KR2D00シリーズ
PDFチャート グラフィックレコーダ
KR2D00シリーズは、視認性に優れた5.7形液晶ディスプレイとタッチパネル操作を採用、チャート紙をPDFファイルとして作成する機能を搭載したネットワーク対応のペーパレス記録計です。
集録周期は約1s／全点、精度は±0.1％FSの高速・高精度を実現
し、測定データは内部メモリーおよびコンパクトフラッシュカード（CFカード）に保存できます。
イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからＷebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのＦＴＰ転送やＥメール通報などが可能です。
※画面はハメコミ合成です。

■特 長●鮮明な5.7形TFTカラー液晶ディスプレイを採用
視認性に優れたディスプレイに多彩な表示機能を搭載。
リアルタイム／ヒストリカルトレンド表示をはじめ、バーグラフ表示、数値表示を用途に応じて選択できます。
●チャート紙をPDFファイルとして作成可能
100mm幅のチャート紙をPDFで作成し、チャート紙と同じサイズで印刷できます。

■形式KR2D□PS□□□-□□□●チャート紙の保管・検索・共有化が容易
電子データとPDFチャートは、自動でサーバやクラウドに保存でき、必要時に詳細データへのアクセスが容易です。
●大容量データメモリー・多彩な記録方式
外部メモリーとしてコンパクトフラッシュカード（CFカード）スロットを標準装備。最大8GBの大容量記録が可能です。曜日時刻や日付時刻によるスケジュール記録、外部信号やイベントなどによる記録スタート、警報などのトリガ点前後データ記録などの多彩なデータ保存方法を選択できます。
●多点を高精度・高速で安定記録
約1s／全点の高速集録、±0.1％FSの高精度を実現。高速でも安定した測定・記録ができます。
●マニュアルレスで簡単操作・設定
タッチパネル操作になっており、画面上のボタン表示にタッチするだけで操作・設定が容易に行えます。
●画面に直接書き込みが可能
付属のタッチペンで画面へ直接コメントの書き込みができます。
●前面にUSBポートを用意
ＵＳＢポートに最大8GBのUSBメモリーを接続して、CFカードに保存したデータをUSBメモリーに取り出すことができます。
●LAN環境ネットワーク対応
イーサネットにより、ブラウザによる遠隔からのモニタ、FTPサーバおよびＥメール通報など多彩な機能でネットワーク環境に対応します。
●解析・データ集録用アプリケーションソフト
（TRAMS）を用意
レコーダで集録したデータファイルの再生表示や編集作業が簡単に行えます。

測定点数／測定周期６：6点／1秒
２：12点／1秒
通信インターフェイス（オプション）
Ｇ：Ethernet＋上位・下位通信（RS-485）（標準）E：Ethernet
B：Ethernet※1 ※2＋下位通信（RS-232C D-Sub9Pin）
N ：無し
警報出力／接点入力（オプション）
０：無し
２：警報リレー出力（4点 c接点）
７：無電圧接点入力（4点）
８：警報リレー出力（2点 c接点）＋無電圧接点入力（2点）
設置タイプ
Ａ：パネルマウントタイプ※2
Ｔ：ポータブルタイプ（取手ゴム足付き）
その他（オプション）
NNN：無し1NN ：カスタムグラフィック機能
2NN ：KT-M入力※3 ※5
3NN ：カスタムグラフィック機能＋KT-M入力※3 ※5
N1N ：バーコードリーダ仕様※2 ※4（バーコードリーダ別売）
N2N ：バーコードレシピ仕様※3（バーコードリーダ／その他別売）
NNP：過去プロファイル再生※1：バーコードリーダ仕様専用※2：CE、UKCAマーク非対応※3：通信インターフェイス（オプション）
Gのみ選択可※4：通信インターフェイス（オプション）
Bのみ選択可※5：1桁目が2または3の場合、2桁目はNのみ選択可

1PR-125-6

KR2D00シリーズ■表示画面例●リアルタイムトレンド表示画面●バーグラフ表示画面

選択グループのリアルタイムトレンド表示。
縦トレンド表示と横トレンド表示を用意。

選択グループのバーグラフ表示。
縦バーグラフ表示と横バーグラフ表示を用意。

●数値表示画面●リアルタイム／ヒストリカルトレンド同時表示

選択グループの測定データ、警報状態同時表示。

2分割表示、ヒストリカルトレンドはスクロール可能。

●情報表示●サーキュラチャート表示●タッチペン付属で書き込み●下位通信画面例

文字やイラストを画面へ直接書き込みでき、記録画面への保存も可能。

PR-125-6

下位に接続した弊社調節計の測定値や設定値を表示することができます。

2■入力仕様■PDFチャート仕様12点
測 定 点 数 ：6点、入 力 種 類 ：フルマルチレンジ
直流電圧…±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV±200mV、±500mV、±2V±5V*、±10V*、±20V*、±50V*（* 分圧抵抗内蔵）
直流電流…受信抵抗を外付けにより対応（別売）
熱電対…B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、
W-WRe26、C（WRe5-WRe26）、PlatinelⅡ、
NiMo-Ni、CR-AuFe、U、L
測温抵抗体･･･Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co
精 度 定 格 ：測定レンジ・精度定格の表参照
E、J、T、N、PlatinelⅡ…±0.5℃以下
基準点補償精度 ：K、R、S、
W-WRe26、C（WRe5-WRe26）、
NiMo-Ni、
CR-AuFe、U、
L…±１.０℃以下
測 定 周 期 ：約1s／全点
バ ーン ア ウト：熱電対入力および測温抵抗体入力において入力信号の断線を判定。
入力ごとにUP／DOWN／なしの選択可能
ス ケ ーリング ：レンジ／スケール任意設定
デジタルフィルタ：FIRフィルタ（バーンアウトあり／なし）
許容信号源抵抗 ：熱電対入力
および直流電圧入力（±2V以下）1ｋΩ以下
直流電圧入力（±5V以上）100 Ω以下
測温抵抗体 １線当たり10 Ω以下（3線とも等しいこと）
熱電対入力 約１ＭΩ入 力 抵 抗 ：直流電圧、最大入力印加電圧：直流電圧入力（±2V以下）および熱電対入力（バーンアウトなし）…±10VDC
直流電圧入力（±5V〜±50V）…±60VDC
チャンネル間絶縁耐圧：各チャンネル間1000V AC以上
（高耐圧半導体リレー使用）（測温抵抗体のB端子はチャンネル間を内部で短絡）
コモンモード除去比：120dB以上
シリーズモード除去比：50dB以上

弊社アナログ記録計またはハイブリッド記録計のチャート紙相当の記録をPDFファイルとしてCF カードに保存する機能。
先頭部分に印字日時、出 力 内 容 ：ファイル情報 … 以下の項目から選択し、チャートスピード、機器名称、製造番号、ソフトウェア
バージョン、グループ名、バッチ名、ロット番号、バッチ
テキスト、
元データファイル名、
チャンネルパラメータ
チャート線 … 表示スケール設定に基づき測定データをグラフ状に表示
チャート線の色はチャンネルパラメータで設定の色
自動レンジ切換
データ値… 設定したインターバル毎に測定データを数値で印字
目盛チャンネル番号… 各チャンネルのチャンネル番号、タグと目盛上下限値を印字
時刻・時刻線 … チャートスピードに連動した周期で時刻と時刻線を印字
0時0分は年月日を印字… ファイル完結時にそのファイル全体を対象とした
出 力 方 法 ：自動出力
PDFチャートを出力
内部メモリーから出力… 内部メモリーのファイルを選択し、時刻範囲を指定して出力
外部メモリーから出力… 外部メモリ（CF カードまたはUSB メモリー）のファイルを選択し、時刻範囲を指定して出力
描 画 設 定 ：チャートスピード… 1時間(または1分)あたりのチャート長さ
チャート幅 … 100mm
打点間描画 …「なし」打点式記録計の様に記録データの箇所に打点「あり」打点間を線で結び、ペン式記録計の様なチャートを描画
自動レンジ切換… データが各レンジ幅を超えた時に自動的にレンジを切換える機能なし、通常、オーバーラップから選択… Acrobat 等で編集が可能
PDFファイル保護 ：なし
通常保護 …「文書の変更」と「ページの抽出」不可、他（印刷、署名等）
は可
全保護… すべての編集機能が許可されない
A4、
A3、レターから用紙サイズを選択
用 紙 選 択 ：チャート紙、（自動出力の場合は「チャート紙」で出力）■記録仕様（容量 8ＭＢ）
内 部メモリー ：フラッシュメモリー
（容量 最大8GB）
256MB標準添付
外 部メモリー ：CFカード
推奨 TDK株式会社製（標準添付）
USBメモリー
推奨 ハギワラソリューションズ株式会社製（容量 最大8GB）
2、3、
5、10、15、20、
30s
記 録 周 期 ：1、1、2、3、5、10、15、
20、
30、
60min
、
記録開始年月日時刻、記 録 デ ー タ：測定データ…ファイル名称（グループ名）
タグ、測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト
設定パラメータ…全パラメータ
演算結果データ
保 存 形 式 ：バイナリ／ＣＳＶ形式選択
保 存 方 法 ：手動開始・停止
スケジュール（曜日時刻、日付時刻指定）
トリガ信号（警報イベント、接点入力）
トリガ点前後データ記録※プリトリガの選択が可能 。
プリトリガ測定回数 最大950データ
記 録グループ ：44点／グループを5グループまで登録可能（トータルで100点までの登録）■表示仕様（640×480ドット）
表示器 ：5.7形TFTカラーLCD VGA（トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示、表 示 種 類 ：測定データ表示
サーキュラチャート表示）
ヒストリカルトレンド表示（リアルタイムトレンドとの同時表示可）
情報表示（警報表示、マーカリスト、ファイルリスト）
設定画面（警報、演算、メモリー、システム、メンテナンス、通信など）
トレンド 表 示 ：表示色12色より選択
表示グループ 最大５グループ
表示点数 1グループあたり最大44点
時間軸方向 縦、横、または円線太さ 5段階より選択
スケール表示 4スケール
タグ・数値表示 あり／なし選択
マーカ表示
データ数値表示 ：表示グループ 最大５グループ
表示点数 1グループあたり最大44点
表示内容 測定値、チャンネル／タグ、単位、警報状態
バーグラフ表示 ：表示色12色より選択
表示グループ 最大５グループ
表示点数 1グループあたり最大44点
表示方向 縦または横
スケール表示 1スケール（警報の発生・解除履歴表示）
情 報 表 示 ：警報表示
マーカリスト
ファイルリスト（グループデータファイルのリスト表示）
機器情報（形式、製造番号、オプション 他）
ＬＣＤバックライト：自動／手動オフ機能
輝度 ４段階調整■演算仕様
演 算 点 数 ：最大44点
演 算 周 期 ：100ｍｓ／全点減算、乗算、除算、剰余、べき乗
演 算 種 類 ：算術演算 加算、比較演算 等値、非等値、大、小、等値・大、等値・小論理演算 論理積、論理和、排他論理和、
否定
一般関数 小数点以下切上げ、小数点以下切捨て、
絶対値
平方根、
eべき乗、
自然対数、常用対数
積算演算 アナログ積算、デジタル積算
チャンネルデータ演算
測定データへの演算、演算結果データへの演算
その他
露点、相対湿度、F値、CFカード残量、移動平均、風向（16方位表示）■警報仕様
設定数 ：各点最大4設定
下限、差上限、差下限（不感帯の設定可能）、異常データ
警 報 種 類 ：上限、警報オンディレイ：ディレイ時間設定範囲 0〜3600s
警 報 設 定 ：AND／OR 設定可能
警 報 出 力 ：オプション仕様参照＊液晶ディスプレイは常時点灯しない画素が存在することがあります。液晶の特性上明るさにムラを生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。

3PR-125-6

KR2D00シリーズ■オプション仕様■通信機能

オプション名内 容
警報発生時、入力異常時にメカリレー接点（c接点）を出力
警報出力
出力点数：4点または2点接点容量：抵抗負荷3A、誘導負荷1.5A（最大電圧240V AC、または30V DC）
ON／OFF信号 ON／OFF状態の入力を記録
パルス入力を10Hzまで入力
パルス入力
流量、運転時間、回数などの入力に使用
無電圧接点入力
下記操作が可能（パラメータにより任意設定）（4点または2点）
・データメモリートリガ
外部駆動
・マーカ表示・積算演算リセット
上位・下位機器通信用インターフェイス
RS-485（MODBUS）
下記4種の機能より1種選択して使用●上位機器通信用インターフェイス●下位機器通信（通信内容指定方式）
ファンクションコード、リファレンス番号を指定することでMODBUS-RTU準拠の機器と通信が可能●下位機器通信（機種選択方式）
下位に接続した機器の入力データ、PLCレジスタ内データを記録および最大31台の調節計のパラメータ設定、測定値、設定値など表示・記録
上位・下位通信
記録点数： 6点仕様…34点
12点仕様…28点
通信
接続機種：KE、
KR2S00、
KR3S00、
KR2D、
インターフェイス
KR3D、
KR2-H、
KR3-H
KR2000、KR3000、LE5000、AL3000、AL4000、
AH3000、AH4000、DB600、DB1000、DB2000、KP1000、KP2000
DP-G（データ取得のみ）、LT
JU、JW、SE3000●KR2Dの入力データをPLC※1に転送
PLC※1のみ接続が可能
書き込み点数：44点
下位通信用インターフェイスRS-232C●バーコードスキャン
下位通信
スキャンしたバーコードデータに応じて、マーカ書込・グループ表示切替・バッチ動作を行う
KR Screen Designer（別売）を用いてPCでグラフィック画面
カスタムグラフィック を作成し、CFカード経由でKRディスプレイに表示。
表示には機能KRの測定値を配置可能
KT-M入力高精度温度変換器KT-Mとデジタル通信（RS-485）
そ の 他
取手ゴム足付き（CEマーク非対応）●イーサネット媒
体 ：イーサネット（10BASE-T／100BASE-TX）
F T P サ ー バ ：ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読取り
FTPクライアント：ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送
SNTPクライアント：ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期
W e b サ ー バ ：HTTP1.0準拠… 表示、警報、メンテナンス情報などをブラウザソフト（Microsoft Edge）
で表示＊パスワードの設定が可能
指定時刻でメール通報
E - M a i l ：警報発生時、指定時刻通報データ、全登録データより任意選択
通知アドレス 最大８箇所■接続構成例
Web
ブラウザ

アプリ
ケーション

FTPサーバ

イーサネットUSBポート

USBメモリーへ
データ保存

RS-485（下位通信）

PLC

KEDB

■一般仕様
（フリー電源）50／60Hz
定格電源電圧 ：100−240V AC
最大消費電力 ：35VA
45〜65%rh
基準動作条件 ：周囲温湿度範囲 21〜25℃、電源電圧 100VAC±1.0％
電源周波数 50／60Hz±0.5％
姿勢 左右0°、前後0°
ウォームアップ時間 ３０分以上
20〜80%rh
正常動作条件 ：周囲温湿度範囲 0〜50℃、
電源電圧 90〜264V AC
電源周波数 50／60Hz±2％
姿勢 左右・前傾 0°、
後傾0°〜20°
輸 送 条 件 ：工場出荷時梱包状態において周囲温湿度範囲 −20〜60℃、5〜90%rh（ただし結露しないこと）
2以下
振動 10〜60Hz 4.9m/s（0.5G）
2衝撃 392m/s（40G）
以下5〜90%rh
保 管 条 件 ：周囲温湿度範囲 −20〜60℃、（ただし結露しないこと）
停 電 対 策 ：設定内容・データをフラッシュメモリーにて保持
時計データ リチウム電池によりＲＡＭをバックアップ（5年間以上保持）
絶 縁 抵 抗 ：2次端子と保護導体端子間 500VDC 20MΩ以上
1次端子と保護導体端子間 500VDC 20MΩ以上
1次端子と2次端子間 500VDC 20MΩ以上
ただし1次端子：電源端子（L、N）、警報出力端子
2次端子：測定入力端子、接点入力端子、通信端子
絶 縁 耐 圧 ：2次端子と保護導体端子間 500VAC １分間
1次端子と保護導体端子間 1500VAC １分間
1次端子と２次端子間 2300VAC １分間
ただし1次端子：電源端子（L、N）、警報出力端子
2次端子：測定入力端子、接点入力端子、通信端子（枠）
外
郭 ：前面…難燃性ポリカーボネート樹脂
ケース…普通鋼板（マンセルN3.0相当）
外郭
色 ：前面枠…黒色
ケース…グレー（マンセルN7.0相当）
質量 ：約2.1kg
取 付 方 法 ：パネル埋込取付
端 子 ネ ジ ：電源端子・接地端子…Ｍ4.0
測定入力端子・警報出力端子・接点入力端子…Ｍ3.5
通信端子…Ｍ3.0
時 計 精 度 ：30日当たり±2分（基準動作条件下で電源ON/OFFによる誤差を除く）
PR-125-6※1 PLC接続機種は下記となります●三菱電機株式会社製 MELSECシリーズ（MC プロトコル1C フレーム対応機種）
R シリーズ
Q シリーズ
FX3U／3GF／3S シリーズ
FX5U シリーズ

形式：RJ71C24
形式：QJ71C24N
形式：FX3-U-485ADP-MB 等
非対応●オムロン株式会社製 SYSMACシリーズ（上位リンクC モードコマンド通信対応機種）
注）オムロン製PLCと接続する場合、ラインコンバータが必要です。

■対応規格
E M C 指 令 ：EN61326-1適合 Class A（CE、UKCA）※試験中、最大±1mVに相当する指示値が変動することがあります安
全 ：EN61010-1、EN61010 -2-030適合（CE、UKCA）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2、過渡過電圧：2500V
環 境 規 制 ：RoHS（CE、UKCA）
EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）
防 塵 防 滴 ：IEC60529 IP54準拠（前面部）4■アプリケーションソフト

■測定レンジ・精度定格※FS＝測定レンジ
入力種類

測定レンジ

直流電圧

−13.80−27.60−69.00−200.0−500.0−2.000〜 13.80mV〜 27.60mV〜 69.00mV〜 200.0mV〜 500.0mV〜2.000V（分圧抵抗内蔵）−5.000−10.00−20.00−50.00〜〜〜〜−200.0−200.0−200〜 300.0℃〜 600.0℃〜 1370℃−200.0−200.0−200−200.0−200.0−200〜 200.0℃〜 350.0℃〜 900℃〜 250.0℃〜 500.0℃〜 1200℃−200.0−200.0〜 250.0℃〜 400.0℃

0000〜 1200℃〜 1760℃〜 1300℃〜 1760℃±0.1%FS±1digit＊0〜400℃：±0.2%FS±1digit

KE

JT
RS

■統合パッケージソフト「TRAMS」

精度定格

統合パッケージソフトTRAMSは、弊社の記録計、調節計、設定器とパソコンを組み合わせ、パラメータ設定や計測したデータの集録・監視・データ解析を行うソフトウェアです。ホームページから無償でダウンロード可能です。

±0.1%FS±1digit

解析機能
KR2D00シリーズで集録したデータファイルの再生表示・波形処理編集作業などを行うソフトウェアです。縦／横トレンドなどの再生表示の他に、グラフの部分拡大、メッセージ挿入などの解析機能を持っています。

5.000V
10.00V
20.00V
50.00V●表示例
トレンド画面（縦流れ）

トレンド画面（横流れ）±0.1%FS±1digit＊−200〜0℃：±0.2%FS±1digit

0〜 1820℃

N−200.0−200.0−200〜 400.0℃〜 750.0℃〜 1300℃±0.15%FS±1digit＊−200〜0℃：±0.3%FS±1digit±0.15%FS±1digit＊0〜100℃：±4%FS±1digit＊100〜400℃：±0.5%FS±1digit

熱B±0.1%FS±1digit＊0〜400℃：規定外＊400〜800℃：±0.15%FS±1digit

0〜 2315℃

C（WRe5-WRe26）

0〜 2315℃±0.2%FS±1digit

電W-WRe26

対測温抵抗体PtRh40-PtRh20

0〜 1888℃±0.2%FS±1digit＊0〜300℃：±1.5%FS±1digit＊300〜800℃：±0.8%FS±1digit

NiMo-Ni−50.0−50.0−50〜 290.0℃〜 600.0℃〜 1310℃±0.2%FS±1digit

CR-AuFe0.0〜 280.0K±0.2%FS±1digit＊0〜20K：±0.5%FS±1digit＊20〜50K：±0.3%FS±1digit

PlatinelⅡ0.00.00〜 350.0℃〜 650.0℃〜 1395℃±0.15%FS±1digit

U−200.0−200.0−200.0〜 250.0℃〜 500.0℃〜 600.0℃±0.15%FS±1digit＊−200〜0℃：±0.3%FS±1digitL−200.0−200.0−200〜 250.0℃〜 500.0℃〜 900℃±0.1%FS±1digit＊−200〜0℃：±0.2%FS±1digit

Pt100−140.0−200.0−200.0〜 150.0℃〜 300.0℃〜 850.0℃±0.1%FS±1digit＊−140.0〜150.0℃
700〜850℃：±0.15%FS±1digit

JPt100−140.0−200.0−200.0〜 150.0℃〜 300.0℃〜 649.0℃±0.1%FS±1digit＊−140.0〜150.0℃：±0.15%FS±1digit

Pt50−200.0〜 649.0℃±0.1%FS±1digit

Pt-Co

4.0〜 374.0K±0.15%FS±1digit＊4〜50K：±0.3%FS±1digit●主な機能■トレンド表示
トレンド表示（縦流れ）、トレンド表示（横流れ）を選択可能■データ一覧画面
登録済みのデータを一覧表示■バーグラフ・積層グラフ
データをバーで表示■数値データ
時刻の表示、2データの時間差、データ差、最大、最小、平均、標準偏差、中央値を一覧表示■警報表示
数値データ上に各レベルの警報発生状況を表示■各種設定
トレンド線、スケール軸、時間軸、解析ファイルのタイトル入力■データ変換機能
EXCELへのエキスポート、CSVファイルおよびTEXTファイルへの変換が可能■パラメータ設定機能
各種パラメータのオンライン設定やパラメータファイルの保存や変更が可能■集録機能
計測データのオンライン集録および集録データの再生が可能

●動作環境
CPU

1GHz以上32bitまたは64bit

OS

Microsoft Windows10(32bit/64bit)
Microsoft Windows11(64bit)※.NET Framework4.7.2以降がインストール可能なこと

メモリー

1GB以上（32bit）、2GB以上（64bit）

ハードディスク
2GB以上の空きハードディスク領域
容 量表示言語 日本語、英語、韓国語※表示言語はPCソフトを対象とした記載であり、計器を含めません■関連別売品名注）基準動作条件における測定レンジ換算精度。熱電対入力は、基準点補償精度は含まず
K、E、
J、
T、R、S、B、
N：IEC584,JIS C1602-1995
W-WRe26、
PtRh40-PtRh20、
PlatinelⅡ、
NiMo-Ni、
Cr-AuFe：ASTM Vol14.03
C（WRe5-WRe26）：JIS C 1602-2015
U（Cu-CuNi）、L（Fe-CuNi）：DIN43710
Pt100：IEC751（1995）、
JIS C1604-2013、JPt100：JIS C1606-1989、
JIS C1604-1981
Pt50：JIS C1604-1981

称容

50mA用

直流電流入力用受信抵抗 250Ω

20mA用
256MB、512MB、
1GB、2GB、4GB、
8GB

CFカード
カードアダプタ

5内直流電流入力用受信抵抗 100ΩPCカード用PR-125-6■端子板図警報出力端子／接点入力（オプション）
電源端子
保護導体端子

熱電対 直流電圧（＋）／測温抵抗体（A）
端子
測定入力端子チャンネル1〜12

熱電対 直流電圧（−）／測温抵抗体
（B）
端子
測温抵抗体
（B）
端子

イーサネットコネクタ

RS-485

通信インターフェイス●無電圧接点入力（4点）（オプション）（オプション）●警報リレー出力（4点 c接点）

無電圧接点入力

警報出力端子No.1〜4

デジタル入力端子 No.1〜4
COM端子

N.C端子
COM端子
N.O端子

●警報リレー出力（2点 c接点）＋無電圧接点入力（2点）（オプション）
警報出力端子
No.1〜2●通信インターフェイス
通信端子部 Ethernet ＋ 上位・下位通信（RS-485）の場合

無電圧接点入力

デジタル入力端子 No.1〜2
COM 端子RS-485端子

イーサネットコネクタ

通信端子部 Ethernet ＋ 下位通信
（RS-232C）の場合
N.C端子
COM端子
N.O端子

RS-232C端子

イーサネットコネクタ＊RS-232Cはバーコードハンディスキャナ専用です。

■外形寸法■パネルカットおよび取付最小寸法

138＋10200

144137200

17.1
22.1144182.6
138＋10

単位：mm※本PSシートに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PR-125-6

営業所：

仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

広 島
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2024年6月現在のものです。

6

発行 2024.6

PDF
初版 2021.3