Agilent J&W GC カラムセレクションガイド

最高の生産性と分析結果を実現する
カラム選択のためのガイド目次
Agilent J&W GC カラムのご紹介 .................................................... 1

カラムの取り付けとトラブルシューティング ....................... 208

カラム選択の原則 ....................................................................... 3

キャピラリカラムの取り付けとクイックリファレンスガイド ...................................................... 209

固定相の選択 .................................................................................... 4
カラム内径 ......................................................................................... 13
カラム長 ............................................................................................. 15
カラム膜厚 ......................................................................................... 17

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド ....................... 19
GC キャピラリカラム ................................................................. 42
相別 GC キャピラリカラム一覧 .................................................... 43

Agilent J&W ウルトライナート GC カラム .................................. 45
低ブリード GC/MS カラム ............................................................. 52
ポリシロキサンカラム ................................................................... 77
ポリエチレングリコール (PEG) カラム ....................................... 110
アプリケーション専用カラム ...................................................... 120

PLOT カラム ........................................................................................ 174
非結合相カラム ................................................................................ 191
ガードカラム .................................................................................... 195

Agilent J&W LTM カラムモジュール .............................................. 197
フューズドシリカチューブ ........................................................... 201

Agilent J&W パックド GC カラム ................................................... 204
カスタム GC カラムのご案内 ........................................................ 205

Agilent J&W GC カラム試験用標準試料........................................ 206

カラム性能の低下の原因 ............................................................... 212
問題の把握 ......................................................................................... 219
トラブルシューティングガイド .................................................. 222

GC アプリケーション ................................................................. 227
環境アプリケーション ................................................................... 228
エネルギーおよび石油・石油化学アプリケーション ............ 246
食品・香料アプリケーション ...................................................... 250
工業化学アプリケーション ........................................................... 258
ライフサイエンスアプリケーション .......................................... 261

Agilent J&W GC カラムのご紹介
フューズドシリカ GC カラムを考案したアジレントは、架橋型シロキサンポリマによる初の GC 固定相を開発した J&W Scientific を 2000 年に統合しました。2010 年にバリアンがアジレントに加わったことで、Agilent J&W GC カラムは、業界で最も幅広い品揃えでお客様のニーズにお応えします。

アジレントはクロマトグラフィーにおいて 40 年以上の経験と実績を持ち、高い技術と品質に支えられた革新的なカラムをお届けします。
世界で最も幅広い品揃えを誇る Agilent J&W GC カラムの主なシリーズは Agilent J&W ウルトライナート
GC カラムです。ウルトライナートカラムはカラムの不活性度と低いカラムブリードにより、業界標
準を打ち立てました。分析が難しい化合物に対しても検出下限を下げ、正確なデータ取得を可能にします。
バリアンが加わったことで製品シリーズが拡張され、既存のウルトライナートカラム、高速高分離カ
ラム、LTM カラム、PAH カラム、パックドカラム、UltiMetal カラム、カスタム GC カラムに加えて、
PLOT、Select、VF、および CP-Sil が揃いました。業界トップの機器、サービス、グローバルな技術サ
ポート、迅速な出荷により、アジレントのソリューションは、お客様の分析の信頼性を向上します。

GC カラムの概要

優れた感度と性能を発揮する、最も不活性で最も低いブリードのカラム
Agilent J&W カラムには、一貫した不活性度と、高温での卓越した低ブリードに定評があり、正確なピーク同定と定量を確実に実行する幅広い固定相が用意されています。カラムブリードはスペクトルの質を落とし、装置の稼働率を下げ、カラム寿命を縮める恐れがあります。カラム活性はピークテー
リングのほか、化合物の損失や活性化合物 (酸や塩基など) の分解の原因であり、不正確な定量につながります。

精度向上がもたらす分析結果の向上
Agilent J&W カラムは厳しい保持係数 (k) の仕様を順守し、リテンションタイムと分離を一定に維持しています。保持係数を絞り込み、メートルあたりの理論段数も多いため、優れたピーク形状が実現
し、接近して溶出するピークの分離度が向上します。

業界で最も厳しい品質管理仕様
アジレントは、分析が困難な化合物についても信頼性の高い定性および定量の結果を確保するために、厳しいテストを行っています。例えば、酸性化合物と塩基性化合物の両方のピーク高さ比率を測定し、広範囲の化合物に対する最高の性能を確保しています。化学的に活性なさまざまな化合物のピーク対称性やテーリングもモニターしています。

GC キャピラリカラムのリーディングサプライヤとして、アジレントは優れた品質と比類のないサー
ビスとサポートを提供するように、努力を続けています。
カラム、クロマトグラフィー、メソッドパラメータの詳細な推奨事項については、

www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

2

www.agilent.com/chem/jp

カラム選択の原則

カラム選択の原則
最適なカラムを選択し、時間を有効に活用
アプリケーションに最適なキャピラリカラムを選択することは、困難な作業です。GC
メーカーやカラムサプライヤが提供しているアプリケーション例や、技術資料を参考にしてください。
この資料では次の項目について解説します。

• 選択性、極性、フェニル含有量などの要因に基づいて、最も重要な決定事項である固定相の選択について• カラム径が効率、溶質の保持、ヘッド圧、キャリアガス流量に及ぼす影響について• カラム長さが溶質の保持、カラムヘッド圧、カラムブリード、コストに及ぼす影響について• カラム膜厚が容量、不活性度、ブリード、温度上限に与える影響について分析に最適なキャピラリカラムを選択することは単純な作業ではありません。カラム選
択において万能な方法はありませんが、プロセスを簡素化するガイドラインや役立つ概念があります。検討すべき主要条件は、固定相、内径、長さ、膜厚の 4 つです。

カラム選択の原則

3

固定相の選択

固定相の選択キャピラリカラムを選択する際には、最適な固定相を選ぶことが重要です。しかし、これは非常に難しい作業です。カラムメーカー、GC メーカー、文献などで提供されている
アプリケーション例を参照することが、最も信頼性の高いカラムの選択方法です。厳密に同一のアプリケーション例は入手できないかもしれませんが、選択の幅を狭め、適切なカラムを絞り込むために有用な情報を入手できます。カラム選択で最も難しい状況
は、類似した分析例がない場合です。サンプル中の化合物のすべてまたは大部分についてクロマトグラムが 1 つでも入手できれば、固定相の選択は簡単です。カラムメー
カー、GC メーカー、文献などで提供されているアプリケーション例を参照することが、最も信頼性の高いカラムの選択方法です。
固定相を選択する場合、固定相の選択性と極性の概念が非常に役立ちます。最適な性能を得るためには、汎用 Agilent J&W ウルトライナート 1ms および 5ms カラムから始め、活性化合物や微量サンプルを含む幅広い対象化合物について最小のカラムブリードとカラム不活性度が得られるようにします。
極性と選択性は同義ではありませんが、意味は非常に似ています。選択性は、溶質分子と固定相との物理化学的な相互作用によって決まります。これに対し、極性は固定相の構造によって決まります。極性は分離に影響を与えますが、ピーク分離に影響を与える
多くの特性のひとつにすぎません (極性については次の項を参照)。
選択性は、化学的または物理的特性の違いで 2 つの溶質分子を区別する固定相の能力と考えることができます。固定相と溶質の相互作用が違う場合に分離は可能になります。
液体またはゴムの固定相 (ポリシロキサンやポリエチレングリコール) には、3 つの主要な相互作用である分散、双極子、水素結合があります。ポリシロキサンとポリエチレン
グリコール固定相における相互作用について簡単にまとめました。
分散は、すべてのポリシロキサンとポリエチレングリコール固定相における主要な相互作用です。分散は揮発の概念として捉えることができます。簡単に言うと、溶質の揮発度が高くなればなるほど、カラムから早く溶出します (リテンションタイムが短くなります)。しかし、この順序は、溶質と固定相の極性やその他の相互作用の影響によって変わることがあります。化合物の揮発度の尺度として溶質の沸点が使用されることがあります。つまり、化合物は沸点が低い順に溶出します。残念ながら、沸点を例外なく分散の相互作用に適用することはできません。類似した構造、官能基、同族列の化合物を扱う場合は、沸点は極めて有効です (図 1)。さまざまな官能基を扱う場合は、沸点のみによる結果付けは、誤った判断を招くことがあります (図 2)。沸点が 30 ºC 以上違う化合物の場合、通常はほとんどの固定相で分離できます (例外あり)。化合物の沸点の違いが10 ºC 以下の場合は、沸点のみによる判断は正確ではなくなり、間違いが発生する可能性が高くなります (同族列の化合物を除く)。

4

www.agilent.com/chem/jp

固定相の選択

図 1: 同族列に対する沸点溶出順
カラム :DB-1、15 m x 0.25 mm、0.25 µm

キャリアガス :ヘリウム、30 cm/sec

オーブン :

60 ºC で 1 分間、20 ºC/min で 60〜180 ºC

C10
C11

C13
C16

C14

C12

C15

沸点 (ºC)
1. n-デカン (C10)
2. n-ウンデカン (C11)174

3. n-ドデカン (C12)
4. n-トリデカン (C13)216

5. n-テトラデカン (C14)
6. n-ペンタデカン (C15)253

7. n-ヘキサデカン (C16)

287

196
234
268

0

2

4
Time (min.)68

炭化水素の同族列。溶質は沸点順に溶出しますが、ピークはそれぞれの沸点に比例した間隔ではありません。

図 2 : 沸点順からの偏差
カラム :DB-1、30 m x 0.25 mm、0.25 µm
213

沸点 (ºC)
1. トルエン
2. ヘキサノール

111

3. フェノール
4. デカン (C10)182

5. ナフタレン
6. ドデカン (C12)

219

157

4

6
5

100% Methyl

174
216

0

2

4

6

8

10

12

14

16

同族列外の溶質は、沸点順には溶出しません。

カラム選択の原則

5

固定相の選択

固定相に双極子相互作用がある場合、双極子モーメントが異なる溶質を分離する能力が高まります。一部の固定相だけがこの相互作用を引き出すことができます。ポリエチレ
ングリコール、シアノプロピルおよびトリフルオロプロピル置換ポリシロキサンは双極子相互作用を受けやすく、メチルまたはフェニル置換基は双極子相互作用を受けません(表 1)。異なる相互作用を持つ固定相を使用すると、異なる双極子を持つ溶質のピーク分離の程度が変わることが頻繁にあります (図 3)。化合物間の双極子の差が小さい場合は、適切な官能基が多量に必要となります (例えば、14 % シアノプロピルフェニル - メチルポ
リシロキサンの代わりに 50 % シアノプロピルフェニル - メチルポリシロキサン)。すべてのピークについて分離の変化の大きさを予測するのは困難です。双極子相互作用固定相は、異なる基がその基本または中心構造のさまざまな位置に置換した化合物を含むサンプルに最適であることが実験結果からわかってきました。この例として、置換芳香族化
合物、ハロカーボン、農薬、医薬品が含まれます。

表 1 : 固定相相互作用

6

www.agilent.com/chem/jp

官能基

分散

双極子

水素結合

メチル

強い

なし

なし

フェニルシリーズ

強い

なし〜弱い

弱い

シアノプロピル

強い

非常に強い

中程度

トリフルオロプロピル

強い

中程度

弱い

PEG

強い

強い

中程度

固定相の選択

図 3 : 双極子相互作用
カラム :HP-88、30 m x 0.25 mm、0.25 µm

分子量と沸点は、脂肪酸メチルエステ
ル (FAME) 異性体では実際には同一で、分子上の水素の位置の違いによる双極子相互作用が違うだけです。固定相の強い双極子相互作用だけで、これらの種類の化合物のクロマトグラム上の分
離ができます。

HP-88 での C-18:1 シス/トランス異性体
キャリアガス 水素、2 mL/min 定流量
cis- 690

cis- 11

オーブン :

120 ºC で 1 分間、10 ºC/min で 120〜175 ºC、
175 ºC で 10 分間
5 ºC/min で 175〜210 ºC、210 ºCで 5 分間
5 ºC/min で 210〜230 ºC、230 ºCで 5 分間

注入 :

1 µL

検出器 :

FID、250 ºC

80cis- 970
60

trans-1150trans- 6

40
30
20
10
15

16

17
Time (min.)

18

19

20

溶質分子と固定相の間に水素結合がある場合に水素結合相互作用が生じます。表 2 に、水素結合を形成する化合物の種類を相対結合強度とともに示します。水素結合の強度の差は重要です。双極子相互作用を受ける同じ固定相は、水素結合相互作用も受けます。
水素結合相互作用の強度が異なる固定相を使用すると、水素結合ポテンシャルが異なる
溶質のピーク分離の度合いが変動することが頻繁にあります (図 4)。化合物間の水素結合の差が小さい場合は、適切な官能基が多量に必要になります (例えば、14 % シアノプロ
ピルフェニル - メチルポリシロキサンの代わりにポリエチレングリコール)。すべてのピークについて分離の変化の大きさを予測するのは困難です。必要な分離が得られることもありますが、新しい固定相では別のピーク群が共溶出することもあります。

表 2 : 相対的水素結合強度
強度

化合物

強い

アルコール、カルボン酸、アミン

中程度

アルデヒド、エステル、ケトン

弱い〜なし

炭化水素、含ハロゲン炭素化合物、エーテル

カラム選択の原則

7

固定相の選択

図 4 : 水素結合相互作用
カラム :15 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. トルエン
2. ヘキサノール

4

3. フェノール
4. デカン (C10)

2

1

1

6

3
4

2

6
5

DB-WAX

0

3

5

2

4

6

8

10

12

14

16

5. ナフタレン
6. ドデカン (C12)

DB-1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

DB-1 は水素結合相互作用を受けません。DB-WAX でのヘキサノールとフェノールの溶出順の変化は、双極子と水素結合相互作用によるものです。

予測可能な形で保持力に影響を及ぼす別の固定相特性にフェニル含有量があります。一般に、固定相のフェニル含有量が多くなればなるほど、脂肪族溶質と比べて芳香族化合物の保持力は強くなります。これは、芳香族溶質がフェニル含有量の大きな固定相によって強く保持されるのではなく (k が大きいなど)、脂肪族溶質と比べて芳香族溶質の保持が強いことを意味します。図 5 にこの保持の挙動の例を示します。

極性
固定相の極性は、置換基の極性とその相対量により決まります。表 3 にさまざまな固定
相を極性が低い方から順に示します。カラムの選択や分離特性を決める際に極性の選択を誤ることが頻繁にあります。固定相の極性は、保持や分離に影響を与える多くの要因の 1 つです。
極性は選択性には直接結び付きませんが、化合物の保持、つまり分離に影響を与えます。同等の揮発性を持つ化合物では、固定相に類似した極性を持つ溶質について保持時間が長くなります。つまり、極性化合物は極性の低い固定相よりも強い固定相に強く保持されます。逆の場合も同じです。この効果を図 6 で確認できます。固定相の極性の変化は、保持と溶出順序の変動に大きな影響を与えます。フェニル基置換の量の変動や、双極子と水素結合の相互作用も変動の原因となりますが、それぞれの影響の度合いを判断することは困難です。

8

www.agilent.com/chem/jp

固定相の選択保持に加えて、固定相の極性がほかのカラム特性に影響を及ぼします。固定相の極性とカラム寿命、温度上限、ブリード、効率の間には一般的な傾向があります。非極性固定相では、カラム寿命、温度上限、効率は高くなる傾向があります。これらは一般的な傾向で、絶対的なものではありません。低ブリード固定相はこの傾向が当てはまらないこともあります。

表 3 : 固定相の極性
低極性

CP-Sil 2
DB-MTBE
CP-Select CB
MTBE

中極性

DB-1ms UI,
HP-1ms UI

DB-5ms UI,
HP-5ms UI

DB-1ms,HP-1msDB-5ms,HP-5msVF-1 ms

VF-5msDB-1, HP-1

DB-5, HP-5

CP-Sil 5 CB

CP-Sil 8 CB

Ultra 1

Ultra 2DB-1htVF-DA

DB-2887

高極性

DB-XLB

DB-225ms

DB-ALC1

HP-88

DB-WAX

VF-XmsDB-225

DB-Dioxin

CP-Sil 88

DB-WAXetr

DB-35ms UI

CP-Sil 43 CB

DB-200DB-23

HP-INNOWax

DB-35ms, VF35ms

VF-1701 ms

VF-200ms

VF-23 ms

VF-WAXms

DB-1701

DB-210DB-35,
HP-35

CP-Sil 19 CB

DX-4

DB-17ms, VF17ms

HP-Blood
Alcohol

DB-17

DB-ALC2

HP-50+

DX-1

CP-TCEP

CP-Wax 57
CB
DB-FFAP, HPFFAP
DB-WAX FF

DB-5.625

CP-FFAP CB

DBPetro/PONA

DB-5ht,VF-5ht

CP-Sil PONA
CB

CP-Sil PAH CB

DB-HT SimDis

SelectBiodiesel

DB-502.2

CP-SimDis

SE-54

HP-VOC

DB-17ht
DB-608CP-WAX 58
FFAP CB
CP-WAX 52
CB

DB-TPH
CP-WAX 51

CP-Volamine

DB-VRX

SelectMineral Oil

DB-624HP-101SE-30

VF-624ms
CP-Select 624
CB

CP-Carbowax
400
Carbowax
20M
HP-20MCAM

DB-1301
VF-1301ms
CP-Sil 13 CB

カラム選択の原則

9固定相の選択

分離と効率は、それぞれがピークの分離度に影響を与えるため、個々のカラム特性としてではなく、一緒に検討する必要があります。固定相が 2 つのピーク間で十分な分離能を持つ場合は、効率を高める必要はありません。短いカラムや内径の大きいカラム、および最適な GC 条件が設定されていない場合にはこのような状況は起こらないからです。分離度が十分ではない場合はカラム効率を高める必要があります。

図 5 : フェニル含有量保持力
カラム :15 m x 0.25 mm、0.25 µm

1. トルエン
2. ヘキサノール

1
2

4

3

6

3. フェノール
4. デカン (C10)

3

1

5

4

2

50%
Phenyl6
5

5. ナフタレン
6. ドデカン (C12)

DB-1

DB-17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2

0

4

6

8

10

12

14

16

DB-17 カラムでは、炭化水素と比較して、芳香族化合物の保持が増えます。DB-17 には 50 % フェニル置換基が含まれます。
DB-1 にはフェニル置換基が含まれません。

図 6 : 極性 - 保持力の関係
カラム :15 m x 0.25 mm、0.25 µm
12
4

1. トルエン
2. ヘキサノール
3. フェノール
4. デカン (C10)

2

6

1
5

3

3

4

6

DB-225Polar

5

5. ナフタレン
6. ドデカン (C12)DB-1
Non-polar

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

DB-225 カラムに対しては、炭化水素 (非極性) と比較して、アルコール (極性) は保持力を高めます。 DB-225 は DB-1 より高極性です。

10

www.agilent.com/chem/jp

固定相の選択ガス - 固体または PLOT カラム
PLOT (Porous Layer Open Tubular) カラムは、オーブンの冷却または室温以下への冷却を必要としない、非常に揮発性の高い溶質 (主にガス) の分離を目的としています。厚膜の固定相により、カラム温度を 35 ºC 以下にする必要がある分離でも、PLOT カラムを使用すると 35 ºC 以上の温度で行うことができます。
ガス - 固体または PLOT カラムの固定相はポリシロキサンおよびポリエチレングリコールと物理的に異なります。ガス - 固体固定相は小さな多孔質粒子です。粒子は、バインダーなどを用いてキャピラリチューブの内壁に貼り付けられます。溶質は吸着特性の違いに基づいて分離されます。粒子は多孔質のため、大きさと形状の違いも生じます。

Alumina PLOT カラムは、 C1〜C10 の炭化水素と小さい芳香族化合物の分離に最適です。Alumina PLOT カラムを KCl で処理したものでは、一部の炭化水素の保持の順序が変化します。PLOT Q カラムは、C1〜C3 の炭化水素では分離能がわずかに向上しますが、C4 以上の炭化水素は Alumina PLOT カラムでの分離の方が優れています。PLOT Q は、C6 以上の炭化水素と芳香族化合物で非常に長いリテンションタイムと非常に幅広いピークを示します。PLOT Q は硫黄ガスを分離し、大部分の軽質炭化水素も分離します。Molesieve PLOT
カラムは多くの希ガスや永久気体を分離するために使用されます。GS-GasPro カラムは、ほかのさまざまな PLOT カラムの特長の多くを合わせ持っています。軽質炭化水素、無機
ガス、溶媒は GC-GasPro に適したサンプルの一例です。

PLOT 相の選択のための判断基準
分散
形状/サイズ

イオン性の表面

ゼオライト

Alumina/Al2O3
GS-OxyPLOT
分散

形状/サイズ

イオン性の表面
多孔質ポリマグラファイト結合炭素
モレキュラシーブ

Bonded シリカ

PLOT カラムの例
ゼオライト/モレキュラシーブ : HP-PLOT Molesieve
グラファイト結合炭素 :GS-CarbonPLOT、CarboBOND

多孔質ポリマ :HP-PLOT Q、HP-PLOT U

Bonded シリカ :GS-GasPro、CP-SilicaPLOT

Alumina/Al2O3 :GS-Alumina、GS-Alumina KCl、HP-PLOT Al2O3 KCl、HP-PLOT Al2O3 "S"、HP-PLOT Al2O3 "M"

独自の相 :

CP-Lowox、GS-OxyPLOT

カラム選択の原則

11

固定相の選択

固定相選択の概要
1. 使用すべき固定相がわからない場合は、DB-1 または DB-5 をお試しください。
2. 低ブリード (「ms」) カラムは一般により不活性で、温度上限が高くなっています。
ウルトライナート 1ms、5ms、および 35ms カラムは、活性化合物や微量サンプルを含む幅広い対象化合物について最小のカラムブリードと最高のカラム不活性度を提供します。

3. 満足な分離度と分析時間を得るためには、低極性の固定相を使用します。非極性固定相は極性固定相よりも優れた寿命を示します。

4. 溶質の極性に類似した極性の固定相を使用します。この方法は多くの場合に利用できますが、必ずしも最適な固定相を選択できるわけではありません。

5. 完全に分離されない溶質が異なる双極子や水素結合強度を有する場合は、異なる量の (必ずしも前回を上回る量でなくてもよい) 双極子または水素結合相互作用を有す
る固定相に変えます。固定相を変更すると別の共溶出が生じることがあるため、新しい固定相を用いても全体的な分離能が向上しない可能性があります。

6. 選択型検出器と大きく反応する固定相は、できるだけ使用しないようにします。例
えば、シアノプロピルを含有する固定相を NPD とともに使用すると (カラムブリードに起因して) 大きなベースライン上昇が見られます。
7. DB-1 または DB-5、DB-1701、DB-17、および DB-WAX があれば、最小限のカラムで最も広範囲の選択性をカバーできます。

8. PLOT カラムは、主にカラム周囲温度 (室温) でガス状のサンプルの分析に使用します。

ヒントとテクニック
アジレントの GC 消耗品を使用することにより、最高の性能と最大の生産性を確保できます。詳しくは、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

12

www.agilent.com/chem/jp

カラムの内径

表 4 : カラム効率に対する径
カラム内径
直径 (mm)

理論
段数/
メートル

0.10

12,500

0.18

6,600

0.20

5,940

0.25

4,750

0.32

3,710

0.45

2,640

0.53

2,240

k=5 の溶質に対する最大効率

カラムの内径カラムの内径は、効率、保持、圧力、キャリアガス流量、およびカラム容量の 5 つの条
件に影響を与えます。
カラム効率 (N/m) はカラムの内径に反比例します。表 4 に示した効率は、小口径カラムのメートルあたりの理論段数が高いことを示しています。分離度は理論段数の平方根の関数です。したがって、カラム効率を 2 倍にすると、分離度は理論的には 1.41 倍 (2 の平方根) 増加しますが、実際には 1.2〜1.3 倍に近づきます。ピークの分離が小さく高いカラム効率 (つまり狭いピーク) が必要な場合は、小口径カラムを使用します。図 7 に、内径が異なる 2 つのカラムの分離度の差を示します。
恒温条件では、溶質の保持はカラムの内径に反比例します。温度プログラム条件では、変動が恒温条件の値の 1/3〜1/2 です。カラムの内径を保持に基づいて選択することは稀です。図 7 に、2 つの異なる径のカラムの保持の差を示します。
カラムヘッド圧は、ほぼカラム半径の逆二乗の関数です。例えば、内径 0.25 mm のカラムは、同じ長さ (キャリアガスと温度も同じ) を持つ内径 0.32 mm カラムのヘッド圧の約1.7 倍を必要とします。カラムの内径を変えるとカラムヘッド圧は劇的に変動します。より小口径のカラムには非常に高い圧力が必要なため、標準の GC 分析には内径 0.18 mm 以
上のカラム内径を使用します。広い径のカラム、特に短いカラム (15 m x 内径 0.32 mm など) は GC/MS システムでの使用には実用的ではありません。カラム出口を真空にすると必要なヘッド圧は大きく減ります。また、非常に低いヘッド圧を維持または制御することは困難です。

図 7 : カラム径 - 分解能と保持力の比較
カラム :DB-624、30 m

Rs = 0.87

Rs = 1.01

12

12
1. 1,3- ジクロロベンゼン
2. 1.4- ジクロロベンゼン

N = 58,700

0.53 mm id, 3.0 µm

N = 107,250

0.32 mm id, 1.8 µm

カラム選択の原則

13カラムの内径定圧では、カラムの内径が大きくなるにつれてキャリアガスの流量は大きくなります。
高流量が必要なアプリケーションやハードウェアには、通常は大口径カラムを使用します。ヘッドスペースシステムとパージ & トラップシステムでは、正しく操作するために高いキャリアガス流量が必要です。内径 0.45 mm または 0.53 mm のカラムは、高い流量を使用できるこれらのシステムで使用します。これらのシステムで小口径カラムを使用する場合には、特別な配慮が必要です。冷却インタフェースやオーブンの使用、スプリッ
トインジェクタによる注入などの場合です。これらの方法では、分析が複雑になる、コストが増加する、またはサンプルが失われることがあります。低キャリアガス流量が必
要なアプリケーションやハードウェアには、通常は小口径カラムを使用します。GC/MS
は低キャリアガス流量を必要とするシステムであるため、これらのアプリケーションでは内径 0.25 mm 以下のカラムを使用します。
カラムの内径が大きくなるにつれてカラム容量は増えます。実際のカラム容量は固定
相、溶質、膜厚にも依存します。表 5 に、さまざまなカラムの内径に対する一般的な容量範囲を示します。

表 5:カラム容量 (ng)
カラム内径 (mm)

膜厚 (µm)0.18-0.20

0.25

0.32

0.53

0.10

20-35

25-50

35-75

50-100

0.25

35-75

50-10075-125100-2500.50

75-150100-200

125-250250-500

1.00

150-250200-300

250-500

500-1000

3.00

400-600

500-800

1000-2000

5.00

1000-1500

1200-2000

2000-3000

カラム内径の選択の概要
1. さらに高いカラム効率が必要な場合は、内径 0.15、0.18、または 0.25 mm のカラムを使用します。内径 0.15 および 0.18 mm のカラムは、排気能力が低い GC/MS システムに特に適しています。さらに小さい内径のカラムは、カラム容量が低く、高いヘッド圧が必要です。

2. 高いサンプル容量が必要な場合には、内径 0.32 mm のカラムを使用します。多くの場合、この内径のカラムでは、スプリットレス注入または大量注入 (> 2 µL) の際の早い時期に溶出した溶質について、内径 0.25 mm のカラムよりも優れた分離能が得られます。

3. メガボアのダイレクトインジェクタしか使用できない場合や、さらに高いカラム効率が必要な場合には、内径 0.45 mm のカラムを使用します。パージ & トラップ、
ヘッドスペースサンプラ、バルブ注入アプリケーションなど、キャリアガスの流速が速い状況に適しています。

4. メガボアのダイレクトインジェクタだけしか使用できない場合には、内径 0.53 mmのカラムを使用します。パージ & トラップ、ヘッドスペースサンプラを使用する場
合など、キャリアガスの流速が速い状況に適しています。内径 0.53 mm のカラムには、一定の df (膜厚) で最も高いカラム容量があります。

14

www.agilent.com/chem/jp

カラム長

カラム長
カラム長は、効率、保持 (分析時間)、キャリアガス圧力の 3 つのパラメータに影響を及ぼします。
カラム効率 (N) はカラム長に比例します。分離度は理論段数の平方根の関数です。例えば、カラム長 (つまり効率) を 2 倍にすると、理論上、分離度は 1.41 倍高くなります (実際には 1.2〜1.3 倍に近づきます)。ピークの分離が小さく、高いカラム効率 (つまり狭いピーク) が必要な場合は、長いカラムを使用します。図 8 に、3 つの異なる長さのカラムに対する分離度の違いを示します。

図 8 : カラム長 - 分解度と保持力の比較
カラム :DB-62415 m x 0.53 mm、0.3 µm
30 m x 0.53 mm、0.3 µm
60 m x 0.53 mm、0.3 µm

Rs = 0.84
2.29 min1
2

Rs = 1.16
4.82 min

1

1

2

15 meters

Rs = 1.68
8.73 min30 meters

2

1. 1,3- ジクロロベンゼン
2. 1.4- ジクロロベンゼン

60 meters

定温条件では、溶質の保持はカラム長に比例します。温度プログラム条件では、変動は恒温条件の値の 1/3〜1/2 です。カラムを長くすることで効率が高くなる場合は、分析時間は大幅に伸びます。図 8 に、3 つの異なる長さのカラムでの保持の違いを示します。

カラム選択の原則

15

カラム長

カラムヘッド圧はカラムの長さにほぼ比例します。カラムが非常に小口径か大口径でな
い限り、通常は圧力は問題になりません。長く小口径のカラムは非常に高いヘッド圧を必要とし、短く大口径のカラムでは必要とされるヘッド圧は低くなります。どちらの状
況も現実的ではないため、限られた条件下での話になります。キャリアガスの種類もカ
ラム圧力に影響を及ぼします。
カラムが長くなるにつれて、カラムブリードが増えます。長いカラムはより多くの固定相を持つため、より多くの分解生成物が生じます。長いカラムでのブリードの増加はさほど大きくありませんが、長いカラムが必要な場合に、それを使用することに対する障害になってはいけません。
カラムのコストはカラム長に直接関係します。カラム長を 2 倍にすると、カラムの価格もほぼ 2 倍になります。カラムを長くすることで効率を高めると、カラムコストは大幅に増えます。分析時間が延びることも考慮すると、効率を上げるためにカラムを長くすることはよい選択肢とは言えません。
短いカラムは、長いカラムに比べ、メートルあたりのコストは高くなります。長いカラ
ムを短く切断することがコストを抑える方法のように思われますが、これはお勧めしま
せん。短く切ったカラムの品質は保証できません。手を加えていない本来のカラムとは同じではない恐れがあります。理論上、切断したカラムは同様の結果を示すはずです。
しかし、実際には、必ずしもそうなるとは限りません。元のカラムから短いカラムを切り取った場合、切断された個々のカラムの変動の可能性は高くなります。カラム長、膜厚、固定相極性が高くなり、カラム径が小さくなると、切断された個々のカラムの間に大きな変動が見られます。また、短いカラムを他のケージに再度巻き付けるときに、チューブが割れる可能性が増します。技術的に、カラムを短くすることで、その性能は保証されなくなります。

カラム長選択の概要
1. 最適な長さが不明な場合は、25〜30 m のカラムをお試しください。
2. 10〜15 m のカラムは、非常によく分離された溶質が含まれるサンプルや、溶質の数が非常に少ないサンプルに最適です。短いものは、非常に小口径のカラムのヘッド
圧を下げるために使用されます。

3. 50〜60 m のカラムは、ほかの手段 (より小さな径、別の固定相、カラム温度の変更)
では分離ができない場合に使用します。多数の溶質を含む複雑なサンプルに最適です。長いカラムは分析時間が長く、コストが高くなります。

16

www.agilent.com/chem/jp

カラム膜厚カラム膜厚カラムの膜厚は、保持、分離能、ブリード、不活性度、カラム容量の 5 つの主要なパラ
メータに影響を及ぼします。
定温条件では、溶液の保持は膜厚に正比例します。温度プログラム条件では、変動が定温条件の値の 1/3〜1/2 になります。厚膜カラムは、非常に揮発性の高い溶質で高い保持を得るために使用します。標準膜厚のカラムを使用した場合に、通常は低温 (室温以下)の冷却を必要とする揮発性溶質も、30 ºC 以上の温度で十分に保持できます。より厚膜のカラムに変更すると、より高いカラム温度で同等またはそれ以上の保持を提供する効果があります。通常、厚膜カラムは、溶媒や選択ガスなどの揮発性化合物に使用します。
薄膜カラムは、強く保持される溶質の保持を軽減するために使用します。強く保持される溶質を早く、または低い温度で溶出できます。薄膜カラムに変更すると、低いカラム
温度で同等以下の保持を提供する効果があります。通常、薄膜カラムは、高沸点または高分子量化合物に使用します。図 9 に、膜厚が異なる 2 つのカラムの保持の違いを示します。

k 値が 2 以下の溶質は、カラムによる保持が不十分なために分離が非常に困難です。厚膜カラムに変更すると、溶質保持が強まるため、分離能が向上します。分離能の向上
は、元のカラムの溶質 k 値によって異なります。k 値が 5 以下の溶質では、保持を強めると分離能が上がります。5〜10 の値を持つ溶質のピークでは、その保持を強めると分離能はある程度高くなります。10 以上の k 値を持つピークでは、保持を強めても分離能の向上はなく、分離能が下がることもあります。早く溶出するピークの分離能を上げるた
めに膜厚を厚くすると、遅く溶出するピークの分離能が低下します。

図 9 : カラム膜厚 - 分解能と保持力の比較
カラム :DB-1、30 m x 0.32 mm

キャリアガス :ヘリウム、38 cm/sec

オーブン :

100 ºC 定温

1

7.00

2

3

0

2

4

0.25 µm

68

1. n- デカン
2. n- ウンデカン

Time (min.)1

3. n- ドデカン
24.59
2
3

0

5

10

15

20

1.00 µm

25Time (min.)

カラム選択の原則

17カラム膜厚所定の固定相に対して、膜厚を増すとカラムブリードが大きくなります。厚膜カラムは保持力が強いため、膜厚を大きくすると、遅く溶出するピークが、カラムブリードが多い領域に移動する可能性があります。ブリードレベルが高いことにより、厚膜カラムの温度上限は低くなることがあります。
カラムは、膜厚が大きくなるほど不活性になります。チューブ表面から溶質を遮断する
固定相が多くなります。膜厚カラムを使用することにより、活性化合物のピークテーリ
ングを減少したり、排除したりすることができます。
厚膜カラムは高い溶質容量を持っています。1 つの溶質が非常に多量に存在する場合、生じる幅広いピークが隣接ピークと干渉するか、共溶出する恐れがあります。厚膜カラムに変更することで、ピークの広がり、つまり共溶出を軽減できます。表 5 に、さまざまな膜厚に対する一般的な容量範囲を示します。

カラム膜厚選択の概要
1. 内径 0.18〜0.32 mm のカラムでは、0.18〜0.25 µm の膜厚が平均または標準で (つまり薄くも厚くもない)、大部分の分析対象化合物に使用されます。
2. 内径 0.45〜0.53 mm のカラムでは、0.8〜1.5 µm の膜厚が平均または標準で (つまり薄くも厚くもない)、大部分の分析対象化合物に使用されます。
3. 厚膜カラムは、揮発性溶質 (軽質溶剤、ガスなど) の分離に使用します。厚膜カラム
は不活性度が高く、容量が大きくなります。厚膜カラムはカラムブリードが大き
く、温度上限が低くなります。

4. 薄膜カラムは、高沸点、高分子量の溶質 (ステロイド、トリグリセリドなど) の保持を最低限に抑えるために使用されます。薄膜カラムは不活性度が低く、カラム容量が小さくなります。また、カラムブリードは少なくなります。

18

www.agilent.com/chem/jp

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド
アプリケーション分野

アプリケーション例

アジレントカラム

バイオディーゼル

EN14105 遊離/総グリセリン

Biodiesel、Select Biodiesel for Glycerides

ASTM D6584 遊離/総グリセリン

Biodiesel、Select Biodiesel for Glycerides

EN14103 FAME 分析

Biodiesel、Select Biodiesel for FAME

EN14110 残留メタノール
EN14106 遊離グリセロール

Biodiesel、Select Biodiesel for Methanol
Select Biodiesel for Glycerides

キラル g-ラクトンおよびテルペン

CycloSil-b酸、アルコール、アミノ酸、芳香族炭化水
素、ジオール、調味料、香料、ケトン、
有機酸、フェノールの光学異性体

Cyclodex-b

キラル化合物 (窒素選択検出器、NPD を使用)

HP-Chiral b酸、アルコール、アミノ酸、芳香族炭化水
素、ジオール、調味料、香料、ケトン、
有機酸、フェノールの光学異性体

CP-Chirasil-Dex CB、CP-Cyclodextrin-b-2,3,6-M-19

アミノ酸、光学異性体

CP-Chirasil-Dex CB、CP-Cyclodextrin-b-2,3,6-M-19
Select FAME

キラル

食品、香料

C26 までの FAME、FAME のシス/トランス

異性体の高速分離

260 ºCまでのシス/トランス FAME 分析

ライフサイエンス

農薬

揮発性HP-88、CP-Sil 88 for FAME
CP-Carbowax 400 for Volatiles in Alcohol

不飽和トリグリセリド

CP-TAP CB for Triglycerides

C1〜C26 の香料および遊離脂肪酸

DB-WAX、HP-WAX、CP-FFAP CB

グリコール、ジオール、アルコール

CP-Wax 57 CB for Glycols and Alcohols、DB-WAX

血中アルコールテスト
乱用薬物の確認

DB-ALC1、DB-ALC2
DB-5ms EVDX

USP 溶媒、一般的な溶媒

DB-624、VF-624ms

乱用薬物の確認

DB-35ms ウルトライナート、VF-DA

有機塩素系農薬および PCB

DB-35ms ウルトライナート、DB-17ms、DB-XLB
DB-608塩素系農薬および PCB
環境および食品中の農薬分析

DB-35ms ウルトライナート、DB-XLB、VF-1701 Pesticides、
DB-1701P

塩素系、窒素系、リン系農薬

CP-Sil 8 CB for Pesticides、DB-35ms ウルトライナート、
DB-5ms ウルトライナート

塩素系、窒素系、リン系農薬、微量 DDTおよびエンドリン

CP-Sil 19 CB for Pesticides、DB-35ms、DB-XLB(続く)

カラム選択の原則

19

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

アプリケーション分野

アプリケーション例

多環芳香族炭化水素

EU の規制対象の PAH

DB-EUPAH

環境および食品サンプル中の PAH

Select PAH

C5〜C80、PAH および極性化合物

CP-Sil PAH CB UltiMetal

EU および EPA の規制対象 PAH

VF-17ms for PAH

ASTM メソッド D2887 を使用した擬似蒸留

DB-2887

C5〜C120 の擬似蒸留

DB-HT SimDis、CP-SimDist UltiMetal

PONA および PIANO 分析
ASTM D5134

HP-PONA、DB-Petro、CP-Sil PONA CB
CP-Sil PONA for ASTM D5134

C1〜C10 の炭化水素

Select Al2O3 MAPD、Alumina PLOT ファミリ
CP-TCEP for Alcohols in Gasoline

石油

C1〜C6 のアルコール、
C6〜C10 の芳香族化合物
プロピレンストリーム中の硫黄不純物質

Select Low Sulfur

高極性および無極性揮発性化合物、
クロロシラン

Select Silanes

C1〜 C6 のアミン、アルコール、NH3、水、溶媒、エタノールアミン

CP-Volamine

C3〜C20 のアミン、アルカノールアミン

CP-Sil 8 CB for Amines

C3〜C8 のアミンおよびジアミン

CP-Wax for Volatile Amines and Diamines

C4〜C10 のアミン、ジアミン、
芳香族アミン

CP-Wax 51 for Amines

C1〜C10 の炭化水素に含まれる酸化化合物

CP-Lowox、GS-OxyPLOT
GS-OxyPLOT

C1〜C10 の炭化水素

半揮発性化合物

アジレントカラム

メタノール、ホルムアルデヒド、およびギ酸水溶液

CP-Sil 5 CB for Formaldehyde

C1〜C12 の炭化水素

CP-Squalane

揮発性酸化化合物およびハロゲン化炭化水素

CP-Propox

ポリ塩化ジベンゾダイオキシン (PCDD)
およびジベンゾフラン (PCDF)

DB-Dioxin

ダイオキシンおよびジベンゾフラン

CP-Sil 88 for Dioxins、DB-Dioxin

EPA 半揮発性化合物メソッド
625、1625、8270、および CLP プロトコル

DB-5ms ウルトライナート、DB-5.625、HP-5ms セミボラタイル
CP-Sil 5/C18 CB for PCB

PCB、詳細な分析
PCB

CP-Sil 8 CB for PCB、DB-XLB

(続く)

20

www.agilent.com/chem/jp

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

アプリケーション分野

アプリケーション例

アジレントカラム

揮発性化合物EPA メソッド 502.2、524.2、および 8260

DB-VRX

揮発性優先汚染物質および残留溶媒ハロゲン化炭化水素および有機溶媒

DB-624、VF-624ms
CP-Select 624 CB

EPA メソッド 502.2、524.2、および 8260

HP-VOCEPA メソッド 502.2

DB-502.2

土壌および水中の MTBE

DB-MTBE

酸素化合物および有機溶媒

CP-Select CB for MTBE

全石油炭化水素 (TPH)、土壌分析、および LUFT

DB-TPH

C5〜C40 の炭化水素

Select Mineral Oil

金属

高温分析および処理アプリケーション

非結合型

アミノ酸誘導体、精油

UltiMetal、DB-ProSteel
HP-101

薬物、グリコール、農薬、ステロイド

HP-17

アミン、塩基性化合物

CAM

アルコール、遊離酸、精油、エーテル、
グリコール、溶媒

Carbowax 20M、HP-20M

汎用

SE-30、SE-54

ヒントとテクニック
およそ 2000 の GC アプリケーションと標準メソッドを ScanView
データベースで検索することができます。ScanView のコピー
は、www.agilent.com/chem/scanview からダウンロードできます。

カラム選択の原則

21

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

EPA メソッド
飲用水

EPA メソッド アプリケーション
501, 501.3

502.2

503.1
504.1

505

506

507

508

508.1

SIM モード GC/MS による飲料水中のトリハロメタンの測定
パージ & トラップ GC-PID-ECD による
水中の揮発性有機化合物

推奨カラム
DB-VRX, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

部品番号122-1534

DB-624, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1334

VF-624ms, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

CP9102

DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1564

DB-624, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1364

VF-624ms, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

CP9103

VF-624ms, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

CP9102

パージ & トラップ GC による水中の揮発性芳香族および不飽和有機化合物

DB-VRX, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1534

DB-624, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1334

マイクロ抽出 - GC による 1,2- ジブロモエタン (EDB)
および 1,2- ジブロモ-3-クロロプロパン (DBCP)

DB-VRX, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1534

DB-624, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1334

VF-1ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

CP8926

VF-1701ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

CP9163マイクロ抽出 - GC による水中の有機ハロゲン化農薬 DB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm
および PCB の分析
VF-1ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

122-1236
CP8926

VF-17ms, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

CP8991

液液抽出または液/固抽出 - GC-PID による飲料水中の DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm
フタル酸およびアジピン酸エステルの定量
VF-5ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

CP8955VF-1ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

CP8924DB-35ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-3832

DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532

VF-5 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9074

VF-1701 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9070

GC-NPD による水中の有機窒素系農薬および有機リン系農薬の定量

GC-ECD による水中の有機塩素系農薬の定量

液/固抽出 - GC-ECD による塩素系農薬、除草剤、および有機ハロゲンの定量

122-5532

DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-3832UI

DB-XLB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-1236

DB-608, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-1730

VF-5 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9074

VF-1701 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9070DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-3832UI

DB-XLB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-1236

VF-5 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9074(続く)

22

www.agilent.com/chem/jp

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

飲用水

EPA メソッド アプリケーション
515

515.3

515.4

521

飲料水中の塩素系除草剤の定量

液液抽出 - 誘導体化 - GC-ECD による飲料水中の塩素系酸性物質の定量

液液マイクロ抽出 - 誘導体化 - 高速 GC-ECD による飲料水中の塩素系酸性物質の定量

推奨カラム
DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

部品番号123-3832UI

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UI

HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

19091S-433UI

DB-1701, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-0732

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UI

HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

19091S-433UI

DB-1701, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-0732

VF-1701ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9151VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944DB-5ms Ultra Inert, 20 m x 0.18 mm, 0.18 µm

121-5522UI

HP-5ms Ultra Inert, 20 m x 0.18 mm, 0.18 µm

19091S-577UI

DB-1701, 20 m x 0.18 mm, 0.18 µm

121-0722

VF-1701ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9151VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944

固相抽出 - 大量注入 GC - タンデム型 MS/MS (CI 法) に DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm
よる飲料水中のニトロサミンの定量
HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm
524.2

525, 525.2
526

527

GC/MS による水中の揮発性有機化合物の測定

122-5533UI
19091S-233UI
CP8946

DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1564

DB-624, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1364

HP-VOC, 60 m x 0.20 mm, 1.10 µm

19091R-306

DB-VRX, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1524

DB-624, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1324

VF-624ms, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

CP9102

VF-624ms, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

CP9103VF-5ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

CP8957

液/固抽出 - GC/MS による飲料水中の有機化合物の定量

HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

19091S-133

VF-5 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9074

固相抽出 - GC/MS による飲料水中の指定半揮発性有機化合物の定量

DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532

固相抽出 - GC/MS による飲料水中の特定農薬および難燃剤の定量HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

19091S-433

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532

HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

19091S-433

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944(続く)

カラム選択の原則

23

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

飲用水

EPA メソッド アプリケーション
528

529

551

551.1

552

552.1

固相抽出 - GC/MS による飲料水中のフェノールの定量

固相抽出 - GC/MS による飲料水中の爆発物および関連物質の定量

液液抽出 - GC-ECD による飲料水中の塩素系消毒液
および塩素系溶媒の定量

液液抽出 - GC-ECD による飲料水中の塩素系消毒液、塩素系溶媒および含ハロゲン農薬の定量

液液抽出 - 誘導体化 - GC-ECD による飲料水中のハロ酢酸の定量

イオン交換 - 液/固抽出 - GC-ECD による飲料水中のハロ酢酸およびダラポンの定量

推奨カラム
DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

部品番号122-5532

DB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-1232

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944DB-5ms Ultra Inert, 15 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5512UI

HP-5ms Ultra Inert, 15 m x 0.25 mm, 0.25 µm

19091S-431UI

VF-5ms, 15 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8939DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

122-5533

DB-1, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

122-1033

DB-210, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

122-0233

VF-1301ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP9054DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

122-5533

DB-1, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

122-1033

DB-1301, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

122-1333

VF-1ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP8913

VF-1301ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP9054DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-3832UI

DB-XLB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-1236

DB-1701, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-0732

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UI

HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

19091S-433UI

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-3832UI

DB-XLB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-1236(続く)

24

www.agilent.com/chem/jp

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

飲用水

EPA メソッド アプリケーション
552.2

552.3

液液抽出 - 誘導体化 - GC-ECD による飲料水中のハロ酢酸およびダラポンの定量

液液マイクロ抽出 - 誘導体化 - GC-ECD による飲料水中のハロ酢酸およびダラポンの定量

推奨カラム
DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

部品番号123-3832UI

DB-XLB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-1236

VF-1701ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9151VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532

DB-1701, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-0732

VF-1701ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9151VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm
556

ペンタフルオロベンジルヒドロキシルアミン誘導体 DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm
化 - GC-ECD による飲料水中のカルボニル化合物のDB-1701, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

定量CP8944
122-5532
122-0732

VF-1701ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9151VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944

カラム選択の原則

25

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

廃水

EPA メソッド アプリケーション
601

602

603

604

605
606

607
608

揮発性ハロカーボン

揮発性芳香族化合物

アクロレインおよびアクリロニトリル

フェノール

ベンジジン
フタル酸エステル

ニトロサミン
有機塩素系農薬および PCB

カラム
DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

部品番号122-1564

DB-624, 75 m x 0.45 mm, 2.55 µm

124-1374

DB-624, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1364

VF-624ms, 75 m x 0.53 mm, 3.00 µm

CP9108

VF-624ms, 60 m x 0.32 mm, 1.80 µm

CP9105VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944

DB-624, 75 m x 0.53 mm, 3.00 µm

125-1374

DB-624, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1334

DB-VRX, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1534

VF-624ms, 75 m x 0.53 mm, 3.00 µm

CP9108VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944

VF-624ms, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

CP9102

DB-624, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1334

DB-VRX, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1534

VF-WAXms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP9206

VF-624ms, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

CP9102

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UIDB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-1232

VF-5ms, 60 m x 0.32 mm, 1.80 µm

CP9105VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UI

DB-608, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-6832

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UI

DB-608, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-6832

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UI

CP-Sil 8 CB for Amines, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

CP7596

DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-3832UI

DB-XLB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-1236

DB-17ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-4732

VF-5 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9074

VF-1701 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9070VF-17ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8982(続く)26

www.agilent.com/chem/jp

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

廃水

EPA メソッド アプリケーション
609

610

芳香族ニトロ化合物およびイソホロン

多核芳香族炭化水素

611

ハロエーテル612

塩素化炭化水素

613

614
615

619

622

2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン

都市および工業廃水中の有機リン系農薬の定量
塩素系除草剤

トリアジン系農薬

都市および工業廃水中の有機リン系農薬の定量

カラム
HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

部品番号19091S-133

DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

122-5536

DB-608, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-6832

VF-5ms, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8976VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

CP8945DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UI

DB-5ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-5532

DB-17ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-4732

VF-17ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8982VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944VF-5ms, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8976VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

CP8945DB-5ms, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-5536

HP-5ms, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

19091S-113

DB-1, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-103E

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.10 µm

CP8943

VF-35ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8877

VF-200ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP8860DB-5ms Ultra Inert, 60 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5562UI

CP-Sil 88 for Dioxins, 50 m x 0.25 mm, 0.20 µm

CP7588VF-5ms, 60 m x 0.25 mm, 0.10 µm

CP8948DB-35ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-3832

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UI

DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-3832UI

VF-1701 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9070VF-5 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9074DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-3832UI

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UI

VF-17ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

CP8983VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-3832UI

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UI(続く)

カラム選択の原則

27

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

廃水

EPA メソッド アプリケーション
624

625

1613

揮発性化合物

塩基性/中性および酸性

同位体希釈 HRGC/HRMS による四塩化〜
八塩化ダイオキシンおよびフラン

1624

同位体希釈 GC/MS による揮発性有機化合物

1625

同位体希釈 GC/MS による半揮発性有機化合物

8021

揮発性ハロゲン化および芳香族有機化合物

カラム
DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

部品番号122-1564

DB-624, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1364

HP-VOC, 60 m x 0.20 mm, 1.10 µm

19091R-306

DB-VRX, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1524

DB-624, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1324

VF-624ms, 75 m x 0.53 mm, 3.00 µm

CP9108

VF-624ms, 60 m x 0.32 mm, 1.80 µm

CP9105VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

19091S-133UI

VF-5 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9074

VF-1701 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9070VF-200ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8858DB-5ms Ultra Inert, 60 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5562UI

CP-Sil 88 for Dioxins, 50 m x 0.25 mm, 0.20 µm

CP7588VF-5ms, 60 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8960DB-624, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1364

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532UI

HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

19091S-433UI

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944

DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1564

DB-624, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1364

ヒントとテクニック
GC Calculator は、iPhone および iPod touch ユーザーの方にご利用いただける無償のアプリケーションソフトです。キャピラリ GC カラム
における圧力設定値と流量値を計算できます。
www.agilent.com/chem/gcapp をご覧ください。

28

www.agilent.com/chem/jp

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

固形廃棄物

EPA メソッド

アプリケーション

8010

EPA メソッド 8021 による揮発性ハロゲン化

8011

8015
8015c

8020
8021、CLP ボラミン
8021b
8031

カラム
DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

部品番号122-1564

DB-608, 30 m x 0.53 mm, 0.50 µm

125-6837

マイクロ抽出 - GC による 1,2-ジブロモエタン DB-624, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm
および 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン
DB-VRX, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1534

有機化合物のリスト

GC による非ハロゲン化有機化合物
GC による非ハロゲン化有機化合物

EPA メソッド 8021 による揮発性芳香族有機化合物のリスト

揮発性ハロゲン化および芳香族有機化合物

GC による芳香族およびハロゲン化揮発性化合物
GC によるアクリロニトリル

122-1334

VF-1ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

CP8924

DB-624, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1334

DB-VRX, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1534

DB-WAX, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

122-7033

DB-5, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

122-5033

HP-5, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

19091J-233

DB-608, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9215CP-Sil 8 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8736

DB-624, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1334

DB-VRX, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1534

DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1564

DB-608, 30 m x 0.53 mm, 0.50 µm

125-6837

VF-624ms, 60 m x 0.53 mm, 3.00 µm

CP9107

VF-624ms, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

CP9103

DB-624, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1334

DB-VRX, 30 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1534

PoraBOND Q, 25 m x 0.53 mm, 10.00 µm

CP73548032

GC によるアクリルアミド

CP-Wax 58 FFAP CB, 25 m x 0.53 mm, 2.00 µm

CP76548033

GC-NPD によるアセトニトリル

DB-WAX, 15 m x 0.25 mm, 0.50 µm

122-7013

8040、8041、8,041a

8060
8061

8070、8,070a

GC によるフェノール

フタル酸エステル

GC-ECD によるフタル酸エステル

GC によるニトロサミン

HP-INNOWax, 15 m x 0.25 mm, 0.50 µm

19091N-231

VF-WAXms, 15 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9226DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532

DB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-1232

VF-5ms, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8976

VF-1701ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9171

VF-17ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9001DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532

DB-608, 30 m x 0.53 mm, 0.50 µm

125-6837

DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532

DB-608, 30 m x 0.53 mm, 0.50 µm

125-6837

VF-5ms, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8976

VF-1701ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9171DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532

CP-Sil 8 CB for Amines, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP7597

VF-17ms, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP9002(続く)

カラム選択の原則

29

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

固形廃棄物

EPA メソッド

アプリケーション

8081、8,081a

GC による有機塩素系農薬

8082、CLP 農薬、8082a

8090

GC によるポリ塩化ビフェニル (PCB)

芳香族ニトロ化合物およびイソホロン

DB-XLB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-1236

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP8946

VF-35ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP8879VF-35ms, 30 m x 0.53 mm, 0.50 µm

CP8887

VF-1701ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9171VF-5ms, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8976

DB-35ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-3832

DB-XLB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-1236

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP8946

VF-35ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP8879VF-35ms, 30 m x 0.53 mm, 0.50 µm

CP8887

VF-1701ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9171VF-5ms, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8976DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

122-5533

DB-608, 30 m x 0.53 mm, 0.50 µm

125-6837
19091S-133

環状ケトン

VF-5ms, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8976

VF-1701ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9171

GC による爆発物

DB-225, 15 m x 0.53 mm, 1.00 µm

125-2212

HP-5, 15 m x 0.53 mm, 1.50 µm

19095J-321

DB-5, 15 m x 0.53 mm, 1.50 µm

125-5012

VF-5ms, 15 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8973VF-1ms, 15 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8967

VF-200ms, 15 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8866

GC による芳香族ニトロ化合物および

8095

8111

部品番号
123-3832

HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm
8091

8100

カラム
DB-35ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

多核芳香族炭化水素

GC によるハロエーテル

DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532

DB-5ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-5532

DB-1ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-0132

DB-17ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-4732

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

122-5533

HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

19091S-133

DB-1701, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

122-0733

VF-5ms, 15 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8973

VF-1701ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9171(続く)30

www.agilent.com/chem/jp

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

固形廃棄物

EPA メソッド

アプリケーション8120

GC による塩素系炭化水素

8121

8131

8140

8141a、8141b

GC による塩化炭化水素 :キャピラリカラム技術

GC によるアニリンおよび指定誘導体

GC-NPD による有機リン系農薬

GC による有機リン系農薬 :キャピラリカラム技術

カラム
DB-5ms, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

部品番号123-5536

HP-5ms, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

19091S-113

DB-1, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-103E

DB-5ms, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-5536

HP-5ms, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

19091S-113

DB-1, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-103E

VF-200ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8868

VF-WAXms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9215VF-5ms, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8976

VF-1701ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9171DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

122-5533UI

HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

19091S-133UI

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944CP-Sil 8 CB for Amines, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP7598DB-35ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-3832

DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944DB-35ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-3832

DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5532

VF-200ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8868

VF-35ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8888VF-5ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8975VF-1ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP89698150

塩素系除草剤

DB-35ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-3832

8151、8151b

GC によるメチル化またはペンタフルオロ
ベンジル誘導体化した塩素系除草剤 :DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-3832UI

キャピラリカラム技術

8240

揮発性塩素化および芳香族炭化水素

DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-5532UI

HP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

19091S-413UI

VF-5 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9074VF-5ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

CP8957

VF-35ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8877

VF-1701 Pesticides, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP9070VF-35ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8888

VF-1701ms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9171

DB-VRX, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1524

DB-624, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1324

DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1564

DB-608, 30 m x 0.53 mm, 0.50 µm

125-6837

HP-VOC, 60 m x 0.20 mm, 1.10 µm

19091R-306

VF-624ms, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

CP9103(続く)

カラム選択の原則

31

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

固形廃棄物

EPA メソッド

アプリケーション

8260/CLP-VOC

GC/MS による揮発性有機化合物 :

8260b

8261

8270、8270d

8275a

8280b

キャピラリカラム技術メソッド

GC/MS による揮発性有機化合物

VD (Vacuum Distillation)/GC/MSによる揮発性有機化合物

GC/MS による半揮発性有機化合物 :カラム
DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

部品番号122-1564

DB-608, 30 m x 0.53 mm, 0.50 µm

125-6837

DB-VRX, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1524

DB-624, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1324

DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1564

DB-608, 30 m x 0.53 mm, 0.50 µm

125-6837

DB-VRX, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1524

DB-624, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1324

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP8946

VF-624ms, 60 m x 0.32 mm, 1.80 µm

CP9105

DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1564

DB-608, 30 m x 0.53 mm, 0.50 µm

125-6837

DB-VRX, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1524

DB-624, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1324

VF-624ms, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

CP9103

DB-UI 8270D, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-9732

DB-UI 8270D, 20 m x 0.18 mm, 0.36 µm

121-9723

HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

19091S-133

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

CP8945VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP8946

TE (Thermal Extraction)/GC/MS による土壌、DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

122-5533(PAH および PCB)

HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

19091S-133

汚泥、固形廃棄物中の半揮発性有機化合物

VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP8944VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

CP8945VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

CP8946

高分解能 GC/低分解能 MS (HRGC/LRMS) による DB-5ms Ultra Inert, 60 m x 0.25 mm, 0.25 µm
ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン (PCDD)
CP-Sil 8 CB
およびポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF)

122-5562UI

高分解能 GC/高分解能 MS (HRGC/HRMS) による DB-5ms Ultra Inert, 60 m x 0.25 mm, 0.25 µm
ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン (PCDD)
CP-Sil 8 CB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm
およびポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF)

122-5562UI

CP875130 m x 0.25 mm, 0.25 µm

8290b

8410

8430

32

GC/FT-IR による半揮発性有機化合物 :キャピラリカラム

水系ダイレクト注入 GC/FT-IR による
ビス (2-クロロエチル) エーテルおよびその加水分解物の分析

www.agilent.com/chem/jp

CP8751CP-Sil 88 for Dioxins, 50 m x 0.25 mm, 0.20 µm

CP7588HP-5ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

19091S-213

DB-5ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

123-5533

VF-5ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

CP8955

DB-WAX, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

122-7033

HP-INNOWax, 30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

19091N-233

VF-WAXms, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP9215

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

米国薬局方 (USP) GC 相
Agilent 推奨相

USP 相組成
G1 ジメチルポリシロキサンオイル

HP-1*、DB-1*、HP-1ms*、DB-1ms*、VF-1ms、CP-Sil 5 CB、CP-Sil 5
CB Low Bleed/MS

ジメチルポリシロキサンガム

HP-1*、DB-1*、HP-1ms*、DB-1ms*、VF-1ms、CP-Sil 5 CB、CP-Sil 5
CB Low Bleed/MS、CP-SimDist

G3

50% フェニル 50% メチルポリシロキサン

DB-17*、HP-50+*、VF-17ms、CP-Sil 24 CB、CP-Sil 24 CB Low Bleed/MS

G5

3- シアノプロピルポリシロキサン

DB-23、VF-23ms、Select for FAME、CP-Sil 88

G2

G6

トリフルオロプロピルメチルポリシリコン

DB-200、DB-210、VF-200ms

G7

50% 3-シアノプロプル 50% フェニルメチルシリコン

DB-225、DB-225ms、CP-Sil 43 CB

G8

80% ビス (3-シアノプロプル) 20% 3-シアノプロピルフェニル
ポリシロキサンまたは 90% 3-シアノプロプル 10% フェニル

HP-88、VF-23ms

G14

ポリエチレングリコール (平均分子量

DB-WAX、VF-WAXms、CP-Wax 52 CB

G15

ポリエチレングリコール (平均分子量 3,000〜3,700)

DB-WAX、VF-WAXms、CP-Wax 52 CB

G16

ポリエチレングリコール (平均分子量 15,000)

DB-WAX*、VF-WAXms、CP-Wax 52 CB

G17

75% フェニル 25% メチルポリシロキサン

DB-17、HP-50+、VF-17ms、CP-Sil 24 CB、CP-Sil 24 CB Low Bleed/MS

G19

25% フェニル 25% シアノプロピルメチルポリシロキサン

DB-225、DB-225ms、CP-Sil 43 CB

G20

ポリエチレングリコール (平均分子量 380〜420)

DB-WAX、VF-WAXms、CP-Wax 52 CB

G25

ポリエチレングリコール TPA (Carbowax 20M テレフタル酸)

DB-FFAP*、HP-FFAP*、CP-Wax 58 (FFAP) CB、CP-FFAP CB

G27

5% フェニル 95% メチルポリシロキサン

DB-5*、HP-5*、HP-5ms*、DB-5ms、VF-5ms、VF-5ht、CP-Sil 8
CB、CP-Sil 8 CB Low Bleed/MS

G28

25% フェニル 75% メチルポリシロキサン

DB-35、HP-35、DB-35ms、VF-35ms

G32

20% フェニルメチル 80% ジメチルポリシロキサン

DB-35、HP-35、DB-35ms、VF-35ms

G35

ポリエチレングリコールとニトロテレフタル酸でエステル化されたジエポキシド

DB-FFAP*、HP-FFAP*、CP-Wax 58 (FFAP) CB、CP-FFAP CB

G36

1% ビニルl 5% フェニルメチルポリシロキサン

DB-5、HP-5、HP-5ms、DB-5ms、VF-5ms、VF-5ht、CP-Sil 8 CB、CPSil 8 CB Low Bleed/MS

G38

Phase G1 に加えてテーリング抑制

DB-1、HP-1、HP-1ms、DB-1ms、VF-1ms、CP-Sil 5 CB、CP-Sil 5 CB
Low Bleed/MS

G39

ポリエチレングリコール (平均分子量 1,500)

DB-WAX、VF-WAXms、CP-Wax 52 CB

G41

フェニルメチルジメチルシリコン (10% フェニル置換)

DB-5、HP-5、HP-5ms、DB-5ms、VF-5ms、VF-5ht、CP-Sil 8 CB、CPSil 8 CB Low Bleed/MS

G42

35% フェニル 65% ジメチルビニルシロキサン

DB-35*、HP-35*、DB-35ms、VF-35ms

G43

6% シアノプロピルフェニル 94% ジメチルポリシロキサン

DB-624*、DB-1301、VF-624ms、VF-1301ms、CP-1301、CP-Select 624 CB

G45

ジメタクリル酸ジビニルベンゼンエチレングリコール

HP-PLOT U*、CP-PoraBOND U、CP-PoraPLOT U

G46

14% シアノプロピルフェニル 86% メチルポリシロキサン

DB-1701*、VF-1701ms、CP-Sil 19 CB、CP-Sil 19 CB Low Bleed/MS

メチルシロキサン* 代替品

ヒントとテクニック
アジレントのソリューションを使用することで、
改訂 USP <467> の高い基準も十分に満たすことができます。
www.agilent.com/chem/usp467 をご覧ください。

カラム選択の原則

33

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

ASTM メソッド
メソッド
D 1945

D 1946

タイトル

GC による天然ガス分析の標準試験メソッド

GC による改質ガス分析の標準試験メソッド

アジレントの推奨カラム
HP PLOT, 15 m x 0.53 mm, 50.00 µm

部品番号19095P-MS9

HP PLOT Q, 15 m x 0.53 mm, 40.00 µm

19095P-QO3

CP-Molsieve 5Å, 10 m x 0.53 mm, 50.00 µm

CP7537

PoraPLOT Q-HT, 10 m x 0.53 mm, 20.00 µm

CP7558HP PLOT, 15 m x 0.53 mm, 50.00 µm

19095P-MS9

HP PLOT Q, 15 m x 0.53 mm, 40.00 µm

19095P-QO3

CP-Molsieve 5Å, 10 m x 0.53 mm, 50.00 µm

CP7537

CP-Molsieve 5Å, 25 m x 0.25 mm, 30.00 µm

CP7533
122-7032

D 1983メチルエステルのガス/液体クロマトグラフによる脂肪酸組成の標準試験メソッド

DB-WAX, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

D 2163

GC による液化石油 (LP) ガスおよび

プロペン凝縮物分析の標準試験メソッド

HP PLOT Al2O3 "KCl", 30 m x 0.53 mm, 15.00 µm

19095P-K23

HP PLOT Al2O3 "S", 30 m x 0.53 mm, 15.00 µm

19095P-S23

D 2195ペンタエリトリトールの標準試験メソッド

CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8735

D 2268

キャピラリ GC による高純度 n-ヘプタンおよびイソオクタン分析の標準試験メソッド

DB-1, 60 m x 0.25 mm, 0.50 µm

122-106E

D 2360

GC による単環状芳香族炭化水素中の微量不純

GC による C8 芳香族炭化水素の標準試験メソッド HP-INNOWax, 60 m x 0.25 mm, 0.25 µm
HP-INNOWax, 60 m x 0.32 mm, 0.25 µm

19091N-116

D 2426

GC によるブタジエン凝縮液中のブタジエン

DB-1, 30 m x 0.53 mm, 5.00 µm

125-1035

CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8735

D 2306

D 2427物の標準試験メソッド

二量体およびスチレンの標準試験メソッド

GC によるガソリン中の C2〜C5 炭化水素測定の標準試験メソッド

D 2245

溶媒で希釈可能な塗料に含まれる油脂および油脂酸の特定の標準試験メソッド

D 2504

GC による C2 以下の軽質炭化水素生成物中のD 2505

非凝縮ガスの標準試験メソッド

GC による高純度エチレン中のエチレン、その他の炭化水素、および二酸化炭素の標準試験メソッド

19091N-136

DB-1, 30 m x 0.53 mm, 5.00 µm

125-1035

GS-Alumina, 30 m x 0.53 mm

115-3532

CP-Al2O3/KCl, 50 m x 0.53 mm, 10.00 µm

CP7518CP-Sil 88 for FAME, 50 m x 0.25 mm, 0.20 µm

CP7488HP PLOT, 30 m x 0.53 mm, 50.00 µm

19095P-MS0

CarboBOND, 25 m x 0.53 mm, 10.00 µm

CP7374

GS-GasPro, 60 m x 0.32 mm

113-4362(続く)

34

www.agilent.com/chem/jp

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

ASTM メソッド
メソッド
D 2580

D 2593

タイトル

GLC による水中フェノールの標準試験メソッド
GC によるブタジエン純度および炭化水素不純物の標準試験メソッド

アジレントの推奨カラム
CP-Sil 8 CB, 25 m x 0.32 mm, 0.40 µm

部品番号CP5850CP-FFAP CB, 25 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP7486

GS-Alumina, 30 m x 0.53 mm

115-3532

CP-Al2O3/KCl, 50 m x 0.32 mm, 5.00 µm

CP7515CP-Al2O3/KCl, 50 m x 0.53 mm, 10.00 µm

CP7518

GC によるプロピレン凝縮液中の微量炭化水素

GS-Alumina, 50 m x 0.53 mm

115-3552

D 2743

分光光度法および GC による路面標示塗料の均一性の標準試験メソッド

CP-Sil 88 for FAME, 50 m x 0.25 mm, 0.20 µm

CP7488D 2804

GC によるメチルエチルケトン純度の標準試験
メソッド

D 2712

D 2887の標準試験メソッド

GC による石油留分の沸点範囲分布測定の標準試験メソッド

Extended D2887

GC による石油留分の沸点範囲分布測定の標準試験メソッド、最高 C60

D 2908水系ダイレクト注入 GC による水溶液中の揮発性有機物測定の標準試験メソッド

DB-WAX, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

125-7032

DB-210, 15 m x 0.53 mm, 1.00 µm

125-0212

CP-WAX 52 CB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

CP8763

CP-WAX 52 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8738DB-2887, 10 m x 0.53 mm, 3.00 µm

125-2814

CP-SimDist UltiMetal, 5 m x 0.53 mm, 0.88 µm

CP7570CP-SimDist UltiMetal, 10 m x 0.53 mm, 2.65 µm

CP7582CP-SimDist UltiMetal, 5 m x 0.53 mm, 0.17 µm

CP7532HP-1, 10 m x 0.53 mm, 0.88 µm

19095Z-021

HP-1, 5 m x 0.53 mm, 0.88 µm

19095Z-020

CP-Select 624 CB, 30 m x 0.32 mm, 1.80 µm

CP7414CP-Select 624 CB, 75 m x 0.53 mm, 3.00 µm

CP7417

CP-WAX 52 CB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

CP8763

CP-WAX 52 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8738

DB-1, 60 m x 0.32 mm, 0.50 µm

123-106E

D 3054

GC によるシクロヘキサン分析の標準試験メ

D 3168

懸濁塗料中のポリマー特定の標準試験メソッド CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

CP8760CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8735

ソッド

D 3257

GC によるミネラルスピリット中の芳香族化合

DB-624, 30 m x 0.53 mm, 3.00 µm

125-1334

D 3271

溶媒に希釈可能な塗料の GC へのダイレクト
注入よる溶媒分析のための標準メソッド

PoraPLOT Q, 25 m x 0.53 mm, 20.00 µm

CP7554

CP-WAX 52 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8738物の標準試験メソッド(続く)

カラム選択の原則

35

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

ASTM メソッド
メソッド
D 3328D 3329

タイトル

GC による水系石油の比較の標準試験メソッド
GC によるメチルイソブチルケトン純度の標準試験メソッド

アジレントの推奨カラム
CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.32 mm, 3.00 µm

部品番号CP8687CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.53 mm, 3.00 µm

CP8677

DB-WAX, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

125-7032

DB-624, 30 m x 0.45 mm, 2.55 µm

124-1334

CP-WAX 52 CB, 60 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8798

D 3432

GC によるウレタンプレポリマーおよびHP-1ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

19091S-713

D 3447ハロゲン化有機溶媒純度の標準試験メソッド

DB-624, 30 m x 0.53 mm, 3.00 µm

125-1334

D 3452ゴムの標準試験 – 熱分解ガスクロマトグラフィ CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µmによる同定

CP8735

D 3465

GC による単量体型可塑剤純度の

CP-Sil 5 CB, 25 m x 0.32 mm, 0.52 µm

CP8430CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

CP8735

コーティング溶液中の未反応トルエンジイソシ
アネートの標準試験メソッド

標準試験メソッド

D 3524

GC による使用済みディーゼルエンジンオイル

CP-SimDist UltiMetal, 10 m x 0.53 mm, 0.53 µm

CP7592

D 3545

GC によるアルコール含有量および酢酸エステル純度の標準試験メソッド

DB-624, 30 m x 0.53 mm, 3.00 µm

125-1334

D 3606

GC による車両および航空用精製ガソリン中のVF-1ms, 15 m x 0.25 mm, 0.10 µm

D 3687

中ディーゼル燃料希釈物の標準試験メソッド

ベンゼンおよびトルエン測定の標準試験メソッド CP-TCEP for Alcohols in Gasoline, 50 m x 0.25 mm, 0.40 µm

活性炭チューブ吸着法により補集された
有機蒸気分析の標準試験メソッド

D 3695水系ダイレクト注入 GC による水溶液中の揮発性アルコールの標準試験メソッド

D 3710

GC によるガソリンおよびガソリン留分のD 3749沸点範囲分布測定の標準試験メソッド

ヘッドスペースクロマトグラフィ技術による
ポリ塩化ビニル樹脂中の残留塩化ビニルモノ
マーの標準試験メソッド

CP8906CP7525

DB-WAX, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

125-7032

DB-WAX, 30 m x 0.45 mm, 0.85 µm

124-7032

CP-WAX 52 CB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

CP8763

CP-WAX 52 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8738

DB-WAX, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

125-7032

CP-SimDist UltiMetal, 10 m x 0.53 mm, 0.53 µm

CP7592

DB-2887, 10 m x 0.53 mm, 3.00 µm

125-2814

PoraBOND Q, 10 m x 0.32 mm, 5.00 µm

CP7350

PoraBOND Q, 10 m x 0.53 mm, 10.00 µm

CP7353(続く)36

www.agilent.com/chem/jp

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

ASTM メソッド
メソッド
D 3760

タイトル

GC によるイソプロピルベンゼン (クメン) 分析の標準試験メソッド

部品番号123-7062

HP-1, 50 m x 0.32 mm, 0.52 µm

19091Z-115

CP-Xylenes, 50 m x 0.53 mm

CP7428の水含有量の標準試験メソッド

PoraBOND Q, 25 m x 0.32 mm, 5.00 µm

CP7351

PoraBOND Q, 25 m x 0.53 mm, 10.00 µm

CP7354

GC による o-キシレン分析の標準試験メソッド

HP-INNOWax, 60 m x 0.32 mm, 0.50 µm

19091N-216

CP-Xylenes, 50 m x 0.53 mm

CP7428

D 3792

GC へのダイレクト注入によるコーティング剤

D 3797
D 3798

アジレントの推奨カラム
DB-WAX, 60 m x 0.32 mm, 0.25 µm

GC による p- キシレン分析の標準試験メソッド

HP-INNOWax, 60 m x 0.32 mm, 0.50 µm

19091N-216

CP-Xylenes, 50 m x 0.53 mm

CP7428D 3871ヘッドスペースサンプリングを使用した水溶液 DB-VRX, 75 m x 0.45 mm, 2.55 µm
中の揮発性有機化合物の標準試験メソッド

D 3876

GC によるセルロースエーテル製品中のメトキ

124-1574

CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

CP8760シルおよびヒドロキシプロピル置換の標準試験 CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm
メソッド

CP8735

D 3893

GC によるメチルアミルケトンおよびメチルイ
ソアミルケトン純度の標準試験メソッド

DB-VRX, 30 m x 0.45 mm, 2.55 µm

124-1534

D 3973水溶液中の低分子量ハロゲン化炭化水素の標準 DB-VRX, 30 m x 0.45 mm, 2.55 µm
試験メソッド124-1534

D 4059

GC による絶縁液体中のポリ塩化ビフェニル分
析の標準試験メソッド

CP-Sil 8 CB for PCB, 50 m x 0.25 mm, 0.25 µm

CP7482

D 4275

GC によるエチレン重合体およびエチレン 酢酸ビニル (EVA) 共重合体中のブチル化ヒドロ
キシトルエン (BHT) 測定の標準試験メソッド

CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.32 mm, 3.00 µm

CP8687CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.53 mm, 3.00 µm

CP8677

D 4322

PoraBOND Q, 25 m x 0.53 mm, 10.00 µm
ヘッドスペース GC によるスチレン - アクリロ
ニトリル共重合体およびニトリルゴム中の残留
アクリロニトリルモノマーの標準試験メソッド

D 4367

GC による炭化水素溶媒中ベンゼンの標準試験
メソッド

CP7354VF-1ms, 15 m x 0.25 mm, 0.10 µm

CP8906

CP-TCEP for Alcohols in Gasoline, 50 m x 0.25 mm, 0.40 µm

CP7525

D 4415アクリル酸中の二量体測定の標準試験メソッド DB-FFAP, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-3232

D 4424

GC によるブチレン分析の標準試験メソッド

HP PLOT Al2O3 S, 50 m x 0.53 mm, 15.00 µm

19095P-S25

CP-Al2O3/Na2SO4, 25 m x 0.53 mm, 10.00 µm

CP7567

D 4443ヘッドスペース GC による塩化ビニルのホモポ DB-VRX, 30 m x 0.45 mm, 2.55 µm
リマーおよびコポリマー中の RPB 範囲内の残留
塩化ビニルモノマーの標準試験メソッド

124-1534(続く)

カラム選択の原則

37

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

ASTM メソッド
メソッド
D 4492

アジレントの推奨カラム
CP-TCEP for Alcohols in Gasoline, 50 m x 0.25 mm, 0.40 µm

部品番号CP7525

製造直後の PET ボトルに含まれる 24 時間ガス
(AIR) スペースアセトアルデヒド含有量定量の標準試験メソッド

PoraBOND Q, 25 m x 0.32 mm, 5.00 µm

CP7351

PoraBOND Q, 25 m x 0.53 mm, 10.00 µm

CP7354

D 4534

GC による環状化合物のベンゼン含有量の標準

CP-TCEP for Alcohols in Gasoline, 50 m x 0.25 mm, 0.40 µm

CP7525

D 4735

GC による精製ベンゼン中の微量チオフェン測定 DB-FFAP, 30 m x 0.45 mm, 0.85 µmの標準試験メソッド
CP-Wax 58 FFAP CB, 25 m x 0.53 mm, 1.00 µm

124-3232

D 4768

GC による、絶縁液体中 2,6-ジ-tert-ブチルパラクレゾールおよび 2,6-ジ-tert-ブチルフェノール

CP7614

D 4509

タイトル

GC によるベンゼン分析の標準試験メソッド

試験メソッドCP-Wax 58 FFAP CB, 25 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP7614分析の標準試験メソッド

D 4864

GC によるプロピレン凝縮液中の微量メタノール DB-WAX, 30 m x 0.45 mm, 0.85 µm

124-7032

D 4947室内大気中のクロルデンおよびヘプタクロール DB-5, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm
残留物の標準試験メソッド
DB-608, 30 m x 0.53 mm, 0.83 µm

125-5032

D 4961

フェノール内のクメン処理で精製される主要有 DB-FFAP, 30 m x 0.45 mm, 0.85 µm
機不純物の GC 分析の標準試験メソッド
HP PLOT Q, 15 m x 0.53 mm, 40.00 µm

124-3232

水系ダイレクト注入 GC による水溶液中または凝縮物中のシクロヘキシルアミンモルホリン
およびジエチルアミノエタノールの標準試験
メソッド

HP-5ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

19091S-213

CAM, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

115-2132

HP-1, 15 m x 0.53 mm, 5.00 µm

19095Z-621

HP-INNOWax, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

19091N-113

D 4983D 5008D 5060D 5075
D 5134

D 5135
D 5175測定の標準試験メソッド

GC による 2-エチルヘキサノールのエチルメチ
ルペンタノール含有量および純度の標準試験
メソッド
GC による高純度エチルベンゼン中の不純物測125-1730
19095P-QO3定の標準試験メソッド

HP-INNOWax, 60 m x 0.32 mm, 0.50 µm

19091N-216

CP-WAX 52 CB, 60 m x 0.32 mm, 0.50 µm

CP8773室内大気中ニコチンの標準試験メソッド

DB-5, 30 m x 0.53 mm, 1.50 µm

125-5032

DB-5, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

123-5033

キャピラリ GC による石油ナフサからのn-ノナン詳細分析の標準試験メソッド
キャピラリ GC によるスチレン分析の標準試験
メソッド

HP-PONA, 50 m x 0.20 mm, 0.50 µm

19091S-001

CP-Sil PONA para ASTM D-5134, 50 m x 0.21 mm, 0.50 µm

CP7531

HP-INNOWax, 60 m x 0.32 mm, 0.50 µm

19091N-216

CP-WAX 52 CB, 60 m x 0.32 mm, 0.50 µm

CP8773マイクロ抽出および GC による水溶液中の有機 DB-1, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm
ハロゲン農薬およびポリ塩化ビフェニルの標準 DB-608, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm
試験メソッドDB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

123-1033
123-1730
122-1232(続く)38

www.agilent.com/chem/jp

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

ASTM メソッド
メソッド
D 5303

タイトル

GC によるプロピレン中の微量硫化カルボニルの標準試験メソッド

アジレントの推奨カラム
GS-GasPro, 30 m x 0.32 mm

部品番号113-4332

HP PLOT Q, 30 m x 0.53 mm, 40.00 µm

19095P-QO4

D 5307

GC による原油の沸点範囲別分布測定のHP-1, 7.5 m x 0.53 mm, 5.00 µm

19095Z-627

D 5310キャピラリ GC によるタール酸組成の標準試験メソッド

HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

19091S-433

D 5316

D 5317

D 5320標準試験メソッド

DB-225ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-2932

マイクロ抽出法および GC による水溶液中の
1,2-ジブロモエタンおよび 1,2-ジブロモ-3-クロロ DB-624, 30 m x 0.45 mm, 2.55 µm
プロパンの標準試験メソッド

HP-1ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 µm

電子捕獲検出器付き GC による水溶液中の塩素系有機酸化合物測定の標準試験メソッド

19091S-713
124-1334

HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

19091S-433

DB-1701P, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-7732

DB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-1232

DB-35ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-3832

安定化剤入りトリクロロエチレンおよびテトラ DB-1, 30 m x 0.53 mm, 3.00 µm
クロロエチレン中の 1,1-トリクロロエタン
DB-VRX, 30 m x 0.32 mm, 1.80 µm
および塩化メチレン測定の標準試験メソッド

125-1034
123-1534

D 5399

GC による炭化水素溶剤の沸点分布測定の標準試験メソッド

D 5441

GC によるメチルターシャルブチルエーテル(MTBD) 分析の標準試験メソッド

HP-PONA, 50 m x 0.20 mm, 0.50 µm

19091S-001

DB-Petro, 100 m x 0.25 mm, 0.50 µm

122-10A6

GC による石油ろう分析の標準試験メソッド

DB-1, 25 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-1022

DB-5, 15 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5012

D 5442
D 5475

窒素リン検出器付き GC による水溶液中の窒素およびリン含有農薬の標準試験メソッド

DB-2887, 10 m x 0.53 mm, 3.00 µm

125-2814

HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

19091S-433

DB-1701P, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-7732

DB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-1232

DB-35ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-3832

DB-PS1, 15 m x 0.53 mm, 0.15 µm

145-1011

D 5480

GC によるエンジンオイル揮発度の標準試験

D 5501

GC による変性燃料エタノールのエタノール含有 HP-1, 100 m x 0.25 mm, 0.50 µm

19091Z-530

D 5504

GC および化学発光による天然ガスおよびガス燃料中の硫黄化合物測定の標準試験
メソッド

CP7529

メソッド

量測定の標準試験メソッド

CP-Sil 5 CB for Sulfur, 30 m x 0.32 mm, 4.00 µm(続く)

カラム選択の原則

39

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

ASTM メソッド
メソッド
D 5507

タイトル

アジレントの推奨カラム
HP PLOT Q, 15 m x 0.53 mm, 40.00 µm

部品番号19095P-QO3

HP PLOT U, 30 m x 0.53 mm, 20.00 µm

19095P-UO4

D 5508ヘッドスペースキャピラリ GC によるスチレン - HP PLOT Q, 30 m x 0.53 mm, 40.00 µm
アクリロニトリル共重合体樹脂およびニトリル
ブタジエンゴム中の残留アクリロニトリルモノ
マー測定の標準試験メソッド

19095P-QO4

D 5580DB-1, 30 m x 0.53 mm, 5.00 µm
GC による精製ガソリン中のベンゼン、トルエ
ン、エチルベンゼン、p/m-キシレン、C9 以上の CP-TCEP for Alcohols in Gasoline, 50 m x 0.25 mm, 0.40 µm

125-1035

キャピラリカラム/多次元 GC によるモノマーグ
レード塩化ビニル中の微量有機不純物測定の標準試験メソッド

芳香族化合物、全芳香族化合物などの測定の標準試験メソッド

CP7525CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.53 mm, 5.00 µm

CP8775VF-1ms, 15 m x 0.25 mm, 0.10 µm

CP8906D 5599DB-5, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm
GC および酸素選択型水素炎イオン化検出器によるガソリン中の含酸素化合物測定の標準試験
メソッド

122-5032

D 5623

GC および硫黄選択検出による軽油中のHP-1, 30 m x 0.32 mm, 4.00 µm

19091Z-613

D 5713

キャピラリ GC による高純度ベンゼン中のシクロヘキサン原料分析の標準試験メソッド

DB-Petro, 50 m x 0.20 mm, 0.50 µm

128-1056

D 5739低分解能 GC/MS (イオン化は EI) によるオイル漏れ発生源特定の標準試験メソッド

DB-5, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-5032

DB-TPH, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

123-1632

硫黄化合物の標準試験メソッド

D 5769GC/MS による精製ガソリン中のベンゼン、
トルエン、全芳香族化合物測定の標準試験メソッド

HP-1, 60 m x 0.25 mm, 1.00 µm

19091Z-236

D 5790キャピラリカラム GC/MS による水溶液中の揮発性有機化合物測定の標準試験メソッド

DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1564

D 5812

キャピラリカラム GC による水溶液中の有機塩素系農薬測定の標準試験メソッド

DB-VRX, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1524

DB-624, 60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

122-1364

DB-624, 20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

121-1324

HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

19091S-433

DB-1701P, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-7732

DB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-1232

DB-35ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-3832(続く)

40

www.agilent.com/chem/jp

GC カラムアプリケーションとメソッドガイド

ASTM メソッド
メソッド
D 5917

タイトル

GC および外部キャリブレーションによる単環式芳香族炭化水素中の微量不純物の標準試験
メソッド

アジレントの推奨カラム
HP-INNOWax, 60 m x 0.32 mm, 0.25 µm

部品番号19091N-116

D 5974

キャピラリ GC によるトールオイル留分中の脂肪酸およびロジン酸の標準試験メソッド

DB-23, 60 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-2362

D 5986

GC/FTIR による精製ガソリン中の酸化化合物、
ベンゼン、トルエン、C8〜C12 の芳香族化合

HP-1, 60 m x 0.53 mm, 5.00 µm

19095Z-626

D 6144

キャピラリ GC による a-メチルスチレン中の微量不純物の標準試験メソッド

HP-1, 60 m x 0.25 mm, 1.00 µm

19091Z-236

D 6159

GC によるエチレン中の炭化水素不純物測定の物、全芳香族化合物測定の標準試験メソッド

HP PLOT Al2O3 "KCl", 50 m x 0.53 mm, 15.00 µm

19095P-K25

GS-Alumina, 50 m x 0.53 mm

115-3552

DB-1, 30 m x 0.53 mm, 5.00 µm

125-1035

GC による廃棄物中の PCB 測定の標準試験メソッド

HP-5ms, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

19091S-413

DB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

122-1232

D 6352

174〜700 ºC の沸点範囲を持つ石油蒸留液の GC

DB-HT SimDis, 5 m x 0.53 mm, 0.15 µm

145-1001

D 6387

キャピラリ GC によるテルペンチンおよび関連
テルピン製品の組成の標準試験メソッド

CP-WAX 52 CB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

CP8763

CP-WAX 52 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm

CP8738D 6160標準試験メ ソッド

による沸点範囲分布測定の標準試験メソッド

D 6417

キャピラリ GC によるエンジンオイル揮発度評価 DB-HT SimDis, 5 m x 0.53 mm, 0.15 µmの標準試験メソッド

145-1001

D 6584

GC による B-100 バイオディーゼルメチルエステ Select Biodiesel, 15 m x 0.32 mm, 0.10 µm
ル中の総モノグリセリド、総ジグリセリド、
総トリグリセリド、および遊離/総グリセリン
測定の標準試験メソッド

CP9078D 6806

GC によるハロゲン化有機溶媒とその混合物分析 CP-Sil 5 CB, 50 m x 0.53 mm, 5.00 µmの標準試験メソッド

CP7685E 1616

GC による酢酸アルデヒド分析の標準試験メソッド

HP-1, 50 m x 0.32 mm, 0.52 µm

19091Z-115

E 1863

GC によるアクリロニトリル分析のDB-WAXetr, 60 m x 0.32 mm, 1.00 µm

123-7364

E 0202

DB-624, 30 m x 0.53 mm, 3.00 µm
エチレングリコールおよびプロピレングリコール分析の標準試験メソッド CP-Wax 57 CB for Gycols and Alcohols, 25 m x 0.25 mm, 0.25 µm

125-1334

E 0475GC を用いたジ-tert-ブチル過酸化物分析の19095J-623

標準試験メソッド

標準試験メソッド

HP-5, 30 m x 0.53 mm, 5.00 µm

CP7615

カラム選択の原則

41

GC キャピラリカラム

GC キャピラリカラム
最適なカラムで信頼性の高い結果を手に入れてください。
最高の不活性度、最小のブリードレベル、最高のカラム間再現性を誇る Agilent J&W GC
キャピラリカラムは、優れた性能を提供します。
ウルトライナートカラム - 酸、塩基、その他の活性化合物の分析を含む微量分析を最高の信頼性で実行することができます。分析結果の感度、性能、完全性に欠かせない、不活性な GC 流路を確保します。
高速高分離カラム - ハイスループットスクリーニング、高速プロセスモニタリング、高速 QC 分析、高速メソッド開発など、分析時間を短縮する必要があるアプリケーションに適しています。
低ブリード GC/MS カラム - 幅広い微量サンプル分析専用に設計されており、高温でも低いブリードと高い不活性度を提供します。
ポリシロキサンカラム - 安定性の高い、堅牢な多機能カラムです。幅広い固定相を用意しています。
ポリエチレングリコール (PEG) カラム - 架橋および不活性化処理に関するアジレントの
厳しい品質管理により、ラボの多様なニーズを満たす独自の特性を提供します。
特殊カラム - 高温、ライフサイエンス、農薬、石油、半揮発性、揮発性アプリケーショ
ンなど、それぞれの分析目的に合ったカラムが揃っています。

PLOT カラム - 室温で気体の状態にある化合物に対して優れた分離を実現します。このカラムは、低分子量炭化水素異性体、揮発性高分子化合物、またガス、アミン、水素化物などの反応性分析対象化合物の分析にも適しています。
以降のページでは、アジレントカラムの一部について紹介しています。アジレントのす
べての GC カラムについては、『Agilent カラム分析機器部品カタログ』をご参照いただくか、最寄りのアジレント販売店または営業担当にお問い合わせください。

42

www.agilent.com/chem/jp

GC キャピラリカラム

目次
ページ

ページ

ページ

ウルトライナートキャピラリ
GC カラム45

CP-Sil 8 CB

93

石油向けカラム

124

CP-Sil 13 CB

95

Lowox

124

DB-1ms ウルトライナート

48

DB-35

96

GS-OxyPLOT

124

HP-1ms ウルトライナート

48

HP-35

97

CP-Sil 5 CB for Formaldehyde

125

DB-5ms ウルトライナート

49

DB-17

98

HP-PONA125

HP-5ms ウルトライナート50

HP-50+

99

CP-Sil PONA CB

126

DB-35ms ウルトライナート

50

CP-Sil 24 CB

100

CP-Sil PONA for ASTM D 5134-90

126

低ブリード GC/MS カラム

52

DB-23

101

DB-Petro127

DB-1ms53

DB-200102

HP-1 アルミニウム被覆

128

HP-1ms54

DB-210103

DB-2887128

VF-1ms55

DB-225

104

DB-HT SimDis

129

DB-5ms57

CP-Sil 43 CB

104

CP-SimDist

129

HP-5ms59

DB-1301105

CP-SimDist UltiMetal

130

VF-5ms60

CP-1301106

CP-Sil 2 CB

131

DB-XLB62

DB-1701

107

CP-TCEP for Alcohols in Gasoline131

VF-Xms63

CP-Sil 19 CB

108

Select Low Sulfur

132

DB-35ms

64

110

CP-Sil 5 CB for Sulfur

132

VF-35ms

65

ポリエチレングリコール (PEG)
カラム

133

66

DB-WAX、DB-WaxFF

Select Permanent Gases

DB-17ms110

Select Al2O3 MAPD

133

VF-17ms

67

DB-WAXetr

112

68

HP-INNOWax

113

バイオディーゼルキャピラリ
GC カラム134

VF-23ms
VF-200ms

69

CP-Wax 52 CB

114

Select Biodiesel

136

DB-225ms

70

DB-FFAP

116

Select Silanes

137

VF-WAXms

71

HP-FFAP117

CP-Volamine

138

73

CP-Wax 58 FFAP CB

118

CP-Sil 8 CB for Amines

139

VF-1701ms

75

Carbowax 20M、HP-20M

119

CP-Wax for Volatile Amines and Diamines 140

ポリシロキサンカラム

77

特殊カラム

120

PoraPLOT Amines

140

DB-1

77

高温カラム

120

農薬用カラム

141

HP-1

81

DB-1ht120

VF-5 Pesticides

141

CP-Sil 5 CB83

DB-5ht121

DB-1701P

142

Ultra 1

86

DB-17ht122

VF-1701 Pesticides

142

Ultra 287

VF-5ht Fused Silica、VF-5ht UltiMetal

123

DB-5

88

HP-5

91

VF-624ms、VF-1301ms(続く)

GC キャピラリカラム

43

GC キャピラリカラム

目次 (続き)
ページ

144

HP-88

159

145

CP-Sil 88

160

145

Select FAME

160

CP-Sil 88 for FAME

161

CP-Wax 57 CB

162

CP-Carbowax 400 for Volatiles in Alcohol

162

CP-Wax 57 CB for Glycols and Alcohols

163

CP-TAP CB for Triglycerides

163

CP-FFAP CB

164

CycloSil-B

164

Cyclodex-B

165

HP-Chiral b

165

CP-Chirasil Val

166

CP-Chirasil-Dex CB

166

CP-Cyclodextrin-b-2,3,6-M-19

167

ライフサイエンス用カラム

143

CP-Sil 19 CB for Pesticides
DB-608
HP-PAS5
Rapid-MS

PAH カラム

146

Select PAH

146

DB-EUPAH
CP-Sil PAH CB UltiMetal
半揮発性化合物用カラム

CP-Sil 8 CB for PCB
DB-5.625
HP-5ms セミボラタイル
CP-Sil 5/C18 CB for PCB
DB-Dioxin
CP-Sil 88 for Dioxins
揮発性化合物カラム

DB-624CP-Select 624 CB
DB-VRX

44

159

143

食品、フレーバ、
香料アプリケーション用カラム

CP-Sil 8 CB for Pesticides

147
147

148
148
148
149
150
150
151

152
152
153
154

HP-VOC155

DB-502.2

156

DB-MTBE

156

CP-Select CB for MTBE

157

DB-TPH

157

Select Mineral Oil

158

www.agilent.com/chem/jp

ページ

ページ

PLOT カラム

174

PoraBOND Q

174

PoraBOND U

175

PoraPLOT Q、PoraPLOT Q-HT

175

HP-PLOT Q

177

GS-Q

177

PoraPLOT U、PoraPLOT S

178

HP-PLOT U

179

HP-PLOT Al2O3 KCl

179

GS-Alumina KCl

180

CP-Al2O3/KCl、CP-Al2O3/Na2SO4

180

HP-PLOT Al2O3 S

183

GS-Alumina

184

HP-PLOT Al2O3 M

185

GS-GasPro

185

CP-SilicaPLOT

186

CarboBOND、CarboPLOT P7

186

168

GS-CarbonPLOT

187

DB-ALC1、DB-ALC2

168

HP-PLOT Molesieve

188

VF-DA

169

CP-Molesieve 5Å

189

HP- Blood Alcohol

169

DB-5ms EVDX

170

HP-Fast 残留溶媒170

GC キャピラリカラム

Agilent J&W ウルトライナート GC カラム
最高の信頼性で微量分析を実行
GC 業界をリードするアジレントは、不活性なサンプルパスを確保する技術を有しており、厳しい分析で求められる ppb、ppt の検出レベルを達成することができます。Agilent
GC/MSD と GC、ウルトライナートライナおよび Agilent J&W ウルトライナート GC カラム
ファミリといったウルトライナートコンポーネントを組み合わせて使用することで、優れた分析結果を得ることができます。

Agilent J&W ウルトライナート GC カラムファミリは、一貫したカラムの不活性度と卓越しヒントとテクニック
ウルトライナートカラムの詳細は、www.agilent.com/chem/jp でご覧いただけます。

た低いカラムブリードを実現し、分析が難しい化合物に対しても検出下限を下げ、正確なデータ取得を可能にします。ウルトライナートカラムは、業界で最も厳しいテスト混合液を使用してテストされており、品質証明書が各カラムに添付されています。

DB-35ms

ウルトラ
イナート

pA

ウンデカノールのリテンションインデックス

35
30

1450.0
25
20
15
10
5
0

DB-35ms

2

4

6

8

10

12

min

1557.9pA
35

ビフェニルのリテンションインデックス

30
25

1449.7

20
15
10
5
0

2

4

6

8

10

12

min

1557.4

Agilent J&W ウルトライナート GC カラムでは選択性は同一のまま維持されるため、現在のメソッドにウルトライナートカラムを使用して分析の信頼性を向上させることができます。

GC キャピラリカラム

45

GC キャピラリカラム

業界で最も厳しいテスト混合液によりカラムの不活性度と高品質な結果を保証
厳しいテスト混合液ではカラム活性の不足を強調することができますが、一般的な混合液ではそのような不足を覆い隠すことがあります。
アジレントのウルトライナートテスト混合液は、分子量が小さく、沸点が低い、活性官
能基を立体的に保護していないものです。このような特性により、テスト分子のプローブ部分が浸透し、固定相およびカラム表面と完全に反応することができます。

一般に使用されるテスト混合液
1. 1-オクタノール

4. 2,6-ジメチルアニリン

7. 1-デカノール

2. n-ウンデカン

5. n-ドデカン

8. n-トリデカン

3. 2,6-ジメチルフェノール

6. ナフタレン

9. デカン酸メチル

ヒントとテクニック
優れた不活性度
ウルトライナート GC ソリューションにより活性対象
化合物を高い信頼性で定量することができます。

• 業界をリードするアジレントの GC/MS 機器• ウルトライナートカラム• ウルトライナートライナ
詳細については、

www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

46

www.agilent.com/chem/jp

GC キャピラリカラム

アジレントのウルトライナートテスト混合液 (5 ms、1 ms、35 ms ウルトライナートカラム用)
ウルトライナート 1ms カラム

ウルトライナート 5ms カラム
溶出順序

テストプローブ1.

1-プロピオン酸

2.

機能テスト

溶出
順序

テストプローブ

塩基性度

1.

1-プロピオン酸

1-オクタン

極性

2.

3.

n-オクタン

炭化水素
マーカ

3.

4.

4-ピコリン

酸性度

5.

n-ノナン

炭化水素
マーカ

6.

リン酸トリメチル

7.

ウルトライナート 35ms カラム

機能テスト

溶出
順序

テストプローブ

機能テスト

塩基性度

1.

1-オクタン

極性

1-オクタン極性

2.

1-ブチル酸

塩基性度

n-オクタン

炭化水素
マーカ

3.

n-ノナン

炭化水素
マーカ

4.

1,2-ブタンジオール

シラノール

4.

4-ピコリン

酸性度

5.

4-ピコリン

酸性度

5.

n-プロピル

極性

酸性度

6.

リン酸トリメチル

酸性度

6.

1-ヘプタノール

シラノール、
極性

1,2-ペンタンジ

シラノール

7.

n-プロピル
ベンゼン

炭化水素
マーカ

7.

1,2-ペンタンジ

シラノール

n-プロピル

炭化水素
マーカ

8.

1-ヘプタノール

シラノール

8.

ベンゼン

3-オクタノン

極性

9.

1-ヘプタノール

シラノール

9.

3-オクタノン

極性

9.

リン酸トリメチル酸性度

10.

3-オクタノン

極性

10.

tert-ブチル

10.

ベンゼン

炭化水素
マーカ

tert-ブチル

ベンゼン

炭化水素
マーカ

11.

n-デカン

効率

11.

n-デカン

効率

11.

n-ウンデカン

効率

オール

8.

ベンゼン

オール

化学構造
OH
H3C

NH2
CH3

H3C

CH3
O

O

CH3
H3C

OH

H3C

OH

N
2,6-ジメチルフェノール

2,6-ジメチルアニリン

弱プローブ分子 : これらの分子の酸および塩基部分は、フェニル環の 2 つのメチル基によって保護されているため、弱いプローブになります。

1-プロピオン酸

4-ピコリン1-ブチル酸強プローブ分子 : アジレントのウルトライナートテストプロー
ブ混合液は、固定相と表面に対して強いプローブになります。また、各化合物の活性末端は、カラム上のすべての活性部位と反応します。

GC キャピラリカラム

47

GC キャピラリカラム

DB-1ms ウルトライナート
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.18

20

0.18

-60 ～ 325/350

121-0122UI

0.25

15

0.25

-60 ～ 325/350

122-0112UI

122-0112UIE

30

0.25

-60 ～ 325/350

122-0132UI

122-0132UIE

60

0.25

-60 ～ 325/350

122-0162UI

15

0.25

-60 ～ 325/350

123-0112UI

30

0.25

-60 ～ 325/350

123-0132UI

0.32

5 インチケージ

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

相当品 : SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1(MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1,
ZB-1msHP-1ms ウルトライナート
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

5 インチケージ

0.18

20

0.18

-60 ～ 325/350

19091S-677UI

19091S-677UIE

0.25

15

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-931UI

19091S-931UIE

30

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-933UI

19091S-933UIE

0.50-60 ～ 325/350

19091S-633UI

1.00-60 ～ 325/350

19091S-733UI

15

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-911UI

25

0.52

-60 ～ 325/350

19091S-612UI

30

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-913UI

1.00-60 ～ 325/350

19091S-713UI

0.32

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

48

www.agilent.com/chem/jp

19091S-733UIE

19091S-913UIEGC キャピラリカラム

相当品 : Rtx-5ms, Rxi-5ms, Rxi-5Sil MS, VF-5ms, PTE-5, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms, ZB-5MSi, SLB-5ms,
Equity-5DB-5ms ウルトライナート
内径

(mm)

長さ (m)

0.18

20

0.25

15

(µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.18

-60 ～ 325/350

121-5522UI

121-5522UILTM

0.36-60 ～ 325/350

121-5523UI

121-5523UILTM

0.25-60 ～ 325/350

122-5512UI

122-5512UILTM

7890/6890
LTM モジュール

1.00-60 ～ 325/350

122-5513UI

122-5513UILTM

25

0.25

-60 ～ 325/350

122-5522UI

122-5522UILTM

30

0.25

-60 ～ 325/350

122-5532UI

0.50-60 ～ 325/350

122-5536UI

1.00-60 ～ 325/350

122-5533UI

0.25-60 ～ 325/350

122-5552UI

50
60

0.32

膜厚

30

60

122-5532UIE

122-5532UILTM
122-5536UILTM

122-5533UIE

122-5533UILTM

123-5532UIE

123-5532UILTM

0.25-60 ～ 325/350

122-5562UI

1.00-60 ～ 325/350

122-5563UI

0.25-60 ～ 325/350

123-5532UI

0.50-60 ～ 325/350

123-5536UI

123-5536UILTM

1.00-60 ～ 325/350

123-5533UI

123-5533UILTM

1.00-60 ～ 325/350

123-5563UI

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

49

GC キャピラリカラム

相当品 : Rtx-5ms, Rxi-5ms, Rxi-5Sil MS, PTE-5, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms, SLB-5ms, Equity-7

HP-5ms ウルトライナート
内径 (mm)

7 インチ

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.18

20

0.18

-60 ～ 325/350

19091S-577UI

0.25

15

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-431UI

30

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-433UI

0.50-60 ～ 325/350

19091S-133UI

1.00-60 ～ 325/350

19091S-233UI

ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュールHP-5ms ウルトライナート

0.32

19091S-577UILTM
19091S-431UILTM
19091S-433UIE

19091S-433UILTM

19091S-233UIE

19091S-233UILTM

19091S-133UILTM

60

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-436UI

30

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-413UI

19091S-413UILTM

1.00-60 ～ 325/350

19091S-213UI

19091S-213UILTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

相当品 : Rtx-35, Rtx-35ms, Rxi-35Sil MS, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-34, ZB-35, ZB-35 ht

DB-35ms ウルトライナート
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.18

20

0.18

50 ～ 340/360

121-3822UI

0.25

15

0.25

50 ～ 340/360

122-3812UI

30

0.25

50 ～ 340/360

122-3832UI

15

0.25

50 ～ 340/360

123-3812UI

30

0.25

50 ～ 340/360

123-3832UI

0.32
Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

ヒントとテクニック
業界トップのアジレントのウルトライナートライナによってきわめて不活性な流路を完成させることができます。
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

50

www.agilent.com/chem/jp

GC キャピラリカラム

Agilent J&W 高速高分離
GC キャピラリカラム
分析コストを抑えつつ、ハイスループットと高分離を実現
この最先端のカラムテクノロジーは、ハイスループットスクリーニング、高速プロセス
モニタリング、高速メソッド開発など、分析時間を短縮する必要があるアプリケーションに最適です。アジレントの高速高分離 GC カラムでは、分離能を落とさずにサンプル分析時間を 50 % 以上短縮できます。
他社の内径 0.1 mm カラムとは異なり、アジレントの内径 0.15 および 0.18 mm 高速高分離
キャピラリ GC カラムは、すべての標準圧力キャピラリ GC および GC/MS 機器と互換性があります。費用のかかる高耐圧修正は不要です。さらに次の特長があります。

• キャリアガスとして、ヘリウムまたは水素を選択可能です。メソッド開発を単純化す
る場合は、ヘリウムガスを使用し、分析時間をさらに短縮するには、水素に切り替えることができます。
• より少ないキャリアガス使用量でサンプルを分離できます。これにより、シリンダ交換の間隔が長くなり、稼働時間が向上し、サンプルあたりのコストが削減されます。
また、環境、石油化学、フレーバ/香料、臨床、医薬品といった広範なサンプルマトリク
スに適しています。
この章の表では、Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

51

低ブリード GC/MS カラム

低ブリード GC/MS カラム
幅広い範囲の、微量、高温サンプルを分析できるベンチトップ型 GC/MS 装置の台数が急激に増加しています。これらのサンプルには、より不活性で低ブリードの高温カラムが必要です。お客様のニーズに応えて、アジレント・テクノロジーでは、高温でも低ブリードのさまざまな ms カラムを、広範囲のアプリケーション用に開発しました。
アジレントの J&W 低ブリードカラムの優位性は、独自のポリマ化学と表面不活性化により、ブリード、不活性、選択性、効率に関する業界の最も厳しい品質管理基準を満たしていることです。Agilent J&W 「ms」 カラムは、特別な表面不活性化とシロキサン化学を使用し、シロキサンポリマが持つクロマトグラフィーの性能を最大限に発揮させるものになっています。
セプタムブリードの質量スペクトルは、GC カラムブリードと非常に似ていることがあります。そのため、この 2 つはしばしば混同されます。2 つを見分けるための簡単な方法があります。カラムブリードによりベースラインは上昇しますが、ピークは上昇しません。ブリードのピークが現れた場合、一般的にその原因は低品質のセプタムの使用か、使用限界を超えてセプタムを使用していることが考えられます。セプタムの影響を最小限に抑えるには、高品質の Agilent BTO、長寿命セプタム、またはアドバンスグリーンセ
プタムを使用してください。

ヒントとテクニック
さまざまな GC および GC/MS 分析に対応する
アジレントのサンプル前処理製品については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

52

www.agilent.com/chem/jp

低ブリード GC/MS カラム

DB-1ms
CH3
O• 100 % ジメチルポリシロキサン• DB-1 と同一の選択性• 無極性• 超低ブリードの特性で、GC/MS に最適• 標準の 100 % ジメチルポリシロキサンカラムと比較して耐酸性が向上• S/N 比の向上により感度と質量スペクトルの信頼性が向上• 温度上限 340/360 ºC• 優れた汎用カラム• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

Si
CH3

100%

DB-1ms の構造相当品 : SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1(MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1,
ZB-1msDB-1ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.10

10

0.10

-60 ～ 340/360

127-01120.40-60 ～ 340/360

127-0113

0.10-60 ～ 340/360

127-0122

0.40-60 ～ 340/360

127-0123

20

5 インチ
ケージ

7890/6890
5975T
LTM モジュール LTM トロイド
127-0112LTM

127-0123LTM

0.18

20

0.18

-60 ～ 340/360

121-0122

0.20

12

0.33

-60 ～ 340/350

128-011225

0.33-60 ～ 340/350

128-0122

128-0122E

128-0122LTM

0.25

15

0.25

-60 ～ 340/360

122-0112

122-0112E

122-0112LTM

30

0.10

-60 ～ 340/360

122-01310.25-60 ～ 340/360

122-013260

0.25-60 ～ 340/360

122-016215

0.25-60 ～ 340/360

123-011230

0.10-60 ～ 340/360

123-01310.25-60 ～ 340/360

123-01320.25-60 ～ 340/360

123-01620.32

60

121-0122E

121-0122LTM

221-0122LTM

128-0112LTM

122-0132E

222-0112LTM

222-0132LTM

123-0132LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

ヒントとテクニック
ラボやフィールドで必要となる信頼性の高い結果を迅速に提供する Agilent 5975T LTM GC/MSD の詳細については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

GC キャピラリカラム

53

低ブリード GC/MS カラム

HP-1ms
CH3
O• 100 % ジメチルポリシロキサン• HP-1 に等しい選択性• 無極性• 低ブリード特性• 優れた汎用カラム• S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性が向上• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

Si
CH3

100%

HP-1ms の構造相当品 : Rtx-1ms, Rxi-1ms, MDN-1, AT-1, ZB-1ms, Equity-1

HP-1ms
内径 (mm)

長さ (m)

0.18
0.20
0.25

0.32

5 インチ

7890/6890
LTM モジュール

5975T
LTM トロイド

19091S-677E

19091S-677LTM

29091S-677LTM

19091S-602E

19091S-602LTM

温度限界 (ºC)

20

0.18

-60 ～ 325/350

19091S-677

25

0.33

-60 ～ 325/350

19091S-602

15

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-931

19091S-931E

19091S-931LTM

29091S-931LTM

30

0.10

-60 ～ 325/350

19091S-833

19091S-833LTM

29091S-833LTM

0.25-60 ～ 325/350

19091S-933

19091S-933LTM

29091S-433LTM

0.50-60 ～ 325/350

19091S-633

1.00-60 ～ 325/350

19091S-733

19091S-733E

60

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-936

19091S-936E

15

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-911

25

0.52

-60 ～ 325/350

19091S-612

30

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-913

1.00-60 ～ 325/350

19091S-713

60

0.25

-60 ～ 325/350

19091S-916

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

54

7 インチ

膜厚 (µm)www.agilent.com/chem/jp

ケージ

ケージ

19091S-933E

19091S-633LTM
19091S-733LTM

19091S-911LTM
19091S-612LTM
19091S-913E

19091S-913LTM
19091S-713LTM

低ブリード GC/MS カラム

VF-1msCH3
O• 幅広いアプリケーションで感度を向上する、不活性度の高い無極性の 100 % ジメチル
ポリシロキサン相の低ブリード GC カラム• MS を使用した微量分析に対応。325 ºC で 1 pA (30 m、0.25 mm、0.25 µm) の

Si
CH3

100%

超低ブリード仕様• すべてのカラムについてリテンションインデックス、効率、選択性、およびブリードの品質検査を実施

VF-1ms の構造• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 : Rtx-1ms, Rxi-1ms, MDN-1, AT-1, ZB-1ms, Equity-1

VF-1ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.10

10

0.10

-60 ～ 325/350

CP89000.40-60 ～ 325/350

CP89010.10-60 ～ 325/350

CP890220

0.15

EZ-GRIP とFactorFour カラム

0.20

0.25

0.40

-60 ～ 325/350

CP890310

0.15-60 ～ 325/350

CP903015

0.15-60 ～ 325/350

CP588120

0.15-60 ～ 325/350

CP90310.60-60 ～ 325/350

CP903212

0.33-60 ～ 325/350

CP890425

0.33-60 ～ 325/350

CP8905

15

25

30

50

60

5 インチ
ケージ

CP9032I5

0.10-60 ～ 325/350

CP8906CP8906I5

0.25-60 ～ 325/350

CP8907CP8907I5

1.00-60 ～ 325/350

CP8908CP8908I5

0.25-60 ～ 325/350

CP89090.40-60 ～ 325/350

CP89100.10-60 ～ 325/350

CP8911

CP8911I5

0.25-60 ～ 325/350

CP8912

CP8912I5

1.00-60 ～ 325/350

CP8913

CP8913I5

0.25-60 ～ 325/350

CP89140.40-60 ～ 325/350

CP89150.25-60 ～ 325/350

CP8916CP8916I5

1.00-60 ～ 325/350

CP8917CP8917I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

GC キャピラリカラム

55

低ブリード GC/MS カラム

VF-1ms5 インチ
ケージ-60 ～ 325/350

CP8918CP8918I5

0.25-60 ～ 325/350

CP89191.00-60 ～ 325/350

CP89200.25-60 ～ 325/350

CP89210.40-60 ～ 325/350

CP89220.10-60 ～ 325/350

CP89230.25-60 ～ 325/350

CP89240.50-60 ～ 325/350

CP89251.00-60 ～ 325/350

CP89260.25-60 ～ 325/350

CP89270.40-60 ～ 325/350

CP89280.25-60 ～ 325/350

CP89291.00-60 ～ 325/350

CP89300.50-60 ～ 325/350

CP89651.50-60 ～ 325/350

CP8967

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

15

0.10

30

50

60

0.53

15

30

www.agilent.com/chem/jp

ケージ

長さ (m)

25

56

7 インチ

内径 (mm)0.50-60 ～ 325/350

CP89681.00-60 ～ 325/350

CP89691.50-60 ～ 310/335

CP8970CP8920I5

低ブリード GC/MS カラム

DB-5ms
O

CH3

CH3

Si

Si

CH3

CH3

CH3
O
m

Si
CH3

n

DB-5ms の構造• (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサンとほぼ同等のフェニル基ポリマ• 無極性• 超低ブリードの特性、GC/MS に最適• 活性化合物に対応する優れた不活性度• S/N 比の向上により感度と質量スペクトルの信頼性が向上• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• HP-5TA の代替品
• USP Phase G27 に相当• テスト用混合液を用意
相当品 : Rtx-5ms, Rxi-5ms, Rxi-5Sil MS, PTE-5, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms, ZB-5MSi, SLB-5ms, Equity-5

DB-5ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

5975T
LTM トロイド

0.18

20

0.18

-60～325/350

121-5522

121-5522E

121-5522LTM

221-5522LTM

0.20

0.25

0.36

-60～325/350

121-552340

0.18-60～325/350

121-5542

12

0.33-60～325/350

128-5512

128-5512LTM

25

0.33

-60～325/350

128-5522

128-5522LTM

50

0.33

-60～325/350

128-5552

15

0.10-60～325/350

122-5511

122-5511LTM

0.25-60～325/350

122-5512122-5512LTM

0.50-60～325/350

122-5516

122-5516LTM

1.00-60～325/350

122-5513

122-5513LTM

0.25-60～325/350

122-5522

122-5522LTM

0.40-60～325/350

122-552A

122-552ALTM

0.10-60～325/350

122-5531

122-5531LTM

0.25-60～325/350

122-5532

122-5532E

122-5532LTM

0.50-60～325/350

122-5536

122-5536E

122-5536LTM

1.00-60～325/350

122-5533

122-5533E

122-5533LTM

50

0.25

-60～325/350

122-555260

0.10-60～325/350

122-5561

0.25-60～325/350

122-5562

1.00-60～325/350

122-5563

25

30

121-5523LTM

222-5512LTM

222-5532LTM

122-5562E

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

GC キャピラリカラム

57

低ブリード GC/MS カラム

DB-5ms
7 インチ

5 インチ

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

15

0.10

-60～325/350

123-5511

0.25-60～325/350

123-5512

1.00-60～325/350

123-5513

25

0.52-60～325/350

123-552630

0.10-60～325/350

123-5531

0.25-60～325/350

123-5532

0.50-60～325/350

123-5536

123-5536LTM

1.00-60～325/350

123-5533

123-5533LTM

0.10-60～325/350

123-5561

0.25-60～325/350

123-5562

0.50-60～325/350

123-5566

1.00-60～325/350

123-5563

15

1.50-60～300/320

125-5512125-5512LTM

30

0.50

-60～300/320

125-5537

125-5537LTM

1.00-60～300/320

125-553J

125-553JLTM

1.50-60～300/320

125-5532

125-5532LTM

60

0.53

ケージ

ケージ

123-5511LTM
123-5512LTM
123-5513E

123-5531LTM
123-5532E

Agilent 7890A GC システムの詳細については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp

123-5513LTM
123-5526LTM

ヒントとテクニック

58

7890/6890
LTM モジュール

内径 (mm)123-5532LTM

5975T
LTM トロイド

低ブリード GC/MS カラム

HP-5ms
CH6H5

CH3
O

Si

O

CH3

95%

• (5%-フェニル)-メチルポリシロキサン• HP-5 に等しい選択性• 無極性• 超低ブリードの特性で、GC/MSに最適• 酸性および塩基性化合物を含む活性化合物に対して優れた不活性• S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G27に相当

Si
CH6H5

5%

HP-5ms の構造相当品 : Rtx-5ms, Rxi-5ms, Rxi-5Sil MS, PTE-5, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms, SLB-5ms, Equity-5

HP-5ms
膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

20

0.18

-60 ～ 325/350

19091S-577

19091S-577LTM

12

0.33

-60 ～ 325/350

19091S-101

19091S-101LTM

内径 (mm)

長さ (m)

0.18
0.20

0.25

7890/6890
LTM モジュール

ケージ

25

0.33

-60 ～ 325/350

19091S-102

50

0.33

-60 ～ 325/350

19091S-105

15

0.10

-60 ～ 325/350

19091S-331

19091S-331LTM

0.25-60 ～ 325/350

19091S-431

19091S-431LTM

1.00-60 ～ 325/350

19091S-231

19091S-231LTM

0.10-60 ～ 325/350

19091S-333

0.25-60 ～ 325/350

19091S-433

0.50-60 ～ 325/350

19091S-133

1.00-60 ～ 325/350

19091S-233

0.10-60 ～ 325/350

19091S-336

0.25-60 ～ 325/350

19091S-436

19091S-436E
19091S-112E

19091S-112LTM

19091S-413E

19091S-413LTM

30

60

0.32

5 インチ

19091S-102E

19091S-102LTM

19091S-333LTM
19091S-433E

19091S-433LTM

29091S-433LTM

19091S-133LTM
19091S-233E

19091S-233LTM

25

0.52

-60 ～ 325/350

19091S-112

30

0.10

-60 ～ 325/350

19091S-313

0.25-60 ～ 325/350

19091S-413

0.50-60 ～ 325/350

19091S-113

19091S-113LTM

1.00-60 ～ 325/350

19091S-213

19091S-213LTM

0.25-60 ～ 325/350

19091S-416

60

5975T
LTM トロイド

19091S-313LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

59

低ブリード GC/MS カラム

VF-5ms
O

CH3

CH3

Si

Si

CH3

CH3

CH3
O
m

• 感度、精度、および機器の稼働時間を向上する不活性度の高い 5 % フェニルメチルカ
ラム

Si
CH3

• 最小限のカラムブリードによる感度の向上 – 325 ºCで 1 pA (30 m x 0.25 mm、0.25 µm)nの超低ブリード仕様• VF-1ms よりも極性がわずかに高いため、芳香族化合物に対する感度が向上し、選択性と優れた不活性度により、幅広い半極性および極性化合物に使用可能

VF-5ms の構造• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm カラム• すべてのカラムについてリテンションインデックス、効率、選択性、およびブリードの品質検査を実施• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 : Rtx-5ms, Rxi-5ms, Rxi-5Sil MS, PTE-5, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms, ZB-5MSi, SLB-5ms, Equity-5

VF-5ms
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.10

10

0.40

-60 ～ 325/350

CP893420

0.40-60 ～ 325/350

CP893310

0.15-60 ～ 325/350

CP903415

0.15-60 ～ 325/350

CP903520

0.15-60 ～ 325/350

CP90360.30-60 ～ 325/350

CP90370.60-60 ～ 325/350

CP9038

0.15

0.25

5 インチ
ケージ

CP9034I5
CP9036I5

0.15-60 ～ 325/350

CP90390.60-60 ～ 325/350

CP904012

0.33-60 ～ 325/350

CP8935CP8935I525

0.33-60 ～ 325/350

CP8936

CP8936I550

0.33-60 ～ 325/350

CP893715

0.10-60 ～ 325/350

CP89380.25-60 ～ 325/350

CP89390.50-60 ～ 325/350

CP89631.00-60 ～ 325/350

CP89400.25-60 ～ 325/350

CP89410.40-60 ～ 325/350

CP89420.10-60 ～ 325/350

CP8943

CP8943I5

0.25-60 ～ 325/350

CP8944

CP8944I5

0.50-60 ～ 325/350

CP8945

40
0.20

ケージ

25

30

CP9039I5

CP8941I5

1.00-60 ～ 325/350

CP894650

0.25-60 ～ 325/350

CP894760

0.10-60 ～ 325/350

CP8948CP8948I5

0.25-60 ～ 325/350

CP8960CP8960I5

1.00-60 ～ 325/350

CP8949Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

60

www.agilent.com/chem/jp

低ブリード GC/MS カラム

VF-5ms
7 インチ

5 インチ
ケージ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

15

0.10

-60 ～ 325/350

CP89500.25-60 ～ 325/350

CP89511.00-60 ～ 325/350

CP895225

0.52-60 ～ 325/350

CP895330

0.10-60 ～ 325/350

CP8954CP8954I5

0.25-60 ～ 325/350

CP8955CP8955I5

0.50-60 ～ 325/350

CP89561.00-60 ～ 325/350

CP89570.25-60 ～ 325/350

CP89580.40-60 ～ 325/350

CP89590.25-60 ～ 325/350

CP89611.00-60 ～ 325/350

CP8962

50

60

0.53

15

30

ケージ

0.50

-60 ～ 325/350

CP89711.00-60 ～ 325/350

CP8972

1.50-60 ～ 325/350

CP89730.50-60 ～ 325/350

CP89741.00-60 ～ 325/350

CP89751.50-60 ～ 310/335

CP8976CP8957I5

CP8961I5

ヒントとテクニック
ホームページでは、お客様の分析に役立つ GC トラブルシュー
ティングビデオを公開しています。
GC アプリケーションスペシャリストとサービスエンジニアが、トラブルシューティングについてわかりやすく説明します。
このビデオは www.agilent.com/chem/jp でご覧いただけます。

GC キャピラリカラム

61

低ブリード GC/MS カラム

DB-XLB• きわめて低ブリード• 低極性• 温度上限 340/360 ºC• 独自の選択性• 活性化合物に対応する優れた不活性度• 確認分析に最適• 農薬、除草剤、PCB、PAHs に最適• GC/MS に理想的
• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能
注 : "DB-XLB は高温でのカラムブリードを抑制するように設計されています。MS 検出での PCB 同族体分離に優れた能力を発揮します。カラム寸法、温度プログラム、キャリア
ガス流量条件などを慎重に最適化し、この優れた性能を最大限に引き出します。"(Frame, G. Analytical Chemistry News & Features, Aug. 1, 1997, 468A-475A)
相当品 : Rtx-XLB, MDN-12, ZB-XLB, ZB-XLB HT

DB-XLB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.18

20

0.18

30 ～ 340/360

121-1222

121-1222E

121-1222LTM

30

0.18

30 ～ 340/360

121-1232

0.20

12

0.33

30 ～ 340/360

128-121225

0.33

30 ～ 340/360

128-1222

0.25

15

0.10

30 ～ 340/360

122-1211

0.25

30 ～ 340/360

122-12120.10

30 ～ 340/360

122-12310.25

30 ～ 340/360

122-12320.50

30 ～ 340/360

122-1236

1.00

30 ～ 340/360

122-1233

60

0.25

30 ～ 340/360

122-126230

0.25

30 ～ 340/360

123-12320.50

30 ～ 340/360

123-123660

0.25

30 ～ 340/360

123-1262

15

1.50

30 ～ 320/340

125-1212125-1212LTM

30

1.50

30 ～ 320/340

125-1232

125-1232LTM

30

0.32

0.53

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

62

www.agilent.com/chem/jp

128-1212E

122-1211LTM

122-1232LTM

122-1262E

低ブリード GC/MS カラム

VF-Xms
CH3
O Si
CH3

CH3
Si
CH3

CH3
O Si
CH3
X

VF-Xms の構造Y• 高純度アリレン化合物で高精度な分析結果• 恒温条件で 340 ºC まで使用可能で幅広い分析に対応• 確認分析に最適 - 5 % フェニルカラムに代わる極性の高いカラム• 超低ブリードによる究極の感度と S/N 比の実現
• 農薬などの半揮発性化合物に特に高い選択性を示し、短時間で高分離能の分析を実行• 塩素化合物に対する特有の選択性• すべてのカラムについてリテンションインデックス、効率、選択性、およびブリードの品質検査を実施• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 : Rtx-XLB, MDN-12, ZB-XLB, ZB-XLB HT

VF-Xms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.15

20

0.15

30 ～ 340/360

CP9041

0.20

12

0.33

30 ～ 340/360

CP880025

0.33

30 ～ 340/360

CP880115

0.10

30 ～ 340/360

CP88020.25

30 ～ 340/360

CP88030.10

30 ～ 340/360

CP88050.25

30 ～ 340/360

CP88060.50

30 ～ 340/360

CP88071.00

30 ～ 340/360

CP88080.25

30 ～ 340/360

CP88090.25

30

EZ-GRIP とFactorFour カラム

60
0.32

15

30 ～ 340/360

CP881030 ～ 340/360

CP88110.10

30 ～ 340/360

CP88120.25

30 ～ 340/360

CP88130.50

30 ～ 340/360

CP88141.00

30 ～ 340/360

CP881560

0.25

30 ～ 340/360

CP881615

1.50

30 ～ 325/340

CP881730

1.50

30 ～ 325/340

CP8818

30

0.53

0.25
1.00

5 インチ
ケージ

CP8806I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

63低ブリード GC/MS カラム

DB-35ms
O

CH3

CH3

Si

Si

CH3

CH3

CH3
O
m

Si
CH3

DB-35s の構造n• (35 %-フェニル)-メチルポリシロキサン相にほぼ相当• 中極性• 超低ブリードの特性、GC/MS に最適• 温度上限を 340/360 ºC まで向上
• 活性化合物に対応する優れた不活性度• 確認分析に最適• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• HP-35ms の代替品
• USP Phase G42 に相当相当品 : Rtx-35, Rtx-35ms, Rxi-35Sil MS, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-34, ZB-35, ZB-35 ht

DB-35ms
内径 (mm)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

5975T
LTM トロイド

0.18

0.18

50 ～ 340/360

121-3822

121-3822E

121-3822LTM

221-3822LTM

0.20

0.33

50 ～ 340/360

128-3812

0.25

0.32

0.53

0.33

50 ～ 340/360

128-3822

0.25

50 ～ 340/360

122-3812

0.15

50 ～ 340/360

122-3831

0.25

50 ～ 340/360

122-3832

0.25

50 ～ 340/360

122-3862

0.25

50 ～ 340/360

123-3812

0.25

50 ～ 340/360

123-3832

0.50

50 ～ 320/340

125-3837

125-3837LTM

1.00

50 ～ 320/340

125-3832

125-3832LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

64

www.agilent.com/chem/jp222-3812LTM

122-3832E

122-3832LTM

123-3832E

222-3832LTM

低ブリード GC/MS カラム

VF-35ms
O Si

CH3
O Si
CH3

CH3
Si
CH3

35%

CH3
O Si
CH3
X

Y

• 安定化されたアリレン修飾、35 % フェニルメチル相に相当• デュアルカラム確認分析に最適• 上限温度 360 ºC においても超低ブリードと高安定性を実現• 環境分析や化学分析に理想的な中極性カラム• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属

VF-35ms の構造相当品 : Rtx-35, Rtx-35ms, Rxi-35Sil MS, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-34, ZB-35, ZB-35 ht

VF-35ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.15

10

0.15

40 ～ 340/360

CP588715

0.15

40 ～ 340/360

CP588820

0.15

40 ～ 340/360

CP588915

0.33

40 ～ 340/360

CP887225

0.33

40 ～ 340/360

CP887315

0.25

40 ～ 340/360

CP887430

0.10

40 ～ 340/360

CP88750.15

40 ～ 340/360

CP88760.25

40 ～ 340/360

CP8877CP8877I5

0.50

40 ～ 340/360

CP8878CP8878I5

1.00

40 ～ 340/360

CP88790.25

40 ～ 340/360

CP8880

0.20

0.25

60
0.32

0.53

15

0.25

40 ～ 340/360

CP888130

0.25

40 ～ 340/360

CP88820.50

40 ～ 340/360

CP8883

1.00

40 ～ 340/360

CP888460

0.25

40 ～ 340/360

CP888515

1.00

40 ～ 325/350

CP888630

0.50

40 ～ 325/350

CP88871.00

40 ～ 325/350

CP88885 インチ
ケージ

CP8883I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

65

低ブリード GC/MS カラム

DB-17ms
O

CH 3

CH 3

Si

Si

CH 3

CH 3 mCH 3
O

Si
CH 3 nDB-17ms の構造• (50 %-フェニル)-メチルポリシロキサンとほぼ同等• 上限温度 320/340 ºC• 超低ブリードの中極性カラム、GC/MS に最適• 活性化合物に対する優れた不活性度• 質量スペクトルの信頼性を向上• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• CLP 農薬に最適なカラム
相当品 : Rxi-17Sil MS, Rtx-50, 007-17, SP-2250, SPB-50, BPX-50, SPB-17, AT-50

DB-17ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ

121-4722E

ケージ

7890/6890
LTM モジュール

5975T
LTM トロイド

121-4722LTM

221-4722LTM

0.18

20

0.18

40 ～ 320/340

121-4722

0.25

15

0.15

40～320/340

122-4711

122-4711LTM

0.25

40 ～ 320/340

122-4712

122-4712LTM

0.15

40 ～ 320/340

122-4731

122-4731LTM

30

0.32

0.25

40 ～ 320/340

122-473260

0.25

40 ～ 320/340

122-4762

15

0.25

40 ～ 320/340

123-4712

123-4712LTM

30

0.25

40 ～ 320/340

123-4732

123-4732LTM

122-4732E

122-4732LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

ヒントとテクニック
最新の GC カラムにフォーカスしたアプリケーション、製品、および教育リソースについては、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

66

www.agilent.com/chem/jp222-4712LTM

222-4732LTM

低ブリード GC/MS カラム

VF-17ms• 50 % フェニル/50 % ジメチルシロキサン、中極性相• 超低ブリード• 独自の不活性処理技術と製造プロセスにより安定性が向上し、カラム間繰り返し精度

CH3
O Si

O Si
CH3
X

VF-17ms の構造

Yの向上と長いカラム寿命を実現• 環境分析および臨床分析に最適• 325 ºC で 2 pA (0.25 mm x 30 m、0.25 µm) の超低ブリード仕様• EPA、USP メソッド確認試験用カラムで最高の信頼性を提示• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 : Rxi-17Sil MS, Rtx-50, 007-17, SP-2250, SPB-50, BPX-50, SPB-17, AT-50

VF-17ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.10

10

0.20

40 ～ 330/360

CP8977

0.15

10

0.15

40 ～ 330/360

CP588215

0.15

40 ～ 330/360

CP588320

0.15

40 ～ 330/360

CP588415

0.25

40 ～ 330/360

CP897915

0.50

40 ～ 330/360

CP898030

0.15

40 ～ 330/360

CP89810.25

40 ～ 330/360

CP89820.50

40 ～ 330/360

CP898360

0.25

40 ～ 330/360

CP898415

0.15

40 ～ 330/360

CP89860.25

40 ～ 330/360

CP89870.25

40 ～ 330/360

CP8990

0.25

0.32

30

0.53

15

30

0.50

40 ～ 330/360

CP89910.25

40 ～ 330/360

CP89941.00

40 ～ 330/360

CP8996

1.50

40 ～ 310/340

CP89980.50

40 ～ 330/360

CP90001.00

40 ～ 310/340

CP90011.50

40 ～ 310/340

CP90025 インチ
ケージ

CP8982I5

CP8990I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

67

低ブリード GC/MS カラム

VF-23ms
C N(CH2)3
O Si(CH2)3
C N

CH3
O Si
CH3

CH3
Si
CH3
Y

X

VF-23ms の構造• 高シアノプロピルフェニルジメチルポリシロキサンを使用した、
高極性低ブリード GC カラム• 非常に極性の高い化合物の分離用• 100 % 化学結合タイプのため溶媒洗浄が可能• 上限温度 260 ºC• 高分子量化合物にまでアプリケーションの範囲を拡張• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 : SP-2330, Rtx-2330, 007-23, AT-Silar, BPX-70, SP-2340

VF-23ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.10

10

0.10

40 ～ 260/260

CP8819

0.15

15

0.15

40 ～ 260/260

CP588620

0.15

40 ～ 260/260

CP904240

0.15

40 ～ 260/260

CP588515

0.25

40 ～ 260/260

CP8820CP8820I530

0.15

40 ～ 260/260

CP8821

CP8821I5

0.25

40 ～ 260/260

CP8822CP8822I5

0.15

40 ～ 260/260

CP88230.25

40 ～ 260/260

CP882415

0.25

40 ～ 260/260

CP882530

0.15

40 ～ 260/260

CP88260.25

40 ～ 260/260

CP88270.15

40 ～ 260/260

CP88280.25

40 ～ 260/260

CP882915

0.50

40 ～ 245/245

CP883030

0.50

40 ～ 245/245

CP8831

0.25

60

0.32

60

0.53

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

68

www.agilent.com/chem/jp

5 インチ
ケージ

CP8824I5

低ブリード GC/MS カラム

VF-200ms

CF3
CH2
CH2

CH3

O Si
CH3

O Si
CH3
X

VF-200ms の構造• 非常に高い温度安定性を持ったトリフルオロプロピル相は、最高 350 ºC まで使用可能• ケトン、アルデヒド、ニトロ化合物、塩素含有化合物、PAH、不飽和化合物、シラン、
CFC の分析に最適

Y• 最適な不活性処理による良好なピーク形状• 微量分析に対応する超低ブリード• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 : Rtx-200

VF-200ms
7 インチ

5 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.15

10

0.15

0 ～ 325/350

CP589320

0.15

0 ～ 325/350

CP5891

0.60

0 ～ 325/350

CP58920.25

0 ～ 325/350

CP88550.50

0 ～ 325/350

CP88560.10

0 ～ 325/350

CP88570.25

0 ～ 325/350

CP88580.50

0 ～ 325/350

CP8859CP8859I5

1.00

0 ～ 325/350

CP8860CP8860I5

60

0.25

0 ～ 325/350

CP886115

0.25

0 ～ 325/350

CP886230

0.25

0 ～ 325/350

CP88630.50

0 ～ 325/350

CP8864

1.00

0 ～ 325/350

CP886515

1.00

0 ～ 300/325

CP886630

0.50

0 ～ 300/325

CP88671.00

0 ～ 300/325

CP8868

0.25

15

30

0.32

0.53

ケージ

ケージ

CP8855I5

CP8865I5

CP8868I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

69

低ブリード GC/MS カラム

DB-225ms• (50 %- シアノプロピルフェニル)- ジメチルポリシロキサンにほぼ同等• 中/高極性• シス - およびトランス - 脂肪酸メチルエステル (FAME) の分離に優れている• 低ブリード• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G7 に相当相当品 : SP-2330, Rtx-225, BP-225, OV-225, 007-225, AT-225

DB-225ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.25

15

0.25

40 ～ 240

122-291230

0.25

40 ～ 240

122-2932

0.32

60

0.25

40 ～ 240

122-296230

0.25

40 ～ 240

123-2932

5 インチ
ケージ
122-2932E

7890/6890
LTM モジュール

5975T
LTM トロイド

122-2912LTM

222-2912LTM

122-2932LTM

222-2932LTM

123-2932LTM

ヒントとテクニック
GC Calculator は、iPhone および iPod touch ユーザーの方にご利用いただける
無償のアプリケーションソフトです。キャピラリ GC カラムにおける圧力設定値と流量値を計算できます。
www.agilent.com/chem/gcapp をご覧ください。

70

www.agilent.com/chem/jp

低ブリード GC/MS カラム

VF-WAXms
O CH2

CH2

OH
n

VF-WAXms の構造• 極性化合物の MS で高精度の結果を実現する、特別に設計された WAX 相• 使用可能温度範囲 20 ～ 250 ºC• 微量分析向けに S/N 比を向上
• 微量分析が必要な GC/MS 食品および香料アプリケーションに最適• 超低ブリードによる高温での感度とカラム寿命の向上• PEG の一般的な選択性を変化させずに性能を向上• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm カラム• カラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属

相当品 : SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX, ZBWAX, ZB-WAX plus

VF-WAXms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.10

10

0.10

20 ～ 250/260

CP92190.20

20 ～ 250/260

CP92180.10

20 ～ 250/260

CP9229

20

0.15

0.25

10

0.15

20 ～ 250/260

CP920015

0.15

20 ～ 250/260

CP920120

0.15

20 ～ 250/260

CP922030

0.15

20 ～ 250/260

CP920215

0.25

20 ～ 250/260

CP92030.50

20 ～ 250/260

CP922125

0.20

20 ～ 250/260

CP920430

0.25

20 ～ 250/260

CP92050.50

20 ～ 250/260

CP9222

1.00

20 ～ 240

CP92060.25

20 ～ 250/260

CP92070.50

20 ～ 240

CP9223

60

5 インチ
ケージ

CP9229I5

CP9205I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

GC キャピラリカラム

71

低ブリード GC/MS カラム

VF-WAXms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.32

15

0.25

20 ～ 250/260

CP92090.50

20 ～ 250/260

CP9224

1.00

20 ～ 250/260

CP9208

30

60

0.53

15

30

60

0.25

20 ～ 250/260

CP92120.50

20 ～ 250/260

CP92101.00

20 ～ 240

CP92110.25

20 ～ 250/260

CP92140.50

20 ～ 240

CP9225

1.00

20 ～ 230

CP9213

1.00

20 ～ 250/260

CP9226

2.00

20 ～ 240

CP92271.00

20 ～ 240

CP92152.00

20 ～ 230

CP9216

1.00

20 ～ 230

CP92282.00

20 ～ 220

CP9217

ヒントとテクニック

VF-WAXms は、食品や香料などの微量分析に対して最高の性能を発揮します。

72

www.agilent.com/chem/jp

5 インチ
ケージ

CP9212I5

CP9225I5CP9226I5

低ブリード GC/MS カラム

VF-624ms、VF-1301ms
C N(CH2)3
O Si
CH3
X

CH3
O Si
CH3

CH3
O Si
CH3

CH3
Si
CH3

Y

VF-624ms および VF-1301ms の構造

Z• EPA メソッド 524、624、8260 に加えて USP 467 に基づいた溶媒分析用に設計された
VF-624ms• VF-624 と同様の選択性を持ち、半揮発性有機溶媒に加えて PCB や農薬の分析に最適な
超低ブリード薄膜の VF-1301ms• ベンゼンと 1,2-ジクロロエタンのような共溶出する化合物も分離• 中極性• 低ブリード• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 : AT-624, Rxi-624 Sil MS, Rtx-624, PE-624, 007-624, 007-502, ZB-624

VF-624ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.15

15

0.84

-40 ～ 280/300

CP9101

CP9101I5

20

0.84-40 ～ 280/300

CP910030

0.84-40 ～ 280/300

CP910940

0.84-40 ～ 280/300

CP911030

1.40-40 ～ 280/300

CP9102CP9102I560

1.40-40 ～ 280/300

CP9103

CP9103I530

1.80-40 ～ 280/300

CP9104CP9104I560

1.80-40 ～ 280/300

CP9105CP9105I530

3.00-40 ～ 280/300

CP9106CP9106I5

60

3.00-40 ～ 265/280

CP910775

3.00-40 ～ 265/280

CP9108

0.25

0.32

0.53

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

73

低ブリード GC/MS カラム

相当品 : Rtx-1301, PE-1301

VF-1301ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.10

10

1.00

-40 ～ 280/300

CP9066

0.15

15

0.15

-40 ～ 280/300

CP905020

0.15-40 ～ 280/300

CP905115

1.00-40 ～ 280/300

CP905230

0.25-40 ～ 280/300

CP9053

1.00-40 ～ 280/300

CP90540.25-40 ～ 280/300

CP90551.00-40 ～ 280/300

CP90560.25-40 ～ 280/300

CP90571.00-40 ～ 280/300

CP90580.25-40 ～ 280/300

CP9059

0.25

60

0.32

15

30

0.53

1.00

-40 ～ 280/300

CP906060

1.00-40 ～ 280/300

CP906115

1.00-40 ～ 280/300

CP906230

1.00-40 ～ 280/300

CP9063

1.50-40 ～ 280/300

CP9064

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

ヒントとテクニック
アジレントの GC 消耗品製品シリーズを使用することにより、最高の性能と最大の生産性を確保できます。
詳しくは、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

74

www.agilent.com/chem/jp

5 インチ
ケージ

CP9060I5

低ブリード GC/MS カラム

VF-1701ms
C N(CH2)3
O Si
CH3
X

CH3
O Si
CH3

CH3
O Si
CH3
Y

VF-1701ms の構造

CH3
Si
CH3
Z

• 超低ブリードの 14 % シアノプロピル/フェニル/86 % ポリジメチルシロキサン相• 中極性• 農薬、PCB、半揮発性有機化合物に最適• 高度な不活性処理により p,p'-DDT などの困難な対象化合物にも対応• 正確な微量分析向けに不活性処理を実施• カラムブリードは、280 ºC で2 pA 以下を保証 (0.25 mm x 60 m、0.25 µm の場合)
• 高速高分離 GC および GC/MS 分析用の内径 0.15 mm のカラム
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属

相当品 : SPB-1701, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701, ZB-1701

VF-1701ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.10

10

0.20

-20 ～ 280/300

CP91400.40-20 ～ 280/300

CP914120

0.10-20 ～ 280/300

CP914215

0.10-20 ～ 280/300

CP91750.15-20 ～ 280/300

CP91430.60-20 ～ 280/300

CP91440.15-20 ～ 280/300

CP91450.60-20 ～ 280/300

CP91460.15-20 ～ 280/300

CP91470.25-20 ～ 280/300

CP91481.00-20 ～ 280/300

CP91490.15-20 ～ 280/300

CP91500.25-20 ～ 280/300

CP9151

CP9151I5

1.00-20 ～ 280/300

CP9152CP9152I5

0.15-20 ～ 280/300

CP91530.25-20 ～ 280/300

CP9154CP9154I5

0.50-20 ～ 280/300

CP9155CP9155I5

1.00-20 ～ 280/300

CP9156

0.15

20
0.25

15

30

60

5 インチ
ケージ

CP9149I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

GC キャピラリカラム

75

低ブリード GC/MS カラム

VF-1701ms
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.32

15

0.15

-20 ～ 280/300

CP91570.25-20 ～ 280/300

CP91581.00-20 ～ 280/300

CP91590.10-20 ～ 280/300

CP91600.15-20 ～ 280/300

CP91610.25-20 ～ 280/300

CP9162

1.00-20 ～ 280/300

CP91630.15-20 ～ 280/300

CP91640.25-20 ～ 280/300

CP9165

1.00-20 ～ 280/300

CP916615

1.00-20 ～ 280/300

CP916730

0.10-20 ～ 280/300

CP91680.25-20 ～ 280/300

CP91690.50-20 ～ 280/300

CP91701.00-20 ～ 280/300

CP91711.50-20 ～ 280/300

CP9172

1.00-20 ～ 280/300

CP9173

1.50-20 ～ 265/280

CP9174

30

60

0.53

60

ヒントとテクニック
およそ 2000 の GC アプリケーションと標準メソッドを
ScanView データベースで検索することができます。
ScanView のコピーは、www.agilent.com/chem/scanview から
ダウンロードできます。

76

www.agilent.com/chem/jp

5 インチ
ケージ

CP9166I5

ポリシロキサンカラム

ポリシロキサンカラム
ポリシロキサンは、最も多く使用される固定相です。種類は多く、安定性と耐久性に優れ、汎用性があります。標準的なポロシキロサンは、シロキサンのバックボーンが反復されているのが特徴です。各シリコン原子には、官能基が 2 つあります。この官能基の種類と置換率により各固定相とその特性が異なります。

DB-1
CH3
O

Si
CH3

100%

DB-1 の構造• 100% ジメチルポリシロキサン• 無極性• 優れた汎用カラム• 広範な応用範囲• 低ブリード• 高い上限温度• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 豊富なカラムサイズ• USP Phase G2に相当相当品 : SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1(MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1

DB-1
内径

(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.05

10

0.05

-60 ～ 325/350

126-1012

0.05-60 ～ 325/350

126-10SP

0.20-60 ～ 325/350

126-1013

5

0.12-60 ～325/350

127-100A10

0.10-60 ～ 325/350

127-1012

127-1012E

127-1012LTM

0.40-60 ～ 325/350

127-1013

127-1013E

127-1013LTM

0.10-60 ～ 325/350

127-1022

127-1022E

127-1022LTM

0.40-60 ～ 325/350

127-1023

127-1023E

127-1023LTM

127-1046E

0.10

20

40

0.20

-60 ～ 325/350

127-1046

0.40-60～325/350

127-1043

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール126-1012LTM

126-1013LTM
127-100ALTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

GC キャピラリカラム

77

ポリシロキサンカラム

DB-1
内径

(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.15

10

1.20

-60 ～ 325/350

12A-1015

0.18

10

0.18

-60 ～ 325/350

121-1012

0.20-60 ～ 325/350

121-101A

0.20

0.25

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

12A-1015LTM
121-1012E

121-1012LTM
121-101ALTM

0.40-60 ～ 325/350

121-1013

121-1013E

121-1013LTM

20

0.18

-60 ～ 325/350

121-1022

121-1022E

121-1022LTM

0.40-60 ～ 325/350

121-102340

0.40-60 ～ 325/350

121-104312

0.33-60 ～ 325/350

128-1012

128-1012LTM

25

0.33

-60 ～ 325/350

128-1022

128-1022LTM

30

0.80

-60 ～ 325/350

128-1034

128-1034LTM

50

0.33

-60 ～ 325/350

128-105215

0.10-60 ～ 325/350

122-1011

122-1011LTM

0.25-60 ～ 325/350

122-1012

122-1012LTM

1.00-60 ～ 325/350

122-1013

122-1013LTM

0.25-60 ～ 325/350

122-1022

122-1022LTM

0.10-60 ～ 325/350

122-1031

0.25-60 ～ 325/350

122-1032

0.50-60 ～ 325/350

122-103E

1.00-60 ～ 325/350

122-1033

25
30

50

0.25

-60 ～ 325/350

122-105260

0.10-60 ～ 325/350

122-1061

0.25-60 ～ 325/350

122-1062

0.50-60 ～ 325/350

122-106E

1.00-60 ～ 325/350

122-1063

100

0.50

-60 ～ 325/350

122-10AE

150

1.00

-60 ～ 325/350

122-10G3

121-1023LTM
121-1043E

122-1031LTM
122-1032E

122-1032LTM*
122-103ELTM

122-1033E

122-1033LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

78

www.agilent.com/chem/jp

ポリシロキサンカラム

DB-1
内径

(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.32

10

0.50

-60 ～ 325/350

123-100E

123-100ELTM

15

0.10

-60 ～ 325/350

123-1011

123-1011LTM

0.25-60 ～ 325/350

123-1012

123-1012LTM

1.00-60 ～ 325/350

123-1013

123-1013LTM

3.00-60 ～ 280/300

123-1014

123-1014LTM

5.00-60 ～ 280/300

123-1015

123-1015LTM

0.12-60 ～ 325/350

123-1027

123-1027LTM

0.25-60 ～ 325/350

123-1022

123-1022LTM

0.52-60 ～ 325/350

123-1026

123-1026LTM

1.05-60 ～ 325/350

123-102F

123-102FLTM

0.10-60 ～ 325/350

123-1031

123-1031LTM

0.25-60 ～ 325/350

123-1032

123-1032LTM

0.50-60 ～ 325/350

123-103E

1.00-60 ～ 325/350

123-1033

1.50-60 ～ 300/320

123-103B

123-103BLTM

3.00-60 ～ 280/300

123-1034

123-1034LTM

5.00-60 ～ 280/300

123-1035

123-1035LTM

0.25-60 ～ 325/350

123-1052

0.52-60 ～ 325/350

123-1056

1.05-60 ～ 325/350

123-105F

1.20-60 ～ 325/350

123-105C

5.00-60 ～ 280/300

123-1055

0.10-60 ～ 325/350

123-1061

0.25-60 ～ 325/350

123-1062

0.50-60 ～ 325/350

123-106E

1.00-60 ～ 325/350

123-1063

123-1063E

1.50-60 ～ 300/320

123-106B

123-106BE

2.00-60 ～ 280/300

123-106G

3.00-60 ～ 280/300

123-1064

123-1064E

5.00-60 ～ 280/300

123-1065

123-1065E

25

30

50

60

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール123-103ELTM
123-1033E

123-1033LTM

123-1062E

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

GC キャピラリカラム

79

ポリシロキサンカラム

DB-1
内径

(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.45

30

1.27

-60 ～ 325/350

124-1032

2.55-60 ～ 260/280

124-1034

124-1034LTM

0.53

5

0.88

-60 ～ 325/350

125-100A

125-100ALTM

2.65-60 ～ 325/350

125-100B

125-100BLTM

5.00-60 ～ 325/350

125-1005

125-1005LTM

7.5

1.50

-60 ～ 325/350

125-1002

125-1002LTM

10

2.65

-60 ～ 260/280

125-10HB

5.00-60 ～ 260/280

125-10H5

0.15-60 ～ 340/360

125-1011

0.25-60 ～ 320/340

125-101K

125-101KLTM

0.50-60 ～ 300/320

125-1017

125-1017LTM

1.00-60 ～ 300/320

125-101J

125-101JLTM

1.50-60 ～ 300/320

125-1012

3.00-60 ～ 260/280

125-1014

125-1014LTM

5.00-60 ～ 260/280

125-1015

125-1015LTM

1.00-60 ～ 300/320

125-102J

125-102JLTM

5.00-60 ～ 260/280

125-1025

125-1025LTM

0.10-60 ～ 340/360

125-1039

0.25-60 ～ 320/340

125-103K

0.50-60 ～ 300/320

125-1037

125-1037LTM

1.00-60 ～ 300/320

125-103J

125-103JLTM

1.50-60 ～ 300/320

125-1032

125-1032LTM

2.65-60 ～ 260/280

125-103B

3.00-60 ～ 260/280

125-1034

125-1034E

125-1034LTM

125-1035E

125-1035LTM

15

25

30

www.agilent.com/chem/jp125-10HBE

125-10HBLTM
125-10H5LTM

125-1011E

125-1012E

125-103KE

125-1011LTM

125-1012LTM

125-103KLTM

125-103BLTM

5.00-60 ～ 260/280

125-1035

5.00-60 ～ 260/280

125-105560

1.00-60 ～ 300/320

125-106J

125-106JE

1.50-60 ～ 300/320

125-1062

125-1062E

3.00-60 ～ 260/280

125-1064

5.00-60 ～ 260/280

125-1065

5.00-60 ～ 260/280

125-10B5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

7890/6890
LTM モジュール124-1032LTM

50

105

80

5 インチ
ケージ

125-1065E

ポリシロキサンカラム

HP-1
CH3
O

• 100 % ジメチルポリシロキサン• 無極性• 優れた汎用カラム - 「業界標準」• 幅広いアプリケーション• 低分子量アルコール向けの優れた性能 (< C5)• 高い温度上限• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 豊富なカラムサイズから選択可能• USP Phase G2 に相当

Si
CH3

100%

HP-1 の構造相当品 : SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1(MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1

HP-1
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチケージ7890/6890
LTM モジュール

0.18

20

0.18

-60 ～ 325/350

19091Z-577

19091Z-577E

19091Z-577LTM

0.20

12

0.33

-60 ～ 325/350

19091-60312

17

0.11

-60 ～ 325/350

19091Z-008

19091Z-008LTM

25

0.11

-60 ～ 325/350

19091Z-002

19091Z-002LTM

50

0.25

15

30

60

100

0.33

-60 ～ 325/350

19091Z-102

0.50-60 ～ 325/350

19091Z-202

0.11-60 ～ 325/350

19091Z-005

0.33-60 ～ 325/350

19091Z-105

0.50-60 ～ 325/350

19091Z-205

0.10-60 ～ 325/350

19091Z-331

19091Z-331LTM

0.25-60 ～ 325/350

19091Z-431

19091Z-431LTM

1.00-60 ～ 325/350

19091Z-231

19091Z-231LTM

0.10-60 ～ 325/350

19091Z-333

19091Z-333LTM

0.25-60 ～ 325/350

19091Z-433

19091Z-433E

19091Z-433LTM

1.00-60 ～ 325/350

19091Z-233

19091Z-233E

19091Z-233LTM

0.25-60 ～ 325/350

19091Z-436

1.00-60 ～ 325/350

19091Z-236

19091Z-236E

0.50-60 ～ 325/350

19091Z-530

19091Z-530E

19091Z-102E

19091Z-102LTM
19091Z-202LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

GC キャピラリカラム

81

ポリシロキサンカラム

HP-1
5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール-60 ～ 325/350

19091Z-411

19091Z-411E

19091Z-411LTM

1.00-60 ～ 325/350

19091Z-211

0.17-60 ～ 325/350

19091Z-012

19091Z-012E

19091Z-012LTM

0.52-60 ～ 325/350

19091Z-112

19091Z-112E

19091Z-112LTM

1.05-60 ～ 325/350

19091Z-212

0.10-60 ～ 325/350

19091Z-313

19091Z-313E

19091Z-313LTM

0.25-60 ～ 325/350

19091Z-413

19091Z-413E

19091Z-413LTM

1.00-60 ～ 325/350

19091Z-213

19091Z-213E

19091Z-213LTM

3.00-60 ～ 260/280

19091Z-513

19091Z-513E

19091Z-513LTM

4.00-60 ～ 260/280

19091Z-613

5.00-60 ～ 260/280

19091Z-713

0.17-60 ～ 325/350

19091Z-015

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

15

0.25

25

30

50

60

0.53

5

0.52

-60 ～ 325/350

19091Z-115

1.05-60 ～ 325/350

19091Z-215

0.25-60 ～ 325/350

19091Z-416

1.00-60 ～ 325/350

19091Z-216

5.00-60 ～ 260/280

19091Z-716

0.15-60 ～ 320/400

19095Z-220

0.88-60 ～ 320/400

19095Z-020

19091Z-211LTM

19091Z-212LTM

19091Z-613LTM
19091Z-713E

19091Z-713LTM

19091Z-115E

19091Z-216E-60 ～ 325/350

125-100A-60 ～ 260/280

19095S-100

19095S-100E

19095S-100LTM

7.5

5.00

-60 ～ 260/280

19095Z-627

19095Z-627E

19095Z-627LTM

10

0.88

-60 ～ 300/320

19095Z-021

19095Z-021E

19095Z-021LTM

2.65-60 ～ 260/280

19095Z-121

19095Z-121E

19095Z-121LTM

0.15-60 ～ 320/400

19095Z-221

19095Z-221E

1.50-60 ～ 300/320

19095Z-321

3.00-60 ～ 260/280

19095Z-421

5.00-60 ～ 260/280

19095Z-621

0.88-60 ～ 300/320

19095Z-023

19095Z-023E

19095Z-023LTM

1.50-60 ～ 300/320

19095Z-323

19095Z-323E

19095Z-323LTM

2.65-60 ～ 260/280

19095Z-123

19095Z-123E

19095Z-123LTM

3.00-60 ～ 260/280

19095Z-423

19095Z-423E

19095Z-423LTM

5.00-60 ～ 260/280

19095Z-623

19095Z-623E

19095Z-623LTM

5.00-60 ～ 260/280

19095Z-626

30

60

www.agilent.com/chem/jp

ケージ

2.65

15

82

7 インチ

内径 (mm)19095Z-321LTM
19095Z-421LTM

19095Z-421LTM
19095Z-621LTM

ポリシロキサンカラム

CP-Sil 5 CB
CH3
O

Si
CH3

100%

CP-Sil 5 CB の構造• 100 % ジメチルポリシロキサン
• 無極性
• 汎用相
• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• フューズドシリカと UltiMetal の 2 種類
• 沸点に基づいて分離が行われるため、幅広い温度範囲の広範なアプリケーションに対応• 高い温度上限• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属

相当品 : SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1(MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1

CP-Sil 5 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.10

5

0.12

-60 ～ 330/350

CP730010

0.10-60 ～ 330/350

CP73110.12-60 ～ 330/350

CP73100.40-60 ～ 325/350

CP73120.10-60 ～ 330/350

CP73130.12-60 ～ 330/350

CP7684

CP7684I5

2.00-60 ～ 325/350

CP7682

CP7682I5

0.12-60 ～ 330/350

CP76941.20-60 ～ 325/350

CP7693

20

0.15

10
25

0.20

5 インチ
ケージ

CP7310I5

2.00-60 ～ 325/350

CP769212

0.33-60 ～ 325/350

CP760215

0.20-60 ～ 330/350

CP760425

0.33-60 ～ 325/350

CP762230

0.80-60 ～ 325/350

CP763350

0.11-60 ～ 330/350

CP76420.33-60 ～ 325/350

CP7643

CP7643I5

0.50-60 ～ 325/350

CP7644

CP7644I5

CP7692I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

GC キャピラリカラム

83

ポリシロキサンカラム

CP-Sil 5 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.25

10

0.12

-60 ～ 330/350

CP770015

0.25-60 ～ 330/350

CP851025

0.12-60 ～ 330/350

CP7710

30

50

60

0.32

10

15

25

30

50

60

0.25

-60 ～ 330/350

CP74410.40-60 ～ 325/350

CP77091.20-60 ～ 325/350

CP76700.10-60 ～ 330/350

CP87100.25-60 ～ 330/350

CP87415 インチ
ケージ

CP7710I5

CP7670I5

CP8741I5

1.00-60 ～ 325/350

CP87700.12-60 ～ 330/350

CP77200.25-60 ～ 330/350

CP7443

CP7443I5

0.40-60 ～ 325/350

CP7719CP7719I5

0.25-60 ～ 330/350

CP8743CP8743I5

1.00-60 ～ 325/350

CP8780CP8780I5

0.12-60 ～ 330/350

CP77301.20-60 ～ 325/350

CP77580.10-60 ～ 330/350

CP85290.25-60 ～ 325/350

CP85303.00-60 ～ 325/350

CP85501.00-60 ～ 325/350

CP85405.00-60 ～ 300/325

CP85600.12-60 ～ 330/350

CP77400.25-60 ～ 325/350

CP74420.40-60 ～ 325/350

CP77390.52-60 ～ 325/350

CP8430CP8430I5

1.20-60 ～ 325/350

CP7760CP7760I5

5.00-60 ～ 300/325

CP7680CP7680I5

0.25-60 ～ 325/350

CP8742CP8742I5

1.00-60 ～ 325/350

CP8760CP8760I5

3.00-60 ～ 310/335

CP8687

CP8687I5

5.00-60 ～ 300/325

CP8688CP8688I5

0.12-60 ～ 330/335

CP7750CP7750I5

0.25-60 ～ 325/350

CP7444

CP7444I5

0.40-60 ～ 325/350

CP7749CP7749I5

1.20-60 ～ 325/350

CP7770CP7770I5

5.00-60 ～ 300/325

CP7690CP7690I5

0.25-60 ～ 325/350

CP8744CP8744I5

1.00-60 ～ 325/350

CP88703.00-60 ～ 310/335

CP86895.00-60 ～ 300/325

CP8690CP7758I5

CP8550I5

CP8560I5

CP8690I5(続く)84

www.agilent.com/chem/jp

ポリシロキサンカラム

CP-Sil 5 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.53

10

1.00

-60 ～ 315/340

CP76252.00-60 ～ 305/330

CP76205.00-60 ～ 290/325

CP7645

15

20
25

30

50

60

100

5 インチ
ケージ
CP7620I5

0.15-60 ～ 330/350

CP8673

CP8673I5

1.50-60 ～ 305/330

CP8674

CP8674I5

3.00-60 ～ 300/325

CP86755.00-60 ～ 290/325

CP8676

5.00-60 ～ 290/325

CP87741.00-60 ～ 315/340

CP76352.00-60 ～ 305/330

CP7630CP7635I5

5.00-60 ～ 290/325

CP7675CP7675I5

1.50-60 ～ 305/330

CP8735CP8735I5

2.00-60 ～ 305/330

CP8730CP8730I5

3.00-60 ～ 300/325

CP8677

CP8677I5

5.00-60 ～ 290/325

CP8775CP8775I5

1.00-60 ～ 315/340

CP76952.00-60 ～ 305/330

CP76405.00-60 ～ 290/325

CP76851.50-60 ～ 305/330

CP87995.00-60 ～ 290/325

CP86850.50-60 ～ 325/350

CP76082.00-60 ～ 305/330

CP76505.00-60 ～ 290/325

CP7688CP7685I5

CP-Sil 5 CB UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.53

10

1.00

-60 ～ 325/350

CP71202.00-60 ～ 325/350

CP71505.00-60 ～ 325/350

CP6666

CP6666I5

0.50-60 ～ 325/350

CP7135CP7135I5

2.00-60 ～ 325/350

CP71605.00-60 ～ 325/350

CP66700.50-60 ～ 325/350

CP71951.00-60 ～ 325/350

CP71402.00-60 ～ 325/350

CP71705.00-60 ～ 325/350

CP6671

25

50

5 インチ
ケージ

GC キャピラリカラム

85

ポリシロキサンカラム

Ultra 1
CH3
O

Si
CH3

100%

• 100 % ジメチルポリシロキサン• 無極性• リテンションインデックスとキャパシティファクタの仕様をさらに厳格にした
HP-1 同等品• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

Ultra 1 の構造
相当品 : SPB-1, Rtx-1, BP-1, 007-1(MS)Ultra 1
内径

7 インチ

5 インチ

7890/6890
LTM モジュール(mm)

長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (ºC)

0.20

12

0.33

-60 ～ 325/350

19091A-101

19091A-101LTM

17

0.11

-60 ～ 325/350

19091A-008

19091A-008LTM

0.33-60 ～ 325/350

19091A-108

19091A-108LTM

0.11-60 ～ 325/350

19091A-002

19091A-002LTM

0.33-60 ～ 325/350

19091A-102

0.11-60 ～ 325/350

19091A-005

0.33-60 ～ 325/350

19091A-105

0.17-60 ～ 325/350

19091A-012

19091A-012LTM

0.52-60 ～ 325/350

19091A-112

19091A-112LTM

0.17-60 ～ 325/350

19091A-015

0.52-60 ～ 325/350

19091A-115

25

50

0.32

25

50

ケージ

ケージ

19091A-102E

19091A-102LTM

ヒントとテクニック
Agilent CrossLab GC 消耗品は、バリアン (現ブルカー)、
パーキンエルマー、島津製作所、サーモサイエンティフィックのGC システムなど、他メーカーの装置にフィットする、
高性能消耗品です。
詳しくは、www.agilent.com/chem/CrossLab:jp をご覧ください。

86

www.agilent.com/chem/jp

ポリシロキサンカラム

Ultra 2
CH6H5

CH3
O

Si

O

CH3

95%

Si
CH6H5

Ultra 2 の構造

5%• (5 %- フェニル)- メチルポリシロキサン• 無極性• リテンションインデックスとキャパシティファクタの仕様をさらに厳格にした
HP-5 同等品• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能相当品 : SPB-5, Rtx-5, BP-5, CB-5, 007-5, 2B-5

Ultra 2
内径

7 インチ
ケージ

5 インチ

7890/6890
LTM モジュール(mm)

長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (ºC)

0.20

12

0.33

-60 ～ 325/350

19091B-101

19091B-101LTM

25

0.11

-60 ～ 325/350

19091B-002

19091B-002LTM

0.33-60 ～ 325/350

19091B-102

0.11-60 ～ 325/350

19091B-005

0.33-60 ～ 325/350

19091B-105

19091B-105E

0.17-60 ～ 325/350

19091B-012

19091B-012E

0.52-60 ～ 325/350

19091B-112

0.17-60 ～ 325/350

19091B-015

0.52-60 ～ 325/350

19091B-115

50

0.32

25

50

ケージ

19091B-102E

19091B-102LTM

19091B-012LTM
19091B-112LTM

19091B-115E

GC キャピラリカラム

87

ポリシロキサンカラム

DB-5
CH6H5

CH3
O

Si
CH3

O
95%

Si
CH6H5

DB-5 の構造

5%• (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサン• 無極性• 優れた汎用カラム• 広範な応用範囲• 低ブリード• 高い上限温度• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 豊富なカラムサイズ• USP Phase G27 に相当相当品 : SPB-5, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, ZB-5

DB-5
7 インチ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール-60 ～ 325/350

127-5012

127-5012E

127-5012LTM-60 ～ 325/350

127-501E

127-501EE

127-501ELTM

0.33-60 ～ 325/350

127-501N

127-501NLTM

0.40-60 ～ 325/350

127-5013

127-5013LTM

0.10-60 ～ 325/350

127-50220.40-60 ～ 325/350

127-5023

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.10

0.10
0.17

10

20

ケージ

127-5022E

127-5022LTM
127-5023LTM

0.15

10

1.20

-60 ～ 300/320

12A-5015

0.18

10

0.18

-60 ～ 325/350

121-5012

0.40-60 ～ 325/350

121-5013

0.18-60 ～ 325/350

121-5022

121-5022E

121-5022LTM

0.40-60 ～ 325/350

121-5023

121-5023E

121-5023LTM

40

0.18

-60 ～ 325/350

121-504212

0.33-60 ～ 325/350

128-5012

128-5012LTM

15

0.20

-60 ～ 325/350

128-50H7

128-50H7LTM

25

0.33

-60 ～ 325/350

128-5022

128-5022LTM

50

0.33

-60 ～ 325/350

128-505220

0.20

12A-5015LTM
121-5012E

121-5012LTM
121-5013LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

88

www.agilent.com/chem/jp

ポリシロキサンカラム

DB-5
内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.25

0.10

-60 ～ 325/350

122-5011

122-5011LTM

0.25-60 ～ 325/350

122-5012

122-5012LTM

0.50-60 ～ 325/350

122-501E

122-501ELTM

0.32

15

7890/6890
LTM モジュール

1.00-60 ～ 325/350

122-5013

122-5013LTM

25

0.25

-60 ～ 325/350

122-5022

122-5022LTM

30

0.10

-60 ～ 325/350

122-5031

122-5031LTM

0.25-60 ～ 325/350

122-5032

0.50-60 ～ 325/350

122-503E

122-5032E

122-5032LTM
122-503ELTM

1.00-60 ～ 325/350

122-503350

0.25-60 ～ 325/350

122-505260

0.10-60 ～ 325/350

122-5061

0.25-60 ～ 325/350

122-5062

0.50-60 ～ 325/350

122-506E

1.00-60 ～ 325/350

122-5063

10

0.50-60 ～ 325/350

123-500E

15

0.10-60 ～ 325/350

123-5011

0.25-60 ～ 325/350

123-5012

123-5012E

1.00-60 ～ 325/350

123-5013

123-5013E

0.17-60 ～ 325/350

123-502D

123-502DLTM

25

30

122-5033E

122-5033LTM

123-500ELTM
123-5011LTM
123-5012LTM
123-5013LTM

0.25-60 ～ 325/350

123-5022

123-5022LTM

0.52-60 ～ 325/350

123-5026

123-5026LTM

1.05-60 ～ 325/350

123-502F

123-502FLTM

0.10-60 ～ 325/350

123-5031

0.25-60 ～ 325/350

123-5032

0.50-60 ～ 325/350

123-503E

1.00-60 ～ 325/350

123-5033

123-5031LTM
123-5032E

123-5032LTM
123-503ELTM

123-5033E

123-5033LTM

1.50-60 ～ 325/350

123-503B

0.25-60 ～ 325/350

123-5052

0.52-60 ～ 325/350

123-5056

1.00-60 ～ 325/350

123-505360

0.25-60 ～ 325/350

123-5062

1.00-60 ～ 325/350

123-5063

15

1.27-60 ～ 300/320

124-5012

124-5012LTM

30

0.42

-60 ～ 300/320

124-5037

124-5037LTM

1.27-60 ～ 300/320

124-5032

124-5032LTM

50

0.45

5 インチ
ケージ

123-503BLTM

123-5063E(続く)

GC キャピラリカラム

89

ポリシロキサンカラム

DB-5
内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.53

2.65

-60 ～ 260/280

125-50HB

125-50HBLTM

0.25-60 ～ 300/320

125-501K

125-501KLTM

0.50-60 ～ 300/320

125-5017

125-5017LTM

10
15

25
30

60

5 インチ
ケージ

1.00

-60 ～ 300/320

125-501J

1.50-60 ～ 300/320

125-5012

5.00-60 ～ 260/280

125-5025

125-5025LTM

125-501JLTM
125-5012E

0.25-60 ～ 300/320

125-503K

125-503KLTM-60 ～ 300/320

125-5037

125-5037LTM

0.88-60 ～ 300/320

125-503D

125-503DLTM

1.00-60 ～ 300/320

125-503J

125-503JLTM

1.50-60 ～ 300/320

125-5032

2.65-60 ～ 260/280

125-503B

125-5032E

125-5032LTM
125-503BLTM

3.00-60 ～ 260/280

125-5034

125-5034E

125-5034LTM

5.00-60 ～ 260/280

125-5035

125-5035E

125-5035LTM

1.50-60 ～ 300/320

125-5062

125-5062E

5.00-60 ～ 260/280

125-5065

125-5065E

業界トップのアジレントのウルトライナートライナによってきわめて不活性な流路を完成させることができます。
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp125-5012LTM

0.50

ヒントとテクニック

90

7890/6890
LTM モジュールポリシロキサンカラム

HP-5
CH3
O

C6H5

Si
CH3

O
95%

HP-5 の構造

Si
C6H5

5%

• (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサン• 無極性• 優れた汎用カラム• 広範な応用範囲• 高い上限温度• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 豊富なカラムサイズ• USP Phase G27に相当
相当品 : SPB-5, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, ZB-5

HP-5
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (ºC)

7 インチ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール19091J-577E

19091J-577LTM

ケージ

0.18

20

0.18

-60 ～ 325/350

19091J-577

0.20

12

0.33

-60 ～ 325/350

19091J-101

17

0.33

-60 ～ 325/350

19091J-108

25

0.11

-60 ～ 325/350

19091J-002

0.33-60 ～ 325/350

19091J-102

0.50-60 ～ 325/350

19091J-202

0.11-60 ～ 325/350

19091J-005

0.33-60 ～ 325/350

19091J-105

0.50-60 ～ 325/350

19091J-205

5

0.10

-60 ～ 325/350

19091J-330

15

0.25

-60 ～ 325/350

19091J-431

1.00-60 ～ 325/350

19091J-231

19091J-231LTM

0.10-60 ～ 325/350

19091J-333

19091J-333LTM

0.25-60 ～ 325/350

19091J-433

1.00-60 ～ 325/350

19091J-233

0.25-60 ～ 325/350

19091J-436

19091J-436E

1.00-60 ～ 325/350

19091J-236

19091J-236E

50

0.25

19091J-101LTM

30

60

19091J-002LTM
19091J-102E

19091J-102LTM
19091J-202LTM

19091J-105E

19091J-330LTM
19091J-431E

19091J-433E

19091J-431LTM

19091J-433LTM
19091J-233LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

GC キャピラリカラム

91

ポリシロキサンカラム

HP-5
内径 (mm) 長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (ºC)

0.32

ケージ

5 インチ
ケージ

0.25

-60 ～ 325/350

19091J-411

25

0.17

-60 ～ 325/350

19091J-012

19091J-012E

19091J-012LTM

0.52-60 ～ 325/350

19091J-112

19091J-112E

19091J-112LTM

50

19091J-411LTM

1.05-60 ～ 325/350

19091J-212

0.10-60 ～ 325/350

19091J-313

0.25-60 ～ 325/350

19091J-413

19091J-413E

19091J-413LTM

0.50-60 ～ 325/350

19091J-113

19091J-113E

19091J-113LTM

1.00-60 ～ 325/350

19091J-213

19091J-213E

19091J-213LTM

0.17-60 ～ 325/350

19091J-015

19091J-015E

0.52-60 ～ 325/350

19091J-115

19091J-115E
19091J-215E

19091J-212LTM
19091J-313LTM

1.05-60 ～ 325/350

19091J-215

60

0.25

-60 ～ 325/350

19091J-416

1.00-60 ～ 325/350

19091J-216

19091J-216E

10

2.65

-60 ～ 260/280

19095J-121

19095J-121E

15

1.50

-60 ～ 300/320

19095J-321

5.00-60 ～ 260/280

19095J-621

0.88-60 ～ 300/320

19095J-023

19095J-023E

19095J-023LTM

1.50-60 ～ 300/320

19095J-323

19095J-323E

19095J-323LTM

2.65-60 ～ 260/280

19095J-123

19095J-123E

19095J-123LTM

5.00-60 ～ 260/280

19095J-623

19095J-623E

19095J-623LTM

30

19095J-621LTM

アジレントの最高クラスのサービスとサポートの詳細については、
www.agilent.co.jp/chem/service:jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp

19095J-121LTM
19095J-321LTM

ヒントとテクニック

927890/6890
LTM モジュール

15

30

0.53

7 インチ

ポリシロキサンカラム

CP-Sil 8 CB
CH6H5

CH3
O

Si
CH3

O
95%

Si
CH6H5

CP-Sil 8 CB の構造

5%• (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサン
• 無極性
• 汎用相
• 架橋・化学結合タイプ• 溶媒洗浄可能• 低ブリード• 高いカラム間再現性• 豊富なサイズから選択可能• フューズドシリカと UltiMetal の 2 種類
• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 : SPB-5, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, ZB-5

CP-Sil 8 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.10

20

0.10

-60 ～ 330/350

CP7319CP7319I5

0.15

10

0.12

-60 ～ 330/350

CP78841.20-60 ～ 325/350

CP788525

0.12-60 ～ 330/350

CP789412

0.33-60 ～ 325/350

CP790025

0.33-60 ～ 325/350

CP792150

0.33-60 ～ 325/350

CP794160

0.20-60 ～ 330/350

CP795015

0.25-60 ～ 330/350

CP85111.00-60 ～ 325/350

CP85210.12-60 ～ 330/350

CP77110.25-60 ～ 330/350

CP74510.40-60 ～ 325/350

CP77591.20-60 ～ 325/350

CP76710.25-60 ～ 330/350

CP8751CP8751I5

1.00-60 ～ 325/350

CP8771

CP8771I5

0.12-60 ～ 330/350

CP77210.25-60 ～ 330/350

CP74530.40-60 ～ 325/350

CP77690.10-60 ～ 325/350

CP87500.25-60 ～ 330/350

CP87531.00-60 ～ 325/350

CP8781

0.20

0.25

25

30

50

60

CP7451I5

CP7453I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

GC キャピラリカラム

93

ポリシロキサンカラム

CP-Sil 8 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.32

10

0.12

-60 ～ 330/350

CP7731

5.00-60 ～ 300/325

CP80140.25-60 ～ 325/350

CP85311.00-60 ～ 325/350

CP85410.12-60 ～ 330/350

CP77410.25-60 ～ 325/350

CP74520.40-60 ～ 325/350

CP77790.52-60 ～ 325/350

CP84311.20-60 ～ 325/350

CP7761

5.00-60 ～ 300/325

CP76810.10-60 ～ 330/350

CP87910.25-60 ～ 325/350

CP8752CP8752I5

1.00-60 ～ 325/350

CP8761

CP8761I5

0.12-60 ～ 330/350

CP7751

CP7751I5

0.25-60 ～ 325/350

CP74540.40-60 ～ 325/350

CP77891.20-60 ～ 325/350

CP7771

15

25

30

50

0.53

5.00

-60 ～ 300/325

CP769160

0.25-60 ～ 325/350

CP87541.00-60 ～ 325/350

CP887110

2.00-60 ～ 305/330

CP7621

5.00-60 ～ 290/325

CP764615

1.50-60 ～ 305/330

CP867825

0.15-60 ～ 325/350

CP76342.00-60 ～ 305/330

CP76311.00-60 ～ 315/340

CP7636

5.00-60 ～ 290/325

CP76560.50-60 ～ 325/350

CP8716

30

5 インチ
ケージ
CP8014I5

CP7741I5

CP7681I5

CP7691I5

CP8871I5

1.50-60 ～ 305/330

CP8736CP8736I5

5.00-60 ～ 290/325

CP8756CP8756I5

1.00-60 ～ 315/340

CP76962.00-60 ～ 305/330

CP7641

5.00-60 ～ 290/325

CP766660

1.50-60 ～ 305/330

CP8796100

5.00-60 ～ 290/325

CP767650

CP-Sil 8 CB UltiMetal

94

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.53

25

5.00

-60 ～ 325/350

CP668050

5.00-60 ～ 325/350

CP7196

ポリシロキサンカラム

CP-Sil 13 CB
CH6H5

CH3
O

Si
CH3

O
95%

Si
CH6H5

CP-Sil 13 CB の構造(14 % のフェニル基置換)

5%• 14 % フェニル/86 % ジメチルポリシロキサン• 中極性相• 中極性化合物の分析用に開発• ECD を使用した確認分析に最適• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 : Rtx-20

CP-Sil 13 CB
内径 (mm)

7 インチ

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.15

25

0.40

-25 ～ 300/330

CP7813

0.25

25

0.20

-25 ～ 300/330

CP79060.40-25 ～ 300/330

CP7916

1.20-25 ～ 300/330

CP7977

50

0.32

25

50

0.53

ケージ

0.20

-25 ～ 300/330

CP79070.40-25 ～ 300/330

CP79170.20-25 ～ 300/330

CP79260.40-25 ～ 300/330

CP7936

1.20-25 ～ 300/330

CP79460.20-25 ～ 300/330

CP79270.40-25 ～ 300/330

CP79371.20-25 ～ 300/330

CP794710

1.00-25 ～ 300/330

CP760925

1.00-25 ～ 300/330

CP76192.00-25 ～ 300/330

CP76491.00-25 ～ 300/330

CP76292.00-25 ～ 300/330

CP76592.00-25 ～ 300/330

CP7669

50

100

5 インチ
ケージ

CP7977I5

CP7926I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

95

ポリシロキサンカラム

DB-35
CH3
O

C6H5

Si

O

CH3

Si

65%

C6H5

DB-35 の構造

35%

• (35 %-フェニル)-メチルポリシロキサン• 中極性 - HP-35 よりもわずかに高い極性• 低ブリード• 高活性の溶質に対して不活性• 確認分析に最適• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G42 に相当相当品 : Rtx-35, Rtx-35ms, Rxi-35Sil MS, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-34, ZB-35, ZB-35 ht

DB-35
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.25

30

0.25

40 ～ 300/320

122-193260

0.25

40 ～ 300/320

122-1962

0.32

0.53

96

www.agilent.com/chem/jp

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール122-1932LTM

0.25

40 ～ 300/320

123-1932

0.50

40 ～ 300/320

123-1933

15

1.00

40～280/300

125-1912

125-1912LTM

30

0.50

40 ～ 280/300

125-1937

125-1937LTM

1.00

40 ～ 280/300

125-1932

125-1932LTM

30

123-1932LTM
123-1933E

123-1933LTM

ポリシロキサンカラム

HP-35
CH3
O

C6H5

Si
CH3

O

Si

65%

HP-35 の構造

C6H5

35%

• (35 %-フェニル)-メチルポリシロキサン• 中極性 - DB-35 よりもわずかに低い極性• 高活性の溶質に対して不活性• 確認分析に最適• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G42 に相当相当品 : Rtx-35ms, Rxi-35Sil MS, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-34, ZB-35, ZB-35 ht

HP-35
内径

長さ

(m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ

(mm)

ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.25

15

0.25

40 ～ 300/320

19091G-131

19091G-131E

19091G-131LTM

30

0.25

40 ～ 300/320

19091G-133

19091G-133LTM

0.25

40 ～ 300/320

19091G-113

19091G-113LTM

0.50

40 ～ 300/320

19091G-213

19091G-213LTM

0.32

30

ヒントとテクニック
GC のトラブルシューティングや GC カラムの取り付けに関するポスター (英語版) は、
www.agilent.com/chem/GCposteroffer からご請求ください。

GC キャピラリカラム

97

ポリシロキサンカラム

DB-17
CH3
O

C6H5

Si

O

CH3

Si

50%

C6H5

50%

• (50 %-フェニル)-メチルポリシロキサン• 中極性 - HP-50+ よりもわずかに高い極性• 確認分析に最適• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G3 に相当

DB-17 の構造相当品 : Rtx-50, 007-17(MPS-50), SP-2250, SPB-50, ZB-50, AT-50

DB-17
内径 (mm)

長さ(m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.05

10

0.10

40 ～ 280/300

126-1713

126-1713LTM

10

0.10

40 ～ 280/300

127-1712

127-1712LTM

0.20

40 ～ 280/300

127-1713

127-1713LTM

20

0.10

40 ～ 280/300

127-1722

127-1722LTM

20

0.18

40 ～ 280/300

121-1722

121-1722LTM

0.30

40 ～ 280/300

121-1723

121-1723LTM

0.15

40 ～ 280/300

122-1711

122-1711LTM

0.25

40 ～ 280/300

122-1712

122-1712LTM

0.25

15

30

0.32

0.53

0.50

40 ～ 280/300

122-1713

122-1713E

122-1713LTM

0.15

40 ～ 280/300

122-1731

122-1731E

122-1731LTM

0.25

40 ～ 280/300

122-1732

122-1732E

122-1732LTM

0.50

40 ～ 280/300

122-1733

60

0.25

40 ～ 280/300

122-176215

0.15

40 ～ 280/300

123-1711

123-1711LTM

0.25

40 ～ 280/300

123-1712

123-1712LTM

0.50

40 ～ 280/300

123-1713

123-1713LTM

0.15

40 ～ 280/300

123-1731

0.25

40 ～ 280/300

123-1732

123-1732E

123-1732LTM

123-1733E

123-1733LTM

30

122-1733LTM

123-1731LTM

0.50

40 ～ 280/300

123-1733

60

0.25

40 ～ 280/300

123-1762

5

2.00

40 ～ 280/300

125-1704

125-1704LTM

15

0.25

40 ～ 260/280

125-1711

125-1711LTM

0.50

40 ～ 260/280

125-1717

125-1717LTM

1.00

40 ～ 260/280

125-1712

125-1712LTM

30

60

1.50

40 ～ 260/280

125-1713

125-1713LTM

0.25

40 ～ 260/280

125-1731

125-1731LTM

0.50

40 ～ 260/280

125-1737

125-1737LTM

1.00

40 ～ 260/280

125-1732

1.50

40 ～ 260/280

125-1733

1.00

40 ～ 260/280

125-1762

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

www.agilent.com/chem/jp

ケージ

0.10

0.18

98

5 インチ

125-1732E

125-1732LTM
125-1733LTM

ポリシロキサンカラム

HP-50+
C6H5

CH3
O

O

Si
CH3

50%

Si
C6H5 50%• (50 %-フェニル)-メチルポリシロキサン• 中極性 - DB-17 よりもわずかに低い極性• 確認分析に最適• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G3 に相当

HP-50+ の構造
相当品 : Rtx-50, 007-17(MPS-50), SP-2250, SPB-50, ZB-50, AT-50

HP-50+
内径(mm)

長さ (m) 膜厚 (µm) 温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.18

20

0.18

40 ～ 280/300

19091L-577

19091L-577LTM

0.20

12

0.31

40 ～ 280/300

19091L-101

19091L-101LTM

0.25

5

0.15

40 ～ 280/300

19091L-330

19091L-330LTM

15

0.25

40 ～ 280/300

19091L-431

19091L-431LTM

30

0.15

40 ～ 280/300

19091L-333

19091L-333LTM

0.25

40 ～ 280/300

19091L-433

19091L-433LTM

0.32

0.53

0.50

40 ～ 280/300

19091L-133

19091L-133LTM

15

0.50

40 ～ 280/300

19091L-111

19091L-111LTM

30

0.25

40 ～ 280/300

19091L-413

19091L-413E

19091L-413LTM

0.50

40 ～ 280/300

19091L-113

19091L-113E

19091L-113LTM

60

0.25

40 ～ 280/300

19091L-416

15

1.00

40 ～ 260/280

19095L-021

30

0.50

40 ～ 260/280

19095L-523

19095L-523E

19095L-523LTM

1.00

40 ～ 260/280

19095L-023

19095L-023E

19095L-023LTM

19095L-021LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

99

ポリシロキサンカラム

CP-Sil 24 CB
C6H5

CH3
O

O

Si
CH3

50%

Si
C6H5 50%• 50 % フェニル/50 % ジメチルポリシロキサン• 中極性相• アミン、薬物、農薬の分析に最適• ECD を使用した分析に最適• 確認用カラムとして CP-Sil 5 CB や CP-Sil 8 CB と組み合わせると、データの信頼性が向上

CP-Sil 24 CB の構造• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
相当品 : Rtx-50, 007-17(MPS-50), SP-2250, SPB-50, ZB-50, AT-50

CP-Sil 24 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.25

15

0.25

40 ～ 280/300

CP782030

0.25

40 ～ 280/300

CP78210.50

40 ～ 280/300

CP78240.25

40 ～ 280/300

CP7822

60

0.32

0.53

www.agilent.com/chem/jp

CP7822I5

0.50

40 ～ 280/300

15

0.25

40 ～ 280/300

CP7830CP7830I530

0.25

40 ～ 280/300

CP7831

CP7831I5

CP7825I560

0.25

40 ～ 280/300

CP783215

1.00

40 ～ 265/290

CP787030

0.50

40 ～ 280/300

CP7834CP7834I5

1.00

40 ～ 265/290

CP7871

CP7871I5

1.00

40 ～ 265/290

CP7872

60

100

5 インチ
ケージ

ポリシロキサンカラム

DB-23
CN

• (50 %- シアノプロピル)- メチルポリシロキサン• 高極性• 脂肪酸メチルエステル (FAMEs) の分離用に設計• シス - およびトランス-異性体用の優れた分離能• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• HP-23 の代替品
• USP Phase G5 に相当

CH2
CH2
CH2
O

Si
CH3

n
相当品 : SP-2330, Rtx-2330, 007-23, AT-Silar, BPX-70, SP-2340

DB-23 の構造

DB-23
内径 (mm)

長さ

7 インチ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール(m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.18

20

0.20

40 ～ 250/260

121-2323

121-2323LTM

0.25

15

0.25

40 ～ 250/260

122-2312122-2312LTM

0.15

40 ～ 250/260

122-2331

0.25

40 ～ 250/260

122-2332

122-2332E
122-2361E

30

0.53

122-2331LTM
122-2332LTM

0.15

40 ～ 250/260

122-2361

0.25

40 ～ 250/260

122-2362

122-2362E

30

0.25

40 ～ 250/260

123-2332

123-2332E

60

0.25

40 ～ 250/260

123-2362

15

0.50

40 ～ 230/240

125-2312

125-2312LTM

30

0.50

40 ～ 230/240

125-2332

125-2332LTM

60

0.32

ケージ

123-2332LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

101

ポリシロキサンカラム

DB-200
CF 3
CH 2
CH 2
O

Si
CH 3

n

• (35 % トリフルオロプロプル)-メチルポリシロキサン• 上限温度 300/320 ºC• 中極性 – DB-1701 または DB-17 よりも高い極性• 分離が困難な位置異性体に最適• ニトロ基、ハロゲン基、カルボニル基を含む化合物との独自の相互作用• 低 ECD ブリード
• 独自の選択性• USP Phase G6 に相当
相当品 :

Rtx-200

DB-200 の構造

DB-2007 インチ
ケージ7890/6890
LTM モジュール30 ～ 300/320

122-2032

122-2032LTM

30 ～ 300/320

122-2033

122-2033LTM

0.25

30 ～ 300/320

123-2032

123-2032LTM

0.50

30 ～ 300/320

123-2033

123-2033LTM

1.00

30 ～ 280/300

125-2032

125-2032LTM

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

30

0.25
0.50

0.32

0.53

30

30

ヒントとテクニック
GC Calculator は、iPhone および iPod touch ユーザーの方にご利用いただける
無償のアプリケーションソフトです。キャピラリ GC カラムにおける圧力
設定値と流量値を計算できます。
www.agilent.com/chem/gcapp をご覧ください。

102

www.agilent.com/chem/jp

ポリシロキサンカラム

DB-210
CF 3
CH 2
CH 2
O

Si
CH 3

n

• (50 %- トリフルオロプロピル)- メチルポリシロキサン• 高極性• U.S. EPA Methods 8140 および 609 に最適• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• HP-210の代替品• USP Phase G6 に相当
相当品 : SP-2401

DB-210 の構造

DB-210内径 (mm)

0.25

0.32

長さ

(m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

15

0.25

45 ～ 240/260

122-021230

0.25

45 ～ 240/260

122-02320.50

45 ～ 240/260

122-0233

122-0233LTM

0.50

45 ～ 240/260

123-0213

123-0213LTM
123-0232LTM

157890/6890
LTM モジュール122-0212LTM

122-0232E

122-0232LTM

0.25

45 ～ 240/260

123-02320.50

45 ～ 240/260

123-0233

123-0233LTM

15

1.00

45 ～ 220/240

125-0212

125-0212LTM

30

1.00

45 ～ 220/240

125-0232

125-0232LTM

30

0.53

5 インチ
ケージ

GC キャピラリカラム

103

ポリシロキサンカラム

CN

25%

• (50 %- シアノプロピルフェニル)- ジメチルポリシロキサン• 中/高極性• シス - およびトランス - 脂肪酸メチルエステル (FAMEs) の分離に優れている• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• HP-225の代替品• USP Phase G7 に相当

CH2
CH2
CH2

CH3
O

Si
CH3

O

Si
C6H5

50%

DB-22525%

DB-225 の構造相当品 : SP-2330, Rtx-225, BP-225, OV-225, 007-225, AT-225

DB-225
内径 (mm)

長さ(m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.10

20

0.10

40 ～ 220/240

127-2222

127-2222LTM

0.18

20

0.20

40 ～ 220/240

121-2223

121-2223LTM

0.25

15

0.25

40 ～ 220/240

122-2212122-2212LTM

30

0.15

40 ～ 220/240

122-2231

122-2231LTM

0.25

40 ～ 220/240

122-2232

0.32

30

0.25

40 ～ 220/240

123-2232

0.53

15

1.00

40 ～ 200/220

125-2212125-2212LTM

30

0.50

40～200/220

125-2237

125-2237LTM

1.00

40 ～ 200/220

125-2232

125-2232LTM

122-2232LTM
123-2232E

123-2232LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

CN

25%

• 25 % シアノプロピル/25 % フェニル/50 % ジメチルポリシロキサン• 中極性• OV-255 に相当する選択性で脂肪族炭化水素と芳香族炭化水素を分離• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属

CH2
CH2
CH2

CH3
O

Si
CH3

O
50%

CP-Sil 43 CB

Si
C6H5

CP-Sil 43 CB の構造

相当品 : SP-2330, Rtx-225, BP-225, OV-225, 007-225, AT-225

25%

CP-Sil 43 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.25

25

0.20

45 ～ 200/225

CP7715

CP7715I550

0.20

45 ～ 200/225

CP7725

CP7725I5

10

0.20

45 ～ 200/225

CP773525

0.20

45 ～ 200/225

CP77450.32

104

www.agilent.com/chem/jp

ポリシロキサンカラム

DB-1301CN• (6 %-シアノプロピル-フェニル)メチルポリシロキサン• USP Phase G43 に相当• 低/中極性• 化学結合・架橋タイプ• HP-1301 および HP-1701 の代替品
• 溶媒洗浄可能

CH2
CH2

O

CH3

CH2

Si

Si

CH3

C6H5

DB-1301 の構造

相当品 : Rtx-1301, PE-1301

6%

DB-1301
内径 (mm)

長さ

7 インチ

(m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.18

10

0.40

-20 ～ 280/300

121-1313

0.25

30

0.25

-20 ～ 280/300

122-1332

1.00-20 ～ 280/300

122-1333

0.25-20 ～ 280/300

122-1362

1.00-20 ～ 280/300

122-1363

0.25-20 ～ 280/300

123-1332

60

0.32

0.53

30

ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール121-1313LTM
122-1332E

122-1332LTM
122-1333LTM

122-1363E
123-1332LTM

1.00-20 ～ 280/300

123-1333

60

1.00-20 ～ 280/300

123-1363

15

1.00-20 ～ 260/280

125-1312

125-1312LTM

30

1.00

-20 ～ 260/280

125-1332

125-1332LTM

1.50-20 ～ 260/280

125-1333

125-1333LTM

123-1333LTM
123-1363E

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

ヒントとテクニック
メソッドに適したカラムの選択については、
アジレントのカストマコンタクトセンタ(フリーダイヤル0120-477-111) までお問い合わせください。

GC キャピラリカラム

105

ポリシロキサンカラム

CP-1301CN• 6 % シアノプロピル - フェニル/94 % ジメチルポリシロキサン• 中極性• 除草剤、農薬、医薬品の分析に最適• 高いカラム間再現性• 優れた不活性度により高品質なデータを提供• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

CH2
CH2

O

CH3

CH2

Si

Si

CH3

C6H5

6%
相当品 : Rtx-1301, PE-1301

CP-1301 の構造

CP-1301
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.25

30

1.00

-25 ～ 265/280

CP860460

0.25-25 ～ 280/280

CP8602

1.00-25 ～ 265/280

CP860530

0.25-25 ～ 280/280

CP86071.00-25 ～ 265/280

CP86100.25-25 ～ 280/280

CP86081.00-25 ～ 265/280

CP8611

1.00-25 ～ 265/280

CP8613

0.32

60

0.53

106

www.agilent.com/chem/jp30

ポリシロキサンカラム

DB-1701CN• (14 %-シアノプロピル-フェニル)-メチルポリシロキサン• 低/中極性• 化学結合・架橋タイプ• HP-1301 および HP-1701 の代替品
• 溶媒洗浄可能

CH2
CH2

O

CH3

CH2

Si

Si

CH3

C6H5

相当品 : SPB-1701, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701, ZB-1701

14%

DB-1701
DB-1701 の構造
内径 (mm)

0.10

0.18
0.25

ヒントとテクニック

長さ

20

0.10

-20 ～ 280/300

127-0722

127-0722LTM

0.40-20 ～ 280/300

127-0723

127-0723LTM

ケージ

ケージ

10

0.40

-20 ～ 280/300

121-0713

121-0713LTM

20

0.18

-20 ～ 280/300

121-0722

121-0722LTM

15

0.25

-20 ～ 280/300

122-0712

122-0712LTM

1.00-20 ～ 280/300

122-0713

122-0713LTM

0.15-20 ～ 280/300

122-0731

0.25-20 ～ 280/300

122-0732

122-0732E

122-0732LTM

1.00-20 ～ 280/300

122-0733

122-0733E

122-0733LTM

0.15-20 ～ 280/300

122-0761

0.25-20 ～ 280/300

122-0762

0.50-20 ～ 280/300

122-0766

1.00-20 ～ 280/300

122-0763

0.25-20 ～ 280/300

123-0712

123-0712LTM

1.00-20 ～ 280/300

123-0713

123-0713LTM

0.15-20 ～ 280/300

123-0731

0.25-20 ～ 280/300

123-0732

123-0732E

123-0732LTM

1.00-20 ～ 280/300

123-0733

123-0733E

123-0733LTM

50

1.00

-20 ～ 280/300

123-0753

60

0.25-20 ～ 280/300

123-0762

1.00-20 ～ 280/300

123-0763

123-0763E

15

1.00

-20 ～ 260/280

125-0712

125-0712E

30

0.25

-20 ～ 260/280

125-0731

0.50-20 ～ 260/280

125-0737

1.00-20 ～ 260/280

125-0732

1.50-20～260/280

125-0733

1.00-20～260/280

125-0762

15

30

0.53

7890/6890
LTM モジュール

温度限界 (ºC)

60

0.32

5 インチ

膜厚 (µm)30

アジレントは、揮発性汚染物質や残留溶媒の分析用に DB-624 カラムを提供しています。

7 インチ

(m)

60

122-0731LTM

122-0763E

123-0731LTM

125-0712LTM
125-0731LTM
125-0737LTM

125-0732E

125-0732LTM
125-0733LTM

125-0762E

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

107

ポリシロキサンカラム

CP-Sil 19 CB
CN• 14 % シアノプロピル - フェニル/86 % ジメチルポリシロキサン• 中極性• 環境、食品・飲料、医薬品アプリケーションに最適• 信頼性の高い確認用カラム• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 幅広い構成が可能• キャピラリカラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属

CH2
CH2

O

CH3

CH2

Si

Si

CH3

C6H5

14%
相当品 : SPB-1701, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701, ZB-1701

CP-Sil 19 CB の構造

CP-Sil 19 CB
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.10

10

0.20

-25 ～ 275/300

CP7331

0.15

25

0.50

-25 ～ 275/300

CP7340

0.20

25

0.20

-25 ～ 275/300

CP7360

0.25

10

0.20

-25 ～ 275/300

CP770215

0.15-25 ～ 275/300

CP85020.25-25 ～ 275/300

CP85120.20-25 ～ 275/300

CP77120.40-25 ～ 275/300

CP78091.20-25 ～ 275/300

CP76720.25-25 ～ 275/300

CP8712CP8712I5

1.00-25 ～ 275/300

CP8562

CP8562I5

0.20-25 ～ 275/300

CP77220.40-25 ～ 275/300

CP7819CP7819I5

0.15-25 ～ 275/300

CP8592

CP8592I5

0.25-25 ～ 275/300

CP8722

25

30

50

60

CP8512I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

108

www.agilent.com/chem/jp

ポリシロキサンカラム

CP-Sil 19 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.32

10

0.20

-25 ～ 275/300

CP773215

0.25-25 ～ 275/300

CP854225

0.20-25 ～ 275/300

CP77420.40-25 ～ 275/300

CP78291.20-25 ～ 275/300

CP77620.25-25 ～ 275/300

CP8842

1.00-25 ～ 275/300

CP87620.20-25 ～ 275/300

CP77520.40-25 ～ 275/300

CP78391.20-25 ～ 275/300

CP77720.15-25 ～ 275/300

CP86620.25-25 ～ 275/300

CP8852

30

50

60

0.53

1.00

-25 ～ 275/300

CP877210

2.00-25 ～ 275/300

CP764715

0.50-25 ～ 275/300

CP866325

1.00-25 ～ 275/300

CP76372.00-25 ～ 275/300

CP765730

1.00-25 ～ 275/300

CP873750

2.00-25 ～ 275/300

CP76671.00-25 ～ 275/300

CP76975 インチ
ケージ
CP8542I5

CP8772I5

GC キャピラリカラム

109

ポリエチレングリコール (PEG) カラム

-HO

H

H

C

C

H

H

ポリエチレングリコール (PEG) カラム
HOn

ポリエチレングリコール (PEG) の構造式
(WAX 相および FFAP 相共通)

アジレントは幅広い PEG カラムを提供しています。各相はポリエチレングリコールポリマーを基剤としていますが、架橋と不活性処理を厳しく管理することでユニークな特性をもたせ、変化し続ける分析ニーズにお応えします。

DB-WAX、DB-WaxFF• ポリエチレングリコール (PEG)• USP Phase G16 に相当• 高極性• 温度下限 20 ºC。PEG 結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分離度を向上• 良好なカラム間再現性• 化学結合・架橋タイプ• HP-WAX の代替品
• 溶媒洗浄可能• 香水分析用に特別なテストを実施し、高い再現性を発揮する DB-WaxFF

相当品 : SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX,
ZB-WAX, ZB-WAX plus

DB-WAX、DB-WaxFF
内径 (mm)

7 インチ

5 インチ

7890/6890
LTM モジュール

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

10

0.05

20 ～ 250/260

126-7012

0.10

20 ～ 240/250

126-7013

0.10

20 ～ 250/260

127-7012

0.20

20 ～ 240/250

127-7013

127-7013LTM

0.10

20 ～ 250/260

127-7022

127-7022LTM

ケージ

ケージ

5975T
LTM トロイド

DB-WAX
0.05

0.10

10

20

0.18

126-7012LTM
126-7013LTM
127-7012E

0.20

20 ～ 240/250

127-7023

10

0.18

20 ～ 250/260

121-701220

0.18

20 ～ 250/260

121-7022

121-7022E

121-7022LTM

0.30

20 ～ 240/250

121-7023

121-7023E

121-7023LTM

0.18

20 ～ 250/260

121-7042

121-7042E

0.30

20 ～ 240/250

121-704340

127-7023E

222-7013LTM

127-7012LTM

127-7023LTM

121-7012LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

110

www.agilent.com/chem/jp

ポリエチレングリコール (PEG) カラム

DB-WAX、DB-WaxFF
内径 (mm)

7 インチ

5 インチ

7890/6890
LTM モジュール

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

25

0.20

20 ～ 250/260

128-7022

128-7022LTM

30

0.20

20 ～ 250/260

128-7032

128-7032LTM

50

0.20

20 ～ 250/260

128-7052

15

0.25

20 ～ 250/260

122-7012

0.50

20 ～ 240/250

122-7013

0.15

20 ～ 250/260

122-7031

0.25

20 ～ 250/260

122-7032

122-7032E

122-7032LTM

0.50

20 ～ 240/250

122-7033

122-7033E

122-7033LTM

0.15

20 ～ 250/260

122-7061

0.25

20 ～ 250/260

122-7062

122-7062E

0.50

20 ～ 240/250

122-7063

122-7063E

0.25

20 ～ 250/260

123-7012

123-7012LTM

0.50

20 ～ 240/250

123-7013

123-7013LTM

0.15

20 ～ 250/260

123-7031

123-7031LTM

0.25

20 ～ 250/260

123-7032

123-7032E

123-7032LTM

0.50

20 ～ 240/250

123-7033

123-7033E

123-7033LTM

0.25

20 ～ 250/260

123-7062

0.50

20 ～ 240/250

123-7063

ケージ

ケージ

5975T
LTM トロイド

DB-WAX
0.20

0.25

30

60

0.32

15

30

60

122-7012E

122-7012LTM
122-7013LTM
122-7031LTM

123-7063E

0.45

30

0.85

20 ～ 230/240

124-7032

0.53

15

0.50

20 ～ 230/240

125-7017

1.00

20 ～ 230/240

125-7012

0.25

20 ～ 230/240

125-7031

125-7031LTM

0.50

20 ～ 230/240

125-7037

125-7037LTM

30

222-7033LTM

124-7032LTM
125-7017LTM
125-7012E

1.00

20 ～ 230/240

125-7032

125-7032E

60

1.00

20 ～ 230/240

125-7062

125-7062E

20

0.20

20 ～ 240/250

127-7023FF

125-7012LTM

125-7032LTM

DB-WaxFF
0.10

GC キャピラリカラム

111

ポリエチレングリコール (PEG) カラム

DB-WAXetr• ポリエチレングリコール (PEG)• 広い温度範囲• 高極性• カラム間の優れた再現性• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G16に相当相当品 : SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX,
ZB-WAX, ZB-WAX plus

DB-WAXetr
内径(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.20

25

0.40

30 ～ 250/260

128-7323

0.25

30

30 ～ 260/280

122-7332
122-7333

0.25

30 ～ 260/300

122-7362

0.50

30 ～ 250/260

122-7363

0.25

30 ～ 260/280

123-7312123-7312LTM

1.00

30 ～ 250/260

123-7314

123-7314LTM

0.25

30 ～ 260/280

123-7332

123-7332LTM

0.50

30 ～ 250/260

123-7333

123-7333LTM

1.00

30 ～ 250/260

123-7334

123-7334LTM

50

1.00

30 ～ 250/260

123-735460

0.25

30 ～ 260/280

123-7362

0.50

30 ～ 250/260

123-7363

1.00

30 ～ 250/260

123-7364

1.00

30 ～ 240/260

125-7312

2.00

50 ～ 230/250

125-7314

1.00

30 ～ 240/260

125-7332

1.50

30 ～ 230/240

125-7333

2.00

50 ～ 230/250

125-7334

1.00

30 ～ 240/260

125-7362

15

15

60

www.agilent.com/chem/jp

128-7323LTM

30 ～ 250/260

30

112

7890/6890
LTM モジュール

0.25

30

0.53

ケージ

0.50
60

0.32

5 インチ

122-7332E

122-7332LTM
122-7333LTM

123-7354E

125-7312LTM
125-7314LTM
125-7332E

125-7332LTM

125-7334E

125-7334LTM

125-7333LTM

ポリエチレングリコール (PEG) カラム

HP-INNOWax• ポリエチレングリコール (PEG)• 高極性• 結合 PEG 相の最高の温度上限• カラム間の優れた再現性• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G16 に相当
相当品 : SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, ZB-WAX,
ZB-WAX+

HP-INNOWax
7 インチ

5 インチ

40 ～ 260/270

19091N-577

19091N-577E

40 ～ 260/270

19091N-102

0.40

40 ～ 260/270

19091N-202

0.20

40 ～ 260/270

19091N-105

19091N-105E
19091N-205E

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.18

20

0.18

0.20

25

0.20

50

0.25

7890/6890
LTM モジュール

5975T
LTM トロイド

19091N-577LTM

29091N-577LTM

19091N-102LTM
19091N-202LTM

0.40

40 ～ 260/270

19091N-205

0.25

40 ～ 260/270

19091N-130

5

0.10

40 ～ 260/270

19091N-330

0.15

40 ～ 260/270

19091N-030

0.10

40 ～ 260/270

19091N-331

0.25

40 ～ 260/270

19091N-131

0.50

40 ～ 260/270

19091N-231

0.15

40 ～ 260/270

19091N-033

0.25

40 ～ 260/270

19091N-133

19091N-133E

19091N-133LTM

0.50

40 ～ 260/270

19091N-233

19091N-233E

19091N-233LTM

0.15

40 ～ 260/270

19091N-036

0.25

40 ～ 260/270

19091N-136306019091N-130LTM

19091N-030LTM

19091N-131E

19091N-131LTM
19091N-231LTM
19091N-033LTM
29091N-133LTM

19091N-136E

0.50

40 ～ 260/270

19091N-236

15

0.25

40 ～ 260/270

19091N-111

30

0.15

40 ～ 260/270

19091N-013

0.25

40 ～ 260/270

19091N-113

19091N-113E

19091N-113LTM

19091N-213E

19091N-213LTM

19091N-111LTM
19091N-013LTM

0.50

40 ～ 260/270

19091N-213

0.25

40 ～ 260/270

19091N-116

0.50

40 ～ 260/270

19091N-216

19091N-216E

15

1.00

40 ～ 240/250

19095N-121

19095N-121E

19095N-121LTM

30

1.00

40 ～ 240/250

19095N-123

19095N-123E

19095N-123LTM

60

1.00

40 ～ 240/250

19095N-126

60

0.53

ケージ

4

15

0.32

ケージ

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

113

ポリエチレングリコール (PEG) カラム

CP-Wax 52 CB• ポリエチレングリコール• 高極性• 非化学結合型ポリエチレングリコールよりも広い使用可能温度範囲• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• 低沸点の対象化合物で高い分離能を実現• 高い極性が幅広いアプリケーション向けの分離を提供• さまざまな EPA および ASTM メソッドに対応する優れた再現性と温度安定性• カラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属
注 : プロセス用またはラボ外等の厳しい環境での使用には UltiMetal カラムをお勧めします。

相当品 : SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, HP-INNOWax,
Rtx-WAX, ZB-WAX, ZB-WAX+

CP-Wax 52 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.10

10

0.10

20 ～ 250/265

CP7334

CP7334I5

0.20

20 ～ 250/265

CP7335

0.15

15

0.15

20 ～ 250/265

CP7791

CP7791I525

0.25

20 ～ 250/265

CP7792

CP7792I5

0.20

25

0.20

20 ～ 250/265

CP776530

0.20

20 ～ 250/265

CP777550

0.20

20 ～ 250/265

CP778510

0.20

20 ～ 250/265

CP770315

0.25

20 ～ 250/265

CP851325

0.20

20 ～ 250/265

CP7713

CP7713I5

1.20

20 ～ 250/265

CP7673

CP7673I5

0.15

20 ～ 250/265

CP87450.25

20 ～ 250/265

CP8713CP8713I5

0.50

20 ～ 250/265

CP8746CP8746I5

0.20

20 ～ 250/265

CP7723

CP7723I5

0.25

20 ～ 250/265

CP8723CP8723I5

0.50

20 ～ 250/265

CP8748

0.25

30

50
60

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

(続く)

114

www.agilent.com/chem/jp

ポリエチレングリコール (PEG) カラム

CP-Wax 52 CB
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

20 ～ 250/265

CP7733

CP7733I5

1.00

20 ～ 250/265

CP76280.15

20 ～ 250/265

CP85330.25

20 ～ 250/265

CP85430.50

20 ～ 250/265

CP85530.20

20 ～ 250/265

CP77430.40

20 ～ 250/265

CP78791.20

20 ～ 250/265

CP7763

CP7763I5

0.25

20 ～ 250/265

CP8843CP8843I5

0.50

20 ～ 250/265

CP8763CP8763I5

0.20

20 ～ 250/265

CP7753

CP7753I5

0.40

20 ～ 250/265

CP78891.20

20 ～ 250/265

CP77730.25

20 ～ 250/265

CP88530.50

20 ～ 250/265

CP8773

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

10

0.20

15

25

30

50

60

0.53

CP7773I5

1.20

20 ～ 250/265

CP807310

2.00

20 ～ 250/265

CP764815

1.00

20 ～ 250/265

CP871825

1.00

20 ～ 250/265

CP76382.00

20 ～ 250/265

CP7658CP7658I530

1.00

20 ～ 250/265

CP8738CP8738I550

1.00

20 ～ 250/265

CP7698CP7698I5

2.00

20 ～ 250/265

CP766860

1.00

20 ～ 250/265

CP8798100

2.00

20 ～ 250/265

CP7678CP8073I5

CP-Wax 52 CB UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

部品番号

0.53

10

0.50

20 ～ 250/275

CP71281.00

20 ～ 250/275

CP71482.00

20 ～ 250/275

CP71770.50

20 ～ 250/275

CP71381.00

20 ～ 250/275

CP71582.00

20 ～ 250/275

CP71780.50

20 ～ 250/275

CP71981.00

20 ～ 250/275

CP71682.00

20 ～ 250/275

CP717925

50

GC キャピラリカラム

115

ポリエチレングリコール (PEG) カラム

DB-FFAP• ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール• 高極性• 温度範囲 40 ～ 250 ºC• 揮発性脂肪酸とフェノールの分析用に設計• OV-351 と同等• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G35 に相当
注 : DB-FFAP GC カラムの洗浄に水やメタノールを使用することはお勧めしません。

相当品 : Stabilwax-DA, Nukol, 007-FFAP, BP21, AT-1000, OV-351

DB-FFAP
5 インチ

7890/6890
LTM モジュール

5975T
LTM トロイド

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.10

10

0.10

40 ～ 250

127-3212127-3212LTM

15

0.10

40 ～ 250

127-32H2

127-32H2LTM

15

0.25

40 ～ 250

122-3212122-3212LTM

222-3212LTM

30

0.25

40 ～ 250

122-3232122-3232LTM

222-3232LTM

0.50

40 ～ 250

122-3233

0.25

40 ～ 250

122-3262

0.50

40 ～ 250

122-3263

15

0.25

40 ～ 250

123-321225

0.50

40 ～ 250

123-322330

0.25

40 ～ 250

123-32320.50

40 ～ 250

123-3233

123-3233LTM

1.00

40 ～ 250

123-3234

123-3234LTM

50

0.50

40 ～ 250

123-325360

0.25

40 ～ 250

123-3262

0.50

40 ～ 250

123-3263

1.00

40 ～ 250

123-3264

0.25

60

0.32

ケージ

ケージ

122-3232E

122-3233LTM
122-3262E

123-3212LTM
123-3223LTM
123-3232E

123-3232LTM

0.45

30

0.85

40 ～ 250

124-3232124-3232LTM

0.53

10

1.00

40 ～ 250

125-32H2

125-32H2LTM

15

0.50

40 ～ 250

125-3217125-3217LTM

1.00

40 ～ 250

125-3212125-3212LTM

0.25

40 ～ 250

125-3231

125-3231LTM

0.50

40 ～ 250

125-3237

1.00

40 ～ 250

125-32321.50

40 ～ 250

125-3233

1.00

40 ～ 250

125-3262

30

60

116

7 インチ

内径 (mm)www.agilent.com/chem/jp125-3237LTM
125-3232E

125-3232LTM
125-3233LTM

ポリエチレングリコール (PEG) カラム

ヒントとテクニック
アジレントは、アミン分析用に CAN カラムを提供しています。

HP-FFAP• ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール• 高極性• 温度範囲 60 ～ 240/250 ºC (0.53 mm では 230/240 ºC)• 揮発性脂肪酸とフェノールの分析用に設計• OV-351 と同等• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G35 に相当
注 : HP-FFAP GC カラムの洗浄に水やメタノールを使用することはお勧めしません。

相当品 : Stabilwax-DA, Nukol, 007-FFAP, BP21, AT-1000, OV-351

HP-FFAP
内径

7 インチ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール60 ～ 240/250

19091F-102

19091F-102E

19091F-102LTM

60 ～ 240/250

19091F-105

19091F-105E

0.25

60～240/250

19091F-433

19091F-433E

19091F-433LTM

25

0.50

60 ～ 240/250

19091F-112

19091F-112E

19091F-112LTM

30

0.25

60～240/250

19091F-413(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.20

25

0.30

50

0.30

0.25

30

0.32

0.53

ケージ

19091F-413LTM

50

0.50

60 ～ 240/250

19091F-115

10

1.00

60 ～ 240

19095F-121

15

1.00

60 ～ 240

19095F-120

19095F-120E

19095F-120LTM

30

1.00

60 ～ 240

19095F-123

19095F-123E

19095F-123LTM

19091F-115E
19095F-121LTM

GC キャピラリカラム

117

ポリエチレングリコール (PEG) カラム

CP-Wax 58 FFAP CB• ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール• 高極性• フェノール、誘導体化/非誘導体化遊離脂肪酸などの酸性化合物の分析用• 最も極性の高いカラムで高極性化合物の分析に最適• 化学結合タイプ• 溶媒洗浄可能• 高度な不活性化処理により良好なピーク形状を提供• カラムの設置、接続、取り扱いを簡単にする EZ-GRIP が付属

相当品 : SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX,
ZB-WAX

CP-Wax 58 FFAP CB
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

20 ～ 250/275

CP7787

CP7787I5

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.20

25

0.30

50

0.30

20 ～ 250/275

CP7797

0.25

25

0.20

20 ～ 250/275

CP771750

0.20

20 ～ 250/275

CP7727

0.32

25

0.20

20 ～ 250/275

CP7747

1.20

20 ～ 250/275

CP77670.20

20 ～ 250/275

CP77570.50

20 ～ 250/275

CP77781.20

20 ～ 250/275

CP77770.50

20 ～ 250/275

CP7665

50

0.53

15
25

50

1.00

20 ～ 250/275

CP76142.00

20 ～ 250/275

CP7654

1.00

20 ～ 250/275

CP76242.00

20 ～ 250/275

CP7664

ヒントとテクニック
最新の GC カラムにフォーカスしたアプリケーション、製品、および教育リソースについては、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

118

www.agilent.com/chem/jp

CP7717I5

CP7747I5

CP7614I5

ポリエチレングリコール (PEG) カラム

Carbowax 20M、HP-20M• ポリエチレングリコール、分子量 20,000• USP Phase G16 に相当
相当品 :

Rt-CW20M F&F

Carbowax 20M と HP-20M は結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄は推奨しません。DB-WAX は、HP-20M の推奨代替カラムです。

Carbowax 20M
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.25

30

0.25

60 ～ 220/240

112-2032

112-2032LTM

0.32

30

0.25

60 ～ 220/240

113-2032

113-2032LTM

60

0.25

60 ～ 220/240

113-2062

HP-20M
7 インチ

5 インチ

7890/6890
LTM モジュール

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.20

25

0.10

60 ～ 22050

0.10

60 ～ 220

19091W-105

0.32

25

0.30

60 ～ 220

19091W-012

19091W-012E

50

0.30

60 ～ 220

19091W-015

19091W-015E

0.53

10

1.33

60 ～ 220

19095W-121

19095W-121LTM

30

1.33

60 ～ 220

19095W-123

19095W-123LTM

ケージ

ケージ

19091W-102

19091W-102LTM

19091W-012LTM

GC キャピラリカラム

119特殊カラム特殊カラム
アジレントは、特定のメソッドにおける分離上の課題に対応するために、独特の特性を有するカラムを開発し、多様なアプリケーションに対応した幅広い特殊カラムをお届けしています。揮発性化合物や農薬、石油化学など、個別のアプリケーションに対応した
特殊カラムを揃えています。アジレントではすべての特殊カラムの製造やテストにも厳しい品質管理を取り入れています。これらのカラムは、複雑なサンプルリストやマト
リックスから、信頼できる正確な結果を短時間で提供します。

高温カラム
DB-1ht• 100 % ジメチルポリシロキサン• 無極性• 温度上限を 400 ºC まで上げるための特別処理済み• 高温、ポリイミドコーディング、フューズドシリカチューブ• 高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能相当品 : Rxi-1HT, Stx-1ht, ZB-1ht

DB-1ht5 インチ-60 ～ 400

122-1111

122-1111E

0.10-60 ～ 400

122-11310.10-60 ～ 400

123-111130

0.10-60 ～ 400

123-113130

0.17-60 ～ 400 ºC

125-1131長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

15

0.10

30
15

0.32

0.53

120

7 インチ

内径 (mm)www.agilent.com/chem/jp

ケージ

ケージ

7890/6890
LTM モジュール

5975T
LTM トロイド
222-1111LTM
222-1131LTM

123-1111LTM
123-1131E

123-1131LTM

特殊カラムDB-5ht• (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサン• 無極性• 温度上限を 400 ºC まで拡張するための特別処理済み• 高温、ポリイミドコーディング、フューズドシリカチューブ• 高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能相当品 : HT5, Stx-5ht, ZB-5ht

DB-5ht
7 インチ

5 インチ
ケージ

7890/6890
5975T
LTM モジュール LTM トロイド

-60 ～ 400

122-5711

122-5711E

122-5711LTM

222-5711LTM-60 ～ 400

122-5731

122-5731LTM

222-5731LTM

0.10-60 ～ 400

123-5701

0.10-60 ～ 400

123-5711

123-5711E

0.10-60 ～ 400

123-5731

123-5731E

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

15

0.10

30

0.10

10
15
30

0.32

ケージ

123-5701LTM

123-5731LTM

GC キャピラリカラム

121

特殊カラムDB-17ht• (50%-フェニル)-メチルポリシロキサン• 中極性• 温度上限 365 ºC• 高温、ポリイミドコーディング、フューズドシリカチューブ• 高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間• トリグリセリドの分離能の向上• 確認分析に最適• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能相当品 : Rtx-65TG, BPX50

DB-17ht
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.25

5

0.15

40 ～ 340/365

122-180115

0.15

40 ～ 340/365

122-181130

0.15

40 ～ 340/365

122-183115

0.15

40 ～ 340/365

123-181130

0.15

40 ～ 340/365

123-183160

0.15

40 ～ 340/365

123-1861

0.32

5 インチ
ケージ

122-1801LTM

122-1831LTM

123-1831E

ヒントとテクニック
Agilent 7890A GC システムの詳細については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

122

www.agilent.com/chem/jp

7890/6890
LTM モジュール特殊カラムVF-5ht Fused Silica、VF-5ht UltiMetal• 選択性の向上による長いカラム寿命とダウンタイムの短縮• 検出器の性能を高め、検出下限値を向上• 高温でも超低ブリードのため、高沸点化合物の分析に対応• 高分子量化合物に対して感度と精度を最適化• VF-5ms と同じ選択性 (30 m x 0.25 mm カラムのブリード仕様は、400 ºC で < 5 pA)• UltiMetal 技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されたことで長いカラム寿命と優れたピーク形状を実現
相当品 : ZB-5ht, Rxi-5ht

VF-5ht Fused Silica
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

15

0.10

-60 ～ 400/400

CP904530

0.10-60 ～ 400/400

CP9046

0.32

ケージ

10

0.10

-60 ～ 400/400

CP904415

0.10-60 ～ 400/400

CP904730

0.10-60 ～ 400/400

CP9048相当品 : ZB-5ht, Rxi-5ht

VF-5ht UltiMetal
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

15

0.10

-60 ～ 430/450

CP90900.10-60 ～ 430/450

CP9091*0.10-60 ～ 430/450

CP90920.10-60 ～ 430/450

CP9093*0.10-60 ～ 430/450

CP90940.10-60 ～ 430/450

CP9095*0.10-60 ～ 430/450

CP90960.10-60 ～ 430/450

CP9097*

30

0.32

15

30

ケージ

5 インチ
ケージ

CP9092I5

CP9094I5*高温カラムコネクタで接続された 2 m x 内径 0.53 mm の UltiMetal リテンションギャップを含みます。

GC キャピラリカラム

123特殊カラム

石油向けカラム
石油アプリケーションは特性がさまざまに異なります。希ガスから擬似蒸留分析まで、アジレントは、石油/石油化学分野の分析者のニーズを満たす幅広いカラムを提供しています。軽質油ガスの分析用カラムについては、PLOT カラムの章をご覧ください。

Lowox• 幅広い酸化化合物に対する独自の選択性• 粒子剥離を抑制し、検出器の性能を維持• プロセスおよび可搬型 GC アプリケーション (ASTM D 7059) での実績
• ガスおよび液体炭化水素ストリームに含まれる微量レベルの酸化不純物を分析• 高極性• 酸化化合物による触媒の汚染の監視に最適

Lowox
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.53

10

10.00

0 ～ 350/350

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

CP8587

CP8587I5

GS-OxyPLOT• C1 ～ C10 炭化水素中の ppm/ppb 濃度の酸化化合物の精密分析• ガス状炭化水素、自動車燃料、原油などの複雑なマトリクス中の広範囲の酸化化合物(エーテル、アルコール、アルデヒド、ケトン) に対して高い選択性• 酸化化合物の ASTM メソッドに最適• カラムブリードがなく、非常に高いカラム安定性 (温度上限 350 ºC)• 粒子の生成や検出器のスパイクを排除する安定した相• 低濃度定量 GC 分析に優れている• 選択的ハートカットアプリケーションに最適

GS-OxyPLOT

124

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (ºC)

0.53

10

350

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

115-4912

115-4912E

特殊カラム

CP-Sil 5 CB for Formaldehyde• ホルムアルデヒド、水、およびメタノールの分析用に最適化• 硫黄化合物の微量分析が可能• 永久ガスの部分分析が可能 (特にスイッチングシステムで)• 揮発性に基づく分離を提供• 高い不活性度により、吸着を防いで硫黄化合物を分離。高品質のデータと低い検出下限を実現• 最高の効率を実現する厚膜の無極性カラム

CP-Sil 5 CB for Formaldehyde
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.32

60

8.00

-60 ～ 300/325

CP7475CP7475I5

ケージ

HP-PONA
CH6H5

CH3
O

Si
CH3

O
95%

• 100% ジメチルポリシロキサン• 石油・石油化学プロセスの分析用に設計• p- キシレンから m- キシレンおよび 2,3- ジメチルブタンからシクロペンタンの分離テ

Si
CH6H5

HP-PONA の構造

5%

スト済み

• PONA、PIONA• 高分解能• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能
注 : キャリアガスの流速を最適化させるためには 100 psi のレギュレータが必要です

相当品 : Petrocol DH, SPB-1, 007-1, Rtx-1, MXT-1, Rtx-1PONA, Rtx-DHA

HP-PONA
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

-60 ～ 325/350

19091S-001

19091S-001E

0.50-60 ～ 325/350

19091Z-205

19091Z-205E

0.50-60 ～ 325/350

19091Z-530

19091Z-530E

品名

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (ºC)

HP-PONA

0.20

50

0.50

HP-1

0.20

50

HP-1

0.25

100

GC キャピラリカラム

125特殊カラム

CP-Sil PONA CB
CH6H5

CH3
O

Si
CH3

O
95%

• 炭化水素混合物中のパラフィン、オレフィン、ナフテン、
芳香族炭化水素の高分離能分析用カラム

Si
CH6H5

CP-Sil PONA CB の構造

5%• ASTM (DHA メソッド) に準拠した炭化水素分析用に設計• 高極性化合物でも精度の高いデータを提供• 優れたカラム間再現性
相当品 : Petrocol DH, SPB-1, 007-1, Rtx-1, MXT-1

CP-Sil PONA CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.21

50

0.50

250/275

CP7531

CP7531I5

0.25

100

0.50

250/275

CP7530CP7530I5

0.25

150

1.00

250/275

CP7945CP-Sil PONA for ASTM D 5134-90• ASTM D 5134 用に最適化された PONA 分析カラム• ASTM メソッドで指定された正確な仕様• 極性添加物に対して不活性

CP-Sil PONA for ASTM D 5134-90

126

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.21

50

0.50

250/275

CP7531

特殊カラムDB-Petro
CH6H5

CH3
O

Si
CH3

O
95%

Si
CH6H5

DB-Petro の構造

5%• 100 % ジメチルポリシロキサン• 石油プロセス製品の分析用に設定• PONA、PIONA• 高分解能• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能
注 : キャリアガスの流速を最適化させるためには 100 psi のレギュレータが必要です

相当品 : Petrocol DH, SPB-1, 007-1, Rtx-1, MXT-1

DB-Petro
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.20

50

0.50

-60～325/350

128-1056

0.25

100

0.50

-60～325/350

122-10A6

5 インチ
ケージ
122-10A6E

GC キャピラリカラム

127特殊カラム

HP-1 アルミニウム被覆• 100 % ジメチルポリシロキサン• アルミニウム被覆フューズドシリカチューブ• 高温模擬蒸留用• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

ヒントとテクニック
最適な性能を得るためには、
カラムの交換時、あるいは
メンテナンスの際に、フェラルを交換してください。

相当品 : MXT-1

HP-1 アルミニウム被覆
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.53

5

0.09

0 ～ 350/450

19095S-205

10

0.09

0 ～ 350/450

19095S-200

DB-2887• 100 % ジメチルポリシロキサン• 特に ASTM メソッド D2887 を使用した石油蒸留分析用に設計• 充てんカラムに比べて素早いコンディショニングと高速な分析時間、低ブリード• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能相当品 : Petrocol EX2887, MXT-2887, MXT-1, Rtx-2887

DB-2887
内径128

www.agilent.com/chem/jp(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.53

10

3.00

-60 ～ 350

125-2814

125-2814E

125-2814LTM

特殊カラムDB-HT SimDis• 100 % ジメチルポリシロキサン• 高温石油蒸留分析用の固定相• 高耐久性ステンレスチューブ• 上限温度 430 ºC• C6 ～ C110+ の蒸留範囲• 430 ºC でも低ブリード• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能相当品 : Petrocol EX2887, MXT-2887, Rtx-2887, AC Controls High Temp Sim Dist, AT-2887,
ZB-1XT SimDist

DB-HT SimDis
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.53

5

0.10

-60 ～ 400/430

145-1009

0.15-60～400/430

145-1001

ケージ

CP-SimDist
CH6H5

CH3
O

Si
CH3

O
95%

Si
CH6H5

CP-SimDist の構造

5%• C100 までの擬似蒸留分析用• 高温でも安定な無極性固定相• 低ブリードにより定量精度を向上• 高温ポリイミドコーティングによる長寿命の実現
CP-SimDist Fused Silica は、C100 までの擬似蒸留分析に特化したカラムです。このカラムは低ブリードであり、400 ºC におけるブリードレベルは 4～5 pA です。高温で安定した液相とポリイミドコーティングによって、カラムの寿命を長く保ちます。
相当品 : Petrocol EX2887, MXT-2887, Rtx-2887, AC Controls High Temp Sim Dist, AT-2887,
ZB-1XT SimDist

CP-SimDist
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.32

10

0.10

375/400

CP7521

0.53

5

0.17

375/400

CP752210

0.10

375/400

CP75415 インチ
ケージ
CP7522I5

GC キャピラリカラム

129

特殊カラム

CP-SimDist UltiMetal• ASTM D2887 や拡張 D2887 メソッドに準拠するように設計• 低ブリード• 上限温度 450 ºC で C120 までの分析に対応• 優れた耐久性の UltiMetal カラム (内径 0.53 mm のフューズドシリカと同じ内径)• UltiMetal 表面の特殊な不活性処理により、リテンションタイムの優れた繰り返し精度と長いカラム寿命
相当品 : Petrocol EX2887, MXT-2887, Rtx-2887, AC Controls High Temp Sim Dist, AT-2887,
ZB-1XT SimDist

CP-SimDist UltiMetal
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

450/450

CP7569CP7569I5

450/450

CP7532CP7532I5

0.88

450/450

CP75702.65

400/400

CP75710.17

450/450

CP75420.06

450/450

CP65400.53

450/450

CP75920.88

450/450CP75121.20

450/450

CP75622.65

400/400

CP75825.00

400/400

CP757220

0.11

450/450

CP759325

0.06

450/450

CP655050

0.06

450/450

CP6560内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.53

5

0.09
0.17

10

130

www.agilent.com/chem/jp

CP7542I5

CP7512I5

CP7582I5

特殊カラム

CP-Sil 2 CB
• 最も極性の低い化学結合型の固定相• スクアランの優れた代替品• 環状炭化水素に対する独自の選択性• 沸点に基づく分離• 最大 200 ºC の温度安定性

CP-Sil 2 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.25

25

0.25

25 ～ 200/200

CP7714

CP7714I550

0.25

25 ～ 200/200

CP772450

0.25

25 ～ 200/200

CP775425

1.20

25 ～ 200/200

CP776450

1.20

25 ～ 200/200

CP777425

2.00

25 ～ 200/200

CP76530.32

0.53

CP7754I5

CP-TCEP for Alcohols in Gasoline• ガソリン中のアルコール分析用に設計• 優れたピーク形状でアルコールを精度良く分離• 135 ºC までの温度安定性による高い生産性• 独自の選択性による n-ドデカンの後のベンゼンの分離
相当品 : Rt-TCEP

CP-TCEP for Alcohols in Gasoline
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.25

50

0.40

135/140

CP7525CP7525I5

GC キャピラリカラム

131特殊カラム

Select Low Sulfur• 最高レベルのカラム不活性度により、活性化合物で優れたピーク形状を実現• 硫黄化合物の低い検出下限• 独自の選択性によりプロピレンストリームでの共溶出とマトリックス干渉を防止• 高浸透性 PLOT 固定相により揮発性化合物の高い保持を実現• 独自の QC テスト手順により一貫したカラム不活性性能を実現• 機械的に安定しており、粒子剥離なし

Select Low Sulfur
内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (ºC)

0.32

60

185

7 インチ
ケージ

CP8575CP-Sil 5 CB for Sulfur• 揮発性硫黄化合物の分析に最適• C7 メルカプタンまでの硫黄化合物の微量分析で高い生産性を実現• 揮発性に基づく正確な分離を実現する無極性相• 高度な不活性処理で高品質な SO2 のデータを提供

CP-Sil 5 CB for Sulfur

132

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

30

4.00

-60 ～ 300/325

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

CP7529CP7529I5

特殊カラム

Select for Permanent Gases – デュアルカラム• 永久ガス分析用の CP-Molsieve 5Å と CO2 分析用の CP-PoraBOND Q の 2 本の並列カラム• > 40 ºC の恒温分離により冷却の必要はなし• 最高 300 ºC の温度安定性により短い再生時間と効率の向上を実現• 並列カラムだがインジェクタおよび検出器は 1 つずつ• 高速分離、低濃度分析、アルゴン/酸素の定量用• 永久ガスと CO2 を 1 回の分析で分離• EZ-GRIP との接続が可能• アルゴンと酸素、ヘリウムとネオンなどの分離が難しい分析には CP7530 SelectPermanent Gases/HR (High Resolution) カラムを選択してください。

Select for Permanent Gases – デュアルカラム
7 インチ

内径 (mm)

温度限界 (ºC)

Select Permanent Gases/CO2

300/325

CP7429Select Permanent Gases/HR

300/325

CP7430

ケージ

Select Al2O3 MAPD
• メチルアセチレンやプロパジエン (MAPD) など、反応性の高い炭化水素の分析に適した酸化アルミナ PLOT カラム• 感度とレスポンスを向上するように最適化• 分析時間の短縮による動作効率の向上• 不純物分析の実行時に特に重要な MAPD のレスポンスを 2 倍に向上
相当品 : Rt-Alumina BOND/MAPD, MXT-Alumina BOND/MAPD

Select Al2O3 MAPD
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (ºC)

0.32

50

-100 ～ 200/200

CP74310.53

25-100 ～ 200/200

CP743350-100 ～ 200/200

CP7432

ケージ

GC キャピラリカラム

133

特殊カラムAgilent J&W バイオディーゼルキャピラリ GC カラム
バイオ燃料は、石油ベース燃料の代替品として、その価値を増しています。Agilent J&W
バイオディーゼルキャピラリ GC カラムは、ASTM や CEN テスト規格を満たすために、バイオディーゼル分析を目的として設計され、アプリケーションに合わせて最適化されています。

バイオディーゼル EN14105 遊離/総グリセリン
バイオディーゼル ASTM D6584 遊離/総グリセリン• EN14105 または ASTM D6584 に従った B100 中の遊離/総グリセリン分析用• 温度上限を 400 ºC まで上げるための特別処理• 高温、ポリイミドコーディング、フューズドシリカチューブ• 優れたピーク形状とカラム寿命の延長• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• リテンションギャップについては、P/N 160-BD65-5 (5 m x 0.53 mm) をご注文ください。

バイオディーゼル EN14103 FAME 分析• EN14103 を用いた B100 中のエステルとリノール酸メチルエステル分析用に特別設計• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

バイオディーゼル EN14110 残留メタノール• EN14110 を用いた B100 中の微量メタノール測定用に特別設計• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

134

www.agilent.com/chem/jp

特殊カラムバイオディーゼルキャピラリ GC カラム
7 インチ

品名

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (ºC)

バイオディーゼル ASTM D6584 遊離/総グリセリン

0.32

15

0.10

バイオディーゼル EN14105 遊離/総グリセリン

0.32

10

0.10

-60 ～ 400

123-BD01

バイオディーゼル EN14103 FAME 分析

0.32

30

0.25

40 ～ 260/270

1909BD-113

バイオディーゼル EN14110 残留メタノール

0.32

30

1.80

20 ～ 260/280

123-BD34-60 ～ 400

ケージ

123-BD11

バイオディーゼルテストサンプル
品名

部品番号

バイオディーゼル MSTFA キット、10 x 1 mL アンプル,

5190-1407

ASTM メソッド D6584 用 N-メチル-N-(トリメチルシリル)トリフロオロ-アセトアミド
バイオディーゼル D6584 キット

5190-1408

内部標準溶液 (1 mL x 5) と 2 x 内部標準溶液 (5 mL)
バイオディーゼル E14105 キット、4 x 1 mL アンプル

5190-1409

4 x 標準溶液
バイオディーゼルモノグリセリドキット、3 x 1 mL アンプル

5190-1410

GC キャピラリカラム

135

特殊カラム

Select Biodiesel• バイオディーゼル分析に必要なカラムをすべて用意• UltiMetal 技術で精度と寿命を向上• 事前テストで結果の高い信頼性を確認• 最大 400 ºC で使用しても優れたカラム寿命を実現• UltiMetal 技術を採用した安定性の高い金属カラム• リークテスト済みのリテンションギャップを接続

分析手法
メソッド

対象化合物

カラム

インジェクタのタイプ

ASTM D 6584

遊離および全グリセリン

Select Biodiesel for Glycerides

オンカラム

32

EN14103

エステルおよびリノール酸メチルエステル

Select Biodiesel for FAME

スプリット/
スプリットレス

30

EN14105

遊離/総グリセリン、モノ-、ジ-、およびトリ-グリセリド

Select Biodiesel for Glycerides

オンカラム

35

EN14106

遊離グリセロール

Select Biodiesel for Glycerides

スプリット/
スプリットレス

10

EN14110

メタノール

Select Biodiesel for Methanol

スプリット/
スプリットレスを使用した
ヘッドスペース

10

分析時間 (分)Select Biodiesel

136

品名

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)7 インチケージ

Select Biodiesel for Glyserides UlltiMetal、リテンションギャップ付

0.32

15

0.10

CP9078

Select Biodiesel for Glyserides UlltiMetal

0.32

15

0.10

CP9079Select Biodiesel for Glyserides UlltiMetal、リテンションギャップ付

0.32

10

0.10

CP9076

Select Biodiesel for Glyserides UlltiMetal

0.32

10

0.10

CP9077

Select Biodiesel for FAME Fused Silica

0.32

30

0.25

CP9080

Select Biodiesel for Methanol Fused Silica

0.32

30

3.00

CP9083

Select Biodiesel 用リテンションギャップ

0.53

2

www.agilent.com/chem/jp

CP6530特殊カラム

Select Silanes• ppm レベルのシランの分析に適したトリフルオロプロピル - メチルポリシロキサン相• 大容量で高い保持力• 低ブリード• 適切な不活性化処理により優れたピーク形状を提供• 厚膜により大きいサンプルロード容量と保持力を実現• % レベルでのアルキル化クロロシランの分析や不純物分析などにも対応• バルブ、ダイレクト、スプリット/スプリットレス注入が可能

Select Silanes
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.32

30

1.80

0 ～ 270/300

CP743460

1.80

0 ～ 270/300

CP743560

3.00

0 ～ 270/300

CP74370.53

GC キャピラリカラム

137

特殊カラムCP-Volamine• 無極性の固定相• 水を含んだサンプルでも優れた安定性• 上限温度 265 ºC• 高度な不活性処理でアミンを優れたピーク形状で分離• MPD (Multi-Purpose Deactivation) テクノロジーにより対称ピークを生成• サンプルの水分含有量が多い場合でも優れた性能を発揮• MMA、DMA、TMA (モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン) などの揮発性アミンの分析に理想的相当品 : Rtx-Volatile Amines

CP-Volamine

138

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.32

15

265/300

CP744630

265/300

CP7447

CP7447I560

265/275

CP7448CP7448I5

特殊カラム

CP-Sil 8 CB for Amines• 塩基不活性処理済み 5 % フェニルポリジメチルポリシロキサン• 幅広いアミン化合物向けに最適化された不活性性能• 最大 350 ºC の熱安定性により C20 までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能• 塩基不活性処理済みカラムの CP-Wax for Amines も提供
相当品 : Rtx-5 Amine

CP-Sil 8 CB for Amines
7 インチ

5 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.15

25

2.00

325/350

CP7599

0.25

30

0.25

325/350

CP7598CP7598I530

0.50

325/350

CP7595CP7595I5

0.32

30

1.00

325/350

CP7596

CP7596I5

0.53

30

1.00

325/350

CP7597CP7597I5

ケージ

ケージ

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

139

特殊カラムCP-Wax for Volatile Amines and Diamines
相当品 : Stabilwax DB

CP-Wax for Volatile Amines and Diamines
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.32

25

1.20

220/220CP7422

CP7422I5

0.53

25

2.00

220/220CP7424

PoraPLOT Amines• 高揮発性アミンで高い保持性能を実現する PLOT カラム• 室温以上の条件で高い効率を示すため冷却が不要• アミンおよびアンモニアに対する高い選択性

PoraPLOT Amines

140

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.32

25

10.00

-100 ～ 220/220

CP7591

CP7591I5

0.53

25

20.00

-100 ～ 220/220

CP7594

特殊カラム

農薬用カラムAgilent J&W 低ブリードカラムは農薬の分析に最適です。標準ポリマよりも低いブリード
により、S/N 比と最小検出限界が向上するだけではなく、温度上限も向上するので、分析時間も短縮できます。アジレントでは、一般的な相でも農薬に特化したテストを行っており、アプリケーションでの性能を保証しています。
注:電子捕獲型検出器を使用する CLP 農薬メソッドやその他のメソッドについては、DB35ms、DB-17ms、および DB-XLB を参照してください。

VF-5 Pesticides• 微量残留農薬の測定専用に設計• 高度不活性化処理で ECD および MS 検出の感度を向上• エンドリンやアルドリンなど主要な農薬を使用したテストにより最適な性能と結果の一貫性を確保• 低ブリード

VF-5 Pesticides
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

30

0.25

-60 ～ 325/350

CP907450

0.25-60 ～ 325/350

CP907330

0.25-60 ～ 325/350

CP90750.32

ヒントとテクニック
さまざまな GC および GC/MS 分析に対応する
アジレントのサンプル前処理製品については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

GC キャピラリカラム

141

特殊カラムDB-1701P• 低/中極性• HP-PAS1701 の代替品
• 特に有機塩素系農薬の分析用に設計および処理済み• ECD は農薬分解を最小限に抑え、低 ECD ブリードを確保するためにテスト済み• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能相当品 : SPB-1701, Rtx-1701, BP-10, CB-1701, OV-1701, 007-1701, ZB-1701P

DB-1701P
内径(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.25

30

0.25

-20 ～ 280/300

122-7732

122-7732LTM

0.32

25

0.25

-20 ～ 280/300

123-7722

123-7722LTM

30

0.25

-20 ～ 280/300

123-7732

0.53

30

1.00

-20 ～ 260/280

125-7732

123-7732E

123-7732LTM
125-7732LTM

VF-1701 Pesticides• 微量残留農薬の測定専用に設計• エンドリンやアルドリンなどの主要な農薬でカラムを個別にテスト済み• 高い不活性度により微量の農薬測定での検出下限を向上• ECD または MS で検出性能を実証済み• 超低ブリードにより感度を向上

VF-1701 Pesticides
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

30

0.25

-20 ～ 280/300

CP907050

0.25-20 ～ 280/300

CP907230

0.25-20 ～ 280/300

CP9071

0.32

142

www.agilent.com/chem/jp

特殊カラム

CP-Sil 8 CB for Pesticides• fg レベルまでの農薬分析を実現するカラム• 優れた不活性度 – DDT でテストし、信頼性の高いデータを提供• オンカラム注入が可能• 一体型のリテンションギャップで溶媒の凝集を防ぎ、相を劣化させずに繰り返しのスプリットレス注入が可能

CP-Sil 8 CB for Pesticides
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

50

0.12

300/325

CP7481

0.53

50

0.25

300/325

CP7504CP-Sil 19 CB for Pesticides• 確認用カラムとして最適• EPA および CLP 分析対象物質に特化• リテンションギャップを事前に接続

CP-Sil 19 CB for Pesticides
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

30

0.25

275/300

CP740650

0.20

275/300

CP7407

ケージ

0.32

30

0.25

275/300

CP7408

0.53

30

1.00

260/275

CP74095 インチ
ケージ
CP7407I5

GC キャピラリカラム

143

特殊カラムDB-608• 塩素系農薬と PCB の分析用に設計• U.S. EPA メソッド : 608、508、8080• 農薬を分解しない優れた不活性と回収率• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• HP-608 の代替品
相当品 : SPB-608, NON-PAKD Pesticide, 007-608

DB-608
内径(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

7890/6890
5975T
LTM モジュール LTM トロイド

0.18

20

0.18

40 ～ 280/300

121-6822

121-6822LTM

0.25

30

0.25

40 ～ 280/300

122-6832

122-6832LTM

0.32

30

0.50

40 ～ 280/300

123-1730

123-1730LTM

0.45

30

0.70

40 ～ 260/280

124-1730

124-1730LTM

0.53

15

0.83

40 ～ 260/280

125-1710

125-1710LTM

30

0.50

40 ～ 260/280

125-6837

125-6837LTM

0.83

40 ～ 260/280

125-1730

125-1730LTM

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

144

www.agilent.com/chem/jp221-6822LTM

特殊カラム

HP-PAS5• 無極性• 特に有機塩素系農薬の分析用に設計および処理済み• ECD は農薬分解を最小限に抑え、低 ECD ブリードを確保するためにテスト済み• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能相当品 : SPB-5, RSL-200, Rtx-5, BP-5, CB-5, OV-5, 007-2 (MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, CC-5, ZB-5

HP-PAS5
内径(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.32

25

0.52

-60 ～ 325/350

19091S-010

19091S-010LTM

Rapid-MS• 5 % フェニル、95 % ジメチルポリシロキサン• 短い分析時間で生産性を向上• 昇温プログラムで 3 ～ 5 分の 1 に、恒温条件で最大 10 分の 1 に分析時間を短縮• 膜厚を 0.1～1.0 µm まで取り揃え、高いロード量に対応し、感度向上を実現• 低ブリード
注 : Rapid-MS カラムは、低圧で分離を実行したときに得られる最適なキャリアガス速度を使用して高速分析を行います。

Rapid-MS
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.53

10

0.12

-60 ～ 325/325

CP81310.25-60 ～ 325/325

CP81320.50-60 ～ 325/325

CP81331.00-60 ～ 325/325

CP8134

Rapid-MS 用リストリクタ
品名

部品番号

Rapid-MS 用リストリクタ、フューズドシリカ、内径 0.1 mm、0.6 m, 5 個CP8121

GC キャピラリカラム

145

特殊カラムPAH カラム
Select PAH• 偽陽性と結果の不確実性を回避し、すべての PAH 異性体を完全に分離• クリセン、トリフェニレン、ベンゾフルオロアントラセン (タイプ b,j および k) など、
7 分未満で EPA PAH を、30 分未満で EU PAH を完全に分離• 54 種の PAH を 30 分以内で分析可能• 低いブリードによる感度の向上

Select PAH
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.15

15

0.10

40 ～ 325/350

CP7461

0.25

30

0.15

40 ～ 325/350

CP7462

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

146

www.agilent.com/chem/jp

7 インチケージ

特殊カラムDB-EUPAH• EU の規制対象 PAH 分析に特化した設計• アプリケーションに特化した QC 試験混合液で試験済み• ベンゾ (b,j,k) フルオランテンなど、重要な異性体に高分離能を発揮• 熱安定性が高く、ジベンゾピレンなど高沸点 PAH の分析が正確• 非常に高い S/N 比• 確実に高パフォーマンスを発揮するカラムサイズ

DB-EUPAH
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.18

20

0.14

40 ～ 320/340

121-9627

0.25

60

0.25

40 ～ 320/340

122-96L2

0.32

15

0.25

40 ～ 320/340

123-9612

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

CP-Sil PAH CB UltiMetal• EPA メソッド 610 に従って 16 種のすべての PAH を分離• 高温、低ブリード相• 堅牢な UltiMetal キャピラリカラム• 最大温度 400/425 ºC

CP-Sil PAH CB UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

25

0.12

400/425

CP7440GC キャピラリカラム

147

特殊カラム

半揮発性化合物用カラム
半揮発性化合物は、通常土壌サンプルまたはその他の環境マトリクスから抽出されます。リテンションタイム再現性と良好な質量分析性能を持つ GC カラムは、要求の厳しい分析への成功の鍵となります。

CP-Sil 8 CB for PCB• DIN メソッド 51527 に基づく PCB の分析用
• PCB の微量 ECD 検出に理想的• 高温での安定性による低ブリードと長寿命の実現

CP-Sil 8 CB for PCB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

50

0.25

300/325

CP7482DB-5.625• (5 %- フェニル)- メチルポリシロキサンと同等品• 無極性• 特に EPA 半揮発性化合物メソッド 625、1625、8270、CLP プロトコル * に対して優れた不活性を示すように処理済み• 半揮発性化合物用の EPA 性能基準を上回る性能• 塩基性、中性、酸性の化合物に不活性• 高温でも優れた熱安定性と低ブリード• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能*レスポンスファクタをテストするために、ペンタクロロフェノール、2,4-ジニトロフェノール、
カルバゾール、N-ニトロソジフェニルアミンを使用しました。

相当品 : XTI-5, Rtx-5, PTE-5, BPX-5

148

www.agilent.com/chem/jp

特殊カラムDB-5.625
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.18

20

0.18

-60 ～ 325/350

121-5621

121-5621LTM

0.36-60 ～ 325/350

121-5622

121-5622LTM

0.25

30

0.25

-60 ～ 325/350

122-5631

122-5631LTM

0.50-60 ～ 325/350

122-5632

122-5632LTM

1.00-60 ～ 325/350

122-5633

122-5633LTM

60

0.25

-60 ～ 325/350

122-5661

30

0.25-60 ～ 325/350

123-5631

123-5631LTM

0.50-60 ～ 325/350

123-5632

123-5632LTM

0.32

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

HP-5ms セミボラタイル• (5 %-フェニル)-メチルポリシロキサン、HP-5 と同一の選択性• 無極性• 超低ブリードの特性で、GC/MS に最適• 酸性および塩基性化合物を含む活性化合物に対する不活性についてテスト済み• S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を向上• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• USP Phase G27 に相当相当品 : Rtx-5ms, Rxi-5ms, Rxi-5Sil MS, PTE-5, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms, SLB-5ms, Equity-6

HP-5ms セミボラタイル
内径

(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.25

30

0.50

-60 ～ 325/350

19091S-139

19091S-139LTM

GC キャピラリカラム

149

特殊カラム

CP-Sil 5/C18 CB for PCB• 高分離能 PCB 分析用に設計• C18 の置換により 100 % ポロジメチルポリシロキサンよりも低い極性• ECD での高感度検出に最適• 異性体、28/31、56/60、149/118、105/153/132、170/190 の分離用に最適化されたカラム長

CP-Sil 5/C18 CB for PCB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

50

0.10

275/300

CP7477100

0.10

275/300

CP7476

0.32

100

0.10

275/300

CP7478

DB-Dioxin• 特にポリ塩化ジベンゾダイオキシン (PCDD) およびジベンゾフラン (PCDF) の分析のために特別に開発• 一回の作業で他のすべての異性体から 2,3,7,8-TCDD と 2,3,7,8-TCDF を分離• 低ブリード• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能
注 : キャリアガスの流速を最適化させるためには 100 psi のレギュレータが必要です

相当品 : SP-2331, 007-23, Rtx-2332, Rtx-Dioxin

DB-Dioxin

150

www.agilent.com/chem/jp

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

122-2461

122-2461E

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

60

0.15

40 ～ 250/270

0.25

40 ～ 250/270

122-2462

0.32

60

0.15

40 ～ 250/270

123-2461

0.25

40 ～ 250/270

123-2462

特殊カラム

CP-Sil 88 for Dioxins• ダイオキシンおよびジベンゾフランの分析に特化した高極性固定相• リークフリーとスプリットレス注入による長いカラム寿命を実現する、
リテンションギャップ接続型カラム• 低濃度の 2,3,7,8-TCDD を測定可能• 膜厚の薄いタイプは、昇温条件において 270 ºC まで使用可能
相当品 : SP-2560, SP-2340, SP-2330, BPX-70, BPX-90

CP-Sil 88 for Dioxins
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

30

0.10

50 ～ 250/270

CP749750

0.20

50 ～ 225/240

CP758860

0.10

50 ～ 250/270

CP749860

0.13

50 ～ 250/270

CP74990.32

ヒントとテクニック
Agilent ウルトライナートのポスター (英語版) は
www.agilent.com/chem/UIorder からご請求ください。

GC キャピラリカラム

151

特殊カラム

揮発性化合物カラム
アジレントは、揮発性化合物アプリケーションに対する需要の高まりに対応し、選りす
ぐりの高度なポリマ系カラムを提供しています。分析カラムとして使用する場合でも、補足的な確認用カラムとして使用する場合でも、Agilent J&W キャピラリカラムは分析者のニーズにお応えします。

DB-624• 揮発性汚染物質や残留溶媒の分析用に特化して開発• U.S. EPA メソッド 502.2 をクライオなしで分析可• 米国 EPA メソッド
501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に最適• 活性物質に対して優れた不活性• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能• HP-624 の代替• USP Phase G43 に相当相当品 : AT-624, Rxi-624 Sil MS, Rtx-624, PE-624, 007-624, 007-502, ZB-624

DB-624
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

5975T
LTM トロイド-20 ～ 280

121-1324

121-1324E

121-1324LTM

221-1324LTM-20 ～ 260128-1324

128-1324E

128-1324LTM-20 ～ 260

122-1334

122-1334E

122-1334LTM

1.40-20 ～ 260

122-1364

122-1364E

30

1.80

-20 ～ 260

123-1334

123-1334E

60

1.80

-20 ～ 260

123-1364

123-1364E

30

2.55

-20 ～ 260124-133475

2.55-20 ～ 260124-1374

15

3.00-20 ～ 260

125-1314

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.18

20

1.00

0.20

25

1.12

0.25

30

1.40

60
0.32

0.45

0.53

152

www.agilent.com/chem/jp

124-1334LTM

30

3.00

-20 ～ 260

125-1334

125-1334E

60

3.00

-20 ～ 260

125-1364

125-1364E

75

3.00

-20 ～ 260

125-1374

125-1374E

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

123-1334LTM

125-1334LTM

222-1334LTM

特殊カラムCP-Select 624 CB• 6 % シアノプロピル、94 % ジメチルポリシロキサン• EPA 揮発性化合物メソッド 524.2、624 および 8015
• 薬局方 V.3.3.9 の残留溶媒の項目で指定• 優れたカラム間再現性• 低ブリード
相当品 : AT-624, Rtx-624, PE-624, 007-624, 007-502, ZB-624

CP-Select 624 CB
7 インチ

5 インチ

265/280

CP7411

CP7411I5

265/280

CP7412

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.15

25

0.84

0.25

30

1.40

60

1.40

265/280

CP7413

CP7413I5

0.32

30

1.80

265/280

CP7414

CP7414I560

1.80

265/280

CP7415CP7415I530

3.00

265/280

CP7416

CP7416I575

3.00

265/280

CP7417105

3.00

265/280

CP7418

0.53

ケージ

ケージ

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

ヒントとテクニック
アジレントはお得なキャンペーンを行っています。
詳しくは、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

GC キャピラリカラム

153

特殊カラムDB-VRX• 揮発性化合物の分析で最適な分離能を得るために設計された独自の選択性 :U.S. EPA メソッド 502.2、524.2、および 8260 に対応• 内径 0.53 mm のカラムよりも 1 メートルあたりの段数が多い内径 0.45 mm のカラムにより、GC メソッドでの不分離ピークを最小限に抑制 (業界初)*• 6 つの「ガス」を分離するためにオーブン冷却は不要• 高速分析 :<30 分 (最適なサンプルスループットで)<8 分 (内径 0.18 mm)• 低極性• 優れたピーク形状• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能*2 種類の不分離ピークがあります。1) m- および p- キシレン。U.S. EPA では分離は求められていません。2) 1,1,2,2- テトラクロロエタンおよび o- キシレン。PID および ELCD 検出器でそれぞれ分離されます。GC/MS 分析に関する注 : これらの不分離ピークには、それぞれ 83 と 106 の異なるイオンがあります。

相当品 : VOCOL, NON-PAKD, Rtx-Volatiles, PE-Volatiles, 007-624, Rtx-VRX, Rtx-VGC

DB-VRX
長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.18

20

1.00

-10 ～ 260

121-152440

1.00-10 ～ 260

121-1544

0.25

30

1.40

-10 ～ 260

122-153460

1.40-10 ～ 260

122-1564

0.32

30

1.80

-10 ～ 260

123-153460

1.80-10 ～ 260

123-156430

2.55-10 ～ 260124-153475

2.55-10 ～ 260124-1574

0.45

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

154

7 インチ

内径 (mm)www.agilent.com/chem/jp

ケージ

5 インチ
ケージ

121-1544E

7890/6890
LTM モジュール

5975T
LTM トロイド

121-1524LTM

221-1524LTM

121-1544LTM
122-1534LTM

122-1564E
123-1534LTM
123-1564E
124-1534LTM

222-1534LTM

特殊カラム

HP-VOC• U.S. EPA メソッド 502.2、524.2、8260 用に選択性を調整• 低極性 - DB-VRX よりもわずかに高い極性• 優れたピーク形状• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能相当品 : NON-PAKD, Rtx-Volatiles, PE-Volatiles, 007-624, Rtx-VRX, Rtx-VGC

HP-VOC
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

5975T
LTM トロイド

0.20

30

1.10

-60 ～ 280/290

19091R-303

19091R-303LTM

29091R-303LTM

60

1.10

-60 ～ 280/290

19091R-306

60

1.80

-60 ～ 280/290

19091R-316

90

1.80

-60 ～ 280/290

19091R-319

90

3.00

-60 ～ 280/290

19095R-429

105

3.00

-60 ～ 280/290

19095R-420

0.32

0.53

ヒントとテクニック
ホームページでは、お客様の分析に役立つGC トラブルシューティングビデオを公開しています。GC アプリケーションスペシャリストとサービスエンジニアが、トラブルシュー
ティングについてわかりやすく説明します。
このビデオは www.agilent.com/chem/jp でご覧いただけます。

GC キャピラリカラム

155

特殊カラムDB-502.2• 揮発性化合物分析用、105 m まで用意
• 優れたピーク形状• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

DB-502.2
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

60

1.40

0 ～ 260/280

122-1464

0.32

60

1.80

0 ～ 260/280

123-1464

0.45

75

2.55

0 ～ 260/280

124-1474

105

2.55

0 ～ 260/280

124-14A4

105

3.00

0 ～ 260/280

125-14A4

0.53

DB-MTBE• 低極性固定相• 2- メチルペンタンおよび 3- メチルペンタンから MTBE を分離し、定量能力を向上• 低温濃縮の必要なくパージアンドトラップ注入を可能にするよう開発• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

DB-MTBE156

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.45

30

2.55

35 ～ 260/280

124-0034

0.53

30

3.00

35 ～ 260/280

125-0034

www.agilent.com/chem/jp

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール124-0034LTM

125-0034E

125-0034LTM

特殊カラムCP-Select CB for MTBE
• 改質ガソリン中の MTBE の分析用
• MTBE に対する独自の選択性• MTBE の定量に対応する広いダイナミックレンジ• 1 次カラムまたは確認用カラムとして最適

CP-Select CB for MTBE
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

50

0.25

200/200

CP7528

DB-TPH• 特に全石油炭化水素 (TPH) の分析、土壌分析、LUFT 向けに設計• 一回の注入でガス域有機化合物とディーゼル域有機化合物、および潤滑油域有機化合物の 3 つの分析が可能• 高速な分析• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能

DB-TPH
7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール-10 ～ 320

123-1632

123-1632LTM-10 ～ 290

124-1632

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

30

0.25

0.45

30

1.00

ヒントとテクニック
キャピラリカラムを精密に切断するには、
アジレントの GC カラムカッティングツール(部品番号 5183-4620) をお使いください。

GC キャピラリカラム

157

特殊カラム

Select Mineral Oil• 鉱物油の高速分析用に設計された、安定化された無極性化学結合相• DIN H53 N-ISO 9377-2 メソッドに基づき、全石油炭化水素 (TPH) 分析に合わせて選択性を最適化• C4 ～ C40 の炭化水素を 10 分未満で分析可能• 低ブリード• フューズドシリカと UltiMetal の 2 種類
• 高速分析
• 温度上限 375/400 ºC の高い温度安定性• 経済的な 3 個および 6 個入りパックを用意
注 : 最適な注入性能を維持するために、4 m x 内径 0.53 mm の専用リテンションギャップ
を使用してください。
相当品 : Rtx-Mineral Oil

Select Mineral Oil
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

入数

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.32

15

0.10

-60 ～ 390/400

1個CP7491

CP7491I5

15

0.10-60 ～ 390/400

3個

CP74910315

0.10-60 ～ 390/400

6個

CP749106-60 ～ 325/350

3個

CP8015リテンションギャップ

0.53

4

Select Mineral Oil UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.32

15

0.10

-60 ～ 390/400

CP7493

ヒントとテクニック
アジレントの大容量ガスフィルタを使用することにより、最高品質のガスを確実に提供すると同時に、ガスラインをクリーンな状態に維持し、リークを防止することができます。
詳しくは、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

158

www.agilent.com/chem/jp

特殊カラム

食品、フレーバ、香料用カラム
食品と香料の分析では、サンプルには分離が難しい化合物が多く含まれ、カラム間の再現性の高さが厳しく問われます。Agilent J&W GC カラムはこのようなニーズを満たすために設計されています。厳格な品質管理仕様と徹底的な QC テストにより、カラム間の差異を解消し、同様の性能を示すことが保証されています。

HP-88

N
C
Me

Me
Si

Me

O

Si

Si

Me
O

Me

Me

Si

Me
C

Si

Me

Me
m

C
N

n

HP-88 の構造

Me

• (88 % - シアノプロピル) アリルポリシロキサン• 上限温度 250/260 ºC• 高極性• シス/トランス脂肪酸メチルエステル (FAME) の分離用に設計• DB-23 よりもさらに良好なシス/トランス異性体の分離
相当品 : SP-2560, SP-2340, SP-2330, BPX-70, BPX-90

HP-88
内径

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0 ～ 250/260

112-88A7

112-88A7E

0 ～ 250/260

112-8867

112-8867E

0 ～ 250/260

112-8837

112-8837E(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

100

0.25

60

0.20

30

0.20

7890/6890
LTM モジュール112-8837LTM

GC キャピラリカラム

159

特殊カラム

CP-Sil 88• 位置異性体および幾何異性体に対する高い選択性• 高純度シアノプロピル相• 非化学結合型の高極性カラム
相当品 : SP-2560, SP-2340, SP-2330, BPX-70, BPX-90

CP-Sil 88
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.25

25

0.20

50 ～ 225/240

CP6172

CP6172I550

0.20

50 ～ 225/240

CP6173

CP6173I5
CP6174I5

0.32

25

0.20

50 ～ 225/240

CP617450

0.20

50 ～ 225/240

CP6175

Select FAME
• FAME のシス/トランス分離用 (特に C18 異性体) に最適• FAME 異性体を優れたピーク形状で分離 - 特に 1 つの成分が高濃度で存在する場合• 化学結合・架橋タイプ• 低ブリード• 高い効率と処理能力• C18:1 異性体の詳細分析に使用可能な最大 200 m のカラム長

Select FAME

160

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.25

50

275/290

CP7419CP7419I5100

275/290

CP7420CP7420I5200

275/290

CP7421

特殊カラム

CP-Sil 88 for FAME
• FAME シス/トランス異性体の分析用に最適化• 高極性の固定相による効率と生産性の向上• C6 ～ C26 の FAME の分離に使用

CP-Sil 88 for FAME
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

50

0.20

225/240

CP748860

0.20

225/240

CP7487100

0.20

225/240

CP7489

ヒントとテクニック
GC のトラブルシューティングや GC カラムの取り付けに関するポスター (英語版) は、
www.agilent.com/chem/GCposteroffer からご請求ください。

GC キャピラリカラム

161

特殊カラムCP-Wax 57 CB• 独自の高極性化学結合型ワックスカラム• ワインやビール中のアルコール分析に最適• 優れた不活性度によりアルコールとグリコールで優れたピーク形状を実現• 0.15 mm の内径は、速度を大幅に向上
相当品 : SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX,
ZB-WAX

CP-Wax 57 CB
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.15

15

0.12

20 ～ 200/225

CP97711

CP97711I5

30

0.12

20 ～ 200/225

CP9772125

0.20

20 ～ 200/225

CP9771350

0.20

20 ～ 200/225

CP9772360

0.40

20 ～ 200/225

CP812025

0.20

20 ～ 200/225

CP97743

1.20

20 ～ 200/225

CP97763

CP97763I5

0.20

20 ～ 200/225

CP97753

CP97753I5

0.25

0.32

50

0.53

CP97723I5

1.20

20 ～ 200/225

CP97773

CP97773I5

25

1.00

20 ～ 200/225

CP97638

CP97638I5

25

2.00

20 ～ 200/225

CP97658

CP97658I5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

CP-Carbowax 400 for Volatiles in Alcohol• アルコール飲料中の揮発性化合物の分離に最適• 高い分離能でアミルアルコールを分析することにより正確な品質管理を実現• 高い効率• 特殊なテストにより性能とカラム間再現性を確保

CP-Carbowax 400 for Volatiles in Alcohol

162

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.32

50

0.20

60/80

CP7527CP7527I5

特殊カラムCP-Wax 57 CB for Glycols and Alcohols• グリコール、ジオール、およびアルコールの分析用に最適化• 独自の高極性ワックス相• 良好なピーク形状を提供• 架橋・化学結合タイプ。堅牢性と長寿命を実現

CP-Wax 57 CB for Glycols and Alcohols
7 インチ

5 インチ

200/200

CP7615CP7615I5

225/250CP7617CP7617I5

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

25

0.25

0.53

25

0.50

ケージ

ケージ

CP-TAP CB for Triglycerides• トリグリセリドの詳細な分析用に設計• 完全なトリグリセリドパターンを 16 分未満で分離• 炭素数と不飽和度に基づく分離• 安定した相による低ブリードと長いカラム寿命の実現• フューズドシリカと UltiMetal の 2 種類

CP-TAP CB for Triglycerides
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

25

0.10

350/360

CP7483CP-TAP CB for Triglycerides UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

25

0.10

355/370

CP7463

GC キャピラリカラム

163

特殊カラムCP-FFAP CB• C1 ～ C26 の遊離脂肪酸や香料分析に最適• 誘導体化を必要とせず、一度に C2 ～ C24 の脂肪酸を分析• 遊離脂肪酸の分析に最適• 水や溶媒に対する高い耐久性

CP-FFAP CB
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

250/275

CP7686

CP7686I5

250/275

CP7485

CP7485I5

250/275

CP7486

CP7486I5

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.15

25

0.25

0.32

25

0.30

0.53

25

1.00

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

Si

CycloSil-B
O

Si
O

O
O

O

Si O

O

O
O

O

O
O

O
O
Si O

O
O

O

O
O

O

O

O

O

O

デキストリン

O OOO• DB-1701 中の 30 % ヘプタキス (2,3-ジ-O-メチル-6-O-t-ブチルジメチルシリル)-bシクロ

O
O

O

O

O

Si

O
Si

• キラル独特の誘導体化を必要とせずにキラルを分離• 多くのキラル分離を向上させる新しい固定相• 多くのキラルg-ラクトンやテルペンに理想的
注 : CycloSil-B GC カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

Si

CycloSil-B の構造

相当品 : LIPODEX C, Rt-b DEXm, b-DEX 110, b-DEX 120

CycloSil-B

164

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.25

30

0.25

35 ～ 260/280

112-6632

112-6632LTM

0.32

30

0.25

35 ～ 260/280

113-6632

113-6632LTM

特殊カラムCyclodex-B• DB-1701 中の 10.5 % ベータシクロデキストリン• キラル独特の誘導体化を必要とせずにキラルを分離• 広範囲な分離能力• 優れたピーク形状
注 : Cyclodex-B GC カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

相当品 : LIPODEX C, Rt-b DEXm, b-DEX 110, b-DEX 120

Cyclodex-B
7 インチ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール50 ～ 230/250

112-2532

112-2532E

112-2532LTM

50 ～ 230/250

112-2562

50 ～ 230/250

113-2532

113-2532E

113-2532LTM

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm) 温度限界 (ºC)

0.25

30

0.25

60

0.25

30

0.25

0.32

ケージ

HP-Chiral b• ベータシクロデキストリンの (35 % フェニル)-メチルポリシロキサン溶液• キラル独特の誘導体化を必要とせずにキラルを分離• フェニル基のポリマーにより低ブリードで、窒素系検出器に干渉しない• 10 % と 20 % の 2 種類の濃度のベータシクロデキストリン• 最初のスクリーニングには 20 % ベータシクロデキストリンが最適
相当品 : LIPODEX C, Rt-b DEXm, b-DEX 110, b-DEX 120

HP-Chiral b
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ 5 インチケージ

HP-Chiral 10ß
0.25

30

0.25

30 ～ 240/250

19091G-B133

0.32

30

0.25

30 ～ 240/250

19091G-B113

HP-Chiral 20ß
0.25

30

0.25

30～240/250

19091G-B233

19091G-B233E

0.32

30

0.25

30 ～ 240/250

19091G-B213

19091G-B213E

GC キャピラリカラム

165

特殊カラムCP-Chirasil Val• アミノ酸などの光学活性の分離用に設計• D と L 両方の光学異性体に使用可能な万能型カラム• 安定化されたキラル相、50 % を超える架橋構造のため長寿命• アミノ酸の光学異性体で品質検査を実施• 低ブリード
注 : L 体用の CP-Chirasil Val では、L 体のアミノ酸の保持が強まり、D 体のアミノ酸が先に溶出します。一方、D 体用の CP-Chirasil Val では、D 体のアミノ酸の保持が強まり、L 体のアミノ酸が先に溶出します。このカラムは、このような化合物の光学純度を測定する場合に最適です。含有量の少ない光学異性体が含有量の多い異性体よりも早く溶出するタイ
プのカラムを選択することで、低い検出レベルが得られます。

CP-Chirasil Val
品名

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

Antipode D

0.25

25

0.08

200/200

CP7494

CP7494I5

Antipode L

0.25

25

0.12

200/200

CP7495

CP7495I5

CP-Chirasil-Dex CB• ジメチルポリシロキサンにシクロデキストリンを結合させることで、光学異性体を安定的に分離• 幅広いアプリケーションで光学異性体に対して高い分離能• 化学結合相による長い寿命• 誘導体化は不要• 低い溶出温度でも極性化合物を分離• 多様な注入方法に適合相当品 : LIPODEX C, Rt-b DEXm, b-DEX 110, b-DEX 120

CP-Chirasil-Dex CB

166

www.agilent.com/chem/jp

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

200/200

CP7502CP7502I5

200/200

CP7503CP7503I5

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

25

0.25

0.32

25

0.25

特殊カラムCP-Cyclodextrin-b-2,3,6-M-19• 特有の選択性で光学異性体と位置異性体を分離• 高い効率により幅広いアプリケーションに対応• o-、m-、および p-キシレンを分離• 誘導体化されていない極性化合物でも優れたピーク形状を実現

CP-Cyclodextrin-b-2,3,6-M-19
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.25

25

0.25

225/250

CP7500CP7500I5

0.32

50

0.25

225/250

CP7501

ヒントとテクニック
Agilent CrossLab GC 消耗品は、バリアン (現ブルカー)、
パーキンエルマー、島津製作所、サーモサイエンティ
フィックの GC システムなど、他メーカーの装置にフィットする、高性能消耗品です。
詳しくは、www.agilent.com/chem/CrossLab:jp をご覧ください。

GC キャピラリカラム

167

特殊カラムライフサイエンス用カラム
ライフサイエンスの分野では、サンプルの複雑なマトリックス、低レベル検出の必要性、多くのサンプルが持つ化学的な活性など、分析上の困難な課題が存在します。この課題を克服するため、アジレントは乱用薬物用に設計されたカラムを提供しています。

DB-ALC1、DB-ALC2• 信頼性の高い血中アルコール分析• 米国での血中アルコール分析用に最適化された 1 次カラムと確認用カラムの組み合わせ• 高速 GC 分析• 主要エタノール/アセトンピークの分離能力の向上• 内径 0.32 mm および 0.53 mm を用意• 化学結合・架橋タイプ
相当品 : Rtx-BAC1, Rtx-BAC2, ZB-BAC-1, ZB-BAC-2

DB-ALC1、DB-ALC2
内径 (mm)

7 インチ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

30

1.80

20～260/280

123-9134

0.53

30

3.00

20～260/280

125-9134

125-9134E

125-9134LTM

0.32

30

1.20

20～260/280

123-9234

123-9234E

123-9234LTM

0.53

30

2.00

20～260/280

125-9234

ケージ

DB-ALC1
123-9134LTM

DB-ALC2

168

www.agilent.com/chem/jp

125-9234LTM

特殊カラム

VF-DA• 乱用薬物の確認試験用カラム• 微量分析に対応する高い回収率とメタノールの直接注入に対する耐性• 超低ブリード

VF-DA
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.20

12

(非公開)

-60 ～ 325/350

CP8964

HP- Blood Alcohol• 信頼性の高い血中アルコール分析• 内部標準として t- ブタノールを使用したメソッドでは DB-ALC2 と組み合わせた
確認カラムとして優秀な性能
相当品 : Aucune

HP- Blood Alcohol
内径

(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

7.5

2.00

-60 ～ 270/290

7 インチ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール19091S-510

19091S-510E

19091S-510LTM

ケージ

GC キャピラリカラム

169

特殊カラムDB-5ms EVDX
• 乱用薬物同定専用試験済み• 薬物試験ミックス : カフェイン、グルテチミド、リドカイン、フェノバルビタール、
EDDP、メタカロン、コカイン、デシプラミン、カルバマゼピン• DB-5ms-EVDX は (5 %- フェニル) - メチルポリシロキサンと同等• 安定した保持力とピーク形状• GC/MS 分析に適した低ブリード• 化学結合・架橋タイプ• 溶媒洗浄可能DB-5ms EVDX
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.20

25

0.33

-60 ～ 325/350

128-8522

HP-Fast 残留溶媒
• USP Phase G43 に相当• 膜厚を薄くしたことにより、標準膜厚に比べ分析時間を半分以下に短縮し、最小検出下限 (MDL) を 2 倍向上• 化学結合・架橋タイプ
相当品 : PE-624, 007-624, 007-502, ZB-624

HP-Fast 残留溶媒
内径170

www.agilent.com/chem/jp(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ

0.53

30

1.00

-20 ～ 260

19095V-420 19095V-420E

ケージ

7890/6890
LTM モジュール19095V-420LTM

特殊カラム

金属カラム
DB-ProSteel および UltiMetal カラムは、ステンレスの堅牢性と高度な表面不活性処理により優れたピーク形状を提供します。

• 擬似蒸留などの高温分析用• 幅広い固定相と構成を提供• 可搬型およびプロセス GC アプリケーションに最適• MXT/Silco スチールカラムの代替品

金属カラム
固定相

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

7 インチ
ケージ

0.53

5

0.10

145-1009

0.15

145-1001
145-2814

5 インチ
ケージ

擬似蒸留/高温分析

DB-HT SimDis

DB-PS2887

0.53

10

3.00

CP-SimDist UltiMetal

0.53

5

0.09

CP7569CP7569I5

0.17CP7532CP7532I510VF-5ht UltiMetal

VF-5ht UltiMetal、
リテンションギャップ
UltiMetal 付

0.88

CP75702.65CP75710.06

CP65400.17CP75420.53CP75920.88CP7512

1.20

CP75622.65

CP75825.00

CP757220

0.11CP759325

0.06

CP6550

0.25

15

0.10

CP9090

0.32

15

0.10

CP9094

0.25

30

0.10

CP9092

0.32

30

0.10

CP9096

0.25

15

0.10

CP9091

0.32

15

0.10

CP9095

0.25

30

0.10

CP9093

0.32

30

0.10

CP9097CP7542I5

CP9094I5(続く)

GC キャピラリカラム

171

特殊カラム

金属カラム
固定相

7 インチ

5 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

0.53

15

0.15

145-101130

1.50

145-1032

100.50

CP71251.00

CP71202.00

CP71505.00

CP6666

CP6666I5

0.50

CP7135CP7135I5

1.00

CP71302.00

CP71605.00

CP66700.50CP71951.00

CP71402.00

CP71705.00

CP66710.10

145-1009

0.15

145-1001

ケージ

ケージ

標準相および PEG

DB-PS1CP-Sil 5 CB

0.53

25

50

DB-HT SimDis

0.53

5

DB-PS2887

0.53

10

3.00

145-2814

CP-SimDist UltiMetal,

0.53

5

0.09

CP67569

0.53

5

0.09

CP75690.17CP75320.88CP75702.65CP75710.06

CP65400.17CP75420.53CP75920.88CP7512

1.20

CP75622.65

CP7582CP-SimDist UltiMetal

10

5.00

CP757220

0.11CP759325

0.06

CP6550(続く)

172

www.agilent.com/chem/jp

特殊カラム

金属カラム
固定相

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

標準相および PEG

CP-Sil 8 CB UltiMetal

0.53

10

1.00

CP712125

5.00

CP668050

5.00CP71961.00

CP7141

CP6681CP-Sil 13 CB UltiMetal

0.53

25
50

0.50

CP7129DB-PSWAX

0.53

30

1.00

145-7032

CP-WAX 52 CB UltiMetal

0.53

10

1.00

CP71482.00

CP71770.50CP71381.00

CP71582.00

CP71780.50CP71981.00

CP71682.00

CP717920.00

CP6953CP6953I5
CP6954I5

25

50

PLOT カラム
PoraPLOT Q UltiMetal

0.53

10
25

20.00

CP695450

20.00

CP6955CP-Al2O3/KCl UltiMetal

0.53

50

10.00

CP6918CP-Al2O3/Na2SO4 UltiMetal

0.53

50

10.00

CP6968CP-Molsieve 5Å UltiMetal

0.53

10

50.00

CP693725

50.00

CP69385050CP6938I5
CP6937I5

Select アプリケーションカラム
DB-PS624

0.53

30

3.00

145-1334

CP-Sil PAH CB UltiMetal

0.25

25

0.12

CP7440CP-TAP CB

0.25

25

0.10

CP7463

Select Biodiesel

0.32

10

0.10

CP907615

0.10CP9078100.10CP907715

0.10CP9079リテンションギャップ付

Select Biodiesel

0.32

GC キャピラリカラム

173

PLOT カラム

PLOT カラム
PLOT カラムは、室温でガス状である化合物を分離するのに最適です。アジレントは、永久ガス、低分子量の炭化水素異性体、および硫黄ガスや水素化物などの揮発性極性化合物や反応性化合物を分析するための PLOT カラムを幅広く取り揃えています。アジレントの PLOT カラムは内径 0.25 ～ 0.53 mm で、さまざまな検出器やシステムの要件に対して簡
単に選択できます。GC/MS システム用には、完全に結合されて固定化された固定相をもつ小内径カラムを多種類提供しています。そのため、不純物の生成による検出器の汚染を防止できます。

PoraBOND Q• 揮発性有機溶媒や炭化水素の分析結果の信頼性を向上する化学結合型 PLOT カラム• 幅広いアプリケーションに対応• 上限温度 300/320 ºC• 高い安定性を実現する設計で、水分含有試料の繰り返し分析にも対応• 独自の製造技術により得られた、触媒活性のない純粋な多孔質ポリマにより、化合物を分解させずに 320 ºC まで使用可能• 結合技術により粒子の剥離が大幅に削減されたため、粒子トラップは不要

相当品 : Rt-Q BOND, Rt-QPLOT, SupelQ PLOT

PoraBOND Q
5 インチ
ケージ

-100 ～ 300/300

CP7347

CP7347I5-100 ～ 300/320

CP7348CP7348I5

5.00-100 ～ 300/320

CP7350CP7350I525

5.00-100 ～ 300/320

CP7351

CP7351I550

5.00-100 ～ 300/320

CP7352

CP7352I5

10

10.00

-100 ～ 300/320

CP7353

CP7353I5

25

10.00

-100 ～ 300/320

CP7354

CP7354I5

50

10.00

-100 ～ 300/320

CP7355膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

10

3.00

25

3.00

10

0.53

www.agilent.com/chem/jp

ケージ

長さ (m)

0.32

174

7 インチ

内径 (mm)PLOT カラム

PoraBOND U• 上限温度 300 ºC の高い安定性を持つ極性結合多孔質ポリマ• 低ブリードにより低い検出下限と高速な安定化を実現• 長い寿命の化学結合型 PLOT カラム• 圧力プログラムやバルブ切り替えを使用するメソッドに理想的相当品 : Rt-U-BOND

PoraBOND U
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.25

10

3.00

-100 ～ 300/300

CP7347

PoraPLOT Q、PoraPLOT Q-HT
• 極性および無極性の幅広い揮発性化合物を分析する
カラムスイッチングシステムに推奨• 水をシャープなピークで溶出することで定量を可能に• 対象化合物の保持能力はサンプル中の水の影響を受けない• 長期安定性により繰り返し精度の高いリテンションタイムを実現• フューズドシリカと UltiMetal の 2 種類

PoraPLOT Q
相当品 : Rt-Q BOND, Rt-QPLOT, SupelQ PLOT

PoraPLOT Q
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.25

10

8.00

-100 ～ 250/250

CP754825

8.00-100 ～ 250/250

CP7549CP7549I5

10

10.00

-100 ～ 250/250

CP7550CP7550I5

25

10.00

-100 ～ 250/250

CP7551

CP7551I5

50

10.00

-100 ～ 250/250

CP75521020.00-100 ～ 250/250

CP7553CP7553I5

25

20.00

-100 ～ 250/250

CP7554CP7554I5

50

20.00

-100 ～ 250/250

CP7555

0.32

0.53

5 インチ
ケージ

GC キャピラリカラム

175

PLOT カラム

相当品 : Rt-Q BOND, Rt-QPLOT, SupelQ PLOT

PoraPLOT Q UltiMetal
7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

-100 ～ 250/250

CP6953CP6953I5-100 ～ 250/250

CP6954CP6954I5-100 ～ 250/250

CP6955

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.53

10

20.00

25

20.00

50

20.00

PoraPLOT Q-HT
相当品 : Rt-Q BOND, Rt-QPLOT, SupelQ PLOT

PoraPLOT Q-HT
膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

10

10.00

-100 ～ 290/290

CP755625

10.00-100 ～ 290/290

CP7557CP7557I5

ケージ

10

20.00

-100 ～ 290/290

CP7558CP7558I5

25

20.00

-100 ～ 290/290

CP7559CP7559I5

ヒントとテクニック
業界トップのアジレントのウルトライナートライナによってきわめて不活性な流路を完成させることができます。
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp

5 インチ
ケージ

長さ (m)

0.53

176

7 インチ

内径 (mm)PLOT カラム

HP-PLOT Q• 結合ポリスチレン- ジビニルベンゼン系カラム• Porapak-Q と Porapak-N の中間的な極性• C1 ～ C3 の異性体と C12 までのアルカン、CO2、メタン、空気/CO、酸化化合物、硫黄化合物、有機溶媒などに最適なカラム• パックドカラムの代替品となる PLOT カラム• エタンとエチレン、およびエチン (アセチレン) を分離• 伝統的なパックドカラムよりも短時間に高分離• 最小コンディショニング所要時間 : 1 時間
• 耐久性に優れる推奨の「Q」カラム
相当品 : Rt-QPLOT, SupelQ PLOT

HP-PLOT Q
7 インチ

5 インチ

7890/6890
LTM モジュール

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

15

20.00

-60 ～ 270/290

19091P-QO3

30

20.00

-60 ～ 270/290

19091P-QO4

19091P-QO4E

19091P-QO4LTM

15

40.00

-60 ～ 270/290

19095P-QO3

19095P-QO3E

19095P-QO3LTM

30

40.00

-60 ～ 270/290

19095P-QO4

19095P-QO4E

19095P-QO4LTM

0.53

ケージ

ケージ

19091P-QO3LTM

GS-Q• 多孔質ジビニルベンゼンホモポリマー• Porapak-Q と Porapak-N の中間的な極性• エタンとエチレン、およびエチン (アセチレン) を分離• 極性化合物の定量には不適• 最小コンディショニング所要時間 : 1 時間
相当品 : Rt-QPLOT, SupelQ PLOT

GS-Q
内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ
113-3432E

7890/6890
LTM モジュール

0.32

30

-60 ～ 250

113-3432

0.53

10-60 ～ 250

115-34H2

115-34H2LTM

15-60 ～ 250

115-3412

115-3412LTM

25-60 ～ 250

115-342230-60 ～ 250

115-3432

113-3432LTM

115-3422LTM
115-3432E

115-3432LTM

GC キャピラリカラム

177

PLOT カラム

PoraPLOT U、PoraPLOT S• ハロゲン化合物、C1 ～ C6 の炭化水素、ケトン、有機溶媒に理想的な、最も極性の高い多孔質ポリマ PLOT カラム• 極性および無極性の揮発性化合物で優れたピーク形状• 水はリテンションタイムに影響を与えず、定量可能なシャープなピークとして溶出• 信頼性の高いリテンションタイムの繰り返し精度

PoraPLOT U
相当品 : Rt-U-BOND

PoraPLOT U
7 インチ

5 インチ
ケージ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

25

8.00

-100 ～ 190/190

CP7579

0.32

10

10.00

-100 ～ 190/190

CP758025

10.00-100 ～ 190/190

CP758110

20.00-100 ～ 190/190

CP7583CP7583I5

25

20.00

-100 ～ 190/190

CP7584

CP7584I5

0.53

ケージ

PoraPLOT S• 炭化水素およびケトン用のジビニルベンゼン/ビニルピリジンポリマ• 炭化水素やケトンなど、中極性の揮発性化合物の分析に理想的• PoraPLOT U よりも高い温度上限
相当品 : Rt-S-BOND, MXT-SBOND

PoraPLOT S

178

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.53

25

20.00

-100 ～ 250/250

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

CP7574

CP7574I5

PLOT カラム

HP-PLOT U• 結合ジビニルベンゼン/ジメタンクリル酸エチレングリコール• HP-PLOT Q よりも高極性• C1 ～ C7 炭化水素、CO2、メタン、空気/CO、水、含酸素化合物、アミン、溶媒、アルコール、ケトン、アルデヒドなどに適したカラム• 伝統的なパックドカラムよりも短時間に高分離
相当品 : RTU PLOT

HP-PLOT U
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール19091P-UO4E

19091P-UO4LTM

0.32

30

10.00

-60 ～ 190

19091P-UO4

0.53

15

20.00

-60 ～ 190

19095P-UO3

30

20.00

-60 ～ 190

19095P-UO4

19095P-UO3LTM
19095P-UO4E

19095P-UO4LTM

HP-PLOT Al2O3 KCl• 最も極性の低いアルミナ相• KCl で不活性化した酸化アルミ• 軽質炭化水素 (C1 から C8 炭化水素異性体) の分析に最適な標準カラム• オレフィンの保持が相当するパラフィンに比べて低い• ジエンの正確な定量分析に優れ、特にプロパジエンとブタジエンをエチレンとプロピレンの流れから分離• 多くの ASTM メソッドに推奨• KCl 不活性化処理済みアルミナに好適相当品 : Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, Al2O3/KCl, AB-PLOT Al2O3 KCl, AT-Alumina

HP-PLOT Al2O3 KCl
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

30

5.00

-60 ～ 200

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール19091P-K33

19091P-K33E

19091P-K33LTM

19091P-K15E

0.32

50

8.00

-60 ～ 200

19091P-K15

0.53

30

15.00

-60 ～ 200

19095P-K23

50

15.00

-60 ～ 200

19095P-K25

19095P-K23LTM
19095P-K25E

GC キャピラリカラム

179

PLOT カラム

GS-Alumina KCl• 最も低い極性のアルミナ相• KCl で不活性化• 低級炭化水素分析に好適• プロパジエンとブタジエンを、エチレンとプロピレンの流れから良好に分離
相当品 : Al2O3/KCl, Al2O3/Na2SO4, Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, AB-PLOT Al2O3 KCl, AT-Alumina

GS-Alumina KCl
内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.53

30

-60 ～ 200

115-3332

50-60 ～ 200

115-3352

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール115-3332LTM

115-3352E

CP-Al2O3/KCl、CP-Al2O3/Na2SO4• 酸化アルミナを吸着剤に用いた PLOT カラムは、ppm レベルの C1 ～ C5 炭化水素を分離する際に高い選択性を実現• 大容量の厚膜カラム• 室温以下への冷却は不要• 2 つの極性から選択でき、幅広いアプリケーションに対応• フューズドシリカと UltiMetal の 2 種類
塩化カリウムで不活性化を行うと酸化アルミナの表面は無極性な状態となり、硫酸ナト
リウムで不活性化を行うと高極性な状態となります。エチレンやアセチレンのような不飽和炭化水素に対しては、CP-Al2O3/Na2SO4 の方が保持が強くなります。

180

www.agilent.com/chem/jp

PLOT カラム

KCl または Na2SO4 で不活性化することによる違い
酸化アルミナ PLOT カラムは、塩化カリウムまたは硫酸ナトリウム処理を使用して不活性処理されているため、最大 200 ºC までの再現性と安定した不活性化を実現します。塩化カリウムで不活性化を行うと酸化アルミナの表面は無極性な状態となり、硫酸ナトリウ
ムで不活性化を行うと高極性な状態となります。エチレンやアセチレンのような不飽和
炭化水素に対しては、CP-Al2O3/Na2SO4 の方が保持が強くなります。
相当品 : Al2O3/KCl, Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, RT-Alumina BOND/KCl , Alumina chloride PLOT,
AB-PLOT Al2O3 KCl

CP-Al2O3/KCl
7 インチ

5 インチ
ケージ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

25

4.00

-100 ～ 200/200

50

4.00

-100 ～ 200/200

CP7577

CP7577I510

5.00-100 ～ 200/200

CP7511

CP7511I550

5.00-100 ～ 200/200

CP7515CP7515I525

5.00-100 ～ 200/200

CP7519CP7519I5

10

10.00

-100 ～ 200/200

CP751625

10.00-100 ～ 200/200

CP751750

10.00-100 ～ 200/200

CP7518

0.32

0.53

ケージ

CP7576相当品 : Al2O3/KCl, Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, RT-Alumina BOND/KCl , Alumina chloride PLOT,
AB-PLOT Al2O3 KCl

CP-Al2O3/KCl UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.53

50

10.00

-100 ～ 200/200

CP6918GC キャピラリカラム

181

PLOT カラム

相当品 : Al2O3/Na2SO4, Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, Rt-Alumina BOND/Na2SO4,
MXT-AluminaBOND/Na2SO4, Alumina sulfate PLOT

CP-Al2O3/Na2SO4
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

25

4.00

-100 ～ 200/200

50

4.00

-100 ～ 200/200

CP758710

5.00-100 ～ 200/200

CP756150

5.00-100 ～ 200/200

CP756525

10.00-100 ～ 200/200

CP756750

10.00-100 ～ 200/200

CP7568

0.32

0.53

ケージ

5 インチ
ケージ

CP7586

CP7565I5相当品 : Al2O3/Na2SO4, Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, Rt-Alumina BOND/Na2SO4,
MXT-AluminaBOND/Na2SO4, Alumina sulfate PLOT

CP-Al2O3/Na2SO4 UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ

0.53

50

10.00

-100 ～ 200/200

CP6968

ヒントとテクニック
最新の GC カラムにフォーカスしたアプリケーション、製品、および教育リソースについては、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

182

www.agilent.com/chem/jp

PLOT カラム

HP-PLOT Al2O3 S• 中極性のアルミナ相• 硫化ナトリウムで不活性化• 軽質炭化水素 (C1 から C8 炭化水素異性体) の分析に優れた汎用カラム• ブタンからアセチレン、イソブタンからプロピレンの分離に最適
相当品 : Al2O3/Na2SO4, Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, Rt-Alumina BOND/Na2SO4,
MXT-AluminaBOND/Na2SO4, Alumina sulfate PLOT, AT-Alumina

HP-PLOT Al2O3 S
7 インチ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

30

5.00

-60 ～ 200

19091P-S33

0.32

25

8.00

-60 ～ 200

19091P-S12

50

8.00

-60 ～ 200

19091P-S15

15

15.00

-60 ～ 200

19095P-S21

19095P-S21LTM

30

15.00

-60 ～ 200

19095P-S23

19095P-S23LTM

50

15.00

-60 ～ 200

19095P-S25

0.53

ケージ

19091P-S33LTM
19091P-S12LTM
19091P-S15E

19095P-S25E

GC キャピラリカラム

183

PLOT カラム

GS-Alumina• 最も極性の高いアルミナ相• 特殊な不活性化• C1 ～ C8 炭化水素異性体の軽質炭化水素分析に好適な汎用カラム• C1 ～ C4 の飽和および不飽和炭化水素を分離• プロピレンからシクロプロパンの分離に最適• パックドカラムの同等品に比べ高速で効率的かつ高感度• 最小限のコンディショニング• 再生性があるので硫化ナトリウムアルミナの代替に推奨
注 : アルミナカラムは水と CO2 を吸着する傾向があるため、リテンションタイムが徐々に変化します。アジレントでは、独自の高度な不活性処理を施しており、迅速な再生が可能です。水を完全に吸着した GS-Alumina カラムは、200 ºC、7 時間以内で再生します。

相当品 : Al2O3/KCl, Al2O3/Na2SO4, Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, AB-PLOT Al2O3 KCl, AT-Alumina

GS-Alumina

184

www.agilent.com/chem/jp

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール-60 ～ 200

115-3532

115-3532E

115-3532LTM-60 ～ 200

115-3552

内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (ºC)

0.53

30
50

PLOT カラム

HP-PLOT Al2O3 M• 最も極性の高いアルミナ相 (GS-Alumina と類似)
• 特殊な不活性化を施した酸化アルミ• 軽質炭化水素 (C1 から C8 炭化水素異性体) の分析に優れた汎用カラム• ブタンからアセチレン、イソブタンからプロピレンの分離に好適相当品 : AB-PLOT Al2O3 M, BGB-PLOT Al2O3 M, AT-Alumina

HP-PLOT Al2O3 M
内径 (mm)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

-60 ～ 200

19091P-M15

19091P-M15E-60 ～ 200

19095P-M23-60 ～ 200

19095P-M25

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

50

8.00

0.53

30

15.00

50

15.00

7890/6890
LTM モジュール19095P-M23LTM

GS-GasPro• 独自の結合シリカ PLOT カラム技術• 軽質炭化水素と硫黄ガス分析に最適• 水に影響されない保持安定性• １つのカラムで CO と CO2 を分離• GC/MS に理想的な PLOT カラム - 粒子を生成しない相当品 : CP-Silica PLOT

GS-GasPro
内径 (mm)

長さ (m)

温度限界 (ºC)

7 インチケージ0.32

5-80～260/300

113-430215-80～260/300

113-431230-80～260/300

113-433260-80～260/300

113-4362

GC キャピラリカラム

185

PLOT カラム

CP-SilicaPLOT• リテンションタイムに対する水の影響なし• ppm レベルの CO2 と硫化ガスを分離• シクロプロパンをプロピレンから分離• エチレン、フレオン、炭化水素、プロピレン、および硫黄化合物中の COS など幅広いアプリケーションに適合• 水の存在下で C1 ～ C4 異性体に対する高い感度• サンプルに水が含まれる場合でも、リテンションタイムやピーク形状に対する影響なし• 表面の不活性処理により、ペンタジエンやフレオンの分解なし

CP-SilicaPLOT
7 インチ

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

30

3.00

-80 ～ 225/225

CP856460

3.00-80 ～ 225/225

CP8565

0.32

0.53

ケージ

5 インチ
ケージ

10

4.00

-80 ～ 225/225

CP857415

4.00-80 ～ 225/225

CP8566

CP8566I530

4.00-80 ～ 225/225

CP8567CP8567I560

4.00-80 ～ 225/225

CP8568CP8568I530

6.00-80 ～ 225/225

CP8570CP8570I560

6.00-80 ～ 225/225

CP8571

CarboBOND、CarboPLOT P7• ASTM D 2505 に準拠したカラム• 化学結合型でパーティクルトラップ不要 (CP-CarboBOND)• 一酸化炭素を効率よく分析 (CP-CarboPLOT P7)

CarboBOND
CarboBOND
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.53

25

5.00

-100 ～ 200/300

CP7371

10.00-100 ～ 200/300

CP73745.00-100 ～ 200/300

CP737210.00-100 ～ 200/300

CP737550

186

www.agilent.com/chem/jp

PLOT カラム

CarboPLOT P7
CarboPLOT P7
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.53

10

25.00

-200 ～ 115/115

CP751325

25.00-200 ～ 115/115

CP7514

GS-CarbonPLOT• 高い安定性を持つ化学結合型カーボン層の固定相• 無機および有機ガスに対する独自の選択性• 温度上限を 360 ºC まで拡張
• GC/MS に理想的 - 粒子の生成なし• 水による影響を受けない保持の安定性
相当品 : Carbopack, CLOT, Carboxen-1006 PLOT

GS-CarbonPLOT
7 インチ

7890/6890
LTM モジュール

内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

15

1.50

0 ～ 360

113-311230

1.50

0 ～ 360

113-3132

113-3132LTM
113-3133LTM

0.53

ケージ

3.00

0 ～ 360

113-313360

1.50

0 ～ 360

113-316215

3.00

0 ～ 360

115-311330

3.00

0 ～ 360

115-3133

115-3133LTM

ヒントとテクニック
アジレントの GC 消耗品製品シリーズを使用することにより、最高の性能と最大の生産性を確保できます。
詳しくは、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

GC キャピラリカラム

187

PLOT カラム

HP-PLOT Molesieve• 永久ガス分析用の PLOT カラム• O2、N2、CO、CH4 を 5 分未満で分離• 耐久性のあるモレキュラシーブ 5Å コーティングにより、ベースラインスパイクやマ
ルチポートバルブへの損傷を最小限に抑制• 低温冷却を使用しない Ar/O2 の分離には厚膜を選択• 日常的な大気モニタリングアプリケーションには厚膜 HP-PLOT Molesieve カラムを選択• GS-Molesieve の代替品
注 : モレキュラシーブカラムは水を吸収するため、リテンションタイムが徐々に変化します。アジレントでは、迅速な再生を可能にする、独自の高度な不活性処理プロセスを使用しています。全体的に水を吸着した HP-PLOT Molesieve カラムは、200 ºC において 7 時
間以内で再生します。
相当品 : Rt-Msieve 5A, MXT-Msieve 5A

HP-PLOT Molesieve
5 インチ

7890/6890
LTM モジュール

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

15

25.00

-60 ～ 300

19091P-MS7

30

12.00

-60 ～ 300

19091P-MS4

25.00-60 ～ 300

19091P-MS8

19091P-MS8LTM

15

25.00

-60 ～ 300

19095P-MS5

19095P-MS5LTM

50.00-60 ～ 300

19095P-MS9

25.00-60 ～ 300

19095P-MS6

19095P-MS6E

19095P-MS6LTM

50.00-60 ～ 300

19095P-MS0

19095P-MS0E

19095P-MS0LTM

0.53

30

188

7 インチ

内径 (mm)www.agilent.com/chem/jp

ケージ

ケージ

19091P-MS7LTM
19091P-MS4E

19091P-MS4LTM

19095P-MS9LTM

PLOT カラム

CP-Molesieve 5Å
• 室温条件でアルゴンと酸素を分離• 高分離能で生産性向上• 対称性の高いピークで高精度分析
相当品 : Rt-Msieve 5A, MXT-Msieve 5A, Mol Sieve 5A PLOT

CP-Molesieve 5Å
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.25

25

30.00

-200 ～ 350/350

CP7533

0.32

10

30.00

-200 ～ 350/350

CP7535CP7535I5

25

30.00

-200 ～ 350/350

CP7536CP7536I5

30

10.00

-200 ～ 350/350

CP7534CP7534I5

50

30.00

-200 ～ 350/350

CP7540CP7540I5

10

50.00

-200 ～ 350/350

CP753715

15.00-200 ～ 350/350

CP754325

50.00-200 ～ 350/350

CP7538CP7538I5

30

15.00

-200 ～ 350/350

CP7544CP7544I5

50

50.00

-200 ～ 350/350

CP7539

0.53

5 インチ
ケージ

相当品 : Rt-Msieve 5A, MXT-Msieve 5A, Mol Sieve 5A PLOT

CP-Molesieve 5Å UltiMetal
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

5 インチ
ケージ

0.53

10

50.00

-200 ～ 350/350

CP6937

CP6937I5

25

50.00

-200 ～ 350/350

CP6938CP6938I5

GC キャピラリカラム

189

PLOT カラム

PLOT カラム用粒子トラップ
カラムが高度に安定化されていても、カラム壁面から粒子状物質が絶対に出てこないという保証は不可能です。バルブ切り替えアプリケーションで使用する際には粒子トラップを利用すればバルブローターの傷を予防できます。

PLOT カラム用粒子トラップ
内径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.32

2.5

5181-3351

0.53

2.5

5181-3352

PoraPLOT カラム用粒子トラップ
内径 (mm)

長さ (m)

材質

部品番号

0.32

2.5

フューズドシリカ

CP40160.53

2.5

フューズドシリカ

CP40170.53

2.5

UltiMetal

CP4018**CP-UltiMetal コネクタが付属しています。

PoraPLOT カラム用粒子トラップコネクタ

190

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

材質

入数

部品番号

0.25/0.32

フューズドシリカ

10 個

CP47880.53

フューズドシリカ

10 個

CP47890.25

UltiMetal

5個

CP47950.53

UltiMetal

5個

CP4796非結合相

非結合相
アジレントは、可能な限り化学結合および架橋ポリマーカラムの使用をお勧めします。
化学結合および架橋ポリマーカラムは丈夫で長持ちし、溶媒洗浄も可能だからです。しかし、非結合相カラムで開発したメソッドを長い間お使いのお客様もいらっしゃるので、アジレントでは既存メソッドのサポートを続けるために、非結合カラムの販売を続けています。

HP-101• 100% ジメチルポリシロキサン

HP-101 カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

HP-101
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.20

10

0.20

-60 ～ 280

19091Y-101

25

0.20

-60 ～ 280

19091Y-102

50

0.20

-60 ～ 280

19091Y-105

12

0.25

-60 ～ 280

19091-60010

19091-60010E

25

0.30

-60 ～ 280

19091Y-012

19091Y-012E

50

0.30

-60 ～ 280

19091Y-015

0.32

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール19091Y-102LTM

19091Y-012LTM

HP-17• 50 % フェニルおよび 50 % シロキサン

HP-17 は結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

HP-17
内径

(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.53

10

2.00

25 ～ 260/280

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール19095L-121

19095L-121LTM

GC キャピラリカラム

191

非結合相

CAM
• 不活性化ポリエチレングリコール• アミン分析用に特化した設計• 優れた第一アミンのピーク形状• HP-Basicwax 代替品

CAM は結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

CAM
内径 (mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.25

15

0.25

60 ～ 220/240

112-2112

112-2112LTM

30

0.25

60 ～ 220/240

112-2132

112-2132LTM

0.50

60 ～ 220/240

112-2133

112-2133LTM

0.32

0.53

192

www.agilent.com/chem/jp

5 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

60

0.25

60 ～ 220/240

112-216230

0.25

60 ～ 220/240

113-2132

113-2132E 113-2132LTM

0.50

60 ～ 220/240

113-2133

113-2133E 113-2133LTM

1.00

60 ～ 200/220

115-2132

115-2132LTM

30

非結合相

DX-1、DX-4• DX-1 : 90 % ジメチルポリシロキサン - 10 % ポリエチレングリコール• DX-4 : 15 % ジメチルポリシロキサン - 85 % ポリエチレングリコール
DX シリーズの GC カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

DX-1
内径

(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

0.25

30

1.00

50 ～ 250/270

122-6133

0.32

30

1.00

50 ～ 250/270

123-6133

123-6133LTM(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール

0.25

30

0.25

50 ～ 250/270

122-6432

122-6432LTM

60

0.25

50 ～ 250/270

122-6462

15

0.25

50 ～ 250/270

123-6412

123-6412LTM

30

0.25

50 ～ 250/270

123-6432

123-6432LTM

60

0.25

50 ～ 250/270

123-6462

7890/6890
LTM モジュール

DX-4
内径

0.32

GC キャピラリカラム

193

非結合相

SE-30、SE-54• SE-30 : 100 % ジメチルポリシロキサン• SE-54 : (5 % フェニル)(1 % ビニル)- メチルポリシロキサン
SE シリーズの GC カラムは結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。

SE-30
内径

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール113-3032

113-3032LTM

7 インチ
ケージ

7890/6890
LTM モジュール0 ～ 325/350

112-5432

112-5432LTM

0.25

0 ～ 325/350

112-5462

0.25

0 ～ 325/350

113-5432(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.32

30

0.25

0 ～ 325/350(mm)

長さ (m)

膜厚 (µm)

温度限界 (ºC)

0.25

30

0.25

60
30

SE-54
内径

0.32

194

www.agilent.com/chem/jp113-5432LTM

ガードカラム一体型カラム

ヒントとテクニック
サンプルマトリックスによる汚れは、カラムの不具合の主な原因です。カラムコネクタを使用しない場合は、デュラガード GC
カラムをお使いください。

ガードカラム一体型カラム• ガードカラム一体型であるデュラガードおよび EZ-Guard カラムは、
プレスフィットコネクタ不要• カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長• サンプルをカラム先端に集中させ、より良好なピーク形状を実現• カラムに由来する MSD の汚れを最小限に抑制 (トランスファラインで使用時)
分析カラムの汚染防止やスプリットレス注入時におけるバンドフォーカス用として、
分析カラムの前にガードカラム (またはリテンションギャップ) を接続します。
ピークの分離能や形状などが悪化した際には、ガード部分 (もしくはガード部分とトラ
ンスファライン側の両方) を切除することで、元のクロマトグラムが得られることがあります。その場合、カラム全体の長さが短くなり、化合物が早く溶出する可能性がありますので、各化合物のリテンションタイムを確認することをお勧めします。

デュラガードカラム
デュラガードカラム
固定相

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)

DB-1

0.25

0.25

30

ガード長 (m)部品番号

10122-1032G

DB-XLB

0.25

30

0.25

10

122-1232G

DB-5ms

0.25

30

0.25

10

122-5532G

0.50

10

122-5536G

1.00

10

122-5533G

DB-5.625

60

0.25

10

122-5562G

0.32

30

1.00

10

123-5533G

0.53

30

0.50

10

125-5537G

0.18

20

0.36

5

121-5622G5

0.25

30

0.25

5

122-5631G5

DB-1701

0.53

30

1.00

10

125-0732G

DB-624

0.53

30

3.00

5

125-1334G5

Agilent J&W 高速高分離 GC カラムについては斜体文字で示します。

GC キャピラリカラム

195ガードカラム一体型カラム

EZ-Guard
EZ-Guard

EZ-Guard ガードカラムには
特別なタブがついているので、分析カラムと明らかに区別できます

固定相

内径 (mm) 長さ (m)

膜厚 (µm)ガード長 (m)

部品番号VF-1ms

0.20

12

0.33

5

CP9023

0.25

30

0.25

5

CP90100.25

10CP9011

0.25

15

0.25

5

CP9021VF-5ms30

VF-Xms196

www.agilent.com/chem/jp

0.25

5

CP90120.25

10CP90130.50

5CP90140.50

10CP9015

60

0.25

5

CP9016

0.53

30

0.25

10

CP9020

0.25

30

0.10

10

CP90220.25

5CP90180.25

10CP9019CP9024

VF-17ms

0.25

30

0.25

5

0.25

10

CP9025

VF-1701ms

0.25

30

0.25

5

CP91760.25

10CP9177

VF-35ms

0.25

30

0.25

5

CP90260.25

10CP9027

Agilent J&W LTM カラムモジュール

Agilent J&W LTM カラムモジュール
分析サイクルタイムの短縮と、高速 GC 分析結果の向上
Agilent J&W LTM カラムモジュールは、フューズドシリカキャピラリカラムの周りに、織り込むような形で細いヒーターと温度センサーを直接組み合わせています。熱容量が大きい従来の空気槽 GC オーブンの手法と比較すると、この低熱容量デザインでは非常に効率よく、大幅に短い分析サイクル時間でカラムを加熱および冷却します。
アジレントは、7890 および 6890 シリーズ GC システムに加えて、新製品 5975T GC/MS 用に LTM 技術を提供しています。Agilent LTM および LTM II シリーズ GC システムと互換性があり、アップグレードにも対応します。

LTM カラムモジュールには、次のものが付属しています。
• 分析カラムと同じ内径の 1 m ガードカラム 2 本 (不活性処理済フューズドシリカ
チューブ)。注入口用と検出器用。
• 分析カラムとガードカラムの寸法に適合したフェラル 5 個 (再使用不可)

7890/6890 シリーズ GC システム用
Agilent J&W LTM カラムモジュール
このカラム技術は、Agilent 7890A および 6890 シリーズガスクロマトグラフ専用に設計されており、次の特長があります。

• より困難な分析課題に対応し、生産性を最大化するため、異なる温度プログラムを使用して最高で 4 つのカラムモジュールを同時に分析可能• 最高 1800 ºC/min の高速昇温プログラミングが可能で、分析速度が向上• 短い冷却時間 (1 分以下) で分析の効率を向上• 従来の GC オーブン技術よりも短い分析サイクルタイム• 従来の GC と同等レベルの優れたリテンションタイム再現性とパフォーマンス

ヒントとテクニック
Agilent LTM カラムモジュール技術は金属製のキャピラリカラムに対応していますが、フューズドシリカ
キャピラリに比べて冷却性能が低くなるため、一般に LTM モジュールを使った高速 GC アプリケーショ
ンには推奨しません

LTM カラムモジュールには、ほとんどの Agilent J&W キャピラリ GC カラム (Wall CoatedOpen Tubular (WCOT) カラムと Porous Layer Open Tubular (PLOT) カラムを含む) を使用できます。

GC キャピラリカラム

197

Agilent J&W LTM カラムモジュール

5975T 可搬型 GC/MS システム用
Agilent J&W LTM カラムモジュール
このカラムモジュールは、Agilent 5975T GC/MS システム専用として設計されています。モジュールには、一体型の 3 インチ LTM キャピラリカラムトロイドアセンブリと、加熱ト
ラスファライン、冷却ファンアセンブリ、シート金属カバーが含まれます。交換用のカ
ラムトロイドアセンブリも提供しています。次の利点があります。

• 最高 1200 ºC/min の高速昇温設定が可能• わずか 1 分以下の迅速な加熱および冷却時間により、従来の GC オーブン技術よりも短い分析サイクルタイムを実現• 従来の GC と同等レベルの優れたリテンションタイム再現性とパフォーマンス
• 少ない消費電力による長い稼働時間• 現場でのカラムモジュールの交換を容易にする一体型モジュール

詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

ヒントとテクニック
LTM カラムモジュールは、GC カラム温度の上限を超えないように使用してください。
昇温速度の非常に速いアプリケーションでは (600 ºC/min など)、GC カラムの温度上限よりも10 ～ 20 ºC 低い温度に最高温度を制限することで、カラムモジュールの寿命を延ばすことができます。

198

www.agilent.com/chem/jp

Agilent J&W LTM カラムモジュール

5975T 可搬型 GC/MS システム用
Agilent J&W LTM カラムモジュール
膜厚 (µm)

トロイド
アセンブリ

カラム
モジュール

20

0.18

221-5522UILTM

G3900-63014

15

0.25

222-5512UILTM

G3900-63031

30

0.25

222-5532UILTM

G3900-63005

0.18

20

0.18

29091S-577UILTM

G3900-63039

0.25

15

0.25

29091S-431UILTM

G3900-63038

30

0.25

29091S-433UILTM

G3900-63001

固定相

内径 (mm) 長さ (m)DB-5ms Ultra Inert

0.18
0.25

HP-5ms Ultra Inert

DB-1

0.25

30

0.25

222-1032LTM

G3900-63002

DB-1ms

0.18

20

0.18

221-0122LTM

G3900-63009

0.25

15

0.25

222-0112LTM

G3900-63016

30

0.25

222-0132LTM

G3900-63017

15

0.10

222-1111LTM

G3900-63018

30

0.10

222-1131LTM

G3900-63019

DB-1htHP-1msDB-5msDB-5ht

0.25

0.18

20

0.18

29091S-677LTM

G3900-63040

0.25

30

0.10

29091S-833LTM

G3900-63041

15

0.25

29091S-931LTM

G3900-63042

0.18

20

0.18

221-5522LTM

G3900-63013

0.25

15

0.25

222-5512LTM

G3900-63030

30

0.25

222-5532LTM

G3900-63004

15

0.10

222-5731LTM

G3900-63033

30

0.10

222-5711LTM

G3900-63032

0.25

(続く)

GC キャピラリカラム

199

Agilent J&W LTM カラムモジュール

5975T 可搬型 GC/MS システム用
Agilent J&W LTM カラムモジュール
固定相

内径 (mm) 長さ (m)HP-5ms

0.25

DB-35ms

カラム
モジュール

0.25

29091S-433LTM

G3900-63007

0.18

20

0.18

221-3822LTM

G3900-63011

15

0.25

222-3812LTM

G3900-63026

30

0.25

222-3832LTM

G3900-63027

0.18

20

0.18

221-4722LTM

G3900-63012

0.25

15

0.25

222-4712LTM

G3900-63028

30

0.25

222-4732LTM

G3900-63029

DB-225ms

0.25

15

0.25

222-2912LTM

G3900-63022

30

0.25

222-2932LTM

G3900-63023

DB-1701

0.25

30

0.25

222-0732LTM

G3900-63003

DB-WAX

0.25

15

0.50

222-7013LTM

G3900-63034

30

0.50

222-7033LTM

G3900-63035

0.18

20

0.18

29091N-577LTM

G3900-63036

0.25

30

0.25

29091N-133LTM

G3900-63008

DB-FFAP

0.25

15

0.25

222-3212LTM

G3900-63024

30

0.25

222-3232LTM

G3900-63025

DB-608

0.18

20

0.18

221-6822LTM

G3900-63015

DB-VRX

0.18

20

1.00

221-1524LTM

G3900-63006

0.25

30

1.40

222-1534LTM

G3900-63021

HP-INNOWax

DB-624

HP-VOC

www.agilent.com/chem/jp

トロイド
アセンブリ

0.25

DB-17ms20030

膜厚 (µm)

0.18

20

1.00

221-1324LTM

G3900-63010

0.25

30

1.40

222-1334LTM

G3900-63020

0.20

30

1.12

29091R-303LTM

G3900-63037

フューズドシリカチューブ

フューズドシリカチューブ
不活性化処理チューブ
リテンションギャップ、ガードカラム、トランスファラインとして不活性処理チューブを使用できます。不活性処理はフェニルメチル不活性化で、その不活性さと堅牢性により、多くのアプリケーションに適しています。

不活性処理フューズドシリカチューブ
内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.05

0.36

1

160-2655-1

5160-2655-5

10160-2655-10

1

160-1010-1

5160-1010-5

10160-1010-101

160-2635-1

5

160-2635-5

519091-60620E

0.10

0.19

0.36

0.15

0.18

0.36

0.34

10

160-2635-101

160-2625-1

5160-2625-5

10160-2625-10

1

160-2615-1

5

160-2615-5

10160-2615-10(続く)

GC キャピラリカラム

201

フューズドシリカチューブ

不活性処理フューズドシリカチューブ
内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.20

0.36

1

160-2205-1

5160-2205-5

10160-2205-10

1

160-2255-1

0.25

0.32

0.45

0.53

0.36

0.43

0.67

0.67

5

160-2255-5

10160-2255-1030

160-2255-30

1

160-2325-1

5160-2325-5

10160-2325-1030

160-2325-30

1

160-2455-1

5160-2455-5

10160-2455-10

1

160-2535-1

5160-2535-5

10160-2535-1030

160-2535-30

不活性処理済みフューズドシリカチューブの高温仕様 (400 ºC)
内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.05

0.36

5

160-2815-5

0.10

0.36

5

160-2825-5

0.25

0.35

5

160-2845-5

10160-2845-10

0.32

0.53

0.43

0.67

5

160-2855-5

10160-2855-10

5160-2865-5

10160-2865-10

ProSteel 不活性処理フューズドシリカチューブ

202

www.agilent.com/chem/jp

内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.53

0.67

5

160-4535-5

フューズドシリカチューブ

非不活性フューズドシリカチューブ
非不活性チューブまたは通常のフューズドシリカチューブは、一般的にキャピラリー電気泳動に使用されます。トランスファラインや、不活性さが重要ではないアプリケー
ションにも使用できます。

非不活性フューズドシリカチューブ
内径 (mm)

外径 (mm)

長さ (m)

部品番号

0.02

0.36

5

160-2660-5

0.05

0.36

5

160-2650-5

10160-2650-10

0.075

0.36

5

160-2644-5

10160-2644-10

0.10

0.36

5

160-2634-5

10160-2634-10

5160-2610-5

10160-2610-10

5160-2200-510160-2200-10

0.18

0.20

0.34

0.36

0.25

0.36

0.32

0.43

0.45

0.67

0.53

0.67

50

19091-20050

5160-2250-5

10160-2250-105160-2320-5

10160-2320-105019091-21050

5160-2450-510160-2450-105160-2530-5

10160-2530-10

GC キャピラリカラム

203

Agilent J&W パックド GC カラム

Agilent J&W パックド GC カラム
Agilent J&W パックド GC カラムは、HPI を始め、多様なアプリケーションにおいて、信頼性と再現性に優れた分析を実現するように、設計・製造されています。
効率が高く、堅牢なパッケージ技術により、Agilent J&W パックド GC カラムは、カラム間再現性と究極の効率が確保されています。また、UltiMetal ステンレスチューブにより、不活性度とピーク形状が向上しています。
ステンレス、UltiMetal、ニッケル、ガラス、銅、PTFE など、幅広いチューブ素材に加え、多数の固定相、充てん剤、支持材から最適なものを選択できます。部品番号、製品図などの詳細については、『Agilent J&W パックド GC カラムセレクションガイド』をご覧ください。

『Agilent J&W パックド GC カラムセレクションガイド』はwww.agilent.com/chem/jpでご覧いただけます。
カスタムカラムについては、別途お問い合わせください。

204

www.agilent.com/chem/jp

カスタム GC カラム

カスタム GC カラムのご案内
アジレントでは千種類以上のカラムを用意していますが、既存品とは異なる仕様のカラムが必要になる倍胃に対応するため、カスタムカラムを提供しています。通常の注文ガ
イドでお探しの物が見つからない場合には、お客様のニーズに合わせたカラムの設計、製造、試験を行います。

• 通常と異なる長さや膜厚のカラムも作成できます。
• 複数カラムを直列またはデュアルカラムとして接続できます。
• 標準のテスト用混合物と対応しないアプリケーションに対する特殊なカラムが必要な場合は、お客様固有の性能要件を満たすテスト用混合物とテスト条件での特別テストも可能となっています。詳しくはお問い合わせください。

• アジレントでは、一体型ガードカラム (リテンションギャップ) を使用したデュラガー
ドまたは EZ-Guard カラムを作成することができます。ほとんどの相について、ユニオンを使用しない一体型のガードカラムを製造できます。DB、CP、および VF 相で提供可能です。
カスタムカラムは次の部品番号を使用してご注文いただけます。相、長さ、内径、膜厚などのカラムの詳細をご指定ください。

• 100 ～ 2000 カスタムキャピラリ DB および HP カラム• 100 ～ 6000 カスタムキャピラリ CP および VF カラム• 100 ～ 9000 UltiMetal 処理済みチューブおよび部品• 100 ～ 2000 LTM – カスタム低熱容量カラム構成• 100 ～ 5000 カスタムパックドカラムまたはバルク相/担体
カスタムカラムのお見積については、アジレント担当営業またはアジレントの認定販売店までお問い合わせください。

GC キャピラリカラム

205

Agilent J&W GC カラム試験用標準試料

Agilent J&W GC カラム試験用標準試料
ご使用のカラムの性能をアジレントのJ&W カラムに付属のテストクロマトグラムと比較してください。この標準試料を使うと、分離能や効率、不活性さをテストできます。テ
ストミックス(試験用混合試料) は2 mL バイアルに入っており、濃度は250 ng/µL です。テストミックスはカラムによって異なるため、固定相とカラム内径に合うものを選択してください。

Agilent J&W GC カラム試験用標準試料
マイクロボア

カラム名称(内径 0.05 & 0.10 mm)
部品番号

キャピラリ
(内径 0.18 ～ 0.32 mm)
部品番号

OV-351200-0032

DB-1ht200-0010

DB-1

200-0010

DB-5

200-0010

DB-5ht200-0310

200-0110200-0310

200-0110200-0010

DB-5ms200-0185

200-0185

DB-624200-0113

200-0113

DB-2887
DB-WAX

200-0110200-0070

200-0370

200-0070

DB-WAXetr

200-0370

200-0070SE-30

200-0010

SE-52

200-0010SE-54

200-0010

200-0010

HP-1

5080-8858

8500-6812

5080-8858

8500-6812

8500-6813

8500-6813

HP-5
HP-FFAP
GS-OxyPLOT

206

www.agilent.com/chem/jp

メガボア(内径 0.45 & 0.53 mm)
部品番号8500-6813

5188-5379

Agilent J&W GC カラム試験用標準試料

Agilent J&W CP および VF カラムのテスト標準
テスト用混合液 31 (毒物)、1 個

部品番号

VF-1msCP0031VF-5msCP0031

VF-17ms

CP0031

VF-35ms

CP0031

VF-XmsCP0031

VF-1301ms

CP0031

VF-200ms

CP0031

VF Rapid-MS

CP0031CP-Sil 5 CB

CP0031CP-Sil 8 CB

CP0031CP-Sil 24 CB

CP0031CP-1301

CP0031

テスト用混合液 5、1 個

部品番号CP-Sil 43 CB

CP0005

ヒントとテクニック
アジレントの大容量ガスフィルタを使用することにより、最高品質のガスを確実に提供すると同時に、ガスラインをクリーンな状態に維持し、リークを防止することができます。
詳しくは、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

GC キャピラリカラム

207

カラムの取り付けとトラブルシューティング

カラムの取り付けとトラブルシューティング
最高の性能を確保するためのガイドとヒント
Agilent J&W GC カラムは、数十年に及ぶクロマトグラフィーの経験に裏付けられた、優れた品質と信頼性を提供しています。最新のカラムの取り付け方法とトラブルシューティ
ング方法に従うことで、カラムの性能、効率を活かせるだけでなく、カラム寿命も伸ばすことができます。
この項では、分析を行う上でのヒントや役立つ手法、リファレンスガイドをご覧いただ
けます。

• キャピラリカラムの確実な取り付け• 新しいカラムのコンディショニングおよびテスト• 熱による損傷、酸素による損傷、またはその他の要因によるカラム性能の低下の回避• 一般的なカラムの問題の特定と解決
これらを理解することで、装置の稼働時間を増やし、ダウンタイムを短縮し、再現性の高い結果を得ることが可能です。

208

www.agilent.com/chem/jp

キャピラリカラム取り付けのためのクイックリファレンスガイド

キャピラリカラム取り付けのためのクイックリファレンスガイド
詳しい取り付け方法については、各カラムに付属の『GC カラム取り付けガイド』を参照
するか、www.agilent.com/chem/columninstall をご覧ください。

カラム取り付け前チェックリスト
1. 必要に応じて、酸素、水分、炭化水素トラップを交換します。
2. 注入口をクリーニングし、重要な注入口シールと注入口ライナを交換し、必要に応じてセプタムも交換します。

3. 検出器シールをチェックし、必要に応じて交換します。必要に応じて検出器のジェットをクリーニングまたは交換します。

4. カラムに損傷や割れがないか注意深く確認します。
5. ご使用の GC のガス圧力要件を確認後、ガスボンベの圧力を確認し、キャリアガス、

メークアップガス、燃料ガスが適切に供給されるように、ガスボンベの供給圧力を調整します。キャリアガス純度は少なくとも次の条件を満たすようにしてください。
ヘリウム 99.995 % および水素 99.995 %、含有 H20 は 1 ppm 未満、O2 は 0.5 ppm 未満。

6. 必要な取り付け工具類を揃えておきます。カラムカッタ、カラムナット、レンチ、
フェラル、ルーペ、修正液などが必要になります。

表6:

カラムの取付けフェラルサイズ1. カラムバスケットに巻かれているカラムの両端を約 0.5 m 引き出します (片側がインジェクタ側、片側が検出器)。カラムを強く曲げないように注意してください。

カラム内径

フェラル内径 (mm)

0.10

0.4

0.18

0.4

0.20

0.4

2. カラムをオーブン内に取り付けます。可能な場合は、カラムハンガーかブラケットを利用します。

0.25

0.4

3. 各カラム末端にカラムナットとグラファイト/ベスペルまたはグラファイトフェラルを取り付け、ナットとフェラルをチューブの先端より約 15 cm 引き下げます。(表 6)

0.32

0.5

4. カラム両端から約 4 ～ 5 cm の位置にカッタで浅い刻みを入れます。

0.45

0.8

0.53

0.8

カラムの取り付けとトラブルシューティング

209キャピラリカラム取り付けのためのクイックリファレンスガイド

5. きれいな切断面が出るようにカラムを折ります。刻みを入れた位置のできるだけ近くで、親指と人差し指でカラムをつかみます。カラムをやさしく引っ張り、折り曲げます。カラムは簡単に折れるはずです。カラムが簡単に折れない場合には、無理に曲げないでください。再度、別の場所 (前回よりも末端から遠い場所) に刻みを入れ、きれいに折れるようにやり直してください。

6. ルーペで切断面を点検します。切断面が直角で、チューブ末端にポリイミドまたは「ガラス」が付着していないか確認します。

7. カラムを注入口に取り付けます。正しい挿入長さについては、GC 装置メーカーの取扱説明書を参照してください。カラムナットとフェラルを適切な距離にスライドさせた
後、カラムナットのすぐ後ろの位置に修正液でカラムに印を付けます。修正液を乾かします。インジェクタにカラムを挿入します。カラムが動かなくなるまでカラムナッ
トを指で締め、さらに 1/4 ～ 1/2 回転増し締めして、カラムを軽く引っ張っても抜けないようにします。修正液の印を見て、正しいカラム挿入長さが維持されていることを確認します。

8. キャリアガスの弁を開き、適正な流量を流します。ヘッド圧を調整して、スプリット
流量、セプタムパージ流量を適正なレベルに設定します。ヘッド圧については、表 7を参照してください。スプリット/スプリットレス注入口を使用する場合は、パージ(スプリット) バルブが「オン」 (開) になっていることを確認します。
9. カラムにキャリアガスが流れていることを確認します。カラムの出口側末端を溶媒の入ったバイアルにつけて、泡が発生することを確認します。

ヒントとテクニック

10. カラムを検出器に取り付けます。適切な挿入長さについては、装置メーカーのマニュアルを参照してください。

アジレントの最高クラスのサービ
スとサポートの詳細については、

11. リークがないことを確認します。これは非常に重要です。リークがないか完全に確認

www.agilent.co.jp/chem/service:jp

12. インジェクタと検出器の温度を適正な値に設定します。

をご覧ください。

するまで、絶対にカラムを加熱しないでください。

13. メークアップガスおよび検出器ガスを適正な流量に設定します。検出器を「オン」にします。

14. 室温で 10 分間以上カラムをパージします。注入口またはトラップのメンテナンス後にはパージ時間を適宜足します。

15. 保持されない物質を注入して、インジェクタの取り付けが正しいことを確認します(ブタンまたはメタン (FID)、アセトニトリルのヘッドスペース蒸気 (NPD)、塩化メチレ
ンのヘッドスペース蒸気 (ECD)、空気 (TCD)、アルゴン (質量分析計) など)。正しく取り付けられていれば、対称ピークが得られます。テーリングが見られる場合は、カラムの取り付けを再度行います。

210

www.agilent.com/chem/jp

キャピラリカラム取り付けのためのクイックリファレンスガイド

カラムのコンディショニングとテスト
1. 分析時の最高温度より 20 ºC 高い温度、またはカラムの最高使用温度 (どちらか低い方)で、2 時間カラムをコンディショニングします。上限温度で 10 分経過後、バックグラ
ウンドレベルが落ち始めない場合は、カラムをすぐに冷却し、リークがないことを確認します。

2. ベスペルまたはグラファイト/ベスペルフェラルを使用している場合、コンディショ
ニング処理後にカラムナットに緩みがないことを再確認します。

3. カラムに保持されない物質を注入して、平均線速度が適正な値であることを確認します。

表7:
ヘッド圧の目安 (psig)
カラム内径 (mm)
カラム長さ (m)

0.18

10

5-10

12

0.2

60
75
105

5-10

15-25

10-20

30-45

20-30

0.53

1-2

20-30

30

50

8-12

0.45

10-20

25

40

0.32

10-15

15
20

0.25

3-5

2-4

20-40
40-60
6-10

4-8

8-14

5-10
7-15

カラムの取り付けとトラブルシューティング211

カラム性能の低下の原因

カラム性能の低下の原因
カラムの破損ポリイミドコーティングに弱い部分があると、フューズドシリカカラムは破損します。
ポリイミドコーティングは、壊れやすい柔軟なフューズドシリカチューブを保護します。オーブンの加熱と冷却を続けると、オーブンファンにより生じる振動や、円形ケージに巻かれていることなど、すべてがチューブにストレスを与え、その結果、最終的に弱い部分に破損が生じます。ポリイミドコーティングが傷付いたり、磨り減ることで弱い部分が発生します。通常は、傷や磨耗は、鋭利なものでチューブを引っ掻いたときに生じます。カラムハンガーやタグ、GC オーブン内の金属製エッジ、カラムカッタ、ラボ
ベンチ上の雑多な物には鋭利な部分が多いため、留意する必要があります。
カラムが自然に破損することは稀です。カラム製造過程で弱いチューブは排除され、完成品に使用されないようになっています。内径が大きなカラムほど破損しやすい傾向があります。つまり、内径 0.18 ～ 0.32 mm のチューブよりも内径 0.45 ～ 0.53 mm のチューブの方が破損に対する十分な注意が必要です。
破損したカラムは必ずしも致命的に破損されているとは限りません。破損したカラムを連続して、あるいは温度プログラムを繰り返して高温で維持した場合、カラムの損傷の可能性は非常に高くなります。破損したカラムの後続部分は高温で酸素に曝され、固定相にただちに損傷を与えます。キャリアガスがカラムの中を流れるため、前半部分は問題ありません。破損したカラムを加熱しない場合や、加熱や酸素への暴露が短時間の場
合は、後続部分は大きな損傷を受けていないものと考えられます。
ユニオンを取り付けることで破損したカラムを修復できます。適切なユニオンを使用す
れば、カラムを接合することができます。ユニオンを適切に取り付けないと、デッドボ
リューム (ピークテーリング) の問題が起こる恐れがあります。

212

www.agilent.com/chem/jp

カラム性能の低下の原因

温度による損傷
カラムの温度上限を超えると、固定相とチューブ表面の劣化が加速します。これにより、過剰なカラムブリード、活性化合物のピークテーリング、効率 (分離能) の低下が早期に現れます。幸い温度による損傷はゆっくりと進むため、長期にわたり温度上限を超える操作を行わなければ顕著な損傷は生じません。酸素が存在すると、温度による損傷は大幅に加速されます。リークがある、またキャリアガス中に高濃度の酸素が存在する
カラムを過熱すると、急速かつ完全な損傷がカラムに発生します。

GC の最高オーブン温度をカラムの温度上限より数度上に設定することが、温度による損傷を防ぐ最善策です。これにより、カラムの偶発的な過熱を防止できます。カラムが温度による損傷を受けた場合でも、機能を維持している場合があります。カラムを検出器から取り外します。恒温温度上限でカラムを 8 ～ 16 時間加熱します。カラムの検出器側を 10 ～ 15 cm 切り取ります。カラムを元通りに取り付け、通常どおりにコンディショニ
ングします。通常、カラムは元の性能に戻りませんが、使用可能な場合がしばしばあります。温度による損傷を受けると、カラムの寿命は縮まります。

酸素による損傷
酸素は大部分のキャピラリ GC カラムに害を及ぼします。室温またはそれに近い温度ではカラムの損傷は起こりませんが、カラム温度が上昇するにつれて深刻な損傷が生じます。一般に、極性固定相では、より低い温度と酸素濃度で重度な損傷を生じます。酸素に常に曝されることも問題となります。空気の注入や、非常に短い時間のセプタムナッ
トの取り外しのような瞬間的な暴露は問題ではありません。
キャリアガス経路 (ガス配管、フィッティング、インジェクタなど) の漏れは、酸素暴露の最も一般的な発生源です。カラムが加熱されると、固定相は急速に劣化します。これ
により、過剰なカラムブリード、活性化合物のピークテーリング、効率 (分離能) の低下が早期に現れます。これは温度による損傷と同じ症状です。残念ながら、酸素による損傷が発見されるときには、すでに大きな損傷がカラムに起こっています。損傷が深刻ではない場合は、カラムはまだ機能しますが、性能レベルは落ちます。深刻な場合には、カラムは修復不可能な損傷を受けます。
酸素が含まれず、漏れがないシステムを維持することが、酸素による損傷を防止する最善の方法です。GC システムのメンテナンスには、ガス配管とレギュレータの定期的な漏れ検査、セプタムの定期的な交換、高品質のキャリアガスの使用、酸素トラップの取り付けと交換、完全に空になる前のガスボンベの交換が含まれます。

カラムの取り付けとトラブルシューティング213

カラム性能の低下の原因

化学的な損傷固定相を損傷する化合物は比較的少数です。多くの場合、カラムに不揮発性化合物 (塩など) を導入すると性能を低下させますが、固定相への損傷は起きません。これらの残留物の多くは、カラムを溶媒洗浄することで除去することができます。
無機または無機塩基と酸は、カラムの中への導入を避けるべき主要な化合物です。酸には、塩酸 (HCl)、硫酸 (H2S04)、硝酸 (HNO3)、リン酸 (H3PO4)、クロム酸 (CrO3) などがあります。塩基には、水酸化カリウム (KOH)、水酸化ナトリウム (NaOH)、水酸化アンモニウム(NH4OH) などがあります。これらの酸や塩基の大部分は揮発性がなく、カラムの前部に蓄積します。蓄積したまま放置すると、固定相を損傷することがあります。これにより、過剰なカラムブリード、活性化合物のピークテーリング、効率 (分離能) の低下が早期に現れます。症状は、温度や酸素による損傷と非常に似ています。塩酸や水酸化アン
モニウムは害が少ないグループです。いずれも、サンプル中に存在する水に追随する傾向があります。水がカラムで保持されていない場合や、不十分に保持されている場合
は、カラム内での HCl や NH4OH の滞留時間は短くなります。これにより、これらの化合物による損傷を排除または抑制する傾向があります。そのため、HCl または NH4OH がサンプル中に存在する場合に、水分の保持されない条件またはカラムを使用すると、化合物がカラムに与える害が比較的少なくなります。
固定相を損傷することが報告されている唯一の有機化合物は過フルオロ酸類です。例えば、トリフルオロ酢酸、ペンタフルオロプロパン酸、ヘプタフルオロ酪酸などがあります。損傷を与えるには、高濃度 (1 % 以上など) で存在している必要があります。問題の大部分は、大量のサンプルがカラムの前部に蓄積するスプリットレス注入またはメガボ
アダイレクト注入で生じます。
化学的な損傷は一般にカラムの前部に限定されているため、カラムを前部から 0.5 ～ 1 m
を切断またはトリミングすることにより、問題が解決する場合があります。損傷がひどい場合は、5 m 以上切断する必要があります。ガードカラムやリテンションギャップを使用すると、カラムが損傷を受ける量が最小限に抑えられますが、ガードカラムを頻繁にトリミングする必要があります。酸や塩基は、不活性処理済みフューズドシリカ
チューブの表面に損傷を与えることが頻繁にあり、それにより活性化合物のピーク形状の問題が生じます。

ヒントとテクニック
およそ 2000 の GC アプリケーションと標準メソッドを
ScanView データベースで検索することができます。
ScanView のコピーは、www.agilent.com/chem/scanview から
ダウンロードできます。

214

www.agilent.com/chem/jp

カラム性能の低下の原因

ヒントとテクニック
サンプルマトリックスによる汚れ
は、カラムの不具合の主な原因です。カラムコネクタを使用しない
場合は、デュラガード GC カラムをお使いください。

カラムの汚染カラムの汚染は、キャピラリ GC で最も広く見られる問題の 1 つです。残念ながら、非常に多様なほかの問題と類似した症状が見られるため、別の問題と誤って判断されることが頻繁にあります。汚染されたカラムは一般に損傷は受けていませんが、使用できなくなることがあります。
汚染物質には、基本的に不揮発性と半揮発性の 2 種類があります。不揮発性の汚染物質や残留物は溶出せず、カラムに蓄積します。カラムがこれらの残留物でコーティングされると、固定相の内外で適切に溶質を分離できなくなります。また、残留物が活性溶質と反応してピーク吸着の問題 (ピークのテーリングやピークサイズの低下など) を生じる
ことがあります。活性溶質は、ヒドロキシル (-OH) 基、アミン (-NH) 基、一部のチオール(-SH) 基、アルデヒド基などを含む物質です。半揮発性の汚染物質や残留物はカラムに蓄積しますが、最終的には溶出します。半揮発性の汚染物質や残留物が完全にカラムから溶出するまでには、数時間または数日間かかる場合があります。不揮発性残留物と同様に、ピークの形状やサイズの問題が生じることがあり、一般にベースラインの問題 (不安定性、ワンダー、ドリフト、ゴーストピークなど) の原因となります。
汚染物質はさまざまな発生源に起因しますが、注入したサンプルが最も一般的です。抽出したサンプルは最も危険なタイプの 1 つです。生物の体液および組織、土壌、廃棄物、地下水、および類似したタイプのマトリックスは、半揮発性および不揮発性化合物を大量に含んでいます。注意深く綿密な抽出手順であっても、注入したサンプルにはこのような物質がわずかに存在しています。蓄積された残留物によって問題が生じるまでには、数回から何百回もの注入が必要です。オンカラム注入、スプリットレス注入、メ
ガボアダイレクト注入などの注入手法では、カラムに大量のサンプルが注入されるため、カラムの汚染が生じやすくなります。

カラムの取り付けとトラブルシューティング215

カラム性能の低下の原因

場合によっては、ガス配管、トラップ、フェラル、セプタム破片、またはサンプルと接触するもの (バイアル、溶媒、シリンジ、ピペットなど) が汚染源になることがあります。汚染問題が突然発生し、数か月前や数年前は同様のサンプルで問題がなかったような場合には、この種の汚染源が疑われます。
サンプルの半揮発性および不揮発性残留物の量を最小限にすることがカラムの汚染問題を減らすための最善の方法です。残念ながら、潜在的な汚染物質の存在や実体は多くの場合不明です。厳重かつ徹底的にサンプルをクリーンアップすることが、汚染の問題を避ける最善の予防策です。ガードカラムやリテンションギャップを使用すると、汚染の被害を軽減したり、カラムの汚染に起因する問題の発現を遅らせたりすることが可能です。カラムが汚染された場合は、カラムを溶媒洗浄して汚染物質を除去することが最善の方法です。
汚染されたカラムを長時間にわたり高温で維持して汚染を除去すること (多くの場合、カラムの空焼きと呼ばれる) は推奨しせん。カラムの空焼きは、汚染残留物の一部を不溶性物質に変える場合があり、溶剤でカラムを洗浄しても除去できなくなります。このような状態になると、カラムを元通りにすることはできません。カラムは半分に切断することが可能な場合があり、後半部分はまだ利用可能なことがあります。カラムの空焼きを行う場合は、そのカラムの温度上限で 1 ～ 2 時間を限度とします。

216

www.agilent.com/chem/jp

カラム性能の低下の原因

カラムの溶媒洗浄
カラムを溶媒洗浄するときは、カラムを GC から取り外し、数ミリリットルの溶媒をカラムに通します。洗浄用溶媒に溶解する残留物はカラムからすべて洗い流されます。カ
ラムを取りつけたままの状態で大量の溶媒を注入しても、カラムを洗浄することができず、カラムから汚染物質を除去することはできません。溶媒洗浄するには、キャピラリ
GC カラムが化学結合型および架橋型の固定相を持っている必要があります。非結合型の固定相を溶媒洗浄すると、カラムに深刻な損傷が生じます。
カラム洗浄キット、430-3000

カラム洗浄キットを使用すると、カラム内に溶媒を強制的に流すことができます (図を参照)。洗浄キットを加圧ガス供給源 (N2 または He) に接続し、カラムを洗浄キットに挿入します。溶媒をバイアルに入れ、ガス供給源を使用してバイアルを加圧します。圧力により、溶媒はカラム内を強制的に通過します。残留物は溶媒中に溶解し、溶媒とともにカラムから吐出されます。次にカラムから溶媒が一掃され、カラムは適切にコンディ
ショニングされます。
カラムを洗浄する前に、カラムの前部 (つまり、インジェクタ側末端) から約 0.5 m を切断します。カラムの検出器側末端を洗浄キットの中に挿入します。一般に、カラムの洗浄には複数の溶媒を使用します。連続して使用する各溶媒は、直前に使用した溶媒と混和性がなければなりません。高沸点の溶媒の使用は避ける必要があります。特に最後の溶媒としては使用しないでください。多くの場合は、サンプル溶解に使用している溶媒が最適です。

カラムの取り付けとトラブルシューティング217

カラム性能の低下の原因

メタノール、塩化メチレン、およびヘキサンを推奨します。これらはほとんどの場合に十分に機能します。ハロゲン化溶媒の使用を避けるために、塩化メチレンの代わりにアセトンを使用することができますが、塩化メチレンは洗浄用溶媒として最適な溶媒の 1
つです。水溶性のサンプル (生物の体液や組織など) を注入した場合は、メタノールの前に水を使用します。水溶性サンプルに由来する残留物の一部は、有機溶媒ではなく水だ
け に 溶 解 し ま す 。 結 合 型 の ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル 系 の 固 定 相 (DB-WAX、 DBWAXetr、DB-FFAP、HP-Innowax など) を洗浄する際は、水およびアルコール類 (メタノール、エタノール、イソプロパノールなど) は最後の手段のみに使用してください。

表 8:
カラム洗浄に用いる溶媒量
カラム内径

(mm)

溶媒量 (mL)

0.18-0.2

3-4

0.25

4-5

0.32

6-7

0.45

7-8

0.53

10-12

溶媒量を増やしても、カラムを損傷することはありません。

表 8 に、さまざまな内径のカラムの推奨溶媒量を示します。推奨量以上の溶媒を使用しても、よい結果につながることはなく、無駄になるだけです。最初の溶媒を加えた後、洗浄キットを加圧しますが、20 psi 以下に保ちます。溶媒流量を 1 mL/min 以下に維持できる最高圧を使用します。内径 0.53 mm のカラムを除き、流量が1 mL/min に到達する前に、洗浄キットの圧力は 20 psi に達します。高重量あるいは高粘度の溶媒を使用し、全長が長く内径の小さなカラムを洗浄する場合には、長い洗浄時間が必要です。最初の溶媒のすべてまたは大部分がカラムに入ったときに、次の溶媒を加えます。次の溶媒がカラムの中を通り始める前に前の溶媒がカラムから出ることはありません。
最後の溶媒がカラムから溶出されたら、5 ～ 10 分間にわたり、カラム内にガスを通過させます。インジェクタにカラムを取り付け、キャリアガスの供給を開始します。キャリ
アガスが、5 ～ 10 分間カラムの中を流れるようにします。カラムを検出器に取り付けます (必要に応じて取り外したままにする)。40 ～ 50 ºC で温度プログラムを開始して、2 ～3 ºC/min で温度上限に達するまでカラムを加熱します。カラムが完全にコンディショニ
ングされるまで、この温度を 1 ～ 4 時間維持します。

カラムの保管
キャピラリカラムを GC から取り外したら、元の箱で保管してください。GC セプタムを末端に取り付け、チューブにゴミが入るのを防ぎます。カラムを再び取り付ける際には、カラムの末端を 2 ～ 4 cm トリミングして、セプタム破片がカラム内に詰まらないよ
うにします。
カラムを加熱した GC に付けたままにする場合は、常にキャリアガスを流す必要があります。オーブン、インジェクタ、検出器、トランスファラインの電源がオフになっている (つまり、加熱されていない) 場合に限りキャリアガスの流れを切ることができます。
キャリアガスを流さないと、カラム加熱部分に損傷が生じます。

218

www.agilent.com/chem/jp

問題の把握問題の把握
トラブルシューティングを実行する際の第一歩は、最初に戻って状況を把握することです。問題の解決を急ぐと、重要な情報の中に含まれている決定的な要素を見逃したり、無視したりしてしまいます。直面している問題のほかに、クロマトグラムの中に変化や違いが発生していないかよく観察してください。問題の多くは他の症状を伴って発生します。リテンションタイムの変動、ベースラインノイズの変化やドリフト、ピーク形状の変化は、手掛かりの一部ですが、想定される原因を絞り込むことができます。最後に、サンプルを含むすべての変化や違いに注意してください。溶媒、バイアル、ピペッ
ト、保存条件、サンプルの鮮度、抽出、前処理技術、あるいはサンプル環境に影響を及ぼす他の要因が原因である可能性があります。

日常作業のチェック
多くの問題は、ごく単純な、そしてしばしば見落とされる原因に起因しています。これらの多くはGC の日常作業で簡単な作業のため、意識されることがなく見過ごされて(設定して忘れられて) いる場合があります。確認すべき項目は以下のとおりです。

• ガス : 圧力、キャリアガスの平均線速度、流量 (検出器、スプリットベント、セプタ
ムパージ)• 温度 : カラム、インジェクタ、検出器、トランスファライン• システムパラメータ : パージ活性化時間、検出器のアッテネーションと範囲、質量範
囲など• ガス配管とトラップ : 清潔度、漏れ、劣化• インジェクタ消耗品 : セプタム、ライナ、O-リング、フェラル• サンプルの完全性 : 濃度、劣化、溶媒、保管• シリンジ : 取扱い方法、漏れ、ニードルの鋭さ、清潔度• データシステム : 設定と接続

カラムの取り付けとトラブルシューティング219

問題の把握一般的な問題ゴーストピークまたはキャリーオーバー
大部分のゴーストピークやキャリーオーバーの問題の原因は、システムの汚染です。過剰なゴーストピークが(同様のリテンションタイムで) サンプルピークの幅と類似している場合、汚染物質がサンプルと同時にカラムの中に導入された可能性があります。余分な化合物(つまり汚染物質) がインジェクタまたはサンプル自体の中に存在する可能性があります。溶媒中の不純物、バイアル、キャップ、シリンジなどは発生源のごく一部です。サンプルと溶媒のブランクを注入すると、汚染物質の発生源を見つけるのに役立つことがあります。ゴーストピークがサンプルピークよりも広い場合、注入された際に汚染物質は既にカラム内に存在していた可能性があります。前回のGC 分析が終了した際に、これらの化合物がカラム内に存在していたと考えられます。これらは、その後の分
析中に溶出し、非常に広いピークになることがよくあります。時として、複数回の注入による多数のゴーストピークは重なりあって溶出します。これは、ベースラインのドリ
フトやワンダーとして現れることがあります。
最終温度または温度プログラムの時間を増やすことが、ゴーストピークに関する問題を最小限に抑えるか排除するための 1 つの方法です。また、各分析または洗浄後に、短時
間空焼きすると、問題が生じる前にカラムに蓄積された化合物を除去できます。

220

www.agilent.com/chem/jp

問題の把握ブランクテスト
インジェクタまたはキャリアガスの汚染問題が疑われるときは (ゴーストピークまたは
ベースラインの異常など)、このテストを実施します。

1. GC を 40 ～ 50 ºC で 8 時間以上放置します。
2. 通常の温度条件と機器設定を使用してブランク分析 (GC を開始するが、注入しない) を実行します。

3. このブランク分析のクロマトグラムを採取します。
4. 最初のブランク分析が完了したら、直ちにブランク分析を繰り返します。5 分以上経過しないうちに、2 回目のブランク分析を開始してください。
5. 2 回目のブランク分析のクロマトグラムを最初のクロマトグラムと比較します。
6. 2 回目のクロマトグラムに非常に多くのピークや、ベースラインの乱れが見られる場
合は、供給キャリアガス配管またはキャリアガスが汚染されている可能性があります。

7. 2 回目のクロマトグラムにピークがほとんど見られないか、ベースラインドリフトがほとんどない場合は、キャリアガスとキャリアガス配管は比較的きれいな状態であるといえます。

カラムの取り付けとトラブルシューティング221トラブルシューティングガイド

トラブルシューティングガイド
過度なベースラインノイズ考えられる原因

解決策

備考

インジェクタの汚染

インジェクタを清掃し、ライナとゴールドシールを交換

ブランクテストを実施。ガス配管も清掃する必要がある

カラムの空焼き

カラムの空焼きを 1 ～ 2 時間に抑制

カラムの溶媒洗浄

溶媒洗浄は結合型および架橋型の固定相だけに実施

検出器の汚染検出器を洗浄通常、ノイズは時間の経過と共に大きくなり、突然生じることはない

汚染されたガスまたは低品質のガス

高品質のガスを使用。ガスト
ラップの寿命や漏れも点検

通常は、ガスボンベを交換した後に発生カラムを検出器の奥まで入れすぎている

カラムを再度正しく取り付ける

挿入の適切な深さについては GC マニュアルを参照

検出器のガス流量が不正流量を推奨値に調節

適切流量については GC マニュアルを参照

MS、ECD、TCD を使用した場合の漏れ

漏れている箇所の確認と修復

通常、漏れはカラムフィッティングまたは
インジェクタ部で生じる検出器フィラメント、ランプ、またはエレクトロンマルチプライヤの寿命

該当する部品を交換

セプタムの劣化

セプタムを交換

高温アプリケーションには、適切なセプタムを使用考えられる原因

解決策

備考

インジェクタの汚染

インジェクタを洗浄

ブランクテストを実施。ガス配管も清掃する必要がある

カラムの汚染注入口が汚染されていないか確認する

ベースラインが不安定または乱れる

222

カラムの汚染カラムの空焼き

カラムの空焼きを 1 ～ 2 時間に抑制検出器が平衡化されていない検出器を安定させる検出器の中には、完全に安定化するまでに最大 24 時間を要する場合がある

カラムのコンディショニング不足

カラムの完全コンディショ
ニング

微量分析では特に重要

温度プログラム中のキャリアガス流量の変化

多くの場合は正常

MS、TCD、ECD は、キャリアガス流量の変化に反応する

www.agilent.com/chem/jp

トラブルシューティングガイド

ピークのテーリング
考えられる原因

解決策

備考

カラムの汚染カラムの先を切り取る

カラム前部から 0.5 ～ 1 m を切り取る

カラムの溶媒洗浄

溶媒洗浄は結合型および架橋型の固定相だけに実施
注入口が汚染されていないか確認する

カラムの活性修復不可。カラムを交換

活性化合物だけが影響を受ける

溶媒と固定相の極性が不適合

サンプル溶媒を別の溶媒に変更

初期の溶出ピークまたは溶媒の前部の最も近くで溶出する
ピークではより多くのテーリングが生じる

リテンションギャップを使用

3 ～ 5 m のリテンションギャップで足りる

スプリットレスまたはオンカラム注入の溶媒効果がない

初期カラム温度を低くする

ピークテーリングはリテンションタイムの経過と共に減少する

スプリット比が低すぎる

スプリット比を増加させる

スプリットベントからの流量は 20 mL/min 以上にする必要がある

カラムが適切に取り付けられていない

カラムを再度正しく取り付ける 初期溶出ピークに、より多くのテーリングが発生

一部の活性化合物が常にテーリングを生じるなし

アミンとカルボン酸で頻繁に見られるピークの割れ考えられる原因

解決策

備考

注入方法

注入方法を変更する

通常はプランジャの押し下げがよくないか、シリンジニードル
内にサンプルがある。オートインジェクタを使用する

サンプル溶媒の混合

サンプル溶媒を別の溶媒に変更 両溶媒の極性または沸点に大きな差があるとさらに悪化する

カラムが適切に取り付けられていない

カラムを再度正しく取り付ける 通常、挿入位置に大きな誤りがある

インジェクタでのサンプル分解

インジェクタ温度を下げる
オンカラム注入に変更する

オンカラムインジェクタが必要

フォーカシングが不十分

リテンションギャップを使用

スプリットレス注入およびオンカラム注入用

温度が低すぎると、ピークの幅が広がったり、
テーリングが生じる場合がある

ヒントとテクニック
アジレントの GC 消耗品製品シリーズを使用することにより、最高の性能と最大の生産性を確保できます。
詳しくは、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

カラムの取り付けとトラブルシューティング

223

トラブルシューティングガイド

リテンションタイムの変化考えられる原因

解決策

備考

キャリアガス速度の変化

キャリアガス速度を確認

すべてのピークが、同じ方向に、ほぼ同じ量シフトする

カラム温度の変化

カラム温度を確認

すべてのピークが同じ量シフトするわけではない

カラム寸法の変化

カラムが同じものかどうか確認

化合物濃度の大幅な変化

異なるサンプル濃度を試す

隣接したピークに影響を及ぼすこともある。サンプルの過負荷
は、スプリット比を上げるか、サンプルの希釈で修正する

インジェクタの漏れ

インジェクタに漏れがないか点検

通常、ピークサイズの変化が生ずる

ガス配管の閉塞

詰まった配管を清掃または交換

スプリットラインでより多く見られる。流量コントローラとソレノイドも点検

セプタムの漏れセプタムを交換

ニードル先端を点検

サンプル溶媒が不適切

サンプル溶媒を別の溶媒に変更

スプリットレス注入の場合のみ

リテンションギャップを使用

224

www.agilent.com/chem/jp

トラブルシューティングガイド

ピークサイズの変化考えられる原因解決策

備考

検出器レスポンスの変化

ガスの流量、温度、設定を確認

すべてのピークが等しく影響を受けるわけではない

バックグラウンドレベルまたはノイズを確認検出器ではなく、システムの汚染により生じる場合がある

スプリット比を確認

すべてのピークが等しく影響を受けるわけではない

スプリット比の変化
パージ活性時間の変化

パージ動作ラインを点検

スプリットレス注入の場合のみ

注入量の変化

注入方法を確認

注入量はリニアではない

サンプル濃度の変化

サンプル濃度の点検と確認

分解、蒸発、サンプルの温度または pH の変動によっても変化が生じる

シリンジの漏れ

別のシリンジを使用

サンプルの漏れがプランジャまたはニードルで発生しても、多くの場合、漏れは目視確認できない

カラムの先を切り取る

カラム前部から 0.5 ～ 1 m を切り取る

カラムの溶媒洗浄

溶媒洗浄は結合型および架橋型の固定相だけに実施

カラムの活性

修復不可

活性化合物だけが影響を受ける

共溶出

カラム温度または固定相を変更

カラム温度を下げ、ピークのショルダー部またはテール部の形状を確認

インジェクタディスクリミネーションの変化

同じインジェクタパラメータを維持

スプリット注入で最も重要サンプルの逆流

注入量を減らし、より大きいライナを 溶媒量を減らし、流量を増加させることが最も有効使用し、注入口温度を下げる

注入口の汚染による分解

インジェクタを清掃し、ライナとゴールドシールを交換

カラムの汚染注入口には不活性化処理済みライナとガラスウールだけを使用

カラムの取り付けとトラブルシューティング

225

トラブルシューティングガイド

分離能の低下
解決策

備考

異なるカラム温度

カラム温度を確認

他のピークの差は目視確認できる

異なるカラム寸法または固定相

カラムが同じものかどうか確認

他のピークの差は目視確認できる

別のピークを伴う共溶出

カラム温度を変更

カラム温度を下げ、ピークのショルダー部またはテール部の形状を確認

キャリアガス速度を確認

リテンションタイムの変化も生じる考えられる原因
分離の低下

ピーク幅の増大キャリアガス速度の変化

カラムの先を切り取る

カラム前部から 0.5 ～ 1 m を切り取る

カラムの溶媒洗浄

溶媒洗浄は結合型および架橋型の固定相だけに実施

インジェクタの変化

インジェクタ設定を確認

特に、スプリット比、ライナ、温度、注入量を確認する

サンプル濃度の変化

異なるサンプル濃度を試す

高濃度ではピーク幅が増大する

不適当な溶媒作用、フォーカシングの欠如

オーブン温度を下げ、より高品質の溶媒を使用し、サンプル相の極性を適合させ、リテンションギャップを使用する

スプリットレス注入の場合のみ

カラムの汚染

226

www.agilent.com/chem/jp

GC アプリケーション

GC アプリケーション
業種別アプリケーション
40 年を超えるクロマトグラフィーの専門知識を持つアジレントには、さまざまなアプリ
ケーションに対する豊富な知識と経験があります。さらに、新しいアプリケーションやカラムの開発も継続して行っています。
最新アプリケーションを業種別に紹介します。
環境 - 速度と精度に対する要求を満たしながら、大気中のハロカーボン濃度の測定や、土壌中の有機塩素系農薬の同定などの重要な分析を実行する方法を説明します。 228
ページをご覧ください。
エネルギーおよび燃料 - 各種規制項目に適応し、分析効率を高め、環境の維持管理のために使用できる、プロピレン中の硫黄化合物の分析などのアプリケーションを紹介しています。246 ページをご覧ください。
食品および香料 - 香料、香水、エッセンシャルオイルの品質、安全性、法規制対応について紹介します。また、キラル化合物、メントール、FAME に重点を置いて紹介します。250 ページをご覧ください。

ヒントとテクニック
およそ 2000 の GC アプリケーションと標準メソッドを ScanView データ
ベースで検索することができます。
ScanView のコピーは、

工業化学 – 製品の品質維持と製造における効率を重視し、アルコール、ハロゲン化炭化水素、芳香族溶媒、フェノール、無機ガスの最新アプリケーションを紹介します。258
ページをご覧ください。
ライフサイエンス - アンフェタミン、麻酔薬、アルコールなどの規制物質のスクリーニ
ングメソッドに関する最新情報をお届けします。また、残留溶媒をモニタリングするための最新の方法を紹介しています。261 ページをご覧ください。

www.agilent.com/chem/scanview
からダウンロードできます。

GC アプリケーション

227

環境アプリケーション

環境アプリケーション
Agilent のウルトライナート試験混合液
カラム :1. 1-プロピオン酸
2. 1-オクタン
3. n- オクタン

DB-5ms Ultra Inert
122-5532UI
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

キャリアガス : 水素、定圧、38 cm/spA

オーブン :

65 ºC 定温

30

サンプラ :

Agilent 7683B、0.5 µL シリンジ
(部品番号 5188-5246)、0.02 µL スプリット注入

27.5

スプリット/スプリットレス、250 ºC、
1.4 mL/min、スプリットカラム流量
900 mL/min、2.0 分でガスセーバ流量 75 mL/min

22.5

注入 :

検出器 :

4. 4-ピコリン
5. n- ノナン
6. リン酸トリメチル

47. 1.2-ペンタンジオール
8. n- プロピルベンゼン
5

2
3

25

9. 1-ヘプタノール
10. 3-オクタノン
11. n-デカン

8
1

20

9

17.5

FID、325 ºC、空気 450 mL/min 、水素 40 mL/min 、
窒素メークアップガス 45 mL/min

11
10

7

15

6

12.5

独自の不活性化処理済み DB-5ms ウルトライナートカラムにより、ピーク高さの増加とともに対称なピーク形状を実現します。これにより、正確な積分と微量の分析対象成分の検出を行うことができます。

10
0

2

4

6

1. N-ニトロソジメチルアミン
2. アニリンDB-5ms Ultra Inert
122-5532UI
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

3. 1,4-ジクロロベンゼン-D4
4. 1,4 -ジクロロベンゼン
5. ナフタレン-D8

キャリアガス : ヘリウム、定流量モード、30 cm/s
11 12

6

オーブン :

40 ºC で 1 分間、15 ºC/min で 40 ～ 100 ºC、
10 ºC/min で 100 ～ 210 ºC、210 ºC で 1 分間、
5 ºC/min で 210 ～ 310 ºC、310 ºC で 8 分間

検出器 :

14

サンプル :

スプリット/スプリットレス、260 ºC、
総流量 53.7 mL/min、パージ流量 50 mL/min
0.5 分、ガスセーバ流量 80 mL/min オン
3.0 分

MSD イオン源 300 ºC、四重極 180 ºC、
トランスファライン 290 ºC、
フルスキャン m/z 50 ～ 550

6. アセナフテン-D10
7. 2,4-ジニトロフェノール

16 17

5

18

3

注入 :

10
DB5msPeaks

US EPA メソッド 8270 ショートミックス
カラム :

8

Time (min)11. 4-アミノビフェニル
12. フェナントレン- D10
13. ベンジジン

2

10

13

15

14. クリセン-D12
15. 3,3'-ジクロロベンジジン
16. ベンゾ [b] フルオランテン
17. ベンゾ [k] フルオランテン
18. ペリレン-D12

9

1

8
4

1.0 µL スプリットレス注入、
オンカラムで 1 成分あたり 5 ng

5.00

10.00

7

15.00
20.00
Time (min)8. 4-ニトロフェノール
9. 2-メチル-4,6-ジニトロフェノール
10. ペンタクロロフェノール

25.00

30.00
EPA8270

推奨消耗品
ライナ :

ダイレクトコネクト、デュアルテー
パ、不活性処理済、内径 4 mm,

G1544-80700
シリンジ :

228

オートサンプラシリンジ、0.5 µL、23 ゲージ、コーンチップ, 5188-5246

www.agilent.com/chem/jp

US EPA メソッド 8270 に類似したメソッドを用いた半揮発性物質分析は、世界中の環境分析ラボ
でますます重要になりつつあります。安息香酸や 2,4-ジニトロフェノールなどの酸性化合物、また、ピリジンやベンジジンなどの強塩基化合物は、半揮発性サンプル中に見られる活性種の例です。DB-5ms ウルトライナートカラムは、これらの困難な測定対象化合物に対しても優れた
不活性性能を示します。

環境アプリケーション

US EPA メソッド 551.1
カラム A :

カラム B :

Agilent 7890A GC

サンプラ :

Agilent 7683B、5.0 µL シリンジ
(部品番号 5181-1273)
0.5 µL スプリットレス注入

キャリアガス : ヘリウム 25 cm/s、定流量
注入 :リテンション
ギャップ :

検出器 :11. クロロピクリン
12. ジブロモクロロメタン

3. 四塩化炭素
4. トリクロロアセトニトリル

13. ブロモクロロアセトニトリル
14. 1,2- ジブロモエタン

5. ジクロロアセトニトリル
6. ブロモジクロロメタン

15. テトラクロロエチレン
16. 1,1,1-トリクロロ-2-プロパノン

7. トリクロロエチレン
8. 抱水クロラール

17. ブロモホルム
18. ジブロモアセトニトリル

9. 1,1- ジクロロ -2- プロパノン
10. 1,1,2- トリクロロエタン

19. 1,2,3- トリクロロプロパン
20. 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン

DB-1301
122-1333
30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

装置 :オーブン :

1. クロロホルム
2. 1,1,1- トリクロロエタン

HP-1ms Ultra Inert
19091S-733UI
30 m x 0.25 mm, 1.00 µm

Hz
600
500

スプリットレス、200 ºC、
0.25 分で 20 mL/min のパージ流量

1 m、内径 0.32 mm 不活性処理済み
フューズドシリカ高温チューブ(部品番号 160-2855-5)

100

デュアル G2397A ECD、300 ºC、
一定のカラム流量 + メークアップ
ガス流量 (N2) = 30 mL/min

4

16
5

400
300

33 ºC で 14 分間、5 ºC/min で
33 ～ 60 ºC、5 分間保持、
15 ºC/min で 60 ～ 275 ºC、
20 分間保持20
Column A

2

3

1

9

6

11
12
13

10

8

10

15

19

17
15

14

7

200

18

20

25

30

min

16

Hz

20

600
500

Column B
13
4

200

12

9

2 3

300
1

19 18

5

6

400

11

7

15
10

17
14

100
10

15

20

25

30

min
EPA_551-1

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム,
5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、デュアル
テーパ、不活性処理済、内径 4 mm,

このアプリケーションは、EPA 551.1 を用いた含塩素溶媒、トリハロメタン、消毒副生成物分析における HP-1ms ウルトライナートカラムの有用性を示しています。抱水クロラールの良好なピーク
形状と、ブロモジクロロメタンとトリクロロエチレン分離の形状から、HP-1ms ウルトライナート
カラムの高い不活性さと、このカラムが EPA メソッド 551.1 分析に適していることがわかります。

G1544-80700
シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP, 5181-1273

ヒントとテクニック
Agilent 7890A GC システムの詳細については、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

GC アプリケーション229

環境アプリケーション

15+1 種類の EU 規制対象の優先 PAH
Agilent J&W DB-EUPAH カラムを使用した

重要な異性体の分離
カラム :1. ベンゾ [c] フルオレン
2. ベンズ [a] アントラセン

DB-EUPAH
121-9627
20 m x 0.18 mm, 0.14 µm

3. シクロペンタ [c,d] ピレン
4. クリセン
5. 5-メチルクリセン

装置 :Agilent 6890N/5975B MSD

サンプラ :

Agilent 7683B、5.0 µL シリンジ、
0.5 µL スプリットレス注入、注入速度 75 µL/min

6. ベンゾ [b] フルオランテン
7. ベンゾ [k] フルオランテン

検出器 :

11000

1

Rs 2.4Rs 2.74

Rs 1.645 ºC で 0.8 分間、 45 ºC/min で 45 ～ 200 ºC、
2.5 ºC/min で 200 ～ 225 ºC、3 ºC/min で
225 ～ 266 ºC、5 ºC/min で 266 ～ 300 ºC、
10 ºC/min で 300 ～ 320 ºC、320 ºC で
4.5 分間保持

Rs 2.6Rs 1.79000
Abundance

オーブン :

15. ジベンゾ [a,i] ピレン
16. ジベンゾ [a,h] ピレン

12000
10000

スプリットレス 325 ºC、
0.8 分でパージ流量 60 mL/min

12. ベンゾ [g,h,i] ペリレン
13. ジベンゾ [a,l] ピレン
14. ジベンゾ [a,e] ピレン

13000

キャリアガス : ヘリウム、ランプ流量 1.0 mL/min (0.2 分)、
5 mL/min2 ～ 1.7 mL/min
注入 :8. ベンゾ [i] フルオランテン

14000

9. ベンズ [a] ピレン
10. インデノ [1,2,3 -cd] ピレン
11. ジベンズ [a,h] アントラセン

8000

23

7000

7

5
6

6000

12

8
9

10

13
16
14
15

11

5000
4000
3000
2000
1000

MSD イオン源 300 ºC、四重極 180 ºC、
トランスファライン 330 ºC、スキャン範囲 50 ～ 550 m/z

0
10.00

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、デュアルテーパ、不活性処
理済、内径 4 mm, G1544-80700

シリンジ :

5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,
5181-1273

15.00

20.00

25.00
Time

30.00

35.00

Agilent CrossLab GC 消耗品は、バリアン (現ブルカー)、パーキンエルマー、
島津製作所、サーモサイエンティフィックの GC システムなど、
他メーカーの装置にフィットする、高性能消耗品です。詳しくは、
www.agilent.com/chem/CrossLab:jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp

EU_PAHs

15 + 1 種の EU 規制対象の優先 PAH が、すべて DB-EUPAH カラムで非常によく分離されました。分離が難しいベンゾ [b,k,j] フルオランテン異性体はベースライン分離されるため、各異性体の正確な定量が可能です。また、重要な異性体対である
ベンズ [a] アントラセンとシクロペンタ [c,d] ピレン、シクロペンタ [c,d] ピレンと
クリセン、インデノ [1,2,3 -cd] ピレンとジベンズ [a,h] アントラセンがベースライン分離されました。以上から、DB-EUPAH カラムが EU 規制対象 PAH の分析で高い感度と選択性を実現できることが証明されました。

ヒントとテクニック

230

40.00

環境アプリケーション

CLP 農薬分析
カラム :DB-XLB
121-1222
20 m x 0.18 mm, 0.18 µm

キャリアガス : H2、定流量、77.3 cm/s、120 ºC
オーブン :

注入 :

検出器 :

120 ºC で 0.49 分間
59.4 ºC/min で 120 ～ 160 ºC
23.7 ºC/min で 160 ～ 260 ºC
35.6 ºC/min で 260 ～ 300 ºC、300 ºC で1.69 分間
パルスドスプリットレス、220 ºC
パルス圧力/時間:35 psi で 0.5 分フロー
ランプ流量 99 mL/min (6.25 分)、
2 ～ 3 mL/min
内径 2 mm ライナµ-ECD、320 ºC
Ar/CH4 (P5) メークアップガス、60 mL/min

サンプル:

カラム :

注入 :

DB-XLB
123-1232
30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

120 ºC で 1.17 分間
25 ºC/min で 120 ～ 160 ºC
10 ºC/min で 160 ～ 260 ºC
15 ºC/min で 260 ～ 300 ºC、
300 ºC で 4 分間
パルスドスプリットレス、220 ºCµ-ECD、320 ºC
Ar/CH4 (P5) メークアップガス、60 mL/min

サンプル :

3.6e + 07
3.4e + 07
3.2e + 07
3e + 072.8e + 07
2.6e + 07
2.4e + 07
2.2e + 07
2e + 07
1.8e + 07
1.6e + 07
1.4e + 07
1.2e + 07
1e + 07
8000000
6000000
4000000
2000000

5, 6
3

7

1

8

12
910
13
11

4. b-BHC
5. d-BHC

21

1

22

19

6. ヘプタクロル
7. アルドリン

14 15
16 18

4

8. ヘプタクロロエポキシド
9. g-クロルデン

1720

10. a-クロルデン
11. エンドスルファン I
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00
12. 4,4'-DDE
Time (min)
GCHE006
13. ディルドリン
14. エンドリン

オリジナルのメソッド(0.32 mm 内径カラムとヘリウムキャリアガス)

パルス圧力/時間 : 35 psi で 1.15 分間
検出器 :1. テトラクロロ-m-キシレン
2. a-BHC
3. g-BHC2

0.5 µL、50 ppb

キャリアガス : He、定流量、38 cm/s、120 ºC
オーブン :

高速メソッド(高速高分離 GC カラムと水素キャリアガス)

2 µL, 50 ppb

15. 4,4'-DDD
16. エンドスルファン II
17. 4,4'-DDT
18. エンドリンアルデヒド

5, 61.9e + 08
1.8e + 08
1.7e + 08
1.6e + 08
1.5e + 08
1.4e + 08
1.3e + 08
1.2e + 08
1.1e + 08
1e + 08
9e + 078e + 07
7e + 076e + 07
5e + 07
4e + 07
3e + 072e + 07
1e + 0719. 硫酸エンドスルファン
20. メトキシクロル

2
3
7
1

10
9 12
11 13
8

4

14 15 18
16 19

21. エンドリンケトン
22. デカクロロビフェニル

21
22

17
20

2.00

4.00

6.00

8.00
10.00
Time (min)

12.00

14.00

16.00
GCHE007

高速高分離 (内径 0.18 mm) GC カラムによる CLP 農薬分析。この 22 種類の CLP 農薬の分析では、オリジナルのメソッドで 16 分を要したのに対し、改良したメソッドではわずか 7 分で完了したことを示しています。つまり、サンプル分析時間が 56 % 速くなりました。

GC アプリケーション

231

環境アプリケーション

半揮発性物質の分析
カラム A :

DB-5.625
122-5632
30 m x 0.25 mm, 0.50 µm

カラム B :

DB-5.625
121-5622
20 m x 0.18 mm, 0.36 µm

A

キャリアガス : He 定流量モード、1.1 mL/min
オーブン :

4.00

8.00

12.00

40 ºC で 1 分間、25 ºC/min で 40 ～ 320 ºC
4.80 分間保持注入 :300 ºC で 0.5 µL スプリットレス注入、QuickSwap 圧力 5.0 psi (データ取り込み中)、
80.0 psi (バックフラッシュ中)、バックフラッシュ中は注入口を 1.0 psi に設定

検出器 :Agilent 5975C MSD ターボポンプ仕様、
6 mm 口径のドローアウトレンズ搭載、
部品番号 G2589-20045

内径 0.25 mm カラムのメソッドを内径 0.18 mm に変更すると、分析時間が 32 % 削減されます。より高速な内径 0.18 mm の分
離では、分析対象物の 77 のピークにおける分離能も維持され
ます。

16.00
Time (min)

20.00

24.00
GCHE001

米国 EPA メソッド 8270、5 ng/mL システム性能チェック化合物のクロマト
グラム、DB-5.625、30 m x 0.25 mm、0.5 µm を使用

B

4.00

6.00

8.00

10.00
Time (min)

12.00

14.00

16.00
GCHE002

米国 EPA メソッド 8270、5 ng/mL システム性能チェック化合物のクロマト
グラム、DB-5.625、20 m x 0.18 mm、0.36 µm を使用

ヒントとテクニック
GC のトラブルシューティングや GC カラムの取り付けに関するポスター (英語版) は、
www.agilent.com/chem/GCposteroffer からご請求ください。

232

www.agilent.com/chem/jp

環境アプリケーション

有機塩素系農薬 I EPA メソッド 8081A
カラム :DB-35ms
122-3832
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/sec、50 ºC で測定
オーブン :

注入 :
検出器 :
サンプル:

1. 1,2- ジブロモ -3- クロロプロパン
2. 4- クロロ 3- ニトロベンゾトリフルオリド (SS)
3. ヘキサクロロペンタジエン

26. ケルセン
27. ヘプタクロロエポキシド
28. g- クロルデン

4. 1- ブロモ 2- ニトロベンゼン (IS)
5. テラゾール

29. trans- ナノクロル
30. a- クロルデン
31. エンドスルファン I

6. クロロネブ
7. トリフルラリン
8. 2- ブロモビフェニル (SS)50 ºC で 1 分間
25 ºC/min で 50 ～ 100 ºC
5 ºC/min で 100 ～ 300 ºC
300 ºC で 5 分間

32. キャプタン
33. p,p'-DDE

9. テトラクロロ m- キシレン (SS)
10. a、a- ジブロモ m- キシレン
11. プロパクロール

スプリットレス、250 ºC
30 秒のパージ時間

34. ディルドリン
35. クロロベンジレート
36. ペルセン
37. クロロプロピレート

12. ジアレート A
13. ジアレート B

MSD、トランスファライン 300 ºC
フルスキャン m/z 50 ～ 500

38. エンドリン
39. p,p'-DDD

14. ヘキサクロロベンゼン
15. a-BHC

35 µg/mL の 8081A 混合物標準試料 (AccuStandard Inc.)、1 µL

40. エンドスルファン II
41. p,p'-DDT

16. ペンタクロロニトロベンゼン (IS)
17. g-BHC

42. エンドリンアルデヒド
43. 硫酸エンドスルファン

18. b-BHC

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm, 5181-3316

シリンジ :

44. ジブチルクロレンデート (SS)45. カプタホル

19. ヘプタクロル
20. アラクロール
21. d-BHC

46. メトキシクロル
47. エンドリンケトン

22. クロロタロニル
23. アルドリン

48. マイレックス
49. cis- ペルメトリン

24. ダクタール
25. イソドリン

10µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP, 5181-1267

50. trans- ペルメトリン* 分解生成物
SS - サロゲート標準
IS - 内部標準

使用した標準試料は、AccuStandard Inc., 25 Science Park, New Haven,
CT 06511, 800-442-5290 により提供された個々の溶液の混合物です。

8, 9

32, 331636
6
35 37 39
14

3

20
19 22

11
15

5
1 2

17 18

7

21

24
23

25
27 283031 34

38

29
4

10

13
12

46
41

40

43 44

48

49

47

42
45

26
50

5

10

15

20

25
Time (min)

30

35

40
GCEP003

GC アプリケーション

233

環境アプリケーション

有機塩素系農薬 II EPA メソッド 8081A
カラム :1. 1,2- ジブロモ -3- クロロプロパン
26. ケルセン
2. 4- クロロ 3- ニトロベンゾトリフルオリド (SS) 27. ヘプタクロロエポキシド
3. ヘキサクロロペンタジエン
28. g- クロルデン
4. 1- ブロモ 2- ニトロベンゼン (IS)29. trans- ナノクロル

DB-5ms122-5532
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/sec、50 ºC で測定
オーブン :

注入 :
検出器 :
サンプル:

50 ºC で 1 分間
25 ºC/min で 50 ～ 100 ºC
5 ºC/min で 100 ～ 300 ºC
300 ºC で 5 分間
スプリットレス、250 ºC
30 秒のパージ時間

5. テラゾール
6. クロロネブ

30. a- クロルデン
31. エンドスルファン I

7. トリフルラリン
8. 2- ブロモビフェニル (SS)32. キャプタン
33. p,p'-DDE

9. テトラクロロ m- キシレン (SS)
10. a、a- ジブロモ m- キシレン
11. プロパクロール

34. ディルドリン
35. クロロベンジレート
36. ペルセン
37. クロロプロピレート

12. ジアレート A
13. ジアレート B

MSD、トランスファライン 300 ºC
フルスキャン m/z 50 ～ 500

38. エンドリン
39. p,p'-DDD

14. ヘキサクロロベンゼン
15. a-BHC

35 µg/mL の 8081A 混合物標準試料 (AccuStandard Inc.)、1 µL

40. エンドスルファン II
41. p,p'-DDT

16. ペンタクロロニトロベンゼン (IS)
17. g-BHC

使用した標準試料は、AccuStandard Inc., 25 Science Park, New Haven,
CT 06511, 800-442-5290 により提供された個々の溶液の混合物です。

18. b-BHC

42. エンドリンアルデヒド
43. 硫酸エンドスルファン

19. ヘプタクロル
20. アラクロール

44. ジブチルクロレンデート (SS)45. カプタホル

21. d-BHC

46. メトキシクロル
47. エンドリンケトン

22. クロロタロニル
23. アルドリン

48. マイレックス
49. cis- ペルメトリン

24. ダクタール
25. イソドリン

50. trans- ペルメトリン* 分解生成物
SS - サロゲート標準
IS - 内部標準

35, 3736, 3830, 31
16
8

6
3

1

9

14

11

15

5

33

18 17

22
21

2

34
29

10

4

13

48

40

47

43

49

44

42

32

12

46

41

24 25
20
23
19
27 28

7

39

45
50

26

5

234

www.agilent.com/chem/jp

10

15

20
Time (min)

25

30

35

40
GCEP004

環境アプリケーション

農薬、EPA 508.1
カラム :

カラム :

DB-35ms
123-3832
30 m x 0.32 mm, 0.25 µm
DB-XLB
123-1236
30 m x 0.32 mm, 0.50 µm

キャリアガス : ヘリウム 45 cm/sec(定流量モード, EPC)
オーブン :

注入 :27. 4,4'-DDE

4. トリフルラリン
5. プロパクロール

16. クロロタロニル
17. アルドリン

28. ディルドリン
29. クロロベンジレート

6. ヘキサクロロベンゼン
7. a-BHC

18. メトリブジン
19. メトラクロール
20. DCPA

30. エンドリン
31. 4,4'-DDD

8. アトラジン
9. ペンタクロロニトロベンゼン

75 ºC で 0.5 分間
10 ºC/min で 75 ～ 300 ºC
300 ºC で 2 分間
スプリットレス、250 ºC
30 秒のパージ時間

1. ヘキサクロロシクロペンタジエン 13. ヘプタクロル
2. エトリジアゾール
14. アラクロール
3. クロロネブ
15. d-BHC

サンプル:

32. エンドスルファン II
33. 4,4'-DDT

21. 4,4'- ジブロモビフェニル
22. ヘプタクロロエポキシド

10. シマジン
11. g-BHC

34. エンドリンアルデヒド
35. 硫酸エンドスルファン

23. シアナジン
24. g-クロルデン

12. b-BHC

36. メトキシクロル
37. cis-ペルメトリン

7DB-35ms

38. trans-ペルメトリン

6

検出器 :

25. a-クロルデン
26. エンドスルファン IµECD、350 ºC

16
15

11

窒素メークアップガス(カラム + メークアップガス
流量 = 30 mL/min 定流量)28

21, 2224 25 27

20

1 成分あたり 50 pg

26

13

17

32

18
1

30

31

35
33

12
9, 10

4

2

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム,
5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングル
テーパ、不活性処理済、
内径 4 mm, G1544-80730

シリンジ :

10µL、テーパ、ニードル固定型
23-26s/42/HP, 5181-1267

36
23
38

34

14

3

19

5

29
37

8

8

10

12

16
Time (min)

14

18

22

20

24
GCEP005

7 6

DB-XLB

15 16

8,11

24 25 27

20
13

17

22

28

26
32
35
30 31

18

1

33

12
4
2

21

36

23
3
5
8,10

8

10

12

34

14

14

16
Time (min)

38

29
19

37

18

20

22

24
GCEP006

GC アプリケーション

235

環境アプリケーション

フェノキシ酸除草剤 – メチル誘導体、EPA 8151A
カラム :DB-35ms
123-3832
30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム 45 cm/sec (定流量モードで EPC)
オーブン :

注入 :50 ºC で 0.5 分間
25 ºC/min で 50 ～ 100 ºC
12 ºC/min で 100 ～ 320 ºC
320 ºC で 2 分間

1. ダラポン
2. 3,5- ジクロロ安息香酸

11. ペンタクロロフェノール
12. 2,4,5-T,P

3. 4- ニトロフェノール
4. メチル -2,4- ジクロロフェニルアセテート (SS)
5. ジカンバ

13. 2,4,5-T

6. MCPP

16. 2,4-DB

7. MCPA

17. ベンタゾン
18. DCPA

14. クロラムベン
15. ジノセブ

8. 4,4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル (IS)
9. ジクロロプロップ

スプリットレス、250 ºC
30 秒のパージ時間

19. ピクロラム
20. アシフルオルフェン

10. 2,4-D

検出器 :

サンプル:

µECD、350 ºC

窒素メークアップガス(カラム + メークアップガス流量 = 30 mL/min 定流量)11

各成分 50 pg

8

18
12

DB-35ms

20

13
19

5
14 15

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理
済、内径 4 mm, 5181-3316

シリンジ :

10µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,
5181-1267

2
4

1
3

2

4

6

7

6

8

9

10
16

10

17

12

14

Time (min)16
GCEP017

除草剤 I
カラム :

DB-XLB
122-1232
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

1. Monuron

11. Atrazine

21. Prometryne

2. Diuron

12. Propazine

22. Simetryn

3. EPTC

13. Simazine

23. Metribuzin

4. Dichlobenil

14. Terbuthylazine

24. Terbutryn

5. Vernolate

15. Pronamide

25. Metolachlor

6. Pebulate

16. Secbumeton

26. Bromacil

7. Molinate

17. Terbacil

27. Dacthal

8. Sulfallate

18. Alachlor

28. Diphenamid

9. Atraton

19. Propanil

29. Butachlor

10. Prometon

20. Ametryn

30. Napropamide

キャリアガス : ヘリウム、32 cm/sec、50 ºC で測定
オーブン :

注入 :50 ºC で 1 分間
10 ºC/min で 50 ～ 180 ºC
5 ºC/min で 180 ～ 230 ºC
10 ºC/min で 230 ～ 320 ºC
320 ºC で 2 分間

31. Carboxin

スプリットレス、250 ºC
30 秒のパージ時間
5

検出器 :
サンプル:

11, 12, 13

32. Tricyclazole

16

33. Norflurazon

8

MSD、トランスファライン 300 ºC
フルスキャン 50 ～ 400

34. Hexazinone
25, 26

12

35. Difolotan
36. Fluridone

20 - 23

4

2 µL x 10-50 ng/µL のアセトン溶液

27

* 不純物

10

36

15

7

18, 19

29
28

34

6

推奨消耗品

236

14

3

24
31

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理
済、内径 4 mm, 5181-3316

シリンジ :

10µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,
5181-1267

www.agilent.com/chem/jp

9

33

30

17

35

32
1

10

2

15

20

25
Time (min)

30

35 36
GCEP019

環境アプリケーション

ECD の PBDE
カラム :DB-XLB
15 m x 0.18 mm、0.07 µm

アジレントのカスタムカラム
キャリアガス : 水素、72 cm/sec、100 ºC (4.0 mL/min)、定流量モード
オーブン :

100 ºC で 0.5 分間
30 ºC/min で 100 ～ 300 ºC
300 ºC で 5 分間

注入 :スプリット、250 ºC
スプリット比 20:1

検出器 :
サンプル:

1. 2,2',4- トリ BDE (BDE-17)
2. 2,4,4'- トリ BDE (BDE-28)

8. 2,2',3,4,4'- ペンタ BDE (BDE-85)
9. 2,2',4,4',5,6'- ヘキサ BDE (BDE-154)

3. 2,3',4',6- テトラ -BDE (BDE-71)
4. 2,2',4,4'- テトラ -BDE (BDE-47)

10. 2,2',4,4',5,5'- ヘキサ BDE (BDE-153)
11. 2,2',3,4,4',5'- ヘキサ BDE (BDE-138)

5. 2,3',4,4'- テトラ BDE (BDE-66)
6. 2,2',4,4',6- ペンタ BDE (BDE-100)

12. 2,2',3,4,4',5',6- ヘプタ BDE (BDE-183)
13. 2,3,3',4,4',5,6- ヘプタ BDE (BDE-190)

7. 2,2',4,4',5- ペンタ BDE (BDE-99)

14. デカ BDE (BDE-209) (12.5 mg/mL)
11

4 5

2
3

9

6
8

1

ECD、300 ºC

10

7

12
13

ピーク、同族元素 (2.5 mg/mL)

BDE-209

1 µL

PBDE 標準試料について、AccuStandard, Inc. (New Haven , CT) に謝意を
表します。

0

2

4

6
Time (min)

8

10

12
GCES003

アロクロール 1016 ～ 1268 (1221 を除く)
カラム :DB-XLB
121-1232
30 m x 0.18 mm, 0.18 µm

キャリアガス : ヘリウム、37 cm/sec、150 ºC で測定
オーブン :

100 ºC で 1 分間
1.2 ºC/min で 100 ～ 265 ºC

注入 :高温オンカラム、250 ºC

検出器 :MSD、トランスファライン 340 ºC、SIM

サンプル:

イソオクタン溶液 1 µL、12.5 ppm

30

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、不活性処
理済、内径 4 mm, G1544-80730

シリンジ :

10µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,
5181-1267

40

50

60

70
Time (min)

80

90

100

110

120
GCES004

GC アプリケーション

237

環境アプリケーション

PBDE
DB-XLB
122-1231
30 m x 0.25 mm, 0.10 µm

Ion 485.70 (485.40 to 486.40): PBDE-105.D
Abundance

カラム :

500
0

キャリアガス : ヘリウム、38 cm/sec、100 ºC (1.2 mL/min)、
定流量モード

10:00

100 ºC で 1 分間、20 ºC/min で 100 ～ 340 ºC、
340 ºC で 12 分間

検出器 :Agilent 5973 MSD、トランスファライン 325 ºC、EI SIM(モニタリングイオン: 231.8、248.0、327.9、398.6、
400.5、405.8、845.7、563.6、643.5、721.4、799.3)

13:00

500
0

11:00

12:00

13:00

Ion 643.50 (643.50 to 644.20): PBDE-105.D
Abundance

クールオンカラム、オーブントラックモード

12:00

Penta-BDE
150 ppb each

1000

10:00

注入 :

11:00

Ion 563.60 (563.30 to 564.30): PBDE-105.D
Abundance

オーブン :

Tetra-BDE
100 ppb each

1000

1000

Hexa-BDE
200 ppb each

500
0

10:00

11:00

12:00

13:00

サンプル:

Abundance

Ion 721.70 (721.40 to 722.40): PBDE-105.D

0.5 µL

Hepta-BDE
250 ppb each

1000
500
0

10:00

11:00

12:00

13:00
GCES014

詳細については、アプリケーションノートをご覧ください。ホームページ (www.agilent.com/chem/jp) のライブラリから「オンラインリテラチャー」を選択し、「キーワード」欄に 5989-0094EN と入力してください。

ラージミックス : 5 ng オンカラム、
AccuStandard EN メソッド 8720D 混合液
1、2、3、4a、4q、5、6 (93 種の化合物)
カラム :オーブン :

1. n-ニトロソジメチルアミン
2. 2-メチルピリジン
3. ベンジジン

DB-5ms Ultra Inert
122-5532UI
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

4. フルオランテン
5. ベンゾ (g,h,i) ペリレン

40 ºC で 1 分間、15 ºC/min で 40 ～ 100 ºC、
10 ºC/min で 100 ～ 210 ºC、 210 ºC で 1 分間、
5 ºC/min で 210 ～ 310 ºC、310 ºC で 8 分間

注入 :スプリットレス、260 ºC、0.5 分でパージ流量 50 mL/min、
1 分でガスセーバ 80 mL/min オン

検出器 :MSD、トランスファライン 290 ºC、イオン源 300 ºC、
四重極 180 ºC

4

5

2
1

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00
LargeMix238

www.agilent.com/chem/jp

環境アプリケーション

EPA メソッド 525.2
カラム :

注入 :

DB-5ms122-5532
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、32 cm/sec、45 ºC で測定、定流量モード
オーブン :

45 ºC で 1 分間
30 ºC/min で 45 ～ 130 ºC
130 ºC で 3 分間
12 ºC/min で 130 ～ 180 ºC

推奨消耗品

スプリットレス、300 ºC
1.0 分のパージ時間
フォーカスライナ

セプタム :

11 mm 高性能グリーン
セプタム, 5183-4759

検出器 :MSD、トランスファライン 325 ºC
フルスキャン m/z 45 ～ 450

ライナ :

サンプル:

AccuStandard の成分混合物
メソッド 525.2 標準試料 (M-525.2-SV-ASL、
M-525.2-FS-ASL、M-525.2-CP-ASL、
M-525.2-NP1-ASL、M-525.2-NP2-ASL):
2 ng/µL の対象化合物、5 ng/µL の IS/SS

ダイレクトコネクト、
シングルテーパ、
不活性処理済、
内径 4 mm, G1544-80730

シリンジ :

10µL、テーパ、
ニードル固定型

7 ºC/min で 180 ～ 240 ºC
12 ºC/min で 240 ～ 325 ºC
325 ºC で 5 分間

23-26s/42/HP, 5181-1267
化合物

RT

m/z

1. イソホロン
5.85
2. 1,3-ジメチル-2-ニトロベンゼン (SS) 6.65

82

3. ジクロルボス
4. ヘキサクロロシクロ-ペンタジエン

7.41

109

8.87

237

5. EPTC

9.17

128

6. メビンホス
7. ブチル化物

10.09

127

10.18

57/146

8. バーナレート
9. フタル酸ジメチル

10.42

128

10.45

163

10. テラゾール (エトリダゾール)
11. 2.6- ジニトロトルエン

10.47

211/183

10.56

165

12. チラム (ペブレート)
13. アセナフチレン

10.61

128

10.65

152

14. アセナフテン-d10 (IS)15. クロロネブ

11

164

134

化合物

RT

m/z

51. アラクロール
52. シメトリン

16.14

160

16.23

213

53. アメトリン
54. ヘプタクロル

16.33

227/170

16.36

100

55. プロメトリン
56. プレバン (テルブトリン)

16.40

241/184

16.72

226/185

57. ブロマシル
58. フタル酸ジ-n-ブチル

16.79

205

16.90

149

59. 2,2',4,4'-テトラクロロビフェニル 17.02
60. メトラクロール
17.11

292

61. ダーズバン (クロルピリホス)
62. シアナジン

17.15

235/165

21.01

67

21.36

145

21.49

149

197/9794. フタル酸ベンジルブチル
95. 硫酸エンドスルファン

21.53

272

17.23

225/6896. p,p'-DDT

21.61

235/165

63. ダクタール (DCPA メチルエステル)
64. アルドリン

17.27

301

171

66

97. ヘキサジノン
98. アジピン酸bis (2-エチルヘキシル)

21.68

17.29

21.87

129

65. トリアジメホン
66. ジフェナミド

17.43

57

17.73

72/167

67. MGK-264 (異性体 A)
68. MGK-264 (異性体 B)

17.78

164/6618.11

164

69. ヘプタクロロエポキシド
18.28
70. 2,2',3',4,6-ペンタクロロビフェニル 18.34

81

7. メルホス
71. g-クロルデン

18.36

209/153

18.88

373

73. テトラクロルビンホス (Stirifos)
74. ブタクロール

18.95

109

19.03

176/160

19.13

212

19.18

202

77. a-クロルデン
78. エンドスルファン I

19.21

375/373

19.22

195

79. trans - ナノクロル
80. フェナミホス

19.28

409

19.33

303/154

19.39

72

19.61

189

11.37

156

18. 2.4- ジニトロトルエン
19. モリネート

11.51

165

11.68

126

20. フタル酸ジエチル
21. フルオレン

12.21

149

12.35

166

22. プロパクロール
23. エトプロホス

12.46

120

12.82

158

24. シクロエート
25. クロルプロファム

12.86

83/15413.08

127

26. トリフルラリン
27. a-BHC

13.14

306

13.69

181

28. 2,3-ジクロロビフェニル
29. ヘキサクロロベンゼン

13.74

222/152

13.77

284

30. ゲサタミン (アトラトン)
31. プロメトン

13.99

196/16914.14

225/168

32. アトラジン
33. シマジン

14.26

200/215

81. ナプロパミド
82. トリシクラゾール

14.27201/186

83. p,p'-DDE

19.76

34. b-BHC

14.28

181

84. DEF

19.84

35. ペンタクロロフェノール
36. プロパジン

14.35

266

14.35

214/172

37. g-BHC

14.52

181

38. テルブホス
39. プロナミド

14.62

57

14.69

173

40. ダイアジノン
41. フェナントレン-d10 (IS)

14.76

137/179

14.85

188

42. クロロタロニル

14.89

266
161

15.04

109

15.05

88

47. アントラセン
48. d-BHC

15.06

178

15.20

181

15.59

256

15.95

198

49. 2,4,5-トリクロロビフェニル
50. メトリブジン

139

20.77

188

45. メチルパラオキソン
46. ジスルホン

67/81

92. エンドリンアルデヒド
93. ノルフラゾン

191

178

143

195

11.19

15.02

360
79

20.68

11.17

14.92

m/z

90. エンドスルファン II
91. p,p'-DDD

16. 2-クロロビフェニル
17. テブチウロン

43. フェナントレン
44. ターバシルRT
化合物
85. 2,2',4,4',5,6'-ヘキサクロロビフェニル 19.90
86. ディルドリン
19.92
87. カルボキシン
19.97
88. エンドリン
20.43
89. クロロベンジレート
20.56

75. ピレン-d10 (SS)76. ピレン

162

99. リン酸トリフェニル (SS)
21.98
100. エンドリンケトン (分解生成物)
22.52
101. 2,2',3,3',4,4',6-ヘプタクロロビフェニル 22.59
102. ベンズ [a] アントラセン
103. クリセン-d12 (IS)326/325
67/317394/396

22.66

228

22.68

240

104. 2,2',3,3',4,5',6,6'-オクタクロロビフェニル
105. メトキシクロル

22.70

430/428

22.73

227

106. クリセン
107. フタル酸 bis 2- エチルヘキシル

22.74

228

23.10

149

108. フェナリモル
109. シス-ペルメトリン

23.80

139

24.38

183

110. trans-ペルメトリン
111. ベンゾ [b] フルオランテン

24.50

183

25.06

252

112. ベンゾ [k] フルオランテン
113. フルリドン

25.12

252

25.66

328

114. ベンゾ [a] ピレン
115. ペリレン-d12 (SS)

25.67

252

25.78

264

27.63

276

246

116. インデノ [1,2,3-c,d] ピレン
117. ジベンズ [a,h] アントラセン

27.69

278

57/169118. ベンゾ [g,h,i] ペリレン

28.11

276

326

100-115

6-19
27-48
72-99

49-71
1-5
20-26
116-118

6

7

8

9

10

11
12
Time (min)

13

14

15

16
GCES016

GC アプリケーション

239

環境アプリケーション

GC/MS (スプリット注入) による EPA 揮発性物質
カラム :キャリアガス : ヘリウム、30 cm/sec、45 ºC で測定
オーブン :

サンプラ :

推奨消耗品

DB-VRX
122-1564
60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

45 ºC で 10 分間
12 ºC/min で 45 ～ 190 ºC
190 ºC で 2 分間
6 ºC/min で 190 ～ 225 ºC
225 ºC で 1 分間

注入 :
検出器 :

サンプラ :

44
29, 3013
10, 14
23 4

7
5

6

9

25

27

34
20 21 28
16 15
24
23
18, 22
11
26
19

20

11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759
ダイレクト、内径 1.5 mm, 18740-80200

シール:

ゴールドシールキット, 5188-5367

61,62

63,64

33, 34

48

70,71
72 76
83
79
73
74 78 8180

52,53

66

60
15,16
19, 20, 21, 22
14 26, 27 31, 32
25
18 24
23
17

69
30

38 40

29
36
35

41
39 42

45

50
51 54
49
55

46

56

43,
44

7

5

6

75

58
59

82

84
90
85

88
91
89

65
86

47
87

5

10

15

41. ジブロモエタン
42. ブロモジクロロメタン

61. m- キシレン
62. p- キシレン

43. 2- ニトロプロパン
44. クロロアセトニトリル
45. cis -1,3- ジクロロプロパン

63. o- キシレン
64. スチレン

20Time (min)65. ブロモホルム
66. イソプロピルベンゼン

25

30

35
GCEV00281. p- イソプロピルトルエン
82. 1,4- ジクロロベンゼン
83. n- ブチルベンゼン
84. 1,2- ジクロロベンゼン
85. ヘキサクロロエタン

86. 1,2- ジブロモ -3- クロロプロパン
67. 4- ブロモフルオロベンゼン (SS) 87. ニトロベンゼン
68. 1,1,2,2- テトラクロロエタン
88. 1,2,4- トリクロロベンゼン
69. ブロモベンゼン
89. ヘキサクロロブタジエン
70. 1,2,3- トリクロロプロパン
71. trans -1,4- ジクロロ -2- ブテン
72. n- プロピルベンゼン

33. ベンゼン
14. アクリロニトリル
34. 1,2- ジクロロエタン
15. メチル - tert - ブチルエーテル 35. 2,2- ジメチルヘキサン
16. trans -1,2- ジクロロエタン
36. フルオロベンゼン (IS)53. 1,3- ジクロロプロパン
54. 2- ヘキサノン
55. ジブロモクロロメタン

73. 2- クロロトルエン
74. 1,3,5- トリメチルベンゼン
75. 4- クロロトルエン

76.
56. 1,2- ジブロモエタン
37. 1,4- ジフルオロベンゼン (IS) 57. 1- クロロ -3- フルオロベンゼン (IS) 77.
78.
38. トリクロロエタン
58. クロロベンゼン
79.
39. 1,2- ジクロロプロパン
59. 1,1,1,2- テトラクロロエタン
60. エチルベンゼン

67

68

50. メタクリル酸エチル
51. 1,1,2- トリクロロエタン
52. テトラクロロエタン

www.agilent.com/chem/jp30
GCEV001

30. 1- クロロブタン
31. 1,1- ジクロロプロパン
32. 四塩化炭素

40. メタクリル酸メチル

25

ライナ :

MSD、トランスファライン 235 ºC
フルスキャン 35 ～ 260 m/z (m/z 44 減算)

46. 4- メチル -2- ペンタノン
6. トリクロロフルオロメタン 26. テトラヒドロフラン
27. クロロホルム
47. 1,1- ジクロロ -2- プロパノン
7. ジエチルエーテル
28. ペンタフルオロベンゼン (IS) 48. トルエン
8. 1,1- ジクロロエタン
9. アセトン29. 1,1,1- トリクロロエタン
49. trans - 1,3- ジクロロプロパン

19. 2- ブタノン
20. cis -1,2- ジクロロエタン

91

セプタム :

検出器 :

017. ヘキサン
18. 1.1- ジクロロエタン

90

65

87

15
Time (min)スプリット、110 ºC
スプリット流量 30mL/min

4

12. 塩化アリル
13. 塩化メチレン

88
86

注入 :

23

10. ヨードメタン
11. 二硫化炭素

89
85

55
56

41

推奨消耗品

1

24. メタクリロニトリル
25. ブロモクロロメタン

31

10

8, 9 12

4. ブロモメタン
5. クロロエタン

50
36 53
42, 4347, 4549
5137
36 39 40 46
38
54 52

32
33

12

5

パージ & トラップ (O.I.A. 4560)
パージ :ヘリウム、40 mL/min で 11 分間
トラップ : Tenax/シリカゲル/Carbosieve
予熱 :175 ºC脱着 :220 ºC で 0.6 分間

1. ジクロロジフルオロメタン 21. 2,2- ジクロロプロパン
22. プロピオニトリル
2. クロロメタン
23. アクリル酸メチル
3. 塩化ビニル

60 64 70
71
66 72 75 74
73
79
67
78
76 80 83
69 77 81
82
84
59

57 58

13
11 10

240

61, 62 68, 63

DB-624122-1364
60 m x 0.25 mm, 1.40 µm

45 ºC で 3 分間
8 ºC/min で 45 ～ 90 ºC
90 ºC で 4 分間
6 ºC/min で 90 ～ 200 ºC
200 ºC で 5 分間

ゴールドシールキット, 5188-5367

48

0

オーブン :

ダイレクト、内径 1.5 mm, 18740-80200

シール:

MSD、トランスファライン 235 ºC
フルスキャン 35 ～ 260 m/z (m/z 44 減算)

パージ & トラップ (O.I.A. 4560)
パージ :ヘリウム、40 mL/min で 11 分間
トラップ : Tenax/シリカゲル/Carbosieve
予熱 :175 ºC脱着 :220 ºC で 0.6 分間

キャリアガス : ヘリウム、31 cm/sec、40 ºC で測定

11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

ライナ :スプリット、110 ºC
スプリット流量 30mL/min

1

カラム :

セプタム :

tert - ブチルベンゼン
ペンタクロロエタン

1,2,4- トリメチルベンゼン

sec- ブチルベンゼン
80. 1,3- ジクロロベンゼン

90. ナフタレン
91. 1,2,3- トリクロロベンゼン

IS - 内部標準
SS - サロゲート標準
注:どちらのクロマトグラムにも出ていない化合物があります。

環境アプリケーション

高速 VOC、EPA メソッド 8260
カラム :DB-VRX
121-1524
20 m x 0.18 mm, 1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、55 cm/sec (1.5 mL/min)
オーブン :

サンプラ :

注入 :スプリット、150 ºC
スプリット比 60:1

検出器 :Agilent 5975 MSD、スキャン範囲 :35 ～ 260 m/z

スキャン速度 :3.25 スキャン/sec

45 ºC で 3.0 分間
36 ºC/min で 45 ～ 190 ºC
20 ºC/min で 190 ～ 225 ºC
225 ºC で 0.5 分間
パージ & トラップ (Tekmar 3100)
パージ :
11 分間
トラップ : Vocarb 3000
予熱 :245 ºC脱着 :250 ºC で 1 分間
空焼き :260 ºC で 10 分間
100 ºC
配管とバルブ温度 :推奨消耗品
11 mm 高性能グリーンセプタム,
5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm,

18740-80200

四重極温度 :
150 ºC
イオン源温度 :200 ºC
トランスファライン温度 :200 ºC
サンプル:

セプタム :

シール:

金メッキシール, 18740-20885

5 mL• ハロゲン化および芳香族対象化合物 (40 ppb)
• 内部標準 (20 ppb)
• 極性対象化合物 (エーテル、アルコール、ケトンなど、100 ～ 800 ppb)

28, 295975に最適
1. ジクロロジフルオロメタン
2. クロロメタン

43. クロトンアルデヒド
44. 2- クロロエタノール

3. ヒドロキシプルピオニトリル
4. 塩化ビニル

45. 1,1- ジクロロプロパン
46. 1- ブタノール

5. ブロモメタン
6. クロロエタン

47. 四塩化炭素
48. クロロアセトニトリル

7. エタノール
8. アセトニトリル

49. ベンゼン
50. tert - アミルメチルエーテル

9. アクロレイン
10. トリクロロフルオロメタン

51. フルオロベンゼン (IS)52. 2- ペンタノン

11. イソプロピルアルコール
12. アセトン

53. ジブロモエタン
54. 1,2- ジクロロプロパン
55. トリクロロエタン

13. エチルエーテル
14. 1,1- ジクロロエタン
15. tert - ブチルアルコール
16. アクリロニトリル
17. 塩化メチレン
18. 塩化アリル
19. アリルアルコール
20. 1- プロパノール
21. プロパルギルアルコール

8-10

14, 15
17
18

22

16

49
23

5

2

13

1

55
32-34
35, 3631
30

24

3, 4 6
7

25

11 12

21
19 20

1.0

27

93
79

68

84,85

26. 2- ブタノン
27. ジイソプロピルエーテル

68. トルエン
69. 1,3- ジクロロプロパン

28. cis -1,2- ジクロロエタン
29. メタクリロニトリル

70. パラアルデヒド
71. メタクリル酸エチル

85. スチレン
86. 1,1,2,2- テトラクロロエタン

30. ブロモクロロメタン
31. クロロホルム

72. ジブロモクロロメタン
73. 3- クロロプロピオニトリル

87. o- キシレン
88. 1,2,3- トリクロロプロパン

32. 2,2- ジクロロプロパン
33. 酢酸エチル

74. 1,2- ジブロモエタン
75. テトラクロロエタン

89. cis - ジクロロブテン
90. 4- ブロモフルオロベンゼン (IS)34. エチル - tert - ブチルエーテル
35. アクリル酸メチル

76. 1,1,1,2- テトラクロロエタン
77. 1- クロロヘキサン
78. クロロベンゼン

91. イソプロピルベンゼン
92. ブロモベンゼン

42. 1- クロロブタン

84. 1,3- ジクロロ -2- プロパノール

94
95

98

52

3.0

61, 6258

4.0101, 102
103, 104
100
105
98 99

107

6.4

106

92

66. 1,1,2- トリクロロエタン
67. トルエン - d8 (IS)81. m- キシレン
82. p- キシレン
83. trans - ジクロロブテン

50

96, 97

24. 1.1- ジクロロエタン
25. プロピオニトリル

40. 1,2- ジクロロエタン
41. 1,1,1- トリクロロエタン

59, 6086, 87 90, 91

60. メタクリル酸メチル
61. cis -1,3- ジクロロプロパン
62. プロピオラクトン

79. エチルベンゼン
80. ブロモホルム

46

38

Time (min)77, 7863. ブロモアセトン
64. ピリジン
65. trans - 1,3- ジクロロプロパン

38. ジクロロエタン - d4 (IS)39. ペンタフルオロベンゼン

53

26

22. trans -1,2- ジクロロエタン
23. MTBE

36. ジブロモフルオロメタン (IS)37. イソブタノール

37

80-82

58. 1,4- ジオキサン
59. エピクロルヒドリン

56, 5751
48

2.0

56. ブロモジクロロメタン
57. 2- ニトロプロパン

61

54

43, 4441, 42 45
39, 40
47

6.5

6.6
114
113
112

111
109

75
76
66 69, 70
65 67 71
72
74
63, 64

83

88
89

110
108

73

5.0

93. プロピルベンゼン
94. 2- クロロトルエン
95. 4- クロロトルエン
96. 1,3,5- トリメチルベンゼン
97. ペンタクロロエタン
98. tert - ブチルベンゼン
99. 1,2,4- トリメチルベンゼン

6.0Time (min)

7.0

8.0
GCEV003100. sec- ブチルベンゼン
101. 1,3- ジクロロベンゼン
102. 塩化ベンジル
103. 1,4- ジクロロベンゼン - d4 (IS)104. 1,4- ジクロロベンゼン
105. イソプロピルトルエン
106. 1,2- ジクロロベンゼン
107. ブチルベンゼン
108. 1,2- ジブロモ -3- クロロプロパン
109. ヘキサクロロエタン
110. ニトロベンゼン
111. 1,2,4- トリクロロベンゼン
112. ナフタレン
113. ヘキサクロロブタジエン
114. 1,2,3- トリクロロベンゼン

GC アプリケーション

241環境アプリケーション

EPA 大気分析メソッド TO-15(1 ppbV 標準サンプル)
カラム :

検出器 :

DB-5ms123-5563
60 m x 0.32 mm, 1.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、1.5 mL/min

GC/MS 6890/5973N
スキャン 29-180 m/z (0-6 min)33-280 m/z (6-30 min)
電子イオン化 70 eV

サンプル:

オーブン :

35 ºC で 5 分間
6 ºC/min で 35 ～ 140 ºC
15 ºC/min で 140 ～ 220 ºC
220 ºC で 3 分間

サンプラ :

Entech 7100 定温サンプルプレ濃縮装置

定量イオン
30

1. ホルムアルデヒド
2. プロペン41

3. ジクロロジフルオロメタン
4. クロロメタン

85

5. ジクロロテトラフルオロエタン
6. アセトアルデヒド

857. 塩化ビニル
8. 1,3- ブタジエン

62

9. ブロモメタン
10. クロロエタン

94

11. ブロモエタン
12. トリクロロフルオロメタン

106

13. アセトン
14. プロパナール

58

15. イソプロピルアルコール
16. 1,1- ジクロロエタン

45

17. 1,1,2- トリクロロ -1,2,2-トリフルオロエタン
18. 塩化メチレン

101

19. 3- クロロ -1- プロペン (塩化アリル)
20. 二硫化炭素

76

50
29
39
64
101
29
61
49
76

21. trans -1,2- ジクロロエタン
22. tert- ブチルメチルエーテル (MTBE)

96
73

推奨消耗品

400 mL サンプル負荷量、
ホルムアルデヒド (50 ppbV)、アセトア
ルデヒド (20 ppbV)、プロパノール (20ppbV)、アセトン (30 ppbV)、2-ブタノン(30 ppbV) を除く 10 ppbV の全化合物

セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm, 18740-80200

シール:

金メッキシール, 18740-20885

定量イオン
57

26. n- ヘキサン
27. cis-1,2- ジクロロエタン

96

28. 酢酸エチル
29. ブロモクロロメタン (IS)43

30. クロロホルム
31. テトラヒドロフラン

83

32. 1,1,1- トリクロロエタン
33. 1,2- ジクロロエタン

97

34. ベンゼン
35. 四塩化炭素

7836. シクロヘキサン
37. 1,4- ジフルオロベンゼン (IS)

56

定量イオン
166

51. テトラクロロエタン
52. 1,2- ジブロモエタン

107

53. クロロベンゼン - d5 (IS)54. クロロベンゼン

128

117
112

55. エチルベンゼン
56. m- キシレン

91

57. p- キシレン
58. スチレン

91

59. o- キシレン
60. ブロモホルム

91

61. 1,1,2,2- テトラクロロエタン
62. 4- ブロモフルオロベンゼン

83

38. 2,2,4 トリメチルペンタン (イソオクタン) 57
39. n- ヘプタン
41

63. 4- エチルトルエン
64. 1,3,5- トリメチルベンゼン

105

40. トリクロロエタン
41. 1,2- ジクロロプロパン

130

65. 1,2,4- トリメチルベンゼン
66. 1,3- ジクロロベンゼン

105

42. 1,4- ジオキサン
43. ブロモジクロロメタン

8867. 塩化ベンジル
68. 1,4- ジクロロベンゼン

91

44. 4- メチル -2- ペンタノン (MIBK)
45. cis -1,3- ジクロロプロパン

43

146

75

69. 1,2- ジクロロベンゼン
70. 1,2,4- トリクロロベンゼン

46. trans - 1,3- ジクロロプロパン
47. トルエン

75

71. ヘキサクロロブタジエン

225

42
62
117
114

63
83

91
104
173
95
105
146
146
180

91

23. 1.1- ジクロロエタン
24. 酢酸ビニル

6348. 1,1,2- トリクロロエタン
49. 2- ヘキサノン

97

43

25. 2- ブタノン (MEK)72

50. ジブロモクロロメタン

129

43

37

このクロマトグラムをご提供いただいた Entech Instruments にお礼を申し上げます。

29

4, 5
53

71

62

17
63
64

40
55565734, 35
3

12
13

16

11

8

25
21

20

1, 2

23, 243630

43

44, 45

242

5

41

61
67

60

50
52

33

7

58

54
48

26 27

28

15

6

70

51
47

46

31

49

42

4

68
69
66

59

22

14
10

39

32
18, 196, 7 9

38

65

8

9
10
Time (min)www.agilent.com/chem/jp

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22 23
Time (min)

24

25

26

27

28
GCEA002

環境アプリケーション

C1 および C2 ハロカーボン (フレオン)
カラム :GS-GasPro
113-4362
60 m x 0.32 mm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/sec、定速
オーブン :

注入 :
検出器 :
サンプル:

フレオン番号
13

1. クロロトリフルオロメタン*
2. トリフルオロメタン

40 ºC で 2 分間、
10 ºC/min で 40 ～ 120 ºC
120 ºC で 3 分間
10 ºC/min で 120 ～ 200 ºC
スプリットレス、250 ºC
0.20 分のパージ時間

MSD、280 ºC、
フルスキャン 45 ～ 180 m/z
100 ppm の AccuStandard M-REF および M-REF-X 混合物
メタノール溶液の 1.0 µL

23

3. ブロモトリフルオロメタン
4. クロロペンタフルオロエタン

13B1

5. ペンタフルオロエタン
6. 1,1,1- トリフルオロエタン

125

7. ジクロロジフルオロメタン
8. クロロジフルオロメタン

129. 1,1,1,2- テトラフルオロエタン
10. クロロメタン

134a

11. 1,1,2,2- テトラフルオロエタン
12. ブロモクロロジフルオロメタン

134

115
143a
22
40
12B1

13. 1,1- ジフルオロエタン
152a
14. 1,2- ジクロロ -1,1,2,2- テトラフルオロエタン 114
15. 2- クロロ -1,1,1,2- テトラフルオロエタン
16. 1- クロロ -1,1- ジフルオロエタン

124

17. ジクロロフルオロメタン
18. トリクロロフルオロメタン

21

19. クロロエタン
20. ジクロロメタン

160
141b

金メッキシール, 18740-20885

21. 1,1- ジクロロ -1- フルオロエタン
22. 2,2- ジクロロ -1,1,1- トリフルオロエタン

10µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,
5181-1267

23. 1,1,2- トリクロロ -1,2,2-トリフルオロエタン 113
24. 1,2- ジブロモ -1,1,2,2- テトラフルオロエタン 114B2

推奨消耗品
セプタム :

11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm, 5181-3316

シール:
シリンジ :

142b
11
30
123

*ピークは表われていません

10
9

22
17
15
11
21

13

8

23

19
12

16
18

5

24

14
67

2
3
20
1

5

4

10

15
Time (min)GCEA005

GC アプリケーション

243

環境アプリケーション

農薬および難燃剤 (US EPA 527)
カラム :DB-5ms Ultra Inert
122-5532UI
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

1. 1.2-ジメチル-2-ニトロベンゼン
2. アセナフチレン-D10

キャリアガス : ヘリウム、52 cm/sec、定流量

3. ジメトアート
4. アトラジン

オーブン :

60 ºC で 1 分間、25 ºC/min で 60 ～ 210 ºC、
20 ºC/min で 210 ～ 310 ºC、310 ºC で 3 分間

注入 :スプリットレス、250 ºC、1 分でパージ流量 50 mL/min、
3 分でガスセーバ 80 mL/min オン

検出器 :トランスファライン 290 ºC、イオン源 300 ºC、
四重極 180 ºC

サンプル:

農薬/PBDE 標準試料、1 ng、5 ng IS/SS オンカラム

5. プロパジン
6. アントラセン-D10
7. ビンクロゾリン
8. プロメトリン
9. ブロマシル
10. マラチオン
11. チアゾピル
12. ダーズバン
13. ベンチオカーブ
14. パラチオン
15. テルバススルホン
16. ビオアレトリン
17. オキシクロルデン

1

2

6

25

23

18. フェナミホス
19. ニトロフェン

30

20. ノルフラゾン
21. ケポン
22. ヘキサジノン
23. リン酸トリフェニル

9-14
27
8

24. ビフェントリン
25. クリセン-D12

17
24

32

26

7
20

15,16

27. マイレックス
28. BDE-100

33

21

3

26. BDE-47

28 29

29. BDE-99

34

18
31
4,5

32. エスフェンバレレート
33. ヘキサブロモビフェニル

19

34. BDE-153

22

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00
USEPA527

244

www.agilent.com/chem/jp

30. ペリレン-D12
31. フェンバレレ−ト

環境アプリケーション

水および土壌中クロロフェノールの測定
カラム :VF-5msCP896160 m x 0.32 mm, 0.25 µm

1. フェノール
2. 2-クロロフェノール

10. 2,4,6-トリクロロフェノール
11. 2,3,6-トリクロロフェノール

3. 3-クロロフェノール
4. 4-クロロフェノール

12. 2,3,5-トリクロロフェノール
13. 2,4,5-トリクロロフェノール

キャリアガス : He、80 kPA、0.8 bar、5.7 psi

5. 2,6-ジクロロフェノール
6. 2,4 + 2,5-ジクロロフェノール

14. 2,3,4-トリクロロフェノール
15. 3,4,5-トリクロロフェノール

注入 :7. 3,5-ジクロロフェノール
8. 2,3-ジクロロフェノール

16. 2,3,5,6-テトラクロロフェノール
17. 2,3,4,6-テトラクロロフェノール
18. 2,3,4,5-テトラクロロフェノール

オーブン :

60 ºC、30 ºC/min で 60 ～ 300 ºC

スプリットレス、初期時間 : 1 分、スプリットフロー : 50 mL/min

9. 3,4-ジクロロフェノール

250 ºC
2 µL

6

45000
検出器 :

MS
280 ºC

40000

サンプル:

イソヘキサン

35000

サンプル濃度:

標準、1 g/mL、無水酢酸による誘導体化30000

2

3

4
12

25000

9
7 8

5
20000

Dr. Weßling、Laboratorien GmbH

13
10

1
15000

14
15

11

17
18

16

10000
5000
0

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 min

ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
推奨消耗品

カラム :

DB-5ms Ultra Inert
122-5512UI
15 m x 0.25 mm, 0.25 µm

装置 :Agilent 6890N/5973B MSD

サンプラ :

Agilent 7683B、5.0 µL シリンジ (部品番号 5188-5246)
1.0 µL スプリットレス注入、
オンカラムで 1 成分あたり 5 ng

ライナ :ダイレクトコネクト、デュアルテーパ、
不活性処理済、内径 4 mm, G1544-80700

シリンジ :

オートサンプラシリンジ、0.5 µL、23 ゲージ、
コーンチップ, 5188-5246

1. BDE-47
2. BDE-100

キャリアガス : ヘリウム 72 cm/s、定流量
パルスドスプリットレス、325 ºC、
140
1.5 分まで 20 psi、
2.0 分で 50 mL/min のパージ流量120

オーブン :

17 ºC/min で 150 ～ 325 ºC、
5 分間保持検出器 :MSD イオン源 300 ºC、
四重極 150 ºC、
トランスファライン 300 ºC、スキャン範囲 200 ～ 1000 m/z

Abundance注入 :3. BDE-99
160

4. BDE-154
5. BDE-153
6. BDE-183

1

7. BDE-205
8. BDE-209

100
80

3

4
5

2
60

6
7

40

8
20
0
6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

Time

GC アプリケーション

245

エネルギーおよび燃料アプリケーション

エネルギーおよび燃料アプリケーション
芳香族溶媒の高速分析
カラム :1. Heptane

HP-INNOWax
19091N-577
20 m x 0.18 mm, 0.18 µm
70 ºC で 3 分間、45 ºC/min で 70 ～ 145 ºC、
145 ºC で 1 分間

5. Benzene
2
3

150
100

検出器 :

FID、250 ºC

50

サンプル:

0.2 から 1.0 L

0

4. Nonane
26

200

スプリット/スプリットレス、250 ºC
スプリット比 100:1 ～ 600:1

注入 :3. Octane1

pA

キャリアガス : ヘリウム、33 ps、定流量モード
オーブン :

2. Cyclohexane

芳香族溶媒用統一メソッド

6. Decane
7. Toluene

4

24
23 25

6
5

7

10 11129

8. 1,4-Dioxan
27

9. Undecane22
13 14 15 16 18 19 2120
17

10. Ethylbenzene
11. p-Xylene

8

12. m-Xylene

2.5

5.0

7.5

10.0
12.5
Time (min)

15.0

17.5

20.0

22.5

13. Cumene
14. Dodecane
15. o-Xylene

カラム :HP-INNOWax
19091N-216
60 m x 0.32 mm, 0.50 µm

最適化した芳香族溶媒用統一メソッド

キャリアガス : ヘリウム、20 psi、定流量モード
オーブン :

注入 :70 ºC で 10 分間、3 ºC/min で 75 ～ 100 ºC、
100 ºC で 0 分間
10 ºC/min で 100 ～ 145 ºC、145 ºC で 0 分間
スプリット/スプリットレス、250 ºC
スプリット比 100:1

検出器 :FID、250 ºC

サンプル:

1.0 L

16. Propylbenzene
17. p-Ethyltoluene

1

pA
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

18. m-Ethyltoluene
19. t-Butylbenzene

2
3 4
5 6
9

7

10 111213 14 15

16 18

26
24
23
25

21

19

20. s-Butylbenzene
27

22. Tridecane

2220

21. Styrene
23. 1,3-Diethylbenzene

17

24. 1.2-Diethylbenzene
8

0

0.5

1.0

1.5

25. n-Butylbenzene

2.0
2.5Time (min)

3.0

3.5

4.0

4.5

26. a-Methylstyrene
27. Phenylacetylene

GCHE003

このアプリケーションでは、芳香族溶媒分析における高速高分離 GC カラムの実用性を示しています。その結果、分離能が低下することなく分析時間が 3 分の 1 に短縮されました (内径 0.32 mm のカラムとの比較)。

精油所ガス I
カラム :HP PLOT Q
19095P-QO4
30 m x 0.53 mm, 40.00 µm

12 3

1. Air/CO

5

3. CO2

キャリアガス : ヘリウム p=9.0 psi、60 ºC
オーブン :

注入 :

検出器 :
サンプル:

4. エチレン
5. C2

60 ºC で 5 分間
20 ºC/min で 60 ～ 200 ºC
200 ºC で 1 分間
スプリット、250 ºC
スプリット流量 100mL/min
0.25 cc バルブ

6. H2S

14. n-C4
15. cis-C4

7. COS

16. i-C5

8. H2O

17. n-C5

セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム,

135183-4759
14

ライナ :

ダイレクト、内径 1.5 mm,

シール:

金メッキシール, 18740-20885

18740-80200
11

12

15

4
10

TCD、250 ºC

6

16 17
7

9
8

精油所ガス

www.agilent.com/chem/jp

推奨消耗品

12. i-C4
13. t-C4

9. プロピレン

0246

10. C3
11. MeOH

2. C1

2

4

6
Time (min)

8

10

12
GCPE014

エネルギーおよび燃料アプリケーション

揮発性硫黄化合物
カラム :

DB-1
123-1035
30 m x 0.32 mm, 5.00 µm

注入 :5. 硫化ジメチル
6. 二硫化炭素

50 ºC で 4 分間、20 ºC/min で 50 ～ 120 ºC、
120 ºC で 4 分間、25 ºC/min で 120 ～ 220 ºC、
220 ºC で 2.5 分間

15. 二硫化メチル
7. 2- プロパンチオール
8. 2- メチル -2- プロパンチオール 16. 2- メチルチオフェン

スプリット、200 ºC
スプリット比 1:10

検出器 :PFPD (OI Analytical)、220 ºC

サンプル:

硫黄ガス標準試料
3 ppmV 各成分の 600 µL

17. 3- メチルチオフェン
18. テトラヒドロチオフェン

19. 1- ペンタンチオール
12. 2- メチル -1- プロパンチオール 20. 2- エチルチオフェン
13. 硫化ジエチル
21. 2,5- ジメチルチオフェン
22. 1- ヘキサンチオール
14. 1- ブタンチオール

3. メチルメルカプタン
4. エチルメルカプタン

キャリアガス : ヘリウム、23 cm/sec (H2S、50 ºC)
オーブン :

9. 1- プロパンチオール
10. エチルメチルサルファイド
11. チオフェン

1. 硫化水素
2. 硫化カルボニル

612

23. 二硫化エチル
24. 1- ヘプタンチオール
23

15

16
20
19

9 10

3
7

5

11

8

4

12

21

17 18

14

24
22

13

このクロマトグラムに示されている標準混合物質は Air
Toxics, Ltd. (Folsom, CA) から提供されたものです。
2

4

6

8

10
Time (min)

12

14

16

18
GCPE017

無鉛ガソリンカラム :DB-Petro
122-10A6
100 m x 0.25 mm, 0.50 µm

1. Methane

12. 2,3,3-Trimethylpentane

23. 1,2,4-Trimethylbenzene

2. n-Butane

13. 2-Methylheptane

24. Isobutylbenzene

3. Isopentane

14. 4-Methylheptane

25. sec-Butylbenzene

キャリアガス : ヘリウム、25.6 cm/sec

4. n-Pentane

15. n-Octane

26. n-Decane

5. n-Hexane

16. Ethylbenzene

27. 1,2,3-Trimethylbenzene

オーブン :

6. Methylcyclopentane

17. m-Xylene **28. Butylbenzene

7. Benzene

18. p-Xylene

29. n-Undecane

8. Cyclohexane

19. o-Xylene

30. 1,2,4,5-Tetramethylbenzene

9. Isooctane

20. n-Nonane

31. Naphthalene

10. n-Heptane

21. Isopropylbenzene

32. Dodecane

11. Toluene *22. Propylbenzene

33. Tridecane

0 ºC で 15 分間
1 ºC/min で 0 ～ 50 ºC
2 ºC/min で 50 ～ 130 ºC
4 ºC/min で 130 ～ 180 ºC
180 ºC で 20 分間

注入 :スプリット、200 ºC
スプリット比 1:300

検出器 :FID、250 ºC

窒素メークアップガス

1 2

3 4

5

6

7

10

30 mL/min
サンプル:*Valley point with 12 = 78%**Valley point with 18 = 87%

17, 1816 19

11, 12

23
24, 25, 26

無希釈サンプル 1 µL
8

27
22
9

28 29
30

15

31
33

14
20 21

32

130 min
GCPE032

GC アプリケーション

247

エネルギーおよび燃料アプリケーション

n-パラフィン標準品
カラム :DB-HT SimDis
145-1001
5 m x 0.53 mm, 0.15 µm

キャリアガス :ヘリウム、18 mL/min、35 ºC で測定

オーブン :

10 ºC/min で -30 ～ 430 ºC

注入 :OPTIC PTV
2 ºC/min で 55 ～ 450 ºC

検出器 :FID、450 ºC

6

10

7

ピーク番号は炭素数です

11
12
8

14
9

16

50

40

サンプル:

窒素メークアップガス、15 mL/min

60

18
70

32

CS2 中の約 2 % n- パラフィンの 0.5 µL

20

24 28 30
80 90 110

0

5

10

15

20

25
30
Time (min)

35

40

45

50
GCPE038

プロピレン中の硫黄不純物質
カラム :

248

Select Low Sulfur
CP857560 m x 0.32 mm

2

オーブン :

65 ºC で 4 分間、30 ºC/min で 65 ～ 120 ºC、120 ºC で 5 分間

1. H2S
2. COS

キャリアガス :ヘリウム、定流量、2.0 mL/min

3. CH3SH

注入 :ガスサンプリングバルブ
220 ºC、スプリット 1:10

検出器 :SCD、200 ºC

サンプル :

約 300 ppb の H2S および CH3SH、約 500 ppb の COS が含まれるポリプロピレン混合液

注入量 :

1 mL

www.agilent.com/chem/jp

1

3

2

3

4

5
Time [min]

6

7

8

エネルギーおよび燃料アプリケーション

プロピレン中の硫黄化合物 (1 ppm)
1. COS

カラム :GS-GasPro
113-4332
30 m x 0.32 mm

オーブン :

2. H2S
3. Propylene
4. CS2

1

5. Methyl mercaptan

60 ºC で 2.5 分間
10 ºC/min で 60 ～ 250 ºC

注入 :6. Ethyl mercaptan
7. Thiophene

OI Analytical ボラタイルインレット
スプリット比、5:1
200 µL ガスサンプリングバルブ

6

9. 2-Propanethiol

7
9

2

検出器 :

8. Dimethyl sulfide

8
4

10

5

10. 1-Propanethiol

13 14

11. 2-Methyl-2-propanethiol

OI Analytical Model 5380 PFPD

サンプル:

12. 2-Methyl-1-propanethiol
11 12

プロピレン中の硫黄化合物 1 ppm

13. 1-Methyl-1-propnaethiol

32

クロマトグラムは OI Analytical から提供いただきました。

4

14. 1-Butanethiol

6

8

10
12
Time (min)

14

16

18
GCPE020

メタン中の微量硫黄化合物 (50 ppbv)
カラム :Select Low Sulfur
CP857560 m x 0.32 mm

オーブン :

40 ºC で 6 分間、6 ºC/min で 40 ～ 120 ºC、
10 ºC/min で 120 ～ 180 ºC、180 ºC で 5 分間

サンプル:

1 mL、スプリット比 : 3:1
化合物

Norm
450

12

400
7 8

350

11 13
10

300
250

5
CH 4

1

200

6

4

2

9

3.8

3. メチルメルカプタン
4. エチルメルカプタン

2.2

5. 硫化ジメチル
6. 2-プロパンチオール

6.3

7. メチルエチルスルフィド
8. チオフェン11

9. tert-ブチルメルカプタン
10. 2-ブタンチオール

2.1

150

13. 1-ブタンチオール
10

4.0
3.8
4.3
11
4.5

11. 2-メチル-1-プロパンチオール 3.7
12. 硫化ジエチル
9.8

3

5

S/N 比

1. 硫化水素
2. 硫化カルボニル

15

20

25

2.4

min

GC アプリケーション249

食品および香料アプリケーション

食品および香料アプリケーション
スペアミント油
カラム A :

DB-1
122-1032
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

カラム B :

DB-1
121-1022
20 m x 0.18 mm, 0.18 µm

DB-1、30 m x 0.25 mm、0.25 µm カラムおよび
ヘリウムキャリアガスのオリジナルメソッド

A

9

21

1. a - ピネン
2. サビネン
3. b - ピネン

キャリアガス :A:ヘリウム 25 cm/sec、40 ºC で測定
B:水素 47 cm/sec、40 ºC で測定
オーブン :

注入 :A:40 ºC で 1 分間保持、5 ºC/min で 40 ～ 290 ºC
B:40 ºC で 0.38 分間保持、13 ºC/min で 40 ～ 290 ºC、
290 ºC で 13.09 分間保持5

250 ºC、スプリット 40:1、1 µL 注入

4

4. 3-オクタノール
5. ミルセン25

6. a-テルピネン
7. p-シメン

8
23
19

1

8

2

13

27

22

8. 1,8- シネオール
9. リモネン
10. シス-オシメン

29

18

30

3

16
12
67 10 14 15 17
11

10

12

14

24 26

20

16

31

28

18
20
Time (min)2224

11. トランス-オシメン
28 12. g - テルピネン
13. トランス-サビネン水和物

26

14. テルピノレン
15. リナロール

高速高分離 DB-1、20 m x 0.18mm x 0.18 µm カラム
および水素キャリアガスの高速メソッド

B

9

16. 3-酢酸オクチル
17. イソメントン
18. テルピネン -4- オール
19. ジハイドロカルボン
20. トランス-カルベオール

21

21. l-カルボン
22. トランス-酢酸ジハイドロカルベオール
23. シス-酢酸カルビル
24. シス-ジャスモン
25. b-ブルボネン

8

26. a-ブルボネン
27. b-カリオフィレン

25

5
10
11

キャリアガスに水素を用い、高速高分離カラムを用いることでオリジナルのメソッドに対して分析時間を 61% 短縮しました。さらに、変更
したメソッドでも同様の分離を保ちました。

1
2

3

13
12

34

16
14 15 17

67

5

19
18

22

28. a-コパエン
29. トランス-b-ファルネセン

27

23

30. ゲルマクレン-d
31. ビリジフロロール

30
20

7
Time (min)

26
24

9

29
28

31

11
SPEARMINT

250

www.agilent.com/chem/jp

食品および香料アプリケーション

ラベンダー精油の分析
カラム :DB-1ms Ultra Inert
122-0132UI
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

装置 :Agilent 7890A/5975B MSD および 6890N FID 搭載

サンプラ :

Agilent 7683B、5.0 µL シリンジ
(部品番号 5188-5246)、1.0 µL 注入

キャリアガス : ヘリウム 40 cm/s、定流量 MSD システム、
35 cm/s FID システム
注入 :200:1 スプリット

オーブン :

62 ºC で 12.5 分間保持、3 ºC/min で 62 ～ 92 ºC、
5 ºC/min で 92 ～ 165 ºC、100 ºC/min で 165 ～ 310 ºC、
2.5 分間保持

3. 1-オクテン-3-オール
4. 3-オクタノン
5. b-ミルセン

21. cis-ゲラニオール
22. 酢酸リナロール
23. 酢酸ボルネオール
24. 酢酸ラベンデュリル
25. 酢酸ネロル
26. 酢酸ゲラニル

8. ユーカリプトル
9. D-リモネン

27. カリオフィレン
28. a-サントロエン
29. a-ベルガモテーン

10. b-trans-オシメン
11. b-cis-オシメン

推奨消耗品

30. b-ファルネセン
31. ゲルマクレン-D
32. g-カルディネン

12. b-リナルール
13. 酢酸オクテン-1-オール

セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759
ライナ :19. 酪酸ヘキシル
20. クミンアルデヒド

6. 3-カレン
7. o-シメン

MSD イオン源 300 ºC、四重極 180 ºC、
トランスファライン 280 ºC、スキャン範囲 m/z 45 ～ 450

検出器 :1. a - ピネン
2. カンフェン14. 樟脳15. ボルネオール

スプリットライナ、シングルテーパ、MS 認定ライナ、
ガラスウール固定用リストリクション付き, 5188-6576

33. カリオフィレンオキサイド
34. タウ-カジノール

16. ラベンデュロル
17. テルピン -4- オール

シリンジ : 5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,

5181-1273

35. a -ビサボロール

18. a-テルピノール

12

22

27

24
14
17

8

30
18

10
15
11

31
26

23

1 2
34

5
5

9
6 7

28
32

25
13

16

19

20

21

29

34

35

33
LAVOIL

Agilent J&W DB-1ms ウルトライナート 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm キャピラリ GC カラム (部品番号 122-0132UI) を使用したラベンダー精油サンプルの
GC/MS トータルイオンクロマトグラム。はっきりと分離したピークにより、ラベンダー精油の分析とフィンガープリンティングの精度の高さがわかります。

GC アプリケーション

251食品および香料アプリケーション

エッセンシャルオイル
カラム :DB-WAX
121-7022
20 m x 0.18 mm, 0.18 µm
注入 :キャリアガス : 水素、44.3 cm/sec
45 ºC で測定
オーブン :

スプリット 1:30、250 ºC

1:35 オイルアセトン溶液 1 µL
検出器 :45 ºC で 0.77 分間保持7.79 ºC/min で 45 ～ 250 ºC

MSD フルスキャン m/z 40 ～ 500
トランスファライン 250 ºC

ワイルドカモミール
6
1. a-ピネン
2. b-ピネン
3. b-ミルセン
4. D-リモネン

1

5. ユーカリプトル
6. 2,4-ヘキサジエナール
7. メントン
8. g-テルピネン
9. メントフラン
10. イソメントン
11. D-カラン

5
20
12

4
10

11 13 15

12. 酢酸ボルニル
13. b-カリオフィレン

21

17 18

22

2 3

2

3

14. イソメントール
15. ギ酸シトロネリル

19

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16. メントール
17. t-b-ファルネセン

18

19

20

ペパーミント21. ネロール
22. b-マアリエン

7
16
5
11

14

13
10
9

18

4
8
2

1

2

252

www.agilent.com/chem/jp

3

4

5

18. g-カルディネン
19. d-カジネン
20. シトロネロール

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

食品および香料アプリケーション

香料参照用標準試料
カラム :DB-WAX
122-7032
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

キャリアガス : ヘリウム、25 cm/sec、
150 ºC で測定
オーブン :

45 ºC で 2 分間
3 ºC/min で 45 ～ 250 ºC
250 ºC で 34 分間

推奨消耗品
セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759
注入 :スプリット、250 ºC
スプリット比 1:50

検出器 :MSD、トランスファライン 250 ºC

サンプル:

サンプルのアセトン希釈液 (1:20) の 1 µL

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り, 5183-4647

シール:

金メッキシール, 18740-20885

シリンジ : 5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,

5181-1273

Dragoco 社の分析サービスマネージャであるCarl Frey 氏と、Bush Boake Allen, Inc 社のフレーバおよび香水研究部門
取締役のKevin Myung 氏に謝意を表します。
1. アセトン
2. 酢酸エチル27. 2,6- ジメチルヘプト -5- エナール (MelonalTM)
28. ローズオキサイド、cis - ローズ

3. プロピオン酸エチル
4. 2,3- ブタンジオン (ジアセチル)

29. ヘキサノール
30. ローズオキサイド、trans - ローズ

5. 酪酸メチル
6. 酢酸イソブチル

31. p - クレゾール
32. オクタン酸エチル

7. a - ピネン
8. 酪酸エチル

33. cis - リナロールオキサイド
34. メントン

9. 2,3- ペンタンジオン (アセチルプロピオニル)
10. カンフェン
11. イソ吉草酸エチル

35. フルフラール
36. trans - リナロールオキサイド

14. ミルセン
15. 酪酸アリル
16. リモネン
17. 1,8- シネオール
18. 3,5,5- トリメチルヘキサノール
19. 3- メチルブチルアルコール
20. 2- メチルブチルアルコール
21. ヘキサン酸エチル
22. g - テルピネン
23. p- シメン
24. 酢酸ヘキシル
25. テルピノレン
26. ヘプタン酸エチル

79. シトロネリルチグレート
80. オイゲニルメチルエーテル
81. g- ノナラクトン
83. テトラデカン酸エチル

56. a - テルピネオール
57. ギ酸ゲラニル

84. n- サリチル酸アミル
85. ゲラニルチグレート

58. ボルネオール
59. b - ビサボレン

86. ペンタデカン酸エチル
87. ミリスチン酸イソプロピル

60. 酢酸ベンジル
61. 酢酸ネリル

90. フェニルエチルチグレート
91. ロザトール (ロザトン)

62. ゲラニアール
63. ウンデカン酸エチル

37. 酢酸オクチル
38. イソメントン

12. b - ピネン
13. ペンタン酸エチル

53. 酢酸シトロネリル
54. イソボルネオール
55. ネラール

92. 酢酸オイゲニル
93. ヘキサデカン酸エチル

64. d - カジネン
65. 酢酸ゲラニル

39. a - コパエン
40. 樟脳41. ベンズアルデヒド

66. シトロネロール
67. ドデカン酸エチル

42. ノナン酸エチル
43. リナロール
44. 酢酸リナリル

68. ゲラニオール
69. ベンジルアルコール
70. 酪酸ゲラニル

45. ベルテネックス (異性体 1)
46. オクタノール

71. ノナデカン
72. ベンゼンエタノール

47. b - カリオフィレン
48. ベルテネックス (異性体 2)

73. ノナデカ - 1 - エン
74. フロラゾン (異性体 1)

49. テルピネン -4- オール
50. 安息香酸メチル

75. フロラゾン (異性体 2)76. ヒドロキシシトロネラール

51. へキシレングリコール
52. デカン酸エチル

77. ドデカノール
78. ジフェニルオキサイド

94. g - ドデカラクトン
95. ジベンジルエーテル
96. トナリド
97. オクタデカン酸エチル
98. ベンゾフェノン
99. 安息香酸ベンジル
100. オクタン酸セテアリル
101. 麝香 T (エチレンブラシレート)
102. デカン酸セテアリル
103. フランビオン (ラズベリーケトン)
104. 酢酸シンナミルフェニル
105. フェニル桂皮酸エチル
106. シンナミルシンナメート

1
2
5
8
6
3
4

37

23

11

19, 2013
27, 2810 16 21
26
15
32
24
18
35

45,46
100
42 43
41

51 52 6163
67

9

58 65
76
62

29
30

54 55

93
77 83 92
69 75 81 86, 87
78

10

20

102

97

84
99 101

91
98

74

103

104

105

96

48

0

94, 95

106

30

40

50
Time (min)

60

70

80

90

100 105
GCFF004

GC アプリケーション

253

食品および香料アプリケーション

香水
カラム :

HP-INNOWax
19091N-133
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

1. リモネン
2. リナロール
3. 酢酸リナリル

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/sec

0.9 mL/min 定流量
オーブン :

スプリット、250 ºC
スプリット比 20:1

検出器 :MSD、280 ºC

16. マスクキシレン
8. カルボクロールとゲライオール 17. 安息香酸ベンジル
18. サリチル酸ベンジル
9. サリチル酸イソアミル
19. マスクケトン

10

8

注入 :

4
16

3

15

9

1

7

5

5

17

12

2

0

14. トナリド
15. クマリン

6. ベンゼンエタノール
7. a- メチルイオノン

18
6

12. アセチルセドレン
13. フタル酸ジエチル

4. 酢酸ベンジル
5. シトロネロール

13

80 ºC で 1 分間
5 ºC/min で 80 ～ 250 ºC
250 ºC で 2 分間

10. n- サリチル酸アミル
11. 酢酸コマニル

10

11

15
20
Time (min)

14

25

推奨消耗品

19

セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

30

ライナ :

スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール
入り, 5183-4647

シール:

金メッキシール, 18740-20885

シリンジ : 5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP, 5181-1273

GCFF006

精油および香料中のキラル化合物
カラム :1. 1,2-ジメチルベンゼン
2. ミルセン

HP Chiral b
19091G-B233
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm
8

1

14

キャリアガス : 水素、39 cm/sec、定圧
オーブン :

65 ºC で 1 分間
5 ºC/min で 65 ～ 170 ºC

256

3. (-)-カンフェン
4. (+)-カンフェン

7

9 10

5. (+)-b-ピネン
6. 1S-(-)-b-ピネン
7. シネオール13

8. (R)-(+)-シトロネラル
9. 1S,2R,5S-(+)-メントール
10. 1R,2S,5R-(-)-メントール

11

注入 :
検出器 :
サンプル:

スプリット、250 ºC
スプリット比 30:1

12

4
3

11. a - テルピネオール
12. (+/-)-イソボルネオール
13. (+)-ボルネオール

FID、300 ºC
1 µL

各分析対象成分 (0.25 ng/µL) のヘキサン溶液

5

10

15

14. trans-シンナムアルデヒド

20

Time (min)

GCFF008

メントール
カラム :

Cyclodex-b
112-2532
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

キャリアガス : 水素、55 cm/sec
オーブン :

105 ºC 定温

注入 :スプリット、250 ºC
スプリット比 1:100

1. (+)- ネオメントール
2. (-)- ネオメントール

2

3. (+)- メントール
4. (-)- メントール

1

検出器 :

サンプル:

3

FID、300 ºC

窒素メークアップガス、30 mL/min

4

各 1 µg/µL の 1 µL クロロホルム溶液

13 minGCFF009254

www.agilent.com/chem/jp

食品および香料アプリケーション

FAME I
カラム :DB-23
122-2362
60 m x 0.25 mm, 0.25 µm

1. C6:0

11. C14:1n5

21. C18:1n7

2. C7:0

12. C15:0

22. C18:2n6

3. C8:0
4. C9:0

13. C16:0

23. C18:3n6
24. C18:3n3

5. C10:0
6. C11:0

15. C16:1n7(cis)7. C12:0
8. BHT

17. C17:1
18. C18:0

27. C20:0
28. C20:1n9

9. C13:0

19. C18:1n9(trans)

29. C20:2n6

10. C14:0

20. C18:1n9(cis)30. C20:3n6
31. C20:4n6

キャリアガス : 水素、43 cm/sec、
定圧モード

130 ºC で 1.0 分間
6.5 ºC/min で 130 ～ 170 ºC
2.75 ºC/min で 170 ～ 215 ºC
215 ºC で 12 分間
40 ºC/min で 215 ～ 230 ºC
230 ºC で 3 分間

オーブン :

検出器 :25. C18:2(d9,11)
26. C18:2(d10,12)

16. C17:0

6
9
8

スプリット、270 ºC
スプリット比 50:1

注入 :14. C16:1n7(trans)

5

C16 と C18 の cis-、trans異性体がベースライン分離

7

3

FID、280 ºC

4

10

1

32. C20:3n3
33. C20:5n3

12

34. C22:0
35. C22:1n9
36. C22:2n6

14

37. C22:4n6

11

38. C22:5n3

21
19

推奨消耗品

20

16 17

セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム,
スプリット、シングルテーパ、
低圧力損失、ガラスウール入り,

41. C24:1n9

185183-4759
ライナ :39. C24:0
40. C22:6n3

13 15

22

23 24

28

29

2526 27

30 313225183-4647
シール:

33 34 35

36

金メッキシール, 18740-20885

373839 40

シリンジ : 5 µL、テーパ、ニードル固定型

41

23-26s/42/HP, 5181-1273

Steve Watkins 氏、Jeremy Ching 氏 (FAME Analytics、
http://www.fameanalytics.com) より提供されたクロ

2

4

6

8

10

12

14
16
Time (min)

マトグラム

18

20

22

24

26

28
GCFF027

香料およびアレルゲンの分析
カラム :オーブン :

VF-WAXms
CP920530 m x 0.25 mm, 0.25 m
10 ºC/min で 100 ～ 250 ºC

キャリアガス : ヘリウム、1.0 mL/min
注入 :スプリット 1:30、T = 250 ºC

検出器 :GC-MS イオントラップ
200 ºC
トラップ :
マニホールド : 60 ºC

1. リナロール
2. ヘプチンカルボン酸メチル
3. フェニルアセトアルデヒド

9. ベンジルアルコール
10. シンナムアルデヒド
11. ヒドロキシシトロネラール

4. メチルカビコール
5. オクチンカルボン酸メチル

12. メチルオイゲノール
13. リリアール

6. シトロネロール
7. ゲラニオール

14. オイゲノール
15. アミルシンナミルアルデヒド

8. メチルガンマイオノン

16. アニスアルコール

19. ファルネソール異性体 III
20. イソオイゲノール
21. ヘキシルシンナミックアルデヒド
22. ライラル (4,4-異性体)
23. クマリン
24. アミルシンナミックアルコール
25. 安息香酸ベンジル
26. サルチル酸ベンジル

251217. シンナミルアルコール
18. ファルネソール異性体 I + II

27. ケイ皮酸ベンジル

20,21

13
15

0.1 µL、香料混合液 (500 ppm)

8

14

26

16

4

27

23
9

2,3
5
1

6

17, 18, 19

サンプル:

7
11

24
22

10
0.00

5.00

10.00
min

15.00

20.00

GC アプリケーション

255

食品および香料アプリケーション

リンゴマトリックス中の有機リン系農薬
カラム :DB-35ms Ultra Inert
121-3822UI
20 m x 0.18 mm, 0.18 µm

1. オキシデメトンメチル
2. メタミドホス
3. メビンホス

装置 :Agilent 7890 GC/Agilent 5975C シリーズ GC/MSD

4. アセフェート
5. ナレド

9. マラチオン
10. メチダチオン
11. TPP (サロゲート標準)

サンプラ :

Agilent 7683B オートサンプラ、5.0 µL シリンジ
(部品番号 5181-1273)

6. ダイアジノン

12. ホスメット

CFT デバイス: パージ 2 ウェイスプリッタ (部品番号 G3180B)
スプリット比 MSD:FPD = 3:1

MSD (SIM):600 ng/mL

MSD リスト
リクタ:

18000

FPD リストリクタ:

1.2 m x 内径 0.15 m、不活性処理済みフューズドシリカチューブ
1.4 m x 内径 0.15 mm、不活性処理済みフューズドシリカチューブ

PCM 1:

3.8 psi 定圧

注入 :1 L スプリットレス、250 ºC、0.25 分でパージ流量
60 mL/min、2 分でガスセーバオン、20 mL/min

キャリアガス : ヘリウム、定圧 43.5 psi、95 ºC

7. ジメトアート
8. クロルピリホス

11
3

12

10

14000

13

6

2

7

10000

1

4

6000

8

9

5

2000
4.00

6.00

8.00

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00

FPD (P):200 ng/mL
11

オーブン :

95 ºC で 1.3 分間、15 ºC/min で 95 ～ 125 ºC、5 ºC/min
で 125 ～ 165 ºC、2.5 ºC/min で 165 ～ 195 ºC、20ºC/min で 195 ～ 280 ºC、280 ºC で 3.75 分間

ポストラン
バック
フラッシュ:

280 ºC で 5 分間、バックフラッシュ中の PCM 1 圧
力 70 psi、バックフラッシュ中の注入口圧力 2 psi

検出器 :トランスファライン 310 ºC、イオン源 310 ºC、
四重極 150 ºC

3

18000

10

14000

13

6

2

7

10000

1

4

6000

12

8

9

5

2000
4.00

6.00

8.00

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00

Agilent J&W DB-35ms UI カラムを用いたマトリックス適合有機リン系農薬標準試料の GC/MS-SIM および FPD クロマトグラム。
溶出スプリット比 MSD:FPD = 3:1。

256

www.agilent.com/chem/jp

食品および香料アプリケーション

オリーブオイル抽出物中の有機リン系残留農薬
カラム :DB-35ms Ultra Inert
122-3832UI
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

装置 :Agilent 7890/5975C

サンプラ :

Agilent 7683B、5.0 µL シリンジ
(部品番号 5181-1273)

1. メタミドホス
2. アセフェート
3. オメトエート
4. ダイアジノン
5. ジメトアート
6. ピリミフォスメチル

CFT デバイス : パージ 2 ウェイスプリッタ(部品番号 G3180B)
スプリット比 MSD:FPD = 1:1
MSD リストリクタ :フューズドシリカチューブ

FPD リストリクタ :0.53 m x 内径 0.18 mm、不活性処理済み
フューズドシリカチューブ

7. パラチオンメチル
8. マラチオン
9. クロルピリホス
10. フェニトロチオン
11. パラチオン

1.43 m x 内径 0.18 mm、不活性処理済み

12. フェンチオン
13. メチダチオン
14. カルボフェノチオン
15. リン酸トリフェニル (サロゲート標準)

Response

Aux EPC :3.8 psi 定圧

注入 :2 µL スプリットレス、250 ºC、0.25 分でパージ流量 60 mL/min、2 分でガスセーバオン、
20 mL/min

3400000

16. アジンホスメチル
17. アジンホスエチル

13000000
2
2600000

7

5

8-12

2200000

キャリアガス : ヘリウム、定圧 28.85 psi、95 ºC

1800000

オーブン :

1400000

ポストラン
バックフラッシュ :

95 ºC で 0.5 分間、25 ºC/min で 95 ～ 210 ºC、
10 ºC/min で 210 ～ 250 ºC、250 ºC で 0.5 分間、
20 ºC/min で 250 ～ 290 ºC、290 ºC で 4.5 分間
290 ºC で 7.5 分間、バックフラッシュ中の補助 EPC 圧力 54 psi、バックフラッシュ中の注入口圧力 2 psi

6
13

14
15

1000000

3

4

16

17

600000200000
4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

Time

検出器 :

MSD : トランスファライン 310 ºC、イオン源 300 ºC、四重極 150 ºC
FPD : 230 ºC、水素 75 mL/min、
空気 100 mL/min、
キャリアガス + メークアップガス (N2) 60 mL/min

Agilent J&W DB-35ms UI GC カラムを用いた、対象化合物の保護剤が含まれる 100 ng/mL マトリックス適合有機リン系農薬標準試料のGC/FPD クロマトグラム。

ヒントとテクニック
最新の GC カラムにフォーカスしたアプリケーション、製品、および教育リソースについては、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

GC アプリケーション

257

工業化学アプリケーション

工業化学アプリケーション
アルコール
カラム :

1. Methanol

27. 2-Penten-1-ol

2. Ethanol

28. 3-Methyl-2-buten-1-ol

3. Isopropanol

29. Cyclopentanol

4. tert-Butanol

30. 3-Hexanol

5. 2-Propen-1-ol (allyl alcohol)

31. 2-Hexanol

6. 1-Propanol

32. 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone

7. 2-Propyn-1-ol (propargyl alcohol)

33. Furfuryl alcohol

8. sec-Butanol

34. cis-3-Hexen-1-ol

9. 2-Methyl-3-buten-2-ol

35. 1-Hexanol

10. Isobutanol

36. cis-2-Hexen-1-ol

11. 2-Methoxyethanol (methyl Cellosolve)

37. Cyclohexanol

12. 3-Buten-1-ol

38. 3-Heptanol

13. 2-Methyl-2-butanol (tert-amyl alcohol)

39. 2-Heptanol

14. 1-Butanol

40. 2-Butoxyethanol (butyl Cellosolve)

15. 2-Buten-1-ol (crotyl alcohol)

41. cis-4-Hepten-1-ol

16. Ethylene glycol

42. trans-2-Hepten-1-ol

17. 1-Penten-3-ol

43. 1-Heptanol

18. 2-Pentanol

44. Benzyl alcohol

19. Glycidol

45. 2-Ethyl-1-hexanol

20. 3-Pentanol

46. a-Methylphenyl alcohol

21. 2-Ethoxyethanol (Cellosolve)

47. 1-Octanol

セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

22. Propylene glycol

48. 1-Nonanol

ライナ :スプリット、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り, 5183-4647

23. 3-Methyl-1-butanol (isoamyl alcohol)

49. 2-Phenoxyethanol

24. 2-Methyl-1-butanol (active amyl alcohol)

50. a-Ethylphenethyl alcohol

金メッキシール, 18740-20885

25. 4-Methyl-2-pentanol

51. b-Ethylphenethyl alcohol

26. 1-Pentanol

52. 1-Decanol

DB-624125-1334
30 m x 0.53 mm, 3.00 µm

キャリアガス : ヘリウム、30 cm/sec、
40 ºC で測定
オーブン :

40 ºC で 5 分間
10 ºC/min で 40 ～ 260 ºC
260 ºC で 3 分間
スプリット、250 ºC
スプリット比 1:10

注入 :

検出器 :

FID、300 ºC

窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

各溶媒 0.01-0.05% の CS2溶液、1µL

推奨消耗品

シール :

シリンジ : 5 µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,

5181-1273
3, CS237, 3922, 29, 30

49, 50, 52

41, 42, 43
44

7, 8
1

18, 2035

26, 2716
19 24 25

31 32

38
33

46
51

45 47

48

40

15
1113 12 14 17
10
23
21
9

5

2

36

34

28

6
4

0

5

10

15
Time (min)258

www.agilent.com/chem/jp

20
GCIC001

工業化学アプリケーション

ハロゲン化炭化水素 I
カラム :DB-624123-1334
30 m x 0.32 mm, 1.80 µm

キャリアガス : ヘリウム、35 cm/sec
オーブン :

35 ºC で 5 分間
10 ºC/min で 35 ～ 245 ºC注入 :スプリット、250 ºC
スプリット比 1:50

検出器 :

1

1. Pentane

9. 1,1,1-Trichloroethane

2. Iodomethane

10. 1-Chlorobutane

3. 1,1-Dichloroethene

11. Carbon tetrachloride

4. 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon-113)

12. 1,2-Dichloroethane

5. 3-Chloropropene (allyl chloride)13. 1.2-Dichloropropane

6. Methylene chloride

14. cis-1.2-Dichloropropene

7. 1.1-Dichloroethane

15. trans-1.2-Dichloropropene

8. Chloroform

16. 1,1,2-Trichloroethane

19

10
13

17. 1,1,1,2-Tetrachloroethane23

18. 1,2-Dibromoethane (EDB)

16

19. 1-Chlorohexane

FID、300 ºC

20. trans-1,4-Dichloro-2-butene

27

窒素メークアップガス、30 mL/min

21. Iodoform

18
14

12

26

20, 21

22. Hexachlorobutadiene
23. 1,2,3-Trichloropropane

155

24. 1,1,2,2-Tetrachloroethane

24

推奨消耗品
セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム,
汎用スプリット/スプリットレス
ライナ、テーパ、ガラスウール
入り, 5183-4711

シール:

金メッキシール, 18740-20885

25. Pentachloroethane28

926. 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)

45183-4759
ライナ :

22

7

2, 3

27. Hexachloroethane17

28. Hexachlorocyclopentadiene

8

6

11
25

シリンジ : 10 L、テーパ、ニードル固定型

23-26s/42/HP, 5181-1267
0

5

10

15

20

25

Time (min)
GCIC034

芳香族溶媒
カラム :

DB-200122-2032
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

1. ベンゼン2. トルエン3. エチルベンゼン

スプリット、250 ºC
スプリット比 1:100

検出器 :FID、300 ºC

17. 1,3- ジクロロベンゼン
18. 1.4- ジクロロベンゼン
19. n- ブチルベンゼン

8. スチレン
9. イソプロピルベンゼン
10. n- プロピルベンゼン

窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル:

15. sec- ブチルベンゼン
16. イソブチルベンゼン

6. m- キシレン
7. o- キシレン

50 ºC で 5 分間
10 ºC/min で 50 ～ 160 ºC

注入 :13. 4- クロロトルエン
14. tert - ブチルベンゼン

4. クロロベンゼン
5. p- キシレン

キャリアガス : ヘリウム、31 cm/sec
オーブン :

11. 2- クロロトルエン
12. 3- クロロトルエン

20. 1.2- ジクロロベンゼン
21. 1,3- ジイソプロピルベンゼン
22. 1.4- ジイソプロピルベンゼン
23. 2- ニトロトルエン

1

0.5 µg/µL 標準試料
ヘキサン溶液の 0.5 µL

24. 3- ニトロトルエン
25. 4- ニトロトルエン

2
19
10

13 14 15
12
16
11

34
5

推奨消耗品

9
8

6 7

22
20

21
23

17 18

セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759
ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り, 5183-4711

シール:

金メッキシール, 18740-20885

シリンジ : 10µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,

5181-1267

24
25

0

2

4

6

8
Time (min)

10

12

14

16
GCIC041

GC アプリケーション259

工業化学アプリケーション

フェノール I
カラム :HP-5ms19091S-433
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

1. Phenol
2. 2-Chlorophenol
3. 2-Nitrophenol
4. 2,4-Dimethylphenol

キャリアガス : ヘリウム、33 cm/sec、定流量
オーブン :

35 ºC で 5 分間
8 ºC/min で 35 ～ 220 ºC

注入 :スプリットレス、250 ºC

5. 2,4-Dichlorophenol
6. 4-Chloro-3-methylphenol
7. 2,4,6-Trinitrophenol
8. 2,4-Dinitrophenol
9. 4-Nitrophenol
10. 2-Methyl-4,6-dinitrophenol

4

検出器 :

FID、300 ºC

11. Pentachlorophenol
1

サンプル:

1 µL
20 µg/mL フェノールの塩化メチレン溶液

6
2

5
3

7

9
8

推奨消耗品
セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759
ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、
不活性処理済、内径 4 mm, G1544-80730

シール:

金メッキシール, 18740-20885

0

5

10

15

11

10

20

25

Time (min)

GCIC052

シリンジ : 10µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,

5181-1267

無機ガス
カラム :

GS-GasPro
113-4332
30 m x 0.32 mm

1. 窒素
2. CO2

1
4

キャリアガス : ヘリウム、53 cm/sec

3. SF6
4. COS

オーブン :

25 ºC で 3 分間
10 ºC/min で 25 ～ 200 ºC
200 ºC で保持

注入 :スプリット、200 ºC
スプリット比 1:50

検出器 :TCD、250 ºC

サンプル:

50 µL

5. H2S
72

6. エチレンオキシド
7. SO2

3
5

6

推奨消耗品
セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

260

ライナ :

ダイレクト、内径 1.5 mm, 18740-80200

シール:

金メッキシール, 18740-20885

www.agilent.com/chem/jp0Time (min)13
GCIC058

ライフサイエンスアプリケーション

ライフサイエンスアプリケーション
ベンゾジアゼピン I
カラム :1. Medazepam

DB-5ms Ultra Inert
122-5532UI
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

キャリアガス : 水素、53 cm/sec、定流量1.6 で 11 分間
60 mL/min で 1.6 ～ 2.4、2 分間保持
50 mL/min で 2.4 ～ 5.0、9 分間保持

170 ºC で 3.2 分間
24.7 ºC/min で 170 ～ 250 ºC、5.3 分間保持18.6 ºC/min で 250 ～ 280 ºC、4.0 分間保持50.0 ºC/min で 280 ～ 325 ºC、4.0 分間保持

オーブン :

2. Halazepam
3. Oxazepam
4. Lorazepam
pA

5. Diazepam90

6. Desalkyl Aurazepam

80

7. Nordazepam

1 2

8. Clonazam

15
13

70

9. Oxazopam
10. Temazepam

7

60

5

8

11. Flunitrazepam

16
19

注入 :

パルスドスプリットレス、280 ºC
パルス圧 20 psi で 0.38 分間
0.40 分で 50 mL/min のパージ流量
ダイレクトコネクトライナ G1544-80730

検出器 :FID、350 ºC

サンプル:

1 µL、5-10 ppm

12. Bromazepam

17

50

20

13. Prazepam

11
12

40

3

14. Lormetazepam
15. Nitrazepam

14

9

30

21

10

6

16. Chlordiazepoxide

184

17. Clonazepam
20

18. Demoxepam
19. Estazolam

Ramped Flow

10
7

8

9

10

11
12
Time (min)

13

14

15

20. Alprazolam

16

21. Triazolam
BENZODIAZ

ベンゾジアゼピンなどの薬物の分析は、非常に活性が高いため特に困難です。このため、サンプルの通るすべての経路、特に GC カラムをできるだけ不活性にする必要があります。

アンフェタミンと前駆体 – TMS 誘導体
カラム :

DB-5
121-5023
20 m x 0.18 mm, 0.40 µm

キャリアガス : ヘリウム、39 cm/sec、100 ºC で測定
オーブン :

10 ºC/min で 100 ～ 240 ºC

注入 :スプリット、250 ºC
スプリット比 1:100

検出器 :1. フェニルアセトン
9. フェナセチン
2. ジメチルアンフェタミン 10. 3,4- メチレンジオキシアンフェタミン (MDA)
3. アンフェタミン
11. 3,4- メチレンジオキシメチルアンフェタミン
4. フェンテルミン
5. メタンフェタミン

12. 4- メチル -2,5- ジメトキシアンフェタミン (STP)
13. フェニルエフェドリン

6. メチルエフェドリン
7. ニコチナミン

14. 3,4- メチレンジオキシエチルアンフェタミン (MDE、Eve)
15. カフェイン

8. エフェドリン

16. ベンズフェタミン

FID、300 ºC

窒素メークアップガス、30 mL/min

サンプル :

各ピリジン溶液 2 µg/µL の 1 µL

6

4

1

3

7

13

8 9

12

5
10

11
14

推奨消耗品
セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759
ライナ :汎用スプリット/スプリットレスライナ、テーパ、
ガラスウール入り, 5183-4711

シール:

金メッキシール, 18740-20885

シリンジ : 10µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,

16

2

15

14 minGCLS004

5181-1267

GC アプリケーション

261

ライフサイエンスアプリケーション

バルビツール酸系催眠薬
カラム :DB-35ms
122-3832
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

1. バルビタール
2. アロバルビタール
3. アプロバルビタール

キャリアガス : ヘリウム、31 cm/sec、50 ºC で測定
オーブン :

10

スプリットレス、250 ºC
30 秒のパージ時間

14. シクロペンチルバルビタール
15. メホバルビタール

6. ブタルビタール
7. アモバルビタール

16. チアミラール
17. フェノバルビタール

8. タルブタール
9. ペントバルビタール

1

検出器 :

12. ヘキソバルビタール
13. チオペンタール

4. ブタバルビタール
5. ブテタール

50 ºC で 0.5 分間
25 ºC/min で 50 ～ 150 ºC
10 ºC/min で 150 ～ 300 ºC

注入 :10. メトヘキシタール
11. セコバルビタール

7
46

18. アルフェナール

11
15

MSD、トランスファライン 280 ºC
フルスキャン m/z 40 ～ 270

9
8

3

12 14

5

17
18

2

推奨消耗品

13

セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759
ライナ :スプリットレス、シングルテーパ、不活性
処理済、内径 4 mm, 5181-3316

シール :

金メッキシール, 18740-20885

11

12

13

14
Time (min)シリンジ : 10µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,

16

15

16

17
GCLS0105181-1267

麻薬性鎮痛薬カラム :DB-5ms122-5532
30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

1. デキストロメトルファン
2. コデイン3. ジヒドロコデイン
4. ノルコデイン

キャリアガス : ヘリウム、31 cm/sec、50 ºC で測定

5. エチルモルヒネ
6. モルヒネ

50 ºC で 0.5 分間
25 ºC/min で 50 ～ 150 ºC
10 ºC/min で 150 ～ 325 ºC

オーブン :

7. ノルモルヒネ
8. 6- アセチルコデイン

2, 3

注入 :

スプリットレス、250 ºC
30 秒のパージ時間

検出器 :MSD、トランスファライン 300 ºC
フルスキャン m/z 40 ～ 380

9. 6- モノアセチルモルヒネ
10. ヘロイン

1

8

5

10

9

推奨消耗品

4
6

セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759
ライナ :ダイレクトコネクト、シングルテーパ、
不活性処理済、内径 4 mm, G1544-80730

シール :金メッキシール, 18740-20885

シリンジ : 10µL、テーパ、ニードル固定型 23-26s/42/HP,

5181-1267

262

www.agilent.com/chem/jp

15

16

17

18
Time (min)

7

19

20

21
GCLS016ライフサイエンスアプリケーション

血中アルコール I (静的ヘッドスペース/スプリット)
カラム :DB-ALC1
125-9134
30 m x 0.53 mm, 3.00 µm

推奨消耗品

3

キャリアガス : ヘリウム、80 cm/sec、
40 ºC で測定

40 ºC 定温

サンプラ :

ヘッドスペース注入 :スプリット、250 ºC
スプリット比 1:10

検出器 :FID、300 ºC

セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

2. Acetaldehyde

ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm, 18740-80200

3. Ethanol

シール :金メッキシール, 18740-20885

4. Isopropanol

4

オーブン :

1. Methanol

5. Acetone
6. 1-Propanol1

窒素メークアップガス

2

23 mL/min

5
6

0

0.5

1.0

1.5
Time (min)

2.0

2.5

3.0
GCLS023

血中アルコール II (静的ヘッドスペース/スプリット)
カラム :DB-ALC2
125-9234
30 m x 0.53 mm, 2.00 µm

推奨消耗品
セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759

キャリアガス : ヘリウム、80 cm/sec、
40 ºC で測定
オーブン :

40 ºC 定温

注入 :ダイレクト、内径 1.5 mm, 18740-80200

シール :金メッキシール, 18740-20885

1. Methanol
2. Acetaldehyde

3

サンプラ :

ライナ :ヘッドスペース
70 ºC
オーブン :ループ :80 ºC
トランスファライン : 90 ºC
バイアル平衡化時間 : 10 分間
0.20 分間
加圧時間 :
0.20 分間ループ注入時間 :0.05 分間ループ平衡化時間 :0.1 ～ 0.2 分間
注入時間 :
サンプルループサイズ : 1.0 mL

3. Ethanol
44. Isopropanol
5. Acetone
6. 1-Propanol

スプリット、250 ºC
スプリット比 1:10

検出器 :FID、300 ºC

窒素メークアップガス

1

23 mL/min
サンプル :

52
6

0.1 % エタノール、
0.001 % その他
0.5

1.0

1.5
2.0
Time (min)

2.5

3.0
GCLS024

GC アプリケーション

263

ライフサイエンスアプリケーション

残留溶媒、DMI 希釈液
カラム :DB-624123-1364
60 m x 0.32 mm, 1.80 µm

オーブン :

1. メタノール
2. エタノール
3. アセトン

1 ºC/min で 50 ～ 60 ºC
9.2 ºC/min で 60 ～ 115 ºC
35 ºC/min で 115 ～ 220 ºC
220 ºC で 6 分間保持
ヘッドスペース
プラテン 140 ºC
トランスファライン、バルブ 250 ºC
サンプルループ 2 mL

サンプラ :

注入 :スプリット、250 ºC
スプリット比 1:18

検出器 :FID、270 ºC

4. 2- プロパノール
5. アセトニトリル
6. 塩化メチレン
7. 2-メチル-2-プロパノール(ターシャル-ブタノール)
8. MTBE23. MIBK (2-ペンタノン)
24. トルエン

14. 2- ブタノール
15. テトラヒドロフラン
16. シクロヘキサン

25. 1-ペンタノール
26. n,n-ジメチルホルムアミド (DMF)
27. エチルベンゼン

17. 酢酸イソプロピル
18. 1,2-ジメトキシエタン
19. ヘプタン

28. m,p-キシレン
29. o- キシレン
30. ジメチルスルホキシド (DMSO)

20. 1-メトキシ-2-プロパノール 31. n,n-ジメチルアセトアミド
21. メチルシクロヘキサン
32. n-メチルピロリドン
22. 2-エトキシエタノール
33. 1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン

9. ヘキサン10. 1- プロパノール
11. DMI 不純物

12. 2- ブタノン (MEK)
13. 酢酸エチル

(DMI)

9

窒素メークアップガス

33

5,000 ppm 標準試料

サンプル:

8
16

1

19
21

14

3 5
6
4
7

12

28

13
15

24

2

推奨消耗品
セプタム : 11 mm 高性能グリーンセプタム, 5183-4759
ライナ :ダイレクト、内径 1.5 mm, 18740-80200

シール :金メッキシール, 18740-20885

17

10 11

2.5

5.0

18

10.0

29
30
31

22

25

12.5
Time (min)

15.0

20

7.5

27

23
26

32

17.5

20.0
GCLS028

Julie Kancler 氏 (Brian Wallace, Teledyne) に謝意を表します。

非誘導体化依存性薬物 – アジレント高速毒性アナライザ
カラム :1. アンフェタミン
2. フェンテルミン

DB-35 ms Ultra Inert
122-3812UI
15 m x 0.25 mm, 0.25 µm

5. メチレンジオキシアンフェタミン (MDA)
6. メチレンジオキシメタンフェタミン

13. オキサゼパム
25. アルプラゾラム
14. テトラヒドロカンナビノール 26. ベラパミル
15. コデイン
27. ストリキニーネ
16. ロラゼパム
28. トラゾドン

10. メタドン
11. コカイン

21. ジアセチルモルヒネ
22. フルニトラゼパム

3. メタンフェタミン
4. ニコチンキャリアガス : ヘリウム、固定圧力、35.0 psi
注入 :スプリットレス 1 µL、280 ºC、総流量 56.4 mL/min、
3 mL/min スイッチドセプタムパージ、ガスセーバオフ、
0.4 分後に 50 mL/min

ライナ :スプリットレス、デュアルテーパ、不活性処理済、
内径 4 mm, 5181-3315

サンプル :

Agilent GC/MS 毒性チェックアウト混合液 (部品番号 5190-0471)

バック
フラッシュ:
オーブン :

ポストラン：1 分、注入口 1 psi、aux EPC 75 psi

検出器 :17. ジアゼパム(MDMA)
7. メチレンジオキシエチルアンフェタミン 18. ヒドロコドン
8. メペリジン
19. オキシコドン
9. フェンシクリジン
20. テマゼパム

9
10

100 ºC で 0.25 分間、40 ºC/min で 100 ～ 345 ºC、345 ºC で 2.25 分間保持MSD :トランスファライン 300 ºC、イオン源 300 ºC、
四重極 180 ºC、スキャンモード

4

8

12
11

17
21

18
15
14

7
1

NPD : Blos ビード 300 ºC H2 3 mL/min、空気 60 mL/min、
メークアップガスおよびカラム流量 11 mL/min
CFT デバイス : MSD と NPD の間に溶媒ベントを持つ 2 ウェイスプリッタ

23. ニトラゼパム
24. クロナゼパム

12. SKF-525a (RTL 化合物)

25

22

26

27

19

6
2

20

3
5

23

24

28

16
13

1

2

3

4

5

6

7

非誘導体化依存性薬物の NPD クロマトグラムの例 (Agilent J&W DB-35ms UI カラムに 1 成分あたり 5 ng)。成分番号 12 を、デコンボリューション
レポート作成ソフトウェアデータベースのリテンションタイムロッキングに使用。

264

www.agilent.com/chem/jp8Agilent J&W GC カラムのパッケージにもアジレントの技術革新が活かされています

100 % リサイクル可能な最新パッケージには次の特長があります。
• ボックス内で固定することによるカラムの保護• 発泡材や段ボールよりも清潔• 保管と特定が容易

Agilent J&W GC カラム – 新しいパッケージでお届けします
世界最大の GC カラムの品揃え
バリアンがアジレントに加わり、Agilent J&W GC カラムの製品シリーズがさらに充実しました。
PoraPLOT、PoraBOND、Select VF、CP-Sil が GC カラムに加わりました。詳しくは、
www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

お問い合わせは
ホームページ :www.agilent.com/chem/jp
カストマコンタクトセンタ :フリーダイヤル 0120-477-111

本資料記載の情報は予告なしに変更されることがあります。
アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2012
Printed in Japan October 31, 2012
5990-9867JAJP

詳しくは、スマートフォンでQR コードをスキャンしてください。