Model3016

Rack Mounted
Digital Sensor Array

Data Sheet No. G531

特徴
• 次世代DSP(Digital Signal processor)テクノロジ• 圧力レンジ±1.25kPa〜51MPa• インテリジェント圧力モジュール• デュアル圧力レンジ可能• 精度 ±.05%FS（ほとんどの範囲）• 1チャンネルあたり1秒間に625サンプル(625Hz/ch)• 温度補正機能付き圧力センサ

DSA3016/16Px
Digital Sensor Array

概要
DSA3016デジタルアレイは、多点圧力計測向けに設計されたラックマウントモジュールです。個々のDSA3016モジュールにはDSPは、オンラインゼロ校正のための内蔵キャリブレーション、16個のキャリブレーションバルブ付の温度補正機能をもつ拡バルブをコントロールします。システム精度は長期6ヶ月また散型半導体圧力センサを組み込んでいます。各チャンネル毎には1年です。

着脱可能な圧力センサにより、万が一の故障の際のダウンタイ

2004年冬以降に製造されたすべてのDSA3016モジュールにはムと修理コストを最小にします。

IDチップが搭載されています。DSAENCL4000DSPプロセッサは

DSA3016デジタルセンサアレイモジュールは、19インチラック個々のDSA3016モジュールのシリアルナンバー、圧力レンジサイズデータアクイジションエンクロージャ DSAENCL4000に及びエンクロージャ内でのモジュールの配置をDSAモジュール最大8台搭載できるようにデザインされています。のIDチップから読み取ります。

DSAENCL4000データアクイジションエンクロージャは、次世代のインテリジェント電子圧力スキャナの、19インチラックのベースシャシーで、最先端のDSPデバイスは、DSAENCL4000エンクロージャに内臓されるコアテクノロジーです。エンクロージャのバックプレーンに位置するデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)は、データストリーム上でリアルタイムに極めて速い演算を行い、かつプログラム可能なデバイスです。すべての測定値は工学単位に変換補正され出力する事ができます。
DSPテクノロジの特長
・短い起動時間・リアルタイムOS・短いデータ待ち時間

アプリケーション
DSA3016デジタルセンサアレイは、ターボ機器、ジェットエンジン、コンプレッサ等の圧力計測の他、正確な圧力測定が求められる様々なアプリケーションに最適です。DSA温度補正圧力
センサは使用温度範囲全域に渡って、一般的な拡散型半導体式圧力センサより10倍以上安定しています。最大8個のDSA3016圧力モジュールがDSAENCL4000エンクロージャによってサポートされ、1台のエンクロージャにつき計128点の圧力測定が可能です。
DSA3016モジュールはフロントパネルに、システムをパワーダウンさせることなくホットスワップを可能にし、スキャン中にDSAENCL4000はマイクロSDカードを使い、すべての設定およ点滅するパワーカットオフスイッチを装備しています。

びモジュールデータを保存します。セキュリティ上、必要に応DSAENCL4000エンクロージャには、正面にイーサネットリン

じてSDカードは簡単に取外しできます。エンクロージャは、温クとアクティビティLEDがついています。

度変化圧力センサを補正するために圧力・温度ルックアップテ

DSA3016圧力モジュールは、DSAENCL3000、3200、およびーブルを活用し、効果的に温度影響を補正します。

4000シリーズのエンクロージャに使用できます。

ISO 9001:2008 CERTIFIEDDSA3016の機能とオプション
オンラインセンサ校正と補正

個別リファレンス及び共通リファレンス

DSA3016圧力センサモジュールは、温度補正回路を有した拡DSA3016デジタルセンサアレイは、共通リファレンスタイプと散型半導体圧力センサとセンサの個別交換を可能とする堅牢個別リファレンスタイプの2つの基本的モデルタイプから選択なケースで構成されています。さらに、各圧力センサの圧力できます。スタンダードの共通リファレンス構成は、ユーザがと温度の校正を行ったうえで出荷されます。校正データは、個々のセンサのプラス側を使用する一方で、リファレンス（まフラッシュメモリ内のルックアップテーブルに保存されます。

たはマイナス）側は8組に対して一括で構成されています。個別リファレンスバージョンは、個々のセンサが個々のリファレ

DSA3016にはクイックゼロ校正を可能にするための、一体型ンスポートを有します。

ニューマチックキャリブレーションバルブが搭載されています。このバルブを作動させると圧力センサの計測ポートは、リファレンスマニホールドにショートされ、ゼロ圧状態となります。その後、センサのオフセット補正が実行されます。

高ライン圧・低差圧計測
圧力モジュールを据えつけるオプションラックは、高いライン圧（リファレンス）条件下での高精度な低差圧測定を可能にす

DSAキャリブレーションバルブコントロール圧力る、特殊な設計をすることができます。高いライン圧のもとで安全にゼロ校正をすることができます。

DSA3016キャリブレーションバルブは、コントロール圧が無いか、または操作圧に満たない場合、通常の計測(Px)モード、つまり、DSAキャリブレーションバルブがデフォルトの状態になります。DSAのキャリブレーションバルブをパージ、キャリブレート、アイソレートモードへ切り替えるためには、630kPa(90psi)のコントロール圧が必要です。

デュアル・レンジ
DSA3016は８組の計測圧入力ポートごとに、キャリブレーションバルブとリファレンスを持っており、モジュール1台で、最大2つの圧力レンジを組み込むことが可能ですので、様々な計測要求に柔軟に対応することができます。

アイソレート・パージ機能
アイソレート・パージ機能は、DSAキャリブレーションバルブに標準搭載されています。パージが実行されるときは、すべての圧力センサがパージ圧から隔離・保護されます。パージは、圧力入力側のチューブ内に水、油、ほこり、他の汚染物質を取り除くための理想的な方法です。この技術は、過大圧による圧力センサの損傷をせずに高いパージ圧の安全な使用を可能にします。

DIGITAL SENSOR ARRAYDSAENCL4000
ラックマウントエンクロージャ
最大8台のDSA3016デジタルセンサアレイモジュールがインストールされるラックマウントエンクロージャは19インチ標準ラックに合うように設計されています。 DSAENCL4000は、電源、DPSプロセッサ、すべてのアナログ工学単位に変換する複数の16ビットA/Dを装備しています。通信インターフェ
イスはイーサネットTCP/IP、またはRS-232のみになります。
各ラックのエンクロージャ（最大128圧力）は、1つのIPアド

DSAENCL4000レスで対応が可能です。

DSA4000 システムネットワーク

加えて、ご自身でLabVIEW®のデータ収集プログラムを作成し

DSAENCL4000のインターフェイスはTCP/IPまたはRS-232を使たい方のためにソフトウェアデベロップメントキットを提供用して、直接PC、ホストコンピュータ、またはネットワークしています。このデベロップメントキットには、コンフィギに接続します。Scanivalve社が提供するLabVIEW®ランタイム

ュレーションユティリティソフトとシステム設定を支援するのコンフィギュレーションユティリティソフトはユーザのためのサンプルが含まれています。

DSAエンクロージャの通信と設定を支援します。

DSA3016の仕様
入力(Px):

リアアクセス：1/16インチ真鍮
Swagelock®（各16）最大リファレンス圧：

1725 kPa (250 psig)

フロントアクセス：1/8インチ真鍮
Swagelock®（各16）

メディア互換性：

シリコン・アルミニウム・BUNA-Nとのコンパチブルガス

重量：

DSA3016/16Px: 1.82kg (4 lbs. 12 oz.)

フルスケールレンジ： ±1.25, ±2.5, 7, 17, 35,100, 205, 345,
(線形成、ヒステリシス、再現性）

690,1725, 3450, 4125, 5175 kPa（±5インチ H2O, ±10インチ H2O, 1, 2.5, 5,15, 30, 50, 100, 250, 500, 600, 750 psid）

精度：(線形成、ヒステリシス、再現性）

センサ圧力レンジ

静的精度 リゼロ後(% F.S.)

1.25kPa2.5kPa
7kPa,17.5kPa
35kPa〜3.5MPa
3.6MPa±0.4％±0.2％±0.12％±0.05％±0.08％

分解能：

16 ビット A/D

最大サンプリングレート：

1秒間に1チャンネルあたり625サンプル(ユーザ設定)動作温度：

0℃ ~ 55℃ 標準

オーバープレッシャ

1.25kPa (5インチ H2O) = 13.79 kPa (2psi)(損傷なしの場合）

2.5kPa (10インチ H2O) = 13.79 kPa (2psi)
7kPa (1psid) = 35kPa (5psi)
17.5kPa〜3500kPa (2.5 ~ 499psid) = 2.0 X
3500kPa (500psid) = 1.5 X
5175kPa (750psid) = 5860kPa (850psi)

DSAENCL4000
エンクロージャの仕様
通信プロトコル：TCP/IP or UDP

コネクタタイプ：

I/O: RJ-45
トリガ： Bendix PTO6A-12-10S,10ピン メス

インターフェイス：Ethernet 10/100 BaseT (自動クロスオーバー）
RS-232 (9600 Baud)

電源：

115Vac @ .87 Amp (100 VA)
230Vac @ .44 Amp (100 VA)

重量：DSAENCL4000: 8.85kg(19.5 lbs)
DSA3016モジュール8個付：23.4kg(51.5lbs）

LabVIEW®はナショナル・インスツルメンツの登録商標です。
Swagelok®はスウェージロックの登録商標です。

注文情報
DSA3016モジュール

19 インチ エンクロージャ/ 16Px - 500psid/xxpsid - RA

Model

DSAENCL4000
Model

圧力レンジ（デュアルレンジを表示） 計測ポート-リアアクセス-フロントアクセス入力- 16 ch入力/16 センサー
- 8D 8 ch 本質差圧センサ-16D 16ch 本質差圧センサ（FA-フロントアクセス 1/16” 継手のみ）

寸法 inches (cm)19.00 [48.26]
18.30 [46.48]

15.00 [38.10]
14.10 [35.81]

1/8" SWAGELOK FITTINGS (STD)

8.75 [22.23]
5.75 [14.61]

DSA3016 RA 16Px MODULEOPTION SHOWNSERIAL PORTS(RS-232)

DIGITAL IN / TRIGGER
DIGITAL OUT

DSA3016 FA 16Px MODULEOPTION SHOWN

110/220VAC POWERENTRY

SYSTEM MEMORYACCESS PORT(MICRO-SD)ETHERNET(10/100 BASE T)

CONTROL PRESSURE SUPPLY(90PSI)PNEUMATIC INTERFACEFRONT ACCESS OPTION SHOWNPNEUMATIC INTERFACEREAR ACCESS OPTION SHOWN

www.scanivalve.com
Scanivalve Headquarters1722 N. Madson Street
Liberty Lake, WA 99019
Tel: 509-891-9970
800-935-5151
Fax: 509-891-9481
e-mail: scanco@scanivalve.com
Printed in USA©
2012, Scanivalve Corp.

1605

株式会社 大 手 技 研

社：茨城県つくば市観音台1-25-12 関西営業所：兵庫県明石市松の内2-1-8 6F
本Tel: 029-839-0777 Fax: 029-839-2288 Tel: 078-926-1178 Fax: 078-926-1180
https://www.ohtegiken.co.jp/ main.sales@ohtegiken.co.jp