No.CR-50-06

グラフィックレコーダ

KR2S00 series
KR3S00 series
操作性に優れたタッチパネルを採用
ネットワーク対応のペーパレス記録計

KR2S00カスタム
グラフィック機能

KR3S00

ISO14001 認証 ISO9001 認証
JQA-EM2414
JQA-0656

定評をいただいているKR2000/KR3000シリーズの基本機能を受け継ぎながら、コストパフォーマンスを追求した新シリーズ
多彩な表示画面と高機能を搭載したペーパレス記録計に、操作の容易なタッチパネルを採用しました。
高精度±0.1％、全点1秒のデータ集録で、ネットワーク機能も充実しています。

KR3S00

KR2S005.7形液晶ディスプレイ
144×144mmサイズ

10.4形液晶ディスプレイ
288×288mmサイズ

タッチパネルでマニュアルレス、簡単操作設定操作

スクロール機能

文字の書き込みタッチ操作で画面を呼び出し、タッチ操作でヒストリカルトレンド

付属のタッチペンで画面へ直接数値打ち込みなどの設定が（記録データの再生画面）を文字やイラスト書き込みができ、簡単にできます。

自動スクロール。

記録画面への保存も可能。
データ解析ソフト（別売）で書き込みデータの再生が可能です。
※付属品以外のご使用はおやめください。

02

Graphic Recorders
データの多点同時表示など、用途に応じた画面表示機能を用意
各種画面表示機能が搭載されていますので、現場の目的、用途に対応して選択、切換えで使用できます。
KR2S00は最大44点、KR3S00は最大56点のデータ同時表示も可能です。
リアルタイムトレンド表示

リアルタイム／ヒストリカルトレンド同時表示

選択グループの測定データ表示
縦・横・円スクロールが可能

Ｗ
ＮＥ

測定データと記録データの再生画面を2分割表示

カスタムグラフィック表示※

ユーザがPCで作成したグラフィック画面をKRに表示
画面にはKRの測定データを割り付け表示可能

数値表示

選択グループの測定データ表示
アラームステータス同時表示

サーキュラトレンド表示

円チャート表示で、ヒストリカルトレンド表示にも使用可能※KR本体にオプションのカスタムグラフィック機能が必要です。
※グラフィック画面作成にはKR Screen Designer（別売）が必要です。

高精度±0.1％、高速集録100ms／4点（KR2S00のみ）または1秒／全点でデータ記録
高速・高精度で安定記録±0.1％の高精度で、約100ms／4点（KR2S00のみ）、または約1秒／全点の高速集録が可能です。
入力はフルマルチレンジ、入力チャネル間の耐電圧は1000V AC（測温抵抗体入力を除く）です。

大容量データ記録（注1）
データ記録用のCFカード（コンパクトフラッシュカード）挿入スロットを装備。最大8GBの大容量データを記録できます。
保存形式はCSV／専用形式から選択できます。
CFカードに設定操作は不要です。

CFカード
容量

記録点数

256MB
（標準付属）
8GB

データ記録周期
1s

10s

1min

12点

約2ヶ月

約20ヶ月

約10年

12点

約5年

10年以上

10年以上

前面USBポートからファイル読み出しCFカードに保存したデータをUSBメモリー（注1）へ取り出すことができます。
USBメモリーへデータ保存
データ解析ソフト
ZAILA

市販 表計算ソフト
他

USBメモリー
注1）CFカードおよびUSBメモリーについては、すべてのメーカー品に対して動作保証するものではありません。推奨品（後述）をご使用ください。

03データ集録・管理をサポートする便利な機能
記録グループを個別に管理設定した複数の記録グループに入力CHを割り付け、グループ毎にデータ集録周期、及び記録のスタート／ストップを設定できます。
スタート／ストップは、手動、曜日・日付などのスケジュール、警報などのトリガにて行えます。

テキストでコメント保存
記録画面にマーカテキストの挿入が可能。テキストは50パターン事前登録でき、手動または無電圧接点入力（オプション）にて手軽に画面へ挿入できます。挿入したマーカテキストを検索して記録データを参照（ジャンプ）することも可能です。
マーカテキスト

ＷＮＥ

用途に応じた専用グラフィック画面の作成が可能
オプションのカスタムグラフィック機能を使用することで、PCでユーザが作成した（別売のKR Screen Designerにて）グラフィック画面をKRに表示できます。JPEGなどの画像を背景にして文字、長方形、楕円、直線などの描画ツールで画面を作成し、KRの測定データを配置できます。下位通信を使用して調節計のSV、MV、PID値の変更も可能です。
■KR Screen Designer 動作環境

画面は最大5画面まで登録し、切り替え表示できます。

形式

KS3200-000

OSWindows Vista/7/8

その他

上記OS の推奨環境

接点入力を選択可能
無電圧接点入力（オプション）を使用すれば、外部駆動

記録スタート／ストップなどの外部駆動やパ● データメモリートリガ

ルス入力が可能となります。

● マーカテキスト挿入● 積算演算リセット

パルス入力
短絡／解放状態の動作記録

無電圧接点入力
KR2S00

KR3S00

弊社機器やPLCなどの機器と通信接続
下位通信（オプション）を使用して、PLCのほか弊社スキャナ、記録計、調節計、サイリスタな

弊社機器・PLCの入力データを記録

KR2S00/KR3S00の入力データをPLCへ転送

弊社機器の入出力データおよびPLCレジスタに格納されたデータをKR2S00/KR3S00が収集・記録します。

KR2S00/KR3S00で計測したデータをPLCレジスタへ転送。PLC計装のデータ監視・集録に便利です。
（PLCと弊社機器との混在はできません。PLCのみの接続となります。）

どと接続できます。

MODBUSPLC

MODBUS

PLC04

デジタルプログラム
調節計 KPGraphic Recorders
充実のネットワーク機能
イーサネット（オプション）
でLANに接続し、ネットワーク機能を使用して遠隔監視などのアプリケーションを実現します。
Webブラウザ

データ集録ソフト KIDS

FTPサーバLAN（イーサネット）● Webブラウザによる集録データのモニタリング

Webブラウザ画面例

Webブラウザで集録データのモニタリングが可能。
遠 隔 からの デ ータ監 視 を 特 別 なアプリケーションソフトなしで実現します。

入力設定
画面モニタ

● FTP（File Transfer Protocol）
で記録データファイルを転送。既存ネットワーク環境で導入可能
パソコンなどからの要求でデータファイルを転送（FTPサーバ）、ネットワーク上のサーバにデータファイルを自動転送（FTPクライアント）する機能を標準装備しています。
● 警報発生時や機器異常時にＥメールで自動通報
ISP

携帯電話やネットワーク上のコンピュータに警報発生、Eメール通報

機器異常の自動通報が可能。通知メールアドレスは8箇所まで登録できます。

ルータ

異常発生現場データ解析ソフトZAILA（別売）
記録データファイルの解析機能を有したソフトウェア
KR2S00/KR3S00で集録したデータファイルの再生表示・波形処理・編集作業などを行うソフトウェアです。縦／横トレンド、サーキュラトレンドの再生表示のほかに、グラフの縮小・拡大・部分拡大、メッセージ挿入などの機能を持っています。
・1画面に最大128点をトレンド表示。
差演算、最大値、最小値、平均値、標準偏差、中央値の表示も可能。

トレンド画面（縦流れ）

トレンド画面（横流れ）

バーグラフ

・集録データはExcel、HTML、CSV、テキスト形式にて保存。
グラフはBMP形式で印刷・保存。
・日本語、英語、中国（簡体字、繁体字）、韓国語の表示対応。

05

■入力仕様
測定点数■警報仕様
KR2S00…6点／12点
KR3S00…12点／24点／36点／48点

入力種類

フルマルチレンジ（入力レンジの表参照）

精度定格±0.1%±1digit（例外規定あり）＊測定レンジ換算精度、レンジについては次ページ参照

基準点補償精度 K、E、J、T、N、PlatinelⅡ…±0.5℃以下
R、S、W-WRe26、WRe5-WRe26、NiMo-Ni、CR-AuFe、U、L…±1.0℃以下
測定周期

測定周期…約100ms※／4点（KR2S00のみ）
約1s／全点※記録周期を0.5s以下（0.1～0.5s）に設定すると自動的に入力が4点となり、測定周期は100msとなります。

バーンアウト

熱電対および測温抵抗体入力において入力信号断線を判定。入力ごとにUP／DOWN／なしの選択可能

スケーリング

レンジ／スケール任意設定

各点最大4設定

警報種類

上限、下限、差上限、差下限(不感帯の設定可能)、異常データ

警報オンディレイ ディレイ時間設定範囲 0～3600s
警報出力AND／OR設定可能■通信機能●イーサネット（オプション）媒体

イーサネット(10BASE-T／100BASE-TX)

FTPサーバネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取りFTPクライアント ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送
SNTPクライアント ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期
Webサーバ

許容信号源抵抗 熱電対入力（バーンアウトなし）
・
直流電圧入力（±2V以下）…1kΩ以下
直流電圧入力（±5V以上）…100 Ω以下
測温抵抗体…１線当たり10 Ω以下（3線とも等しいこと）

HTTP1.0準拠…表示、警報、メンテナンス情報などをブラウザソフト
Internet Explorer5.0以上で表示 ＊パスワードの設定が可能

E-Mailアラーム発生時、指定時刻でメール通報
指定時刻通報データ、全登録データより任意選択
通知アドレス 最大８箇所

■記録仕様

■表示仕様

内部メモリー

フラッシュメモリー
容量…8MB

表示器

KR2S00…5.7形TFTカラーLCD VGA（640×480ドット）
KR3S00…10.4形TFTカラーLCD VGA（640×480ドット）

外部メモリー

CFカード（容量 128MB～8GB） 256MB標準付属
推奨 アペイサーテクノロジー株式会社殿製
USBメモリースティック（容量32M~8GB）

表示種類

記録周期

100、200、500ms、（4点入力時のみ）
1、2、3、5、10、15、20、30s、
1、2、3、5、10、15、20、30、60min

測定データ表示（トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示、サーキュラ表示）
ヒストリカルトレンド表示（リアルタイムトレンドとの同時表示可）
情報表示（警報表示、マーカ表示、ファイルリスト）
設定画面（警報、演算、メモリー、システム、メンテナンス、通信など)

記録データ

測定データ…ファイル名称（グループ名）、
記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、
警報状態・種類、マーカテキスト、他
設定パラメータ…全設定パラメータ
演算結果データ

トレンド表示表示色

保存形式

バイナリ／CSV形式

保存方法

手動開始・停止
スケジュール（曜日時刻、日付時刻指定）
トリガ信号（警報イベント、接点入力）
トリガ点前後データ記録＊プリトリガの選択が可能 プリトリガ測定回数 最大950データ

記録グループ

選択可能

KR2S00…44点／グループを5グループまで登録可能（トータルで100点までの登録）
KR3S00…56点／グループを6グループまで登録可能（トータルで128点までの登録）

演算点数

KR2S00…最大44点
KR3S00…最大128点

KR2S00…12色より選択
KR3S00…48色より選択
表示点数 KR2S00…1画面あたり最大44点、5画面（5グループ）
KR3S00…1画面あたり最大56点、6画面（6グループ）
時間軸方向 縦、横または円
スケール表示 4スケール、タグ・数値表示 あり／なし選択
マーカ表示
線太さ 5段階より選択

データ数値表示 表示点数

KR2S00…1画面あたり最大44点、5画面（5グループ）
KR3S00…1画面あたり最大56点、6画面（6グループ）
表示内容 測定値、チャンネル／タグ、単位、警報状態

バーグラフ表示 表示色

KR2S00…12色より選択
KR3S00…48色より選択
表示点数 KR2S00…1画面あたり最大44点、5画面（5グループ）
KR3S00…1画面あたり最大56点、6画面（6グループ）
表示方向 縦または横
スケール表示 1スケール

情報表示

■演算仕様

06

設定数

警報表示（警報の発生・解除履歴表示）、マーカリスト
ファイルリスト（グループデータファイルのリスト表示）
機器情報（形式、オプション、製造番号 他）

LCDバックライト 自動オフ

演算周期

100ms／全点＊液晶ディスプレイは常時点灯しない画素が存在することがあります。液晶の特性上、明るさにムラを生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください

演算種類

算術演算、比較演算、論理演算、一般関数、積算演算、チャンネルデータ演算、露点、相対湿度、F値、風向（16方位表示）、時間あたり増加量、CFカード残量■直接書き込み仕様
保存

内部メモリー／外部メモリーの記録ファイル付加
外部メモリーファイルは記録データをバイナリ形式で保存時のみ対応

線太さ

10段階より選択

表示色

16色より選択

描写可能画面

リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド

Graphic Recorders■測定レンジ・表示分解能■一般仕様
定格電源電圧

100－240V AC（フリー電源） 50／60Hz

最大消費電力KR2S00…35VA
KR3S00…60VA

入力種類

DC（mV）

周囲温湿度範囲 0～50℃、20～80%RH
電源電圧 90～264V AC
電源周波数 50／60Hz±2％
姿勢 左右・前傾 0°、後傾0°～20°

正常動作条件質量

測定レンジ

KR2S00…約2.1kg（最大）KR3S00…約5.6kg（最大）DC（V）

パネル埋込取付取付方法

■安全規格
IP

IEC60529

CEマーキング

・EMC指令EN61326-1・低電圧指令 EN61010-1
EN61010-2-030

警報出力

無電圧接点入力（4点又は2点）

通信
インターフェイス

±200mV

100μV-500.0 ～ 500.0mV±500mV

100μV

容

直流電流入力用受信抵抗100Ω

50ｍＡ用

直流電流入力用受信抵抗250Ω20ｍＡ用

5.000V

±5V

1mV
1mV

-10.00 ～10.00V

± 10V

10mV

-20.00 ～20.00V

± 20V

10mV

-50.00 ～50.00V

± 50V

10mV

1℃

～ 200.0℃± 13.8mV

0.1℃-200.0～ 350.0℃± 27.6mV

0.1℃-200～ 900℃

± 69.0mV

1℃-200.0～ 250.0℃± 13.8mV

0.1℃-200.0～ 500.0℃± 27.6mV

0.1℃-200～ 1200℃± 69.0mV

1℃-200.0～ 250.0℃± 13.8mV

0.1℃-200.0～ 400.0℃± 27.6mV

0.1℃

0～ 1200℃± 13.8mV

1℃

0～ 1760℃± 27.6mV

1℃

0～ 1300℃± 13.8mV

1℃

0～ 1760℃± 27.6mV

1℃

0～ 1820℃± 13.8mV

1℃-200.0～ 400.0℃± 13.8mV

0.1℃-200.0～ 750.0℃± 27.6mV

0.1℃-200～ 1300℃± 69.0mV

1℃-200.0～ 250.0℃± 13.8mV

0.1℃-200.0～ 500.0℃± 27.6mV

0.1℃-200.0～ 600.0℃± 69.0mV

0.1℃-200.0～ 250.0℃± 13.8mV

0.1℃-200.0～ 500.0℃± 27.6mV

0.1℃-200～ 900℃

± 69.0mV

1℃

W-WRe26

0～ 2315℃± 69.0mV1℃

WRe5-WRe26

0～ 2315℃± 69.0mV

1℃-50.0～ 290.0℃± 13.8mV

0.1℃-50.0～ 600.0℃± 27.6mV

0.1℃-50～ 1310℃± 69.0mV

1℃

0.0～ 350.0℃± 13.8mV

0.1℃

0.0～ 650.0℃± 27.6mV

0.1℃

0～ 1395℃± 69.0mV

1℃

PtRh40- PtRh20

0～ 1888℃± 13.8mV

1℃

CR-AuFe0.0～ 280.0Ｋ± 13.8mV

0.1K-140.0～ 150.0℃

160Ω

0.1℃

-200.0～ 300.0℃

220Ω

0.1℃

-200.0～ 850.0℃

400Ω

0.1℃

-140.0～ 150.0℃

160Ω

0.1℃

-200.0～ 300.0℃

220Ω

0.1℃

-200.0～ 649.0℃

400Ω

0.1℃

Pt50

-200.0～ 649.0℃

220Ω

0.1℃

Pt-Co

4.0～ 374.0Ｋ

220Ω

0.1K

外部駆動

■関連別売品-5.000 ～-200.0

下記操作が可能（パラメータにより任意設定）
・データメモリートリガ
・マーカ表示・積算演算リセット

SB
NUL

NiMo-Ni

Platinel Ⅱ

Pt100

測温抵抗体

2V

0.1℃

パルス入力

取手ゴム足付±± 69.0mVR

熱電対

2.000V～ 1370℃

パルス入力を10Hzまで入力
流量、運転時間、回数などの入力に使用

上位・下位機器通信用インターフェイスRS-485（MODBUS）
下記3種の機能より1種選択して使用● 上位機器通信用インターフェイス● 下位に接続した弊社機器の入力データ、
PLCレジスタ
内データを記録および最大16台の弊社調節計のパラメータ設定、測定値、設定値など表示・記録
記録点数：KR2S00… 6点仕様 34点
12点仕様 28点
KR3S00…12点仕様 108点
24点仕様 96点
36点仕様 84点
48点仕様 72点
接続機種：
KE、KR2S00、KR3S00、KR2000、KR3000、LE5000、AL3000、AL4000、AH3000、AH4000、DB1000、DB2000、KP1000、KP2000、DP-G（データ取得のみ）
JU、JW、SE3000● KR2S00/KR3S00の入力データをPLCに転送
PLCのみ接続が可能
書き込み点数：44点
PLC接続機種：三菱電機株式会社殿製
MELSEC AnA、QnA、QnAS、FXシリーズ
オムロン株式会社殿製
SYSMACシリーズ
注）オムロン殿製PLCと接続する場合、ラインコンバータSC8-10（別売）が必要となります。

-2.000 ～-200

ON／OFF状態の入力を記録

その他

CFカード

10μV

～ 200.0mV

0.1℃

ON／OFF信号KR Screen Designer（別売）を用いてPCでグラフィック画面を作成し、CFカード経由でKRディスプレイに表示。表示にはKRの測定値を配置可能。

カードアダプタ± 69.0mV± 27.6mV

T

内69.00mV～ 600.0℃

警報発生時、入力異常時にメカリレー接点(c接点）を出力
出力点数：4点又は2点接点容量：抵抗負荷3A、誘導負荷1.5A

称

10μV

-69.00 ～-200.0

容カスタム
グラフィック機能名± 27.6mV± 13.8mV

J

上位・下位通信

10μV

27.60mV～ 300.0℃

E■オプション仕様
内± 13.8mV-27.60 ～-200.0K

IP54準拠（前面部）オプション名13.80mV-200.0直流電圧

基準レンジ 表示分解能-13.80 ～JPt100＊基準動作条件における測定レンジ換算精度。熱電対は基準点補償精度を含まず、別途精度定格の例外規定あり。

128、256、512MB、1、2、4、8GBPC カード用07

■形式

■外形寸法
単位：mm

KR2S□ PS□□□－□□□

144

通信インターフェイス（オプション）
N：なし
E：Ethernet
R：上位･下位通信（RS-485）
G：Ethernet +上位･下位通信（RS-485）137

測定点数／測定周期6：6点／1秒
2：12点／1秒

17.1
22.1

144

警報出力、接点入力（オプション）
0：なし
2：警報リレー出力（4点 c接点）
7：無電圧接点入力（4点）
8：警報リレー出力（2点 c接点）
+無電圧接点入力（2点）

182.6● パネルカットおよび取付最小寸法
200

200

設置タイプ
A：パネルマウントタイプ
T：ポータブルタイプ（取手ゴム足付き）

+1
138 0

その他（オプション）
NNN：なし1NN：カスタムグラフィック機能※
+1
138 0

288

測定点数／測定周期21：12点／1秒
41：24点／1秒
61：36点／1秒
81：48点／1秒

277.6

KR3S□□－□□□－□□□

通信インターフェイス（オプション）
N：なし
E：Ethernet
R：上位･下位通信（RS-485）
G：Ethernet +上位･下位通信（RS-485）

24.8
29.6

288

警報出力、接点入力（オプション）
0：なし
2：警報リレー出力（4点 c接点）
7：無電圧接点入力（4点）
8：警報リレー出力（2点 c接点）
+無電圧接点入力（2点）

180（オプション付も同一寸法）● パネルカットおよび取付最小寸法
360

360

設置タイプ
A：パネルマウントタイプ+1281 0その他（オプション）
NNN：なし1NN：カスタムグラフィック機能※+1281 0※PCでの画面作成は別売ソフト（KR Screen Designer）が必要です。

＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

● 本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。

安全に関するご注意● 記載内容は性能改善などにより、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8（3956）
2111（大代）FAX03（3956）
8927
103

東京支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8（3956）
2205（代） FAX03（3956）
2477
103
東立
千京 103（3956）
2401
川 1042（521）
3081
葉 1043
（224）
8371

横厚

浜 1045（440）3171
木 1046（295）
9100

URL : http://www.chino.co.jp/

古紙配合率100％● 本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 再生紙を使用しています● このカタログの記載内容は2016年4月現在のものです。

北部支店 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81（いちご大宮ビル）
（643）
4641
（代） FAX048
（643）
3687
1048

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1（名古屋国際センタービル）
（581）
7595
（代）FAX052
（561）
2683
1052

大札仙

名 古 屋 1052
（581）
7595
静岡 1054（255）
6136

宮 1048（643）
4641
幌 1011（757）
9141
台 1022
（227）
0581

新高
水

潟 1025（243）
2191
崎 10274（42）6611
戸 1029（224）9151

富山 1076
（441）
2096

（販売店）

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101（大同生命江坂ビル）（6385）
7031（代） FAX06（6386）
7202
106
大大岡
高

阪 106
（6385）
7031
津 1077（526）
2781
山 1086（223）
2651
松 1087（822）
5531

広島 1082（261）
4231
福岡 1092（481）
1951
北 九 州 1093
（531）
2081

Cat.No. CR-50-06 Apr-'16.03 Printed in Japan B 53