高マトリックスサンプルでも精度と感度を向上

Agilent OneNeb シリーズ 2 ネブライザ

Agilent OneNeb シリーズ 2 ネブライザは、オリジナルの Agilent OneNeb ネブライザの性能を保持しながら、ワンランク上の堅牢性および耐久性を実現します。従来のガラス製同軸ネブライザや一部の不活性ネブライザからの置き換えが可能です。

フローブラーリングネブライゼーションにより、従来のガラス製同軸ネブライザと比 べて感度と精度が確実に高まり、総溶解固形分 (Total Dissolved Solids: TDS) の高いサンプルへの耐性が向上しています。次のような利点があります。

優 れた柔軟性: 異 なるアプリケーションの分析でもネブライザを交換する必要 はありません。

OneNeb シリーズ 2 は次のようなサンプルに最適です。

Agilent OneNeb シリーズ 2
ネブライザの 10 の特長
1. 1 本の OneNeb ネブライザですべてのサンプルに対応

2. 不活性: すべての溶液で使用可能
3. 壊れにくさ: ポリマ製のため破損しない• ルーチンサンプル

4. 生産性の向上: 検出下限と LOD• 高マトリックスサンプル

5. 優れた分析精度を実現 (通常は• 少量サンプル• 強酸分解 (HF を含む) で前処理されたサンプル• 有機溶媒を使用したサンプル

不活性: ポリマ製で、石油化学業界で一般的に用いられる有機溶媒をはじめ、ほぼすべてのサが改善され、再分析が不要

RSD が 1 % 未満）

6. スループットの向上: 長時間の安定性により、長時間の分析が可能

ンプルに適しています。王水、フッ酸 (HF)、多酸分解で前処理した地球化学分野の溶融サンプ

7. ダウンタイムの短縮: 高マトリック

堅牢性: OneNeb シリーズ 2 は誤って落とした場合でも、ガラス製同軸ネブライザのような損傷

8. ほとんどの ICP-OES に適合

ルの分解物にも対応できます。の危険性はほとんどありません。

使いやすさ: 既存のガラス製同軸ネブライザを OneNeb シリーズ 2 に置き換えるだけで使用できます。メソッドの変更は不要です。

シンプルなメンテナンス: OneNeb シリーズ 2 は従来のネプライザと同じように取り扱うことができます。分析完了時に洗浄液で洗浄するだけです。

スサンプルでも詰まりが最小限に

9. 操作が簡単: アダプタやメソッドの変更なしで、従来のガラス製同軸ネブライザの代わりに使用可能

10. 他社の ICP-OES でも使用可能従来のネブライザを上回る
AGILENT ONENEB シリーズ 2 の性能精度と感度を向上

優れた検出下限

イズ分布域の狭い微細なエアロゾルを生成します。その液滴のほとゾルによって、堅牢な性能とより優れた検出下限を実現しています。

OneNeb ネブライザで用いられているフローブラーリング技術は、サんどは 10 μm 未満の大きさです。小さい液滴はプラズマ中でより効率的に脱溶媒化および励起されるため、精度が向上します。サイズの小さい液滴が高い割合で含まれているため移送効率が大幅に高まり、サンプル取り込みレートが低い場合でも感度が最大 4 倍に向上します。
14

従来のガラス製同軸ネブライザよりも高い移送効率と微細なエアロ元素

CGN DLOneNeb DL

DL 向上比 (%)

Ag 328.068

0.610.61

100

Al 167.019

1.941.53127

As 188.980

129.841220.070.05

162

OneNeb シリーズ 2

Be 313.042

0.010.0119310

ネブライザ

Ca 396.847

0.090.07

121

Cd 214.439

1.270.91139

体積 (%)Ba 455.403

12一般的なコンセントリックガラス

試料量 = 1.0 mL/min

8

ガス流量 = 0.70 L/min

64
2002040

液滴直径 (µm)

6080

100

OneNeb シリーズ 2 ネブライザ (緑) は、従来のネブライザ (オレンジ) よりも液滴のサイズが小さく、サイズ分布域の狭いエアロゾルを生成します。

Co 238.892

1.91.7110

Cr 267.716

0.860.7123

Cu 327.395

1.760.96183

Fe 238.204

0.90.68132

K 766.491

5938154

Mg 279.553

0.050.05107131

Mn 257.610

0.190.15

Na 589.592

21.04197

Ni 231.604

55108113

Pb 220.353

1210Se 196.026

1713133

Tl 190.794

1512129V 292.401

1.240.96

129

Zn 213.857

0.50.49101

OneNeb シリーズ 2 ネブライザとコンセントリックガラスネブライザ (CGN)で得られるラジアル ICP-OES の検出下限を比較しています。積分時間は 30秒です。ほとんどの元素で、Agilent OneNeb シリーズ 2 で優れた検出下限が得られています。

2総溶解固形分 (TDS) に対する優れた耐性と長期安定性

サンプルスループットと精度を向上

OneNeb シリーズ 2 は TDS に対する耐性が高いため (最大 25%)、従OneNeb シリーズ 2 は他のどのネブライザよりも短時間で洗浄することす。例えば、河川水、塩水、精製化学製品、または懸濁粒子が含まれてモリ効果も軽減できます。

来のネブライザでは詰まりが生じるおそれのあるサンプルでも使用できまいる使用済みオイルサンプルでも使用可能です。また、長期的な安定性が高く、化学耐性も優れています。

ができます。洗浄時間の短縮によってサンプルスループットが向上し、メ発光強度
Intensity

長期的な安定性 (8 時間)

20000000
18000000
16000000

120

14000000
12000000

100

Normalized Concentration

10000000
80

8000000
6000000

60

4000000
2000000

40

0
20

0
0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

Elapsed time (h:mm)
B 249.772nm

V 327.612nm

Co 344.917nm

Zr 383.676nm

Al 394.401nmCr 435.177nm

Ti 453.324nm

Mo 553.305nm

02040t (s)6080100

1 % 硝酸中 25 ppm Mn のウォッシュアウトプロフィール、シングルパスガラスサイ

クロニックスプレーチャンバを使用 (3 回繰り返し)

長期的 な安定性: ニッケル合金 CRM (IN 100) の 8 時間 にわたる連続測定。5%HF/20% 王水分解で前処理を行い、すべての元素について RSD 5% 未満の精度を持つ Agilent 4210 MP-AES と不活性サンプル導入システムを用いて分析しました。

液体

フローブラーリングネブライゼーションを用いる理由

フローブラーリングノズル

従来のネブライザでは、 ベンチュリー効果によりエアロゾルが生成されますが、このとき、ネブライザガスが直径の狭いサンプルキャピラリを経由してチップを通過します。このサンプルキャピラリの狭さにより、特に微粒子が含まれるサンプルや TDS の高いサンプルで詰まりが生じやすくなります。

それに対して、フローブラーリングネブライゼーションではネブライザガスが溶液に軸方向に取り込まれます。キャピラリチップとネブラ

イザオリフィスの間の適度なすき間によって、ネブライザガスの乱流

気体

H

0

構成では 、液体 サンプルとネブライザガスの乱流混合が促進され、液滴のきわめて小さい微細なエアロゾルDが生成されます。

エアロゾル混合が促進されます。マイクロスケールの液滴のエアロゾルプルー

ネブライザガス (黒) が流れるため、詰まりがほぼ排除されます。この手法は基本的にあらゆに 取り込 まれます 。
これにムが生成されます。圧力が低下せず、キャピラリ直径が一定に保たる液体に適し、幅広い溶液流量にわたって高効率を実現できます。

入サンプル (青) に軸方向よって流入液との乱流混合が誘発され、微細 なエアロゾルが生成されます。

3

Agilent OneNeb シリーズ 2 ネブライザ仕様

交換可能なサンプルキャピラリ/コネクタアセンブリ、ネブライザガス注入口用クイックリリースコネクタ、ペリスタルティックポンプチューブ用コニカルアダプタが付属します。
構成

コンセントリックネブライザ

本体

外径 6 mm、一般的なコンセントリックネブライザと直接交換可能

材質

サンプルキャピラリ
サンプル接続部EFTE、PEEK フィッティング付き• FEP ナチュラル、外径 1/16 インチ (1.6 mm)、内径 0.5 mm x 長さ 750 mm• ネブライザに接続 (PEEK ネジ式コネクタ使用)• キャピラリ/コネクタアセンブリは、取り外しおよび交換可能• ペリスタルティックポンプチューブに確実に接続できる PEEK コニカルアダプタが付属• 内径 0.020 ～ 0.030 インチ (0.5 ～ 0.75 mm) のポンプチューブに適合

ネブライザガスコネクタ

クイックリリース互換性• 標準のガラスサイクロニック、不活性、およびスコット型の各スプレーチャンバに適合・最適な性能を得るにはサイクロニックスプレーチャンバを使用• 一般的なガラス製同軸ネブライザおよび不活性ネブライザと直接置き換えが可能 (外径 6 mm チップ)
• Agilent ICP-OES/MP-AES、パーキンエルマー Optima ICP-OES システムに最適溶液取り込み範囲

一般的なアプリケーション

製品情報• 0.04 ～ 2.0 mL/min、微量サンプルを分析可能• OneNeb シリーズ 2 は溶液を自己吸引しないため、サンプルのポンプ移送が必要 (MSIS には使用不可）• 高 TDS (最大 25%) サンプル
• 粒子サイズの小さいサンプル (最大直径 150 μm 未満)• 酸性溶液 (王水、HF、多酸分解物を含む)• 有機溶媒で前処理されたサンプル• 微量サンプル。ただし、使用時には低レートの溶液取り込みが必要

品名

部品番号

Agilent ICP-OES/MP-AES システム用の OneNeb シリーズ 2 不活性ネブライザ

G8010-60293

スコット型スプレーチャンバで使用するエンドキャップ (パーキンエルマー Optima8003-0335

アセンブリ用 PEEK ネジ式キャピラリ/コネクタ

G8010-60345

パーキンエルマー Optima ICP-OES システム用の OneNeb シリーズ 2 不活性ネブライザ

ICP-OES)PEEK コニカルアダプタ、サンプルキャピラリとペリスタルティックポンプチューブを接続

8003-0951

5043-0502ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2016
Printed in Japan, November 2, 2016
5991-7584JAJP