４ 電 極式 電導 度 計

ＣＮ－１５００
取扱説明書

ご 使用前 に必 ずお読み 下さ いお願い
●本取扱説明書は必ず使用される担当者の手元に届くようにご配慮下さい。
●本取扱説明書に記載されている事項を熟読した上で、正しい取扱いをして頂き、機器の機能を十分に発揮させて下さい。
●お読みになった本取扱説明書はいつでも見られるところに、大切に保管して下さい。

取扱説明書番号

HE1-DA816-03

目

次

１．  安全にお使いいただくために－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｐ

３

２．概要－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｐ

４

３．仕様－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｐ

４

３－１ 測定範囲切替スイッチ Ｅ の場合
３－２ 測定範囲切替スイッチ Ｈ の場合
４．各部の名称と機能－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｐ

６

５．取付場所および取付方法－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｐ

７－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｐ10Ｐ12－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｐ

14

９．電導度標準校正－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｐ

15

10．トラブルと対策－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｐ

16

M.A佐藤
瀧本
瀧本

湧川
湧川
東
東

東
東
佐藤佐藤

作成

検討

承認

５－１

取付場所

５－２

取付方法

６．外部接続端子の配線
６－１

外部端子接続図６－２

ブロー弁、液肥ポンプ接続例

７．機能説明－－－－－－－－－－－－－－－－

７－１

表示機能

７－２

制御機能（CONTROL）① 測定範囲切替スイッチ Ｅ の場合② 測定範囲切替スイッチ Ｈ の場合

７－３

警報機能（ALARM）

７－４

設定値の確認

７－５

設定値変更方法

７－６

制御差動幅の変更

７－７

外部伝送出力８．運転と保守
８－１

運転

８－２

保守

８－３

ヒューズの交換

２０２１年２月
平成２９年４月
平成１９年３月
平成１９年１月

HE1-DA816-03
HE1-DA816-02
HE1-DA816-01
HE1-DA816-00

新規作成・改訂年月

取扱説明書番号P2.目次一部修正
P10.外部端子図一部修正
電源電圧表示修正など
新規作成
新規作成・

2

１．  安全にお使いいただくために
本器 を正しく 安全に取 り扱って いただく ため、この 取扱説明 書では安 全に関す る内容を 次のように分けています。各項目を良く理解して頂き、必ず守って下さい。

 《警告》 この内容を無視して誤った取り扱いをすると、重大な怪我や死亡につながる可能性のある事項を示しています。

 〈注意〉 この内容を無視して誤った取り扱いをすると、機械・設備の破損など物的損害又は性能に重大な支障が起こることが想定される事項を示しています。

(お願い)(備考)計器そのものの性能寿命確保のため、必ず守っていただきたい内容を示しています。
補足説明を示しています。

取 り扱い上の注意

 《警告》●子供や管理者以外の人の手にふれない場所に設置して下さい。
●濡れた手で操作しないで下さい。感電の原因となります。
●計器の点検・修理を行うときは、分電盤のメインブレーカを切り、電源を完全に遮断した上で行ってください。感電の原因となります。
●感電防止のため、ヒューズ交換を行う際には、分電盤のメインブレーカを切り、電源を完全に遮断した上で行ってください。
●感電防止のため、コントローラ部の充電部には絶対手を触れないで下さい。また、端子台カバーは、点検以外は必ず装着して下さい。

 〈注意〉●本器の操作・保守・点検は、この計器を十分に把握し、取扱指導を受けた人が行って下さい。
●運転は、外部端子台への各種接続の完了後に接続の確認を行い、次いでセンサーが検水に浸漬されている事を確認した上で行ってください。

（お願い）●ＦＧ(接地)は、必ず行って下さい。十分な接地が施工されない場合、指示不安定･誤差等の原因となります。
●本電極は４電極式を採用しているため、汚れに強い構造になっていますが、適時、保守・管理を行ってください。要領は取扱説明書８－２項保守を参照して下さい。また、電極本体は塩ビ製ですので仕様温度以外で使用しますと、変形しますのでご使用にならない様お願い致します。

3２．概要本 器は 冷却 塔の 水質 管理 や水 耕栽 培の 液肥 管理等 の用 途を 目的 に開 発さ れた 電導 度計で、汚れに強い４電極式を採用しています。また水耕栽培等で濃度が濃い管理を行う
場合はスイッチを切替る事により測定範囲を広げることも出来ます。
コンパクトボディにも関わらず、工業用電導度計としての機能を満足しており、且つ高い信頼性を誇っています。取扱もこれまでのマイコン方式に比べ、アナログ感覚で誰にでも容易に設定することができます。
また、当社のＴＸＮ型薬液タンクと組み合わせた薬注ユニットと組み合わすことによりローコストの電導度管理薬注システムを構築することが出来ます。
３．仕
３－１

様

測定範囲切替スイッチ Ｅ の場合型式

ＣＮ－１５００電導度測定値

０～５００ｍS/ｍ

測定精度

Ｆ.Ｓ. ±３％以内

指示範囲

０～５００ｍS/ｍ

指示値分解能１ｍS/ｍ

指 示 値 確 度

１ｍS/ｍ±１ｄｉｇｉｔ

温 度 補 正 値

５～４５℃（サーミスタ方式）

制御設定範囲ＳＥＴ：０～５００ｍS/ｍ

制 御 差 動 幅

３段階切替（５・７・１０ｍS/ｍ at ２００ｍS/ｍ）
有電圧接点１ｃ
接点容量 ＡＣ２５０Ｖ ５Ａ（抵抗負荷）

制御出力

警報設定範囲ＳＥＴ：０～５００ｍS/ｍ

警 報 差 動 幅

１ｍS/ｍ固定
無電圧接点１ａ
接点容量 ＡＣ２５０Ｖ ５Ａ（抵抗負荷）
ＤＣ４～２０ｍＡ ／ ０～５００ｍS/ｍ
絶縁出力 負荷抵抗 ＭＡＸ５００Ω
４電極方式（サーミスタ温度補償付）
セル定数：１.０
リード線５ｍ付
０～４５℃（但し、凍結しないこと）

警報

出力

外部伝送出力
使用電極及び使用温度
電源

電圧

ＡＣ９０～２４０Ｖ

周

囲

温度

０～５５℃（但し、凍結しないこと）

周

囲

湿度

８５％ ＲＨ以下

消費

電力

７ＶＡ 以下製品

質量０．９ｋｇ（コントローラ）

4５０／６０Ｈｚ

フリー電源

３－２

測定範囲切替スイッチ Ｈ の場合
型式

ＣＮ－１５００電導度測定値

０～１５００ｍS/ｍ

測定

精度

Ｆ.Ｓ. ±３％以内

指示

範

囲

０～１５００ｍS/ｍ

指示値分解能１ｍS/ｍ

指 示 値 確 度

１ｍS/ｍ±１ｄｉｇｉｔ

温 度 補 正 値

５～４５℃（サーミスタ方式）

制御設定範囲ＳＥＴ：０～１５００ｍS/ｍ

制 御 差 動 幅３段階切替（１５・２１・３０ｍS/ｍ at ２００ｍS/ｍ）
有電圧接点１ｃ
接点容量 ＡＣ２５０Ｖ ５Ａ（抵抗負荷）

制御出力

警報設定範囲ＳＥＴ：０～１５００ｍS/ｍ

警 報 差 動 幅３ｍS/ｍ固定
無電圧接点１ａ
接点容量 ＡＣ２５０Ｖ ５Ａ（抵抗負荷）
ＤＣ４～２０ｍＡ ／ ０～１５００ｍS/ｍ
絶縁出力 負荷抵抗 ＭＡＸ５００Ω
４電極方式（サーミスタ温度補償付）
セル定数：１.０
リード線５ｍ付
０～４５℃（但し、凍結しないこと）

警報

出力

外部伝送出力
使用電極及び使用温度
電源

電圧

ＡＣ９０～２４０Ｖ

周

囲

温度

０～５５℃（但し、凍結しないこと）

周

囲

湿度

８５％ ＲＨ以下

消費

電力

７ＶＡ 以下製品

質量０．９ｋｇ（コントローラ）【付属品】

５０／６０Ｈｚ小ドライバー

１本

洗浄用ブラシ１本（浸漬型センサーに付属）

5

フリー電源

４．各部の名称と機能《 コ ン ト ロ ー ラ 部①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮》

外部接続端子台
電源、コントロール、アラーム、電極、伝送信号を接続します。
ヒューズ １
制御出力用：５Ａ
ヒューズ ２
本体用：１Ａ
測定値表示部
測定値、制御設定値・警報設定値を表示します。
電源スイッチ
電源を入－切します。
CONTROL設定値設定ボタン
CONTROL設定値の変更、確認をする時に使用します。
CONTROL出力表示灯
測定値がCONTROL設定値を越えると点灯します。
CONTROL設定値変更トリマー
CONTROL設定値を変更する時に使用します。
ALARM設定値設定ボタン
ALARM設定値の変更、確認をする時に使用します。
ALARM出力表示灯
測定値がALARM設定値を越えると点灯します。
ALARM設定値変更トリマー
ALARM設定値を変更する時に使用します。
制御作動幅設定ディップスイッチ 設定値からの差動幅を設定するためのスイッチです。
セル定数トリマー校正を行う時に使用します。
ZERO調整トリマー
ZERO調整を行う時に使用します。
測定範囲切替ディップスイッチ
測定範囲を変更する時に使用するスイッチです。
＊Ｈを選択した場合は制御接点動作が変わります。
(機能説明参照)6

《 セ ン サ ー 部⑯》電極センサー（本体）

４電極式

５．取付場所および取付方法
５－１

取付場所（下記の項目をよく考慮して設置場所を設定して下さい。）《 コ ン ト ロ ー ラ 部 》
・機械的振動の無い所
・電動機等、電気機器からの電気的誘導障害の少ない所
・腐蝕性ガスや粉塵等の無い所
・温度・湿度変化の少ない所
・直接、風雨の当たらない所
・直射日光の当たらない所
・保守点検の容易な所
・ヒューズ交換用スペースを下部に設けてください。（前頁図参照）(お願い)《 センサー部 》
・水位変動がない所
・電動機等・電気機器よりの電気的誘導の少ない所
・機械的振動の無い所
・保守点検が容易な所
・緩やかな流れの有る所●配線ダクトなどで、動力線が通っている場合は、電気的ノイズを受けやすいのでセンサーケーブルを一緒に通さないようお願い致します。
●ＦＧ(接地)は、必ず取って下さい。十分な接地が施工されない場合、指示不安定･誤差等の原因となります。
●電極ケーブル標準長は５ｍですのでコントローラ部の設置場所を考慮して下さい。
●制御盤内のコントローラと、センサーケーブルの接続は中継端子台を介さずに行ってください。
●ケーブルを延長する場合は、専用ケーブルと専用中継ＢＯＸをご使用下さい。（最大45ｍまで）

7

５－２

取付方法

５－２－１ コントローラ
本電導度計は表面取付型です。操作盤等のパネル面に垂直に取付けしてください。
四隅のφ4.5 穴を利用し＋M4×10程度のビスで取付けてください。

168

120

4- M4 ﾀｯ ﾌﾟ

５－２－２

浸漬型センサー

浸漬型センサーは、検水に完全に浸漬させるように取付けてください。

3c m 以 上

取付は下図のようにして下さい。

3cm 以 上５－２－３ 流通型センサー
流通型センサーは、専用の流通型ホルダー（ＤＣＰ－１：別売品）を使用して取付けてください。センサーは流通型ホルダーのヘッドキャップにねじ込んで下さ い（Rc１ネジ）。ホルダー内へのセンサーの取り付けは、ヘッドキャップ部奥にあるＯリングで十分シールされるようしっかりと締め付けて下さい。

258

測 定 レベ ル(202)

検水出 口25A

38

検 水入口25A(1 38)

DCP-1 概略寸法図8

５－２－４

流通型ホルダーの配管

下 図のよ うにメイン管 よりバイパス 配管を設け、バ イパス配管中 に流通型ホル ダーを取付けます。

＜取付時の注意事項＞●電極前後のバイパス配管には、メンテナンスを考慮して各々バルブを取付けて下さい。
●流通型ホルダーの流れの方向は、ホルダー下部から検水を導入し、上部から排出するようにして下さい。
●水流が止まっても、ホルダー上部（検水測定レベル）まで検水が残るように、ホルダーは水平に取付けて下さい。
●本管が太い場合には、図のように絞り弁を設け、測定の際にはバイパス配管を検水が適度な流速（流速0.2～2.0m/sec）になるよう、絞り弁により調節して下さい。
●検水のサンプリングは、検水入口側バルブと流通型ホルダーの間に検水栓チーズ等を利用し、ピーコックにてサンプリング出来るようにしてください。
(お願い)●バイパス管を設けずに本管に直接取り付ける場合、本管の流速は3m3/hr（25Aの時）以下にして下さい。
●電極本体にはカバーがついており、下部、上部に気泡抜きがついていますが検水中に気泡がかまない程度の流速を確保して下さい。

9６．外部接続端子の配線
下図の様に配線します。

 〈注意〉(備考)

６－１

パネルシートの印刷図を見て間違いのないように配線して下さい。

ＣＯＮＴＲＯＬ接点 Ｃ とＡＬＡＲＭ接点 Ｃ は回路上つながっていません。６－１ 外部端子接続図、及び６－２ 接続例を参照して下さい。

外部端子接続図10６－２

ブロー弁、液肥ポンプ接続例※ブロー弁電圧は供給電源に合わせて選定してください。

〈注意〉 POWERとCONTROL間は内部で配線されているため、外部での渡り配線は不要です。（前頁のコントローラ内部接続図参照）（お願い） ●ＦＧ(接地)は、必ず行ってください。十分な接地が施工されない場合、指示不安定･誤差等の原因となります。

11

（備考）

●電源端子とＦＧ(接地)との間に電圧を生じますが、ノイズフィルタを付加した為で、回路上問題ありません。

７．機能説明７－１

表示機能

表示部には電導度電極からの電導度に温度補正を行い測定値を表示させます。測定値表示部は制御・警報値表示も兼ねており測定中でも操作を行うことにより設定値の確認が出来ます。
７－２

制御機能（ＣＯＮＴＲＯＬ）① 測定範囲切替スイッチ Ｅ の場合
水の電導度が上昇し下図の様にＣＯＮＴＲＯＬ設定値を超えると、ＣＯＮＴＲＯＬリレーが働きＣＯＮＴＲＯＬ出力表示灯が点灯します。また、ＣＯＮＴＲＯＬ設定値より差動幅分だけ水の電導度が低下すると、ＣＯＮＴＲＯＬリレーがＯＦＦとなりＣＯＮＴＲＯＬ表示灯が消灯します。

② 測定範囲切替スイッチ Ｈ の場合
液肥槽内の電導度が減少し下図のようにＣＯＮＴＲＯＬ設定値より差動幅以下となると、ＣＯＮＴＲＯＬリレーが ON となりＣＯＮＴＲＯＬ出力表示灯が点灯します。また、ＣＯＮＴＲＯＬ設定値以上になりますと、ＣＯＮＴＲＯＬリレーが OFF となり、ＣＯＮＴＲＯＬ表示灯が消灯します。

12

７－３

警報機能（ＡＬＡＲＭ）

水の電導度が上昇し、下図の様にＡＬＡＲＭ設定値を超えるとＡＬＡＲＭリレーが働き
ＡＬＡＲＭ出力表示灯が点灯します。また、ＡＬＡＲＭ設定値より差動幅分だけ水の電導度が低下するとＡＬＡＲＭリレーがＯＦＦとなりＡＬＡＲＭ表示灯が消灯します。

※測定範囲切替スイッチをＨにした場合の差動幅は３mS/mとなります。

13

７－４ 設定値の確認
ＣＯＮＴＲＯＬ 及び ＡＬＡＲＭ の各設定値は ＰＵＳＨ ボタン（P.6⑥，⑨）を押す事により表示部で確認できます。
７－５ 設定値変更方法
ＣＯＮＴＲＯＬ 及び ＡＬＡＲＭ の下部にある ＰＵＳＨ ボタン（P.6 ⑥，⑨）を押して表示部に設定値を呼出し、トリマー（P.6 ⑧，⑪）を回して設定を変更します。
７－６ 制御差動幅の変更
制御差動幅は Ｃ．ＤＩＦＦ （P.6 ⑫）ディップスイッチにて、５・７・１０ｍS/ｍを任意で設定できます。
※測定範囲切替スイッチでＨを選択した場合はＣ.ＤＩＦＦは１５・２１・３０ｍS/ｍとなります。

 〈注 意〉

Ｃ．ＤＩＦＦ のセレクトの選択値（５・７・１０ｍS/ｍ）は電導度が200ｍS/ｍにおける値です。各電導度に於ける制御作動幅の値は多少異なりますのでご了承願います。

７－７ 外部伝送出力
外部伝送出力はＤＣ４～２０ｍＡが電導度指示値０～５００ｍS/ｍ及び１５００ｍS/ｍに対応しています。
又、入・出力間の信号は絶縁されていますので外部の指示計、記録計等に接続して利用出来ます。
水の電導度指示測定値
出 力 信 号（ｍS/ｍ）
ＤＣ （ｍＡ）
０４２５０ (７５０)１２
５００ (１５００)
２０(お願い)外部伝送出力の最大負荷抵抗は５００Ωです。接続する指示計、記録計の入力抵抗は５００Ω以内のものを使用して下さい。
また、２台以上の指示計、記録計を接続する場合は直列接続とし、各計器の入力抵抗の合計が５００Ω以内となるようお願いします。

８．運転と保守
８－１

運転

外部端子台で各種接続が完了しましたら接続確認をし、センサーを検水に浸漬します。その後、電源を投入し制御及び警報設定を行ってください。
〔制御（ＣＯＮＴＲＯＬ）と警報（ＡＬＡＲＭ）設定要領は７項を参照下さい。〕(お願い)センサーが完全に検水に浸漬されている事を確認して下さい。
14

８－２

保(お願い)

番号守
本計器はセンサーに４電極式を採用している為、汚れに強い構造になっていますが、適時、下記に示す要領にて保守を行って下さい。

内

容

１

センサーの洗浄２

指示値のチェック

８－３

日

程

応じて要領
柔かいブラシに中 性 洗 剤 又 は クレ ン ザ ー を つけ、 通水部を洗っ た後水道水で 十分水洗いする。(金属ブラシは使用しないで下さい)

１ヶ月に１回標準液の電導度値と測定値を照合する。

汚れの状況にヒューズの交換 《警告》

感電防止のため、ヒューズ交換を行う際には、分電盤のメインブレーカを切り、電源を完全に遮断した上で行ってください。

l ヒューズはPOWER下部に取り付けられています。
引き出す時は、突起を押し上げて引き抜いてください。
戻す時は、カチッと音がするまで押しこんでください。
l 正面から見て左側が本体用ヒューズで250V１A、右側が制御出力用ヒューズで250V5Aです。

突起を押し上げて、引き抜いてください。

９．電導度標準校正
一般的に塩化カリウム溶液を標準液として用いて校正を行いますが、その際の標準液は下表の中からお選び下さい。
校正方法は、センサーを標準液に入れ、ＣＥＬＬ－Ｃトリマーで標準液の比電導度値に合わせてください。
濃比電導度（ｍS/ｍ）
２５℃

度(Ｂ液)
０.１Ｎ
(Ｃ液)
０.０１Ｎ
(Ｄ液) ０.００１Ｎ
(お願い)

１２８６
１４０.８８１４.６９● 一度使用した液を保存する場合は、別の容器に移替えて保存して下さい。
※ Ｄ液は保存出来ません。
● 標準液に浸漬する際は、センサー洗浄の要領の手順に従って洗浄を行い、最後にセンサーを純水で洗浄してから行って下さい。

15

１０ ． トラブルと対策
現

象

原因

電源が入っていない。
(AC100～200V）
電源を入れても指示しない。

コントロール設定は出来るが出力が出ない。
計器表示が0または500または1500の点滅表示。

対策

所定の電源を投入する。

ヒューズを引き出し交換する。
(1A)
計器不良。
メーカーに返送。
ヒューズを引き出し交換する。
ヒューズが溶断している。(5A)(5A)
センサーが検水に浸漬されてセンサーを完全に浸漬する。
いない。
センサーケーブルの断線。
センサーを取替える。
ヒューズが溶断している。(1A)

計器の故障メーカーに返送。

停電復帰後、全動力が作動した メーカーに返送。
時のノイズによる計器内部の破 （停電時には、計器の電源スイ壊。
ッチを切り、全動力が作動後に計器のスイッチを入れる事を薦めます。）
電導度表示が異常な値を示す。

センサーの絶縁不良。
接地抵抗が高い。

センサーを取替える。
第３種接地工事(１００Ω以下)をして下さい。

強力なノイズ源（高調波ノイ・計器の電源供給を別の電源ズ）が直近にある。
（例）発電機・インバータ・系統からとる。
・ノイズの発生源を遠ざける。

送水ポンプなど使用。

それでも正常な値にならない
場合は、ノイズフィルタまたは、ノイズカットトランスを通して、計器に電源を供給して下さい。

電導度表示が通常の値と違う。 センサーの汚れ。

計器指示が振らつく。

警報設定が出来るが出力が出ない。

洗浄後標準液によりチェック。

センサーケーブルが動力線の中 センサーケーブルと動力線をに混入している。
別にする。
被検液に気泡が多くセンサーが 被検液内の気泡を除去しセン完全に浸漬されていない。
サーを完全に浸漬する。
内部リレーの不良。

メーカーに返送。

接続端子部の誤配線又は端子の配線の確認。
ゆるみ。
る指示計調節計、記録計の指接続計器の入力抵抗の合計が接続計器の再検討。
示が出ない、または、合わない。 ５００Ω超えている。
伝送出力より信号を受けてい－ 以 上 －16

取扱説明書番号17

HE1-DA816-03