ｐ Ｈ 中 和 装 置
取

扱

説

明

書

ご使用前に必ずお読み下さい
お願い●本取扱説明書は必ず使用される担当者の手元に届くようにご配慮下さい。
●本取扱説明書に記載されている事項を熟読した上で、正しい取扱いをして頂き、機 器の機能を十分に発揮させて下さい。
●お読みになった本取扱説明書はいつでも見られるところに、大切に保管して下さい。

取扱説明書番号1

HE1-SPT301-00

目次…………………………………

３

装置概要

…………………………………

４

３

運転準備

…………………………………

４

４

試運転時の運転開始について…………………………………

５

５

自動運転時の各機器の動作…………………………………

５

６

手動運転

…………………………………

６

７

計器の設定
7-1 ｐH調節計の設定…………………………………

７

7-2 ｐH記録計の設定…………………………………

８

7-3 ｐH電極の清掃について…………………………………

９

7-4 ｐH電極の校正について…………………………………

10

１



２

安全にお使いいただくために

８ｐH電極の交換…………………………………

13

９

警報について…………………………………

14

10

注入弁に関して…………………………………

17

11

注意事項

…………………………………

18

12

保守点検

…………………………………

18

13

消耗品について…………………………………

19

14



…………………………………

20

使用薬品の取扱上の注意

平成 23年 1月

HE1-SPT301-00

新規作成・改訂年月

取扱説明書番号新規作成
新 規 作 成 ・ 改 訂 内 容

2

１



安全にお使いいただくために本装置を正しく安全に取り扱っていただくため、この取扱説明書では安全に関する内容を次のように分けています。各項目を良く理解して頂き、必ず守って下さい。
《警 告》 この内容を無視して誤った取り扱いをすると、重大な怪我や死亡につながる
可能性のある事項を示しています。
〈注 意〉 この内容を無視して誤った取り扱いをすると、機械・設備の破損など物的損
害又は性能に重大な支障が起こることが想定される事項を示しています。
(お願い)

(備

考)

機器そのものの性能寿命確保のため、必ず守っていただきたい内容を示しています。
補足説明を示しています。

取り扱い上の注意《警告》●子供や管理者以外の人の手にふれない場所に設置して下さい。
●濡れた手で操作しないで下さい。感電の原因となります。
●薬品の取扱いは薬品の性質を良く理解してから行なって下さい。また薬注ポンプや配管廻りの取扱い時には保護眼鏡・ゴム手袋などを着用した上で行なって下さい。
●ＰＶＣ製薬液タンクは衝撃に弱いため、設置・取り扱いには充分注意してください。
●機器の分解・点検・修理を行なうときは制御盤のメインブレーカを切り、電源を完全に遮断した上で行なって下さい。
●感電防止の為、制御盤内の充電部には絶対手を触れないで下さい。また、端子台カバーは点検時以外は必ず装着して下さい。
●撹拌機のベルトカバーや注入ポンプのモータファンカバー、カップリングカバーなど、回転保護カバーを取外した状態では絶対に運転を行なわないで下さい。

〈注

意〉

●本装置の操作・保守・点検は、この装置を十分に把握し運転指導を受けた人が行って下さい。
●運転は羽根が水中に羽根の直径以上の深さまで浸った状態で行ない、撹拌機は絶対に空転させないで下さい。又、撹拌機の運転中は撹拌機本体に手を触れないで下さい。
●装置に異音・異臭・異常振動などが感じられたら装置を直ちに止めて電源を切った上で当社までご一報下さい。その上で、当社のアドバイスに従って点検整備を行なって下さい。

（お願い）●突然の装置の故障を未然に防止するため、本装置は最低限一年に一度はメーカーサイドによる定期点検を実施して下さい。
●本説明書は装置全般としての説明です。各個別機器にはそれぞれ専用の取扱説明書がございます。装置納入時に各機器取説の員数を確認いただき、欠員があるようであれば販売店までご連絡ください。（盤内制御計器・ポンプ/撹拌機類・ｐH電極・自動弁など）

3

２

装置概要
本 ｐ Ｈ 中 和 装 置 は 、 ｐ H４ ～ １ １ ま で の 排 水 を 中 和 処 理 可 能 な 連 続 式 中 和 装 置 で 、
中和槽・薬注ポンプ・薬液タンク・制御盤で構成されております。原水ポンプに よ り
中 和 槽 に 原 水 を 移 送 し 、 薬 注 に よ り ｐ Ｈ 値 を 排 水 規 制 値 内 （ ｐ Ｈ 5.8～ 8.6） に 調 整 、
そのまま自然流下にて放流されます。
装 置 起 動 条 件
原 水 槽 の 水 位 が 規 定 水 位 （ H水 位 ） に な り ま す と 、 自 動 的 に 原 水 ポ ン プ ・ 撹 拌 機 ・
薬 注 ポ ン プ が 作 動 し 、 中 和 処 理 を 開 始 し ま す 。 原 水 槽 水 位 が 低 下 し L水 位 に な り ま すと 、 原 水 ポ ン プ は 自 動 停 止 し ま す が 、 撹 拌 機 ・ 薬 注 ポ ン プ は ０ ～ ３ ０ 分 (処 理 継 続 タイマー)中和処理を継続した後に自動停止します。
中 和 原 理中 和 槽 で は 、 連 続 的 に 槽 内 ｐ H値 を 検 出 し 、 制 御 盤 パ ネ ル の ｐ Ｈ 調 節 計 に て 表 示 します。同時に、そのｐＨ値に応じて薬注ポンプの運転を制御することにより、適 量 の酸 を 中 和 槽 に 注 入 し 、 処 理 を 行 い ま す 。 処 理 水 は 記 録 槽 へ 移 り 、 ｐ H記 録 計 に よ り 記
録されながら放流されます。また記録槽にてｐＨ値が排水規制値(ｐＨ5.8～8.6)外 から逸脱した場合、警報を発します。（装置自動運転は継続いたします。）
本 装 置 の 特 徴
本装置の特長は、薬注制御に時分割比例制御を用いていることであり、これにより従来起こりがちなｐＨ値の行き過ぎ、ハンチングを極力防止することが出来ます。
また本装置に用いているｐＨ電極には、ＫＣＬ(塩化カリウム)の補充が不要で取扱 いの簡単なケミパック型複合電極を用いています。（ｐＨ電極は10～18ヶ月で要交換 ）３

運転準備
本装置の運転開始に当たって、以下の事項を確認して下さい。
(１)

盤面の電源表示灯が点灯していて、制御盤内の各ブレーカーが全てＯＮ状態になっていること。

(２)

中和槽・記録槽に清水 ※ が張ってあること。

(３)

薬品貯槽内に使用する薬品が充分入っていること。

(４)

ｐH調節計・記録計の校正が行われていること。 （ 7-4項 参 照 ）(５)記録計の電源が入っており、記録紙がセッティングされていること。

(６)

原水ポンプ・撹拌機の回転方向が正常であること。

(７)

薬注ポンプを試運転し、正常に薬注が行える状態であることを。

《注

意》

薬品を水で希釈してご使用する場合は、まず、薬液タンク内に希釈分の水を張ってから薬品を投入してください。先に薬品を投入してから希釈しますと、薬品の反応熱がより大きく発生し、ＰＶＣタンクが破損する危険性がございます。

4

《警

告》 中和槽・記録槽に水を張ってない状態で運転を行いますと、撹拌機・ｐH電極が故障・破損する恐れがございます。空運転は絶対に行わないでください。

《警告》 中和槽への初期水張り時は、必ず清水を張るようにしてください。ｐH異常水を溜め込みますと、連続処理が追いつかず、ｐH異常のまま放流されてしまいます。や
むなくｐH異常水を張る場合は、自動運転開始前に手動中和を行い、中和域に調整してください。

《警告》 薬液ポンプの運転、またはメンテナンスは薬品の性質を良く理解してから行なって下さい。また薬注ポンプや配管廻りの取扱い時には保護眼鏡・ゴム手袋などを着用した上で行なって下さい。

４

試運転時の運転開始について
試運転時及び槽内清掃等により槽内が空になった時の運転再開に当たっては次の要領で行なって下さい。

５(１)

中和槽・記録槽に 清 水 ※ を張ります。

(２)

制御盤面の操作を以下の様に行ないます。
① 各ブレーカ、ｐＨ記録計の電源スイッチをＯＮにします。
② ｐH 電極の校正を行います。
③ 各スイッチを｢自動｣側にします。

（※３項 警告欄参照）

自動運転時の各機器の動作
(1)

原水ポンプ
原水槽の水位レベルに連動し運転します。Ｈ水位になると運転開始、Ｌ水位になると運転停止いたします。

(2)

中和槽撹拌機原水流入信号入力と同時に運転されます。原水流入信号停止後0～30分後停止します。（盤内 後処理タイマーT1にて任意に設定可能）

(3)

薬注ポンプ
撹拌機が運転を行っている間、薬注ポンプは中和槽ｐＨ調節計により時分割比
例 制 御 さ れ 、 断 続 運 転 を 行 い ま す 。 目 標 ｐ H値 に 近 づ く ほ ど 、 ポ ン プ 作 動 時 間 が短くなり、薬注量をコントロールします。薬注量の調整は中和槽ｐＨ調節計による運転時間制御の他、薬注ポンプ本体の吐出量調節ダイヤルによる薬注量調節もできます。初期運転時はダイヤル30～50％にて運転し、中和状況に応じて調節してください。
自動運転
原水槽水位
原水ポンプ
中和槽撹拌機各薬注ポンプ

Ｔ１：
処理継続タイマ5-（1）参照|← Ｔ１ →|
Ｈ

→
運

Ｌ

Ｌ→Ｈ

転
運

停
転

中和槽ｐＨ調節計と連動して運転
5

止
停止
停止

６

手動運転
各機器は、制御盤面の各スイッチを｢手動｣にすることにより各々単独運転が出来 ます。 各機器の手動運転は機器の運転チェックまたは非常時等に用い、通常は全ての ス
イッチを｢自動｣側にして下さい。

自動モ－ドで中和処理中に何かの原因、例えば中和薬液の渇水、計器の不調などで中和処理が滞った場合、手動操作の必要な機器だけの運転スイッチを「自動」から「手動」に切り替えて手動操作して処理することも可能です。手動による中和処理も基本的には自動時と同様のプ
ロセスですが、特に注意する点は、薬注ポンプの手動操作です。
薬注ポンプを手動操作する場合、ｐＨ調節計のｐＨ調節動作は使用できず、ポンプは常に連続運転となります。ｐＨ７付近での手動薬注は非常に難しく、少しでも入れすぎると、ｐＨ値は一気にオーバーしてしまいます。ｐＨ値の行き過ぎに十分注意して下さい。 このとき、ｐ
Ｈ調節計は単なるモニタ－として使用し、ｐＨ値が、アルカリ排水中和の場合はｐＨ9.0 以下、酸排水中和の場合は 5.0 以上になれば、薬注ポンプの操作スイッチをインチング操作しては、しばらくｐＨ値が安定するまで待つという操作を繰返し行い、ｐＨ値を中和域に収束させて下
さい。
《注

意》

（お願い）

手動中は原水槽水位・ｐＨ調節計等と連動しませんので、空転事故や中和槽内
ｐＨ値の乱れが生じない様、注意の上、運転して下さい。
手動運転は、機器のチェック等の時に行ない、通常の運転においては 自動状態にてご使用下さい。

6

７

計器について７-１

ｐH調節計の設定について

本装置に用いているｐＨ調節計（デジタル式：ＮＮ－２０００型）は、通常のONOFF制 御 と 異 な り 、 時 分 割 比 例 制 御 に よ る 薬 注 ポ ン プ の ON-OFF制 御 （ Ｈ 接 点 ： 酸 注 入制御

Ｌ接点：アルカリ注入制御用）を行ないます。

ｐＨ調節計のＨ（酸ポンプ運転制御設定）及びＬ（アルカリポンプ運転制御設 定）
接 点 設 定 は 、 目 標 設 定 値 (Ｓ ･Ｐ )・ 繰 返 し 時 間 (Ｔ ･Ｉ )・ 比 例 帯 幅 (Ｐ ･Ｂ )の ３ つ の 項
目にて行ないます。
(1)

先ず、収めたいｐＨ値に目標設定値(Ｓ･Ｐ)を設定します。

(2)

繰返し時間(Ｔ･Ｉ)と比例帯幅(Ｐ･Ｂ)を任意に設定します。

(3)

ｐＨ値が目標設定値より行き過ぎるような場合には、繰り返し時間と比例帯 の値を大きくします。

(4)(3)項のように調節しても、まだｐＨ値が目標設定値より行き過ぎるような場
合には、目標設定値をずらして様子を見て下さい。また、行き過ぎがあまり大きすぎるような場合は、薬液ポンプの吐出量調節ダイヤルで、吐出量を絞ります。さらに調節が難しい場合は、薬品の濃度を変えるようにしてください。

時分割比例制御の説明詳細に就きましては、ｐＨ調節計ＮＮ－２０００の取扱説
明書をご参照下さい。
ｐ Ｈ 調 節 計 NN-2000 設 定 値 の 目 安
設定項目

設定値(S･P) 比例帯幅(P･B) 繰返時間(T･I)

Ｈ 接点(調節用)

ｐＨ７.２

２.０

ＮＮ-２０００型 ｐＨ調節計
設定ボタンチャート※ 装置仕様により使用している接点は異なります。また、温度補償つきｐＨ電極を使用している場合、ＴＥＭＰボタンを押すとサブ表示部に水温を表示します。

7

１０秒

計器Ｎｏ．
PHIC(H)

７-２

ｐH記録計の設定について
ｐH記録計では、監視ｐH基準値（High,Low）を設定します。ｐH値がLow以下、またはHigh以上になるとｐH異常警報を発します。設定方法は、まず記録計目盛板の右端にある「ペン用レバー」を上げ、ペンを記録紙から離します。その状態で、記録計前面パネル左下部のALARM
レバーをHigh もしくは Low 側に倒し、精密ドライバーにてダイヤルを回し、調節してください。（下図参照）

記録計設定値の目安 （排 水 放 流 基 準 値 ）設定項目
Ｈigh 接点
(監視用)
Ｌow接点
(監視用)

8

設定値

計器Ｎｏ．

ｐＨ８.６

PHIR(H)

ｐＨ５.８

PHIR(L)７-３

ｐH電極の清掃について

ｐH中和装置において、一番重要な部分はｐH電極とその指示値にあります。その測定値が狂っていると、中和装置として成り立たなくなってしまいます。ｐHの指示値を正確に測定するためには、ｐH電極のメンテナンス（清掃と校正）が重要となります。清掃は１週間に１度を目処に行い、ｐ H校 正 は １ ヶ 月 に １ 度 行 う よ う に し て く だ さ い 。 ま た 、 ｐ H電極は、長時間 空気中に放置しておきますと内部液が乾燥し、使用不能になる場
合がありますので、作業は速やかに行い、作業後はすぐに槽内に戻すようお願いいたします。
ｐH電極は長時間使用しているとセンサー部に汚れが付着し、測定値に誤差を生じさせることがあります。ｐH電極の清掃は以下のように行ってください。
先端の保護カバーはねじこみ式になっていますので、取り外しが可能ですが、この際、内部のガラス電極部（非常に薄いガラスです）が破損しないよう、充分に注意して行ってくだ
さい。油膜など、カーゼ等ではふき取れない汚れの場合、弱酸性液や中性洗剤などを使い洗浄してください。

ま た 、 清 掃 の 際 、 電 極 の 緑 色 の 半 透 明 内 部 に 充 填 さ れ て い る KCL（ 粉 末 塩 化 カ
リ ウ ム ） の 残 量 を チ ェ ッ ク し 、 お よ そ 1/5以 下 に 減 っ て い れ ば 新 し い 電 極 と 交 換
し て く だ さ い 。 ｐ H電 極 は 消 耗 品 で す 。

9

７-４

各計器のｐH校正について

ｐ Ｈ 校 正 に は ｐ Ｈ 7液 に よ る Ｚ Ｅ Ｒ Ｏ 校 正 と 、 ｐ Ｈ 4液 に よ る Ｓ Ｐ Ａ Ｎ 校 正 の ２
種がございます。１週間に１度ＺＥＲＯ校正のみを行い、１ヶ月に１度ＺＥＲ
Ｏ・ＳＰＡＮの両校正を行ってください。
ｐ H校 正 に 必 要 な も の・ ｐ H校 正 液 （ ｐ H6.8 6と ｐ H4.0 1）
校 正 液 が な く な り ま し た ら 装 置 販 売 店 に て ご 購 入 く だ さ い 。校 正 液 は 開
封から３ヶ月間が性状保証期間となります。
・ 200m l程 度 の プ ラ ス チ ッ ク 系 容 器

×３ケ

ビ ニ ル コ ッ プ 等 で も 可 。 各 容 器 に 「 ｐ H7」 「 洗 浄 水 」 「 ｐ H4」 の ラ ベ ル
を貼る、書くなどしておくと作業しやすくなります。
・ 洗浄用水
純水・精製水をご使用ください。水道水でも洗浄はできますが、校正の精度が低下いたします。
・ プラス／マイナス精密ドライバー
計 器 に よ っ て 必 要 と な り ま す 。専 用 ド ラ イ バ ー が 計 器 付 属 品 と し て 付 い ている場合は、制御盤内に保管するようにしてください。

《注

意》

ｐH 電極の先端は薄いガラス製のため、壊れやすくなっています。清掃時、校正時とも、電極先端が破損しないよう注意して行ってください。
電極先端を長時間空気中にさらした状態にしているとｐH 計が故障する恐れがございます。校正終了後は速やかに電極を槽へ取り付けるようお願いします。

10

ｐ H校 正 の 基 本 的 な 流 れｐ H校 正 は 各 計 器 ご と に 行 う 必 要 が あ り ま す 。以 下 の 手 順 に 従 っ て 校 正 を 行 ってください。
1. 3つ の 容 器 に ｐ H6.86標 準 液 ・ ｐ H4.01標 準 液 ・ 純 水 を そ れ ぞ れ 容 器 の 半 分程度入れてください。このとき、容器に名称を書くなどして混同しないようにしてください。
2. 校 正 す る 計 器 の ｐ H電 極 を 槽 か ら 取 り 外 し て く だ さ い 。
3. 7-3項 に 従 い ｐ H電 極 の 清 掃 を 行 っ て く だ さ い 。清 掃 せ ず に 校 正 を 行 う と 、
正確な計測ができません。
4. 次 に 下 図 に 従 っ て ｐ H電 極 を 各 校 正 液 に 浸 し て い き ま す 。
5. ま ず は 純 水 に て 電 極 を す す ぎ ま す 。
6. 次 に ｐ H6.86標 準 液 に 浸 し て 、15～ 30秒 程 な じ ま せ た あ と 計 器 側 に て ZE RO（ ｐ H7） 校 正 を 行 っ て く だ さ い 。 （ 操 作 方 法 は 次 ペ ー ジ 参 照 ）7. Z E R O 校 正 が 終 わ り ま し た ら 、 ｐ H 電 極 を 純 水 で 再 度 す す い で か ら ｐ H 4 . 0 1
標 準 液 に 浸 し 、 SPAN（ ｐ H4） 校 正 を 行 っ て く だ さ い 。
8. S P A N 校 正 が 終 わ り ま し た ら 、 ｐ H 電 極 を 純 水 で 再 度 す す ぎ 、 ｐ H 電 極 を 槽に戻してください。
9. 校 正 が 終 わ り ま し た ら 、 各 校 正 液 は 中 和 槽 内 に 捨 て て く だ さ い 。 一 度 使用した標準液は数値に誤差が出てしまっているため、続けて使用することはできません。
＜注意！＞
計 器 に よ り ま し て は ⑤ ～ ⑧ の 校 正 を 2～ 3回 行 う よ う 推 奨 し て い る も の も ご
ざ い ま す 。 そ の 際 も 、 各 校 正 液 は 1回 1回 の 校 正 の 度 に 新 し い 液 に 入 れ 替 え て校正してください。同じ液で校正を繰り返しますと、計器として一番重要にな る 最 後 の 校 正 時 に 、 校 正 液 の ｐ H値 が 狂 っ て い る 状 況 に な っ て し ま い ま す 。

11

N N-2 000型

ｐ H調 節 計 の 校 正

・ 校 正 ⑥ で の ZERO（ ｐ H7） 校 正 方 法 【 自 動 校 正 】
現 在 値 表 示 状 態 か ら MEAS/MODE ボ タ ン を 押 す と
表 示 部 に 「 SET」 と 表 示 さ れ ま す 。 そ の 状 態 で CAL
ボ タ ン → ｐ H7 ボ タ ン を 押 す と 、 表 示 部 が 点 滅 し 、
自 動 校 正 を 開 始 い た し ま す 。点 滅 が 終 了 し 6.8と 表
示すれば校正終了です。
・ 校 正 ⑦ で の SPAN（ ｐ H4） 校 正 方 法 【 自 動 校 正 】
ZERO校 正 終 了 時 点 で は CALの ラ ン プ が 点 灯 し た
ま ま で 、そ の 状 態 で 、ｐ H4 ボ タ ン を 押 す と 、表 示
部が点滅し、自動校正を開始いたします。点滅が終 了 し 4.0と 表 示 す れ ば 校 正 終 了 で す 。
＜ 注 意 ＞ 液 温 に お け る ｐ H値 の 変 動 な ど を 考 慮 し た 場 合 は 手 動 校 正 を 行 う 必 要
が ご ざ い ま す 。 詳 細 は NN-2000型 個 別 取 説 を ご 参 照 く だ さ い 。
T R-1 00C P型 ｐ H記 録 計 の 校 正＜注意＞
記 録 計 校 正 中 は 、ペ ン レ バ ー で ペ ン を 紙 から離し、モードスイッチを
REC ORD–OFF

ALA RM

－OFFの 状 態 に し て く だ さ い 。 そ う し な い と SPA
N時 に 警 報 が 出 た り 、 記 録 紙 に 異 常 な 線 が記録されてしまいます。
・ 校 正 ⑥ で の ZERO校 正 方 法
ｐ H 6 . 8 6 液 に 浸 漬 し た 状 態 で 、 Z E R Oの ボ
リ ュ ー ム ダ イ ヤ ル を 回 し 6.86付 近 に 調 整
して終了。
・ 校 正 ⑦ で の SPAN校 正 方 法
同 様 に 、ｐ H4.01液 に 浸 漬 し た 状 態 で 、S
PANの ボ リ ュ ー ム ダ イ ヤ ル を 回 し 4.01付 近に調整して終了。

12

８

ｐＨ電極の交換
ｐＨ電極を継続して使用していますと、内部の塩化カリウム（ＫＣｌ）が消費されていき、なくなってしまいます。このｐＨ電極は消耗品ですので、ＫＣｌの補充は行えません。
完全になくなる前に新品に交換するようにしてください。測定液の性質や温度にもよ りま
すが、通常、１０～１８ヶ月にて交換をご推奨いたします。
交換方法

ｐＨ電極の交換は、丸ごと交換ではなく、センサー部のみの交換となります。上図左の
ＴＰ１０１型の図が交換用ｐＨ電極です。交換の際は、枠内図の斜線部の部品を取り外し、センサ部のみ交換を行ってください。
また、ＴＰ１０１型には付属品として透明な筒が付いています。これは細穴に配線 を通すための補助具です。下図を参考にご使用ください。（交換後は旧ｐＨ電極と共に処 分してください）ｐＨ電極交換後は必ずｐＨ校正（7-3項参照）を行ってください。

13

９

警報について以下の様な状態になりますと、該当する異常表示灯が点灯しますが、自動運転は 継
続いたします。速やかに原因を解消し、復帰して下さい。
(1)pＨ異常；

記録槽内のｐＨ値が記録計 警報設定範囲（HH-LL設定値）を越 え、 一定時 間内 に中和 域に 戻らな かっ た時に 発令 します 。
ｐ Ｈ電 極の汚 れ・ ＫＣＬ の枯 渇など によ るｐＨ 検知 不良や 、処 理可 能ｐＨ 値を 超えた 原水 が流入 、ま たは過 剰な 薬注に よる行き過ぎ現象などが考えられます。ｐＨ電極の清掃・交換、
ｐ Ｈ調 節計・ 薬注 ポンプ 吐出 量ダイ ヤル の設定 等の 見直し を行ってください。

(2)電動機過負荷；

原水ポンプ・撹拌機・薬注ポンプのいずれかが規定電流値を超え
過負荷状態となりました。該当機器の判別は盤内機器 「電磁開閉器」の状態を見ることで行えます。
該当機器判別後、過負荷となった原因を調査し、リセットボタンにより復帰させてください。
リセットボタントリップスイッチ
緑の部品が見えなくなっていれば過負荷にて遮断状態

14

その他異常について
制御盤にて検知する異常警報以外に、以下のような異常が生じることがあります。
症状

原水ポンプが水を移送しない。

薬注ポンプヘッド部から薬品が漏れている。

薬注ポンプが液を吐出しな
い。

原

因

処

ポンプケーシング内への予備水が不完全。
配管ライン中の弁が閉じている。

呼び水を注入し、ケーシング内のエ
アを抜く。
弁の開閉をチェックする。

配管ラインのチャッキ弁の取り付
け方向が間違っている。

チャッキ弁を付け替える。

ポンプヘッドの取り付けボルトや、
ホースコネクタ部に緩みがある。
またはパッキンが変形してしまっている。
ポンプヘッド内部にエアが貯まり、液を吸い込んでいない。

緩みの場合は増し締めしてください。パッキンが変形し手いる場合は早急に交換が必要です。販売店までご連絡ください。
ポンプヘッド・エア抜き口よりエアを抜く。ヘッド内に水を充満させる。
（薬品飛散注意！！）
サイフォン防止弁の圧力設定ネジを緩める。
フート弁の清掃をしてください。
（薬品飛散注意！）
交換を要します。ポンプ取説に従い交換してください。（薬品飛散注
意！）
凝固点が比較的高い薬品（濃度高めの苛性ソーダ等）はホース内で凝固してしまうことがあります。その場
合はホ ース/配管ご と交 換 して く だ
さい。防止策として、保温/ヒーティングを行うか、濃度を薄くして御使用ください。
それでも止まらずｐＨ値が激しく揺れる場合は、次項のチェックを行ってください。

サイフォン防止弁（注入口）の圧力設定が高すぎる。
ポンプ吸込側のフート弁が詰まっている。
ポンプヘッド内のダイヤフラムが破れている。
薬品が凝固（凍結）している。

薬注ポンプが停止しても薬注が止まらない。

サイフォン弁の機能上、ポンプ停止
後すぐに液が止まるわけではありません。10～30秒様子をみてください。
薬注ポンプが停止しても薬 サイフォン防止弁のダイヤフラム
注が止まらない。
部にゴミが噛み、弁の機能を失っている。
薬注配管内に溜まった空気の圧縮力によりサイフォン防止弁が開いてしまっている。
装置停止中、原水流入してい 原水水質、または原水に含まれる固ないのにｐＨ値が変動する。 形物等により、薬品反応速度が遅くなる場合、または、瞬間的には反応するが、徐々に戻る場合があります。
中和槽から水跳ねが激しい。 撹拌機の回転方向が逆。

ｐＨ値がハンチング（大きく行き過ぎる、もしくは、中和が追いつかない。）

対薬注ポンプの吐出量ダイヤルが適切でない。
ｐＨ調節計の設定が適切でない。

15

装置運転を停止し、サイフォン防止
弁の分解・清掃を行ってください。
（薬品飛散注意！）
薬注配管内の空気を抜いてください。（薬品飛散注意！）
槽内の浮遊物・沈殿物の清掃を行う。
または撹拌機を手動運転・薬注ポン
プを自動運転すれば、原水ポンプ停
止中も自動中和が行えます。
回転方向を確認して、逆回転の場合
は、装置電源を切り、撹拌機への電
力結線 Ｕ／ Ｖ ／Ｗの いず れ か2つを入れ替えてください。
薬注ポンプの吐出量ダイヤルを調整してみてください。
ｐＨ調節計設定値の見直しをおこなってください。

ｐＨ値がハンチング（大きく行き過ぎる、もしくは、中和が追いつかない。）

サイフォン防止弁が効いてなく、ポンプ停止後も薬液吐出が止まらない。
薬品濃度が調整する水に対して濃すぎる。

原水流入量が装置スペックに対して適切でないｐＨ計の指示値がおかしい

ｐ H校 正 を 行 っ て い る と ｐ H
異常警報がでる。

ｐＨ校正をしても表示がおかしい
場合、Ｇ端子・Ｒ端子が逆に結線されている場合があります。
ｐＨ電極のガラス電極部が汚れている。
ｐＨ電極のＫＣｌがなくなっている。
校正しても他計器と表示があわな
い。

ＮＮ-2000型の場合、電源投入時に「ＨＯＬＤ」端子が短絡状態だと計器が正常に起動できません。
校正モードから復帰しても、ｐH4.0
液に漬けたまま等の場合に生じます。

ｐH電極のガラス部を酸性液で洗浄しているとｐH異常警報がでる。

計器側で測定状態のまま、酸洗浄を行うと発生します。

制御盤の操作を受け付けな
い
異常状態なのに異常ランプが点かない。

制御盤内の操作電源が入っていな
いか、ヒューズが切れている。
ランプが切れているか、警報検知機器の故障と思われます。

薬品ホースが硬くなった

苛性ソーダとブレード入り軟質PVC
ホースの組み合わせの場合、生じる現象です。

薬品ホース表面にひび割れが発生。

紫外線による影響と思われます。

16

装置を停止し、サイフォン防止弁を分解・清掃してください。
（薬品飛散注意！）
薬品を水で希釈してください。その際、濃度の管理を正確に行い、希釈の際は、水を入れてから薬品を入れるようお願いします。（反応熱抑制のため）装置最大処理量を超えた流入に対するｐＨ中和はしないようにしてください。
Ｇ／Ｒ端子のチェックを行ってください。
ｐＨ電極を清掃してください。
７－３項参照ｐＨ電極を交換してください。
８項参照
計器背面のＧ/Ｒの配線をはずし、Ｇ/Ｒ端子を短絡してみてください。この状態でｐＨ 7.0を表示しない 場合
は計器が故障していることが考えられます。お手数ですが販売店までご連絡ください。
ＨＯＬＤ端子の配線を外した状態で電源投入してください。
ｐH4側のSPAN校正の後は速やかに中和槽内に電極を戻し、かき混ぜるな
どして ｐH指 示値を 安定 さ せてく だ
さい。
調節計の場合はｐH校正モード（CAL）、警報付記録計の場合は電源を切って洗浄するか、ペンを記録紙からはなし、ALARMをOFFにした状態で行ってください。
なお、ＮＮ-2000型CALモードは３分後に自動復帰しますのでご注意く
ださい。
ブレーカー・ヒューズの確認をしてください。
電気図面を参照し、適切なランプに交換してください。機器類の故障の場合は、メーカーまでご連絡ください。
ブレード入り軟質PVCホースは、苛性ソーダへの耐性はあまり高くありません。硬くなるまえに交換するようにしてください。（ホースは消耗品となります。ご了承ください。）
ブレード入り軟質PVCホースは、長期間の紫外線により、表面が炙られたように変化します。紫外線が直接当たらないようテープ等を巻くなどして対策してください。

１０

注入弁に関して中和槽への薬品注入点には、サイフォン防止弁（図1）もしくはチャッキ弁（図2）が取り付けられています。これらの内部にゴミが噛むと、弁として機能をしなくなり、薬注過多によ るｐH行き 過ぎ現象・ ハンチング 現象の原因 となります 。薬注ポン プ吸い込
み側の端末 にはゴミ吸 い込み防止 のフート弁 が取り付け られていま すが、配管 /ホース内に最初から入っているゴミなどが邪魔をする場合があります。

図1

サイフォン防止弁

図2

チャッキ弁

配管ラインに直接薬注したい場合等に使用します。内部のボールチャッキが液の逆流を防ぎます。

注入口に圧力をかけることで、液のサイフォン現象をカットします。写真の他、フランジ式のタイプもございます。

サイフォン防止弁分解に関して
サイフォン防止弁の分解は薬品に触れることになり非常に危険な作業となります。必ず保護メガネ・ビニ
ル手袋を装着し、薬液の性質を充分理解した上で行ってください。
通常運転時、サイフォン防止弁がうまく機能せず、薬注ポンプが停止しても薬品が出続ける場合は、・ サイフォン防止弁のダイヤフラム部にゴミが噛んでいる・ 配管（ホース）内にエア溜りがあり、エア残圧によっての原因が考えられます。ダイヤフラム部のゴミ噛みの場合は、左図を参考に弁を分解し、清掃してください。
エア溜りに関しては抜くことが困難な場合もあります。
その場合は、サイフォン防止弁の圧力設定ボルトを緩め、使用圧を下げる方向で調整を行ってください。
《警 告》
・ 分解の際は配管（ホース）内の薬品残圧に注意し、噴出による怪我・装置破損のないよ
うに気をつけてください。
＜ 注 意 ！ ＞
・ サイフォン防止弁の圧力設定ボルトを触る
場合は、初期設定のネジ位置を記録し、元に戻せるよう配慮してから行ってください。

17

１１
※

注意事項
薬品貯槽に薬品を投入する際は、自身保護具の装着状況、周りの状況をよく確認した上で行い、投入時には薬液ポンプ及びその他の機器に薬品がかからない
ように注意してください。

※

ｐＨ電極先端を空気中に長時間さらしますとセンサー内部液が乾燥蒸発し、計器の故障につながります。槽を長期間空にする場合など、ｐH電極先端に、納入時取り付けのゴムキャップに純水を満たした状態で取り付け、センサー部が乾燥しないようにしてください。

※

１２

撹拌機は絶対に空転しないで下さい。シャフトが折れ曲がる可能性が有ります。

保守点検
以下に本装置の一般的保守・点検事項を記します。尚、各機器の詳細取り扱いに就きましては、各々の図面及び取扱説明書を参照して下さい。また下記周期につ き
ましては、原水水質・装置の運転状態などにより異なります。
日頃より随時、各機器の運転状況及び計器指示値の監視を行なって、交換・補充・調整の必要を事前に察知するようにして下さい。特に、ｐＨ電極の汚れによるｐ Ｈ
指示値の狂いが生ずる例が多いので、ｐＨ電極の洗浄は怠らないようにして下さい 。
周期

１週間に１度

１ヵ月に１度作

業

・ｐＨ電極の洗浄。
(電極の汚れを柔らかい布などで拭き取る。)
・ｐＨ計器のＺＥＲＯ校正。
・薬品貯槽内の残量の点検 及び 薬品の補充。
(残量が1/4程度になりましたら補充して下さい。)
・ ｐＨ計器のＺＥＲＯ・ＳＰＡＮ校正 及び 記録計記録紙残量の確認と交換。(記録紙の交換は計器取扱説明書を参照して下さい。)
・ｐＨ電極のＫＣｌ残量の確認 及び 交換時期の検討。

１年に１度

・ｐＨ電極の交換。（内部KCLが枯渇する前に交換）
・槽内の清掃・補修塗装
・記録計赤ペンの交換

その他、原水ポンプ・薬注ポンプ・撹拌機は個別取扱説明書に従い、保守点検を行ってくださ
い。

18

１３

消耗品について

以下に、装置全般の主な消耗品について記載いたします。下記以外に原水ポンプ・薬注ポン
プ・撹拌機等、個別取扱説明書に従って消耗品の交換を行ってください。
商品名
ｐH標準液

型式・仕様
ｐH6.86/4.01

500cc

○

TP-101-6(標 準 型 )－TP-101-6-GS(応 答 性 改 良 型 )－TP-101T-6(温 度 補 償 付 )－TP-101HT-6(高 温 用 温 度 補 償 付 )

pH電 極

交換目安
３ヶ月

10～18ヶ月

薬注ポンプ
ﾎﾟﾝﾌﾟﾍｯﾄﾞ/ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ

ポンプ型式にて対応いたします。

２～３年

ホース

φ4-9/φ6-11 ブレードホース
φ4-6/φ6-9 ポリエチレンホース

劣化具合による（ｍ単位指定）記録用ペン

T 52985

赤1ペン用

１年

記録紙

TK-5710-S

ｐH用（2式/1箱）

標準１ヶ月

19

１４

使用薬品の取扱上の注意

《警本装置においては中和剤として硫酸／苛性ソーダを使用しています。以下の表にその性状などを記しますが、取り扱いにあたっては責任者を決め、必ず、責任者のもとで教育並びに訓練を受けた方が行う必要があり
ます。

【硫

告》

酸】
名

１
２
３

化
化
別

学
学

名
式
名

称
法 規 ・ 規 格物(1) 外 観 ・ 状 態
理性 (2) 臭い的質 (3) 比 重 ・ ｐ Ｈ(1) 腐 食 性化(2) 爆 発 性
学的(3) 引 火 性性質(4) 分 解 反 応

硫 酸 (Sulfuric Acid)
Ｈ ２ Ｓ Ｏ ４ (分 子 量 ９ ８ .０ ８ )緑バン油＊JIS K1321-94 ASTM E22368 食品添加物公定書
常温で無色、濃度の高いものは油状
特に無し
１ .５ ５ (65%,25℃)１ .８ ３ (98%,15℃)
金属類・天然繊維類のほとんどのものを腐食する。
不燃性で爆発性は無し
引火性無し。但し希硫酸は鉄などと反応して爆発の危険性あり。
水を加えると発熱、飛散して危険である。
濃硫酸は脱水作用が非常に強い。皮膚に触れると重傷の
人 体 へ の 影 響
薬症を負う。
(1)皮膚に接触した場合→すぐに多量の水で洗い流す。中和してはならない
応(2)目に入った場合→すぐに多量の水で洗い流す。眼科医に見せ処置しても急らう。
処(3)飲み込んだ場合→小量なら多量清水を飲ませる。すぐに医者の処置を受置ける。
腐食性があるので取り扱う際には耐薬品用ゴム手袋･保取 扱 上 の 注 意
護眼鏡等の保護具を着用のこと。
＊直射日光を避け、冷暗所に保管のこと。
保 管 上 の 注 意＊開封のまま放置しないこと。
＊保管中は保管場所の換気を十分に行う。
徐々に石灰乳などの中和剤を加え中和させた後、多量の漏れた場合の処置
水で洗い流す。

20

【苛性ソーダ】
１ 化学名
２ 化学式
３ 別 名
称
法規・規格
物
(1) 外観・状態
理性
い
的質 (2) 臭(3) 比重化(1) 腐 食 性学(2) 爆 発 性
的(3) 引 火 性性(4) 分解反応質
人体への影響水酸化ナトリウム(Sodium Hydroxide)
ＮａＯＨ(分子量４０.０)
苛性ソーダ Caustic Soda
工業用 JIS K1200-68
ISO 979～986
固体：灰白色の結晶または粉末。潮解性が強い。
液体：無色。48%溶液の場合２０℃前後で結晶化する。
特に無し
固体：０.９３、液体：1.26(24%,20℃)、1.51(48%,20℃)
強アルカリ性を呈する。
特に無し。
特に無し。
水または酸と接触すると激しく反応し、反応熱により発火する。
生体組織を腐食する性質が極めて強い。目に入ると失明の恐れがある応(1)皮膚に接触した場合→すぐに多量の水で洗い流し、直ちに医師の処置を急受ける。
(2)目に入った場合→すぐに多量の水で洗い流した後、直ちに眼科医に見せ処る。
置(3)飲み込んだ場合→卵白と混ぜた牛乳、大量の水を飲ませる早急に医師の処置を受ける。
＊取り扱う際には耐薬品用ゴム手袋･保護眼鏡等の保護
貯蔵上の注意具を着用のこと。
＊水分を吸わないよう、容器は密閉して保存。
漏れた場合の処置
強アルカリ性のため、排出する際には、硫酸などの中和剤にて中和後、多量の水で洗い流す。
名－ 以 上 －

21