可能。
計算値の表示 ： 最大， 最小， 平均， 標準偏差--------------------------------------------2 チャンネル間の演算機能
速度演算 VELO MATH ： VA-VB ， VB-VA （速度差）： VA/VB ， VB/VA （速度比）： (VA-VB)/VA （伸び率）
速度ムラ演算 ： WA-WB （速度ムラの差）
変位演算：DA-K*DB， DB-K*DA （位置ずれを拡大表示）---------------------------------------------その他全般機能
移動平均， フィルタリング機能
ノイズ除去機能
データ， セーブ形式
dat （再読み込み用）， csv （エクセル用）

衝撃吸収【MODEL 2541 アプリケーションソフト】
２チャンネル測定に必要な強力な解析能力を備える

MODEL 2541 用波形解析ソフトの主な機能

アプリケーションソフト使用例
サンプリングレート ： 0.1ms ～ 100ms 設定可能
被検体

振
動
変
位

出力用センサ

入力した振動被検体の振動緩衝材

入力用センサ

吸収された振動振動体
スイープ、
インパクト入力

専用波形解析ソフト

信号処理器
USB IF

アナログ出力他の分析器へ

MODEL2541 を 2 台使用し、 完全同期した 2 チャンネル測定が可能です。 装置の入力と出力や、 駆動側と従動側を同時測定し、 その間の差やずれを測定することで定量的解析に力を発揮します。 また、
MODEL 2541 には専用のアプリケーションソフトウエアが用意されています。 アプリケーションソフトは時系列データの分析のほか、 FFTのような周波数分析機能を持っています。 また 2 チャンネル間の演算機能も豊富です。

速度
入力

出力
吸収

速度

入力

出力
吸収

35

測定データ ： ChA， ChB 共に
最大 1,800,000 データ （任意設定可能）： VELO （速度デジタル）： DIS （位置情報）
演算出力： VELO MATH
： DIS MATH
デジタル入力： SYNC （デジタル）---------------------------------------------時系列データの任意拡大， 比較
全てのデータは同期済み
時間軸 X1000 倍 ゲイン X1000 倍まで
周波数分析機能
帯域 ： 5Hz ～ 5000Hz まで， 256 データより演算可能
ウインドウ ： ハニング， フラットトップ
表示 ： dB，
リニア （m/s， m/min， km/h， m， mm， μ m，
deg/s， deg/min， deg/h， deg)
画面は１画面内に４種類の波形を表示可能。
計算値の表示 ： 最大， 最小， 平均， 標準偏差--------------------------------------------2 チャンネル間の演算機能
速度演算 VELO MATH ： VA-VB ， VB-VA （速度差）： VA/VB ， VB/VA （速度比）： (VA-VB)/VA （伸び率）
速度ムラ演算 ： WA-WB （速度ムラの差）
変位演算：DA-K*DB， DB-K*DA （位置ずれを拡大表示）---------------------------------------------その他全般機能
移動平均， フィルタリング機能
ノイズ除去機能
データ， セーブ形式
dat （再読み込み用）， csv （エクセル用）

レーザドップラ 製品一覧
MODEL2541超高性能

MODEL2541OPT1 1μm分解能

小型で高速度に対応でき、高速サンプリング可能な速度測定装置。 正面にカラーLCDによるグラフィック表示視認性・操作性を大幅に向上。マスタスレーブ
方式により簡単に多チャンネル化が可能。
MODEL2041、MODEL2541OPT1と同期してデータ取得可能。

小型で高速度に対応でき、高速サンプリングと1μｍの高分解能測定が可能な
速度測定装置。 正面にカラーLCDによるグラフィック表示視認性・操作性を大幅に向上。マスタスレーブ方式により簡単に多チャンネル化が可能。
MODEL2541,MODEL2041と同期してデータの取得可能。

ゼロ速対応機種

ゼロ速対応機種

MODEL2041超小型センサ対応タイプ

MODEL2525コンパクト２CH

小型で高速度に対応でき、高速サンプリング可能な速度測定装置。 正面にカラーLCDによるグラフィック表示視認性・操作性を大幅に向上。マスタスレーブ
方式により簡単に多チャンネル化が可能。
超小型センサMODEL1192の使用可能。
MODEL2541、OPT1と同期してデータ取得可能。

小型の２チャンネル速度測定装置。グラフィック表示可能なタッチパネルの採用
により、視認性・操作性を大幅に向上、現場でのオペレーションが飛躍的に向上。二点間同時測定により、速度差、すべり、ねじりなどが高精度に計測可能。
豊富な解析機能を持ったソフトも充実。

MODEL2532A高精度車速・移動距離計

MODEL2531Aコンパクト

自動車に搭載して車両の対地速度及び移動距離を非接触で高精度に測定することができるレーザドップラ車速計。通常の走行試験や加速・減速試験において、測定面での滑りや車輪の空転・磨耗等による測定誤差が全く発生せず、また測定面は雨、雪、氷、凹凸などあらゆる路面で停止(ゼロ速度）からの対地速度と移動距離を高精度に測定することが可能。
ゼロ速対応機種

小型でシンプルな組み込み型のドップラ速度計。アナログ出力、ピッチパルス出力を用意しているのでシーケンサなどに簡単につなぐことができる。
小型・軽量・低価格を実現。

ドップラセンサクラス3R・2対応

MODEL2001 コンパクトスケーラ

レーザクラス ３Rセンサ
MODEL1622 （100mm焦点・200mm焦点）レーザクラス ２センサ
MODEL1722 （100mm焦点・200mm焦点）

非接触による高精度長さ・速度測定、及び速度制御が驚異の価格で実現。
連続製造搬送ラインへの設備組み込みや、監視の用途に最適。
各種製造ラインで安心して利用できる装置。

ゼロ速対応機種

ゼロ速対応機種

ゼロ速対応機種36

【用途別アプリケーション】【P9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,28,30,31,32,33,34】

MODEL 2541
超高性能

非接触レーザドップラ方式
ワイドレンジ速度測定システム

概 要
本器は、 レーザドップラ方式の非接触速度 ・ 長さ測定器です。
従来の接触測定や間接測定に比べて製品に傷をつけたり負荷をかけたりしませんので、 高精度に速度 ・ 長さ測定や速度制御を行うことができます。 また、 表面状態や色にも影響されませんので測定対象が広範囲な他、 小型 ・ 軽量 ・ かつ高速度領域までのワイドレンジ測定が可能になりました。

概 要
1. 非接触測定の為、 スベリが発生したり製品にキズを付けたりせず測定可能です。
2. 材料の表面状態や色に影響されないので測定対象が広範囲です。
3. 小型 ・ 軽量の為、 セッティング及び取扱いが容易です。
4. 測定対象に適したセンサを豊富なラインナップから選ぶことができます。
5. カラー LCD によるグラフィック表示を備えています。
6. 高精度なアナログ出力と PC 接続のため USBI/F を具備しています。
7. 強力なデータ処理 ・ 解析機能を備えた PC アプリケーションソフトを付属しています。
8. 透明フィルムなどの測定用に高感度センサも用意しています。
9. マスタースレーブ方式により簡単に多チャンネル同期化が可能です。 (MODEL2541OPT1,MODEL2041 同期可能）

主な仕様 ： MODEL 2541
ドップラセンサ

MODEL1622-1 (100mm)

MODEL1622-2(200mm)

MODEL1522-1(100mm)

MODEL1522-2 (200mm)

測定速度範囲± 2700m/min ： ± 45m/sec(S.F=8.5)± 5000m/min : ± 83m/sec(S.F=4.6)± 3000m/min ： ± 50m/sec(S.F=7.6)± 5300m/min ： ± 85m/sec(S.F=4.3)

200mm ( ± 8mm)

100mm ( ± 4mm)

200mm ( ± 8mm)

測定距離 （焦点深度） 100mm ( ± 4mm)
測定確度 ・ 再現性± 0.2％以内 ・ 0.05％以内 （当社条件よる）

レーザ出力

Class 3R : 5mWmax、 Laser Diode : 690nm

測定速度表示10 進 8 桁デジタル 平均化機能 ： 2 ～ 4095 回
表示単位 ： m/min, m/sec, km/h 切換え可

速度電圧出力アナログ出力 16bitD/A ： 0 ± 4V, フルスケール任意設定可
内部更新レート ： 0.8 μｓ
電圧確度 ： ± 0.5％以下
出力インピーダンス ： 約 50 Ω

ピッチ出力

A,B 90°位相差出力 ピッチ間隔 ： 0.01 ～ 100.00mm, 0.01mm 分解能
出力形式 ： RS-422 準拠作動出力 , オープンコレクタ

PC インタフェース

LAN,USB 速度 ・ 長さ出力 出力更新レート ： 0.1 ～ 100ms (0.1ms で設定可 )RS-232C 速度 ・ 長さ出力 出力更新レート ： 2.5 ～ 100ms( ボーレート毎に固定 )サンプリングレート

0.1 ～ 100ms （0.1msStep）

表示器

4.1 インチ カラーグラフィック LCD( バックライト付き )電源

AC100 － 240V ± 10％ , 50/60Hz / DC10 ～ 36V

温度範囲

使用時 0℃～ 40℃

外形寸法  ・ 重量

151(W) × 101(H) × 200(D) 突起物を含まずClass 3B : 40mWmax、 Laser Diode : 780nm
最小分解能 : 0.001m/min、 0.00001m/sec,0.0001km/h

消費電力いづれかで最大 50W

    ( 結露なきこと ) 保存時 ： -10℃～ 60℃
約 1.5kg37( 結露しないこと )出力更新レート ： 0.8 μｓ

【用途別アプリケーション】【P9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,28,30,31,32,33】

MODEL 2541 OPT1
超高性能 1 μｍ分解能
非接触レーザドップラ方式
ワイドレンジ速度測定システム

概 要
本器は、 レーザドップラ方式の非接触速度 ・ 長さ測定器です。 1 μ m の長さ分解能を実現いたしました。
従来の接触測定や間接測定に比べて製品に傷をつけたり負荷をかけたりしませんので、 高精度に速度 ・ 長さ測定や速度制御を行うことができます。 また、 表面状態や色にも影響されませんので測定対象が広範囲な他、 小型 ・ 軽量 ・ かつ 1200m/min までのワイドレンジ測定が可能になりました。

概 要
1. 非接触測定の為、 スベリが発生したり製品にキズを付けたりせず測定可能です。
2. 材料の表面状態や色に影響されないので測定対象が広範囲です。
3. 小型 ・ 軽量の為、 セッティング及び取扱いが容易です。
4. 測定対象に適したセンサを豊富なラインナップから選ぶことができます。
5. カラー LCD によるグラフィック表示を備えています。
6. 高精度なアナログ出力と PC 接続のため USBI/F を具備しています。
7. 強力なデータ処理 ・ 解析機能を備えた PC アプリケーションソフトを付属しています。
8. 透明フィルムなどの測定用に高感度センサも用意しています。
9. マスタースレーブ方式により簡単に多チャンネル同期化が可能です。 (MODEL2541,MODEL2041 同期可能）

主な仕様 ： MODEL 2541 OPT1
ドップラセンサ

MODEL1622-1 (100mm)

測定速度範囲± 1200m/min ： ± 20m/sec

測定距離 （焦点深度） 100mm ( ± 4mm)

MODEL1622-2(200mm)

MODEL1522-1(100mm)

MODEL1522 -2(200mm)

200mm ( ± 8mm)

100mm ( ± 4mm)

200mm ( ± 8mm)

測定確度 ・ 再現性± 0.2％以内 ・ 0.05％以内 （当社条件よる）

レーザ出力

Class 3R : 5mWmax、 Laser Diode : 690nm

測定速度表示10 進 8 桁デジタル 平均化機能 ： 2 ～ 4095 回
表示単位 ： m/min, m/sec, km/h 切換え可

速度電圧出力アナログ出力 16bitD/A ： 0 ± 4V, フルスケール任意設定可
内部更新レート ： 0.8 μｓ
電圧確度 ： ± 0.5％以下
出力インピーダンス ： 約 50 Ω

ピッチ出力

A,B 90°位相差出力 ピッチ間隔 ： 0.001 ～ 10.000mm, 0.001mm 分解能
出力形式 ： RS-422 準拠作動出力 , オープンコレクタ

PC インタフェース

LAN,USB 速度 ・ 長さ出力 出力更新レート ： 0.1 ～ 100ms (0.1ms で設定可 )RS-232C 速度 ・ 長さ出力 出力更新レート ： 2.5 ～ 100ms( ボーレート毎に固定 )サンプリングレート

0.1 ～ 100ms （0.1msStep）

表示器

4.1 インチ カラーグラフィック LCD( バックライト付き )電源

AC100 － 240V ± 10％ , 50/60Hz / DC10 ～ 36V

温度範囲

使用時 0℃～ 40℃

外形寸法 ・ 重量

151(W) × 101(H) × 200(D) 突起物を含まずClass 3B : 40mWmax、 Laser Diode : 780nm
最小分解能 : 0.001m/min、 0.00001m/sec,0.0001km/h

消費電力 いづれかで最大 50W( 結露なきこと ) 保存時 ： -10℃～ 60℃
約 1.5kg38( 結露しないこと )出力更新レート ： 0.8 μｓ

【用途別アプリケーション】
3 ベルト滑りと異音の関係測定
5 自動車オルタネータ負荷特性測定
4 伝達軸ねじり振動測定

【P18】
【P19】
【P30】

4 エアコン ･ コンプレッサの負荷試験測定 【P18】6 タイヤ変形量測定【P19】

MODEL 2041

超小型ドップラセンサ対応
非接触レーザドップラ方式
速度・ 回転ムラ速度測定システム

概 要
本器は、 レーザドップラ方式の非接触速度 ・ 長さ測定器です。
従来の接触測定や間接測定に比べて製品に傷をつけたり負荷をかけたりしませんので、 高精度に速度 ・ 長さ測定や速度制御を行うことができます。 また、 表面状態や色にも影響されませんので測定対象が広範囲な他、 小型 ・ 軽量になりました。
超小型センサ MODEL1192 でエンジンまわりの実車測定システムを構築することができます。

概 要
1. 非接触測定の為、 スベリが発生したり製品にキズを付けたりせず測定可能です。
2. 小型 ・ 軽量の為、 セッティング及び取扱いが容易です。
3. カラー LCD によるグラフィック表示を備えています。
4. 高精度なアナログ出力と PC 接続のため USBI/F を具備しています。
5. 強力なデータ処理 ・ 解析機能を備えた PC アプリケーションソフトを付属しています。
6. マスタースレーブ方式により簡単に多チャンネル同期化が可能です。 (MODEL2541,MODEL2541OPT1 同期可能）

主な仕様 ： MODEL 2041
ドップラセンサ

MODEL 1192 (40mm)

測定速度範囲5 ～ 6000m/min

測定距離 （焦点深度）40mm ( ± 5mm)

測定確度

± 0.2％以内 （当社条件よる）

レーザ出力

Class 3B 35mWmax ・ Laser Diode 785nm

測定速度表示10 進 7 桁デジタル表示 更新レート ： 0.2ms
最小分解能 ： 0.001m/min , 0.00001m/sec , 0.0001km/h

速度電圧出力アナログ出力 16bit D/A ： 0 ± 4V, フルスケール任意設定可
内部更新レート ： 0.8 μｓ 電圧確度 ： ± 0.5％以下 出力インピーダンス ： 約 50 Ω

PC インタフェース

LAN,USB 速度出力 出力更新レート : 0.1 ～ 100ms(0.1ms で設定可能）
RS-232C 速度出力 出力更新レート : 2.5 ～ 100ms( ボーレート毎に固定）

表示器

4.1 インチ カラーグラフィック LCD( バックライト付き )電源

AC100-240V ± 10％ ,50/60Hz / DC10 ～ 36V 消費電力 いづれかで最大 50W

温度範囲

使用時 ： 0 ～ 40℃ 保存時 ： -10 ～ 60℃ （結露しないこと）

外形寸法 ・ 重量

表示単位 ： m/min , m/sec , km/h 切換え可

ドップラセンサ

28(W) × 21(H) × 75(D)mm, 約 0.5kg 以下

信号処理器

151(W) × 101(H) × 201(D)mm, 約 1.7kg

MODEL 1111,1121
ドップラセンサ

MODEL 1111

ＭＯＤＥＬ 1121

測定速度範囲3.5 ～ 4220m/min

5.9 ～ 7140m/min

測定距離 ( 焦点 )100mm ( ± 4mm)

200mm ± (8mm)

測定確度± 0.2％以内

レーザ出力

Class 3B 30mWmax ・ CW ・ Laser Diode 780nm

外形寸法 ・ 重量74(W) × 37.5(H) × 130(D)mm, 約 0.5kg

39【用途別アプリケーション】
3 ベルト滑りと異音の関係測定
5 自動車オルタネータ負荷特性測定
4 伝達軸ねじり振動測定

【P18】
【P19】
【P30】

4 エアコン ･ コンプレッサの負荷試験測定 【P18】6 タイヤ変形量測定【P19】

MODEL 1192

(MODEL 2022・2041 用 )非接触レーザドップラ方式
超小型ドップラセンサ

特 徴
本センサは、 従来の性能を維持しつつ超小型化を実現したドップラセンサです。
高い耐震性を持ち， エアーを供給する事で高温環境下でも使用可能なため、今まで不可能であった自動車のエンジンに直接取り付けて、 速度 ・ 速度ムラ、 スリップ率を測定することができます。
信号処理部は MODEL 2041 では MODEL 2022,2021 で必要がありました電源変換ボックスが不要になり、センサを交換するだけで、 エンジンまわりの実車測定システムを構築することができます。
また、 センサが超小型のため、 今まで測定できなかった場所への取り付けが容易に行え、 測定場所の自由度が大幅に拡大しました。

主な仕様 ： MODEL 2041 + MODEL 1192
ドップラセンサ

MODEL 1192 (40mm)

測定速度範囲5 ～ 6000m/min (0.08 ～ 100m/sec)

測定距離 （焦点深度）40mm ( ± 5mm)

測定確度

± 0.2％以内 （当社条件よる）

レーザ出力

Class 3B 35mWmax ・ Laser Diode 785nm （代表値）、 ビーム形状 : 約 3 × 1mm( 楕円 )電源

MODEL2041 より供給

外形寸法 ・ 重量28(W) × 21(H) × 75(D)mm, 0.5kg 以下

MODEL 2041 仕様
測定速度表示10 進 7 桁デジタル表示 更新レート ： 0.2ms
最小分解能 ： 0.001m/min , 0.00001m/sec , 0.0001km/h

速度電圧出力アナログ出力 16bit D/A ： 0 ± 4V, フルスケール任意設定可
内部更新レート ： 0.8 μｓ 電圧確度 ： ± 0.5％以下 出力インピーダンス ： 約 50 Ω

PC インタフェース

LAN,USB 速度 ・ 長さ出力 出力更新レート : 0.1 ～ 100ms(0.1ms で設定可能）
RS-232C 速度 ・ 長さ出力 出力更新レート : 2.5 ～ 100ms( ボーレート毎に固定）

表示器

4.1 インチ カラーグラフィック LCD( バックライト付き )温度範囲

使用時 ： 0 ～ 40℃ 保存時 ： -10 ～ 60℃ （結露しないこと）

電源

AC100-240V ± 10％ ,50/60Hz / DC10 ～ 36V 消費電力 いづれかで最大 50W

表示単位 ： m/min , m/sec , km/h 切換え可※ MODEL2022,2021 の場合、 MODEL1192 を接続するためにセンサ PS ユニット MODEL2091 が必要となります。
MODEL2041 では、 センサ PS ユニット MODEL2091 は必要ありません。

40

【用途別アプリケーション】
1 フィルムとロールの速度 ・ すべり測定【P9】4 フィルム延伸装置への応用例 ・ 高温環境下 【P10】2 フィルム ・ コーティングむら測定 【P9】1 紙とロールの速度 ・ すべり測定 【P14】1 スライドドアの速度測定

7 リア ・ ラゲッジドア速度測定

【P17】

【P20】

MODEL 2525
コンパクト２ＣＨ

非接触レーザドップラ方式
２チャンネル完全同期
速度長さ測定システム

概 要
本器は、 走行物の 2 点間の速度 ・ 速度差 ・ 変位差などを非接触で測定できる
2 チャンネルレーザドップラ速度測定器です。
独立した 2 点の速度 ・ 長さ測定はもちろん動力を伝達している 2 点間の速度差 ・ 変位差などを測定でき、微小なスベリ量 ・ 位置ズレ量の高速演算結果をリアルタイム出力することができますので、今まで成し得なかった新たな速度制御 ・ 位置決め ・ テンション制御などに威力を発揮します。
また、 グラフィック表示可能なタッチパネルの採用で視認性 ・ 操作性を大幅に向上させると共に、
小型 ・ 軽量 ・ 低価格を実現していますので新しいライン制御や監視システムに幅広くご使用頂けます。

特 徴
１． 非接触で速度 ・ 長さ及び２点間の速度差 ・ 変位差を高精度に測定できます。
２． 各点の速度及び２点間の速度差 ・ 変位差に比例した電圧をリアルタイムで出力できます。
３． 材料の静止状態から ( ゼロ速度 ) 測定できます。
４． 従来機に比べて大幅な小型化、 軽量化、 低価格を実現しました。
５． 焦点距離、 測定速度範囲に応じて複数のセンサをラインナップしました。
６． タッチパネル式液晶表示器の採用により、 直感的なユーザインターフェースと、 測定データのグラフィカルな表示を実現しました。
７． 付属のアプリケーションソフトは強力なデータ処理、 解析機能を備えています。

主な仕様 ： MODEL 2525
ドップラセンサ

MODEL 1622-1 (100mm)

MODEL 1622-2 (200mm)

MODEL 1522-1 (100mm）

MODEL 1522-2 (200mm)

測定速度範囲0 ～ ± 210m/min 及び-23 ～ +440m/min (SF=8.5)

0 ～ ± 400m/min 及び-35 ～ +800m/min (SF=4.6)

0 ～ ± 230m/min 及び-24 ～ +450m/min (SF=7.3)

0 ～ ± 400m/min 及び-40 ～ +800m/min (SF=4.3)

測定距離 （焦点深度）100mm ( ± 4mm)

200mm ( ± 8mm)

100mm ( ± 4mm)

200mm ( ± 8mm)

測定確度 ・ 再現性± 0.2％以内 ・ ± 0.05％以内 （当社条件よる）

レーザ出力

Class 3R : 5mWmax、 Laser Diode 690nm

表示

出力10 進 7 桁、 最小分解能 ： 0.001m/min

長さ

10 進 9 桁、 0.00001 ～ 9999.99999m 表示、 分解能 ：グラフィック

速度軌跡のリアルタイム表示

速度16bit D/A 出力 ： 0 ± 4V、 フルスケール任意設定可能

長さ

ピッチパルス ： 0.01 ～ 100.00mm 任意設定可能、 90°位相差出力

2CH 演算機能

A-B ， B-A ， A/B ， B/A ， (A-B)/A ， (A-B)/B

サンプリングレート

2 ～ 1000ms （2msStep）

電源

AC アダプタ ・ DC12V 消費電力 ： 最大 40W

温度範囲

使用時 ： 0 ～ 40℃

外形寸法 ・ 重量Class 3B : 40mWmax、 Laser Diode 780nm

速度

速度 ・ 長さの演算結果をリアルタイム出力

保存時 ： -10 ～ 60℃ （結露しないこと）

ドップラセンサ 60(W) × 30(H) × 120(D) ・ 0.3kg
信号処理器

0.01mm (10 μ m)

96(W) × 96(H) × 208(D) ・ 1.3 ㎏

41【用途別アプリケーション】
3 シート材不具合位置のマッピング【P10】
4 フィルム延伸装置への応用例 ・ 高温環境下 【P10】 2 高速定寸紙送り量測定
8 溶接用ワイアの供給速度 ・ 長さ測定 【P20,32】 1 押出成形速度制御【P28】 2 サイディング切断制御
5 ベアリング回転欠陥検出【P32】

7 エレベーター籠、 ワイヤー測定【P14,30】 2 CVT ベルトの速度測定【P17】【P28】 3 低速物速度 ・ 速度むら測定 【P31】【P33】

MODEL 2531A
MODEL 2531A TRK
コンパクト

非接触レーザドップラ方式
速度長さ測定システム
PLC通信可能概 要
本器は、 レーザドップラ方式の非接触速度 ・ 長さ測定器です。
従来の接触測定や間接測定に比べスベリが発生したり製品にキズを付けたりしませんので、 高精度に速度 ・ 長さ測定や速度制御を行うことができます。
また、 表面状態や色にも影響されませんので測定対象が広範囲な他、 小型 ・ 軽量 ・ 操作の簡略化及び低価格化を実現していますので製造ラインで手軽にご使用いただけます。
さらに透明フィルムなどの測定用に検出感度を従来の 5 倍以上に高めた高感度センサ （MODEL1522） もラインナップしています。

特 徴
１． 非接触測定の為、 スベリが発生したり製品にキズを付けたりせず測定できます。
２． 材料の表面状態や色に影響されないので測定対象が広範囲です。
３． 小型 ・ 軽量の為、 セッティング及び取扱いが容易でラインでの使用に適しています。
４． 信号欠落時の補間機能により高安定な測定が可能です。
５． 高性能かつ高機能にもかかわらず低価格です。
６． 透明フィルムなどの測定用に高感度センサ （MODEL1522） を用意しています。
７． 付属のアプリケーションソフトは、 強力なデータ処理 ・ 解析機能を備えています。

主な仕様 ： MODEL 2531A/MODLE 2531ATRK
ドップラセンサ

MODEL 1622-1 (100mm)

MODEL 1622-2 (200mm)

MODEL 1522-1 (100mm)

MODEL 1522-2 (200mm)

測定速度範囲0 ～ ± 410m/min 及び-35 ～ +910m/min (SF=8.5)

0 ～ ± 770m/min 及び-40 ～ +1650m/min (SF=4.3)

0 ～ ± 430m/min 及び-24 ～ +930m/min (SF=7.3)

0 ～ ± 770m/min 及び-40 ～ +1650m/min (SF=4.3)

測定距離 （焦点深度）100mm ( ± 4mm)

200mm ( ± 8mm)

100mm ( ± 4mm)

200mm ( ± 8mm)

測定確度 ・ 再現性± 0.2％以内 ・ ± 0.05％以内 （当社条件よる）

レーザ出力

Class 3R : 5mWmax、 Laser Diode 690nm

表示

出力Class 3B : 40mWmax、 Laser Diode 690nm

速度10 進 7 桁、 最小分解能 ： 0.001m/min

長さ

10 進 9 桁、 0.00001 ～ 9999.99999m 表示、 分解能 ：速度16bit D/A 出力 ： 0 ± 4V、 フルスケール任意設定可能

長さ

ピッチパルス ： 0.01 ～ 100.00mm 任意設定可能、 オープンコレクタ出力及び 90°位相差出力

サンプリングレート

0.5,1,2 ～ 1000ms （2msStep)

電源

AC100-240V ± 10％、 50/60Hz 消費電力 ： 最大 20W

温度範囲

使用時 ： 0 ～ 40℃

外形寸法 ・ 重量

0.01mm (10 μ m)

保存時 ： -10 ～ 60℃ （結露しないこと）

ドップラセンサ 60(W) × 30(H) × 120(D) ・ 0.3kg
信号処理器

190(W) × 60(H) × 125(D) ・ 0.6 ㎏

オプション

MODEL2531ATRK

長さ出力

ピッチパルス : 0.001 ～ 10.000mm （1µm） 任意設定可能、 オープンコレクタ出力及び 90°位相差出力

サンプリングレート

0.1,0.2,1,2ms

オプション
MODEL 2531A TRK は MODEL 2531A の高速サンプリング専用信号処理器です。
長さ最小分解能出力が 10 μｍ → 1 μｍになります。 時間分解能が高いので高速メカの測定に適します。
サンプリング時間は Ts=0.1ms、 0.2ms、 1ms、 2ms から選択でき、 使用するセンサや電気的仕様、 寸法は MODEL2531A と共通です。

42

【用途別アプリケーション】
9 車速計 ・ ブレーキ評価試験
10 トンネル内壁検査装置

【P21】
【P21】

MODEL 2532A
高精度 車速 ・ 移動距離計
非接触レーザドップラ方式

概 要
本器は、 自動車 ・ 鉄道車両に搭載して車両の対地速度及び移動距離を非接触で高精度に測定することができるレーザドップラ車速計です。
通常の走行試験や加速・減速試験において、 路面での滑りや車輪の空転・磨耗等による測定誤差が全く発生せず、 また測定面は雨、 雪、 氷、凹凸などあらゆる路面状態でも停止 ( ゼロ速度） からの対地速度と移動距離を高精度に測定することが出来ます。

特 徴
１． 非接触測定の為、 車輪の滑りや空転 ・ 磨耗に影響されない高精度な測定が可能です。
２． 測定距離変動幅が大きい為、 路面の凹凸や雨 ・ 雪 ・ 氷等様々な状態でも測定が可能です。
３． 停止からの速度 ・ 移動距離測定が高速かつ高精度に行なえます。
４． 付属のアプリケーションソフトにより、 各種試験に対応した効率良い測定やデータ収集が可能です。
５． 測定場所や環境変化による測定精度の悪化が発生することなく測定可能です。
６． 従来法と比較する為の速度出力や移動距離パルス出力を装備しています。

主な仕様 ： MODEL 2532A
ドップラセンサ

MODEL 1521N (500mm)

MODEL 1521T (700mm)

測定速度範囲0 ～± 250km/h 又は -5 ～ +500km/h （SF=0.8 の時）500mm ± (80mm 以上 ) 許容距離変動幅：200mm( 実績 )700mm( ± 100mm 以上 ) 許容距離変動幅 ： 280mm( 実
績)

測定確度

± 0.2％以内 当社条件による繰返し再現性 ： ± 0.05％以内± 0.2％以内 当社条件による繰返し再現性 : ± 0.1％以内

レーザ出力

半導体レーザ ： 780nm、 出力 ： 38mW 最大 （クラス 3B）

外形寸法 ・ 重量90(W) × 40(H) × 140(D) （突起物含まず） 約 0.6kg

信号処理器

MODEL2532A

測定距離 （焦点深度）表
示

170(W) × 42(H) × 97(D) （突起物含まず） 約 0.8kg

速度 更新レート

0 ～± 250km/h 又は -5 ～ +500km/h 10 進 7 桁、 最小分解能 ： 0.001km/h 更新レート ： 2 ｍｓ

距離測定範囲0.001 ～ 999999.999m 表示分解能 ： 1mm

速度電圧出力16bit D/A 出力 出力電圧 ： 0 ± 4V フルスケール任意設定

ピッチ出力

Ａ， Ｂ 90°位相差出力、 ピッチ間隔 ： 0.1 ～ 1000.0mm （0.1mm 分解能）
出力形式 ： オープンコレクタ出力

外部入出力端子外部表示器出力、 外部スイッチ入力 （加減速試験時使用）

サンプリングレート

2 ～ 1000 ｍｓ （2msStep）

オプ
ション

外部表示器

速度 ・ 移動距離、 時間等の測定値及び演算結果を表示

外部スイッチスタート ・ ストップ等の制御スイッチ

インターフェース
その他の機能確度 ： ± 0.5％以内

USB
補間機能 ： ドップラ信号欠落時に速度、 長さを直前値で補間
セーフティ ・ インターロック機能装備

電源

DC10V ～ 30V 又は 付属 AC アダプタによる

温度範囲

使用時 ： 0 ～ 40℃

消費電力 ： 最大 24W

外形寸法 ・ 重量160(W) × 42(H) × 101(D) （突起物含まず） 約 0.5kg

保存時 ： -10 ～ 60℃ （結露しないこと）

43

【用途別アプリケーション】
3 シート材不具合位置のマッピング 【P10】2 サイディング切断機制御【P28】

1 押出成形速度制御
5 ベアリング回転欠陥検出

【P28】
【P32】

MODEL 2001
コンパクトスケーラ

非接触レーザドップラ方式
速度長さ測定システム
PLC通信可能概 要
本器は、 生産ライン向けのレーザドップラ非接触速度 ・ 長さ測定器です。
従来の接触測定や間接測定に比べ、 スベリが発生したり、 製品にキズを付けたりしませんので高精度に速度 ・ 長さ測定や速度制御を行う事ができます。 また、 表面状態や色に影響されませんので測定対象が広範囲なほか、 製造ラインで手軽に使用できる様に操作の簡略化及び低価格化を実現しています。 さらに広範な測定対象物に対応するために、 高感度 ・ 正反射対応センサ （オプション） もラインナップしています。

特 徴
１． 非接触測定の為、 スベリが発生したり、 キズを付けたりせず高精度です。
２． 材料の表面状態や色に影響されないので測定対象が広範囲です。
３． セッティング及び操作が簡単な為、 ラインでの使用に適しています。
４． 信号欠落時の補間機能により高安定な測定が可能です。
５． 高性能かつ高機能にもかかわらず低価格です。
６． オプションで透明フィルム等、 金属材料の光沢面等の測定用に高感度＆正反射対応センサ （MODEL 1101MH） を用意しています。

主な仕様 ： MODEL 2001
ドップラセンサ

MODEL 1101/1101MH (100mm)

測定速度範囲1 ～ 820m/min (0.02 ～ 15m/sec)

測定距離 （焦点深度）100mm ( ± 8mm)

測定確度 ・ 再現性± 0.2％以内 ・ 0.05％以内 （当社条件よる）

レーザ出力

Class 3B : 30mWmax、 Laser Diode 780nm

出力(SF=4.4)

速度 - 電圧16bit D/A 出力 ： 0 ± 4V、 フルスケール任意設定可能

長さ

ピッチパルス ： 0.01 ～ 100.00mm 任意設定可能、 A , B 位相差出 , OC または差動出力セーフティ ・ インターロック機能装備
パラメータ設定USB I/F またはコントロールユニットにて設定

電源

AC100-240V ± 10％， 50/60Hz 消費電力 ： 最大 40W

温度範囲

使用時 ： 0 ～ 40℃

外形寸法 ・ 重量

保存時 ： -10 ～ 60℃ （結露しないこと）

ドップラセンサ

70(W) × 35(H) × 120(D) 突起物含まず 約 0.3kg

信号処理器

200(W) × 70(H) × 262(D)， 約 1.2 ｋ g

オプション ： コントロールユニット
型式 ： MODEL 2001 CU2001
価格 ： \95,000
機能 ： M2001 の各種パラメータの設定や速度表示盤として使用する。

(1)
フィルム ・ 紙 ・ シート類の搬送速度測定。
及び、 巻取り長さ測定(3)
建材 ・ ゴム ・ 樹脂等の押出し成型。
引き取りラインの速度制
御及び監視

(2)2)
電線 ・ パイプ ・ 鉄板等の長さ測定。
及び、 定尺切断ライン(4)
伝達用ベルト及びロー
ラの速度。
速度ムラ測定44

【用途別アプリケーション】
3 シート材不具合位置のマッピング
1 押出成形速度制御

【P10】
【P28】

2 高速定寸紙送り量測定   
3 低速物速度 ・ 速度むら測定【P14,30】【P31】

MODEL 1532

( センサ MODEL 1522 用 )防塵防滴対応センサ
使用可能信号処理器
MODEL 2525/2531A/2541( 要変換アダプタ )概 要
本センサは生産ラインでの常設に適した防塵防滴対応機種です。。
鉄 , 非鉄金属 , 建材 , 繊維 , フィルム等の各種製造ラインにおける速度測定や速度制御用として、 従来の接触測定や間接測定に比べ、 非接触
でしかも高精度に測定及び制御する事ができます。 特に製造ラインで安心して使用して頂ける様に、 センサの耐環境対策が施されていることが
特徴です。

特 徴
１． 非接触で速度測定， 長さ測定が高精度に行えます。
２． 非接触測定の為、 滑りや摩耗がなく製品に傷を付ける心配がない為、 測定対象物が広範囲です。
３． センサが防塵， 防滴構造で、 さらにエアパージユニット （オプション） が取付けられるなどの使用環境への対策が施されています。
４． 測定中のセンサ及び信号処理器の状態監視を行っているほか、 万一の測定中断時に備えの補間機能を搭載し、 制御に使用する上での安全対策が施されています。
５． 新規設備のみならず、 従来設備の高精度化， 高効率化のためにロータリエンコーダとの入れ替えが可能です。
６． ＵＳＢインターフェースを介して PC 上にデータ取得を行うことができます。

主な仕様 ： MODEL 1532
ドップラセンサ

MODEL 1532 (200mm)

測定速度範囲各信号処理器 MODEL1522 （200mm 焦点） 参照 （MODEL2541,2531A,2525)

測定距離 （焦点深度） 200mm ( ± 8mm)
測定確度

± 0.2％以内 , 繰り返し精度 : ± 0.05％ （当社条件よる）

レーザ出力

Class 3B : 40mWmax、 Laser Diode 780nm

ビーム形状

約 4 × 1.5 mm ( 楕円 )電源

AC100 - 240V ± 10% , 50/60Hz , 20VAmax （信号処理器から供給）

外形寸法 ・ 重量170(W) × 99(H) × 51(D) 突起物含まず 約 0.8kg

オプション

2541ADPMODEL2531A、 2525 で使用の場合、 そのまま接続できませんので別途電源変換アダプタが必要になります。

45

【用途別アプリケーション】
4 フィルム延伸装置への応用例 ・ 高温環境下【P10】

高温対応水冷ジャケット( センサ MODEL 1622/1522 用 )環境温度２００℃対応
使用可能信号処理器
MODEL 2525/2531A/
2541( 要変換アダプタ )概 要
ドップラセンサ MODEL1522 を環境温度２００℃まで運用可能にする水冷ジャケットです。
外部にチラーを設置し、 そこから供給する冷却水によりセンサを保護します。 高温乾燥炉内や延伸工程など、 高温下でフィルムや各種ウエブの速度や長さを非接触で測定することが可能になりました。 従来不可能であった、 素材に影響を与えない高温環境下での精密速度モニタリン
グや制御が実現できます。

接続図 MODEL2525 の例
フィルム延伸装置内での速度測定
冷却ジャケット付き速度センサ
MODEL 1522

WB 入口幅高温環境下
WB 入口幅WB 入口速度マスフロー
WB*HB*VB=WA*HA*VA

専用波形解析ソフトによる各種演算機能
WA 出口速度速度延伸率=(VA－VB)/VA
速度差分=VA－VB
速度割算=VA/VB , VB/VA

WA 出口幅
φ40mm 断熱ホース
冷却水復路

冷却水往路

WA 出口幅VA

信号ケーブル長
最大10ｍ

延伸管理・厚さ管理のための表示器や制御機器へ
速度アナログ出力
ピッチパルス出力

VB(VAーVB)/VAA

冷却水送出装置

信号処理器

USB IF

主な仕様 ： 水冷ジャケット MODEL 1522-1or1522-2 用 ( 焦点 100mm or 200mm)
処理器

MODEL 2525

MODEL 2531A

MODEL 2541 ※要変換アダプタ

測定速度範囲0 ～± 230m/min 及び -24 ～ +450m/min

0 ～± 430m/min 及び -24 ～ +930m/min

0 ～ ± 3000m/min

測定距離 （焦点深度） 45mm ( ± 4mm) ※通常使用で 100mm ( ± 4mm)
測定速度範囲0 ～± 400m/min 及び -40 ～ +800m/min

0 ～± 770m/min 及び -40 ～ +1650m/min 0 ～ ± 5300m/min

測定距離 （焦点深度） 145mm ( ± 8mm) ※通常使用で 200mm （± 8mm）
レーザ出力 ・
ビーム形状

Class 3B : 35mWmax、 Laser Diode 780nm、
横 ： 4mm 縦 ： 1mm

耐環境温度

200℃

冷却水圧力

水冷ジャケット最高使用圧力 ： 0.75MPa

冷却水流量0.8l/min 以上

使用冷却水温度

23℃程度

センサと信号処理器
最大 10m までの距離
寸法 ・ 重量90(W) × 74(H) × 260(D) 突起物含まず 約 2kg

46その他測定器 製品

MODEL6120

MODEL6210

10Hz ～ 1MHz の周波数範囲をカバーし、 多彩な機能を搭載した
フラッタアナライザ測定器。 各種モータの回転数や回転変動率をロータリーエンコーダと組合せて容易に測定可能。

10Hz ～ 500kHz の周波数範囲における交流電圧を測定し、 多彩なレンジを搭載したノイズメータとなります。
雑音電圧および S/N 測定のための 5 種類のフィルタを内蔵。

47

MODEL 6120
広帯域フラッタアナライザ

ワイドレンジ速度測定システム

概 要
本器は、 10Hz ～ 1MHz の周波数範囲をカバーし、 多彩な機能を搭載したフラッタアナライザです。
各種モータの回転数や回転変動率をロータリーエンコーダと組合せて容易に測定出来ます。
また、 本器は中心周波数のワンタッチ同町機能や測定結果の GO/NO-GO 判定機能を備えていると共にパネル面の全機能を呼び出すことのできるプリセット機能を採用、 研究開発から検査ラインまで幅広く利用できる測定器です。 更に、 本器は USB インターフェースを標準装備、
GP-IB （オプション） によって、 すべての機能を制御出来ますので、 自動計測システムのデバイスとして最適です。

概 要
1. 測定周波数範囲が、 10Hz ～ 1MHz と広帯域です。
2. 中心周波数のワンタッチ同調方式採用により、 測定時間が大幅に短縮されます。
3. ローパス ・ フィルタのカットオフ周波数は、 任意設定の他に自動同調 （入力信号中心周波数の 1/10） で追従します。
4.JIS/CCIR/DIN 規格に準ずる豊富な指示方式を備えています。
5. ドリフトおよびワウ ・ フラッタの GO-NG 判定結果を取り出すことができます。
6. パネル面の全機能を、 記憶 ・ 呼出のできるプリセット機能を採用しています。 （10 ステップのストア / リコールが可能）
7. 各種の出力端子を備えていますので、 波形の観測、 記録、 分析などが行えます。
8. 外部制御機能に USB インターフェース （標準搭載）、 GP-IB インターフェース （オプション） で自動計測システムへの対応も可能です
9. 外付けメータにも対応可能です。

主な仕様 ： MODEL 6120
入力部
交流信号
（INPUT AC 端子）

シングルエンド信号

作動信号（RS-422）

フラッタ測定部

入力電圧範囲0.1 ～ 10Vpp

周波数測定範囲

10Hz ～ 1MHz

周波数範囲

10Hz ～ 1MHz

中心周波数同調

手動同調 , ワンタッチ同調

入力インピーダンス

1M 不均衡

測定範囲

対応信号

TTL,H-CMOS(5V)

7 レンジ、 10 進 3 桁表示
0.01 / 0.03 / 0.1 / 0.3 / 1.0 / 10％フルスケール

10Hz ～ 10MHz
1MHz 超は F/V 変換モード時のみ有効

フラッタ指示方式

PEAK 指示 ,RMS 指示 ,CCIR 指示から選択

周波数範囲

周波数範囲
入力インピーダンス

10Hz ～ 10MHz
1MHz 超は F/V 変換モード時のみ有効

DC ～ 0.5Hz

出力電圧範囲0 ～± 10V

出力電圧確度

フルスケール± 5％

周波数特性

FLUTTER 端子

終端抵抗 120 Ω内蔵

ドリフト測定部
周波数特性

聴感補正特性 (WTO) JIS C5669 準拠

REC 端子

ローパスフィルタ

カットオフ周波数範囲
1Hz ～ 100kHz

出力信号

フラッタ波形 （復調信号）

フルスケール電圧

RMS

電圧確度

フルスケール± 5％

出力電圧範囲0 ～ 1V

電圧確度

フルスケール± 5％

1Vrms

F/V 変換部
周波数範囲10Hz ～ 10MHz 1MHz 超は分周動作

カウンタ測定部

出力電圧範囲0 ～ 10V

周波数特性

10Hz ～ 10MHz 1MHz 超は分周動作

出力電圧確度± 0.1V

寸法 ・ 重量210(W) × 110(H) × 250(D)mm 突起物含まず 約 2kg

動作温度範囲5 ～ 40℃

電源

AC100 ～ 240V 50/60Hz 40VAmax

48

MODEL 6210
1ch ノイズメータ

ワイドレンジ速度測定システム

概 要
本器は、 10Hz ～ 500kHz の周波数範囲における交流電圧を測定いたします。
リモートコントロール可能な高感度電子電圧計で指示方式は DIN 規格 ・ CCIR 規格に基づく準尖頭値指示と通常の平均指示および実効値指示を切換えて使用できるように設計されています。 雑音電圧および S/N 測定のための DIN,JIS,CCIR 規格に基づく 5 種類のフィルタを内蔵している他 10µV フルスケールレンジを有しておりますので各種の録音再生装置および、 オーディオ機器の雑音レベルの測定に適しています。
S/N 測定用利得用可変抵抗器を内蔵していますので、 レベルを相愛的に測定するのに便利です。

概 要
1.5 種類の聴感補正フィルタを内蔵しております。 (DIN/AUDIO, DIN/NOISE, IEC, CCIR, CCIR/ARM)
2.3 種類の指示方式で測定できます。 (Q-PEAK, AVER, R.M.S.)
3. 制御信号によるリモートコントロールが出来ます。
4.S/N 測定用利得調整器が付いています。 0 ～約 -10dB の間、 連続可変できる利得調整器がフロントパネルに付いています。
5.AC OUTPUT, DC OUTPUT 端子を備えています。
6. ドルビーノイズ測定ができます。
CCIR/ARM の聴感補正フィルタが内蔵されていますのでドルビーノイズリダクション装置が付与されている機器の雑音測定ができます。
7. バックアップ機能付 (RANGE, RESPONSE, WEIGHTING) です。

主な仕様 ： MODEL 6210
測定周波数範囲

10Hz ～ 500kHz ( ただし、 聴感補正フィルタを使用しないとき )測定電圧範囲

10µV ～ 300V フルスケール、 16 レンジ

入力インピーダンス 1M Ω不平衡、 並列容量 約 30pF
指示計確度

a. AVER 各レンジ最大指示値の± 3％ (10µV レンジを除く )b.QUASI-PEAK、 RMS 各レンジ最大指示値の± 5％ (10µV、 30µV レンジを除く )ただし、 100V 以上または 42dBm 以上あるいは聴感補正フィルタを用いた場合は除く

周波数特性

a.AVER 10µV レンジ
20Hz ～ 20kHz ± 5％ 10Hz ～ 30kHz ± 7％ 30kHz ～ 50kHz ± 15％30µV、 100µV レンジ 20Hz ～ 100kHz ± 5％ 10Hz ～ 200kHz ± 7％ 200kHz ～ 300kHz ± 15％300µV レンジ以上
20Hz ～ 200kHz ± 5％ 10Hz ～ 500kHz ± 7％
b,QUASI-PEAK、 RMS 10µV レンジ
20Hz ～ 20kHz ± 10％ 10Hz ～ 30kHz ± 15％30µV レンジ以上 10Hz ～ 50kHz ± 10％

指示計指示方式

QUASI-PEAK、 AVER、 RMS （波高率＜ 2）

聴感補正フィルタ

a.DIN45405(1967) ： DIN/AUDIO
b.DIN45405 (1967) ： DIN/NOISE
c.JIS C1502A JIS C5551A IHF-A-202 IEC 179-A NAB ： IEC

感度調整範囲

0 ～ -10dB 以上

出力電圧「メータ」 フルスケールにおける解放端電圧 AC ： 1Vrms ± 10％ DC ： 1V ± 10％

残留雑音

a.AVER、 RMS 10µV レンジ 1.5µV 以下 30µV レンジ 3.0µV 以下
b.QUASI-PEAK 10µV レンジ 2.0µV 以下 30µV レンジ 4.0µV 以下

リモートコントロール パラレル方式、 正論理 CMOS レベル
動作温度範囲0 ～ 40℃ ( 性能保証範囲 5℃～ 35℃）

電源

AC100、 115V、 215V、 230V、 ± 10％

外形寸法 ・ 重量150(W) × 235(H) × 315(D)mm 、 約 3kg

50/60Hz 約 12VA

49

d.CCIR (468-1) CCIR (468-2) DIN 45405 (1978） ： CCIR
e.CCIR/ARM( ドルビーシステム ) ： CCIR/ARM

センサ比較表

型式

2541OPT1

測定分解能
D トラッカ
2CH タイプ
ディスプレイ

1um○○
4.1 インチ 320x240
ドットフルカラー LCD( バックライトつき )

10um
10um
10um
10um
○
○
4.1 インチ 320x240
ドットフルカラー LCD ( バックライトつき )

10um

10um
10um
〇
○
320x240 dot
タッチパネル LCD

10um

10um

10um

型式
測定距離

1622,1522
100mm,200mm

1622-1100mm

1522-3300mm

1622-1100mm

1522-1100mm

1522-2200mm

1522-3
300mm

焦点深度
0 速対応
レーザークラス
レーザー波長防塵 ・ 防適
外形寸法± 4mm, ± 8mm○
1622=3R,1522=3B
1622=690nm,1522=780nm
60(W)
30(H)
120(D)
0.3kg

± 4mm
○
3R
690nm
60(W)
30(H)
120(D)
0.3kg

処理器

センサ

重量

速度測定

測定上限 （代表値） +1200m/m
測定下限 （代表値） -1200m/m
測定上限 （代表値） 測定下限 （代表値） -

長さ測定

一般仕様

測定上限 （代表値） 測定下限 （代表値） S.Fct 自動設定○
速度 / 電圧出力
16bitD/A
電圧レンジ
0 ～± 4V
更新レート (min)0.8 μ sF/V 出力
ローパスフィルタ
速度ムラ測定〇※ 1
チャンネル間演算 ○※ 1
長さ測定範囲± 0.000001m～ 999.999999m
ピッチ出力
ピッチ出力最小値
速度補間動作
インターフェース
USB メモリ対応
電源

1622-2200mm

1522-1
100mm

2525

1522-2200mm

1622-2
200mm

± 8mm
± 4mm
± 8mm
± 20mm± 4mm ± 8mm ± 4mm ± 8mm ± 20mm
○
○
○
○
○
〇
○
○
〇
3R
3B
3B
3B
3R
3R
3B
3B
3B
690nm
780nm
780nm
780nm
690nm
690nm
780nm
780nm
780nm
60(W)
60(W)
60(W)
60(W)
60(W)
60(W)
60(W)
60(W)
60(W)
30(H)
30(H)
30(H)
30(H)
30(H)
30(H)
30(H)
30(H)
30(H)
120(D)
120(D)
120(D)
120(D)
120(D)
120(D)
120(D)
120(D)
120(D)
0.3kg
0.3kg
0.3kg
0.3kg
0.3kg
0.3kg
0.3kg
0.3kg
0.3kg
レンジ切替えなし / レンジ LOW+2700m/m +5000m/m +3000m/m +5300m/m +10000m/m +210m/m +400m/m +230m/m +400m/m +750m/m-2700m/m -5000m/m -3000m/m -5300m/m -10000m/m -210m/m -400m/m -230m/m -400m/m -750m/m
レンジ HIGH+440m/m +800m/m +450m/m +800m/m +1470m/m-23m/m -35m/m -24m/m -40m/m -78m/m
レンジ U.LOW1〇
16bitD/A
0 ～± 4V
0.8 μ s〇※ 1〇※ 1
± 0.00001m ～ 9999.99999m-〇
16bitD/A
0 ～± 4V2ms○○± 0.00001m ～ 9999.99999m○
0.001mm○
USB ・ LAN ・ RS232C
AC100-240V± 10% 50/60Hz
DC10 ～ 36V
いずれか最大 50W〇
0.01mm〇USB ・ LAN ・ RS232C
AC100-240V ± 10% 50/60Hz
DC10 ～ 36V
いずれか最大 50W〇
0.01mm〇
RS232C〇
付属 AC アダプタ
AC100-240V 入力
DC12V 出力○
0.1 ～ 100ms(0.1msStep)〇
0.1 ～ 100ms(0.1msStep)○
2 ～ 1000ms(2msStep)

180 万

180 万

180 万

連続取得個数 (max) USB メモリ
1 μ m 分解能-

3600 万広速度レンジ / 高分解能

2 チャンネル小型 ・ モニタ付き

耐熱
耐震

-

-

付属
アプリ
ケーション サンプリング周期
ソフト
データ解析個数
ウェア
(max)

特長

2541

-

-

-

※ 1 ： MODEL2541,2541OPT1,2041 を 2 台以上ご用意し同期させた場合※ 2 ： 0.5ms 及び 0.4096ms を設定した場合、 処理器本体の取得間隔は設定した値になりますが、付属のアプリケーションとの通信 （USB インターフェースを使用した通信） では、 本体の仕様により一回間引かれる為、 アプリケーショ
ン側が受取るデータは 1ms 及び 0.8192ms 間隔になります。

50

2531A10um
10um○
2 行 16 文字
バックライトあり

10um

10um

2532A
10um

2001

2041

100um
100um
○
2 行 16 文字
バックライトあり

10um
10um
10um
○
○
なし
4.1 インチ 320x240（オプションのコント ドットフルカラー LCD
ロールユニットで操 ( バックライトつき )作 ・ 表示可能）
1622-1 1622-2
1522-1 1522-2
1522-3
1521N
1521T
1101 ※ 4 1101MH 1192
100mm
200mm
100mm
200mm
300mm
500mm
700mm
100mm
100mm 40mm
± 4mm ± 8mm± 4mm ± 8mm± 20mm ± 80mm ± 100mm ± 8mm ± 8mm ± 5mm
○
○
○
○
○
○
○
3R
3R
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
690nm
690nm
780nm
780nm
780nm
780nm
780nm
780nm
780nm
785nm
○
○
60(W)
60(W)
60(W)
60(W)
60(W)
90(W)
170(W)
70(W)
70(W)
28(W)
30(H)
30(H)
30(H)
30(H)
30(H)
40(H)
42(H)
35(H)
35(H)
21(H)
120(D)
120(D)
120(D)
120(D)
120(D)
140(D)
97(D)
120(D)
120(D)
75(D)
0.3kg
0.3kg
0.3kg
0.3kg
0.3kg
0.6kg
0.8kg
0.3kg
0.3kg
0.1kg
レンジ切替えなし / レンジ LOW+410m/m +770m/m +430m/m +770m/m +1400m/m +230km/h +250km/h 820m/m 820m/m 6000m/m-410m/m -770m/m -430m/m -770m/m -1400m/m -230km/h -250km/h 1m/m
1m/m
5m/m
レンジ HIGH+910m/m +1650m/m +930m/m +1650m/m +3000m/m +500km/h +550km/h -35m/m -40m/m -24m/m -40m/m-78m/m-7km/h-7km/hレンジ U.LOW1-30km/h -32km/h -34km/h -37km/h ○○○16bitD/A
16bitD/A
16bitD/A
16bitD/A
0 ～± 4V
0 ～± 4V
0 ～ 4V0 ～± 4V
0.5ms
2ms 固定0.4096ms
0.1ms○
5Hz ～ 5kHz
〇※ 1
○※ 1
± 0.00001m ～ 9999.99999m± 0.001m± 0.00001m～～ 9999.99999m
999999.999m○○○
0.01mm
0.1mm
0.01mm
○
○
○
〇
USB
USB
USB
USB ・ LAN ・ RS232C
AC100-240V ± 10%
付属 AC アダプタ
AC100-200V
AC100-240V ± 10%50/60Hz
AC100-240V 入力± 10% 50/60Hz
50/60Hz20VA
DC12V 出力
200VAmax
DC10 ～ 36V
または外部バッテリ
いずれか最大 50W※3○
0.5,1,2 ～ 1000ms(2msStep) ※ 2
※5
180 万

○
2 ～ 1000ms(2msStep)
180 万

オプション
0.4096,0.8192,
1.6384ms ※ 2
180 万

〇
0.1 ～
100ms(0.1msStep)
180 万

-

-

-

-

ライン組込用小型

小型車速計

ライン用
コンパクトスケーラ-

超小型ドップラセンサ
対応○○※ 3 ： 外部バッテリはオプションです。
※ 4 ： M1101 は特徴により以下の 2 種類が用意されております。
         M1101 標準タイプ /M1101MH 高感度正反射対応タイプ※ 5 ： MODEL2531ATRK の場合、 0.1 ～ 2ms となります。

51

レーザドップラ関連オプション一覧
センサ固定板／三脚取付プレート

マグネットスタンド

ビームベンダ型式【1522/1622】 JLOP2-9A( 三脚取付プレート )型式【1522/1622】 1000N： JLOP2-3 ※ センサプレート付き
1500N： JLOP2-8 ※ センサプレート付き

型式【1522/1622】 100mm： JLOP1-10 ※ J14 型
200mm： JLOP1-20 ※ J14 型
300mm： JLOP1-30 ※ J14 型

機能M1522･M1622 はセンサ底面に三脚用固定ネジ穴がな
いため、 三脚類を使用するときにはこの三脚取り付けプ
レートを使用する。

機能
センサを取り付ける為の治具。 簡便な測定用に向く。
アーム長さ 220 ㎜ +175 ㎜

機能
ビームの方向を曲げることで、 測定の自由度を上げることが可能。

ビームアダプタ

三脚用延長板

三脚プロフェッショナルⅡ -N

型式【1522/1622】 100mm： JLOP3-1
200mm： JLOP3-2

型式【1522/1622】 JLOP2-2

型式【全ての機種】 プロフェショナル 2-NS

機能レーザのビームを絞り、 小径プーリ、 軸等の測定を容易にする。 標準ビーム径φ 0.8mm。
左側は取り付けた状態。

機能三脚にセンサを取り付けする時、 被測定物に近づけるための治具。

機能
センサを取り付け設置するための三脚。
延長板と一緒に使用することが多い。

L アングル

マグネットスタンド取り付け用プレート

ロールガイド

型式【1522/1622】 JLOP2-5

型式【1522/1622】 JLOP2-10

型式【1522/1622】 φ 150-500mm： JLOP4-1
φ 100-150mm： JLOP4-2
φ 150-500mm： JLOP4-3
φ 100-150mm： JLOP4-4

機能
三脚にセンサを取り付けるの際、 センサを延長板に対して直角に取り付けるための治具。

機能
M1522/1622 センサ取り付けプレート。
マグネットスタンド用に穴付き。

機能
ロールの中心へ、 センサをセットする為の治具。

XYZ ステージ

2 センサブラケット型式【1522/1622】 JLOP2-1

型式【1522/1622】 BR001

機能
センサを精度良く微小に動かすための治具。
小型の被測定物に対して高精度にセッティングできる。
( センサ取付け板付 )

機能
二台のセンサを一つの箱に入れ、 お互いの相対的な振動成分を打ち消すための取り付け治具。
２チャンネル測定に便利。 三脚に延長板を取り付け、 そ
こにダブセンを載せて使う。

( ダブセン )52

100mm 焦点100mm 焦点200mm 焦点200mm 焦点小型ステージ

型式【1522/1622】 OP2-12 （1500N）

機能
センサを精度良く微小に動かすための治具。
マグネットスタンドと取付金具セットで使用いたします。
（販売価格はセット売りになります。 単品でのご要求の場合ご相談）

電源変換 BOX

型式
【2502】 2502ADP

機能
旧型信号処理器 M2502 へ M1522/M1521/M1622 を接続させる為の、 電源ボックス。

入出力端子台 / 入出力端子台用ケーブル

型式【2531A】
端子台 ： MWI-M20-TB20
ケーブル ： HIFS-SS-SB-20-00F

型式【2525】

機能
M2531A 用入力端子台 ・ 組込み時のインターフェースとして使用できる。

機能2525 用入力端子台 ・ 組込み時のインターフェースとして使用できる。

BNC 端子アダプタ BOX

据え置きケース ( 縦置きスタンド付 )型式【2525】 2525T03

型式【2525】 2525T02

機能
M2525 のアナログ電圧出力用アダプタボックス。

機能
M2525 を、 可搬容易にする為のケース。
足元に立てて置くスタンド付き。

収納ケース

型式
① 【2525】⑤ 【2541】

JD-HD/JL/
2541 トランク

コントロールユニット② 【2525( 据置ケース付き )】 JDT02HDJL⑤ 【2541】
2541 2 台トランク③ 【2531A】

HC_T-HD_T

機能
軽量で堅牢なアルミトランク。 頻繁な移動に耐えられ各種オーダー可能。 信号処理器、 センサ、 ケーブル等の付属品が一緒に収納できて現場の扱いに便利。
※その他全ての型式に対応しております。 別途お問合せ下さい。 一部非輸送対応

53： 2525T04

車速計用オプション
加減速試験用スイッチボックス

車速計表示器 取り付け吸盤付き

車載用吸盤マウント

型式【2521T】 SB-01 ※ 圧着端子用【2521T】 SB-02 ※ 簡易圧着端子用【2532A】 SB-02A ※ レモコネクタ

型式【2532A】 DY-03/03A ※ レモコネクタ

型式【1521N】 AJ-03

機能外部から測定のスタート・ストップ等を、リモートコントロー
ルするスイッチボックス。
( ケーブル 3m 付き、 簡易圧着端子用 )機能
速度 ・ 移動距離などの表示を運転者の見易い所に取り付けて確認するための表示器。

機能
センサを車両に取り付けるための吸盤付き治具( 安全紐付き )テープスイッチ

センサ取付治具

ピッチパルス / 速度出力変換 BOX

型式【2532A】 TS-01A

型式【1521N】 K9OP2-1

型式【2532A】 2532AT01

機能ブレーキペダルに貼り付けて使用する。

機能
M1521N センサ取付治具 （マグネット付）

機能
M2532A の電圧 ・ ピッチパルス出力用 BOX

1521N アタッチメント取付治具

1521N 耐寒ケース取付治具

型式【1521N】 1521N-ATMPT

型式【1521N】 TKC1521N

機能
センサを車両に取り付けるための吸盤付き治具機能
寒冷地対応センサ BOX
1521N-ATMPT に 取 り 付 けてご使用できます。
保温対策 ： -20℃対応

54

ACT Electronics Corporation
https://www.actele.co.jp       本社 〒 211-0051
                 神奈川県川崎市中原区宮内 4-7-16               4-7-16,Miyauchi,Nakahara-ku,Kawasaki,JAPAN       電話   044-589-8180 ( 代 )FAX   044-589-8181
営業時間 月～金 8 ： 30 ～ 17 ： 30
                ( 土日祝 ・ 年末年始 ・ ＧＷ ・ 夏期休暇を除く )※ 製品改良により予告なく仕様を変更する場合があります。
2021 年 10 月