極低温UHVスーツケース|室温UHVスーツケース|ミニUHVスーツケース■ 極低温UHV-/室温UHV-/ミニUHV-スーツケース
・サンプル清浄表面を維持するため超高真空(E-11mbar)状態で極低温及び室温に制御された環境下で、サンプルを空気にさらすことなく保管及び搬送することができます。
・コンパクトで軽量、堅牢で使いやすいのが特⾧です。
・さまざまな分析装置やサンプル前処理装置とドッキングして極めて制御された環境でのシームレスなワークフローを確立することができます。
■ 極低温UHV-スーツケースは、日本国特許取得(特許第7205944号)の設計によりサンプルは、アクティブにサンプルを冷却する液体窒素デュワーを装備し、サンプルに氷が付着しないようにサンプルを覆うためのカスタマイズされたクライオシールド内に置かれ、スーツケースが冷えている間にチャンバーの壁から発生する汚染から保護されます。
・クライオシールドに内蔵されたビューポートにより内部のサンプルを観察することができます。
・温度測定キットを装備してクライオシールド内のサンプルステージの温度を監視することができ、高温警告アラームによりサンプルの温度上昇を知らせることができます。
■ 一般的構成:
1) 1軸ウォブルスティック/2軸ウォブルスティック(ストロークオーダーメイド)2) サンプルホルダー操作用グリッパーまたはピンサー(極低温サンプルホルダー用オーダーメイド)3) サンプルホルダー用ストレージスタック(サンプルホルダー複数個用オーダーメイド)・サンプルホルダー各位置設定用1軸直線回転導入機
・サンプルホルダー抜差し位置確認用ビューポート
4) NEXTorr® D100-5/D200-5 NEG-IONコンビネーションポンプ
5) 圧力・温度表示付NiMhバッテリー駆動LSA3.1イオンポンプコントローラー
6) NEG起動LSN1.0コントローラー■ LSA3.1 NiMhバッテリー駆動イオンポンプコントローラー -特別規定A199に基づきUN 3496は制限されません1) NEXTorr® コンビネーションポンプのエレメントに高電圧を供給するために特別に設計されたイオンポンプコントローラー
2) 圧力表示(イオン電流をmbar単位に直接変換)
3) バッテリー残量警告アラーム/高温警告アラーム(Pt100センサー:クライオシールド内のサンプルステージ及びベークアウト温度の観察)【極低温UHVスーツケース】【室温UHVスーツケース】【ミニUHVスーツケース】

室温UHVスーツケースパッケージ-ロングストローク概要

・室温UHVスーツケース(VSN40S)は、ポータブルでありながら、十分な機能を備えた軽量・薄型のUHVシステムです。このシステムは、非蒸発性ゲッター(NEG)とイオンポンプを組み合わせた技術を利用することで、実現可能な設計になりました。
・イオンポンプエレメントの高電圧は、NiMhバッテリー駆動LSA3.1イオンポンプコントロー
ラーから供給されます。真空レベルは、D100-5/D200-5タイプのSAES NexTorrコンビ
ネーションNEGイオンポンプに最適化されたディスプレイに直接表示されます。
・NEGエレメントは、付属のNEG起動用LSN1.0コントローラーでアクティブ化できます。
・「Controlled Environment Workflow Questionnaire」(ワークフロー調査票)
この構成がお客様のニーズに合っているかどうかを判断するために、上記ワークフロー調査票にご記入の上、ご連絡下さい。

製品コード

構成・仕様

MD40(Y0)1軸直線回転導入機

1軸ウォブルスティック

VSN40S(VRV)L【パッケージ構成】
1) サンプル移送を容易にするリアビューウィンドウ付超小型UHVチャンバー2) 1軸ウォブルスティック:3) SHOM(オミクロンタイプ)サンプルプレート用グリッパー
4) サンプルストレージマニピュレーター
・MD40(Y0)1軸直線回転導入機
・サンプルストレージスタック(4xサンプルプレート)
5) NexTorr D200-5コンビネーションNEGイオンポンプ
6) 圧力・温度表示付NiMhバッテリー駆動LSA3.1イオンポンプコントローラー※特別規定A199に基づきUN 3496は制限されません。
7) NEG起動用LSN1.0コントローラー
8) コントローラーケーブルフルセット
9) UHVスーツケース用ベークアウトテント
10) UHVスーツケース用ベークアウトヒーター(110V/230V)
11) UHVスーツケース搬送用フライトケース
12) KF40バッファーボリュームキャップ付CF40-KF40変換ショートアダプター【仕様】
・許容加熱温度:最大150℃
・構造材料:フルUHV適合材料
・重量:約12kg【付属品1】【グリッパー】 【MD40(Y0)1軸直線回転導入機】【サンプルストレージスタック】

NexTorr D200-5

LSA3.1

LSN1.0【付属品2】・ゲートバルブフランジからの延⾧の⾧さ＝～535mm(サンプルシステムにより異なります。)
・スーツケースは超高真空状態で納品されますので、すぐに使用することができます。
・CIP Worldwide (Incoterms 2000)
ベークアウトテント

ベークアウトヒーター(230V)

フライトケースAccessoriesincl. in scope of delivery

Sample Holder Stacks forvarious Sample Holder systems- Flagstyle Sample Plates

MD40- Spacing and amount of Receivers customizable

Linear/rotary feedthrough-Liner travel: 80mm

- Atom Probe Pucks- 3 Spaces- Dovetail Cryo Shuttles- 3 Spaces- Leica Blocks- 3 Spaces

ADTSVSNWM

Wobblestick finealignment Adapterplate

WM40

Single Shaft Wobblestickavailable linear travel:- 700 mm

VG40VAT(UNF)

Gatevalve with UNF Threads

Accessories
incl. in scope of delivery

AFCF40KF40L25
CF - KF Adapter

VSN40SRKKF

Buffer Volume KF40

LSN1
LSA3

Controller for
NEG activation

Battery Powered
ION Pump Controller

PUSAESNEXTorr®D200-5
VSN40SRKION combination pump 200l/s H2

Buffer Volume CF40

Grabber Tools for various
Sample Holder systems-Flagstyle Sample Plates-Atom Probe Pucks-Dovetail Cryo Shuttles-Leica Blocks

nominal30mm DIN ISO 2768-f-H
dimensions >30mm DIN ISO 2768-m-K excluding Sym./Runout

Material: -Sym./Runout >30mm DIN ISO 2768-H

part
NexGeneration UHV Suitcase Package formed
dimensions
for Room-Temperature Transfer ScaleLong ThrowFerrovac
CH-8050 Zurich

THE INFORMATION CONTAINED IN THISDRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
FERROVAC. ANY REPRODUCTION
IN PART OR AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

1:5
Rev.

A

DIN ISO 2768-f-H
Drawn
Date
ChangedL.Jeromin
27.07.2023............

VSN40S(VRV)LA3 sheet 1/2

1088.617

373.2

extended length Z from CF = 534.3
WM40
linear travel 700

200 open | 154 closed

extended length Z from KF = 509.3max)

12038 (100.7125.765110164.5

nominal30mm DIN ISO 2768-f-H
dimensions >30mm DIN ISO 2768-m-K excluding Sym./Runout

Material: -Sym./Runout >30mm DIN ISO 2768-H

part
NexGeneration UHV Suitcase Package formed
dimensions
for Room-Temperature Transfer ScaleLong ThrowFerrovac
CH-8050 Zurich

THE INFORMATION CONTAINED IN THISDRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
FERROVAC. ANY REPRODUCTION
IN PART OR AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

1:5Rev.

A

DIN ISO 2768-f-H
Drawn
Date
ChangedL.Jeromin
27.07.2023............

VSN40S(VRV)L
A3 sheet 2/2