MPS4264 インテリジェント小型圧力スキャナ
およびアクセサリー

Founded in 1955, Scanivalve Corp. is recognized as the world’s leading supplier of Ethernet pressure and temperature measuring
instruments. Scanivalve continues to provide accurate, reliable and cost effective products for many industries world wide.

MPS4264は、多くの用途に使用できる最新の64チャンネル小型圧力スキャナで、風洞モデルのような限られた空間やチューブの長さをできるだけ短く保つことが重要なアプリケーション向けのベストソリュ ーションです。この次世代型圧力スキャナは温度変化が大きな環境で使用する場合の精度を大幅に向上しました。
これにより、MPSは飛行試験やその他の要求の厳しいアプリケーシ
ョンに最適です。
••••••••

64 チャンネル
インテグラルプロセッサによるイーサーネット(LAN)ダイレクト接続
最高2500Hz/chのスキャンレート
LAN 同期規格 IEEE1588-2008v2 PTP 互換
ウエブサーバー搭載による簡易オペレーション
究極のゼロ安定性を実現するダイナミックゼロ補正機能（特許出願中）
新設計のアイソレーションパージバルブ機構
9-36V DC の幅広い電源に対応

ES4000-小型 イーサネットスイッチ

ES4000 Enet. Switch

MPS Enet. Scanners

MPS4264-イーサネット 小型圧力スキャナ

ES4000小型イーサネットスイッチは、スペースが限られているアプリケーションに最適です。この小型スイッチは、1台のホストから複数のMPSモジュール間の接続を可能にします。
一般的なRJ45ではなく、より小型のコネクタを採用することによって、イーサネットスイッチのサイズを大幅に縮小しました。
Scanivalveは、ES4000用の複数のケーブル接続ソリューションを提供しています。 ES4000は、4ポート（ES4004 PN：20350-01）および8ポート（ES4008 PN：20450-01、左側に示す）をご用意しております。
••••
•
•

4ポートまたは8ポート
ホスト接続用の一般的なRJ-45を装備
頑丈なアルミケース
陽極酸化コーティング
広い動作電圧（9-36Vdc）
複数のケーブルオプション

MPS TCUMPSTCU- サーマルコントロールユニット
MPSTCUは、温度条件がMPSモジュール（0～70℃）の標準動作範囲外にある環境での使用に適用します。
MPSTCUは内部ヒーター回路を使用しており、MPSの安定した環境を提供し、-60℃の極低温環境で動作させることができます。
MPSTCUを60～125℃の高温環境で使用する場合は、オプションの冷却キットを使用できます。 サーマルコントロールユニットは、温度変化を伴う飛行試験、風洞試験、およびエンジン試験、ロードテスト等のアプリケーションに最適です。
詳細については、MPS4264TCUのデータシートを参照してください。
••••-60～125℃
単一の電源供給およびデータ接続
広い動作電圧（9-36Vdc、ヒーター付き20-30Vdc）
頑丈なIP54規格のアルミニウムエンクロージャ

Px Headers

MPS Px入力ヘッダーキット
MPS Px入力ヘッダーキットを使用して頂く事で、MPSと測定間の配管を素早く変更する事ができます。
ユーザーは各チューブをモジュールにその都度繋ぐのではなく、Px入力ヘッダーを脱着するだけで、64本の圧力チューブを素早く取り付けることができます。
MPS Px入力ヘッダーキットは、2つのPx入力ヘッダーと6つのキャップスクリューで構成されています。 PN: 20462-01••

0.040インチと0.031インチのチューブに対応
迅速なチュービングの変更が可能

CAL/REF Header

MPS CAL/REF ヘッダーキット
MPS CAL / REFヘッダーキットを使用すると、MPSと付属機器やインフラ間のチューブを素早く交換できます。CAL / REFヘッダーを交換するだけで、各チューブをモジュールにその都度接続するのではなく、ユーザーはコントロールチューブ、CALチューブ、およびREFチューブを素早くモジュールに取り付けることができます。
MPS CAL / REFヘッダーキットはヘッダー1個とキャップスクリュー3個で構成されています。
PN：20463-01（NPx）または20463-02（CPx）•••

0.063インチのチューブに対応
迅速なチュービングの変更が可能
CPxおよびNPxモジュールで使用可能

MPS 配管ダミー• MPS 4264スキャナと同じ正確なサイズ• すべての取り付け穴は、実際のMPS 4264と同じで、側面または底面に取り付けプレートも使用できます• 標準PxヘッダーとCAL/REFヘッダーをインストールすることができます• PxヘッダーのOリングシールは、リークテストを行うことができます• 電源・通信コネクタのためのカットアウトヘッダーは含まれていません

MPS Dummy

MPS配管ダミーは、風洞模型や実車・実機にMPSを組み込む前にあらかじめ配管を敷設する場合に、MPS4264のダウンタイムを排除します。PN: 20435-01

電源ケーブルオプション
MPSは、非常に柔軟なワイヤで作られた複数の電源ケーブルオプションを提供しています。 これらの小径ケーブル（0.160イン
チ/ 4.1mm O.D）はPVCジャケットで保護されており、最高使用環境温度は105℃です。
• PN：156085-01プレミアムMPS電源、シリアル、およびトリガケーブル
は、両端でコネクタを使用し、MPSまたはES4000とMPSPDM4500の間で使用することを目的としています。
ケーブルの長さは、注文時（最大長さ150フィート）にご指定ください。
PN: 156085-01

PN: 155625-01

PN: 156091-01

PN: 156062-01

イーサネットケーブルオプション
MPSには複数のイーサネットケーブルオプションがあります。
「プレミアム」と表示されたケーブルは、非常に柔軟性の高いワイヤを使用しています。「プレミアム」ケーブルはPVCジャケットで保護された小径（0 .160インチ/ 4.1mm O.D）ケーブルで、最高使用環境温度は105℃です。
• PN：156091-01プレミアムMPSイーサネットパッチケーブル（MPS-ES4000）は、MPSとES4000スイッチの間で使用することを目的としています。この小径ケーブルは、MPSおよびES4000（最大長さ150フィート）のコンパクトなサイズに最適です。
• PN：156062-01 Premium MPSイーサネットパッチケーブル（MPS-RJ45）は、MPSと任意の標準ネットワークハブ、スイッチ、またはホストコンピュータ（最大150フィート）との間で使用するためのものです。
• PN：155635-xx MPSイーサネットパッチケーブル（MPS-RJ45）は、MPSと一般的なネットワークハブ、スイッチ、またはホストコンピュータ間での使用を目的とした標準品質のパッチケーブルです。標準的な長さは10,25,100フィートです（写真表示なし）• PN：156110-01 MPSイーサネット延長ケーブル（MPS～RJ45メス）
は、MPSおよび既存のパッチケーブルとともに使用するための標準品質のケーブルです。 このケーブルは各MPSの標準アクセサリとして付属しています。 このケーブルの標準長は3フィートです。

PN: 156110-01

MPS Cable Options• PN：155625-01MPS電源/トリガケーブルは、オープンリード付きの小径ケーブルで、各MPSの標準アクセサリとして付属しています。このケーブルの標準長は3フィートです。このケーブルは別途購入することがき、MPSまたはES4000に電源を供給することを目的とするユーザーを対象としています。(最大長さ150フィート)

5ポートMPS電源は、複数のMPSモジュールまたはES4000に対し一括して電源を給電することができます。
これにより、ワークベンチ、風洞、飛行試験のいずれの場合
でも、モジュールに必要な電源が供給されます。
この5ポート電源の最初のポートには、アドバンスドモジュー
ルコンフィグレーションに必要なシリアル通信機能が整備されています。PN：20030-01••••••••••

1台のMPSまたはES4000モジュールに電力を供給
90から240 VAC / 50～60 Hzの入力
24 Vdc出力
MPSPDM4100で使用可能なシリアルおよびトリガー接続

MPSTCU Breakout Box

MPSPDM4100

MPSPDM4000

MPS ブランキング(保護)カバー
MPSブランキングカバーを使用すると、MPSをテストセクションから取り外し、安全な場所に保管することができます。モジュールから配管を取り外す必要はありません。
ヘッダーを取り外して、ブランキングカバーをヘッダーが付いていた場所に取り付けます。
MPSブランキングカバーPN：20437• 使用していないときはすべての入力ポートおよび電気コネクタをカバー• センサの予期せぬ虚負荷を防ぐために、CALおよびREF入力ポートを大気に開放します• CPxとNPxのバリエーションに対応• 底面または側面に取り付けられたプレートで機能します

MPSTCU ブレークアウトボックス
MPSTCUブレークアウトボックスにより、MPSTCUのユー
ザーは、イーサネット、トリガー、およびモジュール/ヒータの電力をMPSTCUに簡単に接続できます。MPSTCUブレー
クアウトボックス電源コネクタは、Scanivalve PDM1500およびPDM3200電源に対応していますが、イーサネットコネク
タには標準のRJ-45パッチケーブルを使用できます。
• 頑丈なアルミケース• 取り付け用ストラップ標準付属品

Contact Information:
Scanivalve Corp.
1722 N. Madson St.
Liberty Lake, WA 99019
1804

最大5つのMPSまたはES4000モジュールに電力を供給
90から240 VAC / 50～60 Hzの入力
24 Vdc出力
背面パネルのシリアルおよびトリガー接続
頑丈なアルミケース
各ポートの個別電源スイッチ

電源モジュール - シングルポート
MPSPDM4000およびMPSPDM4100電源モジュールは1台のMPS
モジュールまたはES4000に電力を供給できます。
これらの個々の電源は、1台のMPSを使用するユーザーにとって優れた選択肢です。MPSPDM4100はシリアル接続と外部スキャントリガ機能を提供し、MPSPDM4000は電源のみを提供します。
MPSPDM4000 PN：20046-01、MPSPDM4100 PN：20045-01

Blanking CoverPower Supplies

Power Supply-5 Port

電源モジュール - 5ポート

Phone: (800)935-5151(509)891-9970
Fax:(509)891-9481

visit: WWW.SCANIVALVE.COM for more information

株式会社 大 手 技 研

本社：茨城県つくば市観音台1-25-12 関西営業所：兵庫県明石市松の内2-1-8 6F
Tel: 029-839-0777 Fax: 029-839-2288 Tel: 078-926-1178 Fax: 078-926-1180
https://www.ohtegiken.co.jp/ main.sales@ohtegiken.co.jp

ISO9001:2015 Certified