ADAPTATEUR EVSE

KEW 8602
Adaptateur dédié pour EVSE
(Equipement d'approvisionnement envéhicules électriques) inspections
d'installation, entretien et dépannage
Adaptateur compact pour un testcomplet du mode 3 AC EVSE
● Essais d’EVSE sous diverses simulations
・Simulation de l'état CP/de l'état PP
・Simulation d'erreur CP/d'erreur PE● Pavé tactile pour vérification de la tension PE● Bornes de mesure L1, L2, L3, N, PE
pour les essais électriques d'EVSE● Bornes de signalisation de CP
pour la surveillance du signal de CP● Prise principale pouressai de courant de charge (MAX. 10A)
● Taux de CAT Ⅱ 300V

Ce que vous pouvez faireMesurer
avec KEW 8602
bornesPE, N, L1 (Monophasé)PE, N, L1, L2, L3 (Trois phases)

LED en direct
Les lumières s'allument lorsque latension est EN DIRECT.

Bornes de sortie
de signal CP
Bornes de mesure des signaux CP
avec oscilloscope, etc.

PRÉ-TEST PE
Pavé tactile pour tester s’il y a des tensions
dangereuses présentes sur le PE.

Le cas d'une faille de terre dans la ligne deCP peut être simulé. Lorsque ce bouton est
enfoncé, la sortie d’EVSE est arrêtée.

Lorem ip su

Bouton de simulationd'erreur de CPm dolor sit

Bouton de simulationd'erreur de PE
Ce bouton peut être utilisé pour simuler lasituation d'un fil de terre cassé. Lorsque cebouton est enfoncé, la sortie d’EVSE est arrêtée.

Taille actuelle

CP (Control Pilot)
Sélecteur d'état

PP (Proximity Pilot)
Sélecteur d'état

En utilisant ce sélecteur, l'étatde connexion du véhicule peutêtre simulé.

Ce sélecteur peut être utilisé poursimuler la capacité nominale du câbledans l'EVSE sans être attaché.

Présentation des tests pour EVSE
à l'aide de Série de KEW 6516

*Peut être utilisé avec d'autres testeurs de résistance à l'isolation, DMM, etc.

Essais effectués sous conditions
de ligne morte (CP, ÉTAT A)
Essai d'isolation (pour câble)En attachant les fil d'essai à la borne de l'adaptateur, l'isolationde la résistance des câbles peut être mesurée pour l'EVSE monophaséet triphasé. (*Mesure d’isolation entre les fils (N, L1, L2, L3) autres que
PE n'est pas possible.)

Essai de continuité de la terre (200mA)

Il est possible de vérifier la continuité entre la borne de PE de l'adaptateuret la piece métallique extérieure ou la terre du circuit électrique.

Essai de la terre (3 fils et 2 fils)

La résistance de la terre à laquelle l'EVSE est attachée peut être mesurée.

Essais effectués sous conditions
de la ligne en direct (CP, ÉTAT C, D)
TensionLa tension/fréquence entre chaque borne peut être mesurée.

Rotation de phase

La rotation de phase de l'alimentation électrique triphasée peut être mesurée.

Impédance de boucle (fonction d’ATT de boucle)

On peut mesurer l'impédance de boucle entre la ligne de terre.
Les instruments de mesure typiques sont conçus pour effectuer desmesures d'impédance de boucle sur les circuits où des RCD sont installés,à des courants qui ne font pas le voyage du RCD, qui est évalué à 30mA.
Cependant, les RCD DC 6mA intégrés à l'EVSE se déclenchent souventmême à ce courant, donc la série KEW 6516 a une plage EVSE dédiée qui
mesure L'impédance de boucle à des courants encore plus bas.

test RCDLe RCD intégré de 6mA DC de l'EVSE peut être éprouvé pour son
fonctionnement.
Les essais de polarité (+,-), x1/2, x1 et x5 peuvent être éprouvésautomatiquement.
Les RCD de type AC, A, B et F peuvent également éprouvés.

Connexion
Type 1 EVSE
L'EVSE de Type 1 peutêtre testées à l'aide del’adaptateur de conversion
facultatif (KEW 8603).

Prise au courant
principale
Des essais de courant de charge
jusqu'à 10A peuvent être effectués
avec cette prise au courant.
*Les prises au courant sont disponibles
dans les types de l’UE et le Royaume-Uni.

● Spécifications de KEW 8602

● Accessoires

Prise

IEC 62196-2 Type 2
AC 250V max.(Monophasé)Tension nominale
AC 430V max.(Triphasé)Fréquence cotée
50/60HzAC 10A/250V
Tension nominale/courant de la prise secteur ※8602(EU):Prise de courant du type E, 8602(UK):Prise de courant du type BF
Indication de fusible

AC 10A/250V, φ5×20mm

Température d’opération & plage d'humidité 0 - 40℃, RH 80% ou moins (sans condensation)
Température de stockage & plage d'humidité -10 - 50℃, RH 80% ou moins (sans condensation)

Normes applicables
AltitudeLongueur du câble
Dimension
Poids
Accessoires
Accessoires facultatifs

IEC 61010-1 CAT Ⅱ 300V, IEC 61010-2-030,
IEC 61851-1, IEC 60529(IP40)
2 000m ou moins
Environ 250mm
Unité: 172(L) x 105(L) x 57(P) mm
Pièce de prise: 175(L) x 60(L) x 53(P) mm
Environ 840g
8930 (Fusible)
9202 (Sac de transport)
Mode d'emploi
8603 (Adaptateur de conversion TYPE 1 en TYPE 2)● Essais seulement mesurables par KEW 8602 ou en combinaison

avec MFT (KEW 6516/6516BT)

8602 seulement
État CP
A, B, C, D
État PPOUVERT, 13A, 20A, 32A, 63A
Borne
E, N, L1, L2, L3, CP
PRÉ-TEST PE✓Erreur CP✓
Erreur PE✓
Prise au courant principale 10A/250V
ContinuitéIsolation-Terre-Impédance de boucle
Volts-RCD-Rotation de phase-9202
Sac de transport

8930
Fusible● Accessoires facultatifs

8602+6516 ou 6516BT(MFT)✓✓(entre les conducteurs et la terre)✓(2W, 3W)

8603
TYPE 1 à TYPE 2adaptateur de conversion✓✓✓(AC, A, B, F, 6mA DC)✓● KitsKIT
1

KEW 6516-EV2
KEW 6516×1, KEW 8602×1

KIT2

KEW 6516BT-EV2
KEW 6516BT×1, KEW 8602×1● Cette brochure a été publiée en septembre 2023. Le contenu de cette brochure peut être modifié sans préavis.

KEW_8602-2E_Sep23_SS_1_fr