Model

E-RAD4000

イーサネット圧力計測システム

Data Sheet No. G562

特長
・DSPテクノロジー
・625 Hz/channel/sec. スループット
・RADBASE1台あたり1~8個のモジュール式A/Dコンバータを搭載
・コンパクト・ベース（44.45 x 44.45 x 68.07 mm）
・工学単位出力・2048chまでの計測チャンネルをサポート
・イーサネット TCP/IP プロトコール “Network Ready”
A/D 2個および8個付きRADBASE

概要
最先端のDSPテクノロジーは、新しいE-RAD4000圧力計測システムの中心になります。内蔵されたRADBASEは、プログラム可能デバイス(Digital Signal Processor, DSP)であり、リアルタイムのデータの流れにおいて極めて速い演算処理能力を有します。すべての計測は工業単位に変換されます。

RADBASEは、小径の標準CAT5 イーサネットケーブルを通して、工業単位で出力されます。RADBASEは、メモリーに保存される圧力センサー校正データを持ち、デジタルデータを温度補正された工業単位に変換します。

DSPテクノロジーの長所は以下になります：・素早い起動・リアルタイムの操作システム
・低いデータ・レイテンシー

データは、イーサネットTCP/IP 100 baseTを通してホストコンピュータに出力されます。

RADBASE DSPプロセッサーは、温度変化に対して圧力センサーを補正するため圧力温度ルックアップテーブルを利用することにより、温度変化によるエラーを低減します。また、オンラインのゼロ・オフセット補正を行うためにRDS3200を通して外部校正バルブの動作を制御することができます。再校正が必要となるまで、6ヶ月間という長期間の精度を保証します。

一般的に、RADBASEは風洞モデルに内蔵されたり、他のZOC圧力スキャナーに近い、空間が限られた場所に配置されます。

この新しいイーサネット・リモートA/Dシステムは、現場で証明されたRAD3200とイーサネットTCP/IPを結合した直ぐに利用できる圧力計測システムです。E-RAD4000システムは、コンピュータやOSがアップグレードされても、その性能を維持することができます。E-RADは、イーサネット・ポートがあるハードウェア・プラットフォームならどれにでも対応可能なため、ユーザーのインターフェイスが変わることによるリスクを最小限に抑えます。

アプリケーション

少数の圧力チャンネルのみの小型モデル用として、RADBASEはそのモデルに合わせて最小サイズにすることができます。大型システム用には、E-RADシステムはA/Dモジュール、または最大2048個の圧力チャンネルを持つ複数RADBASEにより拡張が可能です。
システムの特長として、各々のA/DおよびZOC圧力スキャナーはIDチップを内蔵しています。電源投入やオンデマンド時に、RADはZOC IDチップ情報‐モデル、圧力レンジ、シリアルナンバー、チャンネル数、製造データ、そして校正データを読むことができます。

E-RADシステムはモジュール式で、最高8台までのA/D(16bit)モジュールを1台のRADBASEに接続することができます。各々のA/Dは、16、32、または64チャンネルのZOC圧力スキャナー1台または、ZOCEIM1台をサポートします。

ISO 9001:2008 CERTIFIEDLabVIEW®はNational Instrumentsの登録商標です。

E-RAD4000リモート A/D オペレーション
E-RAD4000は、RADBASE4000ベース・ユニット、1~8個のA/DおよびZOC圧力スキャナーからなる完全な圧力計測システムです。これは内部に搭載されるか、風洞モデルのごく近い場所で使われるように設計されています。トランスデューサ―のアナログ信号をデジタル化することで、ケーブルが長いことによって起こる潜在的なノイズエラーは除去されます。

1）RADBASE4000は、通信と電源コネクタ、そしてリアルタイムDSPオペレーティング・システムを組み入れたベース・ユニットです。通信とデータ処理能力は小径のイーサネット・ケーブルを通しておこなわれます。必要電力は、±15Vdcと+5Vdcです。多様なRADベースをひとつのE-RADシステムに組込むことができます。

RADBASE4000 with 8 RAD A/D3200s2）RAD A/D 3200は、E-RADシステムのモジュール式A/Dのです。
RAD A/Dは温度補正されます。各々の16bit A/Dモジュールは、ひとつのZOC圧力スキャナーまたは、ひとつの電気入力モジュール（ZOCEIM）をサポートします。追加のA/DモジュールはRADBASEにスタックすることで、簡単に1~8 A/D（512チャンネル）に拡張することが出来ます。
各々のA/Dは、シリアル番号、製造番号、最終校正データ、および温度係数を識別するIDチップを備えています。RAD A/DとZOC圧力スキャナー間のアナログケーブルが最大限のスキャニング速度を維持できるのは、最長4.61ｍまでとなります。それ以上長いケーブルにつきましては、Scanivalve社までお問合せください。

3）RDS3200（リモートデジタル式スイッチ）は、8個のソフトウェア制御スイッチを組込んだモジュールにあるプラグです。これらのスイッチは、ソレノイド・バルブや他のデバイスを操作するための継電器を開閉することができます。Scanivalve社のMSCP3200小型
ソレノイド制御パック・モデルには、3個のソレノイド・バルブが含まれます。RDS3200によって操作され、風洞モデル内部に収まるサイズになっています。この機能を使用するには、ユーザーが電力を供給する必要があります（24Vdc std, 5および12Vdcはオプションとなります。注文時にご指定ください）。最大8台までのRDSモジュールを1台のRADBASEに使用することが出来ます。

RAD A/D3200 MODULE

RDS3200 MODULE

ERAD4000 のシステム構造

E-RAD システム

E-RAD コマンドセット

E-RAD イーサネット圧力計測システムは以下からなります：

E-RADのファームウェアは、RADBASE4000に組込まれているユーザーコマンドと構成変数を含みます。このコマンドは、ユーザーにRDS3200デジタル式スイッチが接続された時の外部デバイスの制御を含むRADのすべての機能を制御することを可能にします。

・RADBASE4000 1台（各々の512Pxに対して）・RADBASE1台に対して1〜8個のRAD A/D3200
・RAD A/D32001個に対してZOC圧力スキャナー1台・ケーブル、電源装置と付属品・オプションのSPC圧力校正器・オプションのNASネットワーク・データ保存(ユーザー指定）E-RADシステムは、RADBASE、A/DおよびZOC圧力スキャナーを風洞モデル内に搭載することができます。データはRADBASEでEUに変換して出力され、ユーザーのホストコンピュータまたはネットワークに接続された小径の標準CAT5 イーサネットケーブルを通して起動します。
頑丈で操作の簡単な圧力計測システムのE-RADは、ウィンドウズ、Mac、VXIシステムやその他のユーザー・ホストおよびネットワークを含むイーサネット TCP/IPに接続可能な、どのハードウェア・プラットフォームとも使用ができます。
速くて精確なデータ計測とその取得のために、大きく高価なデータシステムはもはや必要ではありません。このテクノロジーを導入するための費用は比較的安価であり、大学や小さな研究施設においても購入することができます。

構成変数は、通信の設定、RADモジュールの設定、識別化、EU変換のスキャニングおよびデータ出力を可能にします。ZOC圧力スキャ
ナーの圧力校正ファイルはメモリーに保存されるため、すべての工学単位変換はRADBASE4000で行われます。
試験用に設定されたすべての変数は今後使用できるよう保存することができます。
スキャニングは、他のデータシステムと同期するためソフトウェアまたはハードウェアトリガーを介して動作します。
LabVIEW®で独自の詳細データ取得プログラムを書きたいユーザーには、E-RAD4000システムのオプションとして、コンフィグレーション・ユーティリティ（LabVIEW®2009 runtime engine含む）
およびScanivalve Software Development Kit for LabVIEW®がございます。
Telnet、Windows HyperterminalまたはScanivalve社のScanTel
ユーティリティを通じてASCiiコマンドを使用することにより、RADBASEとダイレクトな通信をすることができます。
ZOC圧力スキャナーのオンライン校正用無料プログラムはScanivalve社のウェブサイト（PressCal）からダウンロードできます。

ZOC 圧力スキャナー

ZOCEIM
Electrical Input Module
ZOC22B/32Px
Pressure Scanner

ZOC33/64Px
Pressure Scanner

概要

ZOC 圧力スキャナー・アップグレード

ZOC（Zero、Operate and Calibrate）圧力スキャナーには、16、32または64に配列されたピエゾ抵抗素子圧力センサーを内蔵しています。ZOC圧力スキャナーの温度を測定するRTDは、工場で取付けられます。アナログ圧力センサーおよびRTDデータは、RADでデジタル化され、温度補正された工学単位に変換されたデータになります。

すべての圧力スキャナー（ZOC22B、ZOC33、ZOC17、ZOCEIM）
は、IDチップが内蔵された上で製造されています。古いZOC圧力スキャナーは、Scanivalve社の工場にてIDチップを取付けることでアップグレードすることができます。ZOC圧力スキャナーは、内蔵のIDチップなしでも使用は可能ですが、その場合、自動設定機能は機能しません。

各々のZ OC圧 力 ス キ ャ ナ ー に は 、 セ ン サ ー を 再 ゼ ロ 化 し、オンデマンド多点校正の可能なニューマチックキャリブレーションバルブが組込まれています。また、このキャリブレーションバルブは圧力入力ラインの結露や汚れを排出することができます。
1.25kPa~5.2MPaフルスケールまでのZOC圧力レンジがございます。

SCANIV ALVEREMO TE A/D(RAD) UNIT

電源を入れると、RADBASEは自動的にZOC IDチップを調べ、システム上の各々のモジュールに対して適正なZOC校正係数を自動選択します。

UP TO 8 MUL TI‒CHANNELZOC PRESSURE OR
ELECTRICAL SCANNERS
PER RAD風洞モデル−一般的なE-RADアプリケーションE-

ZOC Models
ZOC17/16Px

16 pressure inputs(data sheet G447)

ZOC22B/32Px

32 pressure inputs(data sheet G436)

ZOC22B/32PxX2 *64 pressure inputs(data sheet G436)

ZOC33/64Px

64 pressure inputs(data sheet G480)

ZOC33/64PxX2 *128 pressure inputs(data sheet G480)

ZOCEIM

16 or 32 analog inputs(data sheet G466)* デュープレックス機能でのお取扱いがございます。デュープレックス仕様の場合、圧力入力（Px）系統が1個の圧力センサーを共有します。

システム・ネットワーク
データは、イーサネット TCP/IPやUDP 100baseTを通して、ASCIIまたはバイナリ―形式の工学単位で送信されます。データは、最速625Hz/channelで送信されます。これにより、ユーザーのホストが読込んだ演算処理は不要です。この構造設計の強化は、イーサネット・ポートのあるすべてのハードウェアのプラットフォームおよび操作システムにおいて、一般的な操作を可能にします。
Scanivalve社のコンフィグレーション・ユーティリティ（LabVIEW®
runtime engineを含む）のオプションは、ユーザーのRADBASE設定を手助けするよう設計されています。また、LabVIEW®で独自の詳細なデータ取得プログラムを書きたいユーザーには、Scanivalve
Software Development Kit for LabVIEW® 2009もございます。実例の提供もございます。こちらのDevelopment Kitには、コンフィグレーション・ユーティリティが含まれます。

RADBASE4000 with 1 RAD A/D3200

E-RAD仕様
必要電力：
RADBASE:+15Vdc @ 41mA
-15Vdc @ 4mA+ 5Vdc @ 610mA

A/D (each):+15Vdc @ 105mA-15Vdc @ 5.5mA

ZOC (each):+15Vdc @ 120mA-15Vdc @ 16mA

1つのRAD base上でサポートされているRAD
A/Dモジュール数：
1つのRAD base上でサポートされているZOC
モジュール数：サポートされているZOC
モジュールのタイプ：
精度：

1~8A/Dモジュール
接続コネクター：

CannonRADBASE接続
通信コネクター：

RJ-45

A/D 分解能：

16bits

サンプル・スループット・レート*：

15 pin MDM15SL2P

625/Hz/channel binary UDP for
512Px channel system

RAD 操作温度レンジ：

5℃〜60℃

湿度：

up to 95% non-condensing

寸法：1~8
ZOC17, ZOC22B, ZOC33,
ZOCEIM

RADBASE:1.75 in. x 1.75 in. x 2.68 in.
(44.45mm x 44.45mm x 68.07mm)

RADB A/D 3200:

1.75 in. x 1.75 in. x 0.31 in.
(44.45mm x 44.45mm x 7.87mm)
1.75 in. x 1.75 in. x .45 in.
(44.45mm x 44.45mm x 11.43mm)

RDS 3200:
2.5kPa(10inch H2O) ±0.15%F.S.
5kPa(20inch H2O) ±0.12%F.S.
重さ：7~17.5kPa(1~2.5 psid) ±0.10%F.S.
RADBASE:
0.31 lbs. (141gms)
35kPa~3.5MPa(5~50 psid) ±0.08%F.S.
RAD A/D3200:
0.05 lbs. (23gms)
350kPa~5.2MPa(51~500 psid) ±0.05%F.S.
RDS3200:
0.05 lbs. (23gms)(ZOC17)3.5MPa~5.2MPa(501~750 psid) ±0.08%F.S.
*実際のレートは、ホスト・コンピュータのメモリーとスピードにより(ZOC17)変わる可能性があります。TCP/IPを通じてのASCllデータ・スループット
については、工場へお問合せください。

LabVIEW®はNational Instrumentsの登録商標です。

システム・ネットワーク

ZOC圧力スキャナー2台付きE-RADシステムの注文に関する情報は以下をご参照ください:

・RADBASE4000 1台
・RAD A/D 3200プラグイン・モジュール2台
・RADBASEコネクタまたは自身で用意した電力およびケーブルを組合わせたRPM4000 RADの電力モジュール1台
・155909の電源ケーブル1本（10、25および35foot標準寸法）
・ZOC圧力スキャナー2台（ZOCの型式、圧力レンジ、および標準または二重化特性をご指定ください）
・ZOC圧力モジュール用の温度校正データ2組
・RAD A/DからZOCモジュールを繋ぐための155900-1ケーブル2本（最長4.61m）
オプション：
SPC圧力校正器モデルのオンライン校正システムがございます。
・RDS3200リモート・デジタル・スイッチ1個・圧力制御切替え用MSCP3200小型ソレノイド・コントロール・パック（24Vdc標準）
・155384-1コンフィグレーション・ユーティリティ（LabVIEW®2009 runtime engine含む）1式
・155385-1 Scanivalve Development Kit for LabVIEW®2009(ver 8.2 & up)1式
ERHERNET CABLE(STANDARD 10/100 BASE-T)
328ft (100m) MAX LENGTH

A/C POWER(90~240VAC)

RADBASE4000

RAD POWER CABLE(CUST OR S/V SUPPLIED)HOST COMPUTER(CUSTOMER SUPPLIED)RAD A/D3200(2ea SHOWN)

RAD~ZOC CABLE
S/V PART#155900-1
15ft (4.6M) MAX LENGTH

ZOC MODULES(ZOC33 SHOWN)

寸法 inches (mm)[165.66]
6.522

4X[5.08].200.125 x .250 LONG
[ 3.18 x 6.35][25.40]1.000[6.35].250 TYP[60.71]
2.390[1.27].050[10.77].424[7.90].311 TYP[44.45]1.750[10.77].424[144.12]5.674[44.45]1.750*全体の寸法はA/Dモジュールの数によります（図はA/D8個の場合）

Scanivalve Headquarters
1722 N. Madson Street
Liberty Lake, WA 99019
Tel:
509-891-9970
800-935-5151
Fax: 509-891-9481
e-mail: scanco@scanivalve.com
Printed in USA©
2014, Scanivalve Corp.

www.scanivalve.com1403

株式会社大手技研
ホームページ https://www.ohtegiken.co.jp
E-Mail main.sales@ohtegiken.co.jp

本社：茨城県つくば市観音台 1-25-12
TEL : 029-839-0777
FAX : 029-839-2288
テクノロジーセンター：茨城県つくば市観音台 1-25-12
TEL : 029-839-0778FAX : 029-839-4488
関西営業所 ： 兵庫県明石市松の内 2-1-8 50 ヤングビル 6Ｆ
TEL : 078-926-1178
FAX : 078-926-1180