Detector de fugas de helio en seco UL5000

Tecnología de sensores ULTRATEST™

Marca pautas en la velocidad y precisión en la detección de fugas
El detector de fugas de helio INFICON UL5000 está diseñado para las
aplicaciones de detección de fugas más críticas y exigentes. Equipado
con los algoritmos de software I-CAL y Hydro-S, propios de INFICON,en un diseño de vacío probado en el campo, el modelo UL5000 ofrece
flexibilidad en la comprobación, alta sensibilidad y resultados rápidos yexactos, haciendo rápida y fácil cualquier aplicación de detección defugas.
El UL5000 ofrece tiempos de respuesta cortos en todos los rangos demedición y tiempos de ciclo extremadamente cortos para alcanzar lascondiciones de prueba y los resultados finales. La arquitectura devacío diseñada especialmente le ofrece las altas y continuas
velocidades de bombeo de helio y los tiempos de respuesta
extremadamente cortos que busca.

1Detector de fugas de helio en seco UL5000

CARACTERÍSTICASHYDRO-S (HYDROgen-Suppression - supresión dehidrógeno) para alcanzar rápidamente las condiciones deprueba.

El I-CAL (algoritmo de cálculo inteligente para tasas defuga) asegura la respuesta rápida a fugas en todos losrangos de medición.

Una bomba turbomolecular especial de varias entradas
alcanza altas velocidades de bombeo de helio junto con
una alta compresión del helio en todos los niveles depresión y ofrece así una excelente sensibilidad y respuesta
y una limpieza rápida.

Una bomba turbomolecular de carga asegura una
respuesta extremadamente rápida en cualquier objeto deprueba, incluso en los volúmenes y las cámaras másgrandes.

El probado espectrómetro de masa de sector magnético
INFICON asegura resultados exactos y reproducibles
durante muchos años, con un diseño sin problemas que nonecesita mantenimiento.

Características de autoprotección protegen al UL5000 de lacontaminación por helio y partículas; el ciclo de purga
automático asegura que el UL5000 está listo cuando senecesita.

Pantalla / interfaz de control rotatoria y control remoto
manual opcional para la flexibilidad en el uso.

El control de acceso al aparato y el software del sistema se
puede habilitar a través del software para evitar el uso noautorizado o modificaciones accidentales de laconfiguración de las pruebas.

Actualizaciones del software por correo electrónico paramantener las prestaciones óptimas de su UL5000.

Diseño de la estación de trabajo con una superficie detrabajo de altura óptima que incluye una esterilla ESD y una
caja de herramientas para equipos de prueba.

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

2Detector de fugas de helio en seco UL5000

Tipo

UL5000 Helium Leak Detector

Leak Detector UL5000, 100V / 115 V

550-501A

UL5000, 230V

550-500A

3Detector de fugas de helio en seco UL5000

ESPECIFICACIONES
Tipo

UL5000 Helium Leak Detector

Tasa de fuga mínima detectable mbar•L/spara helio (modo de vacío)<5E-12

Tasa de fuga mínima detectable mbar•L/spara helio (modo de muestreo)

8E-8

Presión de entrada máx. modoGROSSmbar

15

Presión de entrada máx. modoFINE

mbar

2Presión de entrada máx. modo
ULTRA

mbar

0.4

Velocidad de bombeo durante la m³/h
evacuación

25 at 50 Hz

Velocidad de bombeo de helio
modo GROSS

L/s

max 8

Velocidad de bombeo de helio
modo FINE

L/s

max 20Velocidad de bombeo de helio
modo ULTRA

L/s

>20

Masas detectables

2,3,4 amu

Campo sector espectrómetro demasa

180 °C

Filamentos fuente de iones con
recubrimiento de iridio/itrio

2Fuga calibrada incorporada

E-7

Orificio de prueba

DN40KF

Disparadores ajustables

2Interfaz

RS232

Salida del registrador gráfico

2 x10 V

Entradas/salidas
Temperatura ambiente
admisible (en funcionamiento)

PLC compatible°C

Clase de protección+10...+40
IP 20Peso

kg

140

Peso

lb.

308

Dimensiones (LxAnxL)

mm

1068x530x1083

Dimensiones (LxAnxL)in.

42.5x21x42.6

Tensión conexión

V (ac)

230(+-10%)50Hz

Consumo de energía

VA

1100

4Detector de fugas de helio en seco UL5000

ACCESORIOSUL5000 Helium Leak Detector
Extension cable for remote control

14022

Helium Bottle Holder

551-001

LeakWare for UL200-Family

14090

Remote Control RC1000C, with cable551-010

Remote Control RC1000WL, wireless551-015SL200, Sniffer Probe for UL200/1000

14005

Wireless transmitter for RC1000

551-020

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
(2013-05)© 2013 INFICON