NICHIA STS-DA1-3163 <Cat.No.140521>

日亜化学工業株式会社

白色標準 LED 標準仕様書

NLPW01S03A● 光度校正用● 温度調節機能付

NICHIA STS-DA1-3163 <Cat.No.140521>

規格(1) 絶対最大定格記号

最大定格単位順電流

項目

IF30mA

逆方向許容電流

ＩR

50mA

動作温度

Ｔopr

20～30

˚C

保存温度

Ｔstg

0～40

˚C

白金測温抵抗素子電流

Ｉpt

2mA

ペルチェ素子電流

Ｉpel

-1～1A

ペルチェ素子電圧

Ｖpel-3.2～3.2

V* TA=25°C での値です。

(2) 特性項目

条件

標準単位

VF

Tpt=30℃、IF=20mA

2.90

V

光度Iv

Tpt=30℃、IF=20mA

1.58

cd

演色性Ra

Tpt=30℃、IF=20mA

80--

Tpt=30℃、IF=20mA0.310--

Tpt=30℃、IF=20mA

0.320

-

光度

Iv（φ,θ）

Tpt=30℃、IF=20mA

機械軸に対して±5°以内

色度

x,y（φ,θ）

Tpt=30℃、IF=20mA

機械軸に対して±0.003 以内

順電圧

色度座標xｙ記号配光* TA=25°C での値です。
* 光度は、CIE 127:2007 に準拠した国家標準校正値と整合をとっています。
* 色度座標は、CIE 1931 色度図に基づくものとします。
* 白金測温抵抗素子制御温度 Tpt は 30~35°C の範囲で使用してください。
* LED をソケットに装着した状態の特性です。
* TA=25˚C にて枯化点灯（定電流ＩF=20mA、200 時間）実施後の特性です。

(3) 光束維持率
初期値に対して±3％以内* 点灯 100 時間もしくは 1 年のどちらか短い期間* TA=25˚C、Tpt=30˚C(±0.03˚C)、ＩF=20mA(±0.1%）での値です。

1

NICHIA STS-DA1-3163 <Cat.No.140521>

使用例(1) 接続● 接続方法を下図に示します。

温度コントローラー

標準 LED
LED 駆動用
定電流源

LED VF 測定用
デジタルマルチメーター

推奨使用機器性能
温度コントローラーＰＩＤ制御機能付き
温度計測精度：±0.03˚C 以内

ＬＥＤ駆動用定電流源

駆動電流精度：設定電流の±0.1%以下

ＬＥＤ VF 測定用デジタルマルチメーター

入力インピーダンス ：1 GΩ 以上(2) 設置● 標準ＬＥＤの保持方法例を下図に示します。

● ＬＥＤにおける測定距離の基点はＬＥＤの先端面とします。「外形寸法図」を参照下さい。

(3) 計測● 温度コントロールを開始してＬＥＤに定電流を印加し、光度が安定してから計測を開始します。
通常の使用では 1~3 分で校正を行うのに十分安定な状態を得ることができます。
点灯開始から 5 分までの特性は「経時変化特性」を参照下さい。

2

NICHIA STS-DA1-3163 <Cat.No.140521>

外形寸法図
管理番号 No.

NLPx01S03A
STS-DA5-0029(単位 Unit： mm, 公差 Tolerance：(単位 Unit：±0.2)mm)

10±0.12634.6(46)3±0.5+025 -0.1

53±0.5+0Parallel Pin Φ2-0.1(1.2)
2.1±0.1

Case

16+0Φ20 -0.1

14.5

23Plate(5)

M6 Depth 734.3±0.5

機械軸
Mechanical Axis

基点（LED先端面）
Reference point (LED front tip)

項目 ItemConnector

数量 Quantity

内容 Description
Part No.: EGJ.0B.309.CLA(from LEMO JAPAN Ltd.)

1ケース
Case

材質：アルミニウム
Material: Aluminum

1プレート
Plate

材質：樹脂Material: POM

1コネクタConnector

型番 NICHIA Part Number

シリアル番号 Serial Number
型番 NICHIA Part Number
NLP*01S03A* - 発光色（例 W：白色）* - Color (Example W:White)
シリアル番号 Serial Number
xxxxx
ロゴマーク NICHIA LED Mark

ロゴマーク NICHIA LED Mark3

NICHIA STS-DA1-3163 <Cat.No.140521>

内部回路
管理番号 No.

NLPx01S03x
STS-DA5-0030

矢印方向から見たコネクタ図は以下を参照して下さい。
Refer to the following illustration for the connector pin numbering(viewed from direction of the arrow).

871239654

1. LED点灯用（アノード側）
LED Anode to Power Supply
6. LED順電圧測定用（アノード側）
LED Anode for Forward Voltage measurement
保護素子
Protection
Deviceペルチェ素子 Peltier Device
AnodeLED

8. ペルチェ素子制御用（+）
Peltier Device (+)

白金測温抵抗素子 Platinum RTD
9. ペルチェ素子制御用（-）
Peltier Device (-)
Cathode3. 白金測温抵抗素子（3 端子）
Platinum Temperature Sensor (3 Wire Type)4. 白金測温抵抗素子（3 端子）
Platinum Temperature Sensor (3 Wire Type)5. 白金測温抵抗素子（3 端子）
Platinum Temperature Sensor (3 Wire Type)
7. LED順電圧測定用（カソード側）
LED Cathode for Forward Voltage measurement
2. LED点灯用（カソード側）
LED Cathode for Power Supply

4

NICHIA STS-DA1-3163 <Cat.No.140521>

梱包仕様図

5

NICHIA STS-DA1-3163 <Cat.No.140521>

光学特性

相対発光強度Relative Emission Intensity (a.u.)* 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
Spectrum
発光スペクトルSpectrum

管理番号 No.

1.0

NLPW01S03A
STS-DA5-0032

TA = 25°C

0.8
0.6

V(λ)
0.4
0.2
0.0
400

450

500

550

600

650

700

750800波長
Directivity1Wavelength (nm)

指向特性
Directivity
光度Luminous Intensity

-20°

-10°

0°

10°

30°

放射角度
Radiation Angle

40°

-40°

50°

-50°

60°

-60°
-70°

70°

-80°

80°

-90°

90°

10.50
相対光度
Relative Luminosity
Spectrum

色度Chromaticity Coordinate
相対色度
Relative Chromaticity Coordinate

TA = 25°C20°-30°0.51(a.u.)

TA = 25°C

0.05
0.04

x0.03

y0.02
0.01
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
-90-60-300306090

放射角度
Radiation Angle(°)* 標準ＬＥＤに取り付けられた白金測温抵抗素子の温度が30°Cなるように温度コントロールしたときの特性です(IF = 20 mA)。
These characteristics are measured at IF = 20 mA and Tpt = 30°C.
* ペルチェコントローラーの温度制御安定度は±0.03°Cです(メーカー仕様値)。
The Stability of Peltier Controller is ±0.03°C (data from manufacturer specification).

6

NICHIA STS-DA1-3163 <Cat.No.140521>

光学特性（拡大）* 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.

管理番号 No.

NLPW01S03A
STS-DA5-0033

指向特性
Directivity
Spectrum

光度
Luminous Intensity

TA = 25°C

相対光度
Relative Luminosity (a.u.)

1.05
1.04
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
-5-4-3-2-10

1

2

3

45

放射角度
Radiation Angle(°)

Spectrum

相対色度
Relative Chromaticity Coordinate

色度
Chromaticity Coordinate
TA = 25°C

0.003

x0.002y0.0010.000-0.001-0.002-0.003-5-4-3-2-1012345

放射角度Radiation Angle(°)* 標準ＬＥＤに取り付けられた白金測温抵抗素子の温度が30°Cなるように温度コントロールしたときの特性です(IF = 20 mA)。
These characteristics are measured at IF = 20 mA and Tpt = 30°C.
* ペルチェコントローラーの温度制御安定度は±0.03°Cです(メーカー仕様値)。
The Stability of Peltier Controller is ±0.03°C (data from manufacturer specification).

7

NICHIA STS-DA1-3163 <Cat.No.140521>

点灯安定性* 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.

点灯時間 － 相対順電圧特性
Relative Forward Voltage
Over Time

0.5
TA = 30°C
T A = 25°C
T A = 20°C

TA = 30°CT A = 25°C
T A = 20°C

0.4
相対光度
Relative Luminous Intensity (%)

0.003
0.002
0.001
0.000
-0.001-0.002-0.0030.3
0.2
0.1
0.0-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5

-0.004
0100

200

0300

100

点灯時間
Time (sec)Relative x Coordinate
Over Time

200

300

点灯時間
Time (sec)点灯時間 - 相対色度 x特性

点灯時間 - 相対色度 y特性
Relative y Coordinate
Over Time

IfIv

TaIv

0.003

0.003
TA = 30°C
T A = 25°C
T A = 20°C

TA = 30°C
T A = 25°C
T A = 20°C

0.002
相対色度 yRelative y Coordinate

0.002
相対色度 xRelative x Coordinate

NLPW01S03A
STS-DA5-0034

点灯時間 - 相対光度
TaVf
Relative Luminous Intensity
Over Time

VfIf0.004

相対順電圧
Relative Forward Voltage (V)

管理番号 No.

0.001

0.000

-0.001-0.002

0.001

0.000

-0.001-0.002-0.003-0.0030100
点灯時間
Time (sec)2003000100

200300

点灯時間
Time (sec)* 標準ＬＥＤに取り付けられた白金測温抵抗素子の温度が30°Cなるように温度コントロールしたときの特性です(IF = 20 mA)。
These characteristics are measured at IF = 20 mA and Tpt = 30°C.
* ペルチェコントローラーの温度制御安定度は±0.03°Cです(メーカー仕様値)。
The Stability of Peltier Controller is ±0.03°C (data from manufacturer specification).
* 点灯時間－相対順電圧特性、点灯時間－相対光度特性、点灯時間－相対色度x特性、点灯時間－相対色度y特性は、TA=25°C、ＬＥＤ点灯300sec後の値を基準としています。
In the above graphs, the value at 300 seconds of the curve of TA = 25°C was set as the reference point.

8

NICHIA STS-DA1-3163 <Cat.No.140521>

注意事項(1) 保管● 保管は 30˚C 以下、70%RH 以下の環境条件とし、乾燥剤（シリカゲル）入りの密閉容器等を使用して下さい。
● 急激な温度変化のある場所では、結露が起こりますので温度変化の少ない場所に保管して下さい。
● 本製品には、パッケージの内側及び外側に銀メッキを使用しています。
腐食性ガス等を含む雰囲気にさらされますと、メッキ表面が変質し、光学特性等に影響を及ぼすことがあります。
保管時は雰囲気の管理に十分注意してください。

(2) 取り扱い上の注意● 衝撃を与えると、特性に影響を与えることがありますので、注意してください。

(3) 静電気に対する取り扱い● 本製品は静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。取り扱いに際しては、以下の例を参考に静電気対策を十分行って下さい。
リストラップ、導電性衣類、導電靴、導電性床材等による電荷の除去
作業区域内の装置、治具等の接地による電荷の除去
導電性材料による作業台、保管棚等の設置● 本製品を機器に実装後、特性検査をする際には、静電気による損傷の有無も併せて確認して頂くようお願いします。
損傷した LED には、順方向の立ち上がり電圧が低下する、低電流で発光しなくなる等の異常が現れます。
不合格判定基準：( VF＜2.0V at IF=0.5mA )(4) 目の安全性● 2006 年に国際電気委員会(IEC)からランプ及びランプシステムの光生物学的安全性に関する規格 IEC 62471 が発行され、LED もこの規格の適用範囲に含められました。一方、2001 年に発行されたレーザー製品の安全に関する規格 IEC 60825-1 Edition1.2 において、LED が適用範囲に含まれていましたが、2007 年に改訂された IEC 60825-1 Edition2.0 で LED が適用除外されました。
但し、国や地域によっては、依然として IEC 60825-1 Edition1.2 と同等規格を採用し、LED が適用範囲に含められています。これらの国や地域向けには、ご注意下さい。IEC62471 によって分類される LED のリスクグループは、放射束や発光スペクトル、指向性などによって異なり、特に青色成分を含む高出力 LED ではリスクグループ 2 に相当する場合もあります。
LED の出力を上げたり、LED からの光を光学機器にて集光したりするなどした状態で、直視しますと眼を痛めることがありますので、ご注意下さい。

● 点滅光を見つづけると光刺激により不快感を覚えることがありますのでご注意下さい。又、機器に組み込んでご使用される場合は、光刺激などによる第三者への影響をご配慮下さい。

(5) その他● 本製品は、校正用途に使用されることを意図しております。校正用途以外では使用しないで下さい。
● 弊社の許諾を得ることなく、本製品に対し解体や分析などのリバースエンジニアリングにあたる行為を行わないで下さい。
万一本製品に不具合が発見された場合は、本製品自体の解体をすることなく弊社まで直接ご連絡下さい。

● 導入の際は、正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
● 本製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

9