MODULE ACCESSORY CATALOG

Founded in 1955, Scanivalve Corp. is recognized as the world’s leading supplier of Ethernet pressure and temperature measurement
instrumentation. Scanivalve continues to provide accurate, reliable, and cost effective products for many industries world wide.

注文情報
このカタログの製品を注文または問い合わせるときは、パーツナンバーとダッシュナンバー、またはモデルナンバー
を数量とともにScanivalveの担当者に提供してください。
パーツナンバーにダッシュナンバーが表示されていない場合は不要です。
パーツナンバーに「-xx」が含まれている場合、さまざまなダッシュナンバーとオプションについては、
ダッシュナンバーの説明を参照してください。
一部のケーブルは、注文時に指定された長さが必要になります。
このカタログのすべてのアクセサリーは、いつでも変更される可能性があります。色やデザインなど、発送されたア
クセサリーの詳細は、このカタログに表示されている写真と一致しない場合があります。

Ordering Example:

155625 - 02

長さパーツナンバー

Base Part
Number- or Model Number

ダッシュナンバーPart Option

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください:
Scanivalve
Headquarters 1722 N.
Madson Street Liberty
Lake, WA 99019 Tel:
509-891-9970
800-935-5151
Fax: 509-891-9481
e-mail: scanco@scanivalve.com

30ft
Cable Length when neededTable of Contents
accessories grouped by module family or generation

4

10
ECM4000

14
DSM &
ERAD

32

18
26
20 PDM
36

MPS4000
Scanivalve MPS4000シリーズスキャナ
ーは、さまざまな圧力測定アプリケーシ
ョンで使用できる、ユニークで用途の広いマルチチャネル気体圧用スキャナーです。これらのスキャナーは、風洞モデルのようにスペースが限られている場合
や、チューブの長さをできるだけ短くすることが重要な場合に最適です。 この次世代製品では、動的な温度環境で使用した場合の精度と動作に関して大幅な改善が行われました。これにより、MPSは、飛行試験、自動車、またはその他の要求の厳しいアプリケーションに最適です。

Please see specified data sheet for detailed information.

4

MPS4000シリーズスキャナーには、イーサネットインテリ
ジェントとアナログの2種類があります。すべてのMPS4000シリーズは、同じ統合バルブシステム、センサー
パッケージ、および空気圧入力ポートを利用します。
イーサネットインテリジェントモジュールには、4200シリーズのラベルが付いています。
これらのモジュールは、単純な電源およびイーサネット
接続を可能にし、工学単位の圧力データをホストコン
ピューターに直接出力できます。
MPS4200は、次の機能も提供します：• 32または64チャネルオプション• イーサネット接続用の一体型プロセッサ• 最大2500Hzのスキャンレート• IEEE1588-2008v2PTP互換• 統合Webサーバー• 比類のないセンサー安定性のためのダイナミックゼロコレクション• 広い動作電圧（5-36Vdc）• バルブレス（32チャンネルバージョン用）および電気バルブ（64チャンネルバージョン用）を含む
いくつかのバルブ制御構成
アナログモジュールには4100シリーズのラベルが付いており、ScanivalveDSM4000やERAD4000などのデータ取得システムを使用し操作することを目的としています。以下の機能を提供します：• 64チャネル
• オンボードセンサー励起• 最大40kHzのデータ出力• ScanivalveのZOCとの直接的なレガシー互換性• アナログスキャナー• 4200シリーズにアップグレード可能

WWW.SCANIVALVE.COM

MPS4000
MPSTCU - Thermal Control Unit
MPSTCUは、MPS4000モジュールを内部に取り付けることができる頑丈なアルミニウム筐体です。このエンクロージャは、熱条件が標準のMPSモジュールの動
作範囲（0〜70°C）外である状況、またはモジュールに追加の保護が必要なアプリケーションでの使用を目的としています。これにより、氷点下の温度での完全な動作が可能になります。 MPSTCUを125°Cに達する可能性のある高温環境で使用する場合は、オプションの冷却キットを利用できます。冷却キットとヒーターキットの両方が取り付けられている場合、MPSの全動
作温度範囲は-60°Cから125°Cまで拡張されます。
サーマルコントロールユニットは、温度が変化する傾向がある飛行試験、風洞、およびエンジン試験のアプ
リケーションで最も一般的に使用されます。各
MPSTCUには、嵌合空気圧コネクタ、スパナレンチ、
嵌合電気コネクタ、および取り付けストラップ（PN
21425）が付属しています。

MODULE TYPE & PART NUMBEROPTIONMPS4264 NPx/CPx

MPS4264 EPx

MPS4164 CPx

Cooling Kit and Heater

MPS4264TCU-1

MPSTCU EValve -1

MPS4164TCU-1

Heater Only

MPS4264TCU-2 2

MPSTCU EValve -2 3

MPS4164TCU-2

No Heater / No Cooling Kit

MPS4264TCU-3

MPSTCU EValve -3 MPS4164TCU-3 1

Superscript shown in photo above: 1 - top, 2 - middle, 3 - bottom

MPSTCU Breakout Box

Breakout Box Dimensions (LxHxW): 3.99” x 1.82” x 3.19”
Breakout Box Weight: 0.40lbs (181.4g)

PART NUMBER

MODEL

21430-01

MPSTCU Breakout Box

CALL - 1 (800) 935-5151

MPSTCUブレイクアウトボックスを使用すると、
MPS4200TCUのユーザーは、イーサネット、トリガ
ー、およびモジュール/ヒーター電源をMPSTCUに接続する簡単な手段を利用できます。 MPSTCUブレイクア
ウトボックス電源コネクタはScanivalvePDM1500およびPDM3200電源と互換性があり、イーサネットコネク
タは標準のRJ-45パッチケーブルを受け入れ、トリガー
入力は標準のBNCコネクタです。
MPSTCUブレイクアウトボックスはアルミニウム製の筐体に収納されており、電源およびBNC接続用の取り付けストラップ（PN 21433）と嵌合コネクタが付属し
ています。

5

MPS4000

MPS ダミー配管

アルミニウム製のMPSダミー配管は、モデルショップが
通常MPSをモデルに配管する必要がある場合に、
MPS4264インストールのダウンタイムを排除します。
ダミー配管インストールの準備が整うまで、実際のモデルの代わりに使用できます。
• 実際のMPS4000スキャナーとしての正確な寸法サイズ• すべての取り付け穴は実際のMPS4000と同じで、側面または底面の取り付けプレートを使用できます。
• すべての取り付け穴は実際のMPS4000と同じで、側面または底面の取り付けプレートを使用できます。
PxヘッダーのOリングシールにより、入力配管でリークテストを実行できます。
• 電気コネクタの切除

MPSブランキングカバーを使用すると、MPSをテスト
セクションから取り外して安全な場所に保管できます。
モジュールの取り外し可能なヘッダー（Px入力および制御）へのチューブを外す必要はありません。このアクセサリーは、MPSが使用されていないときはすべての空気圧コネクタをカバーしますが、センサーの予期しない加圧を防ぐためにポートを大気に開放したままにします。
すべての入力ヘッダーと制御ヘッダーは、MPSから取り外し、空気圧入力の上に取り付けられたブランキング
カバーを使用できます。取り付けプレートがモジュールの側面または底面に取り付けられている場合は、カバーを取り付けることができます。

PART NUMBER

DUMMY OFPART NUMBER

USED FOR

20435-01

MPS4264 NPx or CPx

20437-01

MPS4264 NPx or CPx

20437-02

MPS4264 EPx

入力ヘッダーキット
MPSヘッダーキットを使用すると、ユーザーはモジュール間または配管ダミー間でチューブをすばやく変更できます。これには、Px入力またはCAL / REF /Controlヘッダーを含めることができます。ヘッダーからネジを外し、ヘッダーを取り外して交換するだけです。これにより、モジュールの物理的な配管を変更する必要がなくなります。各キットには、ヘッダーをモジュールまたはダミーに固定するために必要なネジが含まれています。その他のヘッダーオプションには、バルブレ
ス構成用の角度付き入力とキャリブレーションヘッダ
ーが含まれます。
OPTIONCAL/REF/CTL Header

Px Input Header(s)6PART NUMBER USED FOR

STYLE

20463-xx

MPS4x64

Std.

TUBE SIZES(OD)
0.063”DASH NO. & DESCRIPTION

20462-xx

MPS4x64

Std.

See Dash No.

-01 for 0.042”, -02 for 0.031”

20390-xx

MPS4232

Std.

See Dash No.

-01 for 0.042”, -02 for 0.031”

20075-xx

MPS4232

90°

See Dash No.

-01 for 0.042”, -02 for 0.031”

20080-01

MPS4232

Calibration

0.063”For Valveless 32 Channel-01 for NPx, -02 for CPx

WWW.SCANIVALVE.COM

When placing an order, please use part and dash number or model number.

MPS ブランキングカバー

MPS4000

ES4000ミニチュアイーサネットスイッチ
スペースが重要な場合は、ES4000シリーズのミニチュ
アイーサネットスイッチが最適なソリューションです。このミニチュアスイッチにより、複数のMPSモジ
ュールとホスト間のイーサネット接続が可能になります。アルミニウムケースは頑丈で信頼性の高いパッケージを提供し、スイッチが0〜70°Cの環境で動作できるようにします。
（通常のRJ45ではなく）より小さなプロファイルのミ
ニコネクタを利用することにより、ESスイッチのサイズが大幅に削減されます。電源とイーサネットの両方のすべてのコネクタは、高振動環境で信頼性の高い接続を提供するためにラッチされています。複数のネジ山付き取り付け穴と、全体的に小さいサイズと軽量構造により、取り付けが簡単です。

• 4または8ポートオプションで利用可能• 各スイッチには、ホスト接続用に1つの追加のRJ45ポートがあります• 9〜36Vdcの動作電圧• 取り付けプレートが含まれていますPART NUMBER

MODEL

20450-01

ES400820350-01

ES4004MPSPDM4500 5ポート 電源
MPSPDM4500は、最大5つのMPS4200またはES4000モ
ジュールに電力を供給できる5ポートDC電源装置です。
これにより、複数のデバイスを備えた大規模な測定シス
テムに、作業台、風洞、または飛行試験中に簡単に電力を供給することができます。電源装置の背面には、
MPSPDMを搭載したMPS4200の外部ハードウェアトリガ
ー用の単一のBNCコネクタもあります。シリアル通信用にMPSポート＃1に接続されたモジュールへのシリアル接続を確立するためにRS232も提供されます。
• 最大5つのMPS4200またはES4000モジュールに電力を供給します• 90-240VAC / 50-60Hz入力が必要• 24VDC出力• 丈夫なアルミケース• 各モジュールポートの個別の電源スイッチ• MPSPDMからMPS / ESへのケーブルは含まれていません

CALL - 1 (800) 935-5151

PART NUMBER

MODEL

20030-01

MPSPDM4500

MPSまたはESモジュール用の単一モジュールDC電源については、PDM1500を参照してください

7

MPS4000
MPS4200 ケーブル接続
Scanivalveは、電源、ホストコンピューター、ESスイッ
チ、またはフライングリードケーブルへの接続を可能にする電源およびイーサネットケーブルの複数のオプションを提供します。

ほとんどのケーブルは、注文時に決定する必要があり、カスタムの長さで注文できます。すべてのケーブルの最大長があります。一部のケーブルは、あらかじめ決められた長さしかありません。
注：シリアル通信は、30フィート（最大50フィート）を超えると信頼できません。

すべての電源ケーブルは、「プレミアム」フレキシブル
で小径のケーブル（0.160インチ/4.1mm OD）を使用して作られています。 Tこのケーブルは、105°Cの最大動作温度を可能にするPVCジャケットで保護されています。 「プレミアム」のラベルが付いたイーサネットケーブルも同じスタイルのケーブルを使用します。他のす
べてのケーブルは、標準の高品質ケーブルを使用します。 MPSTCUケーブルは、飛行試験定格のケーブルを使用し、PTFEジャケットで保護されているため、-60°C〜200°Cの温度範囲での動作が可能です。
OPTIONPower
Trigger
SerialPART
NUMBER

USED FORMAX LENGTHDASH NO. & DESCRIPTION

156085-01

MPS/ES to MPSPDM4500

Up to 150ft

電源, シリアル, トリガーの接続
長さを指定

156085-02

MPS/ES to flying leads

Up to 150ft

電源, シリアル, トリガーの接続
長さを指定

155625-xx

MPS/ES to flying leads

See Description

電源とトリガーのみ
3ft *-01, 最大長さ 150ft -02

155011-xx

MPS/ES to PDM1500/3200

Up to 150ft

5フィートの標準長さまたは長さを指定
電源のみ-01
電源/トリガー/シリアル-02

156091-01

MPS to ES

Up to 150ft

プレミアムケーブル-長さを指定

156062-01

MPS to Male RJ45

Up to 150ft

プレミアムケーブル-長さを指定

155635-xx

MPS to Male RJ45

See Description

156110-01

MPS to Female RJ45

3ft

155025-01

MPSTCU to TCU Breakout
Box

Up to 150ft

MPS電源, トリガー, イーサネット、
ヒーター電源, 長さを指定

155025-02

MPSTCU to flying leads

Up to 150ft

MPS電源, トリガー, イーサネット、
ヒーター電源, 長さを指定

Ethernet

4200TCU
Cables

標準ケーブル
10ft -01, 25ft -02 , 100ft -03
標準ケーブルのみ** -すべてのMPS4264に標準アクセサリーとして出荷される3フィートケーブル** -3フィートケーブルすべてのMPSTCUに標準アクセサリーとして出荷されます

8

WWW.SCANIVALVE.COM

MPS4000
MPS4100 Cabling
Scanivalveは、Scanivalveデータ取得システムまたは第三の取得システムへの接続を可能にするアナログケーブ
ルの複数のオプションを提供します。
MPS4100からDSMまで使用するように設計されたアナログケーブルは、柔軟で小径のケーブル（0.284インチ/
7.2 mm OD）を使用して作られています。このケーブル
は、80°Cの最大動作温度を可能にするPVCジャケットで保護されています。
MPS4100からERADに使用するように設計されたアナロ
グケーブルは、柔らかいシリコンの小径ケーブルを使用して作られています。

OPTION

Analog標準のMPSTCUケーブルは、柔軟で小径のケーブル（0.314インチ/ 8.0mm OD）を使用します。このケーブ
ルは、90°Cの最大動作温度を可能にするPVCジャケットで保護されています。TCUケーブルは、飛行試験のケーブルを使用して製造することもでき、PTFEジャケットで保護されているため、-60°C〜200°Cの温度範囲での動作が可能です。
アナログスキャナーでIDチップを使用するには、ケーブルの長さを50フィート未満に保つ必要があります。ケーブルの長さが50フィートを超えると、モジュールのIDチップを読み取ることができません。
注：以下のケーブルは、ほとんどのZOCおよびZOCTCUからDSM / ERADへの接続にも使用できます。

PART NUMBER

USED FORMAX LENGTH

155719-xx

MPS to DSM

Up to 100ft

155900-01

MPS to ERAD

Up to 15ft

CO-255 *MPS to Flying leads

1.5ft

DASH NO. & DESCRIPTION< 50ft -01, > 50ft (no ID)-03
長さ指定
シリコンケーブル
長さ指定
MDM to flying leads cable(在庫の少ない商品)
標準- ヒーターからDSMまでの長さを指定< 50ft -01, > 50ft (no ID) -04

4100TCU
Cables155717-xx

MPSTCU to DSM

Up to 100ft

155929-01

MPSTCU to ERAD

Up to 15ft

飛行試験用ケーブル – TCUから
ヒーターまでの長さを指定< 50ft -02, > 50ft (no ID) -05
標準 – 長さを指定
ヒーター接続無し< 50ft -03, > 50ft (no ID) -06
シリコンケーブル
TCU側のヒーター接続長さを指定* - Shipped as a standard accessory with every MPS4164 (unless installed in TCU)

CALL - 1 (800) 935-5151

9

DSA5000
Scanivalve DSA5000シリーズスキャナ
ーは、さまざまな圧力測定アプリケーシ
ョンで使用できる、用途が広く頑丈な
16チャンネルの気体圧スキャナーです。 圧力測定の変化する要求を満たす
ために、精度、操作、および構成可能性
に関して、広く知られているDSA圧力
スキャナーシリーズに大幅な改善が加えられました。 DSA5000シリーズは、風洞、飛行試験、教育、産業、電力、風力、蒸気、ガスタービンエンジンなど、さまざまなアプリケーションスペクトルのニーズに適合します。

Please see specified data sheet for detailed information.

10

DSA5000は、16チャネルのイーサネットインテリジェント
圧力スキャナーです。これらのモジュールは、電源とイーサ
ネットに接続して、さまざまなプロトコルを使用して工学単位の圧力データをホストコンピューターにストリーミングするように設計されています。 1995年から生産されている
レガシーDSAシリーズを改良し、DSA5000シリーズには
次のような機能が含まれるようになりました。
• 最大5000Hz（sample/ch/second）のスキャンレート
• 圧力レンジ 4”H20 to 1000PSI• 最大±0.04％のフルスケール、長期精度• IEEE1588-2008v2PTP互換• 圧力トランスデューサごとに個別の24ビットA /D、
非多重化、完全同期スキャンを提供• より高速な温度更新とより優れた温度補償のための圧力トランスデューサごとに個別のRTD• 広い動作電圧（9-36Vdc）• バルブ制御用の統合ソレノイドにより、外部制御圧力切り替えの必要性を排除• 1GBイーサネット接続• マルチモジュールシステムを簡素化するためのマルチドロップアーキテクチャ
これらの一般的な機能に加えて、追加のハードウ
ェア、バルブ、および空気圧構成も利用できます• Quick-Disconect（QD）入力ヘッダー• オプションのショックマウント（フィールド変更可能）• 動作温度範囲を氷点下まで拡張するオプションの一体型ヒーター• トゥルーディファレンシャル、アブソリュー
ト、デュアルレンジ、個別リファレンスなどを含む7つの異なるバルブ構成• 複数の異なるフィッティングキット（チューブ、圧縮フィッティングなど）を取り付けることができるすべての空気圧入力用のユニバーサ
ル5 / 16x24メスねじ)

WWW.SCANIVALVE.COM

DSA5000
Shock Mount Kit
DSA5000が高衝撃または振動環境にさらされる可能性のある圧力測定アプリケーションの場合、ショックマウ
ントキットをDSA5000に取り付けることができます。
ショックマウントキットは、DSAモジュールを注文する
ときに追加して工場でインストールするか、購入して現場でインストールすることができます。
ショックマウントキットには、底部に取り付けられた
0.090インチ（2.29mm）の取り付けプレートが付属しています。このベースプレートは、従来のDSA3218と同じ取り付けフットプリントを使用します。それは6つを提供します
ハードウェアを取り付けるための0.250x 0.438（6.35mm
x 11.11mm）の長穴。
ショックマウントキットを備えたDSA5000は、MILSTD 810G、カテゴリ24、図514.6に適合するようにテストされています。ショックマウントを追加しても、IP67定格は変更されません。
PART NUMBER

DESCRIPTION

21555-01

DSA5000 Shock Mount Kit

Left - DSA3218
Right - DSA5000 with Shock Mount

Quick Disconnect Header
クイックディスコネクト（QD）入力ヘッダーは、別途購入して、DSA5000がQD入力オプションで製造されている場合にスペアまたは配管ハーネスとして使用できます。
これにより、モジュール間での変更や、DSA5000の設
置前の事前配管など、テストフィクスチャに配管を行
い、入力ヘッダーを配管したままにすることができます。
オスとメス側の両方のブランク入力ヘッダーを購入し、使用していないときや交換中のDSA5000入力ポートをブロックし、QDヘッダーが配管されて使用されていないときの配管ハーネスをブロックできます。
Input fittings not included. Mounting hardware included.

CALL - 1 (800) 935-5151

PART NUMBER

DESCRIPTION

21515-01

DSA5000 QD Header

Not Yet Available

DSA5000 QD Blank Cap(Male)QD Input Blank Cap (Female)11

DSA5000
Input Fitting Kits

* SAE J1926-1は、5/16インチx24O-リングシーリン
トレートスレッドフィッティングのISO11926-1と同等です。

FITTING TO

OPTION

SIZE

0.042” OD Stainless Steel

5/16x24 Male Thread w/ O-Ring

バルジド
チューブ

0.063” OD Stainless Steel

0.125” OD Stainless Steel

1/16”
Swagelok
継手

Stainless SteelStainless Steel
1/8”
Brass

QC-063

SS, Brass,
Buna-N

その他
xxxx

DSA TYPE

QTYPART NO +DASH

標準,デュアルレンジ
絶対圧,真の差圧

22-03

個別のリファレンスのみ

36

-06

標準,デュアルレンジ
絶対圧,真の差圧

22

個別のリファレンスのみ

36

-05

標準,デュアルレンジ
絶対圧,真の差圧

22-01

個別のリファレンスのみ

36

-04

標準,デュアルレンジ
絶対圧,真の差圧

22-03

個別のリファレンスのみ

36

-06

標準,デュアルレンジ
絶対圧,真の差圧

22

個別のリファレンスのみ

36

-04

標準,デュアルレンジ
絶対圧,真の差圧

22-02

個別のリファレンスのみ

36

-05

標準,デュアルレンジ
絶対圧,真の差圧

22

個別のリファレンスのみ

36

標準,デュアルレンジ
絶対圧,真の差圧

22

個別のリファレンスのみ

36

MATERIAL(s)Stainless Steel

20009

20008

20010

-02

-01

-01
-02

xxxxxx-yy-yy

For single fittings (non-packs), please see the Pneumatic Accessory Catalog.

12

WWW.SCANIVALVE.COM

When placing an order, please use part and dash number or model number.

Scanivalveは、DSA5000の空気圧入力に複数のオプションを提供します。測定ポート（Px）、校正およびリファレンスポート（CALおよびREF）、パージおよ び サ プ ラ イ 入 力 ポ ー ト （ PRG お よ び CTL
SUPPLY ） が 含 ま れ ま す 。 空 気 圧 入 力 は 、 SAE
J1926-1 *規格に一致する5/16インチx24のメスねじを使用します。Scanivalveは、製造時にモジュールに取り付けることができる、または購入できるいくつかのフィッティングキットを提供しています。モジュール全体またはチャネルごとに入力フィッティングを変更する柔軟性が提供されます。モジュールごとに異なるタイプの継手を使用できます。

DSA5000
DSA5000 Cabling
Scanivalveは、電源装置、ホストコンピューター、またはフライングリードケーブルへの接続を可能にする
電源ケーブルとイーサネットケーブルの複数のオプシ
ョンを提供します。
ほとんどのケーブルは、注文時に決定する必要がある
カスタムの長さで注文できます。すべてのケーブルの最大長があります。一部のケーブルは、所定の長さでのみ提供されます。
注：シリアル通信は、30フィート（最大50フィート）を超えると信頼できません。

OPTIONPower
Trigger
SerialPART
NUMBER

Not YetAvailable

Ethernet

CALL - 1 (800) 935-5151

USED FORLENGTHDASH NO. & DESCRIPTIONDSA to PDM/RS232/BNC

Up to 150ft

電源, シリアル, およびトリガー

DSA to PDM

Up to 150ft

電源のみ

DSA to flying leads

Up to 150ft

電源, シリアル, トリガー

DSA to RJ45 Male

Up to 150ft

DSA to RJ45 Female

Up to 150ft

DSA to DSA (I/O - SSEP)

Up to 150ft

13DTS4050
DTS4050、またはデジタル温度スキャナー
は、マルチチャンネル熱電対スキャナーです。 RAM、インテグラルローパスフィルタ
ー、22ビットA / Dコンバーター、およびマ
イクロプロセッサーを頑丈なスタンドアロ
ンモジュールに組み込んでいます。タービンエンジン、ディーゼルエンジン、コンプ
レッサーのテストセル、およびボイラーやオーブンの温度監視などの他の産業環境での使用に最適です。DTS4050の電子機器とハードウェアは、正確な温度の工学単位データを提供しながら、厳しい高EMIノイズ
環境に耐えるように特別に設計されています。

DTS4050シリーズは、16、32、および64のさまざまな
チャネル構成で注文できます。一体型プロセッサにより、
イーサネットへの直接接続とリアルタイムの使用が可能になります。これらのモジュールは、電源とイーサネットに接続して、さまざまなプロトコルを使用して工学単位の温度データをホストコンピューターにストリーミング
するように設計されています。機能は次のとおりです：• 16チャネルごとに1つの等温ブロックにより、均一温度基準（UTR）が提供されます• フラッシュメモリに保存されたNISTトレーサブル
熱電対変換テーブル• E、J、K、N、R、S、T、およびBタイプの熱電対を受け入れます• 工学単位出力（°C、°F、°K、°R、およびmVolts）• IEEE1588-2008v2PTP互換• 熱電対入力ごとに1つの個別の22ビットA / D• 1000VDCチャネル間アイソレーション• 600VDC入力アイソレーション• 160dB、0-60Hz同相信号除去• 50〜60Hzのコモンモードノイズ除去• オープン熱電対テストは、ソフトウェアコマンドを介して実行できます• 最大±0.5°Cの精度（制限された熱電対タイプ）• 各熱電対入力用の接地端子、さまざまな接地シナリオを提供-すべてソフトウェアで構成可能• 一体型ローパスフィルター• レガシーDTS3250のドロップイン交換
これらの一般的な機能に加えて、追加の構成を利用できます：• チャネルごとに割り当てられるパネルジャック
入力（16および32チャネルバリアントのみ）• 統合ヒーター、氷点下での操作を可能にする（16および32チャネルバリアントのみ）• 19インチラックマウントオプション（32および64チャネルバリアントのみ）

Please see specified data sheet for more information.

14

WWW.SCANIVALVE.COM

DTS4050

DTS Rack Mount Kit
注文時に、DTS4050はラックマウントキットで構成できるため、19インチラックに簡単に取り付けることができます。ラックマウントキットは、DTS4050とともに注文時に指定する必要があります。このラックマウントキッ
トは、32および64チャネルユニットでのみ使用できます。このキットは、標準のネジ留め式端子とパネルジャック入力の両方に使用されます。ラックマウントキットを現場に設置することはできません。
ラックマウントキットは、電源、シリアル/トリガー、およびイーサネット接続を前面に拡張し、これらのコネク
タに簡単にアクセスできるようにします。 DTSは、端子が外側または内側を向くように取り付けることができます。
PART NUMBER

DESCRIPTION

21195-03

DTS4050/64Tx Rack Mount Kit

21195-04

DTS4050/32Tx Rack Mount Kit

CALL - 1 (800) 935-5151

15

DTS4050
DTS Calibration Kit
DTS4050の長期的な精度と安定性を維持するために、「TempCal」というタイトルのソフトウェアをダウンロードして使用し、フィールドキャリブレーションとバリデーションを実行できます。すべてのチャネルに均等に電圧を印加するキャリブレーション/バリデーションプロセスを簡素化するために、キャリブレーショ
ンハーネスキットを購入して、単一のUTR（合計16チャネル）の全チャネルに単一の電圧をバス接続できます。 RTD ADCを校正するために、各ハーネスに個別のRTD入力が用意されています。

PART NUMBER

DESCRIPTION

21079-01

16 Channel Calibration Kit

21079-02

32 Channel Calibration Kit

21079-03

64 Channel Calibration Kit

Dust Hole Covers
標準のパネルジャックユニットには、パネルジャックのサイズと性質に応じた独立した蓋がありません。ほこり
穴カバーを使用して、パネルジャックの開いた穴または空の穴を塞ぎ、入力または未使用の接地端子をほこりや破片から保護します。

16

PART NUMBER

DESCRIPTION

CO-861

Two hole dust cover (std only)

21078

Single ground plug

When placing an order, please use part and dash number or model number.

キャリブレーションハーネスの使用方法の詳細については、Tempcalのマニュアルを参照してください。

WWW.SCANIVALVE.COM

DTS4050
DTS4050 Cabling
ユーザーが独自のケーブルを製造できるように、各DTSには嵌合コネクタが付属していますが、Scanivalveは、
電源、ホストコンピューター、またはフライングリード
ケーブルに接続するための電源、イーサネット、シリア
ル、およびトリガーケーブルの複数のオプションを提供します。

ほとんどのケーブルは、注文時にカスタムの長さで注文できます。すべてのケーブルは最大長があります。 一部のケーブルは、
あらかじめ決められたサイズでしか提供されません。
注：シリアル通信は、30フィート（最大50フィート）を超えると信頼できません。

電源ケーブルは柔軟性があり、105°Cまでの動作に対応したPVCジャケットで保護されています。このケーブルの直径は0.234インチODです。
イーサネットケーブルはシールドされたCat5eで柔軟性があり、75°Cまでの動作に対応したTPEジャケットで保護されています。このケーブルの直径は0.237インチODです。

OPTIONPART NUMBER

USED FORLENGTHDASH NO. & DESCRIPTION

155819-xx

DTS to PDM

Up to 100ft

電源のみ
標準の10ftケーブル -01
カスタムの長さ（指定）-05

155819-02

DTS to flying leads

Up to 100ft

電源のみ
長さを指定

Power

156100-01

DTS Conec to RJ45

Up to 100ft

頑丈なツイストロックコネクタ(Conec 17-101794)
長さを指定

156101-01

DTS Conec to 4-pin Mil-Spec

1ft

従来のDTS3250イーサネットケーブルで使用し、DTS4050の頑丈なConecコネクタに変換するためのアダプタケーブル

155829-01

DTS to RS232/Trigger leads

6ft

外部ハードウェアトリガー用のRS232シリアル接続とフライングリードを提供

Ethernet

SerialTrigger

CALL - 1 (800) 935-5151

17

ECM4000

ECM4000は、小型で頑丈なエンクロージャ内に豊富な機能が詰め込まれたシンプルなデバイスです。これらの機能により、ECMは、MPS、DSA、DTSシリーズなどScanivalve
測定デバイスまたはシステムを完全に補完することができます。下記の最高の機能が含まれます：

ECM4000、またはイーサネット制御モジュー
ルは、測定システム制御が必要な独自のソリューションです。 Scanivalveは、飛行試験、蒸気タービン試験、およびコンプレッサー研究施
設用のカスタムシステムを作成した経験を活かして、これらのタイプのシステムの運用の背後にあるコントロールセンターとなるように設計されました。ECMは、外部ソレノイド、ステータスライト、またはアクチュエータを制御するためのデジタル出力、制御圧力オーケストレ
ーション用の空気圧出力、およびリモートスイ
ッチング機能用のデジタル入力を提供し、最も多様で広範なアプリケーションを処理できます。

• デュアルコアプロセッサとイーサネット通信• 設定と操作のための統合されたWebサーバー• IEEE1588v2PTP互換• 複数のVDC出力オプションを備えた8つのプログラム
可能なデジタル出力• 4つのデジタル出力は、外部デバイスの外部フレーム
トリガー用の方形波を出力できます。
これは、ECMのPTP時間に同期できます。
• モーメンタリスイッチまたはラッチングスイッチで使用できる8つのプログラム可能なデジタル入力• 3つの内部空気圧ソレノイド• デジタル出力ステータス用の8つのステータスLED、
独立して制御可能• デジタル出力、空気圧出力などの操作を含むシーケンスを実行できるスクリプトを記述して実行する機能• Telnetデバイスを介して他の互換性のあるTCP / IPと接続および通信できる組み込みTCPクライアント• 組み込みの「デバイスモニター」により、有効なScanivalveデバイスを監視し、それらの応答に基づいて
デジタル出力を制御します

複雑なまたは高チャネルカウントの圧力または温度測定システムのオーケストレーションは、
ECM4000の統合で処理できるようになりました。
Please see specified data sheet for more
information.

18

WWW.SCANIVALVE.COM

ECM4000
ECM4000 Cabling
ユーザーが独自のケーブルを製造できるように、各ECMには嵌合コネクタが付属していますが、Scanivalveは、
電源、ホストコンピューター、またはフライングリード
ケーブルへの接続用に、電源、イーサネット、シリア
ル、およびトリガーケーブルの複数のオプションを提供します。

ほとんどのケーブルは、注文時にカスタムの長さで注文できます。すべてのケーブルは最大長があります。一部のケーブルは、
あらかじめ決められたサイズでしか提供されません。
注：シリアル通信は、30フィート（最大50フィート）を超えると信頼できません。

標準の電源ケーブルは柔軟性があり、105°Cまでの動作に対応したPVCジャケットで保護されています。このケーブルの直径は0.234インチODです。プレミアム電源ケーブルは同じPVCジャケットを使用しますが、外径0.166インチのより小さな直径のケーブルを使用します（ヒーターが取り付けられたECMでの使用は意図されていません）。
イーサネットケーブルはシールドされたCat5eで柔軟性があり、80°Cまでの動作に対応したTPUジャケットで保護されています。このケーブルの直径は0.265インチODです。
OPTIONPowerPARTNUMBER

USED FORLENGTHDASH NO. & DESCRIPTION

155819-xx

ECM to PDM

Up to 100ft

標準-電源のみ
標準10フィートケーブル -01
カスタムの長さ（指定） -05

155819-02

ECM to flying leads

Up to 100ft

標準-電源のみ
長さを指定

155069-01

ECM (no heater) to
MPSPDM4500

10ft

プレミアムケーブル
非ヒーターECM4000でのみ使用

Ethernet

155035-xx

ECM to Male RJ45

Up to 100ft

標準長さ-01 for 6.5ft, -02 for 16ft, -03 for 32ft
カスタム長（指定）-04 for ≤ 5ft, -05 for ≤ 25ft, -06 for ≤ 100ft

SerialTrigger

155829-01

ECM to RS232/Trigger leads

6ft

外部ハードウェアトリガー用のRS232
シリアル接続とフライングリードを提供

Digital I/O

155013-01

ECM to DSMCPM

Up to 32ft

ソレノイド制御用のDSMCPMへのECMデジタル出力-長さを指定

CALL - 1 (800) 935-5151

19

DSM4000 &ERAD4000
DSM4000およびERAD4000は、イーサネ
ットインテリジェントなデータ取得モジュールです。 これらのデバイスは、Scanivalveアナログ圧力スキャナー（ZOC
やMPS4100シリーズなど）からの接続を受け入れ、アナログスキャナーからのアナロ
グ電圧を工学単位の圧力値に変換します。
これらのデバイスは、データレート、EU変換、モジュールおよびシステム構成を含む
すべての通信と設定を制御し、接続されたデバイスからのすべてのデータをホストコ
ンピューターへの単一のデータストリームに結合します。これらのデバイスは、飛行試験、自動車、風洞などの高チャネル数のアプリケーションに適しています。

DSMモジュールとERADモジュールはどちらも、次の機能を提供します。
• DSPテクノロジー• 16-bit A/Ds
• 最大625Hz(sample/ch/second）のスキャンレート
• 最大8台のMPS4100またはZOCシリーズアナログ
圧力スキャナー（最大512チャンネル）に対応• 標準のRJ45コネクタを介したイーサネット
100BaseT通信• デジタル入力および出力機能• TCP、UDP、およびFTPデータ出力接続されているすべての圧力スキャナーデータが1つのパケットに出力されますDSM4000は、頑丈なステンレス鋼の筐体に組み込まれた完全なデータ取得システムです。
次のような追加機能を提供します:• オプションのARINC429データ出力• シリアル通信用のRS232ポート（診断のみ）• 5つのデジタル入力と5つのデジタル出力• IEEE1588v2PTP互換• マルチキャストコマンドを受け入れ
ERAD4000は、モジュラー特性を備えた小さなフット
プリントに含まれる完全なデータ取得システムです。
次のような追加機能を提供します：• モジュラーA / Dチャネル構成（1〜8 A / Dカード）• 8つのデジタル出力用のオプションのRDSデジタ
ル出力カード（最大8つまでインストール可能）• 外部トリガーに使用できる1つのデジタル入力

Please see specified data sheet for more information.

20

WWW.SCANIVALVE.COM

DSM & ERAD
Digital Output Connection

Analog Module
Connection

Canon 21-pin MDM21SL1

Canon 15-pin MDM15SLP2

RAD A/D 3200

RADBASE Modules
ERAD4000またはERADBASEは、ユーザーが必要に応じてベースからA / Dモジュールまたはデジタル出力モジュールを追加または削除できるようにするモジュールベースです。これにより、ERADをテストのニーズに合わせて特別に構成し、ERAD4000のサイズを最小限に抑えることができます。
RAD A / D 3200モジュールは、システムのモジュールA/ D部分です。各RADA / Dは温度補償されており、16ビ
ットA / Dコンバーターが含まれています。これにより、ZOC17、22、23、または33、およびMPS4100シ
リーズを含むScanivalveアナログ圧力スキャナーへの接続が可能になります。 1つのERAD4000ベースで最大8
つのA / D 3200モジュールを使用できます（最大512チャネル）。

RDS3200

RDS3200モジュールは、8チャンネルのデジタル出力コ
ントローラーです。 これにより、ERADベースでソフト
ウェア制御できるリレーが提供され、ユーザーはソレノ
イドバルブやその他のデバイスを切り替えることができます。
RDS3200の最も一般的な使用法は、Scanivalve MSCP
ソレノイド制御パックを操作することです。 1つのERAD4000ベースで最大8つのRDS3200を使用できます。
モジュールをERAD4000ベースに固定するために、特別な非脱落型ネジが使用されます。必要に応じて、予備の非脱落型ネジを注文できます（PN21142）。各モジュー
ルそれぞれ2つを使用します。
PART NUMBER

MODEL

21145

RDS3200

21140

RAD A/D 3200

MSCP3200
MSCP3200、またはミニチュアソレノイドコントロー
ルパックは、ソレノイドによって制御される単一の圧力入力と3つの個別の出力を備えた小さなマニホールドです。 MSCPは、RDS3200を搭載したERAD4000とう
まくペアリングします。
これにより、通常、ZOCやMPS4100などの外部圧力ス
キャナーのバルブ状態を制御するために使用される
ERAD4000のソフトウェアが3つのソレノイドを制御できるようになります。

CALL - 1 (800) 935-5151

3つのノーマルクローズソレノイドは手動で制御することもでき、動作するには+ 24VDC @ 0.8Wが必要です。
各ソレノイドの電気接続には、フライングリードケーブ
ル（約15インチ）が付属しています。 RDSからMSCP
へのケーブルは個別に購入できます。
PART NUMBER

MODEL

21225

MSCP3200

21

DSM & ERAD
RAD Power Modules
Scanivalveは、RADが15VDCと5VDCの両方の電源を必要とするため、ERAD4000用に2つの特別な電源装置を提供しています。両方の電源オプションは同じRAD電源
コネクタを使用しますが、異なる入力電源タイプを受け入れます。
RPM4000は、単一のERAD4000用のACからDCへの電源です。この電源装置には90-240VAC / 50-60Hzの入力が必要で、電源をオン/オフするための電源スイッチがあります。

RPM4000-DCは、単一のERAD4000用のDC-DC電源です。この電源には、44VAで9-36CVDCが必要です。これにより、自動車および飛行試験アプリケーションでERADにDC電源から電力を供給することができます。

22

PART NUMBER

MODEL

20195

RPM4000

21380

RPM4000-DC

When placing an order, please use part and dash number or model number.

RPM-RAD電源ケーブルは別売りです。

WWW.SCANIVALVE.COM

DSM & ERADDSMCPM
DSM-CPM、またはリモート制御圧力モジュールは、単一の制御圧力入力をソレノイドによって制御される3つの個別の出力に向けることができるモジュールです。
これは主に、ZOCやMPS4100シリーズのアナログスキ
ャナーなど、必要な制御圧力から圧力スキャナーを調整するために使用されます。DSMCPMは、DSM4000、ERAD4000、またはENETCPMとうまくペアリングします。これにより、デバイスはソフトウェアを介してソレ
ノイドを制御できます。
DSMCPMがDSM4000に接続されている場合、DSMはソレノイドに電力を供給します。 DSMCPMに供給される
電力は、DSMの電力入力に基づいています。

3つのノーマルクローズソレノイドは手動で制御することもでき、動作するには+ 24VDC @ 0.8Wが必要です（オプション+ 12VDCバージョンが利用可能）。一般的な電源装置は
24VDCですが、DSMが12V電源から電力を供給される
アプリケーション（自動車など）では、
12VDCDSMCPMおよびDSM4000を使用する必要があります。
嵌合する電気コネクタは、各DSMCPMに付属しています。 DSMCPMをDSM4000、RDS3200、ENETCPM *、またはDSM3000-3400 *に接続するために、ケーブルを別途購入できます。
PART NUMBER

MODEL

20890-01

DSMCPM (24VDC)

20890-02

DSMCPM (12VDC)* - Discontinued

PIN OUTPIN

CONNECTIONA+ SOLENOID 1

B-- SOLENOID 1

C+ SOLENOID 2

D-- SOLENOID 2

E+ SOLENOID 3

VDC

RANGE

F

-- SOLENOID 3

24V

21.6 to 26.4VDC

G-K

Not Used

12V

10.8 to 13.2VDC

POWER RANGEAll Dimensions: Inches [mm]

CALL - 1 (800) 935-5151

23

DSM & ERAD
DSM & ERAD Cabling
ERAD、DSM、およびその他のモジュールのケーブル接
続は、Scanivalveによって提供されます。 ERADとDSMのイーサネット接続はどちらも標準のRJ45ポートであり、標準のCat5e以上のRJ45イーサネットケーブルを使用できま す 。 DSM の 標 準電 源 ケー ブ ル は柔 軟 性 があ り 、
105°Cまでの動作に対応したPVCジャケットで保護されています。このケーブルの直径は0.234インチODです。
ERADの電源ケーブルは、75°Cまでの動作に対応した柔軟なPVCケーブルです。ケーブルの直径は、ケーブルの長さによって異なります（説明を参照）。ほとんどのケーブルは、注文時にカスタムの長さで注文できます。 す
べてのケーブルは最大長があります。一部のケーブルは、
あらかじめ決められたサイズでしか提供されません。
注：シリアル通信は、30フィート（最大50フィート）を超えると信頼できません。

OPTION

Power

AnalogSerialPART
NUMBERLENGTHDASH NO. & DESCRIPTION

155819-xx

DSM to PDM

Up to 100ft

標準 – 電源のみ
標準の10ftケーブル -01*
カスタムの長さ（指定）-05

155819-02

DSM to flying leads

Up to 100ft

標準 – 電源のみ, -長さを指定

すべてのケーブルは、外部トリガー用のフライングリードを提供
155909-xx
ERAD to RPM
Up to 35ft
-01 for 10ft, -02 for 25ft (0.245” OD)-03 for 35ft (0.376” OD)
ZOC17、22†、23†、33†、MPS4100、ZOCTCU、またはMPSTCUの接続に使用されるすべての
アナログケーブルについては、「MPS4100ケーブル」を参照してください。
156023-01**

155913-01

Digital I/O

USED FOR

ERAD to RS232

RDS3200 to DSMCPM

10 inches

ERADとのシリアル通信用のRS232 DB9接続を提供

Upto50ft

DSMCPMソレノイド（RDS端）にVDCを供給するためにフライングリードを提供-長さを指定155901-01

RDS3200 to MSCP3200

Up to 50ft

MSCP3200ソレノイドへVDCを供給するためにフライングリードを提供-長さを指定155662-01

DSM to DSMCPM

Up to 50ft

3ft標準、または長さを指定

155662-02

DSM (digital out) to flying
leads

Up to 50ft

フライングリード付きDSMデジタル
出力ケーブル-長さを指定

156025-01

DSM to dual DSMCPM

3ft

最大5つの外部ソレノイドを制御するための2つのDSMCPMへのDSMデジタル出力

55662-07

DSM to MSCP3200

Up to 50ft

MSCP3200へのDSMデジタル出力-長さ指定* - 10フィートのケーブルを備えた各DSM4000にはPDM1500が含まれています24** - このケーブルは、各ERAD4000に標準で付属しています † - Discontinued

WWW.SCANIVALVE.COM

DSM & ERAD

[PAGE IS INTENTIONALLY BLANK]CALL - 1 (800) 935-5151

25

PDM - PowerDistribution
ModuleScanivalveは、すべての圧力および温度測定デバイス用にいくつかの電源DC
電源オプションを提供しています。すべての配電モジュール（PDM）AC電圧
入力を受け入れ、電源スイッチを提供
し、ほとんどの Scanivalveデバイスに適切なDC電圧を出力します。

26

利用可能ないくつかの異なるPDMシリーズがあります。
PDMは、単一ユニット用の単一DC電源またはマルチモジュールDC電源として供給することができます。
PDMシリーズは、次のScanivalveデバイスに電力を供給するために使用できます：• DSA3000/3200/3300 シリーズ
• DSA-PTP シリーズ
• DSA5000 シリーズ
• MPS4200 and MPS4200TCU シリーズ
• DTS3250 and DTS4050 シリーズ
• DSM3000/3200/3400/4000 シリーズ
• ECM4000• ENETCPM• DSMCPM or MSCP3200 (when DSM4000 is not used)• + 24VDC電源を必要とするその他のデバイス

WWW.SCANIVALVE.COM

PDM
PDM1500
PDM15000は、Scanivalveユニット用の単一のDC電源装置です。最大3.12A、75Wでデバイスに+ 24VDC電力を供給します。 90-264VAC 47-63Hzの入力電源が必要で、電源をオン/オフするための電源スイッチを備えています。 PDM1500の重量は約12.16オンス（345g）です。
PDM1500には、ケーブルが標準で付属している場合があります。付属のケーブルは、DSA、DTS、ECM、MPS、DSMな
どの特定のScanivalveデバイス用に構成できます。
より長いケーブルまたは異なるケーブルは、個別に購入できます。これらのケーブルは、モジュール固有のセクションのいずれかにあります。
注：DSM4000を購入すると、PDM1500とケーブルが標準ア
クセサリーとして提供されます。

PART NUMBER DASH NUMBER
01
145090145090-01 shown

DESCRIPTIONINCLUDED CABLE
PN
155819-01 (10ft)

03

DSA / DTS / ECM / DSM用の10フィート電源ケーブル付
PDM1500
PDM15000 (ケーブル無し)

05

MPS4200用の電源専用ケーブル付PDM1500

155011-01 (5ft)07

MPS4200用の電源/シリアル/トリガーケーブル付きPDM1500

155011-02 (5ft)None

PIN OUTPIN

CONNECTION

1+24VDC

2

RTN

3

GROUND

4

UNUSEDCALL - 1 (800) 935-5151

27

PDM
PDM3200
PDM3200は、最大4台のScanivalveデバイス用の4ポートDC電源装置です。ポートあたり最大5A（または合計480W）でデバイスにポートあたり+ 24VDC電力を供給します。各ポートには、各出力ポートを制御するためのオン/オフスイッチがあります。ポートとスイッチは
すべてユニットの前面にあります。
PDMは88-264VAC47-63Hzの入力電力を必要とし、PDM3200のオンとオフを切り替えるためのオン/オフ電源スイッチを提供します。 PDM3200の重量は約6.33ポンド（2.9kg）です。
各PDM3200には、4つの嵌合コネクタが付属しています（以下を参照）。フルケーブルアセンブリは別売りです。 PDMに接続するケーブル（DSA、DTS、ECM、
MPS、DSMなど）については、前のモジュールセクシ
ョンを参照してください。

PART NUMBER

DESCRIPTION

21080-01

PDM3200

28

WWW.SCANIVALVE.COM

PDM
PDM3200-RM
PDM3200-RMは、19インチラックマウントフォームフ
ァクタ（2U）の4ポートDC電源装置です。ポートあた
り最大5A（または合計500W）でデバイスにポートあたり+ 24VDC電力を供給します。各ポートには、各出力ポートを制御するためのオン/オフスイッチがあります。
これらのポートはユニットの背面パネルにあり、電源ス
イッチはユニットの前面にあります。
PDMは90-264VAC47-63Hzの入力電力を必要とし、PDM3200-RMのオンとオフを切り替えるためのオン/
オフ電源スイッチを提供します。 PDM3200-RMの重量は約6.33ポンド（2.9kg）です。
各PDM3200-RMには、4つの嵌合コネクタが付属しています（以下を参照）。フルケーブルアセンブリは別売りです。 PDMに接続するケーブル（DSA、DTS、ECM、
MPS、DSMなど）については、前のモジュールセクシ
ョンを参照してください。
PART NUMBER

DESCRIPTION

21330-01

PDM3200-RM

CALL - 1 (800) 935-5151

29

PDM
PDM3200-16RM
PDM3200-16RMは、19インチラックマウントフォーム
ファクタ（1U）の16ポートDC電源装置です。ポートあたり+ 24VDCの電力を、合計で最大400Wのデバイスに供給します（16ポートすべてで共有）。
PDMは90-264VAC47-63Hzの入力電力を必要とし、PDM3200-RMのオンとオフを切り替えるためのオン/オ
フ電源スイッチを提供します。 PDMの前面には、DC出力をオンにするための照明付き電源スイッチもあります。 PDM3200-RMの重量は約4.73ポンド（2.15kg）です。
フルケーブルアセンブリは別売りです。この電源で使用されるケーブルは、従来のPDM DCコネクタを使用しな
いため、独特です。このPDMは、電力要件が400W未満（通常はヒーターが取り付けられていない）である限
り、DSA、DTS、およびECMモジュールに電力を供給するように設計されています。部品番号については、以下を参照してください。

30

PART NUMBER

DESCRIPTION

20305-01

PDM3200-16RM

156142-01

10ft Power cable
PDM16 to DSA, DTS or ECM module

WWW.SCANIVALVE.COM

PDM[PAGE IS INTENTIONALLY BLANK]CALL - 1 (800) 935-5151

31

Miscellaneous
Scanivalveには、さまざまなモジュール式および非モジュール式のアクセサ
リーが用意されています。これらのアイテムは、圧力または温度測定アプリ
ケーションのScanivalveデバイスで使用できます。

32

WWW.SCANIVALVE.COM

MISC
DSA Liquid Dummy Pack
センサーパックがDSA3207またはDSA3307液圧スキャ
ナーベースの位置に取り付けられていない場合、内部の電子機器が露出します。 DSA3007ダミーセンサーパ
ックは、電子機器を不必要な露出から塞ぎ、密封し、保護するために利用できます。DSA液体仕様を購入したが、すべてのセンサーパックが充填されていない場
合、Scanivalveはこれらのセンサーパックを充填されていない位置に取り付けます。センサーパックを取り外す必要がある場合は、これらのパックを個別に購入できます。DSA3207とDSA3307には、異なるダミーセ
ンサーパックが必要です。モデル間で互換的に使用することはできません。
PART NUMBER
DESCRIPTION
20764-01
20764-02(20764-01 shown)

DSA3207 Dummy Sensor
Pack
DSA3307 Dummy Sensor
Pack(front)(rear)

DSA3016 Pneumatic Blank
DSA3016空気圧ブランク、またはダミーモジュールは、
DSAENCLの空きスペースを埋めるために使用でき、空気圧配管にキャップを付けたり、プラグを差し込んだりできるため、モジュールを取り外してもエンクロージャの残りの部分を操作できます。
DSA3016モジュールがサービスまたはその他の理由で取り外された場合、モジュールの背面にある配管は開いたままになります。配管を開いたままにすると、ENCLに漏れる可能性があるため、漏れや圧力の適用に問題が発生する可能性があります。これらのダミーモジュールは、DSA3016モジュールと同じように設置するように設計されていますが、システムが通常どおりに動作できるように配管を接続します。ダミーモジ
ュールには電子機器はありません。
いくつかの異なるバックブロック構成があります。ダミー
モジュールは、交換するDSA3016と同じ構成にする必要があります。構成一覧を以下に示します。最適なものがわからない場合は、ご連絡ください。
DSA3016 TYPEBACKBLOCKREAR FITTING TYPE

Front Access(input fittings on front panel)

4 Port1/8” Compression

01

6 Port1/8” Compression

03

8 Port1/8” Compression

Rear Access (Input fittings in rear)

CALL - 1 (800) 935-5151

063 Tubulation

PART NUMBER DASH NUMBER

05
20240

06

24 Port1/16” Compression

02

36 Port063 Tubulation

04

33

MISC
Static Bottle
Static Bottleを使用した低圧基準安定の詳細については、ScanivalveのWebサイトでホワイトペーパーを参照
してください。
「Static Bottle」キットには、ABS Static Bottle、NYLN125HWプラスチックチューブ、取り付けクランプ、およびチューブアダプターが付属しています。複数のモジ
ュールを同じ静的ボトルに接続できます。大型圧力測定システムについては、「Static Basket」を参照してくだ
さい。

When placing an order, please use part and dash number or model number.

「Static Bottle」は、小規模なシステムで圧力測定データを取得しながら、気圧基準圧力の変化を制御および最小化するための理想的なソリューションです。 微差圧計測システムを使用する場合、気圧の変化がデータ品質に直接影響する可能性があります。気圧は通常、1日のうちに非常にゆっくりと変化します。施設内の気圧は、
HVACシステムがオンまたはオフに切り替わるとき、ドアが開閉するとき、またはファンがオンまたはオフになるときに急速に変化する可能性があります。
予期しないまたは突然の気圧変化を制御および最小化す
るために、ユーザーが実行できることがいくつかあります。
• 圧力スキャナーまたは圧力トランスデューサを、
ファン、部屋のドア、または空調システムの近くではない、空気圧が安定する場所に配置します。
• 圧力センサーの共通リファレンスポートからチューブを伸ばし、このチューブを空気圧の安定する場所に配管します。
これらは必ずしも実用的ではありません。良い解決策
は、測定誤差の可能性を最小限に抑えるために、リファレンスポートを「Static Bottle」に接続することですPART NUMBER

DESCRIPTION

16065

Static Bottle Kit

34

WWW.SCANIVALVE.COM

MISC
Static Basket「Static Basket」は、大規模システムで圧力測定データを取得しながら、気圧基準圧力の変化を制御および最小化するための理想的なソリューションです。 微差圧計測システムを使用する場合、気圧の変化がデータ品質に直接影響する可能性があります。通常の気圧は通常、1日のうちに非常にゆっくりと変化します。施設内の気圧は、HVACシステムがオンまたはオフに切り替わるとき、ドアが開閉するとき、またはファンがオンまたはオフになるときに急速に変化する可能性があります。
予期しないまたは突然の気圧変化を制御および最小化す
るために、ユーザーが実行できることがいくつかあります：• 圧力スキャナーまたは圧力トランスデューサを、
ファン、部屋のドア、または空調システムの近くではない、空気圧が安定する場所に配置します。
• 圧力センサーの共通リファレンスポートからチューブを伸ばし、このチューブを空気圧の安定する場所に配管します。

良い解決策は、測定エラーの可能性を最小限に抑えるために、リファレンスポートを「Static Basket」に接続することです。
Static Bottleを使用した低圧基準安定の詳細については、ScanivalveのWebサイトでホワイトペーパーを参照
してください。
「Static Basket」は、55ガロンバレルとほぼ同じサイズです。複数のモジュールを同じStatic Bottleに接続できます。小型圧力測定システムについては、「Static
Bottle」を参照してください。
PART NUMBER

DESCRIPTION

20740

Static Basket Kit

多くの圧力測定が行われ、複数の静的ラインが使用される可能性がある大規模な施設では、これらの多くは不可能です。

CALL - 1 (800) 935-5151

35

Legacy
Products
Scanivalveには、現在販売されていな
い、または生産されていないレガシー製
品のカタログがあります。ただし、廃止された製品として、レガシー
Scanivalveユーザーを最大限にサポー
トし続けます。レガシー製品のサポート
アクセサリの一部は、Scanivalveから引き続き購入できます。

このカタログでサポートされているモジュール群には、次が含まれます。ただし、これらに限定されません：• DSA-PTPシリーズ-2022年に製造中止（3217/3218のみ）• DSA3200 / 3300シリーズ-2018年に製造中止• ENETCPM-2018年に廃止• DSM3000 / 3200シリーズ-2005年に製造中止• DSM3400シリーズ-2012年に製造中止• RAD3200シリーズ-2010年に製造中止• DTS3250シリーズ-2014年に製造中止
モジュールで使用できるアクセサリーまたはケーブルがわからない場合は、モデルとシリアル番号をお知らせください。サポートいたします。

注：このセクションのアクセサリーは、予告なく廃止またはサポートされなくなる可能性があります。

36

WWW.SCANIVALVE.COM

Legacy
DSA-PTP Series Cabling
ガス計測用のDSA3217-PTPおよびDSA3218-PTPは、2022年にDSA5000圧力スキャナーに取って代わられます。ただし、これらの製品のケーブル接続は、引き続きアクティブなDSA3207-PTPおよびDSA3307-PTP
を含めて引き続きサポートされます。

ほとんどのケーブルは、注文時にカスタムの長さで注文できます。 すべてのケーブルは最大長があります。一部のケーブルは、
あらかじめ決められたサイズでしか提供されません。
注：シリアル通信は、30フィート（最大50フィート）を超えると信頼できません。

ユーザーが独自のケーブルを製造できるように、各
DSA-PTPには嵌合コネクタが付属していますが、Scanivalveは、電源、ホストコンピューター、またはフライングリードケーブルへの接続用に、電源、イーサネ
ット、シリアル、およびトリガーケーブルの複数のオプションを提供します。
標準の電源ケーブルは柔軟性があり、105°Cまでの動作に対応したPVCジャケットで保護されています。このケーブルの直径は0.234インチODです。イーサネットケー
ブルはシールドされたCat5eで柔軟性があり、80°Cまでの動作に対応したTPUジャケットで保護されています。
このケーブルの直径は0.265インチODです。

OPTIONPowerPARTNUMBER

USED FORLENGTHDASH NO. & DESCRIPTION

155819-xx

DSA to PDM

Up to 100ft

標準- 電源のみ標準10ft ケーブル-01
カスタムの長さ-05155819-02

DSA to flying leads

Up to 100ft

155035-xx

DSA-PTP to Male RJ45
(3218/3207/3307 only)

Up to 100ft

156120-01

DSA-PTP to 4-Pin MilSpec(3218/3207/3307 only)

1ft

155829-01

ECM to RS232/Trigger leads

6ft

Ethernet

SerialTrigger

CALL - 1 (800) 935-5151

標準- 電源のみ
標準長さ6.5ft -01 , 16ft -02 , 32ft -03
カスタムの長さ (指定)
≤ 5ft -04 , ≤ 25ft -05, ≤ 100ft -06
従来のDSAイーサネットケーブル使用するアダプタケーブルDSA-PTPM12コネクタに変換
外部ハードウェアトリガー用のRS232シリアル接続とフライングリードを提供

37

Legacy
DSA3200/3300 Series Cabling
従来のDSAシリーズは1995年に開発され、2018年にDSA-PTPシリーズに取って代わられる前にいくつかの変
更が加えられました。
ユーザーが独自のケーブルを製造できるように、各DSAには嵌合コネクタが用意されていますが、Scanivalve
は、電源、ホストコンピューター、またはフライングリ
ードケーブルに接続するための電源、イーサネット、シ
リアル、およびトリガーケーブルの複数のオプションを提供します。

OPTION

注：DSA3000シリーズおよび一部のDSA3200 / 3300シリーズは10Base-2であり、イーサネット接続のBNCコネクタを使用していました。これらのモジュールでは、標準の50オームBNCケーブルを使用できます。

PART
NUMBER

USED FORLENGTHDASH NO. & DESCRIPTION

155819-xx

DSA to PDM

Up to 100ft

標準ケーブル – 電源のみ
標準 10ft ケーブル-01
カスタム長さ -05

155819-02

DSA to flying leads

Up to 100ft

標準ケーブル – 電源のみ

155820-xx

DSA to Male RJ45
Non-crossed

Up to 100ft

カスタム長さ (指定)≤ 10ft -01 , ≤ 25ft -02 for, ≤ 100ft -03

155859-xx

DSA to Male RJ45
CrossedUp to 100ft

カスタム長さ(指定)≤ 10ft -01, ≤ 25ft -02, ≤ 100ft -03

155829-01

ECM to RS232/Trigger leads

6ft

外部ハードウェアトリガー用のRS232シリアル接続とフライングリードを提供

Power

Ethernet

SerialTrigger

38

WWW.SCANIVALVE.COM

When placing an order, please use part and dash number or model number.

標準の電源ケーブルは柔軟性があり、105°Cまでの動作に対応したPVCジャケットで保護されています。このケーブルの直径は0.234インチODです。
ほとんどのケーブルは、注文時にカスタムの長さで注文できます。 すべてのケーブルは最大長があります。一部のケーブルは、あらかじめ決められたサイズでしか提供されません。
注：シリアル通信は、30フィート（最大50フィート）を超えると信頼できません。

Legacy
ENETCPM Cabling
ENETCPMは、2019年にECM4000に取って代わられた
イーサネットベースの制御圧力モジュールでした。
ユーザーが独自のケーブルを製造できるように、各
ENETCPMには嵌合コネクタが付属していますが、Scanivalveは、電源、ホストコンピューター、またはフライングリードケーブルへの接続用に、電源、イーサネ
ット、シリアル、およびトリガーケーブルの複数のオプションを提供します。
標準の電源ケーブルは柔軟性があり、105°Cまでの動作に対応したPVCジャケットで保護されています。このケーブルの直径は0.234インチODです。
ほとんどのケーブルは、注文時にカスタムの長さで注文できます。 すべてのケーブルは最大長があります。一部のケーブルは、あらかじめ決められたサイズでしか提供されません。
注：シリアル通信は、30フィート（最大50フィート）を超えると信頼できません。
OPTIONPART
NUMBER

USED FORLENGTHDASH NO. & DESCRIPTION

155819-xx

ENETCPM to PDM

Up to 100ft

標準ケーブル – 電源のみ
標準 10ft ケーブル -01
カスタム長さ -05

155819-02

ENETCPM to flying leads

Up to 100ft

標準ケーブル – 電源のみ

155820-xx

ENETCPM to Male RJ45
Non-crossed

Up to 100ft

カスタム長さ(指定)≤ 10ft -01, ≤ 25ft -02, ≤ 100ft -03

155859-xx

ENETCPM to Male RJ45
CrossedUp to 100ft

カスタム長さ(指定)≤ 10ft -01, ≤ 25ft -02, ≤ 100ft -03

155829-01

ENETCPM to
RS232/Trigger leads

6ft

外部ハードウェアトリガー用のRS232シリアル接続とフライングリードを提供

Power

Ethernet

SerialTrigger
Digital I/O

CALL - 1 (800) 935-5151「DSM Cabling」を参照し、PN 155662、156025、155662を参照

39

Legacy
DTS3250
DTS3250は、2013年にDTS4050に取って代わられました。DTS4050は、DTS3250の代替品となることを目的としていました。 DTS3250で使用可能なアクセサリーの多くは、DTS4050で使用できます。
アクセサリーについては、DTS4050のセクションを参照してください。
ケーブルと接続部の情報については、
DSA3200 / 3300のセクションを参照してください。
詳細については、ハードウェアとユーザーマニュアルを参照してください。

DSM3200/3400
DSM3000シリーズは2012年にDSM4000に取って代わられました。
DSM4000シリーズの多くのアクセサリーとケーブルをレガシー
DSMモジュールに使用できます。
アクセサリーとケーブル取合については、
DSM4000のセクションを参照してください。
詳細については、ハードウェアとユーザーマニュアルを参照してください。

RAD3200 (USB-RAD)
RAD3200シリーズは2010年にERAD4000に取って代わられました。
ERAD4000シリーズのアクセサリーとケーブルの一部は、レガシーRADモジュールに使用できます。
アクセサリーとケーブル接続については、ERAD4000のセクションを参照してください。
USB接続に直接関連するアクセサリーはご利用いただけなくなりました。
詳細については、ハードウェアとユーザーマニュアルを参照してください。

ZOC22/23/33 & ZOCTCU
ZOC22 / 23/33スキャナーは2019年に廃止され、MPS4100シリーズに取って代わられました。
ケーブル接続と接続については、MPS4100ケーブル接続のセクションを参照してください。
注：ZOC17はまだ生産中です。
注：一部のZOCモジュールは、APCや非多重化など、さまざまな構成になっている場合があります。
詳細については、ハードウェアとユーザーマニュアルを参照してください。

40

WWW.SCANIVALVE.COM

LegacyLegacy

Scanivalve の業界をリードする
圧力および温度計測器

インテリジェント圧力計測器

イーサネットベースのデータ取得システム

マルチサーボ
圧力校正器

Scanivalve Headquarters
1722 N. Madson Street
Liberty Lake, WA 99019
Tel: 509-891-9970
800-935-5151
Fax: 509-891-9481
e-mail: scanco@scanivalve.com

株式会社大手技研

https://www.ohtegiken.co.jp main.sales@ohtegiken.co.jp

www.scanivalve.com
本社：茨城県つくば市観音台1-25-12
TEL : 029-839-0777 FAX : 029-839-2288
関西営業所 ：兵庫県明石市松の内2-1-8 50ヤングビル6Ｆ
TEL : 078-926-1178 FAX : 078-926-1180

2108/20211210
Printed in USA©
2021, Scanivalve Corp.