CAT-4500602C
〔特長〕

取扱説明書
型式： CWD-3-1●測定ケーブルからのワイヤレスCTの電源供給（エネルギーハーベスト)●クランプ構造とワイヤレス通信の一体化による配線の不要化とそれに伴う設置コスト低減●バッテリーレスの為バッテリー交換不要●電流測定により各機器の日々の稼動コスト(電力)をお客様にて計算可能

CTT-10-CLS-WLS50●接続CTを自動識別するため、3chまでどのCTでも取付可能で設定も不要

CTT-16-CLS-WLS100
CTT-24-CLS-WLS250●内部で一次電流換算して電流値出力をするため、後段のシステムにて電流補正が不要●3CHのCTデータを一括無線送信●データ取得用フリーソフトDolphinView Advancedについては

CTT-36-CLS-WLS600

右記アドレス参照：https://www.enocean.com/jp/download/〔ご使用方法〕● ワイヤレス電流センサ3ch無線部(CWD-3-1)に、必要な台数● DolphinView Advancedの内容説明①③(MAX3台)・サイズのワイヤレス電流センサを取付け(CTT-10-CLS-WLS50, CTT-16-CLS-WLS100,②

CTT-24-CLS-WLS250, or CTT-36-CLS-WLS600)④

取外す際はコネクタ爪部を外す様にコネクタを倒し、引き抜く取付け⑤

取外し①爪部外す⑥⑦①EnOcean受信機の接続：クリックし接続している受信機を認識②電波強度：受信が出来ている「EnOceanID」毎の電波強度を表示③GP View表示：②のCWD-3-1のEnOcean IDのクリックにより各CTのGPデータを電流値として数値やグラフ表示(事前にセンサ情報送信要)④各CTの詳細データ表示：各CTのグラフ右上の虫眼鏡マーククリックにより詳細データ表示⑤受信したデータ時間⑥EnOcean ID：受信可能なEnOcean機器のID全て表示※IDによるデータ切分けが必要⑦受信したデータ内容：システムにより表示は異なるが、本製品は3ch分の電流値を以下の様に16進数で表示(電流値=Data x 400or700 / 4095)

取外し②引き抜き

φ10～24：Data x 400 / 4095、φ36：Data x 700 / 4095
赤線…1ch目 例)037=55: 5.37A=(55x400/4095)
青線…2ch目 例)037=55: 5.37A=(55x400/4095)
緑線…3ch目 例)06C=108: 10.5A=(108x400/4095)※1～3chがφ10～24のCTの場合

コネクタ接続後、受信側を通信できる状態までセッティングし、初回電流入力時、接続電流センサの情報を受信機側へ自動送信、またはCWD-3-1のLRNボタンを押し、センサ情報送信● EnOcean GP(General Profile)の説明
LRNボタンを押す①CWD3-1からEnOcean GPに則り各CTの情報を送信
以下Teach-INテレグラム

LED表示

最小動作電流以上が測定電流に流れており、DATA送信の際、LED表示が点灯すれば、正常動作 (30秒毎)

Device description
Current Sensor
Range：0－400A(φ10、16、24)0－700A(φ36)
Resolution：12bit

TEACH IN MESSAGE DATA
Channel type：Data
Signal type：Current
Value type：Current value
Resolution：12bit
Engineering minimum：0A
Scaling maximum：x10
Engineering maximum：40 or 70 A
Scaling maximum：x10〔製品保証について〕

株式会社ユー・アール・ディー

TEL： 045(502)3111

FAX： 045(502)3632〒230-0045

E-mail ： info@u-rd.com

横浜市鶴見区末広町1-1-52

URL●製品保証につきましては、ホームページ・カタログ記載の「ご注文に際して」のページをご参照お願い申し上げます。
URL：http://www.u-rd.com/contact/pdf/gotyuumon.pdf： http://www.u-rd.com/
United Research and Development(2015年12月現在)

CAT-4500602C〔ワイヤレス電流センサ 3ch CT部仕様〕型 式(TBC)

Ta=25℃

CTT-10-CLS-WLS50

CTT-16-CLS-WLS100

CTT-24-CLS-WLS250

CTT-36-CLS-WLS600

ワイヤレス電流センサ貫通穴径

φ10φ16φ24φ36

定格電流(FS)

50A

100A

250A

600A

適用電流

5～50A

10～100A

10～250A

20～600A

最小動作値

2A

2A

2A

2A

約200g

約340g

耐電圧

AC1000V／1分間（CTコア～ケース 間）

絶縁抵抗

DC500V／100MΩ以上（CTコア～ケース 間）

許容脱着回数

概略100回程度

使用条件-10℃～+50℃ 80％RH以下 結露のないこと

保存条件-20℃～+60℃ 80％RH以下 結露のないこと

質 量

約65g

約95g

〔外形図〕
2614.5234557342240.522375015311940.555

29.5

500

15500

CTT-24-CLS-WLS250

15500

CTT-36-CLS-WLS600※ケーブル長500mmが標準も、2000mm対応可能(TBC)

CTT-16-CLS-WLS100〔ワイヤレス電流センサ 3ch 無線部仕様〕

1561

CTT-10-CLS-WLS50

9149.574.5

500

Ta=25℃

型 式

CWD-3-1

適応CT部

CTT-10-CLS-WLS50, CTT-16-WLS100, CTT-24WLS250, CTT-36-WLS600 (3chに別々のCT部接続可能)〔外形図〕

精度(参考値、CT±3%FS部含めた精度)
データサンプリン
1s毎にデータサンプリングし30秒ごとに平均値を送信
グ・送信時間他機能

LRN機能(LRNボタンによるEnOcean ID登録可)、
LED表示(送信時LED点灯)

プロファイル

EnOcean GP (各CTに従った電流データを送信)

周波数928MHz

アンテナ

内部パターンアンテナ

技術基準適合認証番号 206-000372

質 量約50g

LRNボタン
LED表示

〔外形図〕

CWD-3-1〔備考〕●CT接合面に衝撃的な力がかかると、内部コアが折損することがあります。
●リード線には1kg以上の無理な引張力がかからないようにしてください。
●製品の仕様・検査等の記載内容において、特別に記述が無い場合は常温・常湿・その他異常や振動の無い環境での測定を基準としたものであり、使用温度・使用条件範囲内での全ての性能を保証するものではありません。

●落下等の強い衝撃を与えるとケース破損や特性が低下する場合が
21.5

1ch

2ch 3ch
CT3台組合せ時ありますのでお取り扱い時には注意願います。
●屋外暴露では使用することはできません。

United Research and Development

2018.6