<迷光:無機遮断フィルター– 紫外線迷光>
装置の迷光除去率が低ければ低いほど吸光度が低くなり、これに相関して直線からの逸脱が始まります。スターナ社の迷光用認証標準物質は、シャープカットフィルター(Cutoff)スペクトルで、非常に優れたフィルタリングを特徴としています。特定の「遮断」の波長以下では、出射された光はすべて迷光となります。
製品概要
主な用途
使用可能範囲
形態物質
亜硝酸ナトリウム
ヨウ化カリウム
ヨウ化ナトリウム
炭酸リチウム塩化ナトリウム
塩化カリウム

特定の波長におけるカットオフ物質の透過
紫外線域における迷光の検知
200nm – 390nm
永久的に熱密閉された遠紫外線石英セル

カタログNo.
RM-SN
RM-KI
RM-SI
RM-LC
RM-SC
RM-KC

カットオフ
390 nm
260 nm
260 nm
227 nm205 nm
200 nmスターナ®社

分光光度計/蛍光光度計石英セル認証標準物質濃度5% 水溶液1% 水溶液1% 水溶液飽和水溶液
1% 水溶液1.2% 水溶液<解像度>
トルエン – ヘキサン
製品概要0.020% v/vのトルエン‐ヘキサン 溶液
主な用途
紫外線域におけるスペクトル幅の決定
使用可能範囲
SBW3nm以下の装置で265nm – 270nm
形態
永久的に熱密閉された遠紫外線石英セル
ベンゼン蒸気製品概要
主な用途
使用可能範囲形態

水蒸気の状態の0.1 mlの紫外線域におけるスペクトル幅の決定
SBW1nm以下の装置で230nm – 270nm
永久的に熱密閉された遠紫外線石英セル

使用例等の詳細につきましては、㈱パシフィックサイエンスもしくは㈱バイオニック
までお気軽にお問い合わせください。

<輸入元><販売代理店>

株式会社パシフィックサイエンス

株式会社バイオニック〒182-0026
東京都調布市小島町1-4-18-5F
TEL 042-487-0815
FAX 042-487-0763
Email: info@pacific-sci.com
www.pasific-sci.com〒417-0801
静岡県富士市大渕3397-19
TEL 0545-38-9125
FAX 0545-38-9126
Email: info@bionikinc.com
www.bionikinc.com

7.

装置のドリフトを検知・除去し、常に正確なデータを得るためには、装置の校正が不可欠です。スターナ®社の認証標準物質(米国NISTのトレース対応)は、石英セルの・吸光度/透過率・波長・迷光・解像度の校正に役立ちます。
<輸入元>

株式会社パシフィックサイエンス<販売代理店>

株式会社バイオニック

<吸光度/透過率><波長>1. 重クロム酸カリウム：紫外線吸光度と直線性
製品概要
0.001Mの過塩素酸に重クロム酸カリウムを溶解
主な用途
紫外線領域での吸光度・直線性の測定使用可能範囲
SBW2nm以下の装置で235nm – 350nm
形態
熱で密封されたUV石英セル

1. 酸化ホルミウム：紫外線吸光度と直線性
製品概要
10% v/v の過塩素酸に溶解した酸化ホルミウム.
(4% m/v)
主な用途
紫外線可視波長、スケールの正確性の評価
使用可能範囲
SBW3nm以下の装置で240nm – 650nm
形態
永久的に熱密閉された遠紫外線石英セル

製品例: RM-0204060810セット
ブランクのセル１ヶ(0.001Mの過塩素酸)と、名目値20mg/l, 40mg/l, 60mg/l,80mg/l, 100mg/lの5個のセット

製品例: RM-HL:
0.10 nm,0.25 nm, 0.50 nm, 1.00 nm, 1.50 nm, 2.00 nm, 3.00 nm.のスペクトル帯域幅でピーク認定の密閉セル１個

典型的な値
波長
20mg/l
40mg/l
60mg/l
80mg/l
100mg/l

235nm
0.240
0.477
0.730
0.988
1.229

257nm
0.281
0.556
0.849
1.149
1.433

313nm
0.095
0.186
0.284
0.384
0.477

350nm
0.211
0.415
0.631
0.852
1.061

典型的な値

2. 中性濃度フィルター: 可視吸光度と直線性
製品概要
中性濃度フィルターセット主な用途
可視吸光度の照合使用可能範囲SBW6.5nm以下の装置で440nm – 635nm
形態
アルミニウムホルダーに入ったガラスフィルター
製品例: RM-1N2N3Nセット
ブランクホルダー1個と名目値10 %T, 20 %T, and 30 %T. の3個のフィルターのセット

440nm
2.2nm
0.18110.74740.5438465.0nm 546.1nm 590.0nm 635.0nm
2.7nm
4.0nm
4.0nm
4.0nm
1.0975 1.1278 1.1746 1.1152
0.6940 0.7140 0.7459 0.7106
0.4963 0.5083 0.5386 0.5246

3. ニコチン酸 遠紫外線吸光度と直線性
製品概要
0.1Mの塩化水素酸にニコチン酸を溶解
主な用途
紫外線領域での吸光度、直線性の測定使用可能範囲
BW2nm以下の装置で210nm - 270nm
形態
熱で密閉されたUV石英セル

nmnm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

536.47485.26467.88452.13416.16385.55361.43345.60333.52287.10

0.25
0.50
1.00
1.50
2.00
3.00

640.52640.52640.65640.58640.85641.29536.52536.55536.85536.66537.01537.50485.29485.31
485.37485.31
485.29485.28467.84467.90467.93467.88468.00468.14452.12451.99451.38451.37451.42451.45416.16416.19416.58416.40416.73417.04385.48385.61385.90385.78385.90386.11361.42361.39361.18361.41361.13361.11345.46
345.54345.56345.53345.66345.67333.56
333.61333.64333.58333.62333.74287.12287.19287.66287.39287.78287.91

2.ジジミウム ：紫外線可視波長
製品概要
ジジミウム（ネオジウムとプラセオジム)を過塩素酸に溶解
主な用途
紫外線可視領域における波長、測量精度の評価
使用可能範囲
SBW5nm以下の装置で290nm – 870nm
形態
永久的に熱密閉された遠紫外線石英セル

典型的な値
SBW
0.10
0.25
0.50
1.00
1.50
2.00
3.00

典型的な値
波長
6mg/l
12mg/l
18mg/l24mg/lnm640.54

製品例: RM-DL
0.10 nm,0.25 nm, 0.50 nm, 1.00 nm, 1.50 nm, 2.00 nm, 3.00 nm.のスペクトル帯域幅でピーク認定の密閉セル１個

典型的な値 (吸光度)波長SBW10% filter
20% filter
30% filter

SBW
0.10

235nm
0.244
0.489
0.728
0.969

261nm
0.240
0.482
0.717
0.954

製品例: RM-UVA(1A2A3A4A)セット
ブランクのセル1個（0.1M塩化水素酸）と名目値6mg/l, 12mg/l, 18mg/l, 24mg/lの４個のセット
3.

nm
864.35864.32864.32864.40864.34864.37864.37nm
799.18799.63799.63798.99799.83799.63799.63nm740.06740.08740.02740.04740.05740.17740.34

nm731.57731.57731.56731.63731.74731.92732.48nm
575.19575.14575.12575.04
574.87574.87574.98nm
521.82521.81521.76521.56521.38521.38521.38

nm
511.81511.83511.85511.87511.90511.90511.57

nm
481.65481.64481.63481.67481.70481.70481.64nm
468.78468.80468.76468.66468.61468.48468.25nm
444.05444.06444.04444.01443.96443.88443.73nm
353.83353.82353.81353.80353.82353.83353.53

スターナ社では、1950年代に、光学面をそこねることなく、酸水素ガスのバーナー(トーチ)を用いて石英硝子を完全溶着(接着媒体を用いず火力のみで熔解溶接)する技術を開発いたしました。この大きな技術の躍進により、分光光度計用のセルや関連製品の設計、製造過程が一変し、その後も技術開発と改良が重ねられ、高品質セル製品は世界的な評判を得ることになりました。
4.

5.ジジミウムガラス: 紫外線可視波長
製品概要
ジジミウムガラスフィルター
主な用途
紫外線可視波長における波長とスケールの正確性の評価
使用可能範囲SBW10nm以下の装置で430nm – 890nm
形態
アルマイトホルダーに取り付けた「ストレスフリー」ガラスフィルター

3. サマリウム: 紫外線可視波長
製品概要
サマリウム過塩素酸
主な用途
紫外線可視波長における波長とスケールの正確性の評価
使用可能範囲
SBW5nm以下の装置で230nm – 560nm
形態
熱で密封されたUV石英セル
製品例：RM-SL
0.10 nm,0.25 nm, 0.50 nm, 1.00 nm, 1.50 nm, 2.00 nm,3.00 nm.のスペクトル帯域幅でピーク認定された密閉セル１個

製品例：RM-DG
0.10 nm,0.25 nm, 0.50 nm, 1.00 nm, 1.50 nm, 2.00 nm, 3.00 nm.のスペクトル帯域幅でピークが認定されたNIST独自デザインによる「ストレスフリー」のガラス
フィルター

典型的な値
SBW
0.10
0.25
0.50
1.00
1.50
2.00
3.00

nm
479.18479.17479.12478.99479.07478.86478.57

典型的な値
nm436.49463.48463.44463.53463.60463.71463.77nm415.20415.33415.32415.44415.65415.99415.99nm
401.45401.41401.40401.36401.28401.27401.18nm
390.60390.68390.51
390.61390.55390.54390.65nm
374.27374.24374.32374.31374.31374.22374.08nm362.36362.55362.42362.46362.53362.32362.11

nm346.96344.61
344.61344.51344.48344.57344.50nm
332.09331.94331.94332.05332.14332.09332.00nm
317.59317.71
317.60317.58317.49317.52317.50nm
305.28305.30305.38305.23305.32305.56305.43

SBW
0.10
0.25
0.50
1.00
1.50
2.00
3.00

nm
879.40879.40879.30879.36879.44879.44879.36nm805.40805.36805.74805.48805.52805.46805.48nm748.82748.52748.62748.54748.58748.59748.54

nm
741.63741.05741.15741.07740.70740.46741.07nm
684.62684.59684.47684.53684.62684.55684.53nm
587.44587.06587.01
587.39587.16587.34587.39

SBW
0.10
0.25
0.50
1.00
1.50
2.00
3.00

典型的な値
nm
536.43536.36536.37536.64536.59536.63536.87nm
460.33460.30460.28460.23460.32
460.22460.42nm
453.69453.68453.70453.69453.65453.69453.58nm
445.71445.70445.71445.73445.82445.97446.21

nm418.93418.66418.73418.73418.73418.71418.86nm
360.98360.98360.97360.90360.94360.92360.94

nm333.87333.86333.90333.90333.91333.92333.95nm
287.62287.62287.60287.65287.72287.74287.82nm
279.40279.40279.40279.45279.33279.28278.82nm241.66241.69241.70241.65241.58xxx.xxxxx.xx

スターナ社は、ISO9000の認証取得のほかに、同社の標準物質測定研究所ではUKASの信用状も取得しています。また、ユニークな製造と用途開発技能の調和をはかり全製造工程を通しての生産履歴の公表を可能にしています。
5.

nm513.35513.47513.36513.51513.37513.51513.51

nm
481.13481.08480.99480.99480.92480.75480.99nm
440.30440.40440.50440.38440.50440.41440.38

典型的な値

製品例：RM-RE
0.10 nm,0.25 nm, 0.50 nm, 1.00 nm,1.50 nm, 2.00 nm, 3.00 nm.のスペク
トル帯域幅でピークが認定されたNIST
独自デザインによる「ストレスフリー」のガラスフィルター１個

製品例：RM-HG
0.10 nm,0.25 nm, 0.50 nm, 1.00 nm, 1.50 nm, 2.00 nm, 3.00 nmのスペクトル帯域幅でピークが認定されたNIST独自デザインによる「ストレスフリー」のガラスフィルター１個
nm637.53637.58637.68637.54637.60637.55637.51

nm
528.93528.93528.91528.99528.95528.92528.996.希土類酸化物: 紫外線波長
製品概要
硫酸で希釈した希土類酸化物
主な用途
紫外線可視波長における波長とスケールの正確性の測定使用可能範囲
SBW5nm以下の装置で200nm – 300nm
形態
永久的に熱密閉された遠紫外線石英セル

4.ホルミウムガラス: 紫外線可視波長
製品概要
ホルミウムガラスフィルター
主な用途
紫外線可視波長における波長とスケールの正確性の評価
使用可能範囲SBW10nm以下の装置で270nm – 640nm
形態
アルマイトホルダーに取り付けた「ストレスフリー」
ガラスフィルター

SBW
0.10
0.25
0.50
1.00
1.50
2.00
3.00

nm
574.35573.09573.03573.07573.19573.32573.07nm
201.14201.16200.98201.44201.34201.34201.34nm
211.76211.96212.00211.72211.96212.00211.96nm222.92222.82222.86223.02222.86223.02222.86nm240.00240.44240.26240.48240.38240.72240.72nm
253.56253.80253.58253.74253.58253.52
253.64<分子蛍光分光法の標準物質>
蛍光分光光度計の性能のキャリブレーションやモニターに普段から使用できる物質です。非常に安定していて、使いやすく、適切な手入れをすれば何年も使用可能です。
製品例: 6BF 蛍光標準物質セット(発光最大値が330 ～582nm、励起最大値が290～ 562 nm. の幅広いスペクトル域をカバーするスペクトルの蛍光化合物7個を含んだポリマーブロック6個),硫酸キニーネ二水和物

6.

<スターナ社分光光度計/蛍光光度計石英セル認証標準物質製品表>タイプ(吸光度/透過率)

重クロム酸カリウム

中性濃度セット

ニコチン酸

P/N
詳細
RM-020406081060 名目値6ヶ + ブランクセル１ヶセット
RM-0204060810
名目値5つ + ブランクセル１ヶセット
RM-02040608
名目値4ヶ + ブランクセル１ヶセット
RM-020406
名目値3ヶ + ブランクセル1ヶセット
RM-02
20mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-04
40mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-06
60mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-08
80mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-10100mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-12120mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-14140mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-16160mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-18180mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-20200mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-24240mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-60
600mg/l + ブランクセル1ヶセット
RM-9ND
D1, D3, N1, N3, 1N, 3N, 6N, 7N & 9N
RM-6ND
D1, N1, N3, 1N, 3N, 5D & ブランクホルダー
RM-4NDN1, 1N, 3N, 5D & ブランクホルダー
RM-D1D39N
0.1%T, 0.3%T, 90%T &ブランクホルダー
RM-1N2N3N
10%T, 20%T, 30%T & ブランクホルダー
RM-N1N35N
0%T, 3%T, 50%T & ブランクホルダー
RM-1A2A3A4A
6, 12, 18, 24mg/l & ブランクセル
RM-1A
6mg/lニコチン酸 + ブランクセル
RM-2A
12mg/lニコチン酸 + ブランクセル
RM-3A
18mg/lニコチン酸 + ブランクセル
RM-4A
24mg/lニコチン酸 + ブランクセル

波長

RM-HL
RM-DL
RM-SL
RM-RE
RM-HG
RM-DG

過塩素酸ホルミウム
過塩素酸に溶解したジジミウム
過塩素酸サマリウム
希土類酸化物
ホルミウムガラス
ジジミウムガラス

迷光

RM-KI
RM-LC
RM-KC
RM-SC
RM-SI
RM-SN
RM-AC
RM-G380
RM-G275

ヨウ化カリウム
炭酸リチウム塩化カリウム塩化ナトリウム
ヨウ化ナトリウム
亜硝酸ナトリウム
アセトン
迷光遮断フィルターガラス(380nm)
迷光遮断フィルターガラス(275nm)<スターナ社分光光度計/蛍光光度計石英セル認証標準物質製品表>
タイプ
解像度

P/N
RM-BZ
RM-TX
RM-TM

詳細
ベンゼン蒸気充填セル
トルエン/ヘキサン + ヘキサン充填セル
トルエン/メタノール + メタノール充填セル

RM-QS
硫酸キニーネ二水和物
RM-QS/00
硫酸キニーネ二水和物 + 水ブランクセル
6BF
６つの標準品のセット
6BF-STD/1
ナフタレン/アントラセン
6BF-STD/2オバレン
蛍光標準物質6BF-STD/3
p-テルフェニル
6BF-STD/4
トテラフェニルブタジエン
6BF-STD/5
化合物610
6BF-STD/6
ローダミン B
6BF-STD E/111 ユーロピウム蛍光<認証標準物質の取り扱い方>* 使用しないときは常に箱にしまっておく。細心の注意を払って取り扱う。表面に乾いた空気をあて光学面のほこりをはらう。
* 汚れをとるときは光学用ティッシュ以外使用しないこと。光学面の破損、傷は認証に影響を与えます。
* 認証標準物質を機器のセルホルダーに取り付けたり外したりする際は、サーキュラートップを使い、押し込んだりねじ入れたりしないでください。
ご不明な点は、㈱パシフィックサイエンスもしくは㈱バイオニックまでご連絡下さい。

他にも組み合わせ可能な製品がございます。㈱パシフィックサイエンス、もしくは㈱バイオニックまでお気軽にお問い合わせください。

Starna Scientific Limited
52-54 Fowler Road, Hainault, Essex IG6 3UT England
Tel: +44 (0)20 5500 1264 www.starna.com

1.

2.