ADAPTOR EVSE

KEW 8602

Adaptor khusus untuk inspeksi instalasi,pemeliharaan, dan pemecahan masalah
EVSE (Perlengkapan PasokanKendaraan Listrik)
Adaptor ringkas untuk pengujian
lengkap dari Mode 3 AC EVSE
● Uji EVSE dalam berbagai simulasi
・Simulasi Status CP/Status PP
・Simulasi Kesalahan CP/Kesalahan PE● Alas sentuh untuk pemeriksaan tegangan PE● Terminal pengukuran L1, L2, L3, N, PE
untuk uji listrik EVSE
● Terminal sinyal CP
untuk pemantauan sinyal CP● Soket listrik untukuji arus pemuatan (MAKS. 10A)
● Peringkat CATⅡ 300V

Apa yang dapat Anda lakukan
Terminal
dengan KEW 8602pengukuran
PE, N, L1 (Fase tunggal)
PE, N, L1, L2, L3 (Tiga fase)

LED Langsung

Menyala saat tegangan sedang
BERLANGSUNG.

Terminal keluaran sinyal CP
Terminal untuk mengukur sinyal CP
dengan osiloskop, dll.

PRA-UJI PE

Alas sentuh untuk menguji tegangan
berbahaya yang ada pada PE.

Tombol simulasi kesalahan CPKasus gangguan bumi pada saluran
CP dapat disimulasikan. Saat tombol
ini ditekan, keluaran EVSE dihentikan.

Tombol simulasi kesalahan PE
Tombol ini dapat digunakan untuk
menyimulasikan kasus kabel bumi yangputus. Saat tombol ini ditekan, keluaran
EVSE dihentikan.

Ukuran Sebenarnya

Pemilih status
CP (Control Pilot)

Dengan mengoperasikan pemilihini, keadaan koneksi kendaraan
dapat disimulasikan.

Pemilih status
PP (Proximity Pilot)
Pemilih ini dapat digunakan
untuk menyimulasikan kapasitas
pengenal kabel di EVSE yangtidak dibumikan.

Ikhtisar pengujian untuk EVSE
menggunakan seri KEW 6516

*Dapat digunakan dengan tester resistansi insulasi lainnya, DMM, dll.

Pengujian dilakukan dalamkondisi batas waktu (STATUS CP A)
Uji insulasi (untuk kabel)

Dengan menghubungkan uji timbal ke terminal adaptor, resistansi
insulasi kabel dapat diukur untuk EVSE fase tunggal dan tiga fase.
(*Pengukuran insulasi antarkabel (N, L1, L2, L3) selain PE tidak dapat
dilakukan.)Pengujian Kontinuitas Bumi (200mA)

Dimungkinkan untuk memeriksa kontinuitas antara terminal PE adaptor
dan bagian logam luar atau pembumian sirkuit listrik.

Uji pembumian (3 kabel & 2 kabel)

Resistansi bumi yang terhubung dengan EVSE dapat diukur.

Pengujian dilakukan dalam kondisi
lini langsung (STATUS CP C, D)

Tegangan

Tegangan/frekuensi antara masing-masing terminal dapat diukur.

Rotasi faseRotasi fase dari catu daya tiga fase dapat diukur.

Impedansi loop (Fungsi Loop ATT)

Impedansi loop antara Line-Earth dapat diukur.
Instrumen pengukur dirancang untuk melakukan pengukuran impedansi Looppada sirkuit di mana RCD dipasang, pada arus yang tidak membuat RCD trip,yang terukur pada 30mA.
Namun, RCD DC 6mA yang terpasang pada EVSE sering mengalami trip
bahkan pada arus ini, sehingga seri KEW 6516 memiliki rangkaian EVSE
khusus yang mengukur impedansi Loop bahkan pada arus yang lebih rendah.

Uji RCD

RCD DC 6mA bawaan EVSE dapat diuji pengoperasiannya.
Tes polaritas (+,-), x1/2, x1, dan x5 dapat diuji secara otomatis.
RCD tipe AC, A, B, dan F juga dapat diuji.

Koneksi ke
EVSE Tipe 1EVSE Tipe 1 dapat
diuji menggunakan
adaptor konversi opsional(KEW 8603).

Soket Listrik
Tes arus beban hingga
10A dapat dilakukan
dengan soket ini.

*Soket tersedia dalam
Tipe UE dan Inggris.

● Spesiﬁkasi KEW 8602
Steker

IEC 62196-2 Tipe 2
AC 250V Maks. (Fase tunggal)
Tegangan terukur
AC 430V Maks. (Tiga fase)Frekuensi Terukur
50/60Hz
Tegangan/arus
AC 10A/250V
terukur dari soket utama ※ 8602(EU): Soket tipe E, 8602(UK): Soket tipe BF
Peringkat sekring
AC 10A/250V, φ5×20mmSuhu pengoperasian & rentang kelembapan 0 – 40℃, RH 80% atau kurang (tidak ada kondensasi)
Suhu penyimpanan & rentang kelembapan -10 – 50℃, RH 80% atau kurang (tidak ada kondensasi)
IEC 61010-1 CAT Ⅱ 300V, IEC 61010-2-030,
Standar yang berlaku
IEC 61851-1, IEC 60529 (IP40)
Ketinggian
2000m atau kurang
Panjang kabel
Sekitar 250mm
Unit: 172(P) x 105(L) x 57(T) mm
Dimensi
Bagian steker: 175(P) x 60(L) x 53(T) mm
Bobot
Sekitar 840g
Aksesori
Aksesori Opsional

8930 (Sekring)
9202 (Casing pembawa)
Panduan petunjuk
8603 (adaptor konversi TIPE1 ke TIPE2)● Aksesori Opsional

dikombinasikan dengan MFT (KEW 6516/6516BT)
8602 saja
A, B, C, D
TERBUKA, 13A, 20A, 32A, 63A
E, N, L1, L2, L3, CP✓✓✓
10A/250V-

Insulasi-Bumi-

Impedansi loop
Volt-

RCD-

Rotasi fase-

9202
Casing pembawa

8930
Sekring● Pengujian terukur hanya dengan KEW 8602 atau
Status CP
Status PPTerminal
PRA-UJI PE
Kesalahan CPKesalahan PE
Soket Listrik
Kontinuitas● Aksesori

8602＋6516 atau 6516BT(MFT)✓✓(antara konduktor dan bumi)✓(2W, 3W)

8603
TIPE1 hingga TIPE2adaptor konversi✓✓✓(AC, A, B, F, 6mA DC)
✓

● Kit
KIT1

KEW 6516-EV2
KEW 6516×1, KEW 8602×1

KIT2

KEW 6516BT-EV2
KEW 6516BT×1, KEW 8602×1

Peringatan
Keamanan:

Silakan baca "Peringatan Keamanan" dalam panduan petunjuk yang disertakan bersama instrumen dengan cermat
dan sepenuhnya untuk penggunaan yang benar. Kegagalan mematuhi aturan keselamatan ini dapat menyebabkan
kebakaran, masalah, sengatan listrik, dll. Oleh karena itu, pastikan untuk mengoperasikan instrumen dengan catu dayayang benar dan pengukuran tegangan yang ditandai di setiap instrumen.

Untuk pertanyaan atau pemesanan:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152● Brosur ini diproduksi pada bulan September 2023. Isi brosur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

KEW_8602-2E_Sep23_SS_1_id