MQ-32-5

RHS／LHS Series
HS／HSB Series

15

K6 Series

27

G Series

28

21
24

29

振動伝導率
Vibration transmissobty
振動伝達率［ｄＢ］

20
0
-20
-40
-60

0

20

40

60

周波数［Ｈｚ］

80

100

K4タイプ（スタンダード仕様）
永年培われた実績とノウハウにより、さらに進化
した高剛性・高ダンピングのスチールハニカム定盤です。上面板には、マグネットスタンドの使用可能なSUS430を採用。さらに光学機器を固定するためのM6タップ穴25mmマトリクスが標準加工されています。（50mmマトリクスも対応可能。）

K5タイプ（シールドタップ仕様）
K4タイプをペースとし、M6タップ穴（25mmマト
リクスが標準加工。50mmマトリクスも対応可能。）に裏面からキャップを取付け密閉構造化。
ハニカム定盤内部への水や薬品の流入、空気の対流を防止。さまざまな場所、用途に余裕をもって対応できる定盤です。またK5タイプの空気ばね式除振装置（AYA、AYシリーズ）は集中排気のできるクリーンルーム用自動レベル維持
センサーを標準装備。

振動伝達率（AYA-2415K4 水平方向、搭載質量300kg）

振動伝達率［ｄＢ］

振動伝達率［ｄＢ］

振動伝達率（AYA-2415K4 垂直方向、搭載質量300kg）

周波数［Ｈｚ］

周波数［Ｈｚ］

設置床上
定盤上

周波数［Ｈｚ］

加速度スペクトル［rｍs ｃｍ／ｓ＾２］

パワースペクトラム

加速度スペクトル［rｍs ｃｍ／ｓ＾２］

パワースペクトラム

設置床上
定盤上

周波数［Ｈｚ］

スタンダード仕 様

シー ルドタップ仕 様●M 6のタップ 穴25mmマトリクスが 標 準 加 工されています。（50mmマトリクスも対 応 可 能 。）
●貫通穴および特殊タップ加 工 可 能（オプション）。
●ハニカム定 盤の剛 性を落とすことなくジョイントすることも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。

● M6のタップ穴 裏 面 からキャップを取 付け密 封 構 造
化 、自動レベル維 持センサーは集 中 排 気タイプを標準装備。
● M 6のタップ 穴 2 5 m mマトリクスが 標 準 加 工されています。（ 5 0 m mマトリクスも対 応 可 能 。）
●ハニカム定 盤の剛 性を落とすことなくジョイントすることも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可 能 。

AYA-Type K4●M6 tapped holes on 25 mm grid are
manufactured as standard.
（Can also manufacture 50 mm grid）●Through hole and special tapping work
available.（Optional）●Can join honeycomb tables with nodeterioration of stiﬀness.（Optional）●Can use a magnet stand.

215

280

AYA-Type K5●Caps are attached to the back of M6 tappedholes to seal the holes. Equipped with theconcentrated exhaust type of automatic leveler
sensor as standard.
●M6 tapped holes on 25 mm grid are
manufactured as standard.
（Can also manufacture 50 mm grid）●Can join honeycomb tables with nodeterioration of stiﬀness.（Optional）●Can use a magnet stand.

335

375

360

425

400

450

545

425

220

310

0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、
φ6mm×5mチューブ、
ワンタッチ継手 PT1/4オス×1付属

480

580

520

625

735

900

855

1040

0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、
φ6mm×5mチューブ、
ワンタッチ継手 PT1/4オス×1付属

375

420

400

480

455

515

625

485

1005

1180

0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、
φ6mm×5mチューブ、
ワンタッチ継手 PT1/4オス×1付属

935

1145

550

665

595

725

785

920

915

1075

0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、
φ6mm×5mチューブ、
ワンタッチ継手 PT1/4オス×1付属

振動伝達率（AY-2015K4 垂直方向、搭載質量300kg）

振動伝達率（AY-2015K4 水平方向、搭載質量300kg）

20

振動伝達率［ｄＢ］

振動伝達率［ｄＢ］

0

-20

-40

-60
0

20

40

60

80

0

周波数［Ｈｚ］

周波数［Ｈｚ］

パワースペクトラム

1.00E＋00

1.00E ‒ 01

設置床上
1.00E ‒ 02

定盤上

1.00E ‒ 03

1.00E ‒ 04
0

20

40

60

周波数［Ｈｚ］

80

加速度スペクトル［rｍs ｃｍ／ｓ＾２］

加速度スペクトル［rｍs ｃｍ／ｓ＾２］

パワースペクトラム

設置床上
定盤上

0

周波数［Ｈｚ］

スタンダード仕 様

シー ルドタップ仕 様●M6のタップ 穴25mmマトリクスが 標 準 加 工されています。（50mmマトリクスも対 応 可 能 。）
●貫通穴および特殊タップ加 工 可 能（オプション）。
●ハニカム定 盤の剛 性を落とすことなくジョイントすることも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。

● M6のタップ穴 裏 面 からキャップを取 付け密 封 構 造
化 、自動レベル維 持センサーは集 中 排 気タイプを標準装備。
● M 6のタップ 穴 2 5 m mマトリクスが 標 準 加 工されています。（ 5 0 m mマトリクスも対 応 可 能 。）
●ハニカム定 盤の剛 性を落とすことなくジョイントすることも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可 能 。

AY/AYN-Type K4●M6 tapped holes on 25 mm grid are
manufactured as standard.
（Can also manufacture 50 mm grid）●Through hole and special tapping work
available.（Optional）●Can join honeycomb tables with nodeterioration of stiﬀness.（Optional）●Can use a magnet stand.

AY/AYN-Type K5●Caps are attached to the back of M6 tappedholes to seal the holes. Equipped with theconcentrated exhaust type of automatic leveler
sensor as standard.
●M6 tapped holes on 25 mm grid are
manufactured as standard.
（Can also manufacture 50 mm grid）●Can join honeycomb tables with nodeterioration of stiﬀness.（Optional）●Can use a magnet stand.

AY：0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、
φ6mm×5m チューブ、
ワンタッチ継手 PT1/4 オス×1 付属

AY：0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、
φ6mm×5m チューブ、
ワンタッチ継手 PT1/4 オス×1 付属

AY：0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、
φ6mm×5m チューブ、
ワンタッチ継手 PT1/4 オス×1 付属

AY：0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、
φ6mm×5m チューブ、
ワンタッチ継手 PT1/4 オス×1 付属

架台付の光学定盤
除振台の設計で培った振動解析技術を利用した架台は光学定盤の特性を活かす最適設

架台付スチールハニカム光学定盤計。
アジャスターフット・キャスタ一付きなので設置場所の変更が容易です。
用途に応じて下記の2つのシリーズを用意いたしました。

ＲＨＳシリーズ
定盤と架台との間に防振ゴムを使い、簡易的な除振効果のある光学実験台。

ＬＨＳシリーズ
定盤と架台との間に防振ゴムを使わないリジッ
ドな光学実験台。

防振ゴムタイプ（スタンダード仕様）

防振ゴムタイプ（シールドタップ仕様）●M 6のタップ 穴25mmマトリクスが 標 準 加 工されています。（50mmマトリクスも対 応 可 能 。）
●貫通穴および特殊タップ加 工 可 能（オプション）。
●ハニカム定 盤の剛 性を落とすことなくジョイントすることも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。

●M6のタップ穴裏面からキャップを取付け密封構造化。
● M 6のタップ 穴 2 5 m mマトリクスが 標 準 加 工されています。（ 5 0 m mマトリクスも対 応 可 能 。）
●ハニカム定 盤の剛 性を落とすことなくジョイントすることも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可 能 。

RHS-Type K4（Rubber cushion type）●M6 tapped holes on 25 mm grid are
manufactured as standard.
（Can also manufacture 50 mm grid）●Through hole and special tapping work
available.（Optional）●Can join honeycomb tables with nodeterioration of stiﬀness.（Optional）●Can use a magnet stand.

RHS-Type K5（Rubber cushion type）●Caps are attached to the back of M6 tappedholes to seal the holes.
●M6 tapped holes on 25 mm grid are
manufactured as standard.
（Can also manufacture 50 mm grid）●Can join honeycomb tables with nodeterioration of stiﬀness.（Optional）●Can use a magnet stand.

リジットタイプ（スタンダード仕 様 ）リジットタイプ（シールドタップ仕様）

LHS-K4 type19

LHS-K5 type

●M6のタップ 穴25mmマトリクスが 標 準 加 工されています。（50mmマトリクスも対 応 可 能 。）
●貫通穴および特殊タップ加 工 可 能（オプション）。
●ハニカム定 盤の剛 性を落とすことなくジョイントすることも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。

●M6のタップ穴裏面からキャップを取付け密封構造化。
● M 6のタップ 穴 2 5 m mマトリクスが 標 準 加 工されています。（ 5 0 m mマトリクスも対 応 可 能 。）
●ハニカム定 盤の剛 性を落とすことなくジョイントすることも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可 能 。

LHS-Type K4（Rigid type without rubber cushion）●M6 tapped holes on 25 mm grid are
manufactured as standard.
（Can also manufacture 50 mm grid）●Through hole and special tapping work
available.（Optional）●Can join honeycomb tables with nodeterioration of stiﬀness.（Optional）●Can use a magnet stand.

LHS-Type K5（Rigid type without rubber cushion）●Caps are attached to the back of M6 tappedholes to seal the holes.
●M6 tapped holes on 25 mm grid are
manufactured as standard.
（Can also manufacture 50 mm grid）●Can join honeycomb tables with nodeterioration of stiﬀness.（Optional）●Can use a magnet stand.

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

20

スタンダード仕様

スチールハニカム光学定盤

HS-Type K4●M6 tapped holes on 25 mm grid are manufactured as standard（Can also manufacture 50 mm grid）●Through hole and special tapping work available.（Optional）●Can join honeycomb tables with no deterioration of stiﬀness.
（Optional）●Can use a magnet stand.
●4 rubber plates are attached.

● M 6のタップ 穴 2 5 m mマトリクスが 標 準 加 工され ています。
（ 5 0 m mマトリクスも対 応 可 能 。）
● 貫 通 穴および特 殊タップ加 工 可 能（オプション）。
●ハニカム定 盤 の 剛 性を落とすことなくジョイントすることも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可 能 。
●ゴム板 4 枚 付 属 。

L

シー ルドタップ仕 様●M6のタップ穴裏面からキャップを取付け密封構造化。
● M 6のタップ 穴 2 5 m mマトリクスが 標 準 加 工され ています。
（ 5 0 m mマトリクスも対 応 可 能 。）
●ハニカム定 盤 の 剛 性を落とすことなくジョイントすることも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可 能 。
●ゴム板 4 枚 付 属 。

21

RHS-Type K5●Caps are attached to the back of M6 tapped holes to seal the holes.
●M6 tapped holes on 25 mm grid are manufactured as standard.
（Can also manufacture 50 mm grid）●Can join honeycomb tables with no deterioration of stiﬀness.
（Optional）●Can use a magnet stand.
●4 rubber plates are attached.

22

小型スチー ル ハ ニカム 光 学 定 盤

HSB-K4 type
●M 6のタップ 穴25mmマトリクスが 標 準 加 工され ています。
（5 0mmマトリクスも対 応 可 能 。）
●貫通穴および特殊タップ加 工 可 能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。
●ゴム板4枚付属。
●シールドタップ仕様も対応 可 能（オプション）。

HSB-Type K4●M6 tapped holes on 25 mm grid are manufactured as standard.
（Can also manufacture 50 mm grid）●Through hole and special tapping work available.（Optional）●Can use a magnet stand.
●4 rubber plates are attached.
●M6 tapped holes canpe sealed by caps.（Optional）

寸 法 A × B （mm）
dimensions
厚み （mm）
thickness
定 盤 材 質 （mm）
materials
上 面 タ ッ プ
mounting hole type
質
量 （kg）
weight

薄型スチー ル ハ ニカム 光 学 定 盤（架台付）

ＬＨＳＢシリーズ
H SBシリーズ で 実 績 の ある薄 型 スチ ール
ハニカム定 盤を採用した架 台 付 定 盤 。
H S Bシリーズで実 績のある薄 型スチールハニカム定 盤に溶 接 構 造の架台を追加、低コスト・高剛性を実現しました。
※ 貫 通 穴 等の特 別な仕 様にも対 応 可 能です 。その他 製 作 可 能な寸 法・仕様についてはお問い合わせください。

The welding structure stand has been added to the thin steel
honeycomb table, a time-proven model from the HSB Series, toachieve low cost and high stiﬀness.
※Through holes with special speciﬁcations can be manufactured
on request. Please contact us for available dimensions andspeciﬁcations.
適用 分 野●顕 微鏡システム●光 学・レーザ実験●計 測・計量機器

23

Business Fields●For Microscopy●For Optical & Laser●For Measurement24

AET-S type
AET-0405S

自動レベル維持機構式

Automatic Leveling

AET-0506S

AET-0605S

AET-0806S

AET-1007S

AET-0806N

AET-1007N♦クランプ機構付の型式はAET-××××SCとなります。
（型式の最後にCを付けてください。）

AET-N type
AET-0405N

手動レベル調整式

Manual Leveling

AET-0506N

AET-0605N

各●高荷重仕様のHタイプ

より重 量のある搭 載 機 器に対 応 するため、●H Type with high load speciﬁcations
Speciﬁcations of a load weight of up to
200 kg have been added to the lineup
to deal with heavier devices.
（Size 0405 can load up to 100 kg）♦クランプ機構付の型式はAET-××××NCとなります。
（型式の最後にCを付けて下さい。）

AET-H type
AET-0405S-H

自動レベル維持機構式（高荷重タイプ） Automatic Leveling（High load type）
AET-0506S-H

AET-0605S-H

AET-0806S-H

AET-1007S-H

2.7Hz ±0.3Hz

搭 載 可 能 質 量 2 0 0 k g 仕 様を新たにラインアップ。
（サイズ0405については搭載可能質量100kg）♦H（高荷重）タイプはSタイプ（自動レベル維持機構方式）のみとなります。

25

26

スチー ル ハ ニカム 光 学 定 盤（高ダンピング仕様）

Ｋ6シリ－ズ高 剛 性の他に光 学 定 盤に重 要なもうひとつの要 素、それはダンピング性 能 が 優れていること。すなわち、 定 盤に振 動 が 加えられた時に瞬 時に減 衰することが大 切です。 今回、 新たに提 案 する定 盤は、従 来 から定 評のある明 立 精 機スチールハ
ニカム定 盤のダンピング性 能をより一 層 向 上させた光 学 定 盤です。

The other critical element for an optical table, besides
high stiﬀness, is high damping performance. In otherwords, it is important to damp the vibrations as soon as
they are received by the table. Meiritz Seiki oﬀers a
new optical table that oﬀers even higher damping
performance than its tried and tested steel honeycombtable.

架台との組合せ自由

Flexible combination with stands

スチールハニカム定 盤 K 6タイプは、A Y A、A Yシリーズの空 気

The Steel Honeycomb Table K6 Type enables ﬂexible
combination with a stand equipped with an air spring
vibration isolation mechanism from the AYA and AY
Series or with an RHS stand with vibration isolation
rubbers.
（※Tables of the same size as the K4 Type or of special
sizes can be manufactured on request.）

ばね式 除 振 機 構を備えた架 台 及び 防 振ゴム付 R H S 架 台などと自由に組み合わせることができます。
（ ※ 定 盤サイズもK 4タイプと同 一サイズにも特 注サイズにも対応 可 能です。）

定 盤タイプ

概要・特徴●優れたダンピング性能
内 部ダンピング材とハニカムコアを全 面 的に改 良し、高ダン
ピング・高 剛 性を両 立した優 れた光 学 定 盤 へと進 化しまし
た。

適用分 野
●光学レーザー実験

Outline and features●high stiﬀness, is high damping performance. In otherwords, it is important to damp the vibrations as soon
as they are received by the table. Meiritz Seiki oﬀers
a new optical table that oﬀers even higher damping
performance than its tried and tested steel
honeycomb table.

空気ばね式除振装置

空気ばね式除振装置

AYA Series

AY Series

Air spring vibration
isolator

Air spring vibration
isolator

防振ゴム付き架台

Stand with vibration
isolation rubber

RHS Series

Business Fields●For Optical & Laser

石定盤■コンプライアス曲線■時間軸減衰データ

Gシリーズ
石定盤は高い面精度が得られる上に、経年変化が少なく、しかも温度や湿度などの環境変化にも影響されにくいという高級定盤の要素を備えています。定盤の機械的・物理的性質を特に重視する精密機械や精密測定に適した定盤です。
石定盤の主な特長●高い面精度が得られます。
●熱伝導率が低く、周囲の温度変化による影響が殆どありません。
●吸収率が低いので湿度による影響が殆どありません。
●誤って定盤に傷をつけても、まくれが生じず平面度を維持します。
●鋳鉄に比べ、硬度が２～ 2.5倍と高くラップ摩耗を防ぎます。
●弾性係数が高く、撓み剛性に優れています。

※使用光学定盤／スチールハニカム（定盤サイズ：W1800×D900×t200mm）

27

The granite table oﬀers outstanding features such as
high surface accuracy and little secular distortion and,moreover, it is barely inﬂuenced by changes inenvironmental conditions such as temperature andhumidity. It is suitable for precision machinery andprecision measurement that places particular emphasison the mechanical and physical characteristics of thetable.
Main features of granite table●High surface accuracy is obtained.
● The thermal conductivity is low, and there is little
impact from surrounding temperature changes.
● The absorption rate is low and the table is not
susceptible to humidity.
●Even if the table is scratched by mistake, the surface
will not become burred and the surface ﬂatness will
be maintained.
●Granite is rarely worn out because it is twice or two
and a half times as hard as cast iron.
● The elastic coeﬃcient is high, oﬀering excellent
deﬂection stiﬀness.

28

外形寸法

（w）300×（d）285×（h）405mm

質量13kg、100V電源

供給圧力0.5～0.65MPa

空気タンク容積
騒音レベル

5.5ℓ［Aスケール・距離1.5m］54dB※冷却ファンへの指入れ防止対策済みです。

耐震固定金具 TP series●強い粘着性を持ってますので強 固に対 象 物を固 定できます。
●粘着性が長期間落ちず、 繰り返し使用できます。
●アンカー施行する必要がないので、フロアーを傷つけません。
●除振装置のアジャスターフットに簡 単に取 付できます。

■用途

LEDライト2930

17.3.E