デジタル指示警報計

DI5000文字が見やすい

5 桁11セグメント表示！

DI5000は、見やすい5桁11セグメント表示を搭載した、測定精度±0.1%※1、サンプリング周期約0.1秒の96×48mmデジタル指示警報計です。
熱電対、測温抵抗体、直流電圧・電流のマルチレンジ入力や警報出力などを搭載しています。
赤外線通信を利用して盤に取り付けた状態で前面からパラメータ設定が可能です。
※1：入力種類により詳細規定があります形式

DI50□□-□□
警報出力（メカリレー）+ 外部信号入力
0：警報出力2点［AL1, AL2］（標準）
1：警報出力4点［AL1〜AL4］※2＋外部信号入力3点［DI1〜DI3］

伝送器電源 ※20：なし
1：24VDC
通信インターフェイス ※20：なし
A：RS-422A
S：RS-485
伝送信号出力 ※20：なし
1：4〜20mA DC
2：0〜1V DC
3：0〜10V DC※2：オプション

96×48mmサイズに豊富な機能を搭載
1

広視野角で見やすい前面表示
文字を上下2行で表示し、設定操作や運転状況の確認が分かりやすくなりました。
測定値とMAX値（またはMIN値）を同時に表示することも可能です。
上段表示の文字色は緑色・赤色から任意に指定できます。
上段表示（赤色・緑色）

ステータス表示

測定値 (PV)、MAX 値、MIN 値
設定パラメータの名称表示

警報ステータス表示

文字が読みやすい
11セグメント表示

下段表示（橙色）
設定値の表示など

WAIT AL1 AL2 AL3 AL4

MAX値(MIN値)と測定値の同時表示の例

MAX値（MIN値）

警報発生

警報発生時に文字色を自動切替え

測定値(PV)
WAIT AL1 AL2 AL3 AL4WAIT AL1 AL2 AL3 AL42

多彩な入出力機能
マルチレンジ入力

警報出力（メカリレー出力）

熱電対：18種類
測温抵抗体：6種類
電圧：4種類
電流：1種類

標準2点、最大4点 ※1

通信インターフェイス ※1
RS-422A / RS-485（MODBUS、Private）

外部信号入力 ※1

伝送信号出力 ※1

3点

1点

エンジニアリングポート ※2伝送器電源供給 ※1

USB通信／赤外線通信

24VDC出力※1：オプション※2：パラメータ設定ソフト（弊社HPよりダウンロード）を使用することで、パソコンで各種パラメータの設定ができます。ただし別売専用ケーブルが必要です。

調整機能

MAX値／MIN値ホールド

PVホールド

入力値に対しゼロ・スパン調整を行い、指示誤差を低減します。

測定値（PV）の最大値と最小値を常に保持します。保持した値は、キー操作や外部信号入力 ※3 によりリセットできます。

測定値（PV）の表示値や伝送信号出力値を一時的に保持します。

表示値
110
100

MAX値
補正前

測定値
(PV)
補正後

200

測定値

0

表示値
オン

100

入力値

MIN値

オフ

PVホールド機能は、外部信号入力※3 、通信機能※3 付き機種で使用できます。
※3：オプション

3

警報機能
絶対値上限警報、絶対値下限警報、FAIL警報（機器異常）発生時に警報出力します。(メカリレー出力 標準2点)
また、便利な警報拡張機能を搭載しています。
警 報 待 機 ※1

警報保持警報待機中は、条件を満たしても警報が発生しません。
警報待機解除

警報条件

ディレイタイマ※2

一度発生した警報は、警報リセット行われるまで維持されます。
警報条件

が条件を満たした状態が指定した時間継続した時点で警報が発生します。
警報条件

警報リセット

電源投入
警報待機

警報発生

警報発生

警報保持ディレイタイマ（秒数指定）

警報発生※1：電源投入、警報設定値変更、警報リセットした際に動作し、警報条件を満たさなくなることで解除されます。
※2：警報リセットは、キー操作、外部信号入力、通信機能、電源オフで動作します。

4薄形設計
本体奥行き65ｍｍの薄形設計。制御盤内の省スペース化を支援。

外形寸法図

端子板図

96112（取付具寸法）

Max Min Hold Lock
MODESEL

MAX/MIN

65

WAIT AL1 AL2 AL3 AL4

E N T
SEL90（端子カバー）8

警報出力端子 ※3 伝送信号出力端子 ※3 伝送器電源端子 ※348

DI5000

警報3出力4〜20mA/0〜1V/0〜10V24V DC 出力

外部信号入力1〜325：AL326：COM

29：（＋）端子30：（−）端子

31：（＋）端子32：（−）端子

33：DI 134：DI 235：DI 336：DI COM

警報4出力
27：AL428：COM25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

93.2（端子カバー）

通信インターフェイス※3端子カバーは標準付属します。

パネルカット寸法図
120RS-422A

RS-485

13：RDA
14：RDB
15：SDA
16：SDB
17：SG

13：SA
14：SB

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

123+0.6

7092 05678910 11 12

警報出力端子

電源端子

警報1出力

100〜240VAC

1：(＋) 端子3：(−) 端子7：AL１8：COM

11：L
12：N

電流（mA）

警報2出力

5：(＋) 端子6：(−) 端子

9：AL2
10：COM

熱電対・電圧（mV）

電圧（V）

2：(＋) 端子3：(−) 端子

測温抵抗体
（3線式）

単位：mm

417：SG

測定入力端子45 0+0.8

外部信号入力端子 ※3

2：(A) 端子
3：(B) 端子
4：(B) 端子※3：オプションデジタル指示警報計 DI5000
測定レンジ一覧・精度定格の詳細規定
入力種類

測定レンジ
B

0.0 〜 1820.0℃

R

0.0 〜 1760.0℃

S

0.0 〜 1760.0℃

精度定格 ※1−200.0 〜 1370.0℃

KE−200.0 〜

500.0℃−200.0 〜

900.0℃

J−200.0 〜 1200.0℃

T−200.0 〜±0.1%FS±1digit
0℃未満は±0.2%FS±1digit

400.0℃

U−200.0 〜

400.0℃

L−200.0 〜

900.0℃

C（WRe5-WRe26）

0.0 〜 2310.0℃

W-WRe26

0.0 〜 2310.0℃

NiMo-Ni−50.0 〜 1410.0℃±0.1%FS±1digit

0.0 〜

280.0K±0.2%FS±1digit±0.1%FS±1digit

PtRh40-PtRh20

0.0 〜 1880.0℃±0.3%FS±1digit

0.0 〜 1000.0℃±0.1%FS±1digit

Au-Pt

Pt50

−200.0 〜

850.0℃−200.0 〜

200.0℃−200.0 〜

649.0℃−200.0 〜

200.0℃−200.0 〜

649.0℃

4.0 〜

374.0K

Pt-Co ※2

直流電圧

20mV

−20.00 〜 20.00mV

100mV−100.0 〜 100.0mV直流電流

5V−5.000 〜

10V−10.000 〜 10.000V20ｍA

0.00 〜 20.00mA

5.000V±0.1%FS±1digit±0.15%FS±1digit±0.1%FS±1digit±0.1%FS±1digit※1：入力種類により精度定格の例外規定あり※2：3線結線のみ対応＊基準動作条件（23℃±2℃、55%rh±5%）における精度＊熱電対は、上記の測定精度に基準点補償精度を加算

精C（WRe5-WRe26）、

度

定格

温度

単位

基準点補償精度

定格

外

郭

電源

材

質

最 大 消 費 電 力

質

色量

使 用 温 度 範 囲
使 用 湿 度 範 囲

安全規格
CE、UKCAマーキング
環

境保規

護制構

造

警報出力
出接接力点点

警

タ点数

容量

イ プ

報機能オプション接点保護素子式

CX-CR1（軽負荷用）
CX-CR2（重負荷用）

号

接 点 保 護 素 子

アクセサリ
形数

信測温抵抗体測定電流

0.0 〜 1390.0℃

JPt100

点力

バ ー ン ア ウ ト

CR-AuFe

測温抵抗体

定入

サ ン プ リン グ 周 期

PlatinelⅡ

Pt100

測

0.0 〜 1300.0℃

N

熱電対

一般仕様

仕様

0.01μF+120Ω（開閉電流0.2A以下）
0.5μF+47Ω
（開閉電流0.2A以上）

警報出力［AL3、AL4］

出 力 点 数：2点（メカリレー出力、a接点）

伝 送 信 号 出 力

出 力 点 数：1点
出 力 信 号：4〜20mA DC、0〜1V DC、0〜10V DC
精度：±0.3%FS
出力更新周期：約0.1秒
伝 送 種 類：PV、MAX値、MIN値外 部 信 号 入 力

入 力 点 数：最大3点（コモン共通）
入 力 信 号：無電圧接点
外部接点容量：5V DC 2mA
機
能：警報リセット、PVホールド、MAX値／MIN値リセット

通信インターフェイス

通 信 種 類：RS-422A、RS-485
プ ロ ト コ ル：MODBUS-RTU、MODBUS-ASCII、Private（DI1000互換プロトコル）
機
能：上位通信／デジタル伝送

伝点
数：1点
出 力 電 圧：24VDC
精度：±10%最大許容電流：30mA

前面保護カバー形式

パネルカバー仕様

誤操作防止用プラスチック製カバー

USBエンジニアリングケーブル
形式

RZ-EC4仕様

パソコン接続用USBケーブル。
専用ソフトウェア ※3でパラメータ設定可能

赤外線エンジニアリングケーブル
形形 式式

仕様

パソコン接続用赤外線ケーブル。専用ソフトウェア でパラメータ設定可能。本製品の前面から通信し、盤に取り付けた状態でも使用可能。
※3

RZ-EC5※3：弊社HPよりダウンロード

送器

電源

下限バーンアウト（バーンシタ）

入力断線時に、測定値（PV）を下限に振り切らせます

防湿処理（ボウシツシヨリ）

製品内部のプリント基板に防湿コーティング処理を施します● 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 本カタログの記載内容は2024年8月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

宇 都 宮

028（612）
8963
神 奈 川

https://www.chino.co.jp/

086
（473）
7400

Cat.No. CI-15-01 Aug.-'24 Printed in Japan Ⓑ