TESTER SOKET PINTAR

KEW 4506

Tester soket sempurna yang menemukan
koneksi N-E Reverse yang sulit dideteksi!
●Pengukuran mudah hanya dengan mencolokkan kestopkontak soket dan menekan tombol tes●Hanya dalam 1 detik Anda dapat memeriksa tegangan,kabel yang benar, dan polaritas Line, Neutral, dan Earthpada stopkontak soket●KEW 4506 dapat digunakan pada sistem earth TT,dan juga pada TN-S dengan penggunaan gabungan
KEW 8343(Lihat prinsip pengukuran)●Metode Pengukuran unik dengan arus pengujian yangrendah untuk menghindari tripping RCD

SUMBER SINYALUNTUK TESTER SOKET PINTAR
KEW 8343

TESTER SOKET PINTAR
KEW 4506

Mengapa koneksi Neutral-Earth Reverse bermasalah?
Jika stopkontak soket dengan kabel yang salah (N-E Reverse) digunakan, maka sisi hulu RCD akan trip dan menyebabkan
pemadaman listrik. Selain itu, jika sirkuit tidak dilindungi oleh RCD, arus listrik dalam jumlah besar akan mengalir di konduktor
Earth dan dapat menyebabkan bahaya sengatan listrik dan kebakaran.

Penilaian berdasarkan multimeter

Ketika mengukur dengan multimeter, bahkan jika N dan E terhubung secaraterbalik, tegangan akan sama seperti ketika mereka terhubung dengan benar,dan kesalahan pengkabelan tidak dapat ditemukan.

NRN

RE1

SumberEarth230V

230V

RL

RE2
Konsumen
Earth0V

E

Tester soket
pintar kami,
KEW 4506, bisa
memecahkan
masalah itu!

LE

230V

0V

LN

230V

Prinsip pengukuran
Untuk Sistem TTJika sistem Earth adalah TT dan sirkuit dilindungi oleh RCD dengan arus terukur sebesar 30mA atau lebih, N-E Reverse dapat
dideteksi oleh KEW 4506 saja.
Dalam hal ini, untuk memeriksa apakah pengkabelan N-E benar, KEW 4506 mengukur resistansi antara L-N dan resistansi antaraL-E.
Biasanya dalam sistem TT, resistansi L-N terutama disebabkan oleh resistansi konduktor kabel saja. Di sisi lain, resistansi L-E
juga mencakup resistansi Earth konsumen (RE1 dan RE2), sehingga resistansi L-E lebih tinggi dari resistansi L-N.
RL+RN < RL +(RE1+RE2)
KEW 4506 mendeteksi N-E Reverse yang memeriksa perbedaan nilai
RLresistansi ini.
Oleh karena itu, jika resistansi L-E sangat rendah, maka koneksi
Reverse N-E mungkin tidak terdeteksi.
Selain itu, 10mA RCD dapat trip karena arus pengujian sekitar 10mA
RN
digunakan untuk mengukur resistansi.
Dalam kasus-kasus di atas, kami sarankan untuk menggunakan KEW
RE18343 (sumber Sinyal) bersama dengan KEW 4506. Ini tidak akan
RE2dipengaruhi oleh resistansi L-E yang sangat rendah dan setiap RCDtidak akan trip karena arus pengujian antara N-E kurang dari 1μΑ.
SumberEarthUntuk sistem TNUntuk menguji sistem perkabelan dengan resistansi rendah seperti
TN, struktur bangunan, dan sistem pembumian bersama, hubungkan
KEW 8343 ke lokasi yang dekat dengan pemutus arus di mana
stopkontak 3P yang sedang diuji dihubungkan dan terapkan
tegangan uji.
N-E Reverse dapat dideteksi dengan menerapkan tegangan uji dari
KEW 8343 ke garis netral dan memeriksa arah sinyal.
*KEW 4506 dan KEW 8343 tidak dapat digunakan pada sistem TN-C atau TI.
*Sumber Sinyal KEW 8343 dijual secara terpisah.

LNEKonsumen
EarthSemua hasil pengujian dan PASS/FAIL dalam layar tampilan yang jelas
Pemeriksaan kabel dengan kondisi sirkuit langsung
Tegangan L-N dan
resistansi N-E padasistem TT dapat
ditampilkan.

KEW 4506 memiliki
mode yang dapat
mendeteksi koneksi
kabel yangmenghindari
tripping RCD apapun. *pengukuran
resistansi OFF

Non-connect
juga bisa
ditampilkan.

Pemeriksaan kabel
untuk stopkontak
2P (tanpa pembumian) juga tersedia
dengan memilihsetelan 2P.
*Adaptor konversi
2P yang diperlukan
agar terhubung
dengan stopkontak
2P tidak diberikan.

Pengukuran mudah hanya dengan
mencolokkannya ke stopkontak
dan menekan tombol tes.

Lampu latar belakang LCD secaraotomatis menyala di tempat gelap.

*Dimungkinkan untuk menonaktifkan lampu latar belakang

Tempat penggunaan dan batasannya
KEW 4506 dapat menguji koneksi kabel termasuk N-E Reverse dari stopkontak soket
fase tunggal.
Tester ini dapat menguji stopkontak soket fase tunggal yang disambungkan ke sistem
suplai 4 Kabel Tiga fase, 3 Kabel Fase Tunggal, 2 Kabel Fase Tunggal.
*KEW 4506 tidak dapat digunakan untuk memeriksa stopkontak soket tiga fase dan menguji RCD.

RCD

✓Dapat dinilai × Tidak bisa dinilai

RCD

RCD

RCD

RCD

RCD

Untuk digunakan dalam sirkuit sistem TN umum, N-E Reverse hanya dapat ditentukan
pada stopkontak soket yang terhubung ke hilir konduktor N di mana KEW 8343 dijepit.
Untuk memeriksa stopkontak soket Sirkuit Cincin, KEW 8343 harus terhubung ke hulu
konduktor N yang memasok sirkuit cincin.

Jika N dan E saling dihubungkan pada hilirsirkuit ke KEW 8343, maka KEW 4506 tidak
dapat bekerja dengan baik.

● Spesiﬁkasi KEW 4506
Pengujian soket*Rentang tegangan
catu daya yangterukur
Tipe soket

Penilaian● Aksesori untuk KEW 4506

1PASS

FAIL

AC V (L-N)
Rentang
Akurasi
Resistansi loop (N-E)
Rentang (Rentang
Arus pengujian
AkurasiStandar yang Berlaku

80 hingga 290V rms (50/60Hz)*Tester memberikan peringatan tegangan jika
253V atau tegangan lebih tinggi terdeteksi, tetapi
bisa melakukan pengujian soket.
3 KutubPASS
L-N Reverse
L-E Reverse
N-E Reverse
E Tidak terhubung
N Tidak terhubung
N-E tidak bisa dinilai
Tegangan abnormal

2 KutubPASS
L-N Reverse
Tegangan abnormal-80 hingga 290V rms (50/60Hz)±2%rdg±4dgt
200Ω: 0,0 hingga 199,9Ω
2000Ω: 200 hingga 1999Ω
200Ω: 5mA (5,3 Hz)
2000Ω: 1mA (5,3 Hz)±3%rdg±5dgt
IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V
Tingkat polusi 2, IEC 60529(IP40)

Suhu Pengoperasian & Rentang Kelembapan -10 hingga 50℃, RH 85% atau kurang (tidak ada kondensasi)
Suhu penyimpanan & rentang kelembapan -20 hingga 60℃, RH 85% atau kurang (tidak ada kondensasi)
Sumber daya
LR6 (AA)(1,5V) × 2
Dimensi
212(P) × 56(L) × 39(T) mm
Bobot
Sekitar 250g (termasuk baterai)
Uji timbal dengan konektor IEC
9161 (Casing pembawa)
Aksesori
LR6 (AA) × 2, Panduan petunjuk
Aksesori Opsional
8343 (Sumber Sinyal untuk Tester Soket Pintar)*1 Jika fungsi pengukuran resistansi N-E dinonaktifkan*2, pengujian dilakukan dengan tegangan
uji yang diterapkan dari sumber sinyal opsional saja: arus mengalir antara N-E kurang dari 1μA.
*2 Jika fungsi dinonaktifkan, KEW 4506 tidak menunjukkan resistansi antara N-E.

KAMP10 atau 7284
Uji timbal dengan
Konektor IEC
KAMP10 1.500ｍｍ
7284
720ｍｍ

9161
Casing pembawa

Berlaku untuk jenis stopkontak
di masing-masing negara

AUUE

INGGRISAS

KAMP 10(AU): Steker Australia
KAMP 10(UE): Steker SCHUKO Eropa
KAMP 10(UK): Steker Inggris (13A)
7284: Steker American(NEMA)● Spesiﬁkasi KEW 8343
Ukuran konduktor
φ24mm maks.
Sekitar 1,8kHz
Frek.
Tegangan uji
Sekitar 20mV rms
TRMS
Rentang masukan yang diizinkan 300V AC rms (50/60Hz) kontinu 100A AC (50/60Hz) kontinu
Suhu Pengoperasian & Rentang Kelembapan -10 hingga 50℃, RH 85% atau kurang (tidak ada kondensasi)
Suhu penyimpanan & rentang kelembapan -20 hingga 60℃, RH 85% atau kurang (tidak ada kondensasi)
Sumber daya
LR6 (AA)(1,5V) × 6
IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032Standar yang Berlaku
CAT Ⅲ 300V Tingkat polusi 2,IEC 60529(IP40)
Unit: 112(P) × 61(L) × 42(T) mm
DimensiPenjepit injeksi tegangan uji: 100(P) × 60(L) × 26(T) mm
Panjang kabel: Sekitar 1,5m
Bobot
Sekitar 520g (termasuk baterai)
7157B (Klip Buaya)
Aksesori
9096 (Casing pembawa)
LR6 (AA) x 6, Panduan petunjuk

Peringatan
Keamanan:● Aksesori untuk KEW 8343

7157B
Klip buaya

9096
Casing pembawa

Silakan baca "Peringatan Keamanan" dalam panduan petunjuk yang disertakan bersama instrumen dengan cermat
dan sepenuhnya untuk penggunaan yang benar. Kegagalan mematuhi aturan keselamatan ini dapat menyebabkan
kebakaran, masalah, sengatan listrik, dll. Oleh karena itu, pastikan untuk mengoperasikan instrumen dengan catu dayayang benar dan pengukuran tegangan yang ditandai di setiap instrumen.

Untuk pertanyaan atau pemesanan:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152● Brosur ini diproduksi pada bulan Desember 2023. Isi brosur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

LC_4506_8343_2_1_Dec23_SS_id