Kata PengantarPuji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena
atas karunia-Nya Buku Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen
Penanganan Covid-19 ini dapat diselesaikan.
Dalam penanganan Covid-19, penggunaan APD oleh tenaga kesehatan yangterlibat langsung dalam penanganan pasien terutama yang telah terkonfirmasi
Covid-19 merupakan hal yang sangat penting. APD yang digunakan diharapkan
adalah APD yang telah memenuhi standar sehingga efektif untuk mencegahpenyebaran virus atau tertular Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun Buku Standar Alat
Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 untuk menjadi acuanbagi produsen yang akan memproduksi APD. Buku standar ini menyediakan
informasi mengenai jenis APD yang digunakan dalam penanganan Covid-19
dan spesifikasi yang harus dipenuhi sehingga APD yang dihasilkan aman,bermutu dan bermanfaat serta tujuan penggunaan APD dapat tercapai.
Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berkontribusi
terhadap tersusunnya Buku Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen
Penanganan Covid-19 ini. Kami menyadari bahwa buku standar ini masih
memerlukan penyempurnaan, untuk itu saran dan masukan sebagai upaya
perbaikan sangat kami harapkan.		
Jakarta, April 2020		
Direktur Jenderal			Kefarmasian dan Alat Kesehatan			Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt. M.Bio Med			
NIP. 19610119 198803 2 001Apercerfex nons sul con

Daftar Isi
KATA PENGANTARDAFTAR ISIDESKRIPSI ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
Masker Bedah (Medical/Surgical mask)
Respirator N95

56Pelindung Mata (Goggles)

7Pelindung Wajah (Face Shield)

8Sarung tangan pemeriksaan (Examination Gloves)
Sarung tangan bedah (Surgical Gloves) 10
Gaun Sekali Pakai

11

Coverall Medis 12
Heavy Duty Apron 13
Sepatu boot anti air (Waterproof Boots) 14
Penutup sepatu (Shoe Cover) 14
PENUTUPREFERENSI

9

Deskripsi Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri (APD) yang tercantum
dalam Buku Standar ini adalah APD yangdigunakan untuk penanganan Covid-19.

APD yang dibahas pada buku ini sebagai berikut:
Masker Bedah (Medical/Surgical mask)
Respirator N95
Pelindung Mata (Goggles)
Pelindung Wajah (Face Shield)
Sarung tangan pemeriksaan (Examination Gloves)
Sarung tangan bedah (Surgical Gloves)
Gaun Sekali Pakai
Coverall Medis
Heavy Duty Apron
Sepatu boot anti air (Waterproof Boots)
Penutup sepatu (Shoe Cover)Masker Bedah (Medical/Surgical Mask)
Kegunaan: Melindungi pengguna daripartikel yang dibawa melalui udara(airborne particle), droplet, cairan,virus atau bakteri.
Material: Non woven
spunbond meltblown
spunbond (sms) dan
spunbond meltblown
meltblown spunbond (smms).
Frekuensi penggunaan:
Sekali pakai (Single Use).

t Masker bedah tidak

direkomendasikan untuk
penanganan langsung pasien
terkonfirmasi Covid-19.

t Masker dapat menahan

dengan baik terhadap
penetrasi cairan, darah dan
droplet.

t Bagian dalam dan luar masker

harus dapat terindentifikasi
dengan mudah dan jelas.

t Penempatan masker padawajah longgar (loose fit)t Masker dirancang agar tidak

rusak dengan mulut (misalnya
berbentuk mangkok atauduckbill).

t Memiliki Efisiensi Penyaringan

Bakteri (bacterial filtrationefficiency) 98%.

t Dengan masker ini pengguna

dapat bernafas dengan baik
saat memakainya (DifferentialPressure/∆P < 5.0 mmH2O/cm2).

t Lulus uji Bacteria Filtration

Efficiency in vitro (BFE),
Particle Filtration Efficiency,Breathing Resistance, Splash
Resistance, Dan Flammability.

Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 | 5Respirator N95
Kegunaan: Melindungi penggunaatau tenaga kesehatan dengan
menyaring atau menahan
cairan, darah, aerosol (partikelpadat di udara), bakteri atauvirus.
Material: Terbuat dari 4-5 lapisan(lapisan luar polypropilen, lapisan
tengah electrete (chargedpolypropylene).
Frekuensi penggunaan:
Sekali pakai (Single Use)
Respirator yang
dapat digunakan:
N95 atau Filtering
Face Piece (FFP2).

t Kemampuan filtrasi lebih baik

dari masker bedah.

t Direkomendasikan dalampenanganan langsung pasien
terkonfirmasi Covid-19.

t Dengan masker ini pengguna
t Penempatan pada wajah ketat(tight fit).

t Masker dirancang untuk tidak

dapat rusak dengan mulut(misalnya berbentuk mangkok
atau duckbill) dan memiliki
bentuk yang tidak mudahrusak.

dapat bernafas dengan baik
saat memakainya (DifferentialPressure/∆P < 5.0 mmH2O/cm2).

t Lulus uji Bacteria Filtration

Efficiency in vitro (BFE),
Particle Filtration Efficiency,Breathing Resistance, Splash
Resistance, dan Flammability.

t Memiliki efisiensi filtrasi yangbaik dan mampu menyaring
sedikitnya 95% partikel kecil(0,3 micron).

6 | Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19

Pelindung Mata (Goggles)

Kegunaan:
Melindungi mata dan area
di sekitar mata penggunaatau tenaga medis daripercikan cairan atau darah
atau droplet.
Frekuensi penggunaan:
Sekali pakai (Single Use)
atau dapat dipergunakan
kembali setelah dilakukan
desinfeksi/dekontaminasi.
Material:
Plastik/Arcylic bening.

t Goggle tahan terhadap air dangoresan.

t Frame goggle bersifat fleksibel

untuk menyesuaikan dengan
kontur wajah tanpa tekanan
yang berlebihan.

t Ikatan goggle dapat

disesuaikan dengan kuatsehingga tidak longgar saat
melakukan aktivitas klinis.

t Tersedia celah angin/

udara yang berfungsi untuk
mengurangi uap air.

t Goggle tidak diperbolehkan

untuk dipergunakan kembalijika ada bagian yang rusak.

Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 | 7

Pelindung Wajah (Face Shield)

Kegunaan: Melindungi matadan wajah pengguna/tenaga
medis (termasuk bagian tepiwajah) dari percikan cairanatau darah atau droplet.

t Face shield tahan

terhadap uap air(disarankan).

t Ikatan face shield dapat

disesuaikan untuk
melekat dengan kuat disekeliling kepala danpas pada dahi.

Material:
Plastik bening yang dapat
memberikan visibilitas
yang baik bagi pemakainya
maupun pasien.
Frekuensi penggunaan:
Sekali pakai (Single Use)
atau dapat dipergunakan
kembali setelah dilakukan
desinfeksi/dekontaminasi.

t Face shield tidak

diperbolehkan untuk
dipergunakan kembalijika ada bagian yangrusak.

8 | Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19

Sarung Tangan Pemeriksaan (Examination Gloves)t Non sterilt Bebas dari tepung(powder free).

t Memiliki cuff yangpanjang melewati
pergelangan tangan(minimum 230 mm,ukuran S, M, L).

Kegunaan:
Melindungi tangan penggunaatau tenaga medis daripenyebaran infeksi atau
penyakit selama pelaksanaan
pemeriksaan atau prosedur
medis.
Material:
Nitrile, latex, isoprene.
Frekuensi penggunaan:
Sekali pakai (Single Use).

t Desain bagianpergelangan tanganharus dapat menutup
rapat tanpa kerutan.

t Sarung tangan tidak

boleh menggulung
atau mengkerut selamapenggunaan.

t Sarung tangan tidak

boleh mengiritasi kulit.

Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 | 9

Sarung Tangan Bedah (Surgical Gloves)

Kegunaan:
Melindungi tangan pengguna atau
tenaga kesehatan dari penyebaran
infeksi atau penyakit dalampelaksanaan tindakan bedah.
Material:
Nitrile, latex, isoprene.
Frekuensi penggunaan:
Sekali pakai (Single Use).

t Steril.
t Bebas dari tepung(powder free).

t Memiliki cuff yangpanjang, melewati
pergelangan tangan,dengan ukuran antara
5-9.

t Desain bagianpergelangan tanganharus dapat menutup
rapat tanpa kerutan.

t Sarung tangan tidak

boleh menggulung
atau mengkerut
selama penggunaan.

t Sarung tangan tidak

boleh mengiritasi kulit.

10 | Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19

Gaun Sekali Pakai

Kegunaan:
Melindungi pengguna atau
tenaga kesehatan daripenyebaran infeksi atau
penyakit, hanya melindungi
bagian depan, lengan dan
setengah kaki.
Material:
Non woven, Serat Sintetik(Polypropilen, polyester,polyetilen, dupont tyvex).
Frekuensi penggunaan:
Sekali pakai (Single Use).

t Berwarna terang/cerah agar

jika terdapat kontaminan dapat
terdeteksi dengan mudah.

t Tahan terhadap penetrasi

cairan darah dan cairan tubuh
lainnya, virus.

t Tahan terhadap aerosol,

airborne, partikel padat.

t Panjang gaun setengah betist Terdapat lingkaran (cuff) yangelastis pada pergelangan
tangan.

t Lulus uji fluid penetration

resistant atau blood borne
pathogens penetration
resistant dan partial bodyprotection.

untuk menutupi bagian atas
sepatu boots.

Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 | 11

Coverall Medis
Kegunaan:
Melindungi pengguna atau tenaga kesehatan
dari penyebaran infeksi atau penyakit secara
menyeluruh dimana seluruh tubuh termasuk kepala,punggung, dan tungkai bawah tertutup.
Material: Non woven, Serat Sintetik (Polypropilen,polyester, polyetilen, dupont tyvex) dengan pori-pori0.2-0.54 mikron (microphorous).
Frekuensi penggunaan:
Sekali pakai (Single Use).

t Berwarna terang/

cerah agar jika
terdapat kontaminan
dapat terdeteksi/terlihat denganmudah.

t Tahan terhadap

penetrasi cairan,darah, virus.

t Tahan terhadap

aerosol, airborne,
partikel padat.

12 | Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19

Heavy Duty Apron

Kegunaan:
Melindungi penggunaatau tenaga kesehatan
terhadap penyebaran
infeksi atau penyakit.
Material: 100%
polyester dengan
lapisan PVC, atau
100% PVC, atau 100%
karet, atau bahan
tahan air lainnya.
Frekuensi
penggunaan:
Sekali pakai (SingleUse) atau dapat
dipergunakan kembali
setelah dilakukan
desinfeksi atau
dekontaminasi.

t Apron lurus dengan kain

penutup dada.

t Kain: tahan air, dengan

jahitan tali pengikat leher danpunggung.

t Berat minimal: 300g/m2.
t Covering size: lebar 70-90 cm

x tinggi 120-150 cm.

Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 | 13

Sepatu Boot Anti Air (Waterproof Boots)
Kegunaan:
Melindungi kaki pengguna/tenaga
kesehatan dari percikan cairan atau darah.
Frekuensi penggunaan:
Sekali pakai (Single Use) atau dapat
dipergunakan kembali setelah dilakukan
desinfeksi atau dekontaminasi.
Material: Latex dan PVC.
t Bersifat non-slip, dengan sol

PVC yang tertutup sempurna.

t Memiliki tinggi selutut supaya

lebih tinggi daripada bagian
bawah gaun.

t Berwarna terang agar

kontaminasi dapat terdeteksidengan mudah.

t Sepatu boot tidak boleh

dipergunakan kembali jika ada
bagian yang rusak.

Penutup Sepatu (Shoe Cover)Kegunaan:
Melindungi sepatu pengguna/tenaga
kesehatan dari percikan cairan/darah.
Material: Non Woven Spun Bond.
Frekuensi penggunaan:
Sekali pakai (Single Use).
t Tidak boleh mudah bergeraksaat telah terpasang.

t Disarankan tahan air

14 | Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19

Penutup
Alat Pelindung Diri (APD) digunakan untuk melindungi dari penularan virus
khususnya Covid-19.
Untuk tenaga kesehatan yang melakukan tindakan pelayanan kesehatan
berisiko tinggi seperti tindakan bedah atau tindakan lain yang memiliki risikopenularan tinggi harus menggunakan APD yang telah memenuhi standar mutu
dan keamanan.
APD dengan standar dan material selain yang tercantum pada buku ini,dapat digunakan sesuai kebutuhan oleh tenaga kesehatan atau pengguna yang
TIDAK melakukan tindakan atau bersentuhan dengan pasien yang berisikotinggi tertular.

Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 | 15

Referensi
1.

WHO. 2020. Rational use of personal protective equipment forcoronavirus disease 2019 (COVID-19).

2.

WHO.int. (2020, 6 April). Rational use of personal protective equipment
for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe
shortages. Diakses pada 8 April 2020, dari https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance.

3.

WHO.int. (2020, 29 Maret). Modes of transmission of virus causing
COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. Diaksespada 8 April 2020, dari https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance.

4.

ASTM D6319 – 19, Nitrile Examination Gloves for Medical Application.

5.

ASTM F2100 – 11, 2018 Performance of Materials Used in medical face
mask.

6.

EN 149:2001+A1:2009, Respiratory Protective Devices, Filtering halfmasks to protect against particles, requirements, testing marking.

7.

EN 166:2001, Personal eye protection. Specifications.

8.

EN 14126:2003, Protective Clothing. Performance requirements and Test
Methods for Protective Clothing Against Infective Agents.

9.

EN 13795-1:2019 Surgical Clothing and Drapes. Requirements and Test
Methods. Part 2: Clean air suits.

10. EN 14683:2019, Medical Face Mask, Requirements and test Methods.
11. SNI 8488:2018, Spesifikasi standar untuk kinerja material yangdigunakan dalam masker medis.
12. Badan Standardisasi Nasional. 2002. Sarung Tangan karet, sekali pakai
untuk keperluan pemeriksaan kesehatan, SNI 16-2623-2002: Jakarta.

16 | Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19