2023年1月20日
日本原燃株式会社
関西電力（株）の廃棄物管理システムのプログラム改修に伴う廃棄物埋設確認申請書への影響について

1. はじめに当社 は、2023年1月 6日に申請済みの関西電力（株） 美浜発電所（以下、「美浜」という。）
充填固化体4 24 本の記録監査前準備として、2022年1 1月に確認申請用デ ー タ を美浜より受領しデ ー タチェックを行ったところ、レコ ー ドレイアウト ※ が変更されていることを確認した。
そのため、当社から美浜へ 問い合わせを行ったところ、低レベル放射性廃棄物搬出検査装（以下、「検査装置」という。）の一 部である廃棄物管理システム （以下、「RWMS 」という。）のプログラム改修が行われたことによる影響であることを確認した。
検査装置を新規に設置、改造を行った場合は、電力および当社 にて検査装置の性能および
信頼性を廃棄体自主検査前までに確認（以下、「機能確認」という。） しているが、今回は廃棄体自主検査終了後に当社からの問い合わせで判明したものである。
本件を踏まえ、 RWMSのプログラム改修後に廃棄体自主検査を実施し、 規制庁殿へ提出を行っている廃棄物埋設確認申請書（以下、「申請書」という。） 3件（高浜：2022埋運発第6号(2022年8月25日申請）、 美浜：2022埋運発第7号(2022年8月25日申請）、大飯：
2022埋運発第22号 (2022年9月30日申請）） への影響を確認した。
確認した結果、 RWMSのプログラム改修後の機能を用いた評価値を既申請に用いていな
いため、申請書に記載の「測定方法の変更等」には当たらないプログラム改修であることを確認した。
なお、 プログラム改修内容のうち「Cl-36 」の放射能濃度の演算処理に関するプログラムが追加されていることに関して、 他核種の演算処理への影響がないと断定することが難しかったことから、 念のため他核種 への演算処理への影響を確認する必要があると当社 で判断し、 自主的に機能確認を行い、 既申請書への影響がないことを確認している。
上記に関し、 以下に内容 を取りまとめたため、報告する。
※電力会社から受領する確認申請用デ ー タ（電子デ ー タ ） を当社の計算機設備で読み 取れ
るよう、 デ ー タ項目・バイト数・並び順等を電力会社 および当社の共通仕様として定めているもの。 2022 年1 0月に計画していた当社の計算機設備
改造工事の際に確認申請（プラント 停止日の情報を追加できるよう予備用データのレコ ー ドレイアウトの見直し
バイト数を拡充）を行うこととしていたが、 LLW管理建屋の停電事象(2022年4月）に伴い、 当該工事の実施時期を2023年1月に変更した。（添付資料（1)参照）ー2. 申請書への影響について(1) RWMSの改修時期・適用時期
ORWMSは、2022年3月24 日にプログラム改修(3サイト共通（美浜、高浜、大飯））を実施していた。
0プログラム改修により「即時適用されるもの」 と「適用日を任意設定できるもの」 があった。 今回事象のきっかけとなるレコ ー ドレイアウトは、「適用日を任意設定できるもの」に該当し、適用日を当初の原燃の計算機設備改造工事予定と整合を図り2022
年10月1 日としていた。 （その後、 適用開始日は2023年1月以降に見直し）(2) RWMSのプログラム改修内容を踏まえた既申請への影響
下表にRWMSのプログラム改修内容と、 既申請への影響を取りまとめた。
社として確認した結果、RWMSのプログラム改修後の機能を用いた評価値を既申に用いていないため、申請書へ記載の「測定方法の変更等」 には当たらないプログラム改修であることを確認した。
項目

プログラム改修内容および既申請への影響【項目1】
3号廃棄物埋設施設に対す
る LLW申請の追加

・廃棄体自主検査時に設定する検査条件に 3 号施設場所を追加。
・廃棄体自主検査時に本プログラムの適用可否を選択可能
であるが、既申請は2号対象廃棄体であるため、本機能は既申請の評価値に用いていない。

【項目2】1号廃棄体埋設施設 (7, 8群） に対するLLW申請の追加

・廃棄体自主検査時に設定する検査条件のうち充填固化体の分類（通常·軽量・再固化） を細分化。
・廃棄体自主検査時に本プログラムの適用可否を選択可能
であるが、既申請は2号対象廃棄体であるため、本機能は既申請の評価値に用いていない。

【項目3】
セメント破砕物の充填固化体製作に対 する 区分の追加

・廃棄体製作時のジョブ区分および内容物種類を追加。
・廃棄体自主検査時に本プログラムの適用可否を選択可能
であるが、既申請は2号対象廃棄体であるため、本機能は既申請の評価値に用いていない。
· Cl-36の計算処理は、 埋設区分(1~3号）に応じて、 計算。
→ 均質・均 一 固化体：平均放射能濃度法→充填固化体：平均放射能濃度法十SF法· Cl-36の計算処理結果は、 設定した埋設区分に応じた演算処理および検査結果帳票出力がなされるが、演算処理されたCl-36の評価値は、既申請の評価値に用いていない。（参考値としての管理）
・なお、自主的に機能確認を行い他核種への演算処理に影響がないことを確認した。

【項目5】
プラント長期停止の影響に伴うS F評価 方 法の機
能追加· key核種および難測定核種の減衰計算を行う場合に、 プラ
ント停止日を起点日とするための機能を追加。
・廃棄体自主検査時に本プログラムの適用可否を選択可能
であるが、減衰補正起点日の適用は、従来評価で実施しているため、 本機能は既申請の評価値に用いていない。

【項目6】
ヒュ ー マンエラ ー 対応

・廃棄体検査装置の測定に関係しないプログラムの見直しであり、 既申請への影響なし。
2【項目4】
評価核種(Cl-36)の計算処
理の追加

3. 事象を受けた当社の対応について( 1)関西電力味のRWMSのプログラム改修に関する見解
2022年11月6日に当社がRWMSのプログラム改修が行われていることを認識した
以降、 関西電力（株）より見解書 「廃棄物管理システム改良工事（新規埋設施設対応 ）」の実施に伴う廃棄体搬出検査装置機能確認の実施要否について」を受領した。
関西電力の見解は以下のとおり。
ORWMSのプログラム改修以降(2022年3月24 日 ）に実施した廃棄体自主検査には、従来のプログラムを使用しており、変更したプログラムを用いていないため、機能確認にはあたらないこと。
( 2)RWMSプログラム改修に関する当社の対応
当社はRWMS のプログラム改修が、 2023年1月6日の申請内容への影響および既申請への影響を確認するため、2022年12月6日～9日の廃棄物確認に関する記録監査（以下、「記録監査」という。） および記録監査以降の関西電力の補足説明を通じて、 確認を行った。（添付資料 (2) 、（ 3) 参照。）
（美浜記録監査時点での確認内容(2022年12月6日～9日））
関西電力より提示されたエビデンス（見解書、 メ ー カ補足説明 資料、 核種の演算計算処理に関する仕様書等） を基に確認した内容としては、 以下のとおり。
〇 搬出予定の廃棄体（充填固化体：424本） は新プログラムを適用せず、 従来プログラ
ムを適用していること。
0検査装置（関西電力においては RWMS による ）の演算処理に関する変更はなく、Cl36の演算処理は、 平均放射能濃度法、SF法であり、 従来組み込まれている計算プロ
グラムにより処理するため、 従来から定めている計算処理に係る仕様に変更はない
こと。）
OCl-36 の演算処理結果を反映できるよう、 帳票関係 （廃棄体自主検査後の検査結果、確認申請用デー タのレコ ー ドレイアウト） に枠組みを設けたものであること。
0帳票関係の変更は、適用開始日 （プログラムの適用に関し、 自動的に切替えを行う日付） の設定により新旧フォ ー マットヘの切り替えがなされること。
上記の確認結果より、今回のシステム改修は、当社の社内要領類に定める機能確認要の判断フロ ー に基づき、以下の観点から、機能確認は不要および既申請への影響はな
いと判断した。（添付資料 (4) 参照 ）〇既に機能確認を受けている検査装置の新規設置あるいは測定モ ー ドの追加には該当しないこと。

0検査装置の構成・仕様・測定原理の変更には該当しないこと、 デー タ処理あるいは演算内容の変更には該当しないこと。（難測定核種の演算処理に影響する変更ではないこと。）
0申請デー タ生成・検査帳票の出力に係る見直しであり新プログラム適用開始日（内部プログラムで設定 ） 以前は、 従来プログラムで対応する仕組みとなっていること。

3

（美浜記録監査以降の確認内容(2022年12月13日以降））
記録監査終了後、 美浜より以下のプログラム改修に関する補足説明の情報があった。
0プログラム改修は3サイト共通（美浜、 高浜、 大飯） であることを踏まえ、直近で 記録監査予定のあった高浜発電所の 均質・均 一 固化体を確認したところ、自主検査結果の帳票には、 Cl-36の計算結果が既に反映されていること。（ただし、 計算結果は、参考扱いとしており、 評価値としては用いていないこと。）
上記の補足説明を受け、記録監査時点での説明内容のうち、新プログラム適用開始日前の状況で、 Cl-36（難測定核種）の演算処理結果が自主検査結果の帳票に出力されるよ
うになっていることから、記録監査時点での判断（機能確認への該当）に疑義が生じた。
このため、関西電力とプログラム改修に関する補足説明を基に打合せを行い、当社としては、今回のプログラム改修内容の全体像を明らかにするとともに、プログラム改修
によって既申請の難測定核種への演算処理に影響を与えていないかを断定し難かった
ため、 念のため自主的に機能確認を行い、 判断 することとした。
（機能確認時の確認内容(2022年12月28日））
機能確認については、本来、廃棄体自主検査開始前に行うものである。しかし、RWMSのシステム改修後に 廃棄体自主検査が行われていることを踏まえ、 システム改修内容(「 Cl-36」の放射能濃度の演算処理に関するプログラムが追加）に応じた機能確認項目を選定し、 自主的に機能確認を行った。（添付資料(5)参照）
機能確認の結果、 他核種への演算処理に影響を与えていないことを確認した。
そのため、関西電力の示す見解のとおり、既申請および今後申請予定の内容に影響がないことを確認した。
4. 添付資料(1)確認申請用デ ー タレコ ー ドレイアウト新旧比較表(2)関西電力

廃棄物管理システム改良工事に係る時系列(3)各時点における当社の確認状況(4) 機能確認判断フロ ー について（原燃社内手順書抜粋）(5)機能確認実施項目・確認方法

4

添付資料(1)
確認申請用データレコ ー ドレイアウト新旧比較表
レコ ー ドレイアウト改正前

Ill月9項目1廃棄体特性データ

レコ ー
ドレイアウト（レコード長130パイト）？号序辛惰該申9日用レコ ー ドレイアウト改正後

1111別項目1庚棄体特性データ

レコ ー ドレイアウト（レコード長190•,9イト）

ll'場1111it体序事確伊．申請1!1

添付資料 (2)
関西電力

日付
3月

2022年3月31日～

廃棄物管理システム改良工事に係る時系列
関西電力

内容

日本原燃

廃棄物管理システムの改良工事実施。

3月4日以降美浜、高浜、大飯のシステムに展開 （レコ ー ドレイアウト変更は 1
0月1日適用開始日となっていた）

高浜

充てん固化体1576本の検査実施-�2022年11月21日

2022年4月11日

美浜

充てん固化体400本の検査実施

2022年4月4日～

大飯

充てん固化体1504本の検査実施

2022年10月1日

レコ ー ドレイアウト変更適用開始

2022年10月3日～

美浜

充てん固化体424本の検査実施

2022 年 10 月 25 日

高浜

均質固化体320 本の検査実施

2022年6月3日~2022年6月10日
2022年6月30日

2022年11月17日~2022年12月19日
2022年11月24日

充てん固化体1200本の検査実施

2022年12月6~ 9

2022年12月14日

2022年12月15日
2022年12月16日
2022年12月28日

2023年1月6日現在

I

一

部定置済

、（次回定置予定日は 1月30日）」記録監査済み、1/6 申請、発電所保管中「→□

未申請、 発電所保管中|

美浜の確認申請用デ ー タを受領。デ ー タ
チェックにおいて、 デ ー タのレコ ー ドレ
原燃から美浜（放射線管理課）に問い合わ

せ、 廃棄物管理システムが 改良されていたことを確認「廃棄物 左記見解書を受領。12月6日からの「廃関電原子力事業本部から 見解書「管理システム改良工事 （新規埋設施設対

棄物確認の 関連記録 に関する監査」（以応）」の実施に伴う廃棄体搬出検査装置機 下、記録監査）にて不明点を確認すること
能確認の実施要否について」を原燃に提示 とした。

美浜の記録監査において、 システム改良
内容の説明を受け、機能確認は 不要であ日

2022年12月13日

」

定置済I

イアウトが異なることを発見

2022年11月25日

2022年11月30日

lー�2022年11月24日

定置済1

美浜（放射線管理課） システム改良内容の続報をメ ー ルにて原燃に送信ることを原燃として確認

左記メ ー ルを受信。内容を確認した結果、演算内容の変更に該当すると懸念を抱く

関電 （事業本部、 美浜、 高浜） と原燃でWeb会議開催。13日続報の内容について質疑を交わした。原燃としては機能確認「要」との感触を持っており、再度社内で議論の上、 実施要否を判断する旨を関電に伝えた。

事業 部内で議論し、機能確認実施が必要と判断。

関電 （事業本部、美浜、 高浜、 大飯） と原燃でWeb会議開催。原燃としては機能確認「要」と判断したことを関電に伝えた。

美浜、大飯、高浜が機能確認書を原燃に提出

原燃において機能確認 を実施、各発電所に結果通知

各時点における当社の確認状況

原燃確認事項
美浜記録監査以降(2022 年 12 月 13 日以降）

No

RWMS システム改修項目

1「3 号廃棄物埋設施設に対するL
LW申請に係る変更」

・廃棄体自主検査時に設定する検査条件に、3 号埋設 場所を追加。
・廃棄体自主検査時に本プログラムの適用可否を選択可能であるが、既申請は2 号対象廃棄体であるため、本機能は既申請の評価値に用いていない。

確認事項・認識に変更なし

確認事項·認識に変更なし

2「1 号廃棄体埋設龍設 (7, 8 群）に対するLLW申請に係る変更」

・廃棄体自主検査時に設定する検査条件の充填固化体分類の見直し（通常・軽量・再固化に細分）
・廃棄体自主検査時に本プログラムの適用可否を選択可能であるが、既申請は2 号対象廃棄体であるため、本機能は既申請の評価値に用いていない。

確認事項・認識に変更なし

確認事項・認識に変更なし

3「セメント破砕物の充填固化体製
作に係る変更」

・内容物種類（ セメント破砕物に関するコ ー ド）を追加。
・廃棄体自主検査時に本プログラムの適用可否を選択可能であるが、既申請は2 号対象廃棄体であるため、本機能は既申請の評価値に用いていない。

確認事項・認識に変更なし

確認事項・認識に変更なし

美浜記録監査時(2022 年 12 月 6 日～9 日）

・埋設区分 (l~ 3 号）に応じた、 評価対象核種（Cl-36) の計算処理を追加するため、確認方法コ ー ド （平均放射能濃度法十 SF 法）および平均放射能濃度値および SF 値に係る設定値を追加。
· Cl-36 の演算処理は、平均放射能濃度法、SF 法であり、従来組み込まれている 計算プログラムにより処理するため、従来から定めている 計算処理に係る「評価核種 (Cl-36) の計算処理のなし。
仕様に変更は追加」· Cl-36 の放射能濃度の演算残処理は行っていない。

w

4・埋設区分 (l~ 3 号）に応じた、 評価対象核種 (Cl-36) の計算処理を追加するため、 確認方法コ ー ド （平均放射能濃度法十 SF 法）および平均放射能濃度値および SF 値に係る設定値を追加。
．均質・均一 固化体に関し、Cl-36 の計算処理を 実施し、廃棄体検査記録詳細表（廃棄体自主検査後の結果帳票） に 計算結果を出力。
廃棄体検査記録詳細表（廃棄体自主検査後の結果帳票）に Cl-36 の計算結果を反映
でぎるよう見直し
また、帳票出力時に、Cl-36 の評価値の出力に関する選択が可能。
· Cl-36 の放射能濃度の演算残処理は 実施している。

w・ 確認申請用デ ー タ（原燃へ提出する申請デ ー タ）へ Cl-36 の計算結果を反映できるよう見直し。（本見直しに合わせ、予備バイト数の見直しも行っている。）
確認事項・認識に変更なし
また、プログラム内郁の設定値により、新旧のフォ ー マットヘの切り替えが
可能。

機能確認時
(2022 年 12 月 28 日）· Cl-36 の計算処理は、埋設区分 (1~3 号）に応じて、計算。
→均質・均一 固化体：平均放射能濃度法→ 充填固化体：平均放射能濃度法十 SF 法
· Cl-36 の計算について、均質・均一 固化体であれば、従来プログラムに組み込まれている平均放射能濃度の計算処理に従い、演算処理し、充填固化体については、新たな計算処理 （平均放射能濃度法十 SF 法）により 演算処理する。
廃棄体検査記録詳細表（廃棄体自主検査後の結果帳票）へは、廃棄体自主検査時に設定した埋設区分に応じて出力される。
・ 演算処理された Cl-36 の放射能濃度 結果は、既申請への使用なし。（参考値としての管理）ー·百百『の演算処理プログラムは 新 プログラムとして内部に組み込まれ、都度、演算処理しており、他核種の演算処理への影響がないと断定することが難しかったことから、念のため他核種への演算処理への影響を 確認する必要があると当社で判断し、自主的に機能 確認を行い、既申請書への影響がないことを 確認した。

確認事項・認識に変更なし

確認事項・認識に変更なし

確認事項・認識に変更なし

6「ヒュ ー マンエラ ー 防止等に伴う ・廃棄体検査装置の測定に関係しないプログラムの見直しであり、既申請への
対応」
影響なし。

確認事項・認識に変更なし

確認事項・認識に変更なし（追加で提示を受けた書類）
・ 放射性廃棄物管理システム購入機能仕様書
・ 放射性廃棄物管理システム購入帳票レイアウト（追加で提示を受けた書類）
・廃棄物管理システム 2021 年度プログラム改良の内容（メ ー カ ー 補足説明資料）
・補足資料： 2021 年度廃棄物管理システム改良工事内容説明資料（メ ー カ ー 補足説明資料）

確認書類

( 3

・「廃棄物管理システム改良工事（新規埋設施設対応）」の実施に伴う廃棄体搬
出検査装置機能 確認の実施要否について（ 見解書）
・ 放射性廃棄物管理システム特性デ ー タ作成処理 フロ ー
（メ ー カ ー 補足説明資料）
・ 放射性廃棄物管理システム（美浜・高浜・大飯）総括報告書
・ 放射性廃棄物管理システム（美浜・高浜・大飯）
工場検査成績書
・ 放射性廃棄物管理システム購入計算処理仕様書

弥写諏翌

5

· key核種および難測定核種の減衰補正計算を行う場合に、プラント停止日を起点とするための機能を追加。
・廃棄体自主検査時に本プログラムの適用可否を選択可能であり、 減衰補正起点日の適用は、従来評価で実施しているため、本機能は既申請の評価値に用「プラント長期停止の影響に伴ういていない。
S F 評価方法の機能追加」
・ 確認申請用デ ー タ（原燃へ提出する申請デ ー タ）へ原子炉停止日を反映できるよう見直し。（本見直しに合わせ、 予備バイト数の見直しも行っている。）
また、プログラム内部の設定値により、新旧のフォ ー マットヘの切り替えが可能。

)

機能確認に関する判断フロ ー （原燃社内手順書抜粋）
美浜記録監査時点(2022年12月6日～9日）での判断フロ ー

美浜記録監査以降(2022年12月9日以降）での判断フロ ー

新規設陛
または

機能確認の実施

機能確認の実施

測定モ ー ドの追加設備の構成および仕様

設備の構成および仕様
または機器測定原理の変更(* 1)

機能確認の実施* 1 :「廃棄物埋設怖昭巾開困け6棄体JIJ)」に記載の

または

(* 1)

*I: 「廃棄物埋設確認 fl1 硝，駁廃棄体In)」に記載の測定装匹の主灰仕様に変更がないことを碗認する。
（実大校正Ill線源の仕様変更を含む。 ）なお、 Ii;1型の後継機種への更新は、 基本的には変更とみなさない。

測定装i位の主淡仕様に変更がないことを確認する。
（実大校正J1]約i原の仕様変更を含む。 ）なお 、 1,il型の後箱機種への更新は 、 甚木的には変更とみなさない。

機能確認の実施

機能確認の実施*2: 具体的には次の内容を確認する。

*2: 具体的には次の内容を確認する。

機能確認不災

機能確認の実施

機器測定原理の変更

・油窮部のプログラムの更新および変更ならびに設定1直(*39の変更
・デ ー タ処理およびデー タ竹： 理等の計罫機のソフト（プログラム）の更新および変虻ならびに設定I直(•3)の変更
・デー タ処理およびデー タ管理坪の計麻機のO
Sの更新
・祖l1'と内容およびラベリング等に係るシー ケン
サの更新および変更ならびに設定（直(*;99の変
更・デ ー タ処理に係る機材（アンプ、 ス ケ ー ラ ｀MCA 等）の更新
・通信方法の更新および変更するもの（機器効率笠）や 、 SF 、 SL笠の規定値を除く 。

*3 ：原則として 、 点検の都度 、 測定結果等を反映するもの（機悩効率等）や、 S F 、 SI．等の規定値を除く a4癖 翌部{

*3: 原則として ． 点検の都炭 、 測出結果等を反映

機能確認不要．蔽 ni吊のプログラムの更新および変更ならびに設定仰 ” )の変更
・デ ー タ処E(！およびデータ管理等のBl節機のソフト（プログラム）の更新および変更ならぴに設定（直(*3)の変更
・デーク処理およびデータ管理等の11•第機のO
Sの更新
・測定内容およびラベリング等に係るシー ケン
サの更新および変更ならびに設定値(•3)の変
更・デー タ処理に係る機材（アンプ 、 スケー ラ 、
MCA 等） の更新．辿信方法の更新および変更

( 4
)

ー

No

機能確認実施項目 ・ 確認方法

機器の単体性能確認

4

装置自動連続運転性能確認6
廃棄体番号の管理

X

゜

5
機能確認

a.実廃棄体数本を順次測定することにより、各装置が正常に作動し、デ ー タが正しく処理され結果が記録されることを、動
作確認および書類により確認する。
(a)表面汚染密度検査装置(b)線量当量率検査装置(C) 一軸圧縮強度検査装置(d)硬さ検査装置(e)上部空隙検査装置(f)放射能検査装置(g)重量検査装置(h)ラベリング装置
b.確認方法：添付3のとおり。

x3
装置の校正の確認

a.工場出荷または納入時に実施した試験成績書により、以下の検査装置単体性能を確認する。
(a)表面汚染密度検査装置(b)線量当量率検査装置(C)一軸圧縮強度検査装置(d)硬さ検査装置(e)上部空隙検査装置(f)放射能検査装置(g)重量検査装置(h)ラベリング装置
b. 確認方法：添付 1 のとおり。
a.各検査装置の校正について、当日の確認、工場出荷または納入時に実施した試験成績書にて確認する。
b.確認方法：添付 2のとおり。

゜

確認対象の有無゜

2

確認内容
確認内容·方法
設備構成および 機 器 概
廃棄体を検査する上で十分な構成および仕様であることを設備
要等の確認の構成および機器の概要等の書類により確認する。
機器測定原理および デ廃棄体を検査する上で十分な機器測定原理およびデ ー タ処理でー
タ処理方法の確認あることを機器測定原理およびデ ー タ処理方法の書類により確認する。
なお、デ ー タ処理の妥当性についての検証が行われていることを確認する。

プログラム改修内容を踏まえた対象確認項目の考え方
プログラム改修を行った廃棄物管理システムは、検査装置の構成の一部であり、設備構成の変更にあたるため。
プログラム改修内容より、検査装置にて検査後の実績デ ー タを用いた演算処理過程に関するプロ
グラムが変更されているため、デ ー タ処理方法の確認を行う必要がある。

今回は廃棄物管理システムのプログラム改修であり、検査装置の単体性能に変更はない。

今回は廃棄物管理システムのプログラム改修であり、検査装置の単体性能に変更はない。
プログラム改修のうち、 「評価核種(C 1 - 3 6)の計算処理の追加」の項目に関し、検査装置にて検査後の実績デ ー タを用いた演算処理過程のプログラムが変更されているため、変更後のプログ
ラムを介した検査装置の連続運転によるデ ー タ処理が正しく行われ、結果が記録されることを確認する必要がある。(2·3号充填固化体は、Cl-36の演算処理までが反映されてないため、本システム
改修が演算処理過程に影響していないことを確認する。）
確認対象とする装置は、プログラム改修内容を踏まえ、「放射能検査装置」 のみの自動連続運転性能を確認することとし、添付に定める確認方法について、以下により確認する。
①立会確認となっている 「廃棄体を回転させながら、検出器が廃棄体の側面をスキャンすることを確認する。」については、プログラム改修後の廃棄体自主検査による測定結果により代替する。
②実廃棄体数本を順次測定（連続運転）することについては、プログラム改修後の廃棄体自主検
査結果より、連続して検査を行っている実績があるため、本自主結果のうち、2 本連続して検査を行った結果を用いて確認する。
また、デ ー タが正しく処理（放射能算出に係る計算）されていることを手計算チェックシ ー ト（演算処理説明書）にて確認する。

7

X

プログラム改修内容では、装置自動連続運転のプログラム処理に関する変更は行われていない。

a. 確認日に合格した廃棄体順に整理番号が印字され、固有整理
番号ごとに整理番号が記録されることを動作確認および書類により確認する。
また、上記については、装置のコンピュ ー タ ー により制御されており勝手に変更できないことを、書類により確認する。
(a)ソフトによる対応(b)ハ ー ドによる対応
b.確認方法：添付5の確認のとおり。

X

今回は廃棄物管理システムのプログラム改修であり、 ラベリング装置に関する変更（プログラム変更含む）はないため。

綜写癖翌

a.装置自動連続運転性能検査中に、廃棄体の順番が入れ代わることおよび他の廃棄体が混入することはないことを、動作確
認により確認する。
また、各検査デ ー タには、検査時間を出力することにより、他の廃棄体デ ー タと取り違えることを防いでいることを、動
作確認および書類により確認する。
(a)ソフトによる対応(b)ハ ー ドによる対応
b. 確認方法：添付 4 の確認のとおり。

( 5)