No. 99MBC098J9
SERIES No. 542

SENSORPAK
Ver.3.001J

センサ機器用
データ取込みソフトウェア

ユーザーズマニュアル（ソフトウェアガイド）
ご使用前にこの「ユーザーズマニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

..

ミツトヨ・ソフトウェア・エンドユーザ・ライセンス契約書
重要
ミツトヨ・ソフトウェア製品をご使用になる前に、このミツトヨ・ソフトウェア・
エンドユーザ・ライセンス契約書（以下「本契約」といいます）を注意してお読みください。
本契約は、本契約が添付されて提供されるソフトウェア製品（コンピュータ・プ
ログラムそのものの他、関連する記録媒体、プログラムの記録されたディスク、
ドングル、取扱説明書、ユーザーズ・マニュアル等の印刷物及びオンライン又は電磁的方法により提供される文書が含まれますが、これらに限定されません（以下「本ソフトウェア製品」といいます。）について、お客様と株式会社ミツトヨ（以下「ミツトヨ」といいます）との間の契約を構成します。
「承諾」ボタンをクリックすること、パッケージを開封すること、本ソフトウェ
ア製品をダウンロードすること、本ソフトウェア製品をインストールすること、又は本ソフトウェア製品に含まれるものを利用した場合、お客様は、本契約の規定に拘束される（規定を順守する）ことに同意したものとみなされます。
お客様が、本契約の一部にでも同意しない場合には、「承諾」ボタンをクリック
したり、本ソフトウェア製品を開封、ダウンロード、インストール又は使用しな
いでください。
本ソフトウェア製品は、販売されるものではなく、本契約の定めに従って、使用を許諾されるものです。
お客様が、本契約に定めるすべての条件に同意する場合に限り、以下の定めに従って使用許諾されます。
１．使用許諾
ミツトヨは、お客様に対して、本契約の諸条件に基づいて、譲渡不可能、非独占的かつ本
ソフトウェア製品の複製（オブジェクトコード形式に限ります）を単一のコンピュータ・システムにインストールして利用することに限定された使用権を許諾します。お客様が本
ソフトウェア製品を他のコンピュータ・システムで使用することをご希望する場合、別途ライセンスを取得する必要があります。
お客様は、ミツトヨ、その関連会社又はそのサプライヤーが、本ソフトウェア製品について独占的な権利、所有権及び利益を留保していることに同意するものとします。またお客様は、本ソフトウェア製品について、本契約の定めにより認められる使用権を除いて、いかなる権利、所有権及び利益も有さないことを認識し、それに同意するものとします。本
契約においてミツトヨにより明示的にお客様に許諾されていない権限は、ミツトヨに留保されます。

No. 99MBC098J

i

２．制限
本契約で明示的に許諾されている場合を除き、お客様は、本ソフトウェア製品を、全体か一部かを問わず、プリント又はコピーしてはならず、本ソフトウェア製品を変更することは禁止されており、本ソフトウェア製品の全部又は一部を逆コンパイル、逆アセンブル、又はリバース・エンジニアリングすることも禁止されています。
また、本ソフトウェア製品を、貸与、リース、サブライセンス、頒布、販売したり、又は本ソフトウェア製品の二次的著作物を創作したりすることも禁止されています。
お客様は、恒久的な譲渡の場合に限り、本契約及び本ソフトウェア製品に基づく権利を、一括で譲渡することができます。ただし、次の条件をすべて満たしている場合に限られます。 (a) お客様が譲渡する意思があることをその譲渡前にミツトヨに通知すること、(b)
お客様が本ソフトウェア製品の複製物を保持しないこと、(c) お客様が譲受人に対して、
本ソフトウェア製品（すべてのコンポーネント、記録媒体、印刷物、あらゆるアップグレード、本契約、及び、使用許諾の証明書を含みます）のすべてを譲渡すること、および (d)
譲受人は、本契約のすべての条項に従うことに同意すること。また、本ソフトウェア製品
がアップグレード版である場合、本ソフトウェア製品のそれ以前のすべてのバージョン及びそれらに関するお客様の権利と一緒に同一の譲受人に譲渡されること。
３．著作権
本ソフトウェア製品に関する著作権はミツトヨ、その関連会社又はそのサプライヤーに独占的に帰属します。お客様は、本ソフトウェア製品のいかなる部分からも、著作権表示、商標権表示その他の知的財産に関する表示を除去したり、修正・変更することは禁止され
ています。
４．保証
お客様が、お客様の最初のご購入日から１年以内に、本ソフトウェア製品が頒布された際の記録媒体又は本ソフトウェア製品に含まれる書類に物理的な瑕疵を発見した場合、ミツトヨは無料でその記録媒体又は書類を交換します。
上記の場合を除き、本ソフトウェア製品は、「現状有姿」にて提供されます。ただし、お客様の最初のご購入後１年以内に、本ソフトウェア製品の重要な機能に致命的な影響があるとミツトヨが判断した不具合が発見された場合は、ミツトヨは、ミツトヨの判断により、かかる不具合を修理するか、本ソフトウェア製品を交換します。
この保証による救済は、最初の使用権者であるお客様のみを対象とし、譲受人は救済を受けられません。この保証の下での、お客様に対する救済手段及びミツトヨ、その関連会社
又はそのサプライヤーの責任は、ミツトヨの単独の判断による、上記の修理又は交換のみに限定されます。
いかなる場合にも、ミツトヨは、本ソフトウェア製品にエラーがないことを保証したり、お客様が何らの問題や障害なく本ソフトウェア製品を使用できることを保証するものではなく、また、本ソフトウェア製品が、第三者が提供するハードウェア又はソフトウェア
製品と一緒に使用できることを保証するものではありません。

ii

No. 99MBC098J

この保証は、本ソフトウェア又はそのコンポーネントやエレメント、もしくはかかる本ソ
フトウェア製品と一緒に使用することを意図された装置が、(a) 変更・修正された場合、(b) ミツトヨが提供した指示に従ってインストール、使用、修理又は保守されなかった場合、(c) 異常な物理的又は電気的なストレス、不正使用、過失若しくは事故の場合、又は、(d) 非常に危険な活動において使用された場合には、適用されません。
本ソフトウェア製品がインストールされた機器又はハードウェアに関連してミツトヨ又はその関連会社が提供するいかなる保証も、本契約に明示的に反対の規定がない限りは、本契約に規定する保証又はお客様の権利を拡大したり、修正をすることはできません。
この保証条項に規定される場合を除き、適用される法によって許される最大の範囲で、あらゆる性質の、すべての明示的・黙示的な条件、表明及び保証（商品性に関する保証、特定の目的への適合性の保証、非侵害の保証又は取引過程、使用又は取引実務から生じる保証を含みますが、これらに限定されません）は、排除されます。
お客様は、お客様が意図された結果を実現するために本ソフトウェア製品を選択したことによって生ずるすべての結果についての全責任を引き受けるものとします。
５．免責
ミツトヨ、その関連会社及びそのサプライヤーは、いかなる場合においても、収益の損失、利益の損失、若しくはデータの損失、又は本ソフトウェア製品の使用若しくは使用不能によって生じた特別損害、直接損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、又は懲罰的損害について、原因及び責任理論の如何にかかわらず、たとえミツトヨ、その関連会社又はそのサプライヤーが当該損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、責任を負いません。
前記にもかかわらず、ミツトヨが、お客様による本ソフトウェア製品の使用によって生じた損害又は損失に対して責任があると判断された場合でも、いかなる場合においても、ミツトヨ、その関連会社及びそのサプライヤーのお客様に対する責任は、契約に基づくと、（過失を含む）不法行為とを問わず、本ソフトウェア製品に対してお客様が支払った金額を超えないものとします。
国、州、又は管轄地によっては、派生的損害又は付随的損害に対する責任の排除又は制限を認めていない場合があります。そのような国、州、又は管轄地におけるミツトヨ、その関連会社及びそのサプライヤーの責任は、法に認められる最大の範囲内で排除または制限されるものとします。
６．契約の終了
本契約に基づくお客様の使用権は解除されるまで有効です。お客様は、本ソフトウェア製品（すべての記録媒体及び文書を含む）およびそのすべての複製物を破棄することによって、本契約を終了することができます。
本契約は、お客様が本契約のいずれかの規定に違反した場合には、ミツトヨからの通知によりただちに終了します。終了時、お客様は、本ソフトウェア製品（すべての記録媒体及び書類を含む）及びそのすべての複製物を破棄するものとします。

No. 99MBC098J

iii

７．輸出管理本ソフトウェア製品は日本の輸出管理法及びその他の適用される国の輸出入管理法令に従って取り扱われるものとします。お客様は、適用されるすべての規則を厳格に順守するものとし、またお客様が本ソフトウェアを輸出、再輸出又は輸入するために必要なライセンスを取得する責任があることを認識するものとします。
８．その他
本契約は、日本法（ただし、法の適用に関する通則法及びその他の法の抵触についての規則に関する法令を除きます）を準拠法とします。
お客様は、本契約及び本契約上の本契約当事者の権利・義務から生じる又は関連するあらゆる紛争、見解の相違又は請求について、東京地方裁判所の専属管轄に服することに同意するものとします。本契約には国際物品販売契約に関する国際連合条約は適用されません。
本契約の一部が無効又は執行不能であることが判明した場合であっても、本契約のその他の条項は完全に有効かつ執行可能です。
本契約は、ここに取り上げる主題についてのお客様とミツトヨとの間の完全な合意を形成しています。
お客様は、お客様による本契約違反から生じるあらゆる性質の請求又は責任から、ミツト
ヨ、その関連会社及びそのサプライヤーを補償し、防御し、免責するものとします。

iv

No. 99MBC098J

本マニュアルで使用されているマーク
各種の注記について
正しい操作により、信頼性の高い測定データを得るための助けとなる各種の“注記”を、以下の区分に示す用語により示します。

重要

本製品を使用する上で重要な情報を示す注記です。この内容を無視することはできません。
この内容に従わない場合、本機の性能、精度を損なう可能性あるいは維持することが困難になる可能性があることを示します。

注記

本製品を使用する上で特に注意または補足すべき情報を示す注記です。
また、特定の操作に関してご留意頂きたい事柄（メモリの制限、装置の構成、プログラ
ムの特定のバージョンに関する情報など）も示します。

参考

本製品を使用する上で操作方法や手順を特定の条件に適用する場合の参考情報などを示す注記です。
また、参照すべき情報がある場合は、参照先を示します。

本マニュアルの記載内容は、お客様に事前予告なく変更することがあります。
Copyright  2005-2020 Mitutoyo Corporation.

No. 99MBC098J

All rights reserved.

v

目次
ミツトヨ・ソフトウェア・エンドユーザ・ライセンス契約書 .......................................................................... i
本マニュアルで使用されているマーク ............................................................................................................. v
1

SENSORPAK について .......................................................................................................................... 1-1
1.1

概要.................................................................................................................................................. 1-1

1.2

システム構成 ................................................................................................................................... 1-1

1.3

機能・性能 ....................................................................................................................................... 1-2

1.4

測定の流れ ....................................................................................................................................... 1-3

1.3

ご使用上の注意 ............................................................................................................................... 1-4

2

セットアップ .......................................................................................................................................... 2-1
2.1

セットアップ前に ............................................................................................................................ 2-1

2.1.1

セットアップ手順 .................................................................................................................... 2-1

2.1.2

プログラム CD ......................................................................................................................... 2-1

2.2

SENSORPAK インストール ........................................................................................................... 2-2

2.3

USB ドライバーインストール ........................................................................................................ 2-4

2.4

アンインストール ............................................................................................................................ 2-5

2.4.1

SENSORPAK のアンインストール ......................................................................................... 2-5

2.4.2

USB ドライバーのアンインストール ...................................................................................... 2-5

2.5

2.5.1

RS-232C 接続の場合 ............................................................................................................... 2-6

2.5.2

USB 接続の場合....................................................................................................................... 2-7

2.5.3

通信ポートの確認 .................................................................................................................... 2-8

2.63

PC とカウンタとの接続 .................................................................................................................. 2-6

SENSORPAK の起動と終了 ........................................................................................................... 2-9

2.6.1

SENSORPAK の起動 ............................................................................................................... 2-9

2.5.2

SENSORPAK の終了 ............................................................................................................. 2-10

測定準備 ................................................................................................................................................. 3-1
3.1

3.1.1

起動時の挙動 ........................................................................................................................... 3-1

3.1.2

SENSORPAK の通信設定 ...................................................................................................... 3-2

3.2

画面説明 .......................................................................................................................................... 3-2

3.2.1
3.2.2

操作画面全体像 ........................................................................................................................ 3-3
ツールバー .............................................................................................................................. 3-4

3.2.3

オプションパネル ................................................................................................................... 3-5

3.3

vi

起動後の画面 ................................................................................................................................... 3-1

オプション設定 ............................................................................................................................... 3-6

3.3.1
3.3.2

公差判定機能 ........................................................................................................................... 3-6
データの記録、出力機能 ....................................................................................................... 3-7

3.3.3

直線補正機能 .......................................................................................................................... 3-9

3.3.4

軸間演算機能 ......................................................................................................................... 3-10

No. 99MBC098J

3.4

ウィンドウの配置...........................................................................................................................3-11

3.4.1
3.4.2
3.5

4

コントロールパネル .............................................................................................................. 3-12
公差設定方法 ........................................................................................................................ 3-13

3.5.3

表示ウィンドウ .................................................................................................................... 3-14

3.5.4

ログウインドウ...................................................................................................................... 3-15

3.5.5

総合判定ウィンドウ .............................................................................................................. 3-15

操作方法 ................................................................................................................................................. 4-1
4.1

表示画面操作 ................................................................................................................................... 4-1

4.2

カウンタ操作 ................................................................................................................................... 4-3

4.2.1

表示ウィンドウ内の全 Ch.を一括で設定する方法 ................................................................. 4-3

4.2.2

表示ウィンドウ内の Ch.個別に設定する方法 ......................................................................... 4-3

4.2.3

プリセット, 公差値のカウンタへの送信方法 ......................................................................... 4-3

ログウィンドウ操作 ........................................................................................................................ 4-4

4.3.4

記録（ロガー）開始・停止 ..................................................................................................... 4-4

4.3.5

記録データの Excel 出力 ......................................................................................................... 4-4

4.3.6

記録データの CSV ファイルセーブ ........................................................................................ 4-5

4.3.7

自動ファイル保存 .................................................................................................................... 4-5

4.4

表示ウィンドウのトリガホールド表示 ........................................................................................... 4-5

4.5

設定ファイルの保存と読み出し ...................................................................................................... 4-6

4.5.1

設定ファイルの保存 ................................................................................................................ 4-6

4.5.2

設定ファイルの読み出し ......................................................................................................... 4-6

4.6

SENSORPAK の終了 ...................................................................................................................... 4-6

外部入出力仕様 ...................................................................................................................................... 5-1
5.1

入出力回路 ...................................................................................................................................... 5-1

5.1.1

I/O ケーブル接続時 .................................................................................................................. 4-6

5.12

USB ケーブル接続時 ............................................................................................................... 4-6

5.2
6ウィンドウの詳細設定 .................................................................................................................. 3-12

3.5.1
3.5.2

4.3

5

ウィンドウの追加・移動・拡大 .............................................................................................3-11
ウィンドウレイアウトの登録・呼出 ...................................................................................3-11

外部入出力タイミングチャート ...................................................................................................... 5-2

トラブルシューティング ........................................................................................................................ 6-1
6.1

エラーメッセージ............................................................................................................................ 6-1

6.2

トラブルシューティング ................................................................................................................. 6-2

サービスの窓口

No. 99MBC098J

vii

MEMO

viii

No. 99MBC098J

1

1

SENSORPAK について

概要

1.1

本ソフトウェア（SENSORPAK）は多点計測システム構築をサポートする“データ表示・加工”ソフト
ウェアです。下記の特長があります。





1.2

リニヤゲージ(LG)/ミューチェッカ(EM)等の多 Ch.データを、パソコン上でリアルタイムに表示可能です。
バーグラフ・メータ等用途に応じた多彩なグラフック表示が出来ます。
測定データは直接 Excel へ出力可能で、ユーザでの演算処理をサポートします。
総合 OK/NG 結果を外部出力（I/O モジュール使用時）し、シーケンサ等と連動した自動測定システ
ムを実現します。

システム構成PLC

外部トリガ信号OK/NG 信号PC

CD-ROM

ライセンスキー
RS_LINK

・RS-232C ケーブル（クロスケーブル仕様）
・USB ケーブル（端子タイプ A-B ケーブル）
LG/EM

・I/O ケーブル

ソフトウェア: CD-ROM で供給します。

ライセンスキー: 標準付属品です。

（02NGB071 付属品）

RS-232C ケーブル

: PC とカウンタを RS-232C ケーブルで接続します。
お客さまにてご用意ください。
「2.5.1.2 コネクタ, ケーブル仕様」を参照ください。
: カウンタが USB 対応の場合、USB ケーブル（端子タイプ A-B）が使用可能でUSB ケーブル
す。別途お客様にてご用意下さい。
:
I/O ケーブル（オプション） シーケンサ等、外部機器と同期をとる場合に使用します。
外部 TRG 入力 及び 総合公差判定出力（OK/NG）を行います。
I/O ケーブルは、カウンタ接続用 RS-232C ケーブルも兼ねています。
No. 99MBC098J

1-1

機能・性能1.3

表示機能（表示可能 Ch.数） 計数表示・バーグラフ・アナログメータ（最大 60 Ch.）
表示サイクル時間

1 sec（推奨動作環境時、60 Ch. , 1 ウィンドウ表示、Excel 出力なし）
使用 PC, 接続 Ch. , 表示形式, RS-232C 設定により異なります。

演算機能（演算可能項目数） 任意のゲージ間での各種演算（最大 30 項目）
演算種類：和, 差, 最大, 最小, 最大-最小, 合計, 平均, 他
カウンタ制御機能ゼロセット・プリセット・エラークリア・公差設定

公差判定機能個別 Ch.毎 3 / 5 段公差及び判定結果のカラー表示（緑／赤）

総合公差判定機能

個別 Ch.の AND を取り総合公差判定、判定に使用する Ch.は選択可能

記録機能（最大記録数）

個別 Ch.数値、演算結果数値、公差判定結果、総合公差、タイムスタンプ（60000 回（6 Ch.時）～9000 回（60 Ch.時））

記録表示機能表形式, チャート

記録トリガ機能キー, タイマ, 外部トリガ（オプション使用時）、
カウンタ HOLD 信号（EF カウンタ除く）から選択

記録出力機能Excel 直接出力, CSV ファイル（メジャーリンク対応）

外部出力機能総合公差判定 OK/NG（I/O ケーブル用プラグ使用時）

接続機器

ミツトヨ製 RS_LINK 対応機器（EH, EV カウンタ等）

動作環境

 OS
 CPU
 メモリ
 ディスプレイ ExcelRS-232C 通信仕様

 ホームポジション
 通信方式
 伝送速度 ビット構成
スタートビット
データビットパリティビット
ストップビット

USB 通信仕様: Windows 7, Windows 8.1（32bit, 64bit 版）: Windows 10 （64bit 版）: DOS/V 互換 PC（RS-232C ポート付）
Pentium4 2GHz 以上推奨
: 2 Gbyte 以上推奨
: 1024 × 768 以上: Excel 2007, 2010, 2013
Excel へのダイレクト出力機能使用時に必要です: DTE（ターミナル） クロスケーブル使用のこと: 半二重, 無手順: 4800, 9600, 19200, 38400 bps
:
:
:
:

1
7, 8, ASII, 大文字なし, 偶数, 奇数
2USB2.0標準付属品
Code NO.

名称

個数

02NGB070

02NGB071✓✓

プログラム CD

1✓✓

ライセンスキー1✓✓

取扱説明書（本書）

1✓✓

お客様登録カード

1

―――――

✓

I/O ケーブル（パーツ No.02ADL180）

1

―――――

✓

I/O ケーブル用プラグ

1

1-2

No. 99MBC098J

1.

1.4

SENSORPAK について

測定の流れ
本ソフトウェア(SENSORPAK)を使用するに当たり、測定完了までの一連の流れを示します。
本書は下の流れに沿って説明を行います。

工程

参照ページ

ソフトウェア
インストール

P2-1

PC とカウンタの
接続

P2-6

カウンタ起動通信設定の確認SENSORPAK 起動

No. 99MBA040J

P2-9

通信設定

P3-2

オプション設定の
確認・変更

P3-6

表示レイアウトの設定

P3-11

表示詳細設定

P3-12

測定開始

P4-1

SENSORPAK から
カウンタの操作P4-2

測定データの記録・保存

P4-4

SENSORPAK 終了

P4-6

1-3

1.5

ご使用上の注意
本ソフトウェアを使用するに当たり下記の点にご留意ください。
 本ソフトウェアと他ソフトウェアの同時起動さけてください。
本ソフトウェア及び Excel 以外のソフトのインストール及び起動はさけてください。
動作が不安定となる原因となります。
 カウンタの設定変更時は、必ずソフトウェアの停止及び再起動をしてください。
カウンタの設定を変更する場合、必ずソフトウェアのモニタ (後述)を停止してから行ってください。また、カウンタの設定には、カウンタを再起動した後に有効になるものもあります。その場合、カウンタの電源を切る前に本ソフトウェアを終了し、カウンタ再起動後にソフトウェアを起動し直して下さい。
 表示の更新時間についての注意点
本ソフトウェアは、カウンタとの通信に RS-232C（シリアル通信）を使用しております。
そのため、接続カウンタ数によりゲージからのサンプリング時間が変化します。また、ゲージの測定データの取り込み時間は、1 台当たり最大 30 ms です。よって、接続するゲージの本数が多いほど表示の更新に時間がかかるようになります。
ならい測定などのダイナミックな測定では、以上の制限を十分に考慮しご使用ください 長時間に渡る連続測定の注意点
長時間にわたる連続測定を実施する場合、PC 及びカウンタの電源は安定した電源をご準備の上、定期的なデータの保存を実施してください。停電などによって、ソフトウェアが予期せず終了した場合、測定データの消失及び破損が起こる場合があります。
また、本ソフトウェアの連続稼働時間は、インストールされる PC に依存いたします。
 海外でご使用される場合の注意点
本ソフトウェアは、小数点を“.（ドット）”とし、位取り記号は用いないものとします。
国よっては、小数点を”,(コンマ)”、位取り記号を“.（ドット）”表現する場合もございますが本
ソフトウェアでは対応していません。本ソフトウェアを海外でご使用する場合、上記の表現では適切な値が入力されませんのでご注意願います。

1-4

No. 99MBC098J

2

2

2.1

セットアップ前に

2.1.1

セットアップ手順

セットアップセットアップは下記の手順で行います。

(1) SENSORPAK インストール(2) USB ドライバーインストール
USB 接続で、ご使用の場合に必要です。
RS-232C 接続で、ご使用の場合には必要ありません。
(3) PC とカウンタとの接続(4) SENSORPAK の起動と終了

重要

2.1.2

本マニュアルの手順にしたがって、セットアップを行ってください。
手順通りにセットアップを行わないと、正常に動作しない場合があります。

プログラム CD

プログラム CD 内のフォルダー及びファイル構成を下記に示します。



Install: SENSORPAK インストーラ（setup.exe）のフォルダーUSBdrv: USB ドライバーインストーラー（Setup.vbs）のフォルダーSENSORPAK_SAMPL.xls : Excel サンプルマクロファイル



SENSORPAK_SAMPL.xlsm : 同上

No. 99MBC098J

2-1

2.2

SENSORPAK インストール
インストール前に
 PC の電源を ON し、管理者権限でログインしていること。
 全てのアプリケーションを終了していること。

(1) アプリケーション CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしてください。
(2) CD-ROM の setup.exe をダブルクリックします。
パス: CD-ROM¥Install¥setup.exe「2.1.2 プログラム CD」を参照ください。

(3) ユーザーアカウント制御ダイアログが表示されます。はいボタンをクリックします。
Windows 7 の場合
Windows 10 の場合

Windows 10 の場合、発行元が不明と表示されますが、そのまま作業を続行してください。
(4) SENSORPAK セットアップダイアログが表示されます。OK ボタンをクリックします。

(5) 次のダイアログが表示されます。(A) ボタンをクリックします。

(A)

ディレクトリ（インストール先パス）は、任意で選択可能ですが本ソフトのインストールには、デフォルトのディレクトリを推奨しています。

2-2

No. 99MBC098J

2.

セットアップ(6) 次のダイアログが表示されます。継続ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。

(7) 完了メッセージが表示されます。OK ボタンをクリックします。

これで SENSORPAK のインストールが完了しました。
手順(5)で設定したパスにディレクトリが作成されます。
注記

まだこの時点では、ソフトを起動しないでください。

No. 99MBC098J

2-3

USB ドライバーインストール

2.3

RS-232C 接続で、ご使用の場合には本作業は必要ありません。
インストール前に
 PC の電源を ON し、管理者権限でログインしていること。
 全てのアプリケーションを終了していること。

(1) アプリケーション CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしてください。
(2) CD-ROM の Setup.vbs をダブルクリックします。
パス: CD-ROM¥USBdrv¥Setup.vbs「2.1.2 プログラム CD」を参照ください。

(3) ユーザーアカウント制御ダイアログが表示されます。はいボタンをクリックします。
Windows 7 の場合
Windows 10 の場合(4) Windows セキュリティダイアログが表示されたら、インストールボタンをクリックしてください。
このダイアログは、0～2 回表示されます。表示回数は、PC 環境に依存します。
インストール完了までに、数分かかる場合があります。

(5) Success メッセージが表示されます。OK ボタンをクリックします。

これで USB ドライバーのインストールが完了しました。
ここでのインストールは、USB ドライバーのデバイスドライバーソフトウェアの CD-ROM から PCへのコピーのみです。次作業で PC とカウンタとを関連付けし、デバイスを使用できるようにする必要があります。
引き続き、「2.5 PC とカウンタの接続」 → 「2.5.2 USB 接続の場合」を行ってください。
注記

2-4

まだこの時点では、ソフトを起動しないでください。

No. 99MBC098J

2.

2.4

アンインストール

2.4.1

SENSORPAK のアンインストール

セットアップ(1) Windows のコントロールパネル>プログラムのアンインストールで、SENSORPAK (a)をアンイン
ストールします。

(a)

2.4.2
注記

USB ドライバーのアンインストール
手順に従い、アンインストールを行ってください。

(1) Windows のコントロールパネル>ハードウェアとサウンド>デバイスマネージャーをクリックし、「デバイスマネージャー」を開きます。

(b)
(c)

(2) LGcounter (COM#) (b)を選択します。
(3) メニューの操作>削除をクリックします。
(4) デバイスのアンインストールの確認ダイアログが表示されたら、(d) チェックボタンをチェックし、OK ボタンをクリックします。アンインストールが開始されますので、プログレスダイアログの表示が終了するまで待ってください。

(d)(5) USB Serial Converter (c)を選択します。
(6) 上記、(3), (4) の手順により、アンインストールを行います。

No. 99MBC098J

2-5

2.5

PC とカウンタとの接続

2.5.1

RS-232C 接続の場合
MAX.10m
先頭カウンタPC
I/O ケーブル

最後尾カウンタ

RS_LINK

RS_LINK

RS_LINK

IN

IN

IN

I/O コネクタ

OUT

OUT

OUT

MAX. 10 台
RS_LINK 接続ケーブル
ライセンスキー(ラベル面が上)

2.5.1.1

接続(1) カウンタ取説にしたがい、I/O ケーブル, RS_LINK ケーブル, 電源ケーブルを接続してください。
 RS-232C コネクタに、I/O ケーブルを接続します。
 ケーブルの向きにご注意ください。2 股ケーブルが付いている方がカウンタ側です。
 I/O ケーブルを使用しない場合、所定のケーブルをお客さまにてご用意ください。
 複数のカウンタが RS_LINK 接続されている場合は、1 台目のカウンタの RS-232C コネクタにケーブルを接続してください。
(2) ライセンスキーを、RS-232C ケーブルを接続したカウンタの RS_LINK の IN コネクタに挿入します。
(3) カウンタ電源を投入し、計数可能状態にします。
(4) 引き続き、「2.5.3 通信ポートの確認」を行ってください。

2.5.1.2

コネクタ, ケーブル仕様

 レセプタクル仕様
 適合プラグ仕様
 市販ケーブル例



RS-232C ピンアサイン（DOS/V 仕様）
ピン No.
2
3
4
5
6
7
8
1,9



信号名
RD(RXD)SD(TXD)
CD(DTR)
GND
CC(DSR)
CA(RTS)
CB(CTS)
NC

入出力
IN
OUT
OUT
IN
OUT
IN
-

内容
受信データ
送信データ
データ端末レディグランド
データセットレディ
送信要求
送信可
接続不可

1

5

6

9

ケーブル結線例（D-sub 9 ピンクロスケーブル仕様）
カウンタ側
ピン No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2-6

: D-sub 9 ピン（オス）, インチネジ仕様: D-sub 9 ピン（メス）, インチネジ仕様: KRS-403XF1K2（クロス・1.5m） （株）サンワサプライ

PC 側
ピン No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No. 99MBC098J

2.

セットアップUSB 接続の場合

2.5.2
重要

予めカウンタのパラメータを USB 接続モードに設定してください。
この設定は、PC とカウンタを未接続状態で行ってください。
カウンタ取説参照のこと。
MAX.10m
先頭カウンタPC
USB ケーブル

最後尾カウンタ

RS_LINK

RS_LINK

RS_LINK

IN

IN

IN

OUT

外部トリガ
OK/NG

OUT

OUT

MAX. 10 台
RS_LINK 接続ケーブル
ライセンスキー(ラベル面が上)

接続

2.5.2.1(1) カウンタ取説に従い USB ケーブル(端子タイプ A-B), RS_LINK ケーブル, 電源ケーブルを接続してください。
 USB コネクタに USB ケーブルを接続します。USB ケーブルはお客さまにてご用意ください。
 複数のカウンタが RS_LINK 接続されている場合は、1 台目のカウンタの USB コネクタにケーブルを接続してください。
(2) ライセンスキーを、USB ケーブルを接続したカウンタの RS_LINK の IN コネクタに挿入します。
(3) まだこの時点では、カウンタの電源を投入しないでください。引き続き、「2.5.2.2 デバイスを使用する準備」を行ってください。

デバイスを使用する準備

2.5.2.2

USB ドライバーのデバイスドライバーソフトウェアとカウンタの関連付けをし、デバイスを使用する準備が行われます。
作業前に PC の電源を ON にし、管理者権限でログインしていること。
 全てのアプリケーションが終了していること。
 「2.3 USB ドライバーインストール」が完了していること。

(1) カウンタ電源を投入し、計数可能状態にします。
カウンタ電源を投入後、USB ドライバーのデバイスドライバーソフトウェアのインストールが自動的に開始されます。終了まで、数分お待ちください。
完了ステータスについて
 Windows 7 の場合完了時に、右図のバルーンメッセージが表示されます。

 Windows 8.1、Windows 10 の場合
完了メッセージは明示されません。
「2.5.3 通信ポートの確認」により、完了を確認してください。
(2) 引き続き、「2.5.3 通信ポートの確認」を行ってください。

No. 99MBC098J

2-7

2.5.3

通信ポートの確認(1) Windows のコントロールパネル>ハードウェアとサウンド>デバイスマネージャーをクリックし、「デバイスマネージャー」を開きます。

(a)
(c)
(b)

(2) ポート(COM と LPT) (a) 下の対象ポートの COM ポート番号を確認します。

 RS-232C 接続の場合
通信ポート (COM#) (b) の#番号が、COM ポート番号です。

 USB 接続の場合
LGcounter (COM#) (c) が#番号が、COM ポート番号です。
参考

SENSORPAK の通信設定（ポート）で、この COM ポート番号を使用します。
この COM ポート番号は、接続 PC により異なります。
SENSORPAK の通信設定（ポート）のイニシャル設定は、”Com1”です。

2-8

No. 99MBC098J

2.

2.6

SENSORPAK の起動と終了

2.6.1

SENSORPAK の起動

重要セットアップ

本ソフトウェアを起動する前に、以下を確認ください。
 カウンタと PC の接続が正しく行われていること。
 ライセンスキーが、カウンタの所定のコネクタに挿入されていること。
 カウンタの電源を投入し、計数状態にしておくこと。

本ソフトウェアのアイコンを右図に示します。
各 OS のアイコンの場所を下に示します。
SENSORPAK アイコンWindows 7 の場合(1) Windows マークを押し、スタートメニューを開く。
(2) SENSORPAK アイコンをクリックし、ソフトを起動します。

(2)

(1)



Windows 8.1 の場合(1) スタート画面左下の↓アイコンをクリックし、アプリ画面を開く。
(2) SENSORPAK アイコンをクリックし、ソフトを起動します。

(2)

(1)

No. 99MBC098J

2-9



Windows 10 の場合(1) Windows マークを押し、スタートメニューを開く(2) SENSORPAK アイコンをクリックし、ソフトを起動します。

(2)

(1)

2.6.2

SENSORPAK の終了(2)(1)(1) モニタ ON/OFF ボタンをクリックしモニタ停止します。
（ボタンの色(2) X ボタンをクリックしウィンドウを閉じます。

2-10

緑⇒赤）

No. 99MBC098J

3

3.1

測定準備

起動後の画面

本ソフトウェアは起動時にカウンタとの通信を行います。初回起動時には、まだ通信設定ができていない為
エラーが発生いたします。次回以降は通信設定の変更が無くライセンスキーがカウンタに接続されている場
合、ソフトウェアの起動と同時に測定が開始できます。

3.1.1

起動時の挙動通信設定やライセンスキーの接続が
 OK の場合
ソフトが起動するとカウンタと通信を行い、モニタ ON/OFF ボタンが緑（モニタ開始：オンラインモード）になります。
 NG の場合
ソフトの起動時にエラーメッセージを表示し、モニタ ON/OFF ボタンが赤（モニタ停止：オフラ
インモード）になります。
モニタ ON/OFF ボタン
OK:緑色:オンラインモード
NG:赤色:オフラインモード

参考

カウンタと SENSORPAK の通信設定が異なり通信ができない場合や、ライセンスキーが未挿入の場合などにエラーメッセージが表示されます。
エラーメッセージの対処方法は、「6.2No. 99MBC098J

エラーメッセージ」を参照ください。

3-1

3.1.2SENSORPAK の通信設定

まず初めに、通信の設定を行って下さい。

(1)

(2)

(3)

カウンタの工場出荷時通信設定(4)

データビット: 7 bit

パリティ: Even

通信速度: 9600 bps

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

参考

モニタ ON/OFF ボタンをクリックしモニタを停止します。（ボタンの色 緑⇒赤）
ツールバーのオプションボタンをクリックしオプションパネルを開きます。
通信タブをクリックし通信メニューを開きます。
通信メニューの設定をカウンタの通信設定と合わせてください。
通信設定確認後、OK ボタンをクリックしオプションパネルを閉じます。
再度、モニタ ON/OFF ボタンをクリックしモニタを開始します。（ボタンの色 赤⇒緑）

COM ポート設定は、通常”Com1”ですが異なる場合もあります。
ご使用の PC の通信ポートの確認をお願いします。
「2.4.3 通信ポートの確認」を参照ください。

3-2

No. 99MBC098J

3.

3.2

画面説明

3.2.1

操作画面全体像

測定準備

(b)
(a)

(d)

(c)-A

(c)-B

(c)-C

(e)-A

(e)-B

(f)

(a) 表示スペース
(b)
(c)

(d)
(e)

(f)

: 各種ウィンドウを任意で配置できるスペースです。
ウィンドウを最大 12 個まで表示することができます。
ツールバー: モニタ ON/OFF、各種ウィンドウの追加等のボタンが割り当られています。
表示ウィンドウ: 計数, バーグラフ, メータ形式があります。
表示サイズは任意で変更でき、色による公差判定結果表示ができます。
(c)-A
計数（Counter）(c)-B
バーグラフ（Bar Graph）(c)-C
メータ（Meter）
表示ユニット: 各 Ch.の 計数結果を表示します。
1 表示ウィンドウ内で、最大 60 Ch.表示できます。
ログウィンドウ: 票、チャート形式があります。表示サイズできます。
チャート形式では、公差を線で表示することもできます。
。
(e)-A
表形式（Table）(e)-B
チャート形式（Chart）
総合判定ウィンドウ : 総合判定のほか部分判定（4Block）可能、判定 Ch.は指定可能。

参考

表示スペースに配置した各種ウィンドウの表示サイズや並びなどの情報は、最大 9 個までコメン
トを付けて保存することができます。

No. 99MBC098J

3-3

3.2.2

ツールバー

(h)

(n)

(p)

(q)

(a)

(o)

(d)
(r)

(k)

(i)

(j)

(l)

(m)

(b)

(c)

(e)

(f)

(s) (t)(g)

 ウィンドウ操作
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

表示ウィンドウボタン
ログウィンドウボタン
総合判定ウィンドウボタン
整列ボタン
レイアウト登録, 読出ボタン
レイアウト番号表示
レイアウトコメント: 計数, バーグラフ, メータの表示ウィンドウを開きます。
: 表形式, チャート形式のログウィンドウを開きます。
: 総合判定ウィンドウを開きます。
: ウィンドウを自動で整列します。
: 作成したレイアウトを登録, 読出を行います。
: 現在表示しているレイアウト番号を表示します。
: ユーザで個々のレイアウトごとに自由にコメントをつけられます。

 データ記録操作(h) モニタ ON/OFF ボタン(i) 記録開始ボタン(j) 停止 ボタン(k) ポーズボタン(l) キャンセルボタン(m) ワンショットボタン(n) 測定結果保存ボタン: モニタ開始（オンライン）, モニタ停止（オフライン）を切替えます。
: 記録（ログ）の開始: 記録（ログ）の停止: 記録（ログ）の一時停止: 記録データの直近のデータをキャンセルします。
: 記録開始後 押すごとに 1 回記録します。
: 記録データをファイルに保存します。

 設定操作(o) オプションボタン
(p) 設定ファイル保存ボタン(q) 設定ファイル読み出しボタン: 詳細設定を行います。
: レイアウト, プリセット, 公差値等の設定データを保存します。
: 保存した設定データを読み出します。

 その他(r) サイクルタイムインジケータ(s) HOLD インジケータ表示(t) 外部 TRG 入力表示

3-4

: データ取込から表示までの時間を表示します。
: カウンタへ HOLD 信号入力時点燈します。
（EF は除く）: I/O ケーブル使用・外部 TRG モード設定で TRG 信号入力時点灯。

No. 99MBC098J

3.
3.2.3

測定準備

オプションパネル

各種の詳細設定を行います。
ツールバーのオプションボタンでオプションパネルが開きます。

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

 タブ
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

全般
直線補正
軸間演算
公差設定
通信
イニシャル

: 公差・記録に関する設定を行います。
: 各 Ch.ごとに直線補正が可能です。
: 各 Ch.間での演算を定義し、表示できます。
: 全 Ch.のプリセット, 公差設定を参照できます。
: 通信に関する設定を行います。
: 各設定を初期状態に戻します。

 OK, キャンセル(g) OK(h) キャンセル

No. 99MBC098J: 設定を確定しパネルを閉じます。
: 設定を無効としパネルを閉じます。

3-5

3.3

オプション設定

3.3.1

公差判定機能表示ウィンドウ内の Ch.一括または、Ch.ごとの、3 段公差, 5 段公差の設定ができます。

3.3.1.1

公差段数変更方法

カウンタに合わせて 3 段公差, 5 段公差の選択をします。
(2)

(1)

(3)

(1) モニタ ON/OFF ボタンでモニタ OFF
します。

(4)

(2) オプションボタンを押し、オプションパ
ネルを開きます。
(3) 全般タブをクリックします。
(4) 公差の 3 段 または、5 段 のチェックボックスを ON にします。
(5) OK ボタンを押し、オプションパネルを
閉じます。
(5)
注記

3.3.1.2

SENSORPAK の公差段数（3 段/5 段）と、カウンタの公差段数が一致しないとエラーメッセー
ジを表示します。

公差設定

公差設定のタグでは、各 Ch.の設定を変更することができます。また後述します各ウィンドウのコントロー
ルパネルからでも設定できます。
(1)(a) (b) (c) (d)(1) 公差設定タグをクリックします
(e)

(a)

チャンネル番号(b)チャンネルラベル （任意の名前）(c)

ピークモードの設定（クリックで変更）(d)

プリセット値(e)

公差値（左記図は 3 段公差の場合）(2) OK ボタンを押しコントロールパネルを閉
じます。

(2)

注記

3-6

ここで設定した値は、オンラインモード（モニタ ON/OFF ボタンが緑色）になって初めて有効になります。設定後は必ず一度オンラインモードにしてください。オンラインモードにしないで、終了すると設定が消えてしまします

No. 99MBC098J

3.

3.3.2

測定準備

データの記録,出力機能

表示データをキーやタイマなどのトリガで内部メモリに記録します。
記録中でも記録したデータを表やチャート形式で過去にさかのぼり表示できます。
Excel ファイルや CSV ファイルへ出力できます。

3.3.2.1 オプションパネルに関する設定
(1)

(2)

(3)

(c)

(B)
(A)

(1) モニタ ON/OFF ボタンでモニタ OFF
します。

(a)
(D)

(2) オプションボタンを押し、オプションパ
ネルを開きます。

(d)(3) 全般タブをクリックします。
(4) 出力設定を行います。
(5) OK ボタンを押し、オプションパネルを
閉じます。

(C)
(b)
(5)

出力設定


出力トリガ

タイマ
KEY
外部信号
OK
HOLD
トリガディレイ

注記: 一定時間間隔（0.01～9999 sec）で記録します。
: ワンショットボタンで記録します。
: I/O ケーブルへの外部 TRG 信号入力で記録します。
USB 接続時は、I/O コネクタの EXT TRG 信号入力で記録します。
: 指定 Ch.が”NG”から”OK”になった時に記録します。
: カウンタの I/O コネクタへの HOLD 信号で記録します。
（EF カウンタ除く）: スピンドルのワーク接触直後の振動などを除去するため、トリガ入力後ディレイを持たせます。（0.1～60 sec）

タイマ選択時、接続 Ch.数によっては設定間隔で記録できない場合があります。
その場合、可能な間隔で記録します。
（サイクルインジケータの値が最小取込間隔となります。
）

No. 99MBC098J

3-7



データ出力

Excel（同一セル）
Excel（表形式）
CSV 形式
MeasurLink
出力回数: リアルタイムに Excel のセルに書き込みます。
: 上記と同様に、同一セルに対して書き込みます。
: CSV 形式で保存します。
: MeasurLink 対応の CSV 形式で保存します。
: データ取込回数を指定します。 (a) 回数以下にしてください。

参考同一セル時、Cell ボタン (c) を押すと、セル指定パネル (e) が開きます。
記録方向（行, 列）の選択および開始セルの指定ができます。
Right = 列方向, Down = 行方向

注記MeasurLink 対応形式では、Ch.1～Ch.n の連続したデータのみ出力可能です。
公差判定, 総合判定, タイムスタンプ, 演算 Ch.の出力はできません。



出力先ファイル名(e)Excel ファイルや、自動保存時の CSV ファイル出力するファイル名（フルパス（全角文字は使用不可））を指定します。
(b) は、Excel 出力時のシート名を入力（全角文字は使用不可）します。


出力内容

(f)

ゲージ未接続 Ch.を記録から除外したり、公差判定, タイムスタンプも出力データに含めることができます。
出力 CH の選択
出力 CH ボタン (d) を押すと、出力 CH パネル (f) が開きます。
出力する Ch.にチェックをつけてください。
CH1～CH60; ゲージ Ch.
CH201～CH230 ; 演算 Ch.
チェック有り; データ記録・出力します。
（デフォルト）
チェック無し; データ記録・出力の対象から外します。
未接続 Ch.は、グレーアウトで設定できません。

3.3.2.2

出力フォーマット 3 段公差の場合
タイムスタンプ

総合
合否Block1
合否Block2
合否Block3
合否Block4
合否Ch1 数値

Ch1
合否

Ch2 数値Ch2
合否・・・・・・・・

1

10:12:23，

OK，

OK，

OK，

OK，

OK，

0.00457，

OK，-12.0056，

OK，・・・・・・・・・

2

10:20:50，

NG，

NG，

OK，

OK，

OK，

-0.2367，-NG，

20.0058，+NG，・・・・・・・・・

 5 段公差の場合
タイムスタンプ

総合
合否Block1
合否Block2
合否Block3
合否Block4
合否Ch1 数値

Ch1
合否

Ch2 数値Ch2
合否・・・・・・・・

1

10:12:23，

OK，

OK，

OK，

OK，

OK，

0.00457，

S3，-12.0056，

S3，

・・・・・・・・・

2

10:20:50，

NG，

NG，

OK，

OK，

OK，

-0.2367，S1，

20.0058，

S4，

・・・・・・・・・

参考

3-8

出力内容選択で不要な項目を削除できます。各項目間は、”,”（カンマ）で区切られます。

No. 99MBC098J

3.
3.3.3

測定準備

直線補正機能Ch.個別に入力データに対して直線補正をかけることができます。
(1)

(2)

(3)
(4)

(1) モニタ ON/OFF ボタンでモニタ OFF
します。
(2) オプションボタンを押し、オプションパ
ネルを開きます。
(3) 直線補正タブをクリックします。
(4) 対象 Ch.に補正値（A:傾き, B:切片）を入力します。
(5) OK ボタンを押し、オプションパネルを
閉じます。
(5)

No. 99MBC098J

3-9

3.3.4軸間演算機能任意の Ch.間での演算が可能で、厚みや段差などの測定値を表示できます。
最大 30 Ch.の演算式を設定でき、演算結果を演算 Ch.（Ch.201～Ch.230）に割り付けることで、測定データ
Ch.と同様な表示を可能にします。
(1)

(2)

(3)

演算 Ch.番号に変更
(4)

コメント
(8)

(5)

(7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

演算子
 +
  *
 /
 Copy Sum（合計）
 Max
 Min
 Max-Min Avg（平均）モニタ ON/OFF ボタンでモニタ OFF します。
オプションボタンを押し、オプションパネルを開きます。
軸間演算タブをクリックします。
演算式を設定したい Ch.の>>ボタンで演算メニューリストを開きます。
演算メニューより演算子を選択し、右クリックします。演算式が入力されます。
演算式の # を、演算する Ch.番号に変更します。
カーソルで、# を選択し、演算する Ch.番号を入力してください。
要素には、測定 Ch.に加え、演算 Ch.も含むことができます。
但し、演算 Ch.の場合、予め定義した Ch.のみ有効です。
連続 Ch.の指定は、SCh(1,4)の様に指定できます。
（例:Ch.1～Ch.4 の場合）
定数を入力し、定数演算も可能です。（例:Ch(2)*2.000）(7) OK ボタンを押し、オプションパネルを閉じます。
(8) 表示ユニットの Ch.番号を定義した演算 Ch.番号に変更します。
また、必要に応じ、コメントを入力します。

注記

3-10

演算に使用する Ch.データは、同じ分解能同士のみ可能です。

No. 99MBC098J

3.

3.4

測定準備

ウィンドウの配置

ツールバー上にある、ウィンドウ操作のボタンを押すことで、表示スペースに各種ウィンドウを追加することができます。また、ウィンドウを並べて表示するボタンや、並べ終わったウィンドウにコメントを付けて登録することができます。

3.4.1

ウィンドウの追加・移動・拡大
(B)

(A)
(B)

各種ウィンドウの追加
ウィンドウを並べて表示

・

ウィンドウの移動(A)(1) ウィンドウタイトルバー(a)にマウ
スポインターを移動(a)(2) マウス右ボタンを押したままマウ
スを動かす・

ウィンドウの拡大(1) ウィンドウの端(b)にマウスポイン
ターを移動ポインターの形状が変わる。
(2) マウス右ボタンを押したままマウ
スを動かす

(b)

3.4.2

ウィンドウレイアウトの登録・呼出ウィンドウのレイアウトを 9 個まで登録し、呼び出しが可能です。
ワーク種類ごとに別々の公差値を設定可能です。

3.4.2.1 レイアウトの登録

(a)
(b)

(1) 任意のレイアウトコメントを入力します。(b)(2) レイアウト登録, 呼出ボタン (a) を押し、レイアウトパネルを開きます。
(3) 登録したいレイアウト番号の登録ボタン (c) を押し登録します。

3.4.2.2 レイアウトの読み出し(1) レイアウト登録, 呼出ボタン (a) を押し、レイアウトパネルを開きます。
(2) 読み出したいレイアウト番号の呼出ボタン (d) を押します。

(c)

(d)

登録されていない場合、初期画面に戻ります。

No. 99MBC098J

3-11

3.5

ウィンドウの詳細設定表示ウィンドウの設定はコントロールパネルにより設定を変更します。
表示ウィンドウ内の全 Ch.を一括で設定する方法と各表示ユニットを個別に設定する方法の 2 種類がありま
す。

3.5.1

コントロールパネル(1) ウィンドウの POP ボタン>> (A), (B) でコントロールパネルを開きます。
ボタン（A）：表示ウィンドウ内の全 Ch.を一括で設定する場合に押してください。
ボタン（B）：表示ウィンドウ内の Ch.を個別に設定する場合、対象の表示ユニットのPOP ボタン>>を押してください。
(2) コントロールパネルを閉じる場合は、X ボタン (C) を押します。
(C)
(a)

(A)
(B)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

 ウィンドウ設定(ボタン A を押したときのみ表示されます。)(a) Type(b) Number: 計数, バーグラフ, メータの表示モードを切替ます。
: 表示ウィンドウに表示するユニット数を設定します。

 ユニット設定(c) 公差(d) 表示(e) Ch.□
(f)

テンキー

3-12

: 3 段/5 段の公差値を設定します。カウンタへも公差値を送信します。
: バーグラフ, メータ, チャート表示の時グラフの幅, 中心を設定します。
: 対象の Ch.番号を表示します。
All の時表示ウィンドウに設定されている全ての Ch.が対象となります。
: マウスの操作だけで数字入力ができる様配置しております。

No. 99MBC098J

3.
3.5.2

測定準備

公差設定方法公差判定には 3 段/5 段の公差を設定することができます。（3.3.1「公差判定機能」参照）
下記にコントロールパネルを用いた公差値の設定方法について説明します。

3 段公差

5 段公差

S1/Lower に、下限公差を入力します。

S1/Lower に、下限公差を入力します。
S2 公差を入力します。
S3 公差を入力します。
S4/Upper に、上限公差を入力します。

コントロール
パネル外観

操作説明

S4/Upper に、上限公差を入力します。

・Set ボタンを押すと設定完了
・X ボタンを押し、コントロールパネルを閉じます。
設定条件

公差設定値の大小関係は下記になります。これ以外ではエラーとなります。
S1/Lower ≦ S4/Upper

S1/Lower ＜ S2 ＜ S3 ＜ S4/Upper
または、
S1/Lower ＝ S2 ＝ S3 ＝ S4/Upper

3 段公差判定結果
測定値 ＜ S1/Lower―――
S1/Lower ≦ 測定値 ≦ S4/Upper―――
S4/Upper ＜ 測定値
注記

5 段公差判定結果
測定値 ＜ S1/Lower

表示
赤

S1/Lower ≦ 測定値 ＜ S2黄S2 ≦ 測定値 ≦ S3緑

S3 ＜ 測定値 ≦ S4/Upper

黄S4/Upper ＜ 測定値

赤SENSORPAK の設定値とカウンタの設定値を一致させるためにはオンライン状態にする必要があります。オンライン中に設定を変更するか、オフラインで設定した場合は一度オンラインにすることで設定変更が有効になります。
オンラインにすることで、公差設定値はカウンタへも送信され、カウンタの設定も変更されます。

No. 99MBC098J

3-13

3.5.3 表示ウィンドウ
3.5.3.1 計数形式
各 Ch.の計測値を数字で表示します。
公差を設定すると計数表示部の色が変わり、判定結果を示します。

3.5.3.2 バーグラフ形式
各 Ch.の計測値を縦型のバーで表示します。目盛は 10 分割で固定です。
公差を設定するとバーの右に三角形の記号が表示され公差範囲を示します。また、判定結果は計数表示部とバーの色が変わります。

(c)

(a)

(b)
(c)
(d)
(c)

表示の説明
範囲
: 縦軸の表示範囲を設定します。
中心: 縦軸の中心値を設定します。

3-14

No. 99MBC098J

3.
(点数)

測定準備

: バーグラフ形式では使用しません。

3.5.3.3 メータ形式
各 Ch.の計測値を半円状に配置された目盛を指針で指すことで表現します。目盛は 50 分割で固定です。
公差を設定するとメモリ帯の色が変わり公差範囲を示します。判定結果は、計数表示部の色が変
わります。

(a)
(d)
(b)

(c)

(b)

(c)

(c)
(d)

表示の説明
範囲
: 目盛の中心から±範囲（上下限値）を設定します。
中心: 目盛の中心値を設定します。
(点数) : メータ形式では使用しません。
参考

1 目盛の表示量の算出方法
1 目盛＝範囲(ｃ)×2／分割数
例；1 目盛を 0.01mm とするときの範囲の設定
範囲=１目盛×50／2=0.01×50／2=0.25
範囲を 0.25 と設定することで、一目盛あたり 0.01mm になります。

注記

数字の最大表示桁数は、整数部桁数＋小数部桁数≦7 桁となります。
例：表示不可10.000005(整数部 3 桁+小数部 5 桁＝8 桁）

表示範囲を 0.000025 中心値を 10 と設定した場合、正常な表示がされません。
表示範囲の見直しを行って下さい。

No. 99MBC098J

3-15

3.5.4 ログウィンドウ
3.5.4.1 チャート形式
計測したデータを折れ線グラフにして出力します。

(c)

(a)
(b)
(d)
(c)
(d)
(e)
(c)

範囲
中心
点数
参考

: 縦軸の表示範囲を設定します。
: 縦軸の中心値を設定します。
: 横軸の表示データ数を設定します。

 チャート形式では、1Ch. /表示ウィンドウとなります。複数 Ch.表示時は、複数ウィンドウ開
いてください。
 表示設定の変更は、次の記録開始時にチャートに反映されます。
 予め公差設定した Ch.では公差幅をカラーラインで表示します。

3.5.4.2 表形式
計測したデータを表に出力します。表示するデータは、任意で変更できます。
設定方法については、「3.3.2 データの記録,出力機能」を参照下さい。

3-16

No. 99MBC098J

3.

3.5.5

測定準備

総合判定ウィンドウ

各 Ch.の AND をとった総合公差判定が可能です。また Ch.ごとに総合判定の有無を行えます。

3.5.5.1 判定 Ch.の指定

(1)
(4)
(3)

(2)

(1) 総合判定ウィンドウボタンで、総合判定ウィンドウを開きます。
(2) 設定ボタンより設定ウィンドウを開きます。
(3) 総合公差判定を行う Ch.を入力します。
記述例
Ch.1～Ch.10 のように連続した Ch.番号で 1:10 と入力します。
不連続 Ch.の場合、Block1～4 の 4 つのブロックに分けて入力できます。
総合判定は全ての AND となります。
(4) トリガで表示のホールドをする時、トリガ HOLD ボタンを押します。
再クリックで、ボタンの表示が下図のように変わります。
(A) ライブモード
常に公差判定結果を表示(B) ホールドモード
トリガ入力ごとに公差判定結果を表示

3.5.5.2 総合公差判定例
総合公差判定 Ch.が全て OK の時、総合公差判定”OK”表示します。
1 つでも NG の時、総合公差判定”NG”と表示します。
総合公差判定 Ch.は、4 つのブロックに分けて設定可能で、”NG”の時、ブロックごとの判定表示でどのブロックが”OK”か”NG”か判別できます。
5 段公差判定の場合、L2, L3, L4 が”OK”となります。

No. 99MBC098J

3-17

MEMO

3-18

No. 99MBC098J

4

4

操作方法

3 章 測定準備では、測定までの設定方法について説明しました。本章では、オンラインモード中の操作について説明をいたします。

4.1

表示画面操作(1)(A) (B) (C)
(9)
(9)

(9)

(9)

(6)
(4)

(3)

(9)

(8)
(8)

(9)
(9)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(7)

(5)

(8)

モニタ ON/OFF ボタンでモニタ動作（オンライン）にします。
赤:モニタ停止, 緑:モニタ動作
表示したい形式に合せて表示ウィンドウボタンを押します。
(A):計数, (B):バーグラフ, (C):メータ
追加されたウィンドウの POP ボタン>>でコントロールパネルを開きます。
コントロールパネルで表示 Ch.の個数を設定します。
バーグラフ, メータの場合、表示範囲, 表示中心をコントロールパネルで設定します。
X ボタンを押し、コントロールパネルを閉じます。
マウスドラックで表示ウィンドウの大きさを設定します。
表示ユニットごとに表示する Ch.番号を設定します。
必要に応じてコメントをつけることができます。
（レイアウト, 表示ウィンドウ, 表示ユニット単位）

各設定の詳細については、前章を参照下さい。

No. 99MBC098J

4-1

参考

 複数の表示ウンドウを開いたときウィンドウ整列ボタンでウィンドウを整えられます。
 作成したレイアウトは 9 個まで登録し、ワンタッチで呼び出しできます。
1 レイアウト中のウィンドウ数は、最大 12 ウィンドウです。
但し、下記の制限があります。
表示ウィンドウ(9) + 記録表示(1) + チャート(1) + 総合判定ウィンドウ(1) ≦ 12
または、計数, バーグラフ, メータに関しては、1 レイアウト中にそれぞれ 4 ウィンドウまでと
なります。

注記

バーグラフ, メータの表示変更で表示目盛が更新されない場合、ウィンドウ表示サイズや整列ボ
タン表示ウィンドウを再描画してください。
または、1 度レイアウトを保存し、再度読み出しを行ってください。
「4.5 表示レイアウトの登録と読み出し」を参照ください。
チャートの表示変更は、次回記録開始時点で更新されます。

4-2

No. 99MBC098J

4.

4.2

操作方法

カウンタ操作SENSORPAK からカウンタに対して、ゼロ, プリセット, ピークモード切替え, エラーキャンセル, 公差値設定などができます。
注記

SENSORPAK の設定値と、カウンタの設定値を一致させるため、オンライン状態で設定を行ってください。
モニタ ON/OFF ボタンの色が、緑 : オンライン, 赤 : オフライン です。

参考ゼロ, プリセット値, ピークモードは、カウンタにも同時に送信し、カウンタの設定値を変更し
ます。

4.2.1

表示ウィンドウ内の全 Ch.を一括で設定する方法(1) 表示ウィンドウの POP ボタン>>でコントロールパネルを開きます。

(3)(1)(2) マウスで実行した機能ボタンを選択し、マウスの右ボタ
ンをクリックして実行します。
「3.3

コントロールパネル」を参照ください。

(3) X ボタンを押し、コントロールパネルを閉じます。

4.2.2

表示ウィンドウ内の Ch.個別に設定する方法(3)(1) 表示ユニットの POP ボタン>>でコントロールパネルを
開きます。
(1)

(2) マウスで実行した機能ボタンを選択し、マウスの右ボタ
ンをクリックして実行します。
「3.3

コントロールパネル」を参照ください。

(3) X ボタンを押し、コントロールパネルを閉じます。

4.2.3

プリセット, 公差値のカウンタへの送信方法(1) モニタ ON/OFF ボタンでモニタ ON します。

(1)

(2)

(2) ツール>全プリセット送信, 全公差送信をそれぞれ実行します。
全公差送信で、ピークモードの設定も行います。

No. 99MBC098J

4-3

4.3

ログウィンドウの操作

4.3.1

記録開始・停止(1) 記録開始ボタンを押すと、予め設定したトリガ条件
で記録を開始します。

(3)

(1)

(5)

(4)

(2)

(2) 出力トリガ設定（オプションパネル）=”KEY”の時、ワンショットボタンを押すとその時の表示データを記録します。
(3) ポーズボタンで一時停止します。
(4) 間違って記録した場合、ポーズ中に最後の 1 回分をキャンセルボタンで取り消すことができます。
(5) 停止ボタンで記録を終了します。

 記録開始すると、前回記録したデータをクリアします。
 記録中は、CSV ファイルセーブはできません。
記録終了後ファイルセーブしてください。
 記録終了後は、直近記録の取り消しはできませ
ん。

参考

4.3.2

記録データの Excel 出力記録を開始すると自動的に Excel ファイルを開き、Excel に記録していきます。
4.5.1 オプションパネルに関する設定 – (C) 出力先ファイル名で設定したファイルに出力します。
設定先にファイルがない場合は、自動的にファイルが作成されます。
 Excel（表形式）

記録ごとに改行します。

注記

4-4

 Excel（同一セル）
Right = 列方向

Down = 行方向

同一セルに上書きします。

 Excel 出力中は、Excel のスクロールバー以外の部分にさわらないでください。
 Excel を終了する場合は、先に SENSORPAK を終了してください。
 短い間隔で記録する場合、記録停止時に Excel 出力エラーのアラームが出る場合があります。
この場合でも記録は正常に行います。

No. 99MBC098J

4.
4.3.3

操作方法

記録データの CSV ファイルセーブ(1)(1) 測定結果保存ボタンでダイアログが開きます。
(2) ファイル名を入力して保存します。

4.3.4

自動ファイル保存

CSV ファイルで自動保存指定の時、オプションパネルで指定した出力回数に達すると自動的にファイルセーブします。
 “CSV” オプションボタン = チェック ON
 “自動ファイル保存” チェックボタン = チェック ON
出力ファイルは、出力先ファイル名（オプションパネル）で指定したものに自動的に連番を割振り、自動作成します。
例: TEST.CSVTEST_001.CSV
TEST_002.CSV
TEST_003.CSV

ファイル名

4.4

表示ウィンドウのトリガホールド表示

表示ウィンドウ内の表示ユニットは、通常リアルタイムにデータを表示しています。
（ライブモード）
トリガで表示のホールドをする時、トリガ HOLD ボタン (a) を押すと (B) ホールドモードになります。
トリガ入力時に表示を更新し、次のトリガ入力まで記録データをホールドします。
ホールドモード時、トリガ HOLD ボタン (a) をもう一度押すと (A) ライブモードに戻ります。
(A) ライブモード(a)No. 99MBC098J(B) ホールドモード
(a)

4-5

4.5

設定ファイルの保存と読み出し異なる種類のワークを測定する場合、ワークごとに設定画面レイアウトや公差設定値などを設定することが
できます。

4.5.1

設定ファイルの保存(1) モニタ ON/OFF ボタンでモニタ OFF します。
(2) 設定ファイル保存ボタン (a) でダイアログが開きます。
(3) ファイル名を入力して保存します。

4.5.2
(1)
(2)
(3)
(4)

4.6

(1)

設定ファイルの読み出し

(a)

(b)

モニタ ON/OFF ボタンでモニタ OFF します。
設定ファイル読み出しボタン (b) でダイアログが開きます。
設定ファイル名を選択し設定を読み出します。
プリセット, 公差値のカウンタへの送信「4.2.3 プリセット, 公差値のカウンタへの送信方法」を参照ください。

SENSORPAK の終了(2)(1)(1) モニタ ON/OFF ボタンをクリックしモニタ停止します。
（ボタンの色 緑⇒赤）(2) X ボタンをクリックしウィンドウを閉じます。
(3) レイアウトを変更した場合、画面レイアウトを記憶するかの確認ウィンドウが出る。
「はい」を押すとレイアウトの登録画面が表示される。

4-6

No. 99MBC098J

5

5.1

5

外部入出力仕様

入出力回路

5.1.1

I/O ケーブル(RS-232C)接続時

PC とカウンタの接続に I/O ケーブル(02ADL180)を使用する場合、I/O ケーブルには入出力用のプラグが準備されており、TRG 入力と総合公差判定出力の２種類の信号を扱うことができます。
1. TRG 入力回路

2. 総合公差判定出力回路
外部機器 参考回路

外部機器 参考回路

I/O ケーブル
２ＫΩ

＋IN

0.1uF

－IN

I/O ケーブル

TLP127 相当＋OUT
0.01uF

入力電流: I ＭＡＸ 12mA
入力電圧: H=12～24V L=MAX1V－OUT+12～24V＊１サージ吸収ダイオード
出力耐圧：MAX24V
出 力 電 流 ： MAX50mA＊２
出力飽和電圧：MAX0.7V

3. ピンアサイン
NC
２－OUT ４５＋IN+OUT 1３－IN

I/O ケーブル用プラグ正面図
プラグケーブル端子側

5.1.2

USB ケーブル接続時

USB 接続時には、カウンタの I/O コネクタが TRG 入力、総合公差判定出力を担当します。
回路については、接続されるカウンタの取扱説明書をご確認ください。
TRG 入力 : カウンタ EXTRG 端子に入力
総合公差判定出力 : カウンタ ALLGO 端子から出力No. 99MBC098J

5-1

5.2

外部入出力タイミングチャート

1. ライブ出力時: サイクルタイムごとに OK/NG 出力NG

総合公差判定出力

Ｔ1

OK

Ｔ1: サイクルタイム（サイクルインジケータの表示値）

2. ホールド出力時: トリガ入力ごとに OK/NG 出力

トリガ
MAX Ｔ1x３
NG
総合公差判定出力OK
Ｔ1: サイクルタイム（サイクルインジケータの表示値）
PC で他の処理を行った場合さらに遅れる場合あります

3. 外部トリガ使用・ホールド出力時（I/O ケーブル使用時）
外部トリガ

MIN T1

30ms

30ms
NG

総合公差判定出力
カウンタ読出

OK

Ｔ1: サイクルタイム（サイクルインジケータの表示値）

注記

5-2

総合公差判定をしない時、公差出力は”L”となります。

No. 99MBC098J

6

6.1

6

トラブルシューティング

エラーメッセージ

エラー表示

公差
判定

外部
OK/NG
出力

エラー原因

対処方法

解除方法

Error 15

NGNG

カウンタ電源瞬断

カウンタ電源の見直し

モニタ ON/OFF で通信再開

Error 20

NG

NG

オーバースピード

測定条件見直し

コントロールパネルのClear Error ボタン

Error 30

NGNG

計数値が 8 桁以上

プリセット値の変更

同上

Error 40

NG

NG

ゲージエラー

ゲージ接続確認

同上

Calc Error

NG

NG

演算式エラー
分解能が異なる Ch.間演算オプション設定から演算 モニタ ON/OFF で式の見直し修正
通信再開

No Ch

NG

NG

未接続 Ch.の指定

ゲージ接続確認
表示 Ch.指定の見直し

自動解除

InvalidNG

NG

指定不可 Ch.(Ch.61～200)を 表示 Ch.指定の見直し
指定している

自動解除

Format Error

NG

NG

カウンタからの通信が途絶える

通信ケーブル・カウンタ モニタ ON/OFF で
電源・カウンタモードの 通信再開
確認

ホールドモードで計数値が表示されないNGNG

最初の TRG が未入力

TRG 入力モニタ ON/OFF で
通信再開

ライセンスキーが検出できません

ライセンスキーが未挿入

ライセンスキー確認

ライセンスキーをカウンタに挿入して、通信再開

同上

通信ポートの設定が合っていない

通信ポート設定の確認

SENSORPAK と PC の、
通信ポート設定を合わせて、通信再開シリアルポートのオープンに失敗しました

USB 接続時、カウンタの電源が入っていない

カウンタを起動

モニタ ON/OFF で通信再開

実行時エラー’8012’:DCBの取得時にポートで内部エラーが発生しました

USB 接続時、オンラインモ カウンタ電源の見直し
SENSORPAK 再起動
ード中に、カウンタ電源瞬断 オンラインモード中は電及び電源切断源を切らないカウンタと通信できません

RS-232C の伝送条件がカウンタと合っていない

RS-232C 伝送条件の見直し

PC とカウンタの公差段
数設定が異なります

公差段数設定が合っていな
いカウンタ公差段数設定の SENSORPAK と PC の、確認
公差段数設定を合わせて、通信再開伝送条件再設定後、通信再開

Error XX については、接続するカウンタの取扱説明書も合わせてご確認ください。

No. 99MBC098J

6-1

6.2

トラブルシューティング カウンタと通信できない
 通信条件は合っていますか？
 COM ポート番号は合っていますか？
 カウンタが、プリセット値設定や公差値設定モードになっていませんか？
 I/O ケーブルの接続（向き）は正しいですか？
以上で解決しない場合
ターミナルソフト（ターミナルエミュレータ）で通信確認をお願いします。
確認後、PC を再起動してください。

 再インストール後や、バージョン Up 後、起動できない。
 プログラムの追加・削除で、前の SENSORPAK を削除後に再インストールしてください。
 プログラムの削除後も、SENSORPAK のディレクトリフォルダが残っている時は、手動で削除してください。

 記録開始ボタンを押しても記録されない
 オプションパネルの設定は正しいですか？
 ポーズボタンが、ON になっていませんか？

6-2

No. 99MBC098J

営業の窓口
2020 年 11 月現在
仙台営業所
宇都宮営業所
新潟営業所

伊勢崎営業所
さいたま営業所
川崎営業所
厚木営業所

諏訪営業所
浜松営業所
安城営業所
中部オートモーティブ営業所
名古屋営業所
金沢営業所
大阪営業所
京滋営業所
岡山営業所
広島営業所
福岡営業所

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒 984-0002

電話：(022) 231-6881

ファクス：(022) 231-6884

宇都宮市平松本町 796-1〒 321-0932

電話：(028) 660-6240

ファクス：(028) 660-6248

新潟市中央区新和 1-6-10
リファーレ新和 1 階 B 号室

〒 950-0972

電話：(025) 281-4360

ファクス：(025) 281-4367

伊勢崎市宮子町 3463-13〒 372-0801

電話：(0270) 21-5471

ファクス：(0270) 21-5613

さいたま市北区宮原町 3-429-1〒 331-0812

電話：(048) 667-1431

ファクス：(048) 667-1434

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-1611

ファクス：(044) 813-1610

厚木市岡田 1-7-1
ヴェルドミール SUZUKI 105 号室〒 243-0021

電話：(046) 226-1020

ファクス：(046) 229-5450

諏訪市中洲 582-2〒 392-0015

電話：(0266) 53-6414

ファクス：(0266) 58-1830

浜松市東区和田町 587-1〒 435-0016

電話：(053) 464-1451

ファクス：(053) 464-1683

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒 466-0064

電話：(052) 741-0382

ファクス：(052) 733-0921

金沢市桜田町 1-26

〒 920-0057

ドマーニ桜田電話：(076) 222-1160

ファクス：(076) 222-1161

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒 559-0034

電話：(06) 6613-8801

ファクス：(06) 6613-8817

草津市大路 2-13-27

辻第 3 ビル 1F 〒 525-0032

電話：(077) 569-4171

ファクス：(077) 569-4172

岡山市北区田中 134-107〒 700-0951

電話：(086) 242-5625

ファクス：(086) 242-5653

東広島市八本松東 2-15-20〒 739-0142

電話：(082) 427-1161

ファクス：(082) 427-1163

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒 812-0016

電話：(092) 411-2911

ファクス：(092) 473-1470

App-1

センシング営業部 1 課・2 課

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-8236

ファクス：(044) 822-8140

 商品の故障および操作方法に関してのご相談・お問い合わせカスタマーサポートセンタ

電話：(0570) 073214

ファクス：(044) 813-1691

サービスの窓口
y 商品の検査／校正、および修理のご依頼は最寄りのサービスセンタへ
仙台サービスセンタ
宇都宮サービスセンタ
川崎サービスセンタ
諏訪サービスセンタ
安城サービスセンタ
名古屋サービスセンタ
大阪サービスセンタ
広島サービスセンタ
福岡サービスセンタ
地震機器サービスセンタ

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒 984-0002

電話：(022) 231-6883

ファクス：(022) 231-6884

宇都宮市平松本町 796-1〒 321-0932

電話：(028) 660-6280

ファクス：(028) 660-6257

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 455-5013

ファクス：(044) 455-5019

諏訪市中洲 582-2〒 392-0015

電話：(0266) 53-5495

ファクス：(0266) 58-1830

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 96-0745

ファクス：(0566) 96-0747

名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒 466-0064

電話：(052) 731-7100

ファクス：(052) 731-6110

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒 559-0034

電話：(06) 6613-8813

ファクス：(06) 6613-8818

東広島市八本松東 2-15-20〒 739-0142

電話：(082) 427-1164

ファクス：(082) 427-1163

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒 812-0016

電話：(092) 411-2909

ファクス：(092) 482-7894

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 455-5021

ファクス：(044) 455-5019

App-2

株式会社 ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533
ホームページ: http://www.mitutoyo.co.jp