QUICK START GUIDEGAS-Mate®
Combustible Gas Leak Detector
English ·Español ·Deutsch ·Français ·Italiano ·ѣᮽ · ᪥ᮏㄒ4Touch pad5

Power button
6

Release tab
7

2

1

Leak
indicators

Probe
tip/sensor

Batterycover

3Battery
indicator

Español
1. Punta/sensor de la sonda
2. Indicadores de fuga
3. Indicador de batería
4. Panel táctil
5. Botón de encendido
6. Pestaña de liberación
7. Tapa de las baterías

Italiano
1. Punta/sensore sonda
2. Indicatori di fuga
3. Indicatore della batteria
4. Touchpad
5. Pulsante di accensione/spegnimento
6. Linguetta di sgancio
7. Coperchio del vano batterie

Deutsch
1. Sondenspitze/Filter
2. LED-Anzeige Empfindlichkeit
3. Batterieanzeige
4. Touchpad
5. Ein-/Aus-Schalter
6. Entriegelungslasche
7. Batteriedeckelѝ᮷
1. ᧘䪾ཪ/Ֆ᝕ಞ
2. ⋺╅᤽⽰ಞ
3. ⭫䠅᤽⽰⚥
4. 䀜᪮ᶵ
5. ⭫Ⓠ᤿䫤
6. 䠀᭴⡽
7. ⭫⊖ⴌ

Français
1. Embout de sonde/capteur
2. Indicateurs de fuite
3. Témoin de batterie
4. Pavé tactile
5. Bouton d'alimentation
6. Languette de déverrouillage
7. Couvercle de la batterie᪥ᮏㄒ
1. 䝥䝻䞊䝤䝏䝑䝥/䝉䞁䝃䞊
2. 䝸䞊䜽䜲䞁䝆䜿䞊䝍
3. 䝞䝑䝔䝸䜲䞁䝆䜿䞊䝍
4. 䝍䝑䝏䝟䝑䝗
5. 㟁※䝪䝍䞁
6. 䝸 䝸 䞊䝇䝍 䝤
7. 䝞䝑 䝔 䝸 䜹 䝞䞊

2• GAS-Mate• Plastic carrying case• Two Duracell® MN1300 “D” cell alkaline batteries• Combustible gas sensor (pre-installed)
WARNING!: To prevent ignition of a hazardous
atmosphere, batteries must only be changed
in an area known to be nonhazardous (i.e.,completely free of combustible gas).
1. Install Two “D” Cell Alkaline Batteries (Included)a. Depress the release tab using a coin or screwdriver.
b. Slide the battery cover away from the probe tip to remove.
c. Insert batteries according to illustration inside battery
compartment.
d. Replace battery cover. Be sure to slide the battery coveralong the side rails until the release tab is engaged.
2. Turning GAS-Mate On and Preparing for Use
a. Long press the power button to turn GAS-Mate On or Off.
The Battery indicator will illuminate while GAS-Mate is On.

NOTE: GAS-Mate should be turned On in an area free of
combustible gases.

NOTE: If the Battery indicator flashes or if the Battery andhighest signal indicator both flash, the batteries are
low and should be replaced.
b. Allow GAS-Mate to warm-up from thirty seconds up to
two minutes.

NOTE: GAS-Mate will alarm during warm-up and thehighest leak indicator will illuminate. When warm-up
is complete, GAS-Mate will beep steadily.

3

EnglishIncluded In The Package:Englishc. If needed, adjust sensitivity by swiping up or down on thetouch pad. The leak indicators will illuminate to indicate thesensitivity level.

NOTE: GAS-Mate defaults to maximum sensitivity on
startup. It is recommended to use this setting formost applications.
3. Using GAS-Mate to Detect Leaks
a. Once warm-up is complete, enter the test area.
b. Place the tip of GAS-Mate as close as possible to thesuspected leak.
c. Slowly move the probe past each possible leak point. If aleak is detected, GAS-Mate will alarm and the leak indicators
will illuminate. Faster beeping or a solid alarm indicate alarger concentration of combustible gas.

WARNING!: GAS-Mate automatically zeros the
background level of combustible gas, so alack of alarm may not indicate a safe
environment.
d. When a leak is identified, pull the probe away from the leakfor a few seconds and then return it to pinpoint the leak.
Download the full operating manual fromwww.inficonservicetools.com
www.inficonservicetools-europe.com

4

5

EspañolEl paquete incluye:• GAS-Mate• Estuche de transporte de plástico• Dos baterías alcalinas Duracell® MN1300 "D"• Sensor de gas combustible (preinstalado)¡ADVERTENCIA!: Para evitar la ignición de una atmósfera
peligrosa, las baterías sólo se deben
cambiar en una zona que se sepa que notiene peligro (es decir, completamente
libre de gas combustible).
1. Instalación de las dos baterías alcalinas de tipo D(incluidas)a. Apriete la pestaña de liberación con una moneda o un
destornillador.
b. Extraiga la cubierta del compartimento para baterías,
deslizándola hacia afuera.
c. Coloque las baterías de tipo D en el compartimento parabaterías, tal como se muestra en la ilustración.
d. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento. Asegúrese
de deslizar la cubierta a lo largo de las muescas laterales
hasta que la pestaña quede fijada en su sitio.
2. Encendido del GAS-Mate y preparación para su uso
a. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender oapagar el GAS-Mate. El indicador de carga de las baterías seiluminará mientras el GAS-Mate esté encendido.
NOTA: El GAS-Mate se debe encender en una zona librede gases combustibles.
NOTA: Si el indicador de batería se iluminaintermitentemente o si parpadean a la vez losindicadores de batería y de señal más alta, significa
que queda poca carga en las baterías y se deben
reemplazar.
b. Deje que el GAS-Mate se caliente entre 30 segundos y hasta
dos minutos.

Español

NOTA: El GAS-Mate mostrará continuamente una alarma
durante el calentamiento y el indicador de fuga más
alta se iluminará. Al acabar el calentamiento, el
GAS-Mate emitirá un pitido constante.
c. Si es necesario, ajuste la sensibilidad deslizando el dedo
hacia arriba o hacia abajo en el panel táctil. Los indicadoresde fuga se iluminarán para indicar el nivel de sensibilidad.
NOTA: La sensibilidad predeterminada al encender el GASMate es la máxima. Se recomienda usar este ajustepara la mayoría de las aplicaciones.
3. Uso del GAS-Mate para detectar fugasa. Cuando se haya completado el calentamiento, acceda alárea de prueba.
b. Coloque la punta del GAS-Mate tan cerca como sea posibledel punto de sospecha de fuga.
c. Mueva lentamente la sonda por encima de cada uno de losposibles puntos de fuga. Si se detecta una fuga, el GASMate emitirá una alarma y se encenderán los indicadores defuga. Los pitidos de alarma más rápidos o una alarma fija
indican una mayor concentración de gas combustible.
ADVERTENCIA: El GAS-Mate pone automáticamente a
cero el nivel de fondo de gas
combustible, por lo que la falta dealarmas no indica necesariamente que
el entorno sea seguro.
d. Si se identifica una fuga, separe la sonda de la fuga duranteunos segundos y vuelva a colocarla para señalar con
precisión la fuga.
Descargue el manual de operación completo en
www.inficonservicetools.com
www.inficonservicetools-europe.com

6

Lieferumfang des Grundgeräts:• GAS-Mate• Tragekoffer aus Kunststoff• Zwei Alkali-Batterien des Typs Duracell® MN 1300 "D"• Sensor für brennbare Gase (vorinstalliert)

WARNUNG!: Um eine Entzündung gefährlicher Gase zu

1. Installieren Sie zwei Alkalibatterien des Typs "D"(Teil des Lieferumfangs)
a. Drücken Sie die Entriegelungslasche mithilfe einer Münze odereines Schraubendrehers nach unten.
b. Schieben Sie den Batteriedeckel von der Sondenspitze fort undnehmen Sie ihn ab.
c. Legen Sie zwei Batterien des Typ "D" in das Batteriefach ein(siehe Abbildung).
d. Setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf. Achten Sie darauf, denBatteriedeckel entlang der seitlichen Führungen einzuschieben,
bis die Entriegelungslasche einrastet.
2. Einschalten des GAS-Mate-Lecksuchgeräts undVorbereitung zur Verwendunga. Schalten Sie das GAS-Mate-Lecksuchgerät durch längeres
Drücken des Ein-/Aus-Schalters ein bzw. aus. Die Batterieanzeige
leuchtet auf, während das GAS-Mate-Lecksuchgerät
eingeschaltet ist.
HINWEIS: Der GAS-Mate sollte in einem Bereich eingeschaltet
werden, in dem keine Brenngase vorhanden sind.
HINWEIS: Wenn die Betriebsanzeige blinkt oder die
Batterieanzeige und die höchste Signalanzeige
gemeinsam blinken, sind die Batterien schwach undsollten erneuert werden.
b. Lassen Sie den GAS-Mate zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten
lang warm werden.
HINWEIS: Der GAS-Mate gibt während des Aufwärmens einen
Daueralarm ab und die höchste Leckanzeige

7

Deutschverhindern, dürfen die Batterien nur an
ungefährlichen Orten ausgetauscht werden, an
denen bekanntermaßen keine entzündlichen
Gase vorhanden sind.

Deutschleuchtet auf. Wenn der Aufwärmvorgang
abgeschlossen ist, gibt der GAS-Mate einen
Dauerpiepton ab.
c. Die Empfindlichkeit lässt sich wie gewünscht einstellen, indem Sieeinen Finger nach oben oder nach unten über das Touchpadziehen. Die Leckanzeigen leuchten auf, um die
Empfindlichkeitsstufe anzuzeigen.
HINWEIS: Beim Einschalten wird auf dem GAS-Matestandardmäßig die höchste Empfindlichkeitsstufe
eingestellt. Diese Einstellung wird auch für die
meisten Anwendungen empfohlen.
3. Verwendung des GAS-Mate zur Leckerkennung
a. Wenn der Aufwärmvorgang abgeschlossen ist, können Sie den zu
prüfenden Bereich betreten.
b. Setzen Sie die Spitze des GAS-Mate möglichst nahe an dervermuteten Leckstelle an.
c. Bewegen Sie die Sonde langsam entlang der einzelnen
potenziellen Leckstellen. Wird ein Leck erkannt, signalisiert der
GAS-Mate einen Alarm und die Leckanzeigen leuchten auf.
Schnelleres Piepen oder ein Daueralarm zeigen eine größere
Konzentration an brennbarem Gas an.
VORSICHT: Der GAS-Mate setzt die Hintergrundkonzentration
des brennbaren Gases automatisch auf Null, so
dass ein fehlender Alarm nicht unbedingt einesichere Umgebung anzeigt.
d. Wenn ein Leck identifiziert wird, ziehen Sie die Sonde für ein paar
Sekunden von der undichten Stelle zurück und setzen Sie sie
dann wieder an, um die Leckstelle genau zu orten.
Das komplette Betriebshandbuch können Sie bei
www.inficonservicetools.com
www.inficonservicetools-europe.com

8Inclus dans l'emballage :atmosphère explosive, les piles doiventêtre remplacées uniquement dans deszones non dangereuses (c’est-à-dire,totalement exemptes de gaz
combustibles).
1. Installez deux piles alkalines " D " (incluses)
a. Appuyez sur la languette de déverrouillage en utilisant unepièce de monnaie ou un tournevis.
b. Faites glisser les piles conformément à l'illustration à
l'intérieur de leur compartiment.
c. Insérez les piles " D " tel qu'illustré sur leur compartiment.
d. Remettez en place le couvercle des piles. Assurez-vous defaire glisser le couvercle des piles le long des rails latéraux
jusqu'à ce que la languette de déverrouillage soit engagée.
2. Mettez le GAS-Mate sous tension et préparez-vous à son
utilisation
a. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pourmettre le GAS-Mate sous/hors tension. Le témoin des piless'allumera pendant que le GAS-Mate est sous tension.
REMARQUE : Le GAS-Mate doit être mis en marche dansun endroit exempt de gaz combustibles.
REMARQUE : Si le témoin de piles clignote ou si lestémoins de piles et de signal le plus élevé
clignotent tous les deux, les piles sontfaibles et doivent être remplacées.
b. Attendez entre 30 secondes et deux minutes que le GASMate se préchauffe.
REMARQUE : Le GAS-Mate émet une alarme pendant lepréchauffage et le témoin de fuite la plus

9

Français• GAS-Mate• Mallette de transport en plastique• Deux piles alcalines Duracell® MN1300 " D "• Capteur de gaz combustible (préinstallé)
AVVERTENZA!: Pour éviter une inflammation enFrançais

élevée s'allume. Le GAS-Mate émet un bip
continu quand le préchauffage est terminé.
c. En cas de besoin, réglez la sensibilité par glissement vers lehaut ou vers le bas sur le pavé tactile. Les témoins de fuites'allument pour indiquer le niveau de sensibilité.
REMARQUE : Par défaut, le GAS-Mate démarre au niveau
maximum de sensibilité. Il est recommandéd'utiliser ce réglage pour la plupart desapplications.
3. Utilisation du GAS-Mate pour détecter des fuites
a. Une fois le préchauffage terminé, entrez dans la zone detest.
b. Placez l'embout du GAS-Mate aussi près que possible de lafuite suspectée.
c. Déplacez lentement la sonde devant chaque point de fuite
possible. En cas de détection d'une fuite, le GAS-Mate émetune alarme et les témoins de fuite s'allument. Des bips plus
rapides ou une alarme continue indiquent une concentration
plus importante de gaz combustible.
PRECAUTION: Le GAS-Mate remet automatiquement leniveau naturel de gaz combustible à zéro,l'absence d'alarme peut donc ne pas
indiquer un environnement sûr.
d. Lorsqu'une fuite est identifiée, éloignez la sonde de la fuite
pendant quelques secondes et ramenez-la sur le site de lafuite.
Téléchargez le manuel d'instructions complet sur
www.inficonservicetools.com
www.inficonservicetools-europe.com

10

11

Italiano

La confezione include:• GAS-Mate• Custodia di trasporto in plastica• Due batterie alcaline "D" Duracell® MN1300• Sensore di gas combustibile (preconfigurato)
AVVERTENZA!: Questo simbolo è utilizzato per avvisare
l'utente della esistenza di importanti
istruzioni di funzionamento e
manutenzione, compresi nella
documentazione stampata che
accompagnano questo strumento.
1. Installare le due batterie alcaline "D" (incluse)a. Premere la linguetta di sgancio utilizzando una moneta o un
cacciavite.
b. Far scorrere il coperchio del vano batterie allontanandolo
dalla punta della sonda per rimuoverlo.
c. Inserire le batterie "D" nel modo indicato nell'illustrazione
all'interno del vano batterie.
d. Ricollocare il coperchio del vano batterie. Accertarsi di farescorrere il coperchio del vano batterie lungo le guide laterali
fino al corretto inserimento della linguetta di scatto.
2. Attivare GAS-Mate e prepararlo all'usoa. Premere a lungo il pulsante di alimentazione per accendere/
spegnere GAS-Mate. L'indicatore della batteria si illuminerà
per segnalare l'accensione di GAS-Mate.
NOTA: Il GAS-Mate deve essere acceso in un'area priva digas combustibile.
NOTA: Se l'indicatore della batteria lampeggia o se
l'indicatore di segnale più in alto e quello dellabatteria lampeggiano insieme, le batterie si stanno
scaricando e devono essere sostituite.
b. Per il riscaldamento del GAS-Mate sono necessari da 30
secondi a due minuti.
NOTA: Il GAS-Mate segnala la fase di riscaldamento con
l'emissione di un segnale acustico e l'indicatore delleperdite più in alto si illuminerà. Quando ilItalianoriscaldamento è completo, il GAS-Mate emette un
segnale acustico costante.
c. Se necessario, regolare la sensibilità scorrendo verso l'alto overso il basso sul touchpad. Gli indicatori di perdite si
illumineranno per indicare il livello di sensibilità.
NOTA: L'impostazione predefinita del GAS-Mate èsensibilità massima all'avvio. Si consiglia di usare
questa impostazione per la maggior parte delleapplicazioni.
3. Utilizzare il GAS-Mate per il rilevamento di perdite
a. Quando il riscaldamento è completo, accedere all'area ditest.
b. Posizionare la punta del GAS-Mate il più vicino possibile al
punto in cui si sospetta la perdita.
c. Passare lentamente la sonda fino a superare la possibile
sorgente della perdita. Se viene rilevata una perdita, il GASMate emette un suono acustico e gli indicatori di perdita
lampeggiano. L'emissione più rapida di un suono o unallarme fisso indicano una concentrazione maggiore di gas
combustibile.
ATTENZIONE: Il GAS-Mate azzera automaticamente il
livello di fondo del gas combustibile, quindi
l'assenza di allarme potrebbe non indicare
un ambiente sicuro.
d. Quando viene identificata una perdita, allontanare la sonda
per alcuni secondi e poi riavvicinarla per localizzare laperdita.
Scaricare il manuale operativo completo da
www.inficonservicetools.com
www.inficonservicetools-europe.com

12वѝ⢙૱˖• GAS-Mate• ງᯏᩢ䘆㇧• њ㢸 Duracell® MN1300“D”ශ⻧ᙝ⭫⊖• ᱉⟹ᙝ≊։Ֆ᝕ಞδ人㻻ε:ড䲪⫠ຳǼȃⲪ⚛䱢→ȃǴȖȀǃ䴫⊐Ȅড䲪ǼȄǿǙ

1. ᆿ㻻њ㢸“D” ශ⻧ᙝ⭫⊖δ䳅䱺εa. ֵ⭞⺢ᐷᡌ㷰ѓ࠶᤿с䠀᭴⡽Ⱦb. ሼ⭫⊖ⴌ┇⿱᧘䪾ཪθԛሼެ᣼মсᶛȾc. ᨈ‫“ޛ‬D” ශ⭫⊖θྸ⭫⊖㡧ഴ䀙ᡶ⽰Ⱦd. 䠃᯦㻻р⭫⊖ⴌȾࣗᗻ⋵⵶њ‫ם‬ሲ䖞┇ࣞ⭫⊖ⴌθ⴪㠩গਾօ䠀᭴⡽Ⱦ
2. ᢉᔶ GAS-Mateθԛ༽ֵ⭞a. 䮵᤿⭫Ⓠ᤿䫤θԛᢉᔶ/ީ䰣GAS-MateȾᢉᔶGAS-Mateᰬθ⭫䠅᤽⽰⚥ሼӤ䎭༷⌘  ᓊ൞ᰖ᱉⟹ᙝ≊։॰ตѣᢉᔶ GAS-MateȾ༷⌘  ྸ᷒ “ ⭫⊖ ” ᤽⽰⚥䰠⛷ᡌྸ᷒ “ ⭫⊖ ” ਀ᴶ儎‫ؗ‬ਭ᤽⽰⚥ੂᰬ䰠⛷θࡏ㺞⽰⭫⊖⭫䠅քъ䴶㾷ᴪᦘȾb. 䇟 GAS-Mate 人✣θ䴶ᰬ㓜 30 〈㠩њ࠼䫕Ⱦ༷⌘  GAS-Mate ሼ൞人✣ᵕ䰪ᣛ䆜θᴶ儎⋺╅᤽⽰⚥ሼӤ䎭Ⱦ人✣ᇂᡆ੄θ GAS-Mate ሼਇ࠰どᇐ㴸呙༦Ⱦc. ྸ᷒䴶㾷θਥ൞䀜᪮ᶵрੇрᡌੇс┇ࣞᶛ䈹᮪⚫ᮅᓜȾ⋺╅᤽⽰⚥ሼӤ䎭θԛ᤽⽰⚫ᮅᓜ㓝ࡡȾ༷⌘  GAS-Mate ੥ࣞᰬ唎䇚䇴㖤Ѱᴶཝ⚫ᮅᓜȾᔰ䇤ሯཝཐᮦᓊ⭞ֵ⭞↚䇴㖤Ⱦ13ѝ᮷˄ǮǿȤǶǃਟ⟳ᙗȴɁǡ‫ޘ‬Ǥᆈ൘ǬǿǙ˅ǽ࠶ǠǸǻǙȠ๤ᡰǼȃȔӔᨋǮȠᗵ㾱ǡǗȟȓǮǄ

3. ֵ⭞ GAS-Mate Ỷ⎁⋺╅⛯a. жᰜ人✣ᇂᡆθ㄁঩䘑‫⎁ޛ‬䈋॰Ⱦb. ሼ GAS-Mate Ⲻ᧘䪾ཪታਥ㜳䶖䘇⯇ղ⋺╅⛯Ⱦc. 㕉ម〱ࣞ᧘䪾θֵެ㔅䗽਺Ѡਥ㜳Ⲻ⋺╅⛯Ⱦྸ᷒Ỷ⎁ࡦ⋺╅θGAS-Mateሼਇ࠰䆜ᣛθ⋺╅᤽⽰⚥ሼӤ䎭Ⱦ䖹ᘡⲺଊଊ༦ᡌਥ䶖䆜ᣛ㺞⽰Ỷ⎁ࡦ䖹儎⎉ᓜⲺ᱉⟹ᙝ≊։Ⱦ㆙࿌ ⭧ӄ GAS-Mate Ր㠠ࣞሼ᱉⟹ᙝ≊։㜂Ქ≪ᒩ䇴㖤Ѱѝ᮷䴬≪ᒩθഖ↚ᵠਇ࠰䆜ᣛਥ㜳у㺞⽰⧥ູᆿ‫ޞ‬Ⱦd. ⺤ᇐ⋺╅⛯੄θሼ᧘䪾Ԅ⋺╅⛯〱ᔶᮦ〈θ❬੄߃〱ഔԛ㋴⺤ᇐփ⋺╅⛯ȾԄ www.inficonservicetools.com с䖳ᇂ᮪Ⲻᬃ֒ᢁ߂Ⱦ

14ḟࡢࡶࡢࡀࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ྵࡲࢀࡲࡍ:• GAS-Mate• 䝥䝷䝇䝏䝑䜽〇䜻䝱䝸䞁䜾䜿䞊䝇• Duracell® MN1300 ༢䠍䜰䝹䜹䝸㟁ụ2ಶ• ྍ⇞ᛶ䜺䝇䝉䞁䝃䞊䠄⿦╔῭䜏䠅ὀព  Ѫ䚯‫ݽ‬൘ড䲙⧟ຳѝਁ⭏⚛ᛵˈᴤᦒ⭥⊐Ⲵ᫽֌ᗵ享൘⺞ᇊᰐড䲙Ⲵ४ฏ˄ণᆼ‫ޘ‬нᆈ൘᱃⟳≄փ˅䘋㹼Ǆ

1. ༢㸯࢔ࣝ࢝ࣜ㟁ụ × 㸰㸦ྠᲕ㸧ࢆ⿦ሸࡍࡿ
a. 䝁 䜲 䞁 䜎 䛯䛿䝇䜽 䝸 䝳 䞊䝗 䝷 䜲 䝞䞊䜢 ౑⏝䛧 䛶䚸 䝸 䝸 䞊䝇䝍 䝤䜢 ᢲ䛧 䜎 䛩䚹b. 䝥 䝻 䞊䝤 䛾䝏䝑 䝥 䛛䜙 䝞䝑 䝔 䝸 䜹 䝞䞊䜢 䝇䝷 䜲 䝗 䛥 䛫䛶እ䛧 䜎 䛩䚹c. ᅗࡢ㏻ࡾࠊࣂࢵࢸࣜࢥࣥࣃ࣮ࢺ࣓ࣥࢺࡢෆഃ࡟༢㸯ࣂࢵࢸࣜࢆᤄධࡋࡲࡍࠋ

d. ࣂࢵࢸࣜ࢝ࣂ࣮ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡲࡍࠋࣂࢵࢸࣜ࢝ࣂ࣮ࡢ࣮ࣜࣜࢫ

GAS-Mate ࢆ㉳ືࡋࠊ౑⏝ࡢ‽ഛࢆࡍࡿa. 㟁※䝪䝍 䞁 䜢 㛗ᢲ䛧 䛧 䛶䚸 GAS-Mate 䜢 䜸䞁 / 䜸䝣 䛻ษ䜚 ᭰䛘䜎 䛩䚹 GAS-Mate 䛜䜸䞁 䛻䛺䛳 䛶䛔䜛 㛫䚸 䝞䝑 䝔 䝸 䞊䜲 䞁䝆 䜿䞊䝍 䛜Ⅼⅉ䛧 䜎 䛩䚹
ὀ : GAS-Mate 䛿䚸 ྍ⇞ᛶ䜺䝇䛾↓䛔ሙᡤ䛷䜸䞁 䛻䛩䜛 ᚲせ䛜䛒䜚 䜎 䛩䚹ὀ : 㟁ụ䜲 䞁 䝆 䜿䞊䝍 䛜Ⅼ⁛䛧 䛶䛔䜛 ሙྜ䚸 䜎 䛯䛿㟁ụ䜲䞁 䝆 䜿䞊䝍 䛸 䝸 䞊䜽 䜲 䞁 䝆 䜿䞊䝍 ୧᪉䛜Ⅼ⁛䛧 䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸 䝞䝑 䝔 䝸 䛾ṧ㔞䛜ᑡ䛺䛟 䛺䛳 䛶䛔䜛 䛯䜑䚸஺᥮䛩䜛 ᚲせ䛜䛒䜚 䜎 䛩䚹b. 30⛊䡚2ศ㛫ᚅ䛳䛶䚸GAS-Mate䜢䜴䜷䞊䝮䜰䝑䝥䛧䜎䛩䚹ὀ : 䜴䜷 䞊䝮䜰 䝑 䝥 ୰䛿 GAS-Mate 䛿䜰 䝷 䞊䝮㡢䜢 㬆䜙 䛧 䚸䝸 䞊䜽 䜲 䞁 䝆 䜿䞊䝍 䛜Ⅼⅉ䛧 䜎 䛩䚹 䜴䜷 䞊䝮䜰 䝑 䝥 䛜

15

᪥ᮏㄒ

ࢱࣈ ࡀ࠿ࡳྜ࠺ࡲ࡛ࠊ࣮ࣞࣝ࡟ἢࡗ࡚ࣂࢵࢸࣜ࢝ࣂ࣮ࢆࢫࣛ
࢖ࢻࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

᪥ᮏㄒ᏶஢䛩䜛 䛸 䚸 GAS-Mate 䛾䝡 䞊䝥 㡢䛜 㐃⥆ⓗ䛻䛺䜚 䜎䛩䚹c. ᚲせ䛺ሙྜ䛻䛿䚸䝍䝑䝏䝟䝑䝗䜢ୖୗ䛻ᣦ䛷⁥䜙䛫ឤᗘ䜢ㄪ⠇䛧䜎䛩䚹䝸䞊䜽䜲䞁䝆䜿䞊䝍䛜Ⅼⅉ䛧䚸ឤᗘ䝺䝧䝹䜢♧䛧䜎䛩䚹ὀ : GAS-Mate 䛿䚸 ㉳ື᫬䛾䝕䝣 䜷 䝹䝖 䛷䛿᭱኱ឤᗘ䛻䛺䛳 䛶䛔䜎 䛩䚹 䜋䛸 䜣䛹 䛾⏝㏵䛷䛣 䛾タᐃ䜢 ౑⏝䛩䜛䛣 䛸 䜢 ᥎ዡ䛧 䛶䛔䜎 䛩䚹
3. GAS-Mate䜢౑⏝䛧䛶䝸䞊䜽䜢᳨ฟ䛩䜛a. 䜴䜷䞊䝮䜰䝑䝥䛜᏶஢䛩䜛䛸䚸䝔䝇䝖䜶䝸䜰䛻ධ䜚䜎䛩䚹b. GAS-Mate䛾ඛ➃䜢䝸䞊䜽䛜␲䜟䜜䜛⟠ᡤ䛻䛷䛝䜛䛰䛡㏆䛵䛡䜎䛩䚹
c. 䝥䝻䞊䝤䜢䚸䝸䞊䜽䛜␲䜟䜜䜛䝫䜲䞁䝖䛾㛫䜢䜖䛳䛟䜚䛸⛣ື䛧䜎䛩䚹䝸䞊䜽䛜᳨ฟ䛥䜜䜛䛸䚸GAS-Mate䛿䜰䝷䞊䝮㡢䜢㬆䜙䛧䚸䝸䞊䜽䜲䞁䝆䜿䞊䝍䛜Ⅼⅉ䛧䜎䛩䚹㏿䛔䝡䞊䝥㡢䜎䛯䛿䜰䝷䞊䝮㡢䛾⥅⥆䛿䚸ྍ⇞ᛶ䜺䝇䛾⃰ᗘ䛜㧗䛔䛣䛸䜢♧䛧䜎䛩䚹ὀព : GAS-Mate 䛿ྍ⇞ᛶ䜺䝇䛾䝞䝑 䜽 䜾䝷 䜴䞁 䝗 䝺 䝧䝹䜢 ⮬ືⓗ䛻䝊䝻 䛻䛩䜛 䛯䜑䚸 䜰 䝷 䞊䝮㡢䛜㬆䜙 䛺䛔≧ἣ䛜ᚲ䛪䛧 䜒 Ᏻ඲䛺⎔ቃ䛷䛿䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚 䜎䛩䚹d. 䝸䞊䜽䛜≉ᐃ䛥䜜䛯䜙䚸䝥䝻䞊䝤䜢䝸䞊䜽⟠ᡤ䛛䜙㞳䛧䛶ᩘ⛊㛫ᚅ䛱䚸䝢䞁䝫䜲䞁䝖䛷䝸䞊䜽䛜≉ᐃ䛥䜜䛯ሙᡤ䛻䜒䛹䜚䜎䛩䚹
www.inficonservicetools.com
䛛䜙 䜘 䜚 ヲ䛧 䛔᧯స䝬䝙䝳 䜰 䝹䛜䝎䜴䞁 䝻 䞊䝗 䛷䛝 䜎 䛩䚹

16

Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne, Germany
Phone: +49 221 56788-660
Fax: +49 221 56788-9660
E-Mail: servicetools.europe@inficon.com
www.inficonservicetools-europe.com

Two Technology Place
East Syracuse, NY 13057-9714 USA
Phone: +1.800.344.3304
Fax: +315.437.3803
E-Mail: service.tools@inficon.com
www.inficonservicetools.com
074-684-P10B ©2018 INFICON

20