参照用圧力ゲージ
����Gシリーズ

テクニカル・データ

特長• ���kPaから��MPaの高精度圧力測定。
• フル・スケールの�.��%の確度。

• 使いやすく、丈夫な設計で高い信頼性を保証。

• P����、P����、P����、P����といった比較用テスト・ポンプと組み合わせて使えばベンチトップで圧力校正が可能。

• テスト・ポートは�/�NPTオス。
�/�BSPおよび
M��X�.�変換アダプターが標準付属。

• USB通信ケーブルおよびユニバーサル電源標準付属。

����Gは、丈夫で使いやすく、クラス最高の測定性能を備えた参照用圧力ゲージです。測定確度が向上して、幅広いアプリケーションにご利用いただけます。圧力ゲージや、圧力トランスミッター、圧力トランスデューサー、スイッチなどの圧力計の校正に最適です。
さらにチェック・スタンダードとしてもお使いいただけますし、データ・ロギングも可能です。

����Gのインターフェースは使いやすく、最大/最小圧力のリセットはもちろん、サンプリング・レート、風袋の値、ダンピング、自動オフまでの間隔なども設定することができます。
バッテリーの残量も確認することができます。
管理者メニューからは、ユーザーによる圧力単位のカスタマイズも可能です。測定ミスを防ぐため、このような機能に管理者ニューからロックを掛けることもできます。

����GをP����、P����、P����B（上記の写真）、P����といった比較用テスト・ポンプと組み合わせて使えばベンチトップで圧力校正が可能

����Gと同じくフルーク・キャリブレーションの比較用テスト・ポンプP����シリーズを組み合わせることで、圧力校正システムを構築することもできます。
P����シ
リーズのテスト・ポートは特殊な造りで、シール・テープを使わなくても手締めでしっかりと接続することができます。

気体圧比較用ポンプP����
• 圧力レンジ：� ～�MPa• 負圧レンジ：� ～��kPa• 正圧/負圧源としてハンド・ポンプ内蔵• 微調整用高性能ニードル・バルブ

気体圧比較ポンプP����
• 圧力レンジ：� ～��MPa• 高圧気体圧• 圧力微調整用スクリュー・プレス• 高性能なニードル・バルブで圧力を微調整でき、
����G と被校正器はシール・テープや工具なしで接続可能

液体圧比較用ポンプP����B• 圧力レンジ：� ～��MPa• ノギス微調整コントロール• ツール不要のテスト・コネクターにより、漏れのない簡単な接続が可能です• リザーバー・バルブのシーリング性が向上した堅牢な設計

P���� 液体圧比較用ポンプ• 圧力レンジ：� ～���MPa• 注水ポンプにより、大きな内部容量のある校正にも対応• 圧力発生および微調整用高性能スクリュー・プレス• 透明なアクリル容器で液体の高さや品質が可視化• ドレイン・プラグ内蔵で簡単に液体を排出可能• フタ付きの頑丈なキャリング・ケース• 様々な液体に対応（バイトン・シールを標準装備、エチレン・プロピレンのシールも可）� フルーク・キャリブレーション

参照用圧力ゲージ����G シリーズ

型式

レンジ

分解能

不確かさ（k＝2） 破壊圧力

2700G-BG100K−100kPa〜100kPa

0.0001bar

0.3MPa

注1

2700G-BG200K−100kPa〜200kPa

0.0001bar

0.6MPa

注1

2700G-BG700K−80kPa〜700kPa

0.0001bar

7MPa

注2

2700G-BG2M−80kPa〜2MPa

0.001bar

14MPa

注22700G-BG3.5M−80kPa〜3.5MPa

0.001bar

14MPa

注22700G-BG7M−80kPa〜7MPa

0.001bar

70MPa

注22700G-G20M

0〜20MPa

0.01bar70MPa

注32700G-G35M

0〜35MPa

0.01bar70MPa

注32700G-G70M

0〜70MPa

0.01bar

100MPa

注3

正圧
フル・スケールの±0.02%

負圧
フル・スケールの±0.05%

圧力媒体耐性

不確かさには、直線性、ヒステリシス、繰り返し性、分解能、参照不確かさ、1年長期安定度、18〜28℃の温度の影響が含まれています。
0〜18℃および28〜50℃では、1℃につきフル・スケールの0.003%を追加してください。
圧力媒体耐性：
注1：乾燥した非腐食性気体
注2：SUS316を腐食しない気体まはた液体
注3：SUS316を腐食せず、非可燃性、非毒性、非爆発性、そして非酸化性の気体まはた液体

機械的仕様
寸法（HxWxD）

12.7cm×11.4cm×3.7cm

接続¼インチNPTオス

筐体/重量

Zn-Al合金/0.56kg

ディスプレイ

5-1/2桁、高さ16.53mm20セグメントの棒グラフ、0〜100%

電源

単三アルカリ電池3本

電池寿命

75時間

3 フルーク・キャリブレーション

参照用圧力ゲージ2700Gシリーズ

オーダー情報
型式説明����G-BG���K

参照用圧力ゲージ、－��� ～���kPa

参照用圧力ゲージ、－��� ～���kPa

����G-BG���K

参照用圧力ゲージ、－�� ～���kPa

����G-BG���K

参照用圧力ゲージ、－��kPa ～�MPa

����G-BG�M

����G-BG�.�M

参照用圧力ゲージ、－��kPa ～�.�MPa

����G-G��M

参照用圧力ゲージ、� ～��MPa

参照用圧力ゲージ、－��kPa ～�MPa

����G-BG�M

参照用圧力ゲージ、� ～��MPa

����G-G��M

参照用圧力ゲージ、� ～��MPa

����G-G��M

気体圧比較試験ポンプ、� ～�MPa

P����-�M

気体圧比較試験ポンプ、� ～��MPa

P����-��M

液体圧比較試験ポンプ、バイトン・シール付属、
負圧～��MPa

P����-��M

Fluke Calibration.

Precision, performance, conﬁdence.

液体圧比較試験ポンプ、エチレン・プロピレン・シール付属、� ～��MPa

P����-��M-EP

液体圧比較試験ポンプ、バイトン・シール標準付属、� ～���MPa

P����-���M

液体圧比較試験ポンプ、エチレン・プロピレン・シール付属、� ～���MPa

P����-���M-EP

標準付属品：• �� ヶ国語対応マニュアル（CD-ROM 収録）• 校正証明書• �/� NPT メス-�/� BSP アダプター• �/� NPT メス-M��X�.� アダプター• ユニバーサルAC アダプター• USB 通信ケーブル

オプション：ISO����� 認定校正株式会社大手技研
本/C社 ：茨城県つくば市観音台1-25-12
TEL : 029-839-0777

FAX : 029-839-2288

テクノロジーセンター ：茨城県つくば市観音台1-25-12
TEL : 029-839-0778

FAX : 029-839-4488

関 西 営 業 所 ：兵庫県明石市松の内2-1-8 50ヤングビル6F
TEL : 078-926-1178

4 フルーク・キャリブレーション

参照用圧力ゲージ2700Gシリーズ

FAX : 078-926-1180

ホームページ

https://www.ohtegiken.co.jp

E-Mailmain.sales@ohtegiken.co.jp