圧力標準機器セレクションガイド
DHInstruments
Ruska
Pressurements

株式会社 大 手 技 研

BFLUKE Calibration と大手技研
FLUKE Calibration は、計測機器分野におけるリーディングカンパニーFLUKE 社の中で、とくに標準管理や校正に使用される高精度な標準機器や校正機器を中心に事業展開をしており、電気・温度・圧力・流量など様々な分野における世界第一級の標準機器や使いやすい校正機器を取り揃え、お客様の標準管理あるいは品質管理のお手伝いをいたしております。
㈱大手技研は、2007 年に FLUKE 社に買収されました DHInstruments 社の日本総代理店として四半世紀に渡り、世界第一級の圧力標準機器をご紹介して参りました。現在も FLUKE Calibrationの中でもとくに圧力と気体流量の分野における標準機器・校正機器を取扱う国内総代理店として、
DHInstruments・RUSKA・Pressurements の３ブランドの製品をお届け致しております。
㈱大手技研は、茨城県かすみがうら市に FLUKE Calibration の認定サービスセンターであるテクノロジーセンターを構え、修理やメンテナンスを提供しているほか、圧力校正、質量校正等、幅広い技術サービスを提供しております。とくに、校正サービスグループは、圧力と質量の２分野において、ILAC-MRA 対応の JCSS 登録・認定事業者として ISO/IEC17025 に基づいた厳格な校正サービスを提供することができます。
電気・温度等その他の分野の製品につきましては、㈱テクトロニクス＆フルーク様がお取扱いされております。
㈱大手技研と㈱テクトロニクス＆フルーク様は、それぞれの持ち味を生かしながら、一体となってお客様に最高の標準機器・校正機器を提供して参ります。

FLUKE Calibration㈱テクトロニクス

㈱大手技研

＆フルーク

圧力標準

電気標準

流量標準

温度標準他

日本国内のお客様

圧力標準機器ブランドの変遷
1950’s1980’s1990’s2000’s2007

2010/6～

2011/4～GE

DRUCK（英）RUSKA（米）

GE（米）

DRUCK

(DRUCK)(RUSKA)

RUSKA
Pressurements(英)Pressurements
SI（DRUCK）

FLUKE(米)(Pressurements)(SI)(DHInstruments)

SI(RUSKA)

2007/2

DHInstruments（米）FLUKE(Pressurements)

DHI

DH（仏）

DH-Budenberg (英・仏)
BUDENBERG(英)WIKA(独)Mensor(米)WIKA
Mensor

WIKA
DH-B
Mensor
2011/4～

プロダクトツリー
RUSKA
DHI

重錘形圧力天びん

重錘形圧力天びん

DHI
圧力校正器／デ ジタル
圧力計

DHI

RUSKA

圧力校正器/デジタル
圧力計

Pressuremetns

電子式デッドウェイトテスタ

デッドウェイトテスタ

FLUKE
プロセス校正器

RUSKA
DHI
全自動圧力天びん等

カスタムシステム等

用途別対応表全自動重錘形PG9000-AMH

圧力天びん

PG7000-AMH

重錘形圧力

PG9607

天びん等

PG7102

圧力標準

ハイエンド

一般

計器検定

研究開発

圧力機器

供給機関

校正ラボ

校正ラボ

検査部門

部門

生産部門

最適

適する

適用可能

適さない

PG7202
PG7302
PG7601
FPG8601
2465
2468
2482
2485
高精度圧力

PPC4

コントローラPPC4E
PPCH-G
PPCH
7200
7350
7615

高精度デジ

RPM4

タル圧力計

7050

デッドウェイE-DWT-H

トテスタ

P3000
P3100
P3200
P5500

エアデータ

ADCS-601

校正器

RPM4-AD7750

適合度識別色例

現場校正

対象機器別対応表
カテゴリ

モデル

全自動重錘形PG9000-AMH

圧力天びん

PG7000-AMH

重錘形圧

圧力コント

デジタル

圧力トラン

圧力トラン

機械式

圧力

高精度

エアデータ

力天びん

ローラ

圧力計

スデューサ

スミッタ

圧力計

スイッチ

圧力計測

テスタ

最適

適する

適用可能

適さない

PG9607
PG7102
PG7202
PG7302
重錘形圧

PG7601

力天びん
等

FPG8601
2465
2468
2482
2485
PPC4
PPC4E
PPCH-G

圧力コント
ローラ

PPCH
7200
7350
7615
デジタル

RPM4

圧力計

7050
E-DWT-H
P3000

デッドウェ
イトテスタ

P3100
P3200
P5500
ADCS-601
エアデータ
校正器

RPM4-AD7750

適合度識別色例

セレクションガイド－重錘形圧力天びん
・DHI PG7000 シリーズ

・RUSKA 2400 シリーズ

DHI PG７０００シリーズは、重錘形圧力天びんとして最高のRUSKA 2400 シリーズ重錘形圧力天びんは、参照用標準器

圧力測定能力を提供します。各国の標準供給機関や校正事として高い圧力測定能力を提供します。各国の標準供給機関

業者など最高の校正能力を必要とする機関で数多くの実績をや校正事業者、一般企業の標準管理用一次標準器として高有しています。PG７０００シリーズは統合された各種環境測定

い評価を頂いています。限られた設置場所に容易に配置でき用センサーとマイクロプロセッサによって計算された圧力をリるよう、小型かつ軽量に設計され、高いコストパフォーマンス

アルタイムにディスプレイ表示することができます。すべてのを発揮します。コンベンショナルな基本システムをグレードアッ

PG７０００シリーズ、カプセルにモジュール化されたピストンシ

プする各種センサーを備えたオートフロートシステムとＰＣベー

リンダによって圧力レンジを簡単かつスピーディーに変更する

スの補正演算プログラム Win Prompt により、プライマリスタン

ことができます。また、自動重錘加除装置 AMH によって、全自ダードとして高い校正能力を発揮します。

動重錘形圧力天びんとして機能することにより、ハイエンドの圧力校正を自動化することが可能です。

PG76012465

気体用絶対圧/ゲージ圧両用重錘形圧力天びん

気体用絶対圧/ゲージ圧両用重錘形圧力天びん

圧力範囲 7kPa～7MPa (PCA 5 種類)

圧力範囲 1.4kPa～7MPa (PCA 4 種類)

重錘質量 35kg(マニュアル)/38kg(AMH)重錘質量 6kg

不確かさ 12ppm～20ppm

不確かさ 10ppm～26ppm

PG7102

オートフロートとセンサーパックオプションによるピ

気体用重錘形圧力天びん

ストン自動浮上機能と補正演算機能

圧力範囲 12kPa～11MPa (PCA 5 種類)

2468

重錘質量 55kg(マニュアル)

エアデータテスタ校正用重錘形圧力天びん

不確かさ 12ppm～20ppm

基本仕様は 2465 に準ずる

PG72022470

気体高圧用重錘形圧力天びん

気体高圧用重錘形圧力天びん

圧力範囲 100kPa～110MPa (PCA 5 種類)

圧力範囲 1.4kPa～20MPa (PCA 3 種類)

重錘質量 100kg(マニュアル)/103.7kg(AMH)重錘質量 17.7kg

不確かさ 18ppm～30ppm+

不確かさ 10ppm～30ppm+

PG73022485

油圧用重錘形圧力天びん

油圧用重錘形圧力天びん

圧力範囲 100kPa～500MPa (PCA 6 種類)

圧力範囲 70kPa～500MPa (PCA 4 種類)

重錘質量 100kg(マニュアル)/103.7kg(AMH)重錘質量 100kg

不確かさ 18ppm～35ppm+

不確かさ 25ppm～100ppm

圧力レンジと機種比較
500MPa

油圧

500MPa油圧

110MPa
気体
20MPa
11MPa
気体

7MPa

7MPa

気体

気体

気体

気体絶対圧/ゲージ圧両用 重錘形圧力天びん

DHI PG7601

RUSKA 2465

・ハイエンド校正ラボ

・校正ラボ／計器管理部門

・全自動校正システム

・オンサイトキャリブレーション

・簡単な操作性

・微圧校正

・低価格

特長

特長

各種センサー内蔵・圧力値自動計算 ・AMH と PPC との連携による完全優れたコストパフォーマンス ・小型/軽量/最小の設置面積 ・軽い重錘

自動校正 ・P/C モジュールによる簡単なレンジ変更 ・大径ピストンによるによる簡単操作 ・微圧校正可能 ・オートフロートと各種センサと PC

最高の品質

ベースプログラム WinPrompt による圧力自動演算

気体高圧用 重錘形圧力天びん

DHI PG7102/PG7202

RUSKA 2470

・ハイエンド校正ラボ

・校正ラボ／計器管理部門

・全自動校正システム

・オンサイトキャリブレーション

・簡単な操作性・低価格

・汚れに強い特長

特長

各種センサー内蔵・圧力値自動計算 ・AMH と PPC との連携による完全優れたコストパフォーマンス ・小型/軽量/最小の設置面積 ・軽い重錘

自動校正・P/C モジュールによる簡単なレンジ変更・最高 100MPa の気体による簡単操作 ・1.5kPa～20MPa のワイドレンジによる校正が可能・PG7302 の PCA との互換性

油圧 重錘形圧力天びん

DHI PG7302

RUSKA 2485

・ハイエンド校正ラボ

・校正ラボ／計器管理部門

・全自動校正システム

・オンサイトキャリブレーション

・簡単な操作性

・昇圧装置一体設計

・低価格

特長

特長

各種センサー内蔵・圧力値自動計算 ・AMH と PPC との連携による完全優れたコストパフォーマンス ・昇圧装置一体のコンパクト設計 ・軽い

自動校正・P/C モジュールによる簡単なレンジ変更・インテンシファイアとの重 錘 (5kg) に よ る 簡 単 操 作 ・ イン テン シ フ ァ イ ア 内 蔵 に よ り 最 大

連携で最大 500MPa の校正が可能

500MPa までカバー

セレクションガイド－圧力コントローラ／校正器・DHI PPC シリーズ

・RUSKA 7000 シリーズ

DHI の PPC シリーズ圧力コントローラ/校正器は、幅広いラインナップによ

RUSKA の 7000 シリーズ圧力コントローラ/校正器は、非常に高速な圧って±15kPa の微差圧から 200MPa の高圧までカバーします。独自のポ力制御と極めて精度の高い圧力測定能力を提供します。PPC を上回

ジティブシャットオフ圧力制御回路とキャラクタライズによって幅広い範囲

る微圧領域から 275MPa という高圧までカバーします。21MPa 以下のにおいて極めて微細な圧力制御能力を提供します。特徴的なオープンア

レンジには、唯一無二の水晶ブルドン管式基準圧力センサーを搭載。

ーキテクチャにより、内蔵の基準圧力センサーだけでなく外部に設置され圧倒的な測定精度を実現しています。大きな負荷容積への追従にもた基準圧力センサーによるフィードバック制御も可能です。

優れ、高い生産性を要求されるアプリケーションにも最適です。

DHI PPC4 気体圧力コントローラ/校正器

RUSKA 7250,7250LP 気体圧力コントローラ/校正器

・15kPa～14MPa のゲージ圧と 100kPa～14MPa の絶対圧をカバーする

・7.5kPa～20MPa をカバーするワイドレンジ

幅広い圧力レンジ・3 段階の精度クラスの中から最大 2 個の基準センサーを搭載可能。
F（フルスケール）クラスの測定確度±0.01% of AutoRange Span.(30-100%の範囲)
S(スタンダード)クラスの測定確度±0.008% rdg 又は±0.0024% of Q-RPT Span.
P(プレミアム)クラスの測定確度

・ゲージ圧、差圧、絶対圧、負圧の多彩な動作モード
・3 段階の精度クラス（最大 18MPa まで）
7250 : 0.003% FS の確度と 0.0075% of rdg/Yr の安定性
7250i ：0.005% rdg の確度と 0.0075% of rdg/Yr の安定性
(25%～100%の範囲)
7250Xi:0.005% rdg の確度と 0.0075% of rdg/Yr の安定性
(5%～100%の範囲)±0.005% rdg 又は±0.0015% of AutoRange Span.又は・7250-20MPa は 0.014%FS の不確かさ(1 年の安定性を含む)±0.0005% of Q-RPT Span.

3 レンジオプションにより 3 段階にレンジ可変可能

・絶対圧、ゲージ圧、負圧など様々な動作モード

・7250LP は 7.5kPa、15kPa、25kPa の 3 レンジ

・PG7000 や RPM4 との連携を前提とした高精度圧力制御に最適なユー

確度は、0.005% rdg の確度と 0.0075% of rdg/Yr の安定性

ティリティーセンサー搭載の低価格モデル完備
・±(0.0004% of Active Q-RPT Span 又は 0.00004% of Hi Q-RPT
Span)の圧倒的な圧力制御確度を実現(10%～100%の範囲)

RUSKA 7252 デュアルチャンネル圧力コントローラ
・独立した 2 系統の圧力制御回路と出力ポート

DHI PPCH-G 気体高圧圧力コントローラ/校正器

・2.5kPa～18MPa のワイドレンジ

・最大 100MPa の超高圧の圧力制御

・7252 と 7252i の 2 段階の精度クラス

・2 段階の精度クラスの中から最大 2 個の基準センサーを搭載可能。

RUSKA 7350 気体高圧圧力コントローラ/校正器S(スタンダード)クラスの測定確度

・最大圧力 40MPa または 70MPa±0.008% rdg 又は±0.0024% of Q-RPT Span.

・トリプルレンジオプション

P(プレミアム)クラスの測定確度(20MPa 以下)

・精度は 0.014% of Active Range (1 年の安定性を含む)±0.005% rdg 又は±0.0015% of AutoRange Span.又は・圧力制御確度は±0.007% FS±0.0005% of Q-RPT Span.

RUSKA 7615 液体圧力コントローラ/校正器・±(0.001% of Actiive Q-RPT Span)の圧力制御確度

・40MPa～275MPa の超高圧圧力範囲

DHI PPCH 液体圧力コントローラ/校正器・基準センサーを最大 2 個搭載可能それぞれにトリプルレンジ OPT 可・最大 200MPa の超高圧の圧力制御

・0.01% of Active Range の精度と 0.01%FS の安定性(140MPa 以下)

・最大 2 個の基準センサーを搭載可能。

・0.02% of Active Range の精度と 0.02%FS の安定性(200MPa 以上)±0.012% rdg (30～100% of Q-RPT Span) 140MPa 以下.
±0.015% rdg (30～100% of Q-RPT Span) 200MPa・±(0.003% of Actiive Q-RPT Span)の圧力制御確度

・早い圧力制御圧力レンジと機種比較
275MPa200MPa100MPa

液体

液体

70MPa

気体

気体

20MPa

14MPa

気体

気体

気体圧力コントローラ／校正器

DHI PPC4

RUSKA 7250/7252

・校正ラボ ・開発部門

・校正ラボ

・製造ライン・オンサイト校正 ・一般校正業務

・高速圧力制御・高い圧力制御確度

・低価格 ・微圧校正

特長

特長

・高い圧力制御能力を幅広い範囲で保証

・低価格モデル 最高のコストパフォーマンスを提供

・短い暖機時間とコンパクト設計

・パルスモジュレーションテクノロジーによる高速圧力制御

・多国言語対応・振動や衝撃に強く媒体のコンパチビリティーが高い

・最小 7.5kPa レンジから最大 20MPa のワイドレンジ

・外部基準センサーとして RPM4 を接続可能

・唯一無二の水晶ブルドン管基準圧力センサー

・ワイドなターンダウンレシオとオートレンジ機能

・7252 は独立した２系統の圧力制御可能

・多国言語対応

気体高圧圧力コントローラ／校正器

DHI PPCH-G

・校正ラボ ・開発部門

・製造ライン

・計器管理等一般校正業務

・高速圧力制御・100MPa ・高い圧力制御確度

・低価格

特長

RUSKA7350

・校正ラボ

特長

・気体で最大 100MPa の圧力制御

・2 センサー搭載可能

・高速デュアルステージ制御

・外部基準センサーとして RPM4 を接続可能

・抜群のコストパフォーマンス

・多国言語対応

・ワイドなターンダウンレシオとオートレンジ機能

・7250 シリーズと共通のグラフィカルユーザーインターフェース

液体圧力コントローラ／校正器

DHI PPCH

RUSKA7615

・校正ラボ ・開発部門

・製造ライン・不活性媒体 NOVEC 対応

・高速圧力制御・200MPa ・高い圧力制御確度

・純水/フロリナート対応

特長
・液体で最大 200MPa の圧力制御

・校正ラボ
・最大 275MPa

特長
・2 センサー搭載可能

・高速圧力制御と大容量負荷容積対応

・外部基準センサーとして RPM4 を接続可能

・最大 275MPa の超高圧・ワイドなターンダウンレシオとオートレンジ機能

・多くの液媒体に対応

・2 センサー搭載可能

セレクションガイド－マニュアル圧力校正機器
DHI E-DWT-H

RUSKA 7050

DHI RPM4

Pressurements

DHI の RPM4 は、気体・液体をRUSKA の 7050 は、水晶ブルド問わず幅広い範囲の圧力を測定

ン式基準圧力センサーにより、できる基準圧力モニタです。多機能かつフレキシブルな RPM4 とマ

7250 圧力コントローラと同じ圧P3000

ニュアル式の圧力コントローラにより優れた圧力校正ソリューション

力測定能力を発揮します。

を提供しますPressurements の重錘形圧力天びんは、真空から 42MPa ま

DHI の E-DWT-H は、RPM4 の優れた圧力測定能力と調圧ボリュでの範囲における最もコストパフォーマンスの高い校正能力をーム・リザーバータンク・プライミングポンプを組み合わせた電子式

提供します。全てのモデルで非磁性の 300 番台ステンレス製のデッドウェイトテスターです。ハイエンドの重錘形圧力天びんと同等

重錘を用い複数の圧力単位を用意しています。使用場所の重の校正能力と可搬性、簡便な操作性を兼ね備え、多くの機能によ

力加速度にあわせて質量調整をすることも可能です。ピストン

り、幅広いアプリケーションに対応します。

位置表示や水準器、調整脚などを標準装備しています。

DHI RPM4 基準圧力モニタ

RUSKA 7050 基準圧力モニタ

・気体用圧力レンジ 15kPa～100MPa

・気体用 7kPa～18MPa

・液体用圧力レンジ 7MPa～280MPa

・測定精度 7050 0.003% FS+0.0075%FS (1 年間の安定性)

・最大 2 個の基準センサーを搭載可能

7050i 0.005% rdg.+0.0075%FS (1 年間の安定性)

・測定の不確かさ

7050LP 低圧専用モデル

・プレミアムクラス (14MPa 以下の気体用 Q-RPT)±0.008% rdg.又は 0.0024% of AutoRange Span
(AutoRange 設定範囲 30%-100% of Q-RPT FS)

・スタンダードクラス

Pressurements
P3000 気体用重錘形圧力天びん
・P3010 １ピストン 負圧～7MPa
・P3020 2 ピストン 負圧及び 100kPa～3.5MPa

14MPa 以下

±0.01% rdg.又は 0.003% Q-RPT FS

・精度 0.015% rdg.(標準) 0.008% rdg.(オプション)

20MPa～140MPa±0.013% rdg.又は 0.0039% Q-RPT FS

・2MPa まで昇圧できるハンドポンプ（オプション）

200MPa～280MPa±0.018% rdg. 又は 0.0054% Q-RPT FS

・P3030 1 ピストン 7MPa 又は 14MPa

・絶対圧型 Q-RPT 搭載モデルは、絶対圧・ゲージ圧・負圧・精度 0.015% rdg.(標準) 0.008% rdg.(オプション)の３モード

・バリアブルボリュームによる微調整

・PPC シリーズ圧力コントローラの外部基準センサーとして・オイルルブリケーションにより汚れに強く、長時間ピストンフロート可能

使用可能

P3100 油圧式重錘形圧力天びん

・14MPa 以下の気体用 RPM4 に過負荷保護バルブシステ

・P3110 1 ピストン 70MPa

ム SDS を搭載

・P3120 2 ピストン 70MPa

DHI のマニュアル圧力コントローラ

・精度 0.015% rdg.(標準) 0.008% rdg.(オプション)/MPC1：気体用 20MPa 以下

・ハンドポンプ及びバリアブルボリューム標準装備

GPC1：気体用 100MPa 以下

P3200 水圧式重錘形圧力天びん

MPG2：液体用 200MPa 以下

・P3210 1 ピストン 70MPa

OPG1：液体用 200MPa 以下

・P3220 2 ピストン 70MPa

DHI E-DWT-H 電子式デッドウェイトテスタ

・精度 0.015% rdg.(標準) 0.008% rdg.(オプション)

・圧力レンジ 7MPa～200MPa

・ハンドポンプ及びバリアブルボリューム標準装備

・Q-RPT を最大 2 個まで搭載可能

M3800 油圧式高圧重錘形圧力天びん

・±0.02% rdg (10%～100% Q-RPT FS) 1 年

・1 ピストン 400MPa±0.025% rdg (10%～100% Q-RPT FS) 2 年
・8 時間バッテリー駆動可能 (オプション)

・精度 0.0２% rdg.(標準) 0.015% rdg.(オプション)・ビルトイン昇圧ポンプ・インテンシファイア標準装備

圧力レンジと機種比較
200MPa280MPa

油 圧

油 圧

400MPa100MPa140MPa

気 体

油 圧
10MPa
気 体

7MPa

14MPa

気 体

水 圧

気 体

基準圧力モニタ

DHI RPM4

油 圧

・オンサイトキャリブレーション・ハイエンド校正ラボユース

・一般校正アプリケーション

・微圧高精度測定

RUSKA 7050

・小型軽量・短いウォームアップ時間

・グラフィカルユーザーインターフェース

・最大 2 個の基準センサー搭載可能

・差圧式基準センサー

・気体/液体に対応・ワイドレンジ

・水晶ブルドン基準センサー搭載・高精度と小さなヒステリシス

気体校正装置DHI RPM4+MPC1

Pressurements P3000

RPM4+GPC1
・一般校正ラボ・オンサイト校正・専門知識不要

・低価格

・データ自動取得可能

・安定した圧力発生・重錘不要・圧倒的なコストパフォーマンス

・デジタル表示・外部制御インターフェース通信機能

・重錘形圧力天びんとしては小型軽量で可搬・最大 2 個の基準センサー搭載（ワイドレンジ）

・デュアルピストンによるワイドレンジ

・任意の圧力測定ポイント

・ピストン式のため圧力安定性に優れる

・10MPa まで過負荷防止 SDS システム搭載

・昇圧・調整機構一体

液体校正装置DHI E-DWT-H

Pressurements
P3100/P3200/M3800

・特別な知識不要

・低価格

・デジタル表示と外部通信・安定した圧力昇圧

・データ記録が必要な現場校正

・400MPa 超高圧対応

・重錘不要

・圧倒的なコストパフォーマンス

・デジタル表示・外部制御インターフェース通信機能

・重錘形圧力天びんとしては小型軽量で可搬・最大 2 個の基準センサー搭載（ワイドレンジ）

・デュアルピストンによるワイドレンジ

・任意の圧力測定ポイント

・ピストン式のため圧力安定性に優れる

・校正データ記録勤王・昇圧・調整機構一体

エアデータキャリブレーション
DHI ADCS-601
PGX

RUSKA 2468

DHI の ADCS-601 エアデータ
校正システムは PG7501 とFPG8601 をインテグレートした
プライマリ全自動エアデータ校正システムです。
PGX は、PG9601 の圧力レンジ

RUSKA2468 は、重錘形圧力天びん 2465 をベースに、をエアデータレンジに拡大する

エアデータテスタの校正用に特化したモデルです。

プライマリ校正システムです。

2468 ピトー静圧用プライマリ圧力標準器として世界中で

水銀マノメータなどと比べて使用されています。

安価で操作も簡単かつ水銀の圧力レンジ 1.35kPa～350kPa

リスクがありません。
PGX-9607

11.5kPa～1.35MPa(オプション)
校正高度

・圧力レンジ 1kPa～500kPa-600m～29000m（標準仕様）(-2000ft～95000ft)

・不確かさ ±(0.0015% rdg+0.07Pa)

エアスピード 100～1000 ノット

・エアスピードと高度を校正可能

精・全自動オペレーション

・1 本のピストンシリンダとレンジ拡張用重錘により幅広度±0.5 ft. 0.003 ノット

いエアデータレンジに対応
・RVSM コンプライアントテストセットの校正可能
・Ps/Pt 及びＱｃレンジの校正が可能
・多くの単位に対応

DHI RPM4-AD

RUSKA 7750

RUSKA の 7750 オートキャルエアデータテストセットは、
DHI の RPM4-AD は、エアデータデバイスの校正用に特

ピトー静圧はもちろん、エアデータコンピュータ、高度計、化した基準圧力モニタです。卓越した測定能力と優れた

エアスピード・上昇率・キャビン内圧などエアデータテスト

機能によってハイエンドのエアデータ校正能力を提供しま

セットの様々な校正要求に対応した自動圧力コントロー

す。本体は小型軽量で抜群の機動性とフレキシビリティ

ラです。本体には RUSKA が誇る水晶ブルドン管式基準ーを有しています。

圧力センサーを搭載。0.005% rdg. のｌ高精度によって・エアデータ機器のレンジに対応した絶対圧と差圧測定

RVSM の校正を可能にしています。

・固定翼機用と回転翼機用を用意

・高精度 RVSM コンプライアント

・Ps/Pt/Qc オペレーション

・ATE システムに対応

・多くの高度・速度単位の表示が可能

・エアスピード用差圧センサー

・ユーザー定義が可能な測定間隔

・圧力制御安定性 0.00032inHg （１Pa）・RVMS コンプライアント 不確かさ 0.008%

・測定確度 0.005% rdg + 安定性 0.0075% rdg/yr

・過負荷防止 SDS システム搭載

25%～100%の範囲で保証・バッテリー駆動オプション

・固定翼機用・回転翼機用を用意

その他特殊圧力標準器
DHI FPG8601

RUSKA 2482

DHI の FPG8601 フォースバランス型ピストンゲージは、

RUSKA の 2482 は高ライン圧環境下の差圧定義を行うこ

微差圧および低絶対圧レンジに特化した全自動のプラとができるプライマリピストンゲージです。

イマリ圧力標準器です。

・不確かさ 40ppm＋9Pa

・0～15kPa のゲージ圧・差圧・絶対圧に対応

・最大静圧 20MPa

・1mPa の分解能

・最大差圧 2MPa

・不確かさ ±(8mPa+30ppm rdg) 絶対圧

・液体・気体双方でのオペレーション可能±(5mPa+30ppm rdg.) ゲージ圧・差圧
・温度遷移補正・制御及びデータ収録用ソフトウェア完備
・簡単な操作と早い動作

・全自動 制御用ソフトウェア完備
DHI PG7607/ PG7307/ PG9607

RUSKA 2413 / 2417

DHI は国家標準機関に適した重錘形圧力天びんを提供

差圧セルとヌルインジケータはリファレンスとテストデバイ

しています。

ス間の様々な異なる媒体のインターフェースを行います

PG7607 世界最大 直径 50mm のピストンシリンダをまた、重錘形圧力天びん同士のクロスフロートの時間短搭載した絶対圧重錘形圧力天びん

縮にも便利です。

PG7307 コントロールクリアランス式油圧用重錘形圧・ダイアフラム式アイソレーションが異なる媒体を物理的に

力天びん

分けます。

PG9607 世界最大 50mm のピストンシリンダーを搭

・ほとんどの非腐食性の気体と液体に対応

載。PG7607 から得たノウハウを投入した後継機種

・最大圧力 2413：100MPa

最大 100kg の重錘

2417：280MPa

DHI COMPASS for Pressure

RUSKA 7250sys

DHI の COMPASS for Pressure は、あらゆる圧力校正

RUSKA 7250sys は、マルチレンジの圧力コントロールシに対応した自動校正用ソフトウェアです。

ステムで、最大 12 レンジに及ぶワイドレンジを実現しま・あらゆるブランド・あらゆる方式の圧力標準器や DMM

す。自動でレンジ切替がなされ、早い圧力校正が可能でやオーブンなど、様々な補助デバイスに対応す。

・FLUKE 社の MET/TRACK データベースにエクスポー

・３つのコンフィグレーション

ト可能・8 レンジ 最大 7MPa・シングルライセンスの他、マルチプルサイトインストレ

・8 レンジ 最大 17MPa

ーションに対応・12 レンジ 最大 17MPa・シングルテストポート
・バキュームポンプ内蔵
・ガスブースター内蔵オプション

https://www.ohtegiken.co.jp
main.sales@ohtegiken.co.jp