オーダーガイド

Agilent BioTek イメージング

および顕微鏡アクセサリ
イメージングアプリケーションを最適化

Agilent BioTek は、イメージングアプリケーションを最適化し、さまざまな固定細胞およびライブセルイメージングアプリケーションのスループットを向上および自動化するように設計されたアクセサリを幅広く提供します。

イメージングおよび顕微鏡アクセサリ

対物レンズ

アジレントは、ドライおよび油浸で 1.25 倍から 100 倍まで、幅広いアプリケーションに適合する最高品質の Olympus および Zeiss の対物レンズを提供します。

説明NA

解像度（nm）*

被写界深度（μm）*

作動距離

部品番号

1.25x Olympus Plan Apochromat

0.045588408

51220562

2.5x (2.25x eff) Meiji Plan Achromat

0.073193

132

5.71220549

2.5x (2.75x eff) Zeiss Plan Fluorite

0.12186351

2.51220539

4x Olympus Plan Fluorite

0.13

1719

39171220519

4x Olympus Plan Achromat

0.1223561

18.51320546

10x Olympus Plan Fluorite

0.37457.1

101220518

20x Olympus Plan Fluorite

0.45

497

2.9

6.6-7.81220517

40x Olympus Plan Fluorite

0.6

373

1.5

2.7-4.01220544

60x Olympus Plan Fluorite

0.73191.1

1.5-2.2

1220545

0.13

1719

39171320515

0.3

745

7.1

101320516

位相対物レンズ（Agilent BioTek Lionheart FX および Cytation 5）

4x Olympus Plan Fluorite 位相

10x Olympus Plan Fluorite 位相20x Olympus Plan Fluorite 位相

0.45497

2.96.6-7.81320517

40x Olympus Plan Fluorite 位相

0.6373

1.52.7-4.01320518

60x オイル Olympus Plan Apochromat

1.42157 **

0.3

0.15

1450538

1.25

179

**

0.37

0.121450548

1.35

160 **

0.27

0.21450539**

油浸および短作動距離ドライ対物レンズ（Lionheart）

60x オイル Olympus Plan Fluorite

100x オイル Olympus Plan Apochromat
100x オイル Olympus Plan Fluorite

1.3

172

0.31

0.21450549

20x Olympus Plan Apochromat

0.75

298

1.20.61450553

40x Olympus Plan Apochromat0.95

235

0.67

0.191450554

20x Olympus Plan Achromat

0.45593.6

1.21450555

40x Olympus Plan Achromat

0.65

344

1.30.61450556*例は 447 nm の青（DAPI）の場合です。

**光の回折のため、通常、実際の解像度は 200 nm に制限されます。

2

イメージングおよび顕微鏡アクセサリ

フィルター /LED キューブ

幅広い範囲の蛍光色素とアプリケーションに対応できるよう、アジレントは高出力 LED を備えた 20 以上のカラーフィルターキューブを提供しています。

対応 LEDフィルターキューブ
説明

EXEM

DAPI フィルターキューブ

ミラー（nm）

部品番号

波長 λ

部品番号

377/50447/60409

1225100

365 nm1225007377 excitation - 647 emission

377/50647/57409

1225121365 nm1225007

TagBFP フィルターキューブ

390/18447/60409

1225115390 nm1225009400/40482/25442

1225118405 nm1225011

CFP FRET V2 フィルターキューブ

CFP/YFP FRET V2 フィルターキューブ

400/40550/49442

1225119405 nm1225011

酸化 roGFP2 フィルターキューブ

400/40525/39442

1225122405 nm1225011400 excitation - 647 emission

400/40647/57442

1225123405 nm1225011

CFP フィルターキューブ

445/45510/42482

1225107465 nm1225001445/45542/27482

1225110465 nm1225001445/45685/40482

1225112465 nm1225001

469/35525/39497

1225101

465 nm1225001

469/35647/57605

1225109465 nm1225001

フィコエリスリン(PE）フィルターキューブ

469/35593/40568

1225113465 nm1225001

GFP excitation - CY5 emission

469/35685/40660

1225116465 nm1225001

YFP フィルターキューブ

500/24542/27520

1225104

505 nm1225004

531/40593/40568

1225103523 nm1225003

ヨウ化プロピジウム（PI）フィルターキューブ

531/40647/57605

1225111523 nm1225003

RFP excitation - CY5 emission

531/40685/40660

1225117523 nm1225003

TRITC フィルターキューブ

556/20600/37573

1225125554 nm1225012586/15647/57605

1225102590 nm1225002628/40685/40660

1225105

623 nm1225005

647/57794/160

695

1225114655 nm1225008

716/40809/81757

1225106

740 nm1225006

CFP-YFP FRET フィルターキューブ

クロロフィル A フィルターキューブ

GFP フィルターキューブ

アクリジンオレンジ フィルターキューブ

RFP フィルターキューブ

Texas Red フィルターキューブ
CY5 フィルターキューブ

CY5.5 フィルターキューブ
CY7 フィルターキューブ

フィルターキューブ（Agilent BioTek Cytation C10）
説明

EXEM

予備の共焦点明視野キューブ

共焦点 CFP フィルターキューブ
共焦点 CY5 フィルターキューブ

共焦点 DAPI フィルターキューブ
共焦点 GFP フィルターキューブ
共焦点 RFP フィルターキューブ

共焦点 TRITC フィルターキューブ

ミラー（nm）

部品番号1945100
445/40510/42

482

1945101

635/18685/40652

1945102

390/40442/42

414

1945103472/30520/35495

1945104

520/35585/405521945105556/20600/375731945106

3

イメージングおよび顕微鏡アクセサリ

ラボウェアアダプタとインサート

Agilent BioTek Lionheart 自動顕微鏡と Cytation 細胞イメージング・

マルチモードリーダーは、マイクロプレートはもちろん、スライドから細胞培養フラスコまで、さまざまな実験器具中の細胞をイメージング可能です。
当社の特別 なアダプタ、 ホルダー、インサートを使用することで、適切な位置決 めが保証され、画像キャプチャが確実に最適化されます。専用

アダプタも利用可能です。詳細はアジレントにお問い合わせください。

さまざまなラボウェア 用 に 調整可能 なマルチベッセルアダプタ。

Lionheart および Cytation 共通
説明

部品番号

4 ポジション スライドアダプタ。Agilent BioStack 4 および BioStack 3 と互換性があり、最大 100 枚の1650516スライドの処理を自動化します。

2 ポジション スライドアダプタ。Agilent BioTek BioStack 4 マイクロプレートスタッカーと互換性があります。

最大直径 38.7 mm までの 35 mm ディッシュ用ペトリ/細胞培養ディッシュアダプタ。
BD Falcon ペトリディッシュ（BD 部品番号 351008）または同様のサイズのディッシュと互換性があります。

最大直径 35.5 mm までの 35 mm ディッシュ用ペトリ/細胞培養ディッシュアダプタ。MatTek 35 mm 細胞培養

122054802748

ディッシュおよび Nunc 35 mm 細胞培養ディッシュ（Nunc 部品番号 153006）または類似サイズのディッシュと02747

60 mm ディッシュ用ペトリ/細胞培養ディッシュアダプタ。

02749

100 mm ディッシュ用ペトリ/細胞培養ディッシュアダプタ。

1222242

互換性があります。

4イメージングおよび顕微鏡アクセサリ

ラボウェアアダプタとインサート

Cytation 専用 T25 細胞培養フラスコアダプタ

Lionheart および Cytation 共通
説明

部品番号

カウンティングチャンバアダプタ。Agilent BioTek カウンティングチャンバ用アダプタ（血球計算盤）部品番号 1322131

1320016（ここに表示されていますが、別売りです）。

Trevigen CometChip スライドで使用するためのアダプタ（Trevigen スライドはアジレントでは取り扱っていません）。

1322144

Trevigen CometSlide HT および 75 x 50 mm スライドで使用するためのアダプタ。

02692

スライド、ペトリ/細胞培養ディッシュ、チャンバスライドなど、さまざまなラボウェア用に調整可能なマルチベッセルアダプタ。 1450541

手動イメージング用のユニバーサルサンプルアダプタ。

02715

5

イメージングおよび顕微鏡アクセサリ

ラボウェアアダプタとインサート

Lionheart FX 全自動顕微鏡 に 取り付 けられた
湿度チャンバ

Lionheart 専用
説明

部品番号

湿度チャンバは、ライブセルイメージングのための環境を維持するのに役立ちます。

1450006

T75 U 字型細胞培養フラスコを保持します。

1450008

T25 細胞培養フラスコアダプタ。Corning 25 cm2 長方形型カントネック細胞培養フラスコ用です。

1452275

灌流ステージインサート。MilliporeSigma の非加熱 ONIX2 マニホールド用（マニホールドとプレートは1530006

灌流ステージインサート。MilliporeSigma の加熱 ONIX2 マニホールド用（マニホールドとプレートは1530007

MilliporeSigma からのみ入手可能）。プレートステージとホルダー、チューブブラケットが付属します。

MilliporeSigma からのみ入手可能）。プレートステージとホルダー、チューブブラケットが付属します。

予備のステージインサート。
（Lionheart にはステージインサートが 1 個付属します）

61450527

イメージングおよび顕微鏡アクセサリ

ラボウェアアダプタとインサート
Cytation 専用
説明

部品番号

T25 細胞培養フラスコアダプタ。Corning 25 cm2 長方形型カントネック細胞培養フラスコ用です。

1222210

ハードウェアアクセサリ

Agilent BenchCel マイクロプレートハンドラー

コンパクトな Agilent BenchCel マイクロプレートハンドラーは、Cytation およびウォッシャーまたはディスペンサーと統合して、さまざまなワークフローを自動化します。

Agilent BioTek BioSpa 8 全自動インキュベーター
Cytation 細胞イメージング・マルチモードリーダーは、Agilent

BioTek BioSpa 8 全自動インキュベーター、Agilent BioTek ウォッ

シャーおよびディスペンサーと統合して、最大 8 つのマイクロプレートまたはその 他 のラボウェアを用 いた 包括的 なライブセルアッセイ

ワークフローの自動化を実現できます。

Agilent BioTek BioStack マイクロプレートスタッカー

コンパクトな BioStack を使用して、日々の Cytation イメージング
また はマルチモ ード検 出 プロ セスを 自 動 化 します。BioStack 4

では、プレートの蓋の着脱が可能です。

7

イメージングおよび顕微鏡アクセサリ

ハードウェアアクセサリ
Lionheart ダストカバー

この遮光ダストカバーは、Lionheart ステージと光学部品を保護します。Lionheart LX および Lionheart FX（環境制御カバーなし）で使用します。

部品番号 1452346

Agilent BioTek AutoScratch 創傷作成ツール

Agilent BioTek AutoScratch 創傷作成ツールは、細胞遊走と浸潤の研究のために、24 ウェルまたは 96 ウェルのマイクロプレートで成長した細胞単層に再現性の高い創傷を自動的に作成します。

部品番号 AUTOSCRATCH

Cell Count and Viability スターターキット

Agilent BioTek Cell Count and Viability スターターキットには、Cytation 細胞イメージング・マルチモードリーダーまたはLionheart 全自動顕微鏡を使用して、研究者が細胞をカウントし、哺乳類細胞懸濁液 の 生存率 を測定するために必要 なすべてが含まれています。

部品番号 1980001

環境コントロールカバー

Lionheart FX のユニークなカバーを用 いると、理想的 なライブセルイメージング環境のために必要 な温度制御とガス封じ込 めができます。

部品番号 1450009

8

イメージングおよび顕微鏡アクセサリ

ハードウェアアクセサリ
ガスコントローラ

ガスコントローラを使用すると、CO2 および O2 濃度を完全に制御して、ライブセルアッセイの環境を調整できます。

部品番号 1210013（CO2 と O2）
部品番号 1210012（CO2 のみ）

デュアル試薬インジェクターモジュール

デュアル試薬インジェクターは、ライブセルイメージング中の迅速な注入/撮影機能を実現します。

部品番号 8040036（必要なアクセサリは別売りです）

レーザーオートフォーカスキューブ

BioTek の特許取得済みのレーザーオートフォーカス方式は、コンパクトでユーザーがインストール可能 なキューブによって実現されます。

部品番号 1225010

ジョイスティックコントローラ

Agilent BioTek ジョイスティックコントローラは、正確なステージ制御とフォーカシングに使用できます。
部品番号 1320003

Lionheart FX

Lionheart LX

BioStack との互換性
BioSpa との互換性

Cytation C10

Cytation 7

Cytation 5

Cytation 1

••

•

•

•

•

•

•

Agilent BenchCel との互換性
ガスコントローラとの互換性

ジョイスティックコントローラ

レーザーオートフォーカスキューブ

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cell Count and Viability スターターキット•

AutoScratch•

••••

•

•

•

9

Gen5 ソフトウェアの仕様比較

すべての Agilent BioTekイメージングおよび顕微鏡機器 には、Gen5マイクロプレートリーダーおよびイメージャソフトウェアが付属しています（部品番号 GEN5）。以下の比較表は、Gen5 ソフトウェアエディション毎の画像および、キャプチャ、処理、解析機能に焦点をあてたものです。

Gen5機能Agilent BioTek Cytation 7 細胞イメージング・マルチモードリーダー
Standard

Image +Image Prime

画像セットごとに最大 6 つのカラーチャンネル*の重ね合わせが可能

•

•

•

高速カイネティックイメージング（最大 10 fps）

•

•

•

長期カイネティックイメージング（最長 7 日）•••

厚いサンプル用の最大 200 スライスの Z- スタックイメージング

•

•

•

オプション：ROI 自動識別用の AutoROI モジュールなし••

大きなサンプルのモンタージュイメージング

•

•

•

Z- スタックとモンタージュイメージングの組み合わせ

•

•

•

ウェルまたは容器ごとのビーコン設定（関心領域のイメージング）

••

•

•

•

画像取得モードと関連する機能

手動 ROI：低倍率画像から ROI を手動で指定して、高倍率で画像を再撮影
画像処理
画像のシグナル対ノイズ比を改善するバックグラウンドの平滑化

なし••

画像やグラフへのユーザーによる注釈追加

なし

•

•

サンプルのライブ動画録画、連続したカイネティック画像からの動画作成

なし

•

•

解像度を向上させるための画像デコンボリューション

なし••

360o サンプル視覚化用の 3D ビューア*なし••

Z- スタック画像からの Z-プロジェクション像作成

なし

•

•

モンタージュイメージングの結合なし••

明視野画像のコントラストを改善するためのデジタル位相コントラストなし••

10

Gen5 ソフトウェアの仕様比較

Gen5

Agilent BioTek Lionheart FX 全自動顕微鏡

機能Standard

Image +Image Prime

画像統計（例：画像の全ピクセル強度、任意の閾値より上/下のピクセル強度）

•

•

•

ライブ観察中のサンプルから、細胞数とコンフルエンスを算出

•

•

•

取得後の静止画から、細胞数とコンフルエンスを算出•••

単一の解析マスクを使用した細胞解析（例：オブジェクトのサイズ、形状、面積、真円度、強度）

なし

•

•

特定の基準を発現する細胞のサブポピュレーション解析（例：サイズ、形状、強度）なし••

高度な測定のための 2 つの解析マスク（例：細胞質シグナル、シグナルトランスロケーション）

なし

なし

•

高度な細胞解析最適化ツール

なし

なし

•

セルレベルのデータを視覚化およびゲーティング可能な散布図/ヒストグラム

なし

なし

•

GEN5SPOT：細胞内オブジェクトのスポットカウントモジュール（例：ミトコンドリア、脂肪症）

なし

なし

•

GEN5AUTOROI：自動的に ROI を検出し、より高い解像度でイメージングを開始するモジュール

なし

•

•

Agilent BioTek Cell Count and Viability アプリ：セルカウントと生存率計算を効率的に自動化するアプリ

なし

•

•

Agilent BioTek Scratch Assay アプリ：創傷治療および細胞遊走アッセイの総合ワークフローを提供するアプリ

なし••

細胞分析モジュールとアプリ（オプション）*Gen5 v3.11 以降でのみ使用可能な機能。利用可能かどうかについてはお問い合わせください。

11

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
DE44449.4719560185

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in Japan, November 15, 2021
5994-2407JAJP