4032 WAK-NO2-P

共立使用法

亜硝酸

＜亜硝酸態窒素＞

iPhone用アプリ

型式

Japan use only

App Store から
ダウンロードWAK−NO2
KR−NO2

ナフチルエチレンジアミン比色法（GR変法）によるNaphthylethylenediamine Visual Colorimetric Method

主試薬

ナフチルエチレンジアミン
測定範囲 〈亜硝酸イオン〉NO2−
0.02〜1 mg/L(ppm)〈亜硝酸態窒素〉NO2−-N 0.005〜0.5 mg/L (ppm)

測 り 方

2分
この部分をつまんで引き抜く

5〜6
半分

NO 2くらい①チューブ先端のラインを引き抜きます。

② 穴 を 上 に し て、指 でチューブの下半分を強くつまみ、中の空気を押し出します。

③そのまま穴を検水の中に入れ、つまんだ指をゆるめ、半分くらい水を吸い込むまで待ちます。液がもれないようにかるく5〜6回振り混ぜます。

④2分後にチューブを標準色の上にのせて比色します。
デジタルパックテスト、
デジタルパックテスト・マルチSPでも測定可能です。
--12-- -01

ZERO-34㎎/L

測定 値の読み方●指定時間後にチューブ内の液の色を標準色と比べます。一番近い標準色の値が測定値です。
チューブ内の液の色が標準色の間の場合は中間値を読み取ってください。
●亜硝酸イオン、亜硝酸態窒素の標準色が表裏に印刷されています。測定する目的に合わせて使い分けてください。

パックテスト使用前、使用後の取扱い注意
応急措置

内容物が目に入ってしまったら → すぐに多量の水で洗い流してください。
内容物が皮膚や衣服にふれたら → すぐに水で洗い流してください。
内容物が 口に入ってしまったら → すぐに水で口の中を洗い流してください。
内容物を飲み込んだり、上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。
試薬の有害性は外箱の「GHSに基づく表示」、SDSをご参照ください。

保管

ラミネート包装を開封した後は、なるべく早くご使用ください。

廃棄事業活動で使用する場合は、各関係法令に従って適切に廃棄してください。
それ以外の場合は、チューブはそのまま「燃やすゴミ」としての廃棄も推奨しています。

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク

TEL：045 - 482- 6937

Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

パックテスト 亜硝酸

特徴
この製品は、JIS K 0102 43.1.1 のナフチルエチレンジアミン吸光光度法の発色原理を用いており、工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中のイオン状態（NO2−）の亜硝酸を簡単な操作で測定できます。さらに高濃度の測定には、パックテスト 亜硝酸（高濃度）（型式 WAK-NO2（C）、測定範囲 16〜660以上 mg/L）をご利用ください。
細かい測定値が知りたい場合は、デジタルパックテスト（型式 DPM2-NO2）、デジタルパックテスト・マルチSP（型式DPM-MTSP）をご利用ください。
なお、パックテストとは測定範囲、反応時間、共存物質の影響が若干異なりますのでお問い合わせください。

注意
1. この方法では、検水中の亜硝酸イオン（NO2−）の測定値および亜硝酸態窒素（NO2−-N）の測定値の両方が得られます。
（亜硝酸態窒素は、亜硝酸体窒素、亜硝酸性窒素とも表示します。）
2. 発色時のpHは、約3です。pＨが2〜9の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。大気中の二酸化窒素測定では、吸収液のpHを7以下にしてから、測定してください。
3. 亜硝酸が100mg/L程度で、濃桃色〜褐色になり沈殿を生じます。高濃度が予想される場合には、あらかじめ希釈してから測定してください。
4. 1回で検水をチューブの半分近くまで吸い込めなかった時には、穴を上にして空気を押し出し、もう一度やりなおしてください。
5. 比色する時に、多少試薬が溶解せずに残っていても測定には影響ありません。
6. 検水の温度は15〜40℃で測定してください。水温が低いと発色に時間がかかります。
7. 比色は昼光で行なってください。直射日光や一部の蛍光灯、水銀灯、LEDでは比色が困難になることがあります。
8. 発色後にラインをチューブ先端の穴に戻すと、チューブ内の液がもれなくなります。

共 存 物 質 の影響
標準色は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。下記は、標準液に単一の物質を添加した場合の発色への影響データです。
1000mg/L 以下は影響しない ・・・ B3+（ほう酸）、Ba2+、Ca2+、Cd2+、Cl-、F-、I-、K+、Mg2+、Mn2+、Na+、NH4+、NO3-、PO43-、Sn2+、SO42-、フェノール
・・・ CN-、Cr3+、Ni2+、Pb2+、Zn2+〃
250mg/L・・・ Co2+、Mo6+（モリブデン酸）〃100mg/L
・・・ Cu2+、SO32〃
50mg/L・・・ Al3+〃25mg/L・・・ Fe2+〃10mg/L・・・ Fe3+〃3mg/L
少しでも影響する ・・・・・・・・・・・・ Cr6+（クロム酸）、V5+（バナジン酸）、残留塩素海水は影響しません。

Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

【Caution】● This product is made for analyzing water quality purpose only. Do not usefor any other purpose.

● This product contains small amount of chemicals. Please read instruction

manual, GHS labels, SDS, and other necessary document thoroughly prior to use.

● Please keep this information handy for future reference.

＜Safety＞● Please wash your hands thoroughly before and after the test.
Do not inhale the chemical reagents.
● It is highly recommended to wear protective gloves, eye protection,and mask upon using this product.

● Avoid release chemical reagents or waste solution to the environment.

＜Storage＞● Please keep this product out of reach of children. Keep it in thedry and dark place at room temperature.
＜Other＞ ● Please check the expiration date shown on the box, and make sure
to use within the date.
● Specifications are subject to change without notice.

1-18-2 Hakusan, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa
226-0006, JAPAN E-mail:eng@kyoritsu-lab.co.jp2102

8091J-3032E

NitriteModel: WAK-NO2

Naphthylethylenediamine Visual Colorimetric Method
Main Reagent:
Naphthylethylenediamine
Measuring Range: NO2- 0.02 - 1 mg/L (ppm)
No2--N 0.005 – 0.5 mg/L (ppm)

How to Use

2min

5～6Times

NO2①②④③① Remove the colored line at the top of the tube to clear the aperture.
② Press the tube’s side wall to expel air and hold the tube.
③ Immerse the aperture of the tube into the sample, release the finger to fill up the tube halfway.
Invert the tube back and forth lightly for 5-6 times.
④ After 1min, place the tube on the provided Standard Color as shown to compare the color.

HowtoReadtheResult

After the reaction time, compare the color of the tube with Standard Color. The nearest color indicatesthe concentration value of the analyte in your sample. A color between two standard colors indicate
the value between them.
Standard Color has Nitrite and Nitrite-Nitrogen printed on each side. Please use them accordingly.

Handling of PACKTEST Before and After UseFirst AidEye Contact → Immediately flush eyes with plenty of water.
Skin/Cloth Contact → Immediately flush contacted area with water.
Ingestion → Immediately rinse mouth.
If swallowed the content or any symptom appears, seek medical advice immediately.
Please refer to SDS for further information.

StorageUse a package as soon as possible after opening.

Disposal
For business use, please follow in the manner consistent with relevant laws and regulations.
Otherwise, the tube can be disposed as combustible waste.

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

PACKTEST Nitrite
Caution
1. This product allows to measure both Nitrite (NO2-) and Nitrite-Nitrogen (NO2-N).
2. The optimum pH upon reaction will be around 3. If the pH of the sample exceeds 2-9, pleaseneutralize with dilute sodium hydroxide solution or dilute sulfuric acid prior to measurement. Whenmeasuring nitrogen dioxide in the atmosphere, adjust pH of absorbent to 7 or less prior tomeasurement.
3. Nitrite standard solution at 100mg/L turns dark pink to brown and produce precipitation. When thevalue is expected to be high, please dilute the sample prior to use.
4. Ensure that the PACKTEST tube is filled up to half.
5. Partially undissolved reagent will not affect the measurement.
6. Keep the sample temperature between 15-40℃. If the sample temperature is low, it requires longer
reaction time.
7. When comparing to the Standard Color, please be sure to read under the daylight. It may bedifficult to determine the color under the direct sunlight, certain florescent lights, mercury lamp orLED.
8. You can put the line back into the aperture to seal. This will avoid possibility of spilling the contentof the tube.

InterferenceStandard Color is prepared based on the standard solution. If there are some coexisting substancesthat may cause interference, please compare the result with official method or standard addition
method for verification. Below is the list of interference data for on color development when adding
each of the single substances to the standard solution.

≤1000mg/L

will not affect … B(III), Ba2+, Ca2+, Cd2+, Cl-, F-, I-, K+, Mg2+, Mn2+, Na+, NH4+, NO3-,PO43-, Sn2+, SO42-, Phenol≤250mg/L

3+2+2+2+〃 … CN , Cr , Ni , Pb , Zn

≤100mg/L〃 … Co2+, Mo(VI)≤50mg/L〃 … Cu2+, SO32-≤25mg/L〃 … Al3+≤10mg/L〃 … Fe2+≤3mg/L〃 … Fe3+

At Any Level

will affect … Cr(VI) , V(V) , Residual Chlorine

Seawater does not affect the result.

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

8091J-3032C

亚硝酸盐萘乙二胺比色法
主试剂：
萘乙二胺
测量范围： <亚硝酸盐离子> NO20.02-1mg/L(ppm)<亚硝酸盐氮>NO2 -N 0.005-0.5mg/L(ppm)

类型：WAK-NO2

测量方法

2分5～6回
NO2①③②④① 拔出管子顶尖部的线。
② 将孔朝上用手指用力捏住管子的下半部分，挤出里面的空气。
③ 将孔直接放入测试水中，松开捏住的手指，等到吸进一半左右的水。
轻轻摇动混合5~6 次左右注意不能让液体外泄。
④ 2 分后将管子放在标准颜色上进行比色。
0mg/L 无法显色，将为无色。

如何读取测量值经过指定时间后，将管中液体的颜色与标准颜色进行比较。最接近的标准颜色值是测试水的测量值。
如果管内液体的颜色在标准颜色之间，请读取中间值。
附带的标准颜色纸上是两面印刷，有正面和反面分别印亚硝酸盐离子、亚硝酸盐氮。
根据测量的目的, 可以分开使用。

PACKTEST 使用前和使用后的处理注意事项应急措施管子里的试剂进入眼睛之后 → 请立即用大量的水冲洗。
管子里的试剂沾到皮肤或者衣服上 → 请立即用水冲洗。
管子里的试剂进入口中 → 请立即用水冲洗口腔。
如果误吞咽试剂或采取上述措施后有异常，请立即接受医生诊断。
有关试剂的危害性详细信息，请参阅外盒的“基于全球统一制度的标签”的提示内容。

保管叠层包装打开后，请尽快使用。

废弃在经营活动中使用时，请根据适用的法律法规进行适当的处理。
在其他情况下，建议将管子作为“可燃烧垃圾”处理。

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

PACKTEST 亚硝酸盐注意
1. 该方法既获得了测试水中亚硝酸离子（NO2-）的测量值，也获得了亚硝酸态氮（NO2--N）的测量值。
2.显色时的pH，约是3。pH 值超过2-9 范围的测试水，请用稀氢氧化钠溶液或稀硫酸等使中和后测量。
对于大气中的二氧化氮测量，请将吸收液的pH值调整到7以下，再测量。
3.亚硝酸盐大约100mg/L，颜色变成深粉色至棕色，产生沉淀。如果预计浓度较高，请预先稀释后再测量。
4.1 次不能把测试水吸到管子的一半附近时，请将孔朝上挤出空气，再重新进行一次。
5.比色时，即使试剂没有全部溶解而残留下来，也不会影响测量。
6.测试水的温度应在15°C 至40°C 之间测量。水温低的话显色时间将加长。
7.请在日光下进行比色。日光直射和一些荧光灯,汞灯,LED 可能难以比色。
8.着色后，将线插回到管尖的孔中，以防止管中的液体泄漏。

共存物质的影响标准颜色是使用标准液体做成的。如果考虑到其他物质的影响，请与法定方法进行比较或使用标准添加方法检查测量值。以下是在标准液体中添加单一物质的情况下对显色产生的影响数据。

≤1000mg/L 是不产生影响… B(III), Ba2+, Ca2+, Cd2+, Cl-, F-, I-, K+, Mg2+, Mn2+, Na+, NH4+, NO3-, PO43-,Sn2+, SO42-, 苯酚≤250mg/L〃… CN-, Cr3+, Ni2+, Pb2+, Zn2+

≤100mg/L〃… Co2+, Mo(VI)≤50mg/L〃… Cu2+, SO32-≤25mg/L〃… Al3+≤10mg/L〃… Fe2+≤3mg/L〃… Fe3+

即使存在一点也会产生影响… Cr(VI) , V(V) , 余氯

海水不会影响。

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.