ＬＴＥ通信搭載

クラウド対応温湿度ロガー

ＣＬＡ３５０ｰＴＨ

取扱説明書

大阪マイクロコンピュータ株式会社（第1.1版） 2024年6月

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、警告、注意 の表示で区分して説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの

使用禁止

万一異常が発生したときは、電源を抜き使用しない！
異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因になります。すぐに、電源を本体から抜き、修理をご依頼ください。
煙が出ている、変なにおいがするなど、異常なときは使用しない！
異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに、周りに燃え移らない場所へ移動させ、安全を確認した後、電源を本体から抜き、修理をご依頼ください。
破損した場合は使わない
火災や感電の原因となります。
分解したり、改造しない
改造すると、ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。

分解禁止

水でぬらさない
火災や感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺などの屋外や、窓辺での使用は、特にご注意ください。
水ぬれ
禁止

目的外使用をしない
温度、湿度の測定以外の用途では使用しないでください。
異物を入れない
内部に金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。
子供の手の届くところに置かない測定場所などで子供の手の届く所へは設置しないでください。飲み込んだり、けがの原因となります。

禁止

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつくもの
設置時は、次のような場所には置かない

設置禁止

禁止

● 油煙や湯気の直接当たる場所● 直接日光の当たる場所● 仕様外温度となるところ

このような場所に置くと、ショートや発熱、ケースの変形などを起こして、火災や感電、故障の原因となることがあります。本機の使用可能範囲は、温度：－１０～＋５０℃、湿度：５～９０％ＲＨとなります。
本体の上に重いものを置かない、上にのらない
バランスがくずれて倒れたり、けがや故障の原因となることがあります。
コネクタや隙間に指や異物を入れない
けがや故障の原因となります。
ぬれた手で触らない
感電、故障の原因となることがあります。

ぬれ手
禁止

注意

静電気に注意する
静電気による破壊を起こす可能性があります。防止するため、本機に触れる前、金属等に触れ静電気を逃がしてください。

本製品は、人命に関わる設備や器機、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や器機（医療関係、
航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込み等は考慮されておりません。これらの設備や器機で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。
本製品は、日本国内専用です。国外での使用はできませんのでご注意ください。

1このたびは、クラウド対応温湿度ロガー『ＣＬＡ３５０ｰＴＨ』をお買い上げいただき誠に有り難うございます。
このマニュアルでは本製品の取り扱い方法や使用上の注意点について説明しております。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、お手元に保存の上、必要なときにお読みください。

ご注意
・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されております。
・本製品は機能追加、品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。
・本製品の運用を理由とする損失、逸失利益など、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承願います。
・本製品の記録データの消失・記録の失敗など、取得データに対する保証はいたしかねます。

【通信について】
本機はＬＴＥ通信を用いてクラウドへデータを送信します。
ＬＴＥによるデータ通信は通信環境やメンテナンスなどの影響で失敗する可能性もございますので、完璧な通信が必要となる環境ではご使用いただけません。

【クラウドデータについて】クラウドへの通信には、別途、通信費とクラウド使用料が必要になります。
ご購入時は３月３１日まで無料でご使用いただけます。その後、１年単位での更新が必要になります。
尚、クラウドへのデータ保管期間は最長で約２年となりますので、保管期間の終了前に早めのダウンロード
をお願いします。
また、年間費用の更新を頂けない場合、通信及びクラウドの使用ができなくなります。（既に記録されたクラ
ウド上のデータもダウンロードが出来なくなります）【センサーついて】
本機の温度・湿度センサーとして、相対湿度を測定する静電容量ポリマーの湿度センシング素子とバンドギ
ャップ温度センサーが装備されています。

【湿度センサーにおける注意点】
湿度センサーは、水分吸着による誘電率の容量変化を測定します。そのため、粉塵や排気ガスなどの有機化合物質の蒸気はポリマー層に影響を与える場合があります。したがいまして、これらが大量に浮遊している環境下でのご使用は測定値がドリフトしてしまい測定誤差が発生してしまう可能性がございます。
また、センサー部がこれらの影響で汚染された場合、クリーンな環境下で汚染は緩やかに放出されます。しかしながら高濃度の有機物汚染の場合はセンサー部に永久的なダメージとなりますのでご注意ください。

2

目次
目次 ········································································· 3
1 特徴 ······································································ 4
2 各部の説明 ································································ 4
3 使用するための準備 ························································· 5
準備１ アンテナの接続 .................................................... 5
準備２ 温湿度センサーの接続 .............................................. 5準備３ 電源の接続（ＡＣアダプタ、または外部電池ボックス） ...................... 6
準備４ ドライバのインストール ............................................... 7
準備５ ＣＯＭポート番号の取得 .............................................. 8
手順① ＶＣＰの設定をする ............................................... 8
手順② ＣＬＡ３５０ｰＴＨをパソコンから取り外す ............................... 9
手順③ ＣＯＭポートを確認する ............................................ 9
準備６ アプリケーションソフトのインストール .................................. 10
4 記録の開始 ······························································· 11
5 アプリケーションソフトによる操作方法 ·········································· 11
5.1 アプリケーションソフト ................................................. 11
5.2 操作パネル ......................................................... 125.2.1 記録間隔設定 ................................................... 13
5.2.2 認識名称設定 ................................................... 13
5.2.3 テスト接続 ...................................................... 13
5.2.4 クラウドデータクリア ........................................... 14
5.2.5 クラウド送信モード設定 ......................................... 14
5.3 クラウド操作パネル ................................................... 15
5.3.1 端末登録／編集画面 ............................................. 16
5.3.2 クラウドデータ ................................................... 16
5.3.3 グラフ印刷 ...................................................... 18
5.3.4 一覧印刷 ....................................................... 19
5.4 データの保存 ........................................................ 20
5.4.1 保存データの閲覧 ................................................ 20
5.5 保存データの読み込み ................................................ 20
6 仕様 ····································································· 21

3

1 特徴
・
・
・
・
・
・

一定間隔で温度と湿度のデータをクラウドに送信し、保存する温湿度データロガーです。
通信用のＬＴＥモジュールを搭載していますので、別途、ネットワーク回線を用意する必要がありません。
電源を供給するだけで送信を開始し、わずらわしいネットワークの設定をする必要がありません。
クラウドに保存された取得データは、離れた場所でもインターネット回線を通じて確認ができます。
専用アプリケーションソフトにより、クラウド内のデータをグラフや一覧で表示が可能です。
取得データはＣＳＶファイルで保存ができ、さまざまな用途での使用が可能です。

2 各部の説明
本体外観
表面
③

②

側面

①

①

④

⑤

⑥

各部の名称と説明①アンテナ接続用コネクタ②記録ＬＥＤ（緑）③電源異常ＬＥＤ（赤）④電源コネクタ⑤温湿度センサー用コネクタ⑥ＵＳＢコネクタ

アンテナを接続します。
記録動作中に５秒間隔で点滅します。
電源電圧の低下を検出すると３秒間隔で点滅します。
ＡＣアダプタ、または外部電池ボックス（別売り）を接続します。
温湿度センサーを接続します。
設定用のパソコンにＵＳＢケーブルで接続します。保護キャップが付いていますので、引き抜いてからご使用ください。

4

3 使用するための準備
ＣＬＡ３５０ｰＴＨを正しく使用するために次の準備が必要です。
準備１ アンテナの接続
準備２ 温湿度センサーの接続準備３ 電源の接続（ＡＣアダプタ、または外部電池ボックス）
準備４ ドライバのインストール
準備５ ＣＯＭポート番号の取得
準備６ アプリケーションソフトのインストール

準備１ アンテナの接続
本体のアンテナ接続用コネクタに左右２本のアンテナを締めこみます。
必ず最後まで締め込んでください。

アンテナ

アンテナ

準備２ 温湿度センサーの接続
本体の温湿度センサー用コネクタに温湿度センサーを接続します。
コネクタには向きがありますので、向きに注意して接続してください。

注意・センサーケーブルに負荷がかかると断線する恐れがあります。負荷のかかりそうな環境で使用する場合は、付属のケーブルクランプを本体に貼り付け、ケーブルを固定してください。
・本体とセンサーでは使用温度範囲が異なります。センサーを測定したい場所に設置し、本体は使用温度範囲を超えないように設置してください。
・センサー部は絶縁処理がされていません。水滴の付着や金属など導電性のあるものとの接触はしないように設置してください。

5

準備３ 電源の接続（ＡＣアダプタ、または外部電池ボックス）
本体に電源として、付属のＡＣアダプタ、または外部電池ボックス（別売り）を接続します。
電源を接続すると、クラウドへのデータ送信を自動的に開始します。

注意・使用する電源は必ず指定のものをご利用ください。
・ＵＳＢコネクタのみでの電源供給はできません。必ず電源コネクタから電源を供給してください。
・電源を供給すると、５分後に最初のデータ送信が行われます。
・電源電圧が４Ｖ以下を検出するとクラウドへの送信を終了し、電源異常ＬＥＤが点滅します。
再び送信を開始するには、正常な電源電圧で、再起動する必要があります。その際、電源を電源コネクタから抜き、１０秒以上経過後、再接続してください。

●外部電池ボックスについて
ＡＣアダプタの代わりにオプションの外部電池ボックスを用いることも可能です。
外部電池ボックスを使用したときの電池寿命は、クラウド送信モードの設定に左右されます。
その場合、仕様としては次の通りです。
外部電池ボックス仕様
アルカリ単３電池４本
使用電池※マンガン電池の使用はできません
クラウド送信モード：記録毎
約１０日
電池寿命
クラウド送信モード：１時間毎 約５０日
クラウド送信モード：１日毎
約３００日※ 電池寿命は目安であり、この値を保証するものではありません※ 想定温度を２５℃固定で算出しています
注意
電池寿命は温度条件や電波強度など使用する環境により大きく左右されます。
特に低温や高温などの条件下で使用する場合は、極端に短い寿命となる場合がありますのでご注意ください。

6

準備４ ドライバのインストール
推奨スペック
●ＯＳ
●ＣＰＵ
●メモリー
●ストレージ●ディスプレイサイズ

Ｗｉｎｄｏｗｓ１０，Ｗｉｎｄｏｗｓ１１
１ＧＨｚ以上、２コア以上の６４ビット互換プロセッサ
４ＧＢ以上
１００ＭＢ以上の空き容量
１０２４×７６８以上

本機はＲＳ２３２Ｃ→ＵＳＢ変換チップを内蔵しており、パソコンとしてはＣＯＭポートへの接続として認識されます。
ここでは、まずＲＳ２３２Ｃ→ＵＳＢ変換チップ用のドライバをインストールします。
アプリケーションソフトのダウンロードを行いますと、ダウンロードファイルにドライバも含まれています。
指定のｗｅｂページよりダウンロード後、インストールを行ってください。
注意
ご使用になるパソコンの設定によっては本体をＵＳＢケーブルにて接続するだけで、自動的にドライ
バのインストールが行われます。
初めて接続したときに、「デバイスを使用する準備ができました」のポップアップが表示された場合は、本項の作業は必要ありませんので、次項の「準備５ ＣＯＭポート番号の取得」へお進みください。
尚、自動でインストールされた状態で、再度、インストール作業を行った場合であっても動作に問題はありません。

ドライバインストールプログラムを実行
ドライバーソフトの“ＣＤＭ＊＊＊＊＊＿Ｓｅｔｕｐ．ｅｘｅ”を実行します。（＊はバージョン番号）
インストールウィザードのダイアログが表示されますので、指示に従いインストールしてください。

ダブルクリック

7

準備５ ＣＯＭポート番号の取得
ＣＯＭポート番号を取得します。

手順① ＶＣＰの設定をする
本機をＵＳＢケーブルにてパソコンに接続します。
接続後、デバイス マネージャー → ユニバーサル シリアル バス コントローラー→ ＵＳＢ Ｓｅｒｉａｌ Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ のプロパティを開き、詳細設定の“ＶＣＰをロードする”にチェックをいれます。
デバイス マネージャーの代表的な表示方法は以下の通りです。
・方法１「スタートボタン」を右クリック → デバイス マネージャー
・方法２「Ｗｉｎｄｏｗｓ」キーを押しながら「Ｘ」キー → デバイス マネージャー

プロパティを開く

チェックを入れる※既にチェックが入っている場合は次に進んでください。

8

手順② ＣＬＡ３５０ｰＴＨをパソコンから取り外す
本機を一度パソコンから取り外す。

手順③ ＣＯＭポートを確認する
本機を再度パソコンに接続します。
デバイス マネージャー → ポート（ＣＯＭとＬＰＴ）に ＵＳＢ Ｓｅｒｉａｌ Ｐｏｒｔ（ＣＯＭｘｘ） の表示がある事を確認します。

9

準備６ アプリケーションソフトのインストール
クラウドデータの取得や記録間隔などの設定は専用のアプリケーションソフトで行います。
ここではアプリケーションソフトのインストールを行います。
セットアッププログラムを実行
フォルダ“ＣＬＡ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ ｖ＊＊＊ｊ”内の“ｓｅｔｕｐ．ｅｘｅ”を実行します。＊はバージョン番号）
インストールウィザードのダイアログが表示されますので、指示に従いインストールしてください。
ダブルクリック注意「インストールしようとしているアプリは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ検証済みアプリではありません」と表示された
場合、次の方法でインストールが可能になります。
※インストールしようとしているアプリケーションソフトが、弊社ホームページなど信頼できる入手先の場合のみ、こちらの設定を行ってください。
●インストールボタンがある場合
そのままインストールを続行してください。
●インストールボタンがない場合
下記操作を行いＷｉｎｄｏｗｓの設定を変更してください。
①「スタート」ボタンを右クリックして、「アプリと機能」をクリック。
②表示された「アプリと機能」内の「アプリを入手する場所の選択」または「アプリのインストー
ル」の「プルダウン」をクリック。
③表示される次の一覧からいずれかの項目を選択し再起動。
・場所を選ばない
・アプリの推奨を無効にする
・任意の場所のアプリを許可する

10

4 記録の開始
ＣＬＡ３５０ｰＴＨは電源を供給することで自動的にデータの送信を開始します。
最初の送信は電源を接続されてから、５分後になります。
注意
データの送信が開始され、送信が完了するまでに１分程度の時間を要しますが、クラウド上に保管されているデータに表示される日時は、実際にデータを取得した日時になります。

記録間隔などの各種設定は専用アプリケーションソフトで行います。
詳しくは「5 アプリケーションソフトによる操作方法」を参照してください。
尚、購入時に設定されている各種設定の初期値は、次の通りです。
必要に応じてアプリケーションソフトで変更してください。
項目
初期値
記録間隔
１０分
認識名称
なし
クラウド送信モード
記録毎

5 アプリケーションソフトによる操作方法
5.1 アプリケーションソフト
各種設定やクラウドデータの取得はアプリケーションソフトで行います。

①

②

⑤

③

④

⑥

11

①ファイル
保存したデータや、端末情報の管理を行います。
②ウインドウ
開いているウインドウの選択を行います。
選択されたウインドウが最前面になります。
③操作パネル表示
操作パネルのウインドウを表示します。
④クラウド操作パネル表示
クラウド操作パネルのウインドウを表示します。
⑤操作パネル
本機の設定や管理を行います。
（5.2 操作パネル 参照）
操作パネルでの設定をするには、本機をパソコンとＵＳＢケーブルで接続する必要があります。
⑥クラウド操作パネル
クラウドに保存されているデータの管理を行います。
（5.3 クラウド操作パネル 参照）

5.2 操作パネル
本機をＵＳＢケーブルでパソコンと接続すると、操作パネルが表示されます。
操作パネルは、メニューバーの“操作パネル表示”をクリックすることでも表示できます。

①
③

②

④

①状態
本機の状態を表示します。
②［更新］ボタン
状態の表示を更新します。
③［クラウド操作パネル表示］ボタン
クラウド操作パネルのウインドウを表示します④［各種設定］ボタン
次の設定やテスト接続ができます。
・記録間隔設定・認識名称設定・テスト接続・クラウドデータクリア
・クラウド送信モード設定

12（5.3 クラウド操作パネル 参照）（5.2.1 記録間隔設定 参照）（5.2.2 認識名称設定 参照）（5.2.3 テスト接続 参照）（5.2.4 クラウドデータクリア 参照）（5.2.5 クラウド送信モード設定 参照）

5.2.1 記録間隔設定［記録間隔設定］ダイアログが開き記録間隔を設定することができます。
記録間隔は１０～１２０分を５分単位で設定できます。
※設定の完了後、記録は再スタートされ、最初の記録は５分後に行われます。
クリック
クリック

記録間隔を選択

5.2.2 認識名称設定［認識名称設定］ダイアログが開き認識名称を設定することができます。
認識名称は半角４文字まで記入でき、測定場所の認識用などにご利用いただけます。
※設定の完了には１分程度の時間がかかります。
クリック
クリック

認識名称を設定

5.2.3 テスト接続
本体情報を直ちにクラウドへ送信します。
本機の設置状態や電波強度の確認にご利用いただけます。
※テスト接続には１分程度の時間がかかります。
クリック

クリック

13

5.2.4 クラウドデータクリア
本機にて取得されたクラウドへ保存されている全てのデータを削除します。
※削除されたデータは閲覧できなくなります。
※完了には１分程度の時間がかかります。
クリック

クリック

5.2.5 クラウド送信モード設定
クラウドに送信されるタイミングを設定します。
「記録毎」、「１時間毎」、「１日毎」から設定が可能です。
※設定の完了には１分程度の時間がかかります。
クリック

クリック

注意
操作パネルを操作するときも、必ず電源コネクタから電源を供給してください。
電源コネクタからの供給がないと、クラウドへ送信するタイミングで電源異常となります。

14

5.3 クラウド操作パネル
クラウド機能の利用には、パソコンがインターネットに接続されている必要があります。
クラウド操作パネルに端末を登録すると、クラウドに保存されている情報やデータが確認できます。
注意
クラウドからのデータ取得はネットワーク回線の品質に影響されます。
取得に時間がかかるなどの場合は、通信速度などネットワークの状態をご確認ください。

①

②

③

④

⑤

⑥
⑧

⑦

①端末一覧
登録済みの端末を一覧で表示します。選択した端末のデータが表示されます。
②［登録］ボタン
端末を登録します。
（5.3.1 端末登録／編集画面 参照）③［編集］ボタン
端末一覧で選択した端末の設定を編集します。
（5.3.1 端末登録／編集画面 参照）④［削除］ボタン
端末一覧で選択した端末を削除します。
⑤［全て削除］ボタン
登録済みの端末を全て削除します。
⑥情報
選択されている端末の情報を、クラウドから取得し表示します。
情報内の値は、クラウド内に保存されている最新の値です。
⑦［更新］ボタン
クラウドから保存されている最新のデータを取得します。
⑧クラウドデータ端末一覧で選択した端末のクラウドデータを表示します。 （5.3.2 クラウドデータ 参照）※クラウド操作パネルは、メニューバーまたは操作パネルの［クラウド操作パネル表示］をクリックすることで表示できます。

15

5.3.1 端末登録／編集画面
端末を新規登録するには［登録］ボタン、編集するには編集したい端末を選択したのち［編集］ボタンをクリックします。
［端末情報］ダイアログが表示されますので、端末の情報を、登録、編集を行います。

①
②
③
④

①名称
端末情報に任意の名称を設定できます。
設定した名称はクラウド操作パネルの端末一覧に表示されます。
②ＳＩＭ ＩＤ
付属のクラウド情報に記載されている“ＳＩＭ ＩＤ”を数字で入力してください。
③ＩＭＳＩ
付属のクラウド情報に記載されている“ＩＭＳＩ”を数字で入力してください。
④備考
端末情報に任意の情報を入力できます。
登録されている端末情報はメニューバーの“ファイル”メニューより、保存することが可能です。
端末情報を保存する場合は“ファイルへ保存”、読み込む場合は“ファイルから追加”を選択してください。

5.3.2 クラウドデータ
クラウドデータは、温度（℃）・湿度（％ＲＨ）・露点（℃）の３種類をグラフ表示と一覧表示で確認ができます。
表示されるクラウドデータの期間は、クラウド操作パネルの“データ取得”で指定した期間となります。

16

グラフ表示クラウドデータのグラフ表示には次のような機能があります。
③

②

④

⑤

⑥
⑦
①

⑩
⑧

⑨

⑪

①データ表示画面（グラフ）
測定データのグラフが表示されます。
表示したい部分をカーソルで囲むことにより、拡大が可能となります。
注意
カーソルでの拡大を行う場合、可能な範囲を越えると選択範囲が赤くなり拡大は行えません。

②グラフ／一覧表示切り替え
データ表示画面の表示方法を切り替えます。
③グラフ印刷
グラフの印刷を行います。
（詳細は5.3.3 グラフ印刷参照）④一覧印刷
一覧の印刷を行います。
（詳細は5.3.4 一覧印刷参照）⑤保存
記録データをＣＳＶファイルとして保存します。
（詳細は5.4 データの保存参照）⑥表示データ簡易情報
グラフ表示されている範囲の「最大値」「最小値」「平均値」が表示されます。
また、カーソルをグラフに合わせることにより、カーソル位置の詳細情報が表示されます。
⑦拡大・縮小／移動
表示されているグラフの拡大・縮小／移動が行えます。
⑧表示データ選択
グラフと一覧に表示される項目の選択を行います。
「温度」「湿度」「露点」の表示が可能です。
⑨自動スクロール
チェックを入れることで常に最新のデータを表示します。
⑩全画面表示グラフの表示範囲を全てのデータが表示されるようにします。
⑪データ取得期間選択された期間内のデータを表示します。
［５日、１０日、２０日、１～２４ヶ月］の範囲で選択できます。

17

一覧表示
クラウドデータを一覧表示します。

①①データ表示画面（一覧）
測定データの一覧が表示されます。

5.3.3 グラフ印刷
クラウドデータ表示の［グラフ印刷］ボタンを押すとグラフ印刷画面が開きます。

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦

①印刷範囲設定
拡大・縮小／移動ボタンでグラフの印刷範囲を設定します。
②データ情報印刷されるデータ情報が表示されます。
“データ情報を印刷する”のチェックを外すとデータ情報は印刷されません。

18

③メモ
記入した内容がデータ情報の下に印刷されます。
④プリンタ選択
使用するプリンタを選択します。
⑤プロパティ
選択されているプリンタのプロパティを開きます。
⑥印刷プレビュー
選択されているプリンタでの印刷プレビューを表示します。
⑦印刷
選択されているプリンタでの印刷を実行します。

5.3.4 一覧印刷
クラウドデータ表示の［一覧印刷］ボタンを押すと一覧印刷画面が開きます。

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦

①印刷範囲設定一覧の印刷範囲を設定します。
印刷範囲は開始行と終了行への入力、または、一覧をダブルクリックすることで設定できます。
“全て印刷”を選択した場合は、一覧の全てを印刷します。
②データ情報印刷されるデータ情報が表示されます。
“データ情報を印刷する”のチェックを外すとデータ情報は印刷されません。
③メモ
記入した内容がデータ情報の下に印刷されます。
④プリンタ選択
使用するプリンタを選択します。
⑤プロパティ
選択したプリンタのプロパティを開きます。
⑥印刷プレビュー
選択したプリンタでの印刷プレビューを表示します。
⑦印刷
選択したプリンタでの印刷を実行します。

19

5.4 データの保存
記録したデータをＣＳＶ形式のファイルに保存できます。
［保存］ボタンをクリックすることによりファイル保存ダイアログが表示され、任意のフォルダへ保存することが可能になります。
尚、保存されるファイル名は初期値では以下のようになっています。
（例）ＯＭＣ１＿２３０３０９＿１６２３４４．ｃｓｖ
①
②
③
①認識名称
②データの初めの日付③データの初めの時間（例）ＯＭＣ１（例）２０２３年３月９日（例）１６時２３分４４秒

5.4.1 保存データの閲覧保存したファイルはメモ帳や表計算ソフトで閲覧できます。

注意

ご使用の表計算ソフトによっては時刻やデータが省略されて表示される場合があります。
その場合、表計算ソフトの設定を変更してください。
例：Ｅｘｃｅｌの場合表示を変更するセルを選択し、右クリック → セルの書式設定

5.5 保存データの読み込み保存しておいたデータファイルを読み込みます。
読み込みの方法としては以下の２通りの方法があります。
方法１
メニューバーより、ファイル → データファイルを開く を実行し、読み込みを行う

方法２
ファイルをアプリケーションソフト上へ、ドラッグ アンド ドロップを行う

20

6 仕様
センサー仕様
温度
湿度
チャネル数
ケーブル長
製品仕様
収集データ
測定間隔
設定用インターフェース
動作環境

測定範囲
測定精度
測定範囲
測定精度
温度 １ ／ 湿度 １２ｍ

－２０～＋７０℃±０．８℃（２５℃）
０～１００％ＲＨ±４．０％ＲＨ（０～９０％ＲＨ）

（注１）
（注２）

温度、湿度、露点
１０～１２０分（５分単位）（初期値：１０分）
マイクロＵＳＢ
温度－１０～＋５０℃（注３）
湿度
５～９０％ＲＨ（結露なきこと）（注３）
Φ５．５×２．１ センタープラス＋５～＋８Ｖ （１A以上）
１００（Ｗ）×１００（Ｄ）×４０（Ｈ） （ｍｍ）
アンテナ等突起物含まず
約２００ｇ
ＡＣアダプタ等の付属品は含まず

電源コネクタ
入力電源
本体寸法
本体質量
通信仕様
通信サービスＳＯＲＡＣＯＭ Ａｉｒ
回線
ｄｏｃｏｍｏ
データ収集・蓄積
Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ
データ保存期間
約２年※ 測定データは本体へ保存されません
通信タイミング
記録毎／１時間毎／１日毎より選択
対応ＯＳ（アプリケーションソフトはダウンロードによる無償配布）
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０（３２／６４ビット）、Ｗｉｎｄｏｗｓ１１（６４ビット）
付属品
・ＡＣアダプタ・ＵＳＢケーブル
・アンテナ （２本）
・ケーブルクランプ
・温湿度センサーケーブル
オプション
・外部電池ボックス（単３電池４本使用）（初期値：記録毎）（注１） 温度測定精度は測定温度により変化します。
（図 内蔵センサーの基準温度誤差参照）（注２） 湿度測定精度は測定湿度により変化します。
（図 内蔵センサーの基準湿度誤差参照）（注３） 動作環境は本体のみの仕様です。付属のＡＣアダプタは［温度０～４０℃／湿度３０～８５％ＲＨ］になります。

図 内蔵センサーの基準温度誤差

図 内蔵センサーの基準湿度誤差※ 記載の仕様、外形、塗装色等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ 「ＬｏｇＳｕｋｅ」は、大阪マイクロコンピュータ株式会社の登録商標です。
※ Ｗｉｎｄｏｗｓ および Ｅｘｃｅｌ は、米国Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの米国およびその他の国における登録商標です。
※ Ｗｉｎｄｏｗｓ®の正式名称はＭｉｃｒｏｓｏｆｔ®Ｗｉｎｄｏｗｓ®Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍです。
※ 「ＳＯＲＡＣＯＭ Ａｉｒ」は、株式会社ソラコムの登録商標または商標です。
※ 「ｄｏｃｏｍｏ」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標または商標です。
※ Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ は、米国その他の諸国における、Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ， Ｉｎｃ． またはその関連会社の商標です。
※ 「ＬＴＥ」は、欧州電気通信標準協会（ＥＴＳＩ）の登録商標です。

21