◉ 被写体 別 お 勧 め 露 出 計 一 覧 表

フラッグシップ

L- 478Dにエリンク
ローム社のEL- スカイ

入射光式・スポット

ポートワイヤレスシス

測光の2 in 1露出計

テムに対応した露出計

セコニック露出計の高機能と携帯性を簡単・軽量・電池不要でシンプルな併せ持つタッチ操作

コンパクトな

ロングセラーアナログのスマートな露出計

お手軽露出計

露出計

カメラのホットシュー
取付可能
手のひらサイズの露出計

機 種
スピードマスター

ライトマスタープロ

ライトマスタープロ

フラッシュメイト

スタジオデラックスⅢ

ツインメイト

L - 85 8 D

L-478DR-EL

L-478D

L-308X

L - 398A

L - 208

本体価格

風景
ポート レート

75,000円

60,000円

48,000円

35,000円

30,000円

23,500円

税込 82,500円

税込 66,000円

税込 52,800円

税込 38,500円

税込 33,000円

税込 25,850円◎◎◎○△○◎◎◎◎○△
露 出 計 / 使 い 方 ハ ンド ブック

ス ナップ

○○○

◎

○

◎物撮り◎

◎◎

○

△

△

動画撮影

◎◎

◎

○

△ーHSS ／閃光
時間測定対応基本機能

スト ロ ボ ワ イ ヤ レ ス 測 光 対 応
露出プロファイル対応
定常光 / フラッシュ光測定対応
入射光 / 反射光測定対応

◎…大得意

〇…得意

△…撮影条件による定常光測定

露出計の測定方式について◉反射光式 ＝輝度を測る＝

露 出 ＝ I S O 感 度 ・ 絞 り ・ シ ャ ッ タ ー 速度の組み合わせ
露出計とは何かを知る前に、まず「露出」が何かを知る必要があります。露出とは、写真を撮る際にレンズを通して撮像素子やフィルムに与える光の量を指します。つまり、写真に必要な光の量

標準露 出

露出計によって求められる、中庸な明るさの露出

適性露 出

撮り手が自分の作画意図を反映させて決定する露出を「ISO感度」と「絞り」、「シャッター速度」を組み合わせて撮像素子やフィルムに与えることです。の3要素と呼ばれます。

受光角に入る光の量の平均をすべて18%グレーとみなして露出値を決定します。そのため、白いものも黒いものもグレーに再現されます。

メリット

被写体に近づけない遠景、風景、朝、夕景、透過光ネオンサインのような発光体に最適です。

デメリット

反射率によって補正が必要となります。

◉入射光式 ＝照度を測る＝18%グレーの反射率を持つ標準被写体

露出は、構図、ピントとともに写真の三大要素のひとつです。

この「ISO感度」「絞り」「シャッター速度」は露出特徴

特徴

メリット

白いものは白く、黒いものは黒く再現するように露出を決めます。反射率18%の人物撮影や商品撮影に適しています。

デメリット

測定時にはその都度、被写体位置まで行かなければなりません。透過光や発光体の測定ができません。

露出計は『 自 分 の 写 真 表 現 を 作 る 』 ための道具です。
露出計を使うと「標準露出」と呼ばれる、測ったした「適正露出」が設定可能になります。また、露出箇所が中間の明るさになる露出が分かります。こ計を使って陰影の差を数値で知ることで、次回もれを基準とすることで、撮り手の作画意図を反映同じライティングを再現できます。

が適性な状態で写るように露出を決定します。

セコニックの単体露出計は高精度な 1/10EV 刻み

露出計内 蔵 デ ジ タ ル カ メ ラ に も 単 体露出計は有効
現在では、ほとんどのカメラに露出計が内蔵されが得られないこともあります。白や黒の背景を使った撮影では、内蔵露出計で測った際、背景単体露出計で撮影

カメラ内蔵露出計で撮影露出値に対し、1/10段分の端数を表示した際の数字。
「F8.0̲9」となっている場合、F8.0+9/10字が表示されることがあります。これは1段分のという意味でF11に近い測定値です。

スピードマスター

L-858D

ライトマスタープロ

L- 478D

フラッシュメイト

L-308X

白バックていますが、特殊な条件下では思い通りの露出デジタル表示機能を有するセコニックの露出計
では、下の画像のように絞り値の右側に小さな数の反射率に影響を受けてどちらもグレーに近くなってしまうことが少なくありません。露出計を景色の影響を受けることなく安定した露出を得ることができ、撮影後の画像処理で明るさを変える手間や、画像の劣化を防ぐことができます。
1

黒バック

使って入射光式で測光し、露出を決めれば、背フラッシュの閃光時間や、ハイスピードシンクロ（HSS）に対応したモデル

カラー液晶タッチパネルを搭載し、握り心地と操作性を重視したエル
ゴノミックなデザイン

写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影など、各種撮影に対応した露出計

2

SEKONIC の露出計でできること - 主な機能紹介

露出プロファイルの作り方
デジタルカメラに有効な露出プロファイル

ご使用のデジタルカメラ、レンズを使用して露出プロファイルターゲット（別売）をテスト撮影します。Data Transfer Software
Ver5.0以降では、X-Rite社のColorCheckerの他に Datacolor 社の SpyderCHECKR
24/48でもプロファイルの作成が可能です。ターゲットの明るさを変えて3枚、または5枚撮影するだけで露出プロファイルを作成することができます。

撮影した画像をData Transfer Softwareに取り込みます。データがRAWデータの場
合はTIFFかJPEGに変換してから取り込みます。ISO感度など必要な撮影データを入力すればData Transfer Software上でカメラのダイナミックレンジのグラフや表示補正値を自動計算します。名前を決めてプロファイルデータを保存します。

PCと露出計をUSBケーブルでつなぎプロファイルデータを露出計に転送します。L-858DとL-478シリーズで最大10個、またL-758シリーズで最大3個までのプロファイルデータを露出計本体にメモリーし、スケール上で表示することができます。また、Data Transfer
Softwareは露出プロファイルの作成や露出計へのデータ転送以外にも露出計のカスタムセッティングの変更やファームウェアのバージョンアップを行えます。

露出プロファイルを活用する

ISO 500, 1/80, F4

画面中央付近の床面、明るい部分と影の部分の境目で測光して撮影。人物も白く霞むことなく、シャドー部の階調もしっかり再現しています。

特にデジタルカメラでの撮影の場合、ダイナミックレンジ（カメラが再現できる明るさの範囲）から外れてしまうと、白とび・黒つぶれといって、階調が再現されず、真っ白、真っ右の写真のような逆光でのシーンでは、手前の人物が暗くなる、または背景が白とびしてしまうことが多く、ハイライ
トとシャドー部を両立させることが難しい撮影となります。こういったシーンこそ、露出プロファイルが役立ちます。あらかじめプロファイル化したダイナ
ミックレンジの範囲内に再現したいハイライト、シャドーが収まるように露出やライティングを設定します。

黒になってしまうことがあります。そこで「露カメラの内蔵露出計で撮影。背景の明るさに影響されて人物が暗くなってしまいました。

カーテンと人物の顔を測光しています（スポット測光／反射光式）。
露出プロファイルを設定していれば、このように背景と手前の人物の明るさも両立させる露出を撮影前に把握することができます。また、必要に応じて照明を使用し、被写体がダイナミックレンジ内に入るように調整が可能となります。

作成したカメラのプロファイルがスケー
ル上に色分けされ、緑＝再現領域、橙＝許容範囲、赤＝再現不可、と測定箇所の再現状態が把握できます。

出プロファイル」を活用し（対応製品はP4を参照）、再現可能な領域を露光域としてグラ対応する製品はこちら

フ上に表示させることで、ハイライトからシャドーまでの露出状況を把握できます。お使いのデジタルカメラの各モデルや撮影時のISO感度によってもダイナミックレンジが違います
ので、お使いのカメラの露出プロファイルを作成して活用し、どんな撮影シーンでも美しISO 1600, 1/80, F4

屋内、屋外が混在する明暗差の激しいシーンでは、カメラによっては、人物に露出を合わせようとするとハイライトが白とびしてしまいます。

スピードマスター

ライトマスタープロ

ライトマスタープロ

L - 858D

L-478DL-478DR-EL

く豊かな階調再現ができる露出設定にお役立てください。
3

4SEKONIC の露出計でできること - 主な機能紹介

フィルター選択フ ィ ル ター使用時の露出をダイレクト 表 示［ 測定画面 ］［ ツールボックス画面 ］［ フィルター補正画面 ］

右下の［ツールボックス］をタッチします。

フィルター補正を選択します

補正値ダイレクト入力：ユーザー独自で補正値を入力することができます。
フィルター選択：登録されているフィル（フィターを最大4つまで選択ができます。
ルターを重ねて使用する場合）なお、選択するフィルターは、任意にフィルター名・補正量の編集や、追加をすることができます

フィルター編集

ISO 100, 4sec., F8

NDフィルター（ND1000）を使用。登録されているフィルターを設定することで、フィルターを使用した場合の露出値がダイレクトに表示されます。

例えば、長時間露光をしたいとき、NDフィルターを使うと、撮像素子、フィルム面に届く光量が減ってしまいます。そのため、露出計で［ フィルター編集画面 ］［ フィルター名画面 ］［ フィルター補正量画面 ］

測定した値とカメラに届く光量に違いが出て上がフィルター名称、下が選択したフィルターの補正量

フィルター名を任意に変更可能です

入力した数値が表示されます

しまうので、露出計の測定値からフィルターで減光した分を算出しなければなりません。セコ
ニックの単体露出計にはフィルター補正機能対応する製品はこちらを搭載したモデルがあります。露出計に登録されたフィルターを選択するだけで、フィルター使用時の露出値を表示でき、撮影時間の短縮にもなります。フィルター補正機能が搭載されているのは、カラータッチパネルを備えたモデ
ルとなりますので、画面に従ってフィルターをISO 100, 1/250, F8

NDフィルターなしで撮影。屋外の明るい自然光下ではスローシャッターにするためには絞りに限界があるため、動く被写体を流した表現ができません。

スピードマスター

ライトマスタープロ

ライトマスタープロ

L - 858D

L-478DL-478DR-EL選択します。また、ユーザー独自でフィルター名、補正量を最大30まで登録可能です。
56

SEKONIC の露出計でできること - 主な機能紹介

明 る い 屋外でもボケを生かしたフラッ シ ュ 撮 影 が で き るフラッシュ閃光時間が測定可能

L-858Dには、フラッシュ光解析モードが搭載されています。フラッシュの閃光時間を数値と波形グラフで表示できるので、速い動体を止めて写す際などに重宝します。同時にフラッシュ光の露出（絞り値）も測定できるので、閃光時間にあわせた露出
フラッシュ光解析モードでの測定画面。閃光時間と露出（ F値）を表示しています。

閃光時間は数値とグラフでも表示でき、光のピークがどこにあるかひと目でわかります。

設定が可能です。測定t値の任意設定も可能なので、複数メーカーのフラッシュ閃光時間の比較もできます。

露出測定と光量調整のどちらも露出計で完結

別売のトランスミッターをス
ピードマスターL-858Dの電ISO 100, 1/1000, F1.4

ボケを活かしたフラッシュ撮影を行うため、背景の明るさにあわせて開放に近い絞りを設定し、速いシャッター速度を選択。メインの被写体にはフラッシュを当てています。L-858DのHSSモードで露出コントロー
ルが容易にできます。

フラッシュ光電波トリガーモード
測定画面フラッシュパワー
コントロール画面

測定画面では現在選択しているチャンネルとグループが表示され、対応したフラッシュの発光と測定ができます。

フラッシュパワーコントロール画面では光量調整から測定まで行えます。各グループの露出と全灯発光時の露出が表示されます。

池ボックスに装着すると、露出計をフラッシュワイヤレスコントローラーにすることができます。L-858DからフラッシュのスピードマスターL-858Dは、通常のフラッ発光はもちろん、測定、光量調シュの同調速度よりも速いシャッター速度で整、モデリングランプのON/フラッシュを使用する、ハイスピードシンクロOFFと調整ができるため、1人（HSS）の測定に対応しています。日中シンクでも撮影のセッティングが容ロを行う場合、シャッター速度とフラッシュの易になります。

同調速度の関係上、絞りを開けた撮影が難しくなります。明るい屋外で大口径のレンズ対応する製品はこちらのボケを生かしつつ、フラッシュを使いたい場HSS測定モードを選択して測定ボタンを押すと待機状態になります。カメラのレリーズを押してフラッシュを発光させるとHSS測定ができます。トランスミッター（一部製品は除く）を装着すると、HSSをワイヤレスで測定することができます。

7ISO 100, 1/125, F4

明るい状況下でのフラッシュ撮影ではシンクロ同調速度の制約上、早いシャッター速度を選択できず、絞りを開けた撮影ができません。

スピードマスターL - 858D

対 応 フ ラッシュメ ー カ ー

合にはHSSが有効です。

ElinchromのELスカイポート

トランスミッター R T- B R

システム内蔵モデル。

ライトマスタープロ
トランスミッター R T- G X

L-478DR-EL

トランスミッター R T- E L / PX

8

SEKONIC の露出計でできること - 主な機能紹介

一度の測定ですべての光量に対するフラッシュ光の割り合いがわかる

ミックス光での露出測定に便利

測定画面ではフラッシュ光成分をパーセント表示、下部のスケールは定常光（オレンジ）とフラッシュ光（青）の測定値が表示されます。

一度の測定で定常光、フラッシュ光の両方の割合が表示され、全光量の測定値も表示されるため、撮影時のセッティングにかかる時間が短縮できることに加え、自身の表現したい明るさや色味を再現する近道が得られます。
地明かりを生かしたいとき、タングステン光の色を生かしながら自然に仕上げたいときなどにも重宝する機能です。
レンズの縁の上側で測定（入射光式）しています。表示を見ながらフラッシュ光を調整し、背景とカメラの明るさのバランスがよくなるよう、複数回撮影しました。

分離測光で WB の調整をする
部屋の光が電球色なので、フラッシュ光の割合が少ない場合はオレンジ色の強い写真になります。そこでフラッシュ光の割合を増やし、ケーキの白が再現できるように分離測光で確認しながら左の写真を撮影しました。

ISO 100, 1/125, F8

背景と被写体（カメラ）の露出に差があるので、背景には光が回らないようにフラッシュ光を被写体（カメラ）にだけ当たるようにライティングをしています。被写体（カメラ）の明るさは変えないように、露出値で調整し、フラッシュ光の割合を変えることで被写体と背景の明るさのバランスを確認します。フラッシュ光80%では、背景の雰囲気を出しつつ、被写体であるカメラの金属や皮革などの質感の違いをしっかりと再現することができました。
フラッシュ光 80%のとき一回の測定でフラッシュ光と定常光のフラッシュ光 60%のとき割合を表示する分離測光機能を搭載する定常光成分が多くなってしまったため、背景が明るくなりすぎてしまい室内の様子が分かりづらくなっています。

モデル（対応製品はP10を参照）では、ミックス光での露出測定がとても便利になりまISO 100, 1/100, F11

フラッシュ光 80%のときケーキの正面で入射光式で測定しています。フラッシュと環境光との割合がわかるので、外光の量をコントロールすることで、自然な色味と明るさを両立し、ホワイトバランスの整った画作りができます。

ISO 100, 1/60, F2.8

フラッシュ光 10%のとき

フラッシュ光の割合を低くすると、屋内のライトの影響が大きくなります。

す。一度の測定で全光量に対するフラッシュ光の割合を10%ステップで見ることができ、液晶画面の下部のスケールでもフラッ対応する製品はこちらISO 100, 1/125, F8

シュ光、定常光、全光量の測定値を確認することができます。この機能を使えば、色みのある照明、外光などのミックス光の状態でも、意図した仕上がりに近づけることが容易になります。％表示を見ながら、絞り、シャッター速度、ISO感度を変えるか、フフ ラッシュ 光 が 発 光 し な い と ど う な る … ？
フラッシュ光100%の露出設定でフラッシュを発光なしで撮影した場合、カメラに当たる定常光は0%の露出になるためカメラは黒く潰れます。

スピードマスター

ライトマスタープロ

ライトマスタープロ

L - 858D

L-478DL-478DR-EL

ISO 100, 1/125, F8

ラッシュの光量を変えて調整します。
910

／露出レシピ

風景

右手にある半月形のビルの右側中央付近を反射光式にて測定し、撮影しています。

ポートレートISO 100, 1/100, F8

L-858Dを使用。 屋外の太陽光下で反射光式を使用して測定。

反射光が測定できる光角度板を装着して測定しています。

風景の撮影では、手の届かない部分を測光する必要があるた
め、反射光式で18％グレーと近い反射率を持つ被写体を測定しています。半月形のビルの右側面が18％グレーに近い反射率と判断して測定し撮影しました。雲のディテール、建物、船、水面など表現したい箇所をスポット測定し、カメラのダイナミックレンジ内に収まっていることを確認しているので、すべての明るさのバランスが整っています。

中央の自転車を主役とし、撮影場所から測定を行います。受光部に光角度板を取り付け反射光式で測定しています。空を写さない分、空の明るさに引っ張られないように、中央の自転車を目標に受光部をやや下に向けて測定をしました。示した露出値は上の画像の組み合わせになりました。手振れ防止と画面全体にピントを合わせることを 考 慮し 、シャッター 速 度1/100、絞りF8で撮影しました。

被写体に近づくことができない場合、露出測定は反射光式が有効です。ただし、被写体の反射率や背景の明るさ、色などに影響されます。測定値通りでは白い被写体は露出アンダーになり、黒い被写体は露出オーバーとなりますので、露出補正が必要となります。

物撮りISO 100, 1/125, F8

左右の頬を入射光式で測定しています。顔が明るく、また髪の毛の質感も再現できました。

11スナップISO 100, 1/100, F11

ISO 1000, 1/80, F5.6

フラッシュ光測定では測定した露出値の他、フラッシュ光と定常光の割合が表示されます。

測定値を記録できるメモリー機能を使用するとメモリーした値が測定画面のスケール上に△で表示されます。

顔にかかる影を無くし表情の明るいポートレート写真を撮影するために、フラッシュを用いて、フラットなライティングに仕上げました。フラッシュを使用しない場合、右頬はF5.6、左頬はF2.8と左頬が2段暗かったので、フラッシュを使用して左頬をF8と右頬より1段明るくするよう光量を補い、左右の露出差がほぼないように撮影しました。

大人用スニーカーの結び目あたりを露出の基準とし撮影しています。逆光では輪郭が出るものの、正面が暗くなってしまうので、不自然にならないように正面からソフトボックスをつけたフラッシュで光を補っています。フラッシュを使用しない場合、スニーカーの背後と正面の露出差は2段半でしたが、フラッシュ光で0.3段に縮めてコントラストが高くなりすぎないようにしました。

大人用スニーカーの正面と背後、紐の結び目の3か所を入射光式で測定しています。

12セコニック公式チャンネル日本版

ビ デ オ、映 画 撮 影 にも 使 える

製品情報だけじゃない！

露出測定機能露出計の活用法を動画で解説！

セコニックの露出計には写真撮影用の露出測定機能だけでなく、ビデオ撮影・映画撮影向けの露出測定機能を装備したモデルがあります（対応製品は下記参照）。 液晶パネル搭載モデルでは、デジタルカメラの動画機能やデジタルビデオカメラでの撮影に適したHDシネカメラモードと映画撮影に適したシネカメラモードを搭載しています。

H D シネカメラモード

シネカメラ設 定モード

さまざまなプロのフォトグラ
ファーがセコニック公式チャンネルに登場しています！

セコニックでは露出計やカラーメーターなど製品に関する情報や、露出計を使う多くのフォトグラファーによる露出計の使い方、また写真が上達するテクニック

デジタルカメラのムービー機能やデジタルビデオカメラに適したモードです。ISO感度、シャッター速度、フレームレートを設定することで、0.1ステップ毎の絞り値表示で露出測定が可能となります。

映画撮影カメラに適したモードです。ISO感度、フレームレート、シャッター開角度を設定することで、 0.1 ス
テップ毎の絞り値表示で露出測定が可能となります。

セコニック公式チャンネル日本版はQR コードを読み込んでスマートフォンからも見ることができます。などを動画で紹介する YouTube チャンネルがあります。ぜひチャンネル登録してご覧ください！

セコニックの露出計はすべて入射光式、反射光式に対応
動画 撮 影 向 け の 測 定 機 能 を 持 つ 製品 は こ ち ら

スピードマスター

ライトマスタープロ

L-858DL - 478D

スピードマスターL-858DにはHDシネカメラモード、および映画撮影用カメラに適したシネカメラモードを搭載しています。

カラー液晶を備えるライ
トマスタープロL-478Dにも動画撮影者向けのHDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載しています。

ライトマスタープロ

フラッシュメイト

スタジオデラックス

L - 47 8 DR -E L

L-308X

L - 398A

エリンクローム社のフラッシュ無線コントロー
ルシステムを搭載する
L-478DR-ELはHDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載。

シャッター速度、フレームレートを設定するHDシネカメラモード、およびフレームレート、シャッター開角度を設定するシネカメラモードを搭載。

アナログ メーターのL-398Aは、シネコマ数目盛を搭載。カメラのコマ数を設定すれば、シネカメラモードとして測定ができます。

スチール以外でも活躍するモデル

セコニックの単体露出計には、現在 5モデルのムービー対応製品があります。ご自身の使用目的に合ったモデルをセレクトすることが可能です。

13

露出の測定方法は被写体などの状況によって異なります。セコニックの露出計は入射光式 / 反射光式にどちらにも対応しているので、測定方法を使い分けることで表現性をより追求できます。

フラッシュメイト L - 3 0 8 X
光球部分をスライドさせると反射光式（受光角40ﾟ）で測定可能。

スピードマスターL - 85 8 D

ライトマスタープロ
L-478 シリーズ

スタジオデラックス
L-398A

反射光式（スポット測）を標準
光：受光角 1 °装備。画面内で入射/反射を切替え可能。

ビューファインダー（別売）を装着することで反射光式（スポット測光：）が測定可能。
受光角5°

付属の光角度板を装着することで反射光式（受）が測定可能。
光角 30°

ツインメイト L - 2 0 8
光球部分をスライドさせると反射光式（受光角33°）で測定可能。

14