Gebruiksaanwijzing

MagDEA® Dx SV
Versie 2.2
Inhoud: 30 april 2024

48 testen
Dit reagens is ontworpen voor automatische systemen. Lees en begrijp dit document en de
gebruikshandleiding van het systeem voor gebruik. geneLEAD- en magLEAD series worden
toegepast als geautomatiseerde systemen.
Deze nieuwe revisie van de gebruiksaanwijzingen (IFU) bevat de volgende wijzigingen:- Beoogd specimen toegevoegd in het deel Gebruiksaanwijzing.
De samenstelling, het gebruik en de prestaties van het product zijn ongewijzigd.

E1300

Precision System Science Co., Ltd.
88 Kamihongou, Matsudo-shi, Chiba, 271-0064 JapanMagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

1 / 12

Precision System Science Co., Ltd.

Inhoudsopgave
1. Symbolen .................................................................................................................................... 3
2. Samenvatting van het product ...................................................................................................... 4
2.1. Introductie ............................................................................................................................... 4
2.2. Beoogd gebruik ........................................................................................................................ 4
2.3. Extractieprincipe (Magtration® Technologie) .............................................................................. 5
2.4. Inhoud kit ................................................................................................................................ 5
2.5. Specifieke waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor de componenten ............................. 6
2.6. Verwerkingstijd ........................................................................................................................ 8
2.7. Opslagvoorwaarden ................................................................................................................. 8
3. Gebruik van dit product................................................................................................................ 8
3.1. Veiligheidsinstructies ................................................................................................................ 8
3.2. Bedieningsprocedure ................................................................................................................ 9
4. Reagensprestaties ........................................................................................................................ 94.1. Lineariteitstest van extracten van verschillende monstermatrices, verrijkt met M13 DNAbacteriofaag ................................................................................................................................... 94.2. Genomisch DNA van menselijk volbloed.................................................................................. 10
5. Oplossen van problemen .............................................................................................................11

MagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

2 / 12

Precision System Science Co., Ltd.

1.

SymbolenMedisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek
Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
Voorzichtig
Batchcode/partijnummer
Catalogusnummer
Inhoudsopgave
Unieke identificatiecode voor medische hulpmiddelen
Temperatuurbeperking
Voldoende voor
Niet hergebruiken
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Fabrikant
Gebruiken voor
Acute toxiciteit

Acute aquatische toxiciteit

BrandbaarGezondheidsrisico

MagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

3 / 12

Precision System Science Co., Ltd.

2.

Samenvatting van het product2.1. Introductie
MagDEA® Dx SV is het nucleïnezuurextractiereagens voor het volledig geautomatiseerde extractiediagnosesysteem. (geneLEAD- en magLEAD-series worden toegepast als geautomatiseerde systemen.) Het
systeem is gebaseerd op de Magtration® Technologie en het is mogelijk om tot 200 µL monsters en 400 µL
monsters te gebruiken. Geëxtraheerd nucleïnezuur kan worden gebruikt voor real-time PCR- of RT-PCRanalyse, en het is mogelijk om deze specifieke reagenskit te gebruiken volgens een eenvoudige procedure.
Het geautomatiseerde PSS-extractiesysteem is gebaseerd op de Magtration® Technologie en magnetische
deeltjes, en er zijn geen centrifugatie- of spinkolomstappen nodig. Door het gebruik van MagDEA® Dx SV
wordt de kans op besmetting van buitenaf aanzienlijk verminderd. Een ander voordeel is dat deze procedure
nucleïnezuur van hoge kwaliteit extraheert in minder tijd in vergelijking met een handmatig proces.
2.2. Beoogd gebruik«MagDEA Dx SV» is een gebruiksklaar patroon met reagentia voor de extractie en zuivering van
nucleïnezuren (NA). Deze reagentia worden gebruikt in combinatie met magLEAD- en geneLEADsystemen.
Het isolatieprotocol van nucleïnezuren is gebaseerd op magnetische korrels en is ontwikkeld voor
geautomatiseerde bereiding van zeer zuiver (menselijk, bacterieel en viraal) genomisch DNA en viraal
genomisch RNA van de volgende menselijke klinische monsters.
De prestaties van dit product werden vastgesteld door prestatiebeoordeling met de volgende types vanmonsters.
: Volledig bloed verzameld in EDTA of citraat, plasma verzameld in EDTA of citraat, serum, urine,
hersenvocht (CSF), sputum, stoelgang en luchtwegenmonsters (neusmonster, keelmonster).

Voorzichtig⚫

Verordening (EU) 2017/746 Bijlage VIII CLASSIFICATIEREGELS Als resultaat van evaluatie
volgens Regel 1-5, valt dit product onder klasse “A” omdat het overeenkomt met Regel 5 (a).

⚫

De prestaties van de MagDEA Dx SV-kit zijn vastgesteld door prestatie-evaluatie met behulp
van bovengenoemde monstermatrices voor extractie van nucleïnezuur.
De validatie van de kit is beperkt tot de voorbeeldmatrices die hierboven zijn vermeld bij
Beoogd gebruik.
Er wordt geen garantie gegeven wanneer het monster anders wordt gebruikt dan deze die zijn
gevalideerd door Precision System Science Co., Ltd. Het is de verantwoordelijkheid van degebruiker om de prestatie van het product te valideren als het wordt gebruikt met andere
analyses dan die van het monster.

⚫

Informeer uw PSS-vertegenwoordiger en uw plaatselijke bevoegde autoriteit over ernstige
incidenten die zich kunnen voordoen bij het gebruik van dit product.

⚫

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de prestaties van het product te valideren
als het wordt gebruikt met andere testen dan die welke door PSS zijn gevalideerd, zoals
vermeld in de gebruiksaanwijzing.

⚫

Dit product moet worden gehanteerd door personeel dat gekwalificeerd is en opgeleid is inmoleculair-biologische technieken, zoals extractie, amplificatie en detectie van nucleïnezuren,
om onjuiste resultaten met mogelijk ernstige gevolgen voor de patiënt te voorkomen in devolgende stappen van de analyse die op de geëxtraheerde nucleïnezuren wordt uitgevoerd.

MagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

4 / 12

Precision System Science Co., Ltd.

2.3. Extractieprincipe (Magtration® Technologie)
De Magtration® Technologie is gebaseerd op magnetische deeltjes die zich in een punt bevinden om dedeeltjes van de vloeistof te scheiden. (1) Monster wordt voorbereid. (2) Eiwit in het monster wordt gelyseerd
met behulp van Proteinase K- en lysisoplossing. (3) Nucleïnezuur wordt geabsorbeerd door magnetische
deeltjes met een hydrofiel oppervlak met behulp van chaotrope ionen en alcohol. (4) Magnetische deeltjes
worden door Magtration® Technology uit de reactiebuffer teruggewonnen. (5) Magnetische deeltjes worden
gewassen met een wasbuffer die alcohol bevat. (6) Magnetische deeltjes worden teruggewonnen uit dewasbuffer door Magtration® Technology. (7) Nucleïnezuur wordt geëlueerd met heet water als elutiebuffer
en het eluaat wordt teruggewonnen in de verzamelbuis.

MonsterCellysisNA
Adsorptie
aanmagnetische
deeltjes

Magnetische
scheiding

WassenMagnetische
scheidingElutie2.4. Inhoud kit
De kit bevat 48 unitaire voorgevulde nucleïnezuurextractiepatronen
Elke nucleïnezuurextractiepatroon bevat:

Reagenspatroon voor nucleïnezuurextractie

Uitsparingsnr.

Naam reagens

Hoeveelheid

1

Lysisoplossing

400 µL

2

PK-oplossing

80 µL

3

Drageroplossing

80 µL

4

Magnetische deeltjes

200 µL

5

Bindingsbuffer

1000 µL

6

Wasbuffer 1

1200 µL

7

Wasbuffer 2

700 µL

8

Gedestilleerd water

1200 µL

Uitsparing 8
Uitsparing 1
2D-codeMagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

5 / 12

Precision System Science Co., Ltd.

2.5. Specifieke waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor de componenten
De volgende componenten van de MagDEA Dx SV bevatten gevaarlijke reagentia.
Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen.
GHS gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen van componenten:
Lysisoplossing
Bevat hexadecyltrimethylammoniumchloride en guanidiniumchloride
Gevaar
H302:
H315:
H319:
H335:
H400:
H410:

Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P261:
P264:
P270:
P271:
P273:
P280:

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Draag beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P301+P312:
NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352:
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
P304+P340:
NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat dezegemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P312:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P321:
Specifieke behandeling.
P330:
De mond spoelen.
P332+P313:
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
P337+P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P362:
Verontreinigde kleding uittrekken.
P391:
Gelekte/gemorste stof opruimen.
P403+P233:
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405:
Achter slot bewaren.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale regelgeving.
Bindingsbuffer Wasbuffer 1 en wasbuffer 2
Bevat 2-propanol

MagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

6 / 12

Precision System Science Co., Ltd.

Gevaar
H225:
H319:
H335:
H361:
H370:
H372:
H373:
P201:
P202:
P210:

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Veroorzaakt schade aan organen.
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233:
In goed gesloten verpakking bewaren.
P240:
Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241:
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
P242:
Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243:
Voorzorgsmaatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P260:
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261:
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264:
Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
P270:
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271:
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280:
Draag beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340:
NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat dezegemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P308+P311:
Na blootstelling of bezorgd: Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
P308+P313:
Na blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
P312:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P314:
Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P321:
Specifieke behandeling.
P337+P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P370+P378:
In geval van brand: Blussen met kooldioxide, schuim, droge chemicaliën en waternevel.
P403+P233:
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235:
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405:
Achter slot bewaren.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale regelgeving.

MagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

7 / 12

Precision System Science Co., Ltd.

2.6. Verwerkingstijd
De gebruiksduur is afhankelijk van het protocol.
ProtocolProtocol bij 200 µL

Protocol bij 400 µL volbloed

Protocol bij 400 µL andere matrix

Verwerkingstijd

Ongeveer 25 min.

Ongeveer 40 min.

Ongeveer 30 min.

2.7. Opslagvoorwaarden
Bewaar de extractiereagenskit bij 10-30 o C. Vries het reagens niet in en houd het uit de buurt van hoge
temperaturen, inclusief vochtigheid of trillingen. Om te voorkomen dat de reagenskit wordt blootgesteld
aan direct zonlicht, dient u de reagentia na gebruik in externe dozen te bewaren voor opslag.
Bewaar de kitpatronen altijd met de afdichting aan de bovenzijde en niet gekanteld.

3.

Gebruik van dit product3.1. Veiligheidsinstructies
Bevestig de volgende items voor gebruik.

・ Deze extractiereagenskit is alleen bestemd voor automatische systemen. Lees daarom voor gebruik debedieningshandleiding van het instrument aandachtig door.
・ Raadpleeg de bedieningshandleiding van het instrument in het geval van foutmeldingen van het
instrument.
Opmerkingen voor een veilig gebruik
・ Reagens in de voorverpakte patronen bevat giftig of brandbaar materiaal. Raadpleeg daarom degevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen op het veiligheidsinformatieblad (VIB) en let op deparagraaf over het veilig hanteren van het product.
・ Volg de veiligheidsrichtlijnen van het laboratorium en let op infectierisico's.
・ Niet drinken of roken in de buurt van de ruimte waar de test wordt uitgevoerd.
・ Draag beschermende handschoenen, jas en oogbescherming bij gebruik van de kit.
・ Gooi de handschoenen weg en was uw handen zorgvuldig na gebruik.
Opmerkingen voor afvalverwijdering・ Bij het verwijderen van reagens of verbruiksartikelen dient u deze te behandelen als een infectierisico.
Raadpleeg het VIB en volg uw regionale regelgeving voor afvalverwijdering.
・ De reagentia bevatten isopropylalcohol, dus houd ze bij het verwijderen uit de buurt van vuur of
explosieve voorwerpen.
Opmerkingen over reagensprestaties
・ Niet gebruiken wanneer de patroon of aluminium afdichting beschadigd is of lekt.
・ Gebruik geen verlopen reagenskit.
・ Gebruik de extractiepatroon of het puntenrek niet opnieuw.
・ Beschadig of verontreinig de 2D-code niet.
・ Als het reagens vóór gebruik goed aan de wand van de patroonuitsparing blijft kleven, schud/tik er daneven tegen zodat de druppels naar beneden vallen zonder dat er bellen ontstaan.
・ De elutie bestaat uit gedestilleerd water, maar het uiteindelijke elutievolume kan variëren als gevolg
MagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

8 / 12

Precision System Science Co., Ltd.

van restanten op de magnetische deeltjes, het oppervlak van de punt of door verdamping.
・ Laat het reagens niet te lang op het instrument staan voor u begint.
・ Het wordt aanbevolen om controles voor PCR te gebruiken, zoals interne controle of positieve controle,om betrouwbare diagnostische resultaten te verkrijgen.
3.2. Bedieningsprocedure
Lees voor gebruik aandachtig de bedieningsprocedure voor het automatische systeem in debedieningshandleiding.
De afzonderlijk verkochte kit met verbruiksartikelen is noodzakelijk.
1. Zet het instrument AAN.
2. Selecteer functies in de grafische gebruikersinterface (GUI).
3. Bereid het extractiereagenspatroon, de puntenset uit de apart verkochte kit met verbruiksartikelen
voor en neem een monster met behulp van de GUI-richtlijnen op het scherm. Als het reagens vóór
gebruik goed aan de wand van de patroonuitsparing blijft kleven, schud er dan even tegen zodat dedruppels naar beneden vallen zonder dat er bellen ontstaan.
Het verbruik voor één monster is als volgt. Bereid het reagens en de verbruiksartikelen voor volgens
de GUI-aanwijzingen op het scherm van het instrument.
Nucleïnezuur extractie cartridge MagDEA® Dx SV
1 st.
Puntenset
1 st.
Opvangbuis
1 st.
Monsterbuis
1 st.
4. Selecteer het protocol met behulp van de GUI van het instrument of de pc.
5. Zorg ervoor dat MagDEA® Dx SV, het monsterbuisje of het sonicatiebuisje, (indien nodig sonicatiedop),
opvangbuisje voor elutie, puntenrek en PCR-patronen correct zijn ingesteld volgens de aanwijzingen op
het GUI-scherm.
6. Sluit de voorklep van het instrument.
7. Druk op de Start-knop om het nucleïnezuur-extractieproces te starten.
8. Nadat het proces is voltooid, opent u de voorklep volgens de aanwijzingen op het GUI-scherm.

4.

Reagensprestaties

De prestatietests werden gevalideerd met behulp van geneLEAD XII plus van PSS. Het PCR-resultaat van
het extract is afhankelijk van de PCR-conditie en het amplificatiesysteem.
4.1. Lineariteitstest van extracten van verschillende monstermatrices, verrijkt met M13 DNA-bacteriofaag
M13 DNA-bacteriofaag, met gebruikmaking van 10 µL en 7 verschillende concentraties, werd
toegevoegd aan 200 µL van de volgende monsters van menselijke lichaamsvloeistof; serum, plasma (EDTA2Na), plasma (ACD), uitstrijkje (keel), uitstrijkje (neus), cerebrospinale vloeistof (CSF) en urine. Die monsters
werden bereid tot uiteindelijke waarden van 1×10 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 kopieën/extractie (5 herhalingen). DNA werdgeëxtraheerd met behulp van MagDEA® Dx SV op de geneLEAD XII plus, en de extracten werden door middel
van PCR geamplificeerd met behulp van ABI 7500 Dx fast (M13-specifieke TaqMan sonde). In alle tests
werden 100 kopieën/extractie gedetecteerd. Hellingen, determinatiecoëfficiënt (R2), PCR-efficiëntie en ysnijpunt werden berekend met behulp van de Ct-waarden verkregen uit de monsters tussen 1x10 2-8
MagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

9 / 12

Precision System Science Co., Ltd.

kopieën/extractie (Tabel 1). Er werden geen verschillen waargenomen tussen de monstersoorten. De PCRamplificatiecurve en lineariteitsgrafiek met gebruik van serum wordt getoond in afbeelding 1.
Tabel 1.

De lineariteitstestanalyse die de verkregen Ct-waarden toont van zeven verschillende menselijke
monstermatrices.
Serum

PlasmaPlasmaUitstrijkje

Uitstrijkje(EDTA)(ACD)(keel)(neus)CSF

Urine

Helling-3,447-3,406-3,415-3,369-3,391-3,361-3,397determinatiecoëfficiënt (R 2)

0,995

0,997

0,998

0,999

0,999

0,996

0,998

PCR-efficiëntie (%)

95,02796,59496,25398,061

97,21598,40596,954y-snijpunt

41,86341,556

41,782

41,097

41,46340,88341,052serum

kopieën/Ext.

Afbeelding 1.

Lineariteitsgrafiek die het aantal kopieën en Ct-waarden van M13-bacteriofaag toont inserum als standaard gegevens.

4.2. Genomisch DNA van menselijk volbloed
Genomisch DNA werd geëxtraheerd uit menselijke volbloedmonsters met EDTA-2Na (monster A) of
ACD (monster B) met behulp van MagDEA® Dx SV gedurende in totaal 6 dagen (6 herhalingen bij elke run).
De aantallen witte bloedcellen (WBC) van monsters A en B waren respectievelijk 6,4 en 9,2 k/µL. De
concentraties en zuiverheden van de extracten werden gemeten met behulp van ND-1000 spectrometer(NanoDrop) (Afbeelding 2). Na 6 runs waren er geen significante verschillen tussen de twee monsters.

MagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

10 / 12Precision System Science Co., Ltd.

Tabel 2.

De A 260/280 en A 260/230 van genomisch DNA uit een volbloedmonster.
A260/230

A260/280

Monster A

1,70 ± 0,11

1,88 ± 0,06

Monster B

1,85 ± 0,17

1,89 ± 0,05

7.00

Opbrengst (µg)

6.00
5.00
4.00

MonsterAA(wbc(wbc6.46,4k/uL)k/uL)Specimen

3.00

Specimen
MonsterBB(wbc(wbc9.29,2k/uL)
k/uL)

2.00
1.00
0.00
Day 11 Dag
Day 22 Dag
Day 33 Dag
Day 44 Dag
Day 55 Dag
Day66
Dag

Afbeelding 2.

5.

De opbrengst van genomisch DNA uit een volbloedmonster.

Oplossen van problemen

Als u een algemene fout vindt, volg dan de onderstaande procedure. Volg de bedieningshandleiding
van het instrument in het geval van een fout van het instrument.
(1) Lage extractie-opbrengst, niet zuiver genoeg
Belangrijkste oorzaak
Tegenmaatregel
Toestand van het
Controleer of de opslagomstandigheden van het monster correct zijn ofmonsterniet.
Gebruik een vers monster of een monster dat onder de juiste
omstandigheden is bewaard. De extractie-hoeveelheid van een gekoeldof bevroren monster kan variëren.
Toestand van het
Controleerofdeopslagomstandigheden
vandereagens
extractiereagenspatronen correct zijn. Als de kit in de koelkast wordt
bewaard, moet u het reagens voor gebruik op kamertemperatuur laten
komen.
Vries het reagens niet in en voorkom opslagplaatsen met trillingen.
Vaste bestanddelen
Sommige specifieke monsterextracten met vaste bestanddelen die
blijven achter
achterblijven, kunnen opstapeling in de punten veroorzaken en het
mengproces kan daardoor mogelijk niet goed werken.
Het monster moet een heldere oplossing bevatten voor een vlotte
hantering met een pipet van 1000 uL. Gebruik geen vast monster voor
extractie.
Verontreiniging
Reinig alle onderdelen van het instrument goed na gebruik, inclusief alleoppervlakken, met 0,1% natriumhypochloriet, en reinig vervolgens met
70% ethanol.
MagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

11 / 12Precision System Science Co., Ltd.

Storingen in het
automatische systeem(2) RNA is opgelost
Belangrijkste oorzaak
Te grote hoeveelheid
monster
Te lange opslag elutie

Externe RNaseverontreiniging

Raadpleeg de foutcode van het automatische systeem en pas de juistetegenmaatregel toe.

Tegenmaatregel
Bij toevoeging van een te hoge monsterconcentratie kan RNase niet
worden gedeactiveerd. Verminder de monsterconcentratie.
Bewaar het geëlueerde monster niet te lang bij kamertemperatuur na
extractie. Draai de dop van het elutiebuisje zo snel mogelijk vast en
bewaar monsters bij -80 o C.
Reinig alle onderdelen van het instrument goed na gebruik, inclusief alleoppervlakken, met 0,1% natriumhypochloriet, en reinig vervolgens met
70% ethanol. Reinig na gebruik alle onderdelen op het oppervlak van het
instrument zorgvuldig met behulp van RNase-reinigingsmiddel.

Magtration® en MagDEA® zijn geregistreerde handelsmerken van Precision System Science Co., Ltd.
Deze uitleg is gebaseerd op de status van april 2023.
Houd er rekening mee dat informatie zoals de specificaties kan worden gewijzigd zonder kennisgeving.

Geproduceerd door / verkocht door
Precision System Science Co., Ltd.
88 Kamihongou, Matsudo-shi, Chiba, 271-0064 Japan
Tel: +81 (0) 47-303-4801 Fax: +81 (0) 47-303-4811
URL: http://www.pss.co.jp
E-mail: service@pss.co.jp
Precision System Science USA, Inc.
5673 West Las Positas Blvd., Suite 202, Pleasanton, CA 94588, U.S.A.
E-mail: contact@pssbio.com
Precision System Science Europe GmbH
55122 Mainz, Mombacher Str. 93, Germany
E-mail: contact-psse@pss.co.jp

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem The Netherlands

MagDEA® Dx SV
Versie 2.2_NL

12 / 12Precision System Science Co., Ltd.