ABC g g

測定物

固体

液体

粉体

高粘性物質

固

税抜 1,950,000円

税抜 138,000円（税込 2,145,000円）（税込 151,800円）

自動比重計

素早く簡単測定

EW-300SGWDS-300AT
最小表示0.0001
または0.00001

主な特長

主な特長

測定物を入れるだけ、瞬時に比重を測定できます。

載せて入れるだけで、瞬時に比重を測定できます。

・アルキメデス法を独自の構造で応用し、測定物を水の中に入れるだけの一度の動作で、瞬時に測定・最小表示0.01、様々な固体の比重測定に最適です。

できる比重測定装置です。

・従来型比重計では測定が困難であった、化粧品や医薬品、食品等の高粘性物質、ペースト状物質等も測定できます。

・測定部と操作部を分離させた装置なので、操作ソフト、データ出力のカスタマイズが可能です。
・測定物に合わせた容器のカスタマイズが可能です。

●特殊な機能・比重、体積の変化を更新できます。

・測定用媒体の比重を液温ごとに設定できます。

連続測定に最適

製品仕様

・測定値の更新ができます。

・コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能です。

・スチロール製水槽を採用しているので、耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も測定用媒体として使用できます。

オプション

製品仕様

・操作部はタッチパネル式になっており、日本語表記でとても簡単です。

・媒体の自動液温設定ができます。

高粘性物質の比重測定

オプション

モデル

EW-300SG

品名

税抜価格（税込価格）

比重最小表示0.01

完全密閉風防¥19,500（¥21,450）

ひょう量0.01〜300g

プリンター AD-8127¥65,000（¥71,500）

測定の種類

固体

プリンター BL2-58SNWJC¥35,000（¥38,500）

固体の測定可能寸法

100（W）×70（D）×25（H）mm

出荷時 JCSS校正証明書¥26,000（¥28,600）

電源AC100V 50/60Hz

出荷時 ISO対応書類（3点） ¥35,000（¥38,500）

本体重量1.6kg

海外用 ACアダプター¥4,500（¥4,950）

海外用 英文取扱説明書¥1,500（¥1,650）

モデル

WDS-300AT

品名税抜価格（税込価格）

本体寸法

190（W）×218（D）×170（H）mm

比重最小表示0.0001 または 0.00001

特注容器

御見積

付属品

測定の種類

固体・液体・高粘性物質・粉体

液体測定セット

御見積

測定可能重量20g

プリンター AD-8127¥65,000（¥71,500）

ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、RS-232Cインターフェース、ACアダプター

測定皿寸法

50（W）×30（D）mm

出荷時 JCSS校正証明書

御見積操作モニター

カラーTFTタッチパネル 7インチ（WVGA
800×480dot）バックライト LED

出荷時 ISO対応書類（3点） 御見積

出力インターフェース

RS-232C×1、USB（Host）×2

電源

AC100〜240V 50/60Hz

重量

本体 : 13kg

校正書類発行JCSS、ISO対応校正書類の発行が可能です（ISOサンプル）。

操作モニター : 1.7kgⓎ⾜␒ྕࠉࠉࠉࠉࠉࠉྕⓎ⾜␒ྕࠉࠉࠉࠉࠉࠉྕṇド᳨᫂ᰝᖺ᭶᪥

᭩

寸法（W）×（D）×（H）

本体 : 216×463×350mm 接続ケーブル :1m 操作モニター : 203×58×153mm

付属品

自動液温センサー、ピンセット、校正用分銅（E2級）、測定容器一式、水準器、足コマ、ACアダプター、RS-232C出力ケーブルⓎ⾜␒ྕࠉࠉࠉࠉࠉ᳨ ᰝ ᡂ ⦼ ᭩Ⓨ⾜᪥ࠉࠉᖺࠉࠉ᭶ࠉࠉ᪥ᰯᆺⓎ⾜᪥ࠉࠉᖺࠉࠉ᭶ࠉࠉ᪥ࠉᖺࠉࠉ᭶ࠉࠉ᪥ᘧࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ࢕య⣔ᅗ㸦ኳ⛗࣭ࡣ࠿ࡾ㸧〇 㐀 ␒ ྕᗘ〇ࠉ㐀ࠉ⪅᳨ ᰝ ᮲ ௳ࠉࠉΥࠉࠉࠉ5+㉁㔞ᶆ‽㸦≉ᐃᶆ‽ჾ㸧౫㢗ᶵ㛵ࡢ‫ڧ‬ㄪᩚ๓ࠉࠉ‫ڧ‬ㄪᩚᚋࠉ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ࢕࣭ရྡࠊᆺᘧᶆ ‽ ჾ ྡᰯࠉṇࠉ᪥ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᖺࠉࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉ᪥౑⏝᳨ᰝ⿦⨨ᶆ‽ჾࡣୗグࡢయ⣔࡟ࡼࡾᅜᐙᶆ‽࡟ࢺ࣮ࣞࢧࣈ࡛ࣝࡍ⥲ྜุᐃࠉࠉࠉࠉࠉᢎࠉㄆࠉࠉࠉࠉࠉ᳨ࠉᰝ᳨ ᰝ ሙ ᡤ౫ࠉ㢗ࠉ⪅ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉẊᶆ‽ศ⟶⌮␒ྕ㖡ࠉࠉࠉࠉⓏ㘓஦ᴗ⪅㸦≉ᐃ஧ḟᶆ‽ჾ㸧ᰯṇ⤖ᯝࠉࠉู⣬ࠉ᳨ᰝᡂ⦼᭩ࡢ࡜࠾ࡾィ㔞᳨ᐃᡤ࣭౫㢗ᶵ㛵ྡ㸯㸧‫ࠉࠉࠉࠉڧڧڧڧڧڧ‬Ⓩ㘓␒ྕ‫ۑۑۑۑ‬㸰㸧‫ࠉࠉࠉࠉڧڧڧڧڧڧ‬Ⓩ㘓␒ྕ‫ۑۑۑۑ‬ရᆺྡᘧ〇㐀␒‫۔‬ᛶ⬟᳨ᰝࠉࠉࠉ㸦኱ࣞࣥࢪ㸸⛗㔞ࠉࠉJ ᭱ᑠ⾲♧ࠉࠉJ㸧㸦ᑠࣞࣥࢪ㸸⛗㔞ࠉࠉJ ᭱ᑠ⾲♧ࠉࠉJ㸧㸦௨ୗ᳨ᰝ್ࢹ࣮ࢱࡢ༢఩㸸ࠉJ㸧㸯㸬⧞ࡾ㏉ࡋᛶ㸦᳨ᰝⲴ㔜㸸ࠉࠉJ̿Jࠉุᐃᇶ‽㸸6'ࠉJ̿J㸧኱ࣞࣥࢪࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᑠࣞࣥࢪᅇᩘ㞽ࠉ್ࠉࠉࠉⲴ㔜್ࠉࠉࠉ㞽ࠉ್ࠉࠉࠉⲴ㔜್ྕᇶ‽ศ㖡㢮ᶆ‽ศ㖡㸦㹈㹁㹑㹑ᰯṇド᫂᭩௜ࡁ㸧ᅇ┠ᅇ┠ᅇ┠ᶆ ‽ ჾ ྡᆺᘧ〇 㐀 ␒ ྕ⟶⌮␒ྕ᭷ຠᮇ

㝈AD-8127

ドットインパクトマルチプリンター㸯㸧෇⟄ᆺ㸦⤌㸧ࠉ㸸 㹀ࠉ㹋㹉㸫㸮㸮㸲㸮㸮㸳㸯㸧෇⟄ᆺ㸦⤌㸧ࠉࠉ㸸 㸿ࠉ㹋㸫㸮㸮㸱㸮㸮㸲㸮㸲㸱ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸸 㹀ࠉ㹋㹉㸫㸳㸴㸮㸳㸴㸯ࠉࠉࠉࠉࠉ㸸 㹁ࠉ㹉㸫㸮㸴㸲ࠉ㸸 㹁ࠉ㹋㹊㸫㸮㸰㸵㸮㸰㸶ᅇ┠ᅇ┠ୖグ〇ရࡣࠊู⣬ࡢ᳨ᰝᡂ⦼᭩ࡢ࡜࠾ࡾᰯṇࡉࢀࡓ஦ࢆ↷᫂⮴ࡋࡲࡍࠋᑦࠊ᳨ᰝ࡟౑⏝ࡋࡓᶆ‽ჾࡣࠊᅜᐙᶆ‽ࡶࡋࡃࡣᅜ㝿ᶆ‽࡟ࢺ࣮ࣞࢧࣈ࡛ࣝࡍࠋ౑⏝ᶆ‽ჾ㸰㸬೫Ⲵ㔜ࠉࠉ㸦᳨ᰝⲴ㔜㸸NJ̿Jࠉุᐃᇶ‽ sJ̿J㸧Ⲵ㔜఩⨨ࠉࠉࠉࠉ኱ࣞࣥࢪࠉࠉࠉࠉࠉᑠࣞࣥࢪゅ─୸─ձճࠉࠉࠉմճࠉࠉࠉմղࠉձࠉձճղࠉࠉࠉյղࠉࠉࠉյմյͤձ࡜ղ㹼յࡢᕪ࡛ ᐃ㸱㸬┤⥺ᛶࠉࠉ㸦ุᐃᇶ‽㸸ྛ࣏࢖ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚sJ̿J㸧኱ࣞࣥࢪ᳨ ᰝ Ⲵ 㔜᳨ᰝ್㸦ቑ㸧᳨ᰝ್㸦ῶ㸧ᑠࣞࣥࢪ᳨ ᰝ Ⲵ 㔜᳨ᰝ್㸦ቑ㸧᳨ᰝ್㸦ῶ㸧㸲㸬ᶵ⬟᳨ᰝእほࢳ࢙ࢵࢡᶵ⬟ࢳ࢙ࢵࢡ㹍㹎㸭ࡑࡢ௚እほ㺕㺎㺛㺐㺍㺟ື స࢜ࣉࢩࣙࣥྜ㸭ྰྜ㸭ྰྜ㸭ྰỈᖹჾᏳᐃ⾲♧᫂ࡿࡉಶᩘィᶵ⬟ྜ㸭ྰྜ㸭ྰྜ㸭ྰ㊊ࠉࢥࠉ࣐ྜ㸭ྰ㹁㸿㹊ືసྜ㸭ྰ㸦ࠉࠉࠉࠉࠉ㸧 ྜ㸭ྰ㸰㸧ᯖᆺ㸦⤌㸧ࠉࠉ㸸 㹁ࠉ㹋㹊㸫㸮㸯㸵㸰㸧෇⟄ᆺࠉ㸸 㸿ࠉ㹋㸫㸷㸲㸱ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸸 㹁ࠉ㹋㹊㸫㸮㸮㸯㹼㸮㸮㸱ࠉ㸱㸧ᯖᆺࠉ㸸 㸿ࠉ㹋㸫㸲㸶㸯㹼㸲㸶㸱㸲㸧ᯈ≧ᆺ㸦⤌㸧ࠉ㸸 㸿ࠉ㹋㸫㸵㸱㸳ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸸 㹁ࠉ㹋㹊㸫㸮㸰㸷㸳㸧෇⟄ᆺࠊᯈ≧ᆺ㸸 㹂ࠉ㹍㹋㸫㸮㸷㸳㹼㹍㹋࣮㸮㸷㸵ရྡ㸸ᶆ‽ศ㖡ࠊ᳨ᰝ⏝ศ㖡ࠊ㸯⣭࣭㸰⣭࣭㸱⣭ᐇ⏝ᇶ‽ศ㖡ࠊࡑࡢ௚ศ㖡㢮ᆺᘧ㸸෇⟄ᆺࠊቑࡋ㔜ࡾᆺࠊᯖᆺࠊ㐃㙐ᆺࠊࡑࡢ௚㸸 㸿ࠉ㹋㸫㸮㸲㸮㹼㸮㸲㸰㸮㸲㸴㹼㸲㸶㸮㸲㸶㸳㹼㸵㸱㸲㸵㸱㸴㹼㸶㸰㸮㸶㸱㸱㹼㸶㸳㸴㸶㸳㸷㹼㸶㸵㸳㸶㸶㸴㹼㸶㸶㸶㸶㸷㸯㹼㸷㸰㸮㸷㸲㸮㹼㸷㸲㸰㹋㸫㸯㸮㸮㸴㸸 㹀ࠉ㹋㹉㸫㸯㸯㸯㹼㸯㸯㸱㸯㸰㸰㹼㸯㸰㸵㸯㸱㸮㹼㸯㸱㸳㸯㸲㸯㹼㸯㸲㸲㸯㸳㸰㹼㸯㸳㸳㸰㸮㸶㸰㸯㸷㹼㸰㸰㸲㸰㸱㸷㸳㸯㸷㹼㸳㸰㸲㸳㸰㸵㹼㸳㸱㸰㹋㹉㸫㸳㸱㸳㹼㸳㸱㸶㸳㸲㸱㹼㸳㸲㸴㸳㸳㸯㹼㸳㸳㸷㸳㸴㸰㸸 㹁㹉㸫㸮㸲㸱㹉㸫㸮㸶㸰㹉࣮㸮㸶㸴㹼㸮㸶㸷㹋㹁㸫㸯㸮㸯㹼㸯㸯㸯ᰯ ṇ ᑐ ㇟ 〇 ရഛ⪃ࠉᶆ‽ჾࡢᡤ᭷⪅ࡣᅗ୰ୗグࡢ␎ྕ࡛⾲♧ഛ⪃㸦ࠉ᭷ࠉ㸭ࠉ↓ࠉ㸧㸿㸸‫ ࠊڧڧڧڧڧڧ‬㹀㸸‫ ࠊڧڧڧڧڧڧ‬㹁㸸‫ ࠊڧڧڧڧڧڧ‬㹂㸸‫ڧڧڧڧڧڧ‬ᵝᘧ 1R ရ̿$஘ૄ‫ؙ‬1Rࠉရ㸫㸮㸷㸶㸿㸿ࡈὀពࠉձ〇ရࡀࢩࣥࢢࣝࣞࣥࢪࡢሙྜ኱ࣞࣥࢪ࡟᳨ᰝ್ࢆグධ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉࠉղ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࣥࢢࢫࢣ࣮ࣝࡢᮏయ᳨ᰝ್ࡣ኱ࣞࣥࢪ࡟ࠊእ㒊ࢫࢣ࣮ࣝࡣᑠࣞࣥࢪ࡟グධ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ᵝᘧࠉ1R㹏㹐㸫㸮㸯㸰㸫㸰㸱㸱㸫㸮㸰

検査成績書

測定時間約10秒水に浮く物も測定可能

電子比重計用データ出力ソフト‵

カスタマイズができる
比重計

最小表示
0.01

・水に浮く物も瞬時に測定できます。

・測定物の連続測定に対応できます。

・測定用媒体の温度は自動液温センサーで随時計測されており、各液温による比重の補正が可能です。

測定時間約5秒

体

校正証明書

トレーサビリティ体系図●出荷時 JCSS校正証明書¥28,600〜37,400（税込）●出荷時 ISO対応書類（3点）¥36,300（税込）※ご使用中の機種の場合は料金が異なるため、別途御見積となります。

「電子比重計用データ出力ソフト」をお使いいただくと、測定結果をパソコン上に表示させたり、オリジナルテストレポートの作成ができます。
《表示例》比重、測定誤差、体積（固体測定時）、空中重量、測定時水温、測定日時 等
弊社HPよりダウンロードしてください。

https://www.alfamirage.com/support/soft̲mds/