速さをはかる・向きをはかる

ピトー管・ヨーメータ
総合カタログツクバリカセイキ株式会社

ピトー管とは
ピトー管は航空機の速度を測る計器として長い歴史があり、機械的な方法としては理論的にも優れたもので信頼性も高く、流体の流速測定には不可欠なものです。

ピトー管の構造
ピトー管はL字に曲がった２重構造の管であり、鼻管と呼ばれるL字の曲がった部分の先端には全圧孔、側面には静圧孔が開いておりそれぞれ圧力が測定できるようになっています。

元管

静圧孔
鼻管
全圧孔

ピトー管断面図

流速の算出式
ベルヌーイの式は流体の流れにおけるエネルギー保存則です。ピトー管の全圧孔はよどみ点となっており速度がゼロになることから、全圧と静圧の差圧（動圧）を測定しベルヌーイの式に適用することで流速を求めることができます。
よどみ点
（速度0）

流速の算出式

2𝑃𝑑𝑣=𝐶𝜌

𝑃𝑡 ：全圧［Pa］
𝑃𝑑 ：動圧［Pa］
𝑃𝑠 ：静圧［Pa］

𝑃𝑑 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑠𝑃𝑡

𝜌：流体密度［kg/m3］
𝐶：ピトー係数𝑃𝑠
ツクバリカセイキ株式会社
https:www.trs-jp.com

ピトー管一覧 ①
ツクバリカセイキでは、JIS型のピトー管を基本として、ウエスタン型や櫛型などお客様のご要望に合わせて様々なピトー管を製作しております。

F-202 JIS型ピトー管
JIS B 8330に準拠したピトー管です。配管仕様はLSTとLTRの2種類があります。LSTはチューブニップルがピトー管側面から伸びているためはめ込み型の固定治具に適しており、LTRはチューブニップルがピトー管軸方向に伸びているため挿入型の固定治具に適しております。

製品番号φ3－ 380 LST
管径

長さ

配管仕様

管径(D)

全圧孔(d)

静圧孔(S)

長さ(L)

配管仕様

φ3

φ1.5

φ1×3380

LST、LTR

φ4φ2

φ1×4380

LST、LTR

φ6φ3

φ1×6380、500

LST、LTR

φ9φ4.5φ1×9380、500、1000

LTR

φ12φ6φ1×12500、1000LTR

φ15φ7.5

φ1×151000～2000LTRφ20φ10φ1×201000～2000LTR

LST（はめ込み式固定治具対応型）

LTR（挿入式固定治具対応型）

可動フランジ付ウエスタン型ピトー管
ウエスタン型ピトー管は、流体内のダストの影響を受けにくいため、一般的に排ガス流量計測に用いられます。
本器は、ウエーク板を全圧孔と静圧孔の間に設置することにより、ピトー係数の安定性が改善されました。また、可動式のフランジが付属しており、測定時のピトー管の固定も容易です。

可動フランジ

ウェーク板

ツクバリカセイキ株式会社
https:www.trs-jp.com

ピトー管一覧 ②
境界層型ピトー管
物体や壁の表面近くで粘性の影響により流れの速度が急に変わる範囲を境界層と呼びます。この薄い層域内の流速や圧力の測定を行うピトー管です。

全圧孔

静圧孔

櫛型ピトー管大きな断面の管路内の流速分布を同時に測る場合や、JISで規定された流量計測の10点法など平均速度を求める場合に使用できます。

ピトー管

キール・プローブ
同心円筒状の2重の管で構成される、流れの角度による流速測定への影響が小さいプローブです。製作実績では、±50°の範囲でピトー係数が安定する結果が得られました。

全圧孔

その他特注ピトー管
JIS型ピトー管の標準サイズ外のピトー管やその他ヒーター付きピトー管や水冷式ピトー管など、お客様のご要望に応じて特殊なピトー管も製作していますので、お気軽にご相談ください。

フレキシブルヒーター

全圧管
ツクバリカセイキ株式会社
https:www.trs-jp.com

ピトー管校正
精度の高い流速計測を行うためには、ピトー管の定期的な校正が必要となります。
ツクバリカセイキでは、トレーサビリティの取れた校正システムを用いてピトー管の校正を行っております。弊社製品のみならずお持ちのピトー管の校正も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

校正システムピトー管の校正・検査は弊社内に設置した実流校正風洞で行います。この風洞は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所（NMIJ）において風速の国家計量標準で直接校正された参照用ピトー管を備え、また校正結果の不確かさも詳細に解析されています。
使用機器

型式

製造者

測定範囲

校正

参照用ピトー管

φ6-380LST

ツクバリカセイキ㈱-NMIJ校正差圧計センサ3051CDROSEMOUNT～600 Pa

差圧計指示器

F-306

ツクバリカセイキ㈱

-

大気圧計

370

Setra Systems

800～1100 hPa

湿度計

TR-73U

T＆D Corporation

10～95 %RH

温度計センサT熱電対
φ0.5mm×300mm㈱奈良電機研究所-

温度計指示器

FB900

理化工業㈱

-

計測用ソフト

計測プログラム

ツクバリカセイキ㈱-JQAにてA2LA校正

実流校正風洞

社内校正

-

機器構成
トレーサビリティ体系図

校正範囲と不確かさ
校正対象：ピトー静圧管流体：空気
風速：4 m/s～30 m/s
流速（m/s）

相対拡張不確かさ（k = 2）

流速（m/s）

相対拡張不確かさ（k = 2）

43.0 %

180.42 %61.4 %

210.41 %90.75 %

240.42 %120.54 %270.43 %150.45 %300.45 %ツクバリカセイキ株式会社
https:www.trs-jp.com

ヨーメータヨーメータは、流向と流速の測定が可能な複数の圧力孔をもつプローブです。弊社では主に3孔と5孔のヨーメータを製作しており、3孔は2次元、5孔は3次元の流向測定が可能です。先端の形状は、円筒、球形、アローヘッド型があり、3孔と5孔以外にも、ご要望に応じた孔数での製作が可能です。

F-200 ヨーメータ（流向流速測定用多孔式ピトー管）

球形5孔 コブラ型 球6－φ6 x 400L

製品番号

ヘッド形状 孔数

導圧管形状

ヘッド径

管径

長さ

ヘッド形状

孔数

導圧管形状

ヘッド径

管径

長さ

1円筒

3ストレート664002球形

5ストレート464003球形

5コブラ

694004アローヘッド型

5ストレート2.162005アローヘッド型

5コブラ

2.16200

6－7

ストレート

66200

コブラ

円筒

球形

アローヘッドストレート

ヨーメータ検査3.0

ヨーメータを使用するためには、流向流速特性検査が必要です。
検査では、様々な方向から気流を受けたときの3孔または5孔の各2.0

圧力値を測定し、流向流速特性係数を算出します。検査方法は、お客様のご使用方法によって均圧法と固定法の2通りあります。

均圧法

Ｃ

1.00.0ヨーメータを物理的に回転し均圧する位置をさがすことで測定を行います。校正、データ処理は比較的簡単ですが、測定ごとに-1.0ヨーメータの回転を行うため、測定に時間がかかります。

流向特性Ｃα流速特性ＣαＵ-2.0

固定法
ヨーメータの回転は行わず、測定した圧力値から流向・流速を算出します。測定時間は短くなりますが、校正、データ処理は複雑になります。

圧力特性ＣαP-3.0-30-20-100102030α(°)
流向流速圧力特性グラフ例（均圧法）
ツクバリカセイキ株式会社
https:www.trs-jp.com

オプション品
ピトー管・ヨーメータ測定用途として様々なオプション品をご用意しております。自動のトラバース装置などカタログにない製品もお客様のご要望に応じて製作していますので、お気軽にご相談ください。

F-205ピトー管切換器（コック）ピトー管、オリフィスなどの差圧を計測する場合に1台の差圧計で複数点の計測を行うには、切換コックを使用します。 内部の各圧力導入部はOリングによりシールされており、リークのない構造になっています。標準の卓上型6点用、20点用のほかに、空気抜きコックを組み込んだ水流用も製作しています。

F-204 ピトー管移動装置（密閉式）
流速分布や境界層の測定、JIS5点法による平均風量の測定などではピトー管を精密に移動させ、測定値の位置を対応させる必要があります。ツクバリカセイキの移動装置は密閉式でありOリングパッキンにより気密性を有しますので、測定流体の漏れ等の心配もありません。

簡易型
精密型
ストローク300手動式
ストローク100ラック式
回転角度盤付
ウォーム回転角度盤付
取付部80φフランジ型※管径がΦ6以下のピトー管の場合、挿入用コマが別途必要となります。

Ｓ型
ストローク200ラック式
フランジ取付型

F-306-1245 差圧計測器、表示計
横河製差圧伝送器EJAシリーズと表示計の組み合わせでピトー管の差圧を計測することができます。すでに差圧計測器をお持ちの方は表示計のみのご購入も可能です。
電源

AC100V

入力

4-20mA

表示桁数

10進5桁（小数点位置は出荷時選定9.0000から99999まで可能）

表示単位

PaまたはkPa（ご注文時指定）

平均機能

0.5・1・2・5・10秒の平均を選択可能

出力

アナログ(0-5V)、RS-232C

精度±0.1％/FS以内（温度20℃の時）

F-312 多点圧力変換器
複数のピトー管を使用しての同時測定や、ヨーメータでの測定を行う場合に最適な圧力変換器です。圧力測定ポートを8ch持ち、超小型で高速応答が可能です。AD回路が組み込まれており、専用の計測ソフトもございますのでピトー管とPCを用意するだけで風速や風向を計測することが可能です。
電源

DC 5V 500mA

測定レンジ（選択）±250Pa、±1250Pa（標準）、±2500Pa、±5000Pa

寸法

L200mm × W90mm × H45mm

重量388g

入力ch数

差圧8ch

PC接続

USBケーブル

出力0.25-4.25V

精度±0.5%/FS

ツクバリカセイキ株式会社
https:www.trs-jp.com

オプション品（セット販売）
ピトー管・ヨーメータ単体だけでなく、圧力変換器や計測ソフトなどをセットでご購入いただくことでご購入後、すぐに測定を行うことができます。

ピトー管セット
ピトー管

ピトー管校正F-312多点
圧力変換器

流速計測ソフト（LabVIEW）

セット内容

①〇

〇ーー

ピトー管、校正のみのセット圧力変換器は既にお持ちの方向け

②〇

〇ー〇

①に流速がリアルタイムで計測可能な計測ソフトを
プラス

③〇

〇

〇

〇

圧力変換器計測ソフトと測定に必要なものが全てそろったセット

おすすめ！

ヨーメータセット
ヨーメータ

流向流速
特性検査

F-312多点圧力変換器

流向流速計測ソフト（LabVIEW）

流向流速演算ファイル（Excel）

①〇

〇

ーーー

ヨーメータ、検査のみのセット
圧力変換器は既にお持ちの方向け

②〇

〇ーー〇

圧力測定データを貼り付けると流向流速が計算される演算ファイル付きー

多点圧力変換器と、流向流速をリアルタイムで計測可能な計測ソフトが付いた測定に必要なものが全てそろった
セット

③〇

〇

〇

〇

セット内容

おすすめ！

流速に加え流向がベクトルでリアルタイムに表示が可能
流向流速計測ソフトツクバリカセイキ株式会社
https:www.trs-jp.com

ご要望に応じ様々なプローブの設計製作をいたしますのでまずはお気軽にご相談ください。

流体計測のパイオニア

ツクバリカセイキ株式会社
300-2622
茨城県つくば市要212番地
TEL ：029-864-8230
FAX ：029-864-8228

URL：https://www.trs-jp.com