VGMH series

Portable Strain Gauge Meter●オプション●外観図35mm●キャリングケース（ハード）CC-VGMH-H

圧力センサ・ロードセル※の値をその場で計測

85mm※ひずみゲージ式
トランスデューサ

ポータブルストレンゲージメータ

VGMH series

140mm●キャリングケース（ソフト）CC-VGMH-S

68mm

カラー画面

波形/バーメータ

2カ国語切替

断線チェック

2系統入力

データ収録

グラフ解析

静ひずみ

マルチ電源

D/A電圧出力

取説DL

データメモリーW85mm×H140mm×D35mm（突起部を含まず）

●仕様
型式

VGMH

適用センサ

ひずみゲージ式トランスデューサ

信号入力端子丸コネクタ（NDIS7P）/端子台（但し、接続はどちらか一方のみ）

ブリッジ電圧DC2.5V±5％（電流最大 30mA）

信号入力範囲±5mV/V

等価入力/TEDS

精度

指示値

校正/機能 設定

校正範囲

0.3mV/V〜 5.0mV/V

校正精度

0.1％F.S. 以内（弊社標準φ8、6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗 350Ω、5mV/V時）

非直線性

0.01％F.S.±1Digit 以内（5mV/V時）

ゼロドリフト

0.5μV/℃ 以内（入力換算値）

D/A出力

機能設定

上限、下限、比較モード、
ヒステリシス、ゼロ付近、移動平均処理、
モーションディテクト、
ゼロトラッキング、
デジタルゼロ、
デジタル風袋引、
区間指定、
ホールドモード、
キーロック、最小目盛、
デジタルゼロリミット、
デジタルゼロクリア、
データ出力選択、D/Aコンバーター
各6
サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、
区間指定ホールド（ピーク、ボトム）

指示値

最大300、
記録内容：ID No.、
日時、記録モード、
センサ値メモリーNo.、指示値

グラフ記録

最大8、
記録内容：ID No.、
日時、
センサ値メモリーNo.、
トリガーモード、
グラフ波形

出力端子

BNC コネクタ

出力電圧±2.0V

分解能

70.16μV typ

非直線性

0.02％F.S. 以内

ゼロドリフト0.1mV/℃ 以内

使用温度範囲0〜40℃

ゲインドリフト 0.003％/℃ 以内

保存温度範囲−20〜60℃

電源

単3形アルカリ電池、または、ニッケル水素充電池 4本（EVOLTA使用時、24時間駆動可能）
USB バスパワー（Micro-USB B コネクタ装備）

IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース

使用湿度範囲85％ RH 以下
（非結露）

表示器

2.4インチ TFT カラー液晶ディスプレー

適合規格

CEマーキング、FCC（クラスA）

表示モード

設定画面/指示値デジタル表示/グラフ表示/記録データリスト表示/静ひずみ表示

外形寸法（W×H×D）

約85mm×140mm×35mm（突起部を含まず）

言語

日本語/英語

重量約320g（電池を含む）TEDS機能表示ゼロ校正 / スパン校正（TEDS校正、実負荷校正、等価入力校正）

データ記録

移動平均
（OFF,16,32,64,128,256,512,1024,2048から選択）

デジタルフィルター

表示位置は選択可能

校正設定

ホールド機能1000回/秒、24bit−99999〜99999

小数点

設定保存ゲインドリフト 0.005％/℃ 以内
A/D変換

表示範囲

製品の詳細情報はhttps://www.valcom.co.jp/

デジタル圧力計・荷重計 専門メーカー®

をご覧ください。

※このカタログからの無断転載を禁止します。
※このカタログに記載されている内容は2018年8月1日現在のものです。
改良のため、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※株式会社バルコムは日本国内・台湾・中国・韓国における登録商標です。
※VALCOMは日本国内・台湾・中国における登録商標です。
※記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

油圧機器の圧力チェック

プレス・圧入の荷重管理

2018年 8月

VLC-E344□関西営業所 〒560-0035 大 阪 府 豊 中 市 箕 輪３丁目7 ｰ２5
TEL.06（6857）
1800 FAX.06（6857）
1840
VLC-024A□関東営業所 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川１丁目13ｰ12
西神奈川アーバンビル3FTEL.045（410）1331 FAX.045
（410）
1431

VPRF

□東海営業所 〒465-0013 名古屋市名東区社口1丁目1001
TEL.052（760）
8656 FAX.052
（760）
8666
□海外営業課 〒560-0035 大 阪 府 豊 中 市 箕 輪３丁目7 ｰ２5
TEL.06（6857）
1811 FAX.06（6857）
1003□本社・工場 〒560-0035 大 阪 府 豊 中 市 箕 輪３丁目7 ｰ２５

VPRT

https://www.valcom.co.jp/
2018.8.3000

Portable Strain Gauge Meter

フィールドでの圧力・荷重 診断/校正/確認がスグできる！
※

ポータブルストレンゲージメータ

VGMH series

現場に設置されたロードセルや圧力センサの値を、その場でチェック。信号が離れた場所でしか見られない場合や、次々にデバイスの状態を調べて回りたい場合など、フィールドでの圧力・荷重計測に活躍します。片手で軽く持てるボディにカラーバーメータ機能やグラフ重ね合わせなどの高機能を満載。PC接続で、計測したデータから分布や推移など、多彩で高機能なレポートも簡単に作れる管理ソフト、VGMH
DataViewerも無償ダウンロードにてご提供しています。

VGMH series※ひずみゲージ式
トランスデューサ

データ管理ソフト

VGMH DataViewer

計測データをCSV（Excel）形式でPCに保存したり、データをリスト状に並べて既定上下限値への適合を表示できます。
また、簡単な操作で時系列変化を伴う値をグラフデータ化して確認できます。

ファイル
保存

PCへ転送

システム推奨条件
Intel Core 2 Duo 以上のプロセッサー搭載コンピュータ/搭載メモリ：1GB以上

グラフデータ

指示値
リスト

対応OS（2018年4月 現在）
VGMHで測定したデータをPCで管理するソフトウェア「VGMH DataViewer」
を無償でホームページよりダウンロードできます。
ダウンロードはこちら ⇒ https://www.valcom.co.jp/download/ ※ダウンロードには会員登録が必要です。

カラーグラフィック液晶画面●はっきりした見やすいカラー液晶表示●安全、危険などを色で直感的に表示可能

TEDS機能（※1）（Transducer Electronic Data Sheet）●電源投入時にセンサ（※2）情報を読み込み、校正●センサ（※2）情報の表示、書き換えが可能

グラフ解析、グラフ重ね合わせ機能●加工の再現性を確認●良品比較でわかりやすい表示

波形/バーメータ表示●測定値の適正、不足、オーバーを一目で直感的に把握

データ収録機能●測定値を記録および呼び出し一覧表示●波形画面を記録、表示および比較が可能

静ひずみ表示●センサ（※2）入力信号をひずみ量で表示●センサ（※2）検出部の塑性変形など故障初期の判定に（※1）
この機能はTEDS対応センサと組合せる場合に使用可能です。 （※2）
圧力センサ、ロードセル、トルクセンサなどのひずみゲージ式トランスデューサ

センサ（※2）データ値6種類メモリー可能●センサ（※1）固有値を記憶できるため毎回入力不要●よく使うセット、グラフを素早く呼び出し

センサ（※2）断線チェック機能●断線時のトラブル原因が一目でわかる●表示を見ながらリアルタイム確認が可能

D/A 電圧出力機能●フルスケールに対して最大2Vの出力ができるため動ひずみアンプとしての使用も可能
BNC
コネクタ
接続

Windows 7 SP1（32/64bit版）
Windows 8.1（32/64bit版）
Windows 10（32/64bit版）

日本語・英語 切り替え表示●出張校正時など海外での使用に●日本語と英語の言語切り替えが可能

センサ（※2）入力方式2系統

マルチ電源方式●コネクタ入力、端子台（バラ線）
入力が可能なため多くの計測に対応可●単三乾電池4本のバッテリー駆動●ミニUSBポートを使用しての給電

コネクタ
入力

単三乾電池

端子台
入力

USB
給電

取扱説明書のダウンロード●本製品の取扱説明書をQRコードからダウンロード可能
samplesample

日本語版

英語版

ヘルプ
取扱説明書

sample

左記QRコードにアクセスいただくと取扱説明書の閲覧が可能です。