TransPort® PT900

Medidor de ﬂujo ultrasónico
portátil PT900 para líquidos
Presentación de TransPort

Aplicaciones del TransPort PT900

El TransPort PT900 es la última generación de medidoresde ﬂujo portátiles con sujeción de la línea de medidores
ultrasónicos Panametrics. Aprovecha la solidez y granrendimiento de su predecesor, el TransPort PT878, pero ofrece
todo un nuevo nivel de funciones intuitivas y accesibles parael usuario basadas en la tecnología actual.

• Apto para la mayoría de tamaños y materiales de tuberías,
con y sin recubrimiento

Ventajas de TransPort PT900• Una amplia selección de transductores compatibles parala mayoría de aplicaciones• Tableta inalámbrica para comunicación Bluetooth®
con el transmisor• Programación sencilla con pantalla táctil luminosa einterfaz de usuario con varios idiomas• Transmisor de alta precisión y capacidad de respuesta
rápida con indicadores luminosos de salud en verde y rojo
y un almacenamiento de registro de datos de 8 GB
• Mediciones de tasa de ﬂujo de energía, totalizador, masa,volumen y velocidad• Accesorio de sujeción fácil de instalar• Apto para prácticamente todo el sector que requiera
medición de tasa de ﬂujos temporal o puntual• Apto para muchos líquidos, incluidos el agua potable, el agua
de residuos, el agua de refrigeración y calefacción, el agua
ultra pura y otros líquidos como soluciones de agua/glicol, elpetróleo, los hidrocarburos reﬁnados, químicos y bebidas

El TransPort PT900 facilitará aún más el trabajo
El PT900 se ha sometido a las opiniones más involucradasde los esfuerzos del usuario hasta la fecha en los productosde ﬂujo de Panametrics. Muchos años de aprendizaje sobre
cómo utilizan los clientes los medidores de ﬂujo portátiles y lo
que quieren y necesitan mientras realizan mediciones de tasa
de ﬂujo han servido de inﬂuencia para el diseño del PT900.
Panametrics validó este aprendizaje y modiﬁcó el enfoquedel diseño al compartir los conceptos iniciales y los primeros
prototipos con los usuarios. ¿El resultado? El mejor medidorde ﬂujo portátil debe ser versátil, fácil de instalar, con un uso
intuitivo y capaz de realizar mediciones ﬁables incluso en las
aplicaciones más difíciles.

Novedades del nuevo TransPort PT900

Especiﬁ caciones del TransPort PT900

El PT900 mantiene el mismo alto rendimiento del PT878, pero
cuenta con una reformulación total del diseño del transmisor
de ﬂujo, el accesorio de ﬁjación y la interfaz de usuario.
Las mejoras clave incluyen un accesorio rediseñado y una
interfaz de usuario optimizada en una tableta Android.

Funcionamiento y rendimiento

El PT900 está diseñado para mejorar la experiencia delusuario y ofrecer una medición que inspire al usuario un grannivel de conﬁanza. Todos los usuarios, independientementedel nivel de experiencia con el medidor, podrán:• Instalar el accesorio de sujeción con una mínima
confusión o reposicionamiento del mismo• Conectar los cables del transmisor y el traductor
correctamente• Encender la tableta y sincronizarla a través de Bluetooth®
con el transmisor• Empezar a tomar mediciones en unos minutos

Detalles del producto
El sistema TransPort PT900 incluye:• Accesorio de sujeción con transductores• Transmisor de ﬂujo (la parte electrónica)• Estuche portátil• Accesorios
Las opciones disponibles incluyen:• Tableta• Cartucho de baterías recargable o batería de repuesto• Calibrador de espesor PocketMike de Baker Hughes• Kit de medición de energía

Tipos de líquido
Líquidos: líquidos conductores acústicamente, entre los que
se incluyen la mayoría de líquidos limpios y muchos líquidos
con pequeñas cantidades de sólidos integrados o burbujas
de gasMedición de ﬂujo
Modo Transit-TimeTM de correlación patentado
Tamaños de tuberías• Estándar: de 15 a 600 mm (de 0,5 a 24 pulg.)• Opcional: hasta 7500 mm (300 pulg.) disponible bajo petición
Espesor de la pared de la tubería
Hasta 76,2 mm (3 pulg.)
Material de la tubería
Todos los metales y la mayoría de plásticos
Consulte a Panametrics para conocer los materiales
compuestos y de concreto y las tuberías con recubrimientoo altamente corroídas.
Precisión• ±1 % de lectura (50 mm/2 pulg. o tuberías de mayortamaño)• ±2 % de lectura (tamaños de las tuberías de
15 mm/0,5 pulg. a <50 mm/2 pulg.)
La instalación asume un perﬁl de ﬂujo simétrico y totalmente
desarrollado (normalmente 10 diámetros de tubería con ﬂujo
ascendente y 5 diámetros de tubería con ﬂujo descendente dela extensión de la tubería recta). La precisión de la instalación
ﬁnal es una función de varios factores, entre los que se
incluyen líquido, rango de temperatura, centralidad de tubería,
entre otros.
Repetibilidad±0,2 % de lectura
Rango (bidireccional)
De 0,03 a 12,19 m/s (de 0,1 a 40 ft/s)
Tiempo de respuesta
Hasta 2 Hz
Parámetros de medición
Velocidad, volumen, masa, energía, ﬂ ujo total
Canales1 o 2 canales

Transmisor de ﬂujo
Gabinete
Caliﬁ cación IP65
Accesorio de ﬁjación, transductores y transmisor montados
en la tubería

Especiﬁcaciones• Peso: 1,4 kg (3 lb)• Tamaño (Al. × An. × Pr.): 200 × 109 × 38 mm (7,9 × 4,3 × 1,5 pulg.)• Montaje: Cinta suave alrededor de la tubería o mordaza
magnética

Entradas analógicas
4-20 mA (1 ud.)
Salida digital
Pulso (totalizador), frecuencia,alarma (1 ud.)
Comunicación digital• Modbus a través del puerto RS485• Bluetooth® inalámbrico• Puerto micro-USB
Batería
• Tipo: Ion de litio (alta energía,recargable)• Duración (funcionamientocontinuo): 18 a 20 horas• Duración (modo de ahorro energético): > 4 días
• Cargador: de 100 a 240 VCA (50/60 Hz)• Tiempo de carga: Hasta 3 horas (de 0 % a 100 %)Temperatura de funcionamiento• Carga: de 0 a 45 ºC (de 32 a 113 ºF)

Especiﬁcaciones del TransPort PT900
Interfaz de usuario
Pantalla
Necesita una tableta con sistema operativo Android (versión
4.4 o superior), pantalla táctil LCD capacitiva, resolución de800 × 1280
Dimensiones• Tableta de 7 pulgadas:
196 × 120 × 19 mm (7,75 × 4,75 × 0,75 pulg.) típica
• Tableta de 8 pulgadas:
222 × 152 × 19 mm (8,75 × 6,00 × 0,75 pulg.) típica
Duración de la batería>12 horas de uso continuo
Cargador de la bateríade 100 a 250 VCA (50/60 Hz)
Temperatura de funcionamiento
de 0 a 50 ºC (de 32 a 122 ºF)
Comunicación con el transmisor de ﬂujo
Bluetooth®

• Descarga: de -20 a 55 ºC (de -4 a 131 ºF)
Temperatura de almacenamientode -20 a 60 ºC (de -4 a 140 ºF)
Clasiﬁcaciones de la electrónica
• CE (directiva EMC) IEC 61326-1:2013,
IEC 61326-2-3:2013, LVD 2006/95/EC,
EN 61010-1 2010
• ANSI/UL STD. 61010-1, CAN/CSA STD. C22.2 N.º 61010-1• Cumple con la directiva WEEE (directiva 2012/19/UE)• Cumple con la directiva RoHS (directiva 2002/95/EC)

Conexiones eléctricas deltransmisor

Pantalla en tableta de la APP de PT900

IdiomasInglés, árabe, chino (simpliﬁcado), holandés, francés,alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, español,
sueco y turco
Instalación de la APP de PT900
Obtención de la APP de PT900:• Archivo proporcionado en tarjeta SD• Descarga gratuita desde Google Play
• Descarga gratuita desde el sitio web
de Panametrics (utilizar el código QR ala derecha)

Transductores de ﬁjación
Rango de temperatura*• Estándar: de -40 a 150 ºC (de -40 a 302 ºF)• Opcional: de -200 a 400 ºC (de -328 to 752 ºF)*Consulte las especiﬁcaciones del modelo de transductor
individual para ver el rango de temperatura exacto.
Montaje• Nuevo accesorio de ﬁjación PT para tuberías≥50 mm (2 pulg.)• Accesorio de ﬁjación CF-LP para tuberías de 15 mm (1/2pulg.) a 50 mm (2 pulg.)
Cables de transductor PT9• Longitud estándar: 8 m (25 pies) de cable coaxial RG316• Longitud máxima: 30 m (100 pies) de cable coaxial RG316• Rango de temperatura: de 40 a 150 ºC (de -40 a 302 ºF)

Pantallas de medición• Transmisor de temperatura: alimentado por lazo,
RTD montados en superﬁcie PT1000 de cuatro cables,
certiﬁcado NIST
• Precisión: ± 0.12 ºC ( ± 0.22 ºF) de lectura

Aplicación software (PT900 APP)

• Rango: de 0 a 149 ºC (de 32 a 300 ºF) estándar

Interfaz con pantalla intuitiva y deslizante• Diseño colorido y con iconos• Tutorial de programación• Preajustes de parámetros del sitio• Múltiples opciones de visualización• Amplia ayuda en línea

Accesorio de ﬁ jación con transductores CRR

Especiﬁcaciones del TransPort PT900
Accesorios

Opciones

Estuches• Bolsa de transporte suave de nylon con correa yseparadores de equipo especíﬁcos (estándar)

Tableta• Sistema operativo Android (versión 4.4 o superior)• Estuche duro con ruedas y compartimentos de equipo
especíﬁcos (opcional)• Funda protectoraCables• Cables de entrada y salida: Analógica y digital• Adaptadores de cables: De TNC a BNC o conectores UTDR

Kit de medición de energía
El kit de medición de energía opcional calcula la tasa de ﬂujo
energético y la energía totalizada.
• Transmisor de temperatura: alimentado por lazo,
RTD montados en superﬁcie PT1000 de cuatro cables,
certiﬁcado NIST
• Precisión: ± 0.12 ºC ( ± 0.22 ºF) de lectura• Rango: de 0 a 149 ºC (de 32 a 300 ºF) estándar
Medidor de espesor Waygate Technologies DM5E
• Rango de 1 a 200 mm (0,040 a 8”)• Pantalla LCD gráfica de alta
resolución
Estuche portátil suave estándar

• Clasificación de resistencia a laintemperie IP54
• Sonda de 5MHz, -20 a 70ºC
• Dos pilas AA estándar
Batería de repuesto• Cartucho de batería: Ion de litio, alta energía, recargable• Cargador de la batería: de 100 a 240 VCA (50/60 Hz)
Adaptador de cable
De TNC a BNC o conectores UTXDREstuche portátil duro opcionalCómo pedir el sistema TransPort PT900
PT9-SYS

Número de modelo de base
Código
1C2CCanales
PT900 de un canal
PT900 de dos canales
Código12
34Cable de alimentación
110/120 VCA (NEMA 5-15P: típico de Norteamérica)
230 VCA (Schuko CEE 7/7 de dos polos y toma a tierra: típico europeo)
230 VCA (BS 1363 A, cuadrado de 3 clavijas: típico del Reino Unido)
230 VCA (GB 15934-2008: típico de Asia)
Código0A
BCDEFG

Kit de transductor y accesorio n.º 1
Ningunode -40 a 150 ºC (de -40 a 302 ºF), tamaño de tubería típico de 50 mm a 600 mm (de 2 a 24 pulg.)de -40 a 230 ºC (de -40 a 446 ºF), tamaño de tubería de 15 mm a 50 mm (de 0,5 a 2 pulg.)de -40 a 150 ºC (de -40 a 302 ºF), tubería de 150 mm (6 pulg.) o mayor
Aplicaciones de -40 a 210 ºC (de -40 a 410 ºF), tamaño de tubería de 50 mm a 600 mm (de 2 a 24 pulg.)
Combinación de A y C
Combinación de A, B y C
Combinación de A y BCódigo
0ABCD

Kit de transductor y accesorio n.º 2Ninguno
de -40 a 150 ºC (de -40 a 302 ºF), tamaño de tubería típico de 50 mm a 600 mm (de 2 a 24 pulg.)de -40 a 230 ºC (de -40 a 446 ºF), tamaño de tubería de 15 mm a 50 mm (de 0,5 a 2 pulg.)de -40 a 150 ºC (de -40 a 302 ºF), tubería de 150 mm (6 pulg.) o mayor
Aplicaciones de -40 a 210 ºC (de -40 a 410 ºF), tamaño de tubería de 50 mm a 600 mm (de 2 a 24 pulg.)
CódigoSCHCEstuche portátil
Estuche portátil suave estándar; ideal para el usuario habitual
Estuche portátil duro opcional; ideal para el envío y el transporte
CódigoTG2EAIO
DIO
BATCHG
EXT
EXT2

Opciones del sistema
Medidor de espesor para pared de tuberías (DM5E)
Kit de energía con un par emparejado de RTD montados en superﬁ cie PT1000
conectados con transmisor
Ensamble de cadena adicional para el montaje en tamaños de tubería de hasta 1200mm (48 pulg.)
Dos ensambles de cadena adicionales para el montaje en tamaños de tubería dehasta 1200 mm (48 pulg.)
Cable analógico de entrada y salida
Cable digital y discreto de salida y entrada
Batería recargable de repuesto
Cargador de batería externo para la batería de repuesto
Par de cables de extensión de 30 m (100 pies) (transductores C-RR)
Dos pares de cables de extensión de 30 m (100 pies) (transductores C-RR)

TG(Ejemplo de cadena de conﬁ guración)

C48
2C48PT9-SYS

1C2

AA

HCOpciones
TABLETA-PT9 Tableta Android• PT9-TG

Calibrador de espesor• PT9-E 		

Kit de energía (temperatura)• PT9-C48 	Accesorio ﬁde jación de 1200 mm (48 pulg.)
estuchecon• PT9-AI

Cable analógico de entrada• PT9-ADO

Cable analógico y digital de salida• PT9-BAT

Batería de repuesto• PT9-CHG

Cargador de batería adicional• PT9-ExtPlug	Adaptadores de conector del cable deextensión

Panametrics, una empresa de Baker Hughes, proporciona
soluciones en las aplicaciones y entornos de mayor complejidad
para la medición del caudal de gas, líquido, oxígeno y humedad.
Expertos en el manejo de llamas, la tecnología de Panametrics
también reduce las emisiones de llamas y optimiza elrendimiento.
Con un alcance que se extiende en todo el mundo, las soluciones
de medición críticas de Parametrics y el manejo de las emisiones
de llamas permitirán que los clientes impulsen la eficiencia ylogren objetivos de reducción de carbono en sectores críticos,
entre los que se incluyen los siguientes: Petróleo y gas; energía;
salud; aguas y aguas residuales, procesos químicos; alimentos ybebidas, y muchos otros.
Únase a la conversación y síganos en LinkedIn
linkedin.com/company/panametricscompany

Copyright 2022 Baker Hughes Company. All rights reserved.
BHCS38793-ES(04/2023)

panametrics.com