CA-2500

無線でらくらくあんしんプレートセンサー（在宅用）
取扱説明書<保証書付>

この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
本説明書は、必要なときにいつでも見られるよう、大切に保管してください。
2015.12 作成
2016.1 改正
2016.7 改正

安全上のご注意
本製品を正しく安全に、また良好な状態でお使いいただくために、この安全上のご注意をよく読んで正しくお使いください。
※品質、性能向上、その他の事情で部品を変更することがあります。その際には、本書の内容と一部異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の方への危害や財産への損害を未然に防ぐ為の内容を記載しています。必ずお守りください。
次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生ずる危害や損害の程度を説明しています。
本製品は無線を使用しているため、周囲の環境などによって性能に大きな差が現れます。
他の無線機器や電気機器から影響を受けたり、影響を与えたりする場合があります。
次のような環境は無線通信に悪影響を及ぼします。
○送信機と受信機の間が金属の躯体で遮られている。
○金属製の躯体・什器に送受信機が接している。
○地下室やガレージ（車庫など）○鉄筋コンクリートの壁や鉄骨に多く囲まれている場所（階段やエレベーターなど）
初めてご使用になる場合や、設置場所を変えた時には、動作可能範囲を必ずご確認ください。

免責
本製品はあくまでも介護者さんご自身が利用者さんの安全を見守る上での手助けをするものです。安全を保証するものではありません。万一何らかの損害が発生したとしても一切の責任を免責させていただきますのでご了承ください。
天災及び弊社の責任以外の火災・第三者による行為、その他の事故、お客様の故意又は過失、誤用、その他正常でない条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

警告

注意

誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

誤った取扱をすると、人がケガをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の近くに文章で示します。

してはいけないこと（禁止）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の近くに文章で示します。
禁止

指示

警告
次のようなときは、そのまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐにACアダプタをコンセントから抜いて、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
煙が出ている、変なにおいや音がする（異常状態）
煙が出なくなるのを確認し、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。
本機の内部に水や異物が入った。
プラグやコード類が異常に熱くなった。落としたり破損した。

ACアダプタ接続時の注意

分解しない
本機を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。内部の点検、調節、修理は、お買上げの販売店にご依頼ください。

ぬらさない
本機をぬらさないようにご注意下さい。
火災、感電の原因となります。

禁止

次のことをお守りください。誤った使い方をすると発熱などにより火災の原因となります。
○ACアダプタはコンセントへ確実に接続する。コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
○コードは束ねたまま使用しないでください。
○コンセントや配線機器の定格を超えた使用はしない（たこ足配線など）○ぬれた手でACアダプタを触らないでください。

強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしない

ぬれた手でACアダプタの抜き差しはしない。
感電電の原因となることがあります。
ACアダプタを抜くときは、ACアダプタ本体を持って抜くようにする。
コードを引っぱるとコードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。
電源プラグがコンセントから抜けない場合、無理に抜かない。
破損し、感電や故障の原因となります。

発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

本機の上に水などの入った容器を置かない

センサーは必ずベッドマットの下で使用する
禁止

禁止

センサーに直接乗ると破損の原因となります。必ずベッドマットの下で使用してください。

禁止

電源電圧１００V以外で使用しない禁止

禁止表示された電源電圧（AC100V）以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

本機内部に水などが入った場合、火災、感電の原因となります。

ACアダプタのコードを傷つけない

差し込み部分は定期的に点検をする
定期的にACアダプタを抜いて、プラグとコンセントの間に付着したほこり、汚れなどを取り除いてください。ほこりによりショートや発熱が起こり、火災の原因となります。

禁止

無理な使い方をするとコードが破損しますので、次のようなことはしないでください。
○コードの上に重いものを乗せる。
○途中でつぎ足したりして加工する。
○無理に折り曲げる。
○傷をつける。
○ねじったり引っ張ったりする。
○熱器具に近づける。

植込み型心臓ペースメーカーを装着の方は装着部から３０cm以上離して使用すること

ACアダプタのコードが傷んだときは、お買上げの販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

電波により植込み型心臓ペースメーカーの動作に影響を与える場合があります。

近くに精密機器がある場所では使用しない動作可能範囲を確認すること初めてご使用になる場合や、設置場所を変えた時には、動作可能範囲を必ずご確認ください。

禁止

周辺機器への影響や本機が影響を受けることによる重大事故の原因となることがあります。

注意
使用中の情報機器やテレビ・音響機器の近くにおかない禁止

テレビなどに雑音が生じたり、磁気ディスクに悪影響を与える原因になることがあります。

不安定な場所に置かない禁止

長期間使用しない場合やお手入れの際の注意

本機の上に重いものを置かない
本機の故障の原因となることがあります。
禁止

禁止

設置場所に注意○湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
○直射日光が当たる場所など温度が高くなる場所に放置しないでください。火災故障の原因となることがあります。
○使用条件温度（０℃～４０℃の間）以外では使用しないでください。故障の原因となることがあります。

不安定または振動の多い場所、棚などに置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

禁止

安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

所定の位置以外で折り曲げない

禁止

センサープレートを所定の位置以外で折り曲げると、センサーが破損します。

電波について本機の使用周波数に関わるご注意
本機は、２.４GHz帯の電波を使用する無線設備です。
この機器の使用周波数では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
１．この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
２．万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のＡＣアダプタを抜いて、お客様相談室（）にご連絡いただき混信回避のための処置等（たとえばパーティションの処置など）についてご相談ください。
３．その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

電波干渉について本機は、２.４ＧＨｚ（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯では、電子レンジや無線ＬＡＮ機器などが電波を使用していますので、電波干渉により、動作不良を起こす場合があります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。

同梱品の確認①②③④

センサー本体受信機
AC/DC
アダプター（DC5V用）
ボタン電池（CR2032）（動作確認用、センサーに入ってます。）⑤ 取扱説明書⑥ 保証書

注意

同梱品に不足がある場合は、お買上げの販売店までご連絡ください。

機器・各部の名称① センサー本体
センサー本体になります。このセンサーに荷重がかかると内蔵されている送信機が信号を発信します。センサーの中には無線発信機と電池が内蔵されています。電池の寿命は3000
回通報以上（通信状態が悪い場合短くなることがあります）

ⅲ）開閉蓋
電池交換の時にここからセンサー本体を引き出します。

ⅱ）銘板表示名称、型番、製造番号等が印刷してあります。

ⅰ）取付用表示「内側」「外側」「上面」の表示に従って取付けます（→センサーの設置）②

受信機

送信機が送った信号を受信し、警報（メロディー＆赤ランプ点滅）を出します。センサーの電池が消耗したときに知らせる働きもします。

ⅰ）AC/
D
C
アダプタ差込ジャック
AC/
D
C
アダプタのプラグを差し込んで使用します。

ⅱ）リセットボタン
押すとメロディ・LED点滅が停止します。

ⅳ）警報ランプ
センサーが感知すると赤色の点滅が始ります。

ⅲ）警報音量変更スイッチ
警報音なし、小、大 の３種類から選びます。

ⅴ）電源表示LE
D
受信機が通電されていることを表示します。センサーとの通信を保証するものではありませんのでご注意ください。
ⅵ）電池切警告L
ED
センサーの電池が消耗すると赤色の点滅が始ります。点滅はセンサーの電池を交換するまで継続します。

③ AC/DC
アダプター（DC5V用）
受信機のアダプタ差込ジャックに挿して電源として使用します。

④ ボタン電池（CR2032）動作確認用
出荷検査及び初期動作確認用のため寿命が短くなっています。
⑤ 取扱説明書⑥ 保証書

センサーの設置① 床板とベッドマットの間にセンサーをセットします。
② センサーの上面表示が上を向く方向にします。
（滑り止めシートが貼ってある面が床板に当たるようにします）③ センサーの内側・外側表示がベッドの内側・外側を向く方向にします。
④ センサーの折れ曲がる部分が脚上げギャッジの折れる部分に合うようにします。

警告

注意

センサーは必ずベッドマットの下で使用してください。
センサーに直接利用者が乗るとセンサー破損の原因になります。

※ エアーマットでは使用できません。
※ 低反発マットでは感知が遅くなる傾向があります。
センサーの折れ目と床板の折れ目が合わせられないときは、絶対に脚上げギャッジは行わないようにしてください受信機の設置①受信機をコンセントに繋ぎます。
AC/
D
C
アダプタのプラグを受信機に挿したのちに、コンセントに挿してください。

注意※ 受信機はセンサーよりも高い位置に置いてください。
※ 入居者に悪戯されない場所に置いてください。
※ 簡単に落下するような場所に置かないでください。
※ コンセントを挿した時に警報が出る場合があります。警報が出たときはリセットボタンで停止してください。

通報

センサーの特定範囲に特定方向から荷重がかかるとセンサーが感知します。
センサーが感知すると受信機に電波を発信します。
受信機が電波を受信すると、メロディーと赤い警報ランプの点滅で介護者に知らせます。

注意※ センサーが無線を発信して受信機が一度信号を受信すると、その後10秒間は送信しません。

電池切れの警告

センサー内の電池が消耗してくると受信機の電池切警告LE
D（赤）が2秒間隔で点滅をはじめます。
点滅を始めたらすぐにセンサーが機能しなくなるわけではありませんが、早めに電池交換（→電池交換方法）を行ってください。

注意※センサー内ボタン電池の電圧が2.6Vを下回るとLEDが点滅を始めます。通信モジュールは2.4Vまで動作します
のでLEDが点滅を始めてもすぐにセンサーが働かなくなるわけではありません。
※点滅は電池交換するまで止まりません。（但し電源ケーブルを抜くと止まります）

感知タイミングの調整

ほとんどの場合、センサーをベッド端に置いて使っていただければ想定されたタイミングで感知します。
しかし、特異な（例：特に体重が軽い特に体重が重い、上肢と下肢のADLが大きくアンバランス 等）ご利用者の場合感知が遅くなったり、早すぎて誤報がくなることがあります。その時はセンサーの位置を１～２cm程度動かしてみてください。
①の方向検知のタイミングが早くなります。
使ってみて検知が遅い場合（駆けつけた時には立ち上がっている場合）②の方向検知のタイミングが遅くなります。
寝返りなどで身体の一部がセンサーに掛かった時のセンサーの反応が悪くなり、結果として誤報が減ります

電池の交換方法①外カバーを開いて中のセンサーを引き出します。
電池はセンサーの下面側にあります。
センサーを外カバーから５センチ引き出したら電池交換できます。
絶対にセンサーを１０センチ以上引き出さないようにしてください。
→元に戻らなくなる場合があります。
②電池を取り換えます。
（コイン型リチウムイオン電池C
R2032）
電池が外れにくいときは、マイナスドライバーを使って外してください。
電池の向きを間違えないようにしてください。
（電池に刻んである文字が表から見える向きが正）③センサーを元のようにカバーの中に押し込みます。
④外カバーの蓋をします。
⑤中のセンサーの位置を元のように戻します。

注意※電池を挿入するときは右図のように電池を電池ホルダーの爪に引っ掛けて反対側を押し込むようにしてください。
逆に押し込むと爪が内側に曲がってしまい、電池がロックされなくなります。

電池交換後の確認

電池を交換したら、必ずセンサーの動作確認を行ってください。
センサーを感知させたときに受信機のLE
Dが一瞬（0.
2秒）光ったらOKです。
※受信機にAC/DCアダプタからのプラグが刺さっていること（電源）を確認してください。

ペアリング

センサーと受信機は混線を防ぐためにそれぞれが個別に識別I
Dとチャンネルを持っており、識別I
Dとチャンネルが一致した物同士だけが通信できるようになっています。
※センサー、受信機それぞれに印刷してある製造番号が同じものがペアになっています。

センサーの2台使用

センサーは2台まで一つの受信機で使用することができます。

=

受信機、送信機（センサー内）の基板にあるDIPスイッチ（右図）のスイッチ位置が同じ物同士で通信します。
追加するセンサー内の送信機のDIPスイッチのスイッチ位置を受信機のスイッチ位置と同じになるように合わせてください。

※

注意

受信機DIPスイッチ

送信機DIPスイッチ

設定変更は必ず電池を外してから行ってください。

※ DIPスイッチの設定が終わった後、上下のプレートを閉じスプリングから「カチッ」と音が聞こえたらスプリン
グが正しい位置にセットされた合図です。音がしないときは上下のプレートを音がするまでずらしてください。
スプリングが正常な位置にないと、機能を損ねたり破損の原因になります。

日常のお手入れ① よく絞った濡布で拭いてください② 汚れがひどいときは中性洗剤をうすめた液を布に湿して拭き取った後、乾布で水分をしっかり拭き取ってください。

注意※

シンナーやベンジンなどの有機溶剤は決して使用しないでください。

故障かなと思ったらセンサーを動作させても通報しない①センサーと受信機の製造番号が一致しているか確認してください。
②A
Cアダプタ、接続ケーブルなど配線が抜けていたり抜けかかっていないか確認してください。
③センサーに電池が入っているか確認してください。
受信機の赤LE
Dが点滅している①センサーのコイン電池を交換してください。

製品仕様

プレートセンサー

型式

CA-2500

本体：アイボリー色

寸法440×50×16（カバー含まず）

カバー：グレー

重量215g（カバー・電池含む）

本体：ABS
材質

電源

DC3V（CR2032×1個）

IP規格

IP51

カバー：PVC
耐荷重（マット下使用時）

110kg（使用者最大体重）

受信機

型式

CA-2500

色

本体：135×76×27
寸法

本体：難燃性ABS
材質

カバー：141×81×32

カバー：シリコン

137g（カバー無）重量

報知方法
210g（カバー有）電源

ダークグレー

音声：メロディー
音量：３段階切替（無、小、大）
赤ランプ点滅DC5V（AC/DCアダプタ使用）

送受信

無線規格

IEEE802.15.4準拠

電波認証

ARIB-STD-T66 工事設計認証
（技適）

周波数帯

2.4GHz

通信距離※

見通し 50m以上※ 障害物や電波を発する機器がある場合、減衰や干渉によって通信距離が短くなる場合があります。

アフターサービスについて■ 修理を依頼されるとき◎ 連絡していただきたい内容● 品名、品番、製造識別表⽰ラベルの番号● お買い上げ日● 故障、または以上の内容（できるだけ詳しく）● お名前、ご住所、および電話番号◎ 保証期間内は保証書の内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 製品の最低保有年数は弊社では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有年数を製造打ち切り後、7 年としております。

保証 書

品番／品名
CA-2500／あんしんプレートセンサー（在宅用）
お客様

お名前

保証期間お買い上げ日

年月日より１年間

販売店

〒ご住所

★印の情報が確認できない場合は無効になりますので必ずご確認ください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を⾏うことを約束するものです。お買い上げ日より上記保証期間中に、取扱説明書などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提⽰の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

【保証規定】
１．保証期間内（お買い上げ日より１年間）に、正常な使用において故障した場合は、無償で修理いたします。
２．次のような場合は、保証期間内でも修理は有償になります。
（１）使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷（２）弊社が指定する適合品以外の製品と組合わせて使用したことによる故障および損傷（３）お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷

本社
施設営業部
本社工場
⻘森サテライト⼋⼾サテライト秋田サテライト
岩手営業所
仙台営業所
埼⽟営業所
⼋王子サテライト
東京営業所
千葉サテライト横浜営業所
名古屋サテライト
⼤阪営業所
兵庫サテライト岡山サテライト（４）⽕災、煙害、地震、雷、風⽔害、その他、天災地変などによる故障および損傷（５）保証書のご提⽰がない場合（６）本保証書の保証期間および販売店の未記⼊、あるいは字句を書き換えられた場合
３．本証明書は日本国内において有効です。
● This warranty is valid only in Japan.
４．本保証書は再発⾏いたしませんので、⼤切に保管してください。

株式会社ランダルコーポレーション〒351-0034〒351-0034〒354-0044〒030-0921〒039-1164〒010-0941〒020-0846〒984-0821〒354-0044〒193-0824〒120-0005〒262-0022〒220-0023〒485-0059〒578-0981〒651-2132〒700-0975

埼⽟県朝霞市⻄原 1-7-1
埼⽟県朝霞市⻄原 1-7-1
埼⽟県⼊間郡三芳町北永井 421
⻘森県⻘森市原別 8-9-1
⻘森県⼋⼾市下⻑ 8-10-8
秋田県秋田市川尻町字⼤川反 170-81
岩手県盛岡市流通センター北 1-2-20
宮城県仙台市若林区中倉 3-17-54
埼⽟県⼊間郡三芳町北永井 421
東京都⼋王子市⻑房町 22-26
東京都⾜⽴区綾瀬 1-20-18

千葉県千葉市花⾒川区南花園2-9-21RT サンライト101 号室

神奈川県横浜市⻄区平沼 1-30-6
愛知県小牧市小木東 1-12
⼤阪府東⼤阪市島之内 2-14-27
兵庫県神⼾市⻄区森友 1-157
岡山県岡山市北区今 8-3-35

事業所一覧

TEL.048-475-3661
TEL.048-475-3662
TEL.049-259-4433
TEL.017-736-9535
TEL.0178-20-8212
TEL.018-893-3861
TEL.019-614-3007
TEL.022-782-5286
TEL.049-274-3132
TEL.0426-68-9168
TEL.03-5629-5080
TEL.043-213-5775
TEL.045-317-6052
TEL.0568-43-0790
TEL.072-960-3600
TEL.078-995-5982
TEL.086-242-6055

FAX.048-475-3712
FAX.048-475-3712
FAX.049-259-4430
FAX.017-736-9534
FAX.0178-20-8213
FAX.018-893-3862
FAX.019-639-0631
FAX.022-782-5287
FAX.049-274-3134
FAX.0426-68-9167
FAX.03-5629-5081
FAX.043-273-5754
FAX.045-317-6053
FAX.0568-43-0830
FAX.072-960-3700
FAX.078-995-5984
FAX.086-242-6066