表面張力/界面張力測定装置シリーズ

● 絶縁オイルの寿命評価（表面張力測定、動粘度測定）

変電所などに設置される高圧トランスに使われる絶縁オイルは電気的な絶縁のみならずトランス内部の冷却にも利用されます。これらオイルの高温環境下における経年劣化を判断するために動粘度の他にオイルの表面/界面張力を測定し、物性の変化からその寿命を推測することができます。

● 石油開発（採油・採掘）（表面張力測定、界面張力測定）

近年の石油開発において、一般的に知られている櫓から油が自然に噴出するようなEasy Oil法は年々少なくなり、さらに効率よく油層から原油を回収する方法の一つがEOR(Enhanced Oil Recovery）法です。EOR法における増進回収の要点として、原油の流動性を向上し、より押し出しやすく改善することが要求され、これにはケミカル攻法といわれる界面活性剤やアルカリ薬液の効果を評価することが必要とされています。

ウィルヘルミプレート法
アプリケーション例• 静的表面張力測定
代表的サンプル例• ほぼ全ての液体サンプル• 界面活性剤、洗剤薬液 など

L

EN 14370
Contactangle αdDu-Noüyリング法
アプリケーション例• 静的/動的表面張力測定• 臨界ミセル濃度の決定
代表的サンプル例• 変圧トランスオイル• 界面活性剤、洗剤薬液 など

参照規格例
ISO 9101 など

EN 14210

FAir

参照規格例
ASTM D 971 など

EN 14210
Fmax

EN 14370
ASTM D 971

r

ASTM D 1331
ISO 6889
ISO 304
ISO 1409

懸滴法（ペンダントドロップ法）
アプリケーション例• 静的表面張力/界面張力測定• 動的界面張力測定
代表的サンプル例• 界面活性剤、洗剤薬液• Em化粧品用エマルジョン など
バブルプレッシャー法
アプリケーション例• 動的表面張力測定• 界面活性剤の効果測定
代表的サンプル例• 高濃度表面活性剤• 動的界面活性剤 など

ISO 9101
ASTM D 2285
2rfHB
V O

ASTM D 3825

LAUDA Scientific TD 4表面張力 / 界面張力自動測定装置

ASTM D971, EN 14210, EN 14370, IEC 62961, EN 14059などの測定規格に適合●日常の品質管理や研究開発に最適●●直感的操作を可能にするマルチタッチスクリーンコントローラー採用●●高分解能エンコーダーによる高精度ステージ位置測定●●PTTモジュール（別売アクセサリ）による高精度サンプル温度管理●

TD 4 製品特徴
さらに高機能に。さらに高精度に。そしてさらにユーザーフレンドリーにリング法やプレート法を用いた表面張力の高精度測定に加え、液体の表面活性状態を知る上で重要となる多くの機能を加え、さらに多くの要望に応えるべく新たにグレードアップを果たしました。研究開発や品質管理の現場で、より多くの知見を得る強力なツールになることでしょう。

さらに操作性が向上したコマンドコンソールと機能を充実させたソフトウェアとの強力な組み合わせ●●リング法に基づく絶縁オイル、潤滑油、灯油、界面活性剤の測定に適した設定をワンタッチで登録/呼び出しすることができます。
●●直感的操作を可能にする階層型メニュー構造を採用し、どなたにも簡単確実な操作をお約束します。
●●視認性に優れたタッチコントロール式高精細大型カラー液晶を搭載し、測定結果のわずかな変化も見逃しません。

重量変化測定とステージ位置制御機能の高度な融合がもたらす数々の新機能●●これまでの高分解能重量測定機能に加え、極めて正確なリング/プレート位置情報を加えることに成功しました。これにより正確な液面検出だけでなくラメラ長測定も可能になり、最適なステージ昇降速度の決定が可能になりました。
●●密度や表面張力が非常に小さいサンプル測定においても安定した測定環境のもとでの測定が可能です。

設置場所の自由度を向上させる新技術の数々●●少量サンプルの温度調節に最適なペルチェモジュールを用いたPTT撹拌機能付き恒温槽を装着することで、サンプル温度を高精度に調節することが可能です。
●●外部外付け恒温槽を必要とせず、5℃~80℃までの温度調節を可能にします。
●●コンパクトな本体で測定観察を妨げることなく快適です。

主な製品仕様• 表面張力測定分解能：• 重量測定分解能：		
• 表面張力測定範囲：		
• 本体外寸法：			
• サンプル温度調節範囲：• 密度測定範囲：		

0.01mN/m
0.1mg
0.75...300mN/m
245ｘ205ｘ335mm
5...80℃（PTTモジュール併用時）~0.002g/cm3• 装置設置環境温度範囲：• 消費電力：			
• 重量：			10...40℃
15W
10.4kgLAUDA Scientific TVT
懸滴法（ペンダントドロップ法）による表面張力（気/液相 ）および界面張力（液/液相）測定装置

アプリケーション例●界面活性剤を含む溶液やオイ●
ル、あるいは高粘度液体の動的表面張力測定に●●乳化剤の挙動評価に●●塗料、ラッカー、食品用分散剤評価に●●穏やかな特性を持った界面活性剤の吸着反応速度論研究に●●界面活性剤の最適濃度評価に●●絶縁油の寿命評価に

懸滴法による表面/界面張力測定を少ないサンプル量と優れた高精度位置制御技術で実現！

LAUDA Scientific TVT は液体の表面張力、あるいは界面張力を懸滴法（ペンダントドロップ法）に基づいて高精度に測定する装置です。高精度に形成されたニードル先端の液滴体積を基に、空気中で形成される場合を表面張力として、また互いに混ざらない2液間（水/オイルなど）で形成される場合を界面張力として測定/評価します。液滴の形成は高度に制御された高精度モーターユニットと精密シリンジとの組み合わせ極めて高い再現性と確実性を確保します。このような測定システムの特徴は時間依存性のある界面活性効果の評価、例えばコーティングプロセスや噴霧液滴形成、濡れ工程、あるいは乳化剤の安定性評価において威力を発揮します。

優れた特長と利点の数々・・・
The TVT advantages

␯Ỉᇶ✵Ẽ 䢱 儎儈兏┦ぶỈᇶYour benef its●懸滴法（ペンダントドロップ法）に基●づく高精度表面/界面張力測定法を採用				●●測定範囲：0.1～100mN/m●多● 種多様なサンプル測定に対応する汎用性の高い設計です。		

●幅広い液滴齢範囲に及ぶ動的表面/●
界面張力測定を実現●両親媒性分子の界面付近における吸着●
挙動評価が可能です。

●操作は全てPCにインストールされた●専用ソフトウェア上で実行		●●LAUDA社製恒温槽との連携による温度管理が可能●学術的専門知識が無くても操作実行可●
能な測定パラメーター設定、操作体系を実現しています。
●●測定条件に応じたサンプル温度管理を自動的に実行します。

●多角的評価を可能にする多項式関●数による計測結果換算機能を搭載●測定対象外の範囲における結果策定に●役立つ外挿機能を搭載しています。

●あらゆる測定サンプル特性をカバーす●る各種ニードル形状、サイズを用意●●浮上式反転ニードルを用意●測定サンプル変更、交換も迅速に行えま●す。
●●測定方法に最適な形状をお選びいただけます。
●●重油や強酸など粒体混入物質や危険物質の測定も可能です。
●●耐性の高い材料を使用していますので、特別な前処理は不要です。

●●リング法やプレート法では測定困難な複合乳化剤の測定評価も可能です。

Ỉᛶ┦ືⓗ⏺㠃ᙇຊσ [mN/m]እᤄ⠊ᅖ ᐇங໬๣ 凚㏿凛⠊ᅖங໬๣ 凚㐜凛σ凚刦→䴈凛
液滴齢 1/䴄(t)●●取り外し、清掃が容易な親切設計●密閉型サンプルセル構造を採用●●●LAUDA恒温槽からの循環水による温度管理●揮発性の高い有害物質の測定にも安心●です。
●●サンプルセル、注入シリンジともに高精度な温度管理が可能です。

LAUDA Scientific TVT
TVT 2懸滴法表面張力測定装置
非常に少量のサンプル量でも測定可能な懸滴法（ペンダントドロップ法）に基づく高精度表面張力測定装置です。特に高粘度材料の測定に適し、高度にコントロールされたシリンジから抽出される液滴の形成→離脱、落下までの時間を測定することにより気/液界面における表面張力、あるいは液/液界面における界面張力を測定します。

製品特徴●●超精密級位置制御によるシリンジ操作●●PLL制御モーターコントロール回路搭載●●使用するセル内溶液の状態に応じた光センサー
強度自動調整機能搭載●●長時間液滴齢サンプルの評価も可能な準静的表面張力測定モード搭載●●LAUDA恒温槽とのシンプル接続、簡単連携●●1ml以下のサンプル量でも測定可能

標準付属アクセサリ
専用ソフトウェア、 シリンジ 2.5 ml
標準ニードル 1.38 mm 、ガラスセル、 恒温ブロック
セルハンドリングツール、プラスチック製収納ケース
その他推奨別売アクセサリ
シリンジ、 ニードル、耐熱仕様セル、浮上法用反転ニードルセット、温度センサー、恒温槽 など

Drop volume tensiometer TVT 2 with control panel
製品仕様

TVT 2

測定範囲

mN/m

0.1…100

シリンジストローク

μm

± 0.1

滴下量

μl

± 0.01

表面/界面張力測定値

mN/m± 0.01

液滴形成時間

s

± 0.1

分解能

絶対測定精度
滴下時間

約 0.5 % （測定完了時）
s/μl

滴下速度精度
測定可能温度範囲

0.04 (5 mlシリンジ使用時)～ 170 (0.25 mlシリンジ使用時)<1 %°C

通信仕様

5…90RS 232

TVT 2 測定部装置外寸法 (WxDxH)

mm

220x240x555TVT 2 コントローラー外寸法 (WxDxH)

mm

340x270x105

TVT 2 測定部装置重量kg

8.0

TVT 2 コントローラー重量kg

4.2

消費電力

W0.5

製品型番 AC80-230V;50/60Hz

LMT 833、 LMT 935

TVT 2 別売アクセサリ
サンプル滴下シリンジ
製品型番

仕様

EGP 009

シリンジ, 250 µl

EGP 010

シリンジ, 500 µl

EGP 006

シリンジ, 1 ml

EGP 007

シリンジ, 2,5 ml (LMT 935に標準付属)

EGP 008

シリンジ, 5 ml
EGP 006 EGP 008 EGP 007

サンプルキュベット
製品型番

仕様

EGG 011

キュベット, 標準仕様 (LMT 833に標準付属)

EGG 013

キュベット, 耐熱仕様

UD 329

セル取り外し時用アタッチメント (LMT 833に標準付属)

EGG 011

滴下用ニードル
製品型番

仕様

EGZ 005

標準ニードル SK 1, 1.38 mm

EGZ 004

標準ニードル SK 2, 1.05 mm

EGZ 006

標準ニードル SK 3, 1.70 mm

EGZ 007

標準ニードル SK 4, 0.63 mm

HX 453

標準ニードル SK 5, 1.50 mm, ガラス製

EGZ 007

浮上法用反転ニードル
製品型番

仕様

LMTZ 908

浮上法用反転ニードルセット （下記製品が含まれます）

HX 410

ニードルアダプタ

HX 381

反転ニードル UK 1, 1.38 mm A

HX 380

反転ニードル UK 2, 1.05 mm A

HX 382

反転ニードル UK 3, 1.70 mm A

HX 441

反転ニードル UK 4, 0.63 mm A

LMTZ 908

サンプル温度調節用恒温槽
製品型番

仕様

LCK 6910

ECO 低温循環恒温槽 RE 415 S*, AC100V;50/60Hz

LRZ 913

RS 232/485 通信モジュール

EKS 089

USB通信ケーブル （ECO用）US 055

測定セル用温度センサー* 外部温度センサーを併用せずに温度調節を行う場合は他機種恒温槽でも使用可能です。

LCK 6910

EGZ 006

HX 453