Vectoﬂow
総合カタログ流体力学測定用に
カスタマイズされたソリューション

Vectoﬂowはニーズに合わせてカスタマイズ可能な、流速と流れ角を測定する製品やシステムを提供しています。コアテクノ
ロジーのマルチホールプローブにより、流速、迎え角、静圧および全圧、さらには温度を測定。プローブの形状、サイズ、材質
はご要望に合わせてカスタマイズすることが可能です。革新的な�Dプリンタによる積層造形法を採用し、高い堅牢性を実現。極めて過酷な環境でもご使用いただけます。

Example Multi-hole Probe Geometries

Kiel-type probes，Φ6 and Φ3.6mm

Miniature Probe. Head Φ0.9mm

Custom 5-headed 5 hole-probe rake

Vectoﬂowは高精度で信頼性の高い流れ場のデータを提供します。一般的な形状だけでなく、アプリケーションに最適な形状や材質にてプローブを製造することができます。�Dメタルプリンティングテクノロジーにより、他の部品に組み込むための特殊形状のプローブも製作が可能です。

Vectoﬂowの特徴

カスタマイズ�Dメタルプリンティングテクノロジー

高い堅牢性

当社のプローブは、積層造形法によ

簡単なシステム統合

当社のマルチホールプローブは既存により、あらゆる形状のプローブを造り継ぎ目のない一体型の成形が可能のシステムに簡単に統合できます。参�,�mm）。可能な材料は、チタン、インと堅牢性があります。振動や極端なニーズに合わせて選択、カスタマイズ

ることが で きます（ヘッド 直 径 ≥コネル、鋼、セラミック、プラスチックなどです。

なため、過酷な環境でも高い耐久性
温度変化は私たちのデザインには問題ありません。

製品とサービス

照面、接続、およびソフトウェアは、が可能です。

流速・角度、温度および圧力プローブ

サービスとソフトウェア■ 温度プローブと圧力プローブの組み合わせプローブ■ 既存のマルチホールプローブの校正・■ マルチプローブ（例：�、�、�、穴）■ くし形プローブ■ 光ファイバ圧力センサ■ カスタムプローブの開発■ 流れ解析とデータ収録のためのソフトウェア■ ターンキー測定システム

Vectoﬂowはカスタムメイドの流れ測定製品を提供しています。ドイツのミュンヘンに拠点を置く革新的な会社です。
詳しくは、www.vectoﬂow.de をご参照ください。
Vectoflow GmbH，
Germanyt: +49 �� 124149570 m: info@vectoflow.de w:www.vectoflow.deマルチホールプローブ
Standard Multi-hole Probes
積層造形（メタル�Dプリンティング）により、あらゆる形状のプローブ製作が可能

対応材料は、チタン、インコネル、ステンレス、
プラスチック等
一体成型による堅牢な設計

調整可能な基準面、配管接続、およびソフトウェア

仕様
孔数

�、�、� plus static ring最大長< ��� mm（一体成型）> ��� mm（マルチパーツ設計）

材質
配管
取付部
基準面
温度範囲
角度測定範囲� mm以下 （マイクロプリンティングテク
ノロジで�.�mmまで）
円錐形、球形、およびカスタム

ステンレス, チタン, インコネル, プラスチック

当社の他のプローブと同様、金属�Dプリンティングにより製造され、形状の自由度が高く、また非常に高い堅牢性を実現しています。
プローブは通常、内部チューブや溶接のない
あらゆる特殊な用途に適合させることができます。

測定誤差

マルチホール・プローブの測定誤差は、校正とデータ取得に使用する圧力スキャナーに依存します。

圧力レンジが想定される動圧をカバーし、精度が�.�%FS
以上のスキャナーの使用をお勧めします。

流速が遅いほど圧力測定誤差が流速の決定に与える影響
は、下図（精度±�.�� % FS）に示すように大きくなります。

一般に、流速が速い場合には�m/sまたは測定流速の�%（いずれか高い方）の誤差が予想されます。

正方形, 六角形, 扁平シリンダー, 円筒,
その他任意形状

ほど大きくなります。

Z軸に垂直な基準面

低速の場合、誤差は圧力スキャナーに依存し、低速になる

最大 ���°C（ご要望に応じて高温対応可）±��°±�° 未満速度測定範囲� m/sから超音速まで（校正に依存します）

オプション

ています。

�mm または �.�mm の標準圧力チューブ

角度測定精度

速度測定精度スポーツ、
ターボ機械、
ドローンなど様々な用途で使用されVectoﬂowのコンセプトにより高度なカスタマイズに対応。

ストレート、L型、コブラ、ドリルエルボ

先端形状

アップで最大±��°までの大きな流量角度に対応。
モーター

一体構造で、内部でのリークを防ぎ、長寿命を保証します。

形状

最小先端径

Vectoﬂowの多孔プローブは、�孔、�孔、�孔と幅広いライン±� m/s 未満

周波数校正（ 形状に依存 ）
温度計測（熱電対またはPT���）

速度測定誤差と圧力スキャナレンジの関係性（�.��% FS精度）

非定常マルチホールプローブ
高分解能 流体計測システム
FRAP Air

�孔および�孔プローブヘッドに対応する
スリムデザイン図�：FRAP AIR

ステンレス製ハウジングとLemoコネクターによる堅牢なデザイン

最大 ２kHzの測定周波数

概要

プローブ
シャフト重量
プローブ
外形寸法
孔数
形状

最小先端径

動作温 度
媒体
湿度

FRAP Airは、さまざまなマルチホール・プローブ・オプショ~ ���gヘッド: �� mm x Φ � mm
�孔プローブ : ��� mm x Φ �� mm
�孔プローブ : ��� mm x Φ �� mm
�孔・�孔プローブヘッド

ストレート、L型、コブラ
標準 �～�mm

� ～ ��% , 結露がないこと•

�D乱流スペクトル•

衝撃現象

時間分解高周波測定
回転システムの非定常空気力学
CFD検証

れ、静圧、全圧、速度成分／流角を決定します。

プローブは積層造形における設計の自由度により、ご要望に合わせて自由にカスタマイズされたプローブ形状を装備することが可能。様々な設置状況や流路へのアクセス状態にも適合させることができます。

プローブヘッドの形状と長さによって、適用可能な測定周波数が決まります。

空気およびその他の非腐食性ガス計測できるシステムを提供します。

•

プローブ先端の圧力分布は、個々の風洞校正と関連付けらｰ �� ～ ��℃

VectoﬂowのFRAP Airは、kHzレベルの高い周期で流体を•ンを設定でき、これには�孔・�孔プローブが含まれます。

環境条件

概要

•

プローブヘッドオプション

図�：形状例（上から順に： コブラプローブ、ストレートプローブ、L型プローブ）

圧力センサー�個・�個の差圧センサー

圧力センサーMax. ± �.�� % FS
(typical ±�.� % FS)

精度

センサーオプション

差圧範囲 (kPa）

最大マッハ数

�.��

�.��

�.��

�.��

角度
速度

電源供給

測定誤差

< �°

< �.� m/s または < �.� % のいずれか大きい方

インタフェース� V（ USB Type A 経由）
または � ‒ �� V

トリガー入力プローブ・トリガー用 BNC入力×�

プローブ接続最大�つのプローブ（Lemo EGG.�B.���）ケーブル（同梱） Lemo (FGG.�B.���) to USB
DAQデバイス

NI-USB ����周波数校正

校正システム

音響キャリブレーション

校正レンジ

最大 � kHz（プローブ形状による）伝達関数の周波数
ステップサイズカスタム

センサーとエレクトロニクス

FRAP AIRは、プローブ先端に�個または�個の差圧センサ
ーを装備しています。

すべての差圧センサーは圧力レンジを選択できます。温度補償された圧力変換器は、高精度と最小限のオフセット・
ドリフトが特徴です。高い耐圧性能により、不測の過負荷に対しても十分な保護機能を有しています。

周波数校正

周波数応答は、圧力ラインの音響的挙動とセンサーの動的挙動に依存します。

これは音響チャンバー内で決定され、プローブの動的挙動を既知の基準と比較します。得られた伝達関数は、圧力信号の補正に使用されます。

システムソリューション

Vectoﬂowは速度計測のための完全なシステムソリュー
ションを提供します。

ファストレスポンス測定システムには以下が含まれます：- 高速応答プローブ- ケーブルと接続- ADコンバータ- ポスト処理ソフトウェア- 校正データ- データ評価コンサルティング

キールプローブ
Kiel pressure probes
積層造形(メタル�Dプリンティング)により、あらゆる形状のプローブ製作が可能
対応材料は、ステンレス、チタン、インコネル

図１：キールプローブ

一体成型による堅牢な設計± ��°までの測定範囲

仕 様形状

ストレート、Ｌ型、コブラ、他各種

孔数

�

最大長

< ��� mm（一体成型）> ��� mm（マルチパーツ設計）

最小先端径

�.� mm（標準 �mm）

先端形状

キールプローブ

材質

ステンレス, チタン, インコネル

配管

�mm または �.�mmの標準圧力チューブ,
カスタム

取付部

図２：キールプローブ（正面図）

ネジ付きタイプ

当社のキールプローブは様々なカスタマイズが可能です。
例

えば、簡単に取り付けられるように、先端にネジ山を付けることができます。

なし, 正方形, 六角形, スレッド, 片側扁平温度範囲

最大 ���°C

角度測定範囲±��°

速度測定範囲� m/s から マッハ � まで

図 � ：ネジ式キールプローブ

Vectoﬂowのキールプローブは、金属�Dプリンティング製

造による形状自由度や堅牢性といった利点を備えながら、
可能な限り大きな迎え角を測定するよう最適化されています。

Vectoﬂowでは、単体のキールプローブだけでなく、複数のヘッドを備えたキールプローブレイクの製造も可能です。

図４：スパナ・フラット付きねじ式キールプローブ

全圧・ピトープローブ
Pitot / Prandtl-probes
マイクロキールプローブ

Vectoﬂowでは、プローブサイズを最小限に抑えなければならない環境に対応できるよう、直径の異なる様々なマイクロキールプローブを提供しています。

これらのプローブは�.�mmから�mmまでのヘッド径で製造することができます。
チューブエクステンションの直径は、必要な強度に応じて�.�mmから�mmの間で選択できます。

最適なサイズを求めるのに必要な演算や設計も致します。

仕 様
サイズ

��� mm（要望に応じて他サイズも可）

最小先端径

�.� mm

先端形状

楕円形 および カスタム

材質

ステンレス, チタン, インコネル,
高温ステンレス鋼

取付部
図 ５：マイクロキール・プローブ（D=�.�mm）
伸長していない状態

図６：拡張マイクロキールプローブ（D=�mm）

配管
温度範囲

正方形, 角形, 扁平シリンダー,
その他任意形状

�.��mm (�.���インチ) のバジル付き
標準圧力チューブ
最大 �,��� °C

製品詳細

全圧プローブおよびピトープローブは、L字型、ストレート

迎角依存性

キールプローブは、動圧測定で大きな誤差を生じることなく、大きな角度範囲を可能にします。

型、コブラ型、またはドリルエルボの４つの異なる標準形状を選択できます。
ステンレス、チタンなどを含む様々な材質で製作が可能です。

当社の他のプローブと同様、金属�Dプリンティングにより製造され、形状の自由度が高く、また非常に高い堅牢性を実現しています。

図 � ：キールプローブ-検量線

無指向型オムニプローブ
14-hole omnidirectional probe
積層造形(メタル�Dプリンティング)により、あらゆる形状のプローブ製作が可能
対応材料は、チタン、インコネル、ステンレス
一体成型による堅牢な設計

調整可能な基準面、配管接続、およびソフトウェア

仕 様Vectoﬂowの��孔全方向オムニプローブは、主流軸に対して最大���°までの流入角度を測定することができます。

形状

ストレート、L型

このプローブは特に流入角が不明な場合や逆流が予想さ

孔数

��

最大長

< ��� mm（一体成型）> ��� mm（マルチパーツ設計）

当社の他のプローブと同様、金属�Dプリンティングにより製

最小先端径

�.� mm

先端形状

球形

材質

ステンレス, インコネル, チタン

配管

�mm の標準圧力チューブ

取付部

正方形、六角形、扁平シリンダー、円筒、
その他任意形状

基準面

Z軸に垂直な基準面

温度範囲

最大 ���°C

角度測定範囲±���°

角度測定精度±�° 未満速度測定範囲� m/s から マッハ�.�� まで

速度測定精度±� m/s 未満

れる場合の測定に適しています。

造されており、形状の自由度が高く、また非常に高い堅牢性を実現しています。

櫛形プローブ
Rakes

櫛形プローブは、� つのプローブに複数の測定ヘッドを組み合わせているため、複数の測定点で流量を同時に記録するのに最適です。

櫛形プローブには、
マルチホール、
キール全圧およびキール
全温度の測定ヘッドを装備できます。

仕様

測定ヘッドの孔数

製品詳細

�, �, �, �

最大長��� mm（要望に応じて他サイズも可）

最小先端径

�.� mm（標準 � mm）

先端形状

円錐形, 球形, キール, 楕円形,
およびカスタム

材質

ステンレス, チタン, インコネル,
高温ステンレス鋼

さまざまなプローブヘッド（マルチホール、キール全圧およびキール全温度）を櫛形に組み合わせることができる、１本のプローブでより高い空間分解能を実現します。

当社の他のプローブと同様、金属�Dプリンティングにより製造され、形状の自由度が高いため、用途に正確に適合させたり、測定点を他のコンポーネントに統合したりすることが可能です。
また、非常に高い堅牢性を実現しています。

Vectoﬂowは、FEMシミュレーションによってサポートた櫛形プローブをお客様のご要望に応じて設計開発します。

カスタム

さらに、
さまざまな検証手順を実行して、粗さ、幾何学的精

配管

カスタム

特性を検査します。

基準面

カスタム

温度範囲

最大 �,��� °C

角度測定範囲±��° （孔数による）

角度測定精度�° 以下

速度測定範囲� m/s (マッハ �.���) から ��� m/s (マッハ�.��)まで

取付部

速度測定精度
最大周波数
分解能

� m/s 以下 または � % FS のいずれか大きい方

最大 �� Hz (プローブの形状による。周波数校正可能)

度、亀裂の有無 (X 線または FPI 検査)、固有振動数などの櫛形プローブはVectoﬂow独自の校正チャンネルでも校正されます。

ラジエータープローブ
Radiator Probe

ラジエーターの質量流量測定用の使いやすい設計
対応材料 ： ステンレス
一体成型による堅牢な設計
流れの乱れが少ない設計

仕 様

形状
孔数
材質

デザイン

当社では、
ラジエーター・プローブの�つの標準デザインを開発しました。

プローブはアディティブ・マニュファクチャリングで製造され

るため、
デザイン、
サイズ、素材の選択に柔軟性があります。

プローブのデザインは固定されておらず、要望に応じて個々の要件に合わせてカスタマイズすることが可能です。

プローブヘッドは、広い入射流迎角範囲（最大±��°）で全圧力の最良の測定を保証するキール型です。

閉塞を最小限に抑える特殊なラジエーター
設計

�つの全圧キールヘッド（Φ�.� mm）と
�つの静圧ポート（オプションで熱電対付き）
ステンレス

オプション

圧力スキャナ

温度範囲

最大 ��� °C

図１：ラジエータープローブのデザイン（�つの標準構成）

Vectoﬂowラジエータープローブは、
ラジエーターコアにプ

ラジエータープローブの使用例を次に示します。

総質量流量と質量流量分布を測定する事ができます。
ラジ

定するためには、後方からのアプリケーションを推奨しま

ローブを装備する簡単な方法で、ラジエーターを通過する
エータープローブは、流れの全圧と静圧を同時に測定します。

ラジエターを通過する高入射流量のマスフローを正確に決す。

ラジエーター上に複数のプローブを配置する事で、ラジエーターに割り当てられたセクションを通る部分的な質量流量を測定し、流れの均一性を決定することができます。

プローブは、
ラジエーターに取り付け、冷却チューブの前面に正確に配置できるため、閉塞の影響を最小限に抑えることができ、使いやすい。
また、プローブを取り外して再利用することも可能です。

図２：プローブ（S_KPS_qxpkjf）を
ラジエーターに取り付けた状態

高温用プローブ
High temperature probes

図３：プローブ（S_KPS_bujh��）をラジエーターに取り付けた状態

校正

正確なマスフロー計測のためには、ラジエーターに取り付けられたマスフローに対してプローブを校正する必要があります。詳しくはVectoﬂowまでお問い合わせください。

仕 様

測定ヘッドの孔数

�, �, �, � およびカスタム

最小先端径

�mm

最大長

��� mm（要望に応じて他サイズも可）

先端形状

カスタム

材質

温度範囲

角度測定範囲角度測定精度
速度測定範囲速度測定精度
最大周波数
分解能

セラミック, インコネル, 高温ステンレス鋼
最大 �,��� °C±��° （プローブの種類・孔数による）
�° 以下

� m/s (マッハ �.���) から ��� m/s (マッハ�.��)まで
� m/s 以下 または � % FS のいずれか大きい方

最大 �� Hz (プローブの形状による。周波数校正可能)

製品詳細

燃焼室等の高温場における温度と圧力を含む流速・流れ角の計測ソリューションを提供します。高温用プローブは材質により幅広いバリエーションを提供。これらのプロー
ブは、当社の他のプローブと同様に金属�Dプリンティングにより製造され、形状の自由度が高く、また非常に高い堅牢性を実現しています。

高温用金属材料のプローブは、最高����℃の環境で使用できます。より高温な環境で使用される際は、����℃までの温度に耐えることができるSiN（窒化ケイ素）などのセラミックを使用できます。

iProbeiProbeは、小型・軽量の移動式速度・迎角測定システ
ムです。多穴プローブにより簡単かつ素早く流れの角度・速度を計測することが可能です。

�孔・�孔のプローブヘッドに対応するスリムなデザイン

ステンレススチール製ハウジングとLemoコネク
ターによる堅牢設計

USBポート経由でのデータ収集と電源供給

仕様

シャフト重量���g

シャフト寸法Ø�� mm x ��� mm （５孔プローブ）

ヘッド重量
ヘッド寸法
孔数

温度計測

環境条件
動作温度
動作媒体
湿度

一般的なヘッド ��g��� mm x �� mm （標準）
�孔・�孔
Pt���

図１： iProbe

プローブヘッドオプション

iProbeは、さまざまなマルチホール・プローブ構成が可能です。
これには、�孔プローブなどの�Dプローブや�孔プローブ
-ｰ��
�� °C
��℃
～～
��℃

一般的なヘッド ��gØ�� mm x ��� mm （５孔プローブ）

概要などの�Dプローブが含まれます。

プローブ先端の圧力分布は、個々の風洞校正と関連付けられ、静圧、全圧、速度成分/流角を決定します。

プローブは、金属�Dプリンティングにより製造され、自由に
カスタマイズされた形状が可能。あらゆる設置状況や流路にも適合させることができます。

iProbeは、流量および圧力測定用のコンパクトなプラグ＆プレイ・ソリューションです。

このセットは、現場でも実験室でも、どのようなPCでも使用できます。

オプションとして、エンジニアリング・データをリアルタイム

で監視・記録できるVectoVis Proと組み合わせるすることもできます。

図�：形状例（上からコブラプローブ、ストレート
プローブ、L型プローブ）
i P r o b e は オプティカルトラッカー 付きの もの もあり、
Streamwise ProCapシステムと互換性があります。
( https://www.streamwise.ch/procap/ )圧 力セ ン サ ー
圧力センサー

最大�個の可変圧力レンジ差圧センサー

絶対圧センサー大気圧センサー圧力精度

最大 ±�.�� % FS（標準±�.�%）セ ンサ ー オ プ ション
差圧範囲 （kPa）

最高速度 (m/s) *

�.��

��.�

�.��

��.�

�.��

�.��
�.��

��.��

測 定誤 差角度
速度
温度* 標準環境��.�

速度

圧力参照ポート��.�

* 標準環境� ° 未満�.� m/s未満 または �.� % 未満のいずれか大きい方� ℃ 未満ホストPCとの通信用USB（設定およびデータ取得）
� V （ USB給電）

基準圧力用金属チューブ Ø �.�� mm

ケーブル （付属） �.�m LEMOケーブル（FGG.�B.���）～USB
サンプリングレート

最大�� Hz

ストレート, Ｌ型, コブラ

最大長< ��� mm（一体成型）> ��� mm（マルチパーツ設計）

孔数

�孔, �孔先端径

� mm ～ � mm

材質

ステンレス、チタン、インコネル

先端形状
取付部
温度範囲

イ ンタ フ ェ ー ス
通信

形状

基準面

��.�
���.�

プローブ構成円錐形、球形

六角形、片側偏平シリンダー
Z軸に垂直な基準面
ｰ �� ～ ��℃

センサーと電子機器

iProbeには、プローブ先端用に最大�個の差圧センサーと、差圧センサーの基準圧力として使用される�個の大気圧センサーが装備されています。

すべての差圧センサーは圧力レンジを選択できます。温度補償された圧力変換器は、高い精度と最小限のオフセッ
ト・ドリフトを特徴としています。高耐圧により、偶発的な過負荷に対して十分な保護が得られます。

ホストPCとの通信

USB経由でデータ転送が可能です。転送レートは��Hzまで設定可能。�V電源はUSB経由で簡単に供給できます。

USBで接続すると、圧力スキャナはホストPCに対して仮想COMポートとして識別されます。従って、シリアル・プロトコ

ルをサポートするあらゆるソフトウェアが通信に使用できます。

データ収集はVectoVisで行うことができ、例えば、全デー
タのライブビューや、CSVのような読み取り可能なファイル
形式でのデータ記録が可能です。

出力データ以下の値を出力することが可能です。

Output **Name

P�～P�（差圧）Pabs（絶対圧）
Ttc ( 温度 of RTD or TC )Theta（コーン角）
Phi（ロール角）
Alpha（迎角）

Beta（ヨー角）
Vmag (velocity magnitude)u（速度のx成分）
v（速度のy成分）w（速度のz成分）
Pd（動圧）
Ps（静圧）
ρ （空気密度）Ttot（全温度）

Ts （静止温度）

M（マッハ数 ）Alt（気圧高度）

AltAbs（絶対高度）
Num (counter)
Error** 詳細はマニュアルを参照ください

単位
[Pa]
[Pa]
[°C]
[°]
[°]
[°]
[°]
[m/s]
[m/s]
[m/s]
[m/s]
[Pa]
[Pa]
[kg/m3]
[°C]
[°C]
[-]
[m]
[m]
[-]
[-]

カスタムマルチホールプローブ
Custom Multi-hole Probes
製品詳細金属�Dプリンティング技術により、お客様のニーズに合わ

せて、様々な形状のプローブを設計・製作できます。解決したい問題やご希望の形状、詳細などをお送りください。

特定のタスクに必要な特注形状のプローブを提供できます。

フラワーミキサーノズルはコバルトクロムから印刷され、製造工程の最後に表面処理が施されました。ノズルには仕様

複数の圧力チャンネルと熱電対用の開口部が組み込まれており、推力エンジンの背後の排気ガスの流れに関する多く

形状

カスタム

孔数

カスタム

最大長

カスタム

最小先端径

�.� mm

先端形状

カスタム

材質

ステンレス, チタン, インコネル, プラスチ
ック, コバルトクロム

温度範囲

最大 ����°C

角度測定範囲±���° （孔数による）

角度測定精度±�° 未満速度測定範囲� m/s (マッハ �.���) から ��� m/s (マッハ�.��)まで

速度測定精度
最大周波数
分解能

� m/s 以下 または � % FS のいずれか大きい方

最大 �� Hz (プローブの形状による。周波数校正可能)の情報を同時に得ることができます。

熱電対などを製造工程で部品に挿入することで、後の複雑なケーブル配線を回避することが可能です。

エアデータシステム
VectoDAQ Air

小型圧力スキャナーとデータ出力装置をコンパクトな筐体に一体化�- + 静止リングおよび��穴プローブ

アルミニウム製ハウジングとLemoコネクターによる堅牢なデザイン

CANバスまたはUSBポート経由でのデータ収集

重量

外形寸法

プローブオプション
動作温度
媒体
湿度

* ５穴ヘッド時

概VectoDAQ Air
前面パネル（５穴ヘッド）

要

５穴プローブ130 g *
84 x 55 x 28 mm *�穴および��穴プローブヘッド

環境条件ｰ �� ～ ��℃

空気およびその他の非腐食性ガス
� ～ ��% , 結露がないこと

概要

VectoDAQ Airは複数の圧力信号と温度を同時に計測できるように設計されています。

圧力センサー

このシステムは、フィールド試験や研究開発の現場において様々なPCに接続して使用できます。

絶対圧センサー精度

Max +/- 0.25 % FS (typical+/- 0.1 %)気圧センサー

1.25 hPa

温度センサー

温度センサー

精度

熱電対タイプKまたはPT���

<1K

センサーオプション

差圧レンジ(kPa)

最大マッハ数

0.50

0.09

1.25

0.13

2.50

0.19

5.00

0.26

7.50

0.32

0.25

角度
VectoDAQ Air

最大��個の差圧センサーと可変圧力レンジ

精度

また、
このデバイスはデータの圧縮を行い、測定データをリ

アルタイムで表示、記録することができます。

圧力センサー

速度

温度

0.06

測定誤差

< 1°
< 1.0 m/s or < 1.0 %いずれか大きい方

<1K

USB

電源

インタフェース

ホストPCとの通信（設定およびデータ取得）
� V（ USB経由）または� ‒ �� V（CANバス経由)

Metal tube 1,06 mm or
圧力接続
1,6 mm
1,8 m Lemo (FGG.0B.307 to
ケーブル（同梱）
USB)
Lemo (FGG.0B.307 D-SUB 9ケーブル（オプション） (CAN))

センサーと電子機器

VectoDAQ Airは最大��の差圧チャンネルと�つの絶対圧チャンネルを装備しています。差圧センサーはすべて圧力レンジで選択できます。温度補正された圧力変換器は、高い精度とオフセットドリフトが非常に少ないのが特徴です。
高い耐圧性により、偶発的な過負荷に対して十分な保護が得られます。

通信

データはUSBまたはCANプロトコルで送信できます。伝送速度は��Hzまで設定できます。

USBで接続した場合、圧力スキャナーはホストPCに対して
仮想COMポートとして識別されます。従って、シリアル・プ
ロトコルをサポートするあらゆるソフトウェアを通信に使用できます。�V電源はUSB経由で供給されます。

CANバスプロトコルは、CAN�.�AまたはCAN�.�Bに準拠して実装され、ボーレートは最大�Mbaudです。DBCファイル（ベクターフォーマット）は、計測環境に簡単に統合できるように提供されます。CAN/電源コネクターケーブルは、
CAN終端抵抗を含めて供給可能。電源はCANバスコネク

ター（Lemoコネクター）経由で供給されます。デバイスのアースが一般的に推奨されています。

データ収集はVectoVisで行うことができ、例えば、全デー
タのライブビューや、.csvなどの編集可能なファイル形式
でのデータ保存が可能です。

出力データ

以下の値を出力することが可能です。

Output **Name

P�～P�（差圧）Pabs（絶対圧）
Ttc ( 温度 of RTD or TC )Theta（コーン角）
Phi（ロール角）
Alpha（迎角）

Beta（ヨー角）
Vmag (velocity magnitude)u（速度のx成分）
v（速度のy成分）w（速度のz成分）
Pd（動圧）
Ps（静圧）
ρ （空気密度）Ttot（全温度）

Ts （静止温度）

M（マッハ数 ）Alt（気圧高度）

AltAbs（絶対高度）
Num (counter)
Error** 詳細はマニュアルを参照ください

単位
[Pa]
[Pa]
[°C]
[°]
[°]
[°]
[°]
[m/s]
[m/s]
[m/s]
[m/s]
[Pa]
[Pa]
[kg/m3]
[°C]
[°C]
[-]
[m]
[m]
[-]
[-]

トラバース装置

Traversing systems
Vectoﬂowは、多孔プローブ、
プローブ校正、圧力・温度計測用ハード

ウェア、計測・制御ソフトウェア（VectoVis Pro）からなる完全なソリュー
ションを提供しています。

製品ポートフォリオには、風洞だけでなくガスタービンやその他多くの分野で使用され、フロープローブの正確な位置決めを可能にするあらゆる種類のトラバースシステムが追加されています。

トラバースシステムは、VectoVis Proによって自動制御が可能であるため、完全に統合されたターンキーシステムを提供します。

Vectoﬂowトラバースシステムでは、最大����N以上の負荷に適応し、高い位置決め精度を維持します。

仕様例

回転テーブルを備えた�軸リニアトラバースシステム
公称分解能：

�.��� ±�.���� mm

最大アキシアル荷重：

���N（標準）、���N（オプション）、����N（オプション）

最大トルク：

�� N/m

線形再現性：
角度分解能：

�.�� mm�.�°計測・解析ソフトウェア

VectoVis Pro - Acquisition and Post-Processing Software
VectoVisProソフトウェアは、トラバースシステム制御を含む空力測定に関連するセンサーやデバイスのリアルタ
イムデータ収録、ビジュアライズ、および後処理のための環境を提供します。

ユーザーは、フロープローブのキャリブレーションデータを含むハードウェア環境を容易に構成できます。プロー
ブからのデータと出力は継続的に計算されます。

このソフトウェアは、トラバース移動の実行、データの取得、流速・角度への変換、データのファイル出力まで全自動の流れ計測ソリューションを提供します。ソフトウェアは、ベースフレームワークとさまざまなプローブ用のモジ
ュールで構成されています。

特徴

VectoVis Proソフトウェアは、次の機能を提供します。
・
・
・
・
・

さまざまな圧力スキャナー、温度センサー、
マルチホールプローブの簡単な接続
グラフ、
ロギング、
モニタリングウィンドウを備えたカスタマイズ可能なウィンドウ構成
自動データ取得のための個々のテストプランの構築
自動及びマニュアルでのデータ収集
データロギング

説明

圧力スキャナー、温度センサー、
マルチホールプローブ、高速応答プローブは、VectoVisProによって簡単に接続できます。圧力および温度測定チャンネルとキャリブレーションファイルをプローブ毎に割り当てることができます。
さらに、ソフトウェアはVectoﬂowトラバースシステムの制御を可能にし、データは手動または自動で取得できます。自動テストシーケンスは、トラバース移動、待機時間、取得時間、ファイル名構成などの機能を使用して定義できます。

プローブ校正サービス
Probe calibration
お客様のプローブおよび当社のプローブの流速・流れ角校正サービスを提供しています。
これには、熱線プローブが含まれます。
キャリブレーション風洞には、�m/s

からマッハ�までのフローノズルが装備されています。極超音速領域でのキャリブ

レーション能力も開発しています。当社の高精度トラバーシステムは、ピッチ角とヨー角の両方で±���°の角度範囲をカバーしています。

また、非定常プローブのキャリブレーションと必要な圧力伝達関数の決定も提供

しています。

仕様

プローブ校正角度測定範囲±���°

速度測定範囲�m/s～M=�.�まで

非定常プローブ（伝達関数の決定） 最大�� kHz

株式会社大手技研本

M=�.�以上はお問い合わせください

社 ：〒���-����

茨城県つくば市観音台�-��-��

テクノロジーセンター：〒���-����

茨城県つくば市観音台�-��-��

関 西 営 業 所 ：〒���-����

兵庫県明石市松の内�-�-� ��ヤングビル�F

TEL : ���-���-���� FAX : ���-���-����

TEL : ���-���-����FAX : ���-���-����

TEL : ���-���-���� FAX : ���-���-����

ホームページ https://www.ohtegiken.co.jp
E-Mail main.sales@ohtegiken.co.jp
2406A