User’s Manual No.99MAB027M1
No. 293,342,369,422

安全に関するご注意
商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

J

本製品は、「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。本製品やその技術を海外移転する
場合は、事前に弊社にご相談ください。

[1]・本器に使用している電池や液晶内部には刺激性物質が含まれています。万一その液状の内容物が誤って目や皮膚などに付着した場合はきれいな水で洗い流してください。また口などに入った場合は直ちに口内を洗浄し、大量の水を飲んで吐き出してください。そしていずれの場合も必ず医師に相談してください。
・本器の測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気を付けてください。

・ 分解、改造をしないで下さい。故障の原因となります。
・ 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
・ 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
・ クーラントなどの飛沫が直接かかる場所で使用される場合は、電池蓋及び出力コネクタキャッ
プをしっかり閉めてください。また、使用後は防錆処理を行ってください。錆は故障の原因になります。
・ 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
・ 測定前には必ず基点合わせを行ってください。
・ 使用後にはゴミ、切り粉などを取り除いてください。
・ お手入れの際は、柔らかい布を希釈した中性洗剤に浸してご使用下さい。有機溶剤 ( シンナー等 ) を使用すると変形や故障の原因となります。
・ 表示部を押さえないでください。故障の原因となります。
・ スピンドルは抜けない構造になっていますので、測定範囲を超えて無理に後退させないでください。故障の原因となります。
・ 電気ペンで番号などを記入することは避けてください。故障の原因となります。
・ 電池については、充電や分解等、ショートの恐れがあることはしないでください。
・ 3 ヶ月以上ご使用にならない場合には、本器より電池を取り外して保管してください。電池の液漏れで本器を破損する恐れがあります。
・ 電池等の消耗による故障または損傷は、保証の対象外となります。
以下の文章は左のイラストと合わせてお読みください。
2. ON/OFF スイッチ
5. in/mm スイッチ ( 輸出仕様のみ )8. データ出力コネクタ ( 裏面 )3. HOLD/DATA スイッチ
6. 表示部
9. 電池蓋 ( 裏面 )[2] 電池のセット
重要・ 電池をセットし直すと ORIGIN( 基点 ) 位置が消去されます。ORIGIN( 基点 ) を再設定してください。( [4] オリジンの設定参照 )。
・ 電池は必ず SR44( ボタン型酸化銀電池 ) をご使用ください。( お買い上げ時に付属されている
電池は、機能や性能を確認する為のものです。所定の寿命が持たない場合がありますのでご了承ください。)
・ まれにエラー表示やカウントしない等の異常な表示が出た場合は、1 度電池を取り外し再度セットし直してください。
・ 電池の廃棄にあたっては、条例規制などに従ってください。
お買い上げ時には、電池はセットされておりません。図の要領でセットしてください。

[3]-1-(1)HOLD/DATA[3]-1-(2)ZERO/ABS

ZERO/ABS[4]-1

ORIGIN[4]-2 A

(1)

(4)

B

(3)
ORIGIN

(1)

(2)

(3)

ORIGIN(4)

ORIGIN

C

[5]-1

[7]-3
6 5

4

1 2

3

B A

[7]-2

[7]-4

Warnung• Gerät nicht zerlegen. Keine Modiﬁkationen vornehmen. Hierdurch könnte das Gerät beschädigt werden.
• Bügelmessschraube nicht an Orten benutzen oder lagern, wo es zu abrupten Temperaturänderungen kommen
kann. Vor der Benutzung das Gerät Raumtemperatur annehmen lassen.
• Bügelmessschraube nicht in feuchter oder staubiger Umgebung lagern.
• Bevor Sie die gegen Spritzwasser und Kühlﬂüssigkeiten geschützte Bügelmessschraube in einer Messposition
einsetzen, in der sie Spritzern von Kühlﬂüssigkeit o. ä. direkt ausgesetzt ist, prüfen Sie, ob der Batteriefachdeckel
fest geschlossen ist. Achten Sie beim Anbringen der Abdeckung darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sindund dass keine Spalten zu sehen sind. Treffen Sie nach dem Gebrauch Rostschutzmaßnahmen, da Rost zu
Fehl-funktionen des Geräts führen kann.
• Bügelmessschraube nicht plötzlichen Stößen oder übergroßer Krafteinwirkung aussetzen und nicht fallen lassen.
• Vor Durchführung von Messungen die Anzeige immer auf Null stellen.
• Nach Benutzung das Geräts Staub, Fremdkörper und Feuchtigkeit abwischen.
• Zum Reinigen des Geräts ein weiches, mit verdünntem neutralem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Keine organischen Lösungsmittel (Verdünner usw.) verwenden. Diese könnten Deformation oder Beschädigung des Geräts verursachen.
• Fassen Sie die Bügelmessschraube nicht an der Anzeige an. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.
• Die Spindel ist so ausgelegt, dass sie sich nicht aus dem Gehäuse herausdrehen lässt. Nicht über die
Obergrenze des Messbereichs hinaus verdrehen. Hierdurch könnte das Gerät beschädigt werden.
• Bügelmessschraube nicht mit einem Gravurstift oder ähnlichem kennzeichnen.
• Batterie nicht nachladen oder zerlegen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
• Wird die Bügelmessschraube länger als drei Monate nicht benutzt, Batterie aus dem Gerät ausbauen. Die
Batterie könnte sonst auslaufen und das Gerät beschädigen.
• Ausfall oder Beschädigung des Produkts infolge normalen Verschleisses, einschl. Batterie-Entladung, sind durch
die Garantiezusage nicht abgedeckt.

[1] BEZEICHNUNG DER BAUTEILE
1. Taste ORIGIN		
2. Taste ON/OFF		
4. Taste ZERO/ABS (nicht bei MDQ-30, 30M, CHM-QM)		
5. Taste inch/mm (nur bei inch/mm-Modellen)		
7. Ratschentrommel		8. Anschluß für Datenausgang
9. Batteriefachabdeckung (auf der Rückseite)		

6. LCD-Anzeige		
10. Wasserdichte Gummiversiegelung[2] EINBAU DER BATTERIEWICHTIG• Wird nach Ausbau der Batterie diese wieder eingebaut, geht die Nullpunkteinstellung (Taste ORIGIN) verloren. In
diesem Fall den Nullpunkt neu einstellen (siehe Abschnitt [4]).
• Ausschließlich SR44-Batterien (Silberoxid-Knopfzellen) verwenden. (Die mitgelieferte Batterie wurde lediglich zur
Prüfung der Gerätefunktion und -leistung benutzt, ihre Nutzungsdauer ist daher evtl. kürzer als angegeben.)• Falls eine Fehlermeldung angezeigt wird oder ein Zählfehler auftritt, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen
Sie sie dann wieder ein.
• Beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlichen Bestimmungen.
Einbau der mitgelieferten Batterie siehe Abbildung links.

[4] NULLPUNKT EINSTELLENWICHTIG

・ 測定前には必ず以下の手順で基点の確認、設定をしてください。
・ この設定の前には、測定面のごみ、油等を取り除いてください。

••

1. 設定の手順は次の通りです。(MDQ-30,30M､CHM-QM の操作例 )(1) 両測定面をゆっくり接触させ、さらにシンブルを回転させて所定の測定力をかけます。
(2) ORIGIN スイッチを長く押します。
(3)“0.000”が表示されます。これでオリジンが設定されました。このオリジン設定で測定面を測定面をとじた位置を絶対原点として記憶いたします。
2. 設定の手順は次の通りです。(MDQ-55M 以上、BLM-QM、PDM-QM 測定範囲 25 〜 55mm の操作例です。）
A: 電池をセットした場合は、左イラストの 4-2-A を参照してください。電池のセット時点でLCD に“25.000”が表示され、“P”が点滅します。
B: オリジン再設定の場合は、左イラストの 4-2-B を参照してください。
(1) 基準棒をはさみ、定圧装置で所定の測定力をかけます。
(2) ORIGIN スイッチを押します ( 電池をセットし直した場合は不要です )。
(3)“P”が点滅し、LCD 表示が“25.000”であることを確認し、再度 ORIGIN スイッチを押します。
“P”が点滅している間は表示は変化しません。
(4)“P”が消滅します。これでオリジンが設定されました。
測定範囲が 25~55mm 以外の ORIGIN 設定値は表 4-2-C を参照ください。

1. Nullpunkt wie folgt einstellen. (Anwendungsbeispiel für MDQ-30, 30M, und CHM-QM )(1) Schließen Sie durch vorsichtiges Zustellen der Spindel die Messflächen von Spindel und Amboss. Wenden Sie
durch Drehen der Trommel eine konstante Messkraft zwischen den Messflächen an.
(2) Halten Sie die Taste ORIGIN anhaltend gedrückt, bis “0.000” auf der Anzeige erscheint.
(3) Der Nullpunkt ist eingestellt und wird für die gesamte Batterielebensdauer gespeichert.
2. Nullpunkt wie folgt einstellen.
(Anwendungsbeispiel für MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM mit einem Messbereich von 25 – 55 mm)
A: Nach Austausch der Batterie auf Abbildung 4-2-A links Bezug nehmen. Nach dem Auswechseln der Batterie wird der
Wert für den Nullpunkt, “25.000”, angezeigt und im LCD-Display blinkt die Anzeige “P”.
B: Zur Einstellung des Nullpunkts auf Abbildung 4-2-B links Bezug nehmen.
(1) Einstellmaß einsetzen und nominelle Messkraft aufbringen, indem die Ratsche gedreht wird.
(2) Taste ORIGIN drücken.
(3) Wird 25,000 angezeigt und blinkt die Anzeige “P”, Taste ORIGIN erneut drücken.
Während die Anzeige “P” weiterhin blinkt, ändert sich der angezeigte Wert nicht (nicht erforderlich bei Vorgehen A).
(4) Wurde der Nullpunkt eingestellt, erlischt die Anzeige “P”.
Der Wert für den Nullpunkt unterscheidet sich abhängig vom Messbereich, wie in Tabelle 4-2-C links gezeigt.

注記

VORSICHT

Prüfen Sie vor der Messung den Nullpunkt (Referenzpunkt) wie in den nachfolgenden Schritten beschrieben.
Säubern Sie die Messflächen von Öl und Staub, bevor Sie den Nullpunkt einstellen.

・ (MDQ-30,30M､CHM-QM の場合）、測定中に誤って ORIGIN スイッチを押してしまった場合は、もう一度オリジン設定をしてください。
・ (MDQ-55M 以上 ､BLM-QM、PDM-QM の場合）、測定中に誤って ORIGIN スイッチを押してしまった場合は、ZERO/ABS スイッチを押す事により元の状態へ戻ります。それでも復帰しない場
合は、もう一度オリジン設定をしてください。

• (MDQ-30, 30M, CHM-QM):Falls die ORIGIN-Taste einmal versehentlich gedrückt wird, muss der Nullpunkt neu
eingestellt werden.
• (MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM):Wird die Taste ORIGIN versehentlich gedrückt, Taste ZERO/ABS drücken, um den
ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Ist dies nicht möglich, Einstellung des Nullpunkts von Beginn an wiederholen.

[5] 測定上の注意[5] TIPS FÜR DIE MESSUNG

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Usted debe de aceptar no cometer acto que, directa o indirectamente, viole cualquier leyo regulación de Japón o su país, o cualquier otro tratado internacional, relacionado con
exportación o re-exportación de cualquier productos.

1. Messkraft• Wenden Sie beim Messen durch Drehen der Ratschentrommel immer die gleiche Messkraft an, die Sie auch beim
Einstellen des Nullpunkts angewandt haben. Nehmen Sie das Werkstück während des Messens nicht zwischen den
Messflächen heraus. Keine Werkstück bedeutet keine Messkraft, was zu instabilen Messungen führt.
• Halten Sie das Werkstück während der Messung still. Durch Bewegen des Werkstücks würde eine übemäßige Kraft
auf die Spindel ausgeübt, was zu instabilen Messungen führt.
2. Messfehler durch TemperaturschwankungenTemperaturschwankungen können die Messgenauigkeit bei einem Gerät mit solch niedrigem Ziffernschrittwert (0,001mm) erheblich beeinträchtigen. Vermeiden Sie daher plötzliche Temperaturschwankungen. Lassen Sie das Quick
Mikrometer erst die Raumtemperatur annehmen, bevor Sie mit ihm Messungen durchführen. Abweichungen desNullpunkts aufgrund von Temperaturänderung müssen durch Neueinstellung des Nullpunkts ausgeglichen werden.

[6] SPEZIFIKATIONEN

1. Allgemeines
Fehlergrenzen (20°C): 2µm（MDQ-30, -30M, -55M)
		: 3µm（MDQ-80M, -105M, CHM-QM, BLM-QM)
		: 4µm（PDM-QM)
Batterie-Lebensdauer: 3 Jahre bei Normalbetreb (MDQ-30, 30M, CHM-QM)
		: 1 Jahr bei Normalbetreb (MDQ-55M, -80M, -105M, PDM-QM, BLM-QM)
2. Allgemeine technische Daten
Ziffernschrittwert		
: 0.001mm
Quantisierungsfehler: ±1 Digit
Anzeige		: LCD (6 Digits und 1 Minuszeichen)
Spannungsversorgung: Silberoxid-Batterie (SR44, Nr.938882) 1 Stück
Betriebstemperatur		: 5°C bis 40°C
Lagertemperatur		: –10°C bis 60°C
Schutzart		: IP54 (Einzelheiten siehe IEC60529)
Staubgeschützt 5: Staub kann nicht in dem Ausmaß eindringen, dass er die
Funktion des Geräts nachteilig beeinflusst.
Schutz gegen Spritzwasser 4: Wasserspritzer, die das Gerät aus irgendeiner
Richtung treffen, haben keinen nachteiligen Einfluss auf seine Funktion.

[7] AUSGABEFUNKTION (nur für Typen mit Datenausgang)
1. Anschlusskabel (Sonderzubehör): Nr. 937387 (1 m), Nr. 965013 (2 m)Halten Sie den Stecker beim Einstecken an Teil A, beim Herausziehen an Teil B.
2. Datenformal
3. Steckerzuordnung
4. Zeitdiagramm (siehe links)*1. Das Zeitintervall T5 zwischen dem Gefälle von READY zu LOW und der Eingabe von REQUEST ist abhängig von derLeistung des angeschlossenen Datenprozessors.
Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Veiligheidsmaatregelen
Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen, dient dit instrument te worden gebruikt
in overeenstemming met de instructies en specificaties in deze gebruikershandleiding.

• No desmonte ni modifique este instrumento, ya que eso podría dañar el instrumento.
• No utilice ni guarde el micrómetro en lugares donde se produzcan cambios bruscos de temperatura. Antes deusar el micrómetro estabilícelo térmicamente a la temperatura ambiente.
• No guarde el micrómetro en un ambiente con humedad o polvo.
• Cuando utiliza el micrómetro a prueba de refrigerantes en una posición donde los refrigerantes puedan salpicar
directámente al instrumento o casos similares, asegúrese de que la cubierta de la batería esté bien cerrada.
Cuando instala la cubierta de la batería, asegúrese de que el tornillo de fijación esté bien apretado y que nohaya huelgo. Después de utilizar el instrumento, tome las medidas preventivas contra la corrosión, de lo contrario
puede causar malfuncionamiento del instrumento.
• No exponga el micrómetro a sacudidas repentinas: no lo deje caer ni aplique una fuerza excesiva sobre él.
• Antes de realizar la medición, ajuste el origen.
• Elimine el polvo, los trozos cortados después de su uso.
• Para limpiar el instrumento utilice un trapo suave empapado en detergente neutro diluido. No utilice solventes(tíner, etc.). Eso podría deformar o dañar el instrumento.
• No apriete la pantalla. Esto puede dañar al instrumento.
• El husillo está diseñado para que no pueda sacarse de la funda interior. No lo mueva más allá del límite superiordel rango de medición, ya que eso podría dañar el instrumento.
• No utilice plumas eléctricas ni dispositivos similares para escribir los números etc. en el instrumento.
• No cargue ni desmonte la batería. Podría provocar un cortocircuito.
• Si no piensa utilizar el micrómetro en el plazo de 3 meses, quite la batería del micrómetro y guárdela en lugar
seguro. La batería podría sufrir fugas y provocar daños al micrómetro.
• La garantía no se aplicará si el producto falla o resulta dañado como consecuencia del uso y desgaste habitual,incluyendo el agotamiento de la batería.

[1] NOMBRE DE CADA PARTE
1. Tecla de ORIGEN		
2. Tecla de ENCENDIDO/APAGADO
3. Tecla de MANTENER/DATO
4. Tecla de CERO/ABS
5. Tecla de PULG./MM. (sólo para modelo con pulg/mm)
6. Pantalla de Cristal Líuido.
7. Trinquete de fricción tipo tambor.
8. Puerto de salida de datos.
9. Compartimiento con tapa para batería (parte posterior). 		
10. Sello a prueba de agua.

[2] INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
IMPORTANTE• Si se quita la batería y se vuelve a instalar, la configuración de ORIGEN (punto cero) queda cancelada. En dicho
caso, confígurelo de nuevo. (Véase la Sección [4]).
• Utilice sólo pilas SR44. (La batería suministrada se emplea únicamente para la comprobación de las funciones yel funcionamiento del instrumento, por ello podría no cumplir con la vida útil propia de la batería).
• Cuando aparece una pantalla anormal, como una pantalla de error o una falla en el contador, la batería debe serquitada y después reinstlada en su posición.
• Para desechar la batería, observe los reglamentos locales.
Instale la batería suministrada consultando la figura de la izquierda.

[3] FUNCIONES DE LAS TECLAS Y ALARMA.
1. Funciones de las teclas.
(1) Tecla de MANTENER/DATO(sólo el modelo con puerto de salida):
Envia los datos a un procesador de datos externos, si alguno es conectado, o congeal el valor en pantalla cuando
ninguno es conectado.
(2) Tecla de CERO/ABS (Excepto MDQ-30, 30M, CHM-QM) :Cuando se presiona, la pantalla se pone a cero. Presione y mantenga presionada para mostrar la medición desde elorigen (Superficie de medición del tope).
2. Alarmas
B : El voltaje de la batería es bajo. Inmediátamente reemplace la batería.
H : El valor en pantalla esta congelado. Para cancelarlo, presione la tecla de MANTENER/DATA.
1.23E (en el dígito menos signigicativo): Aparece cuando el eje es movido muy rápidamente. Desaparecerá cuando eleje se detenga y se mida normalmente.
INC (Excepto MDQ-30, 30M, CHM-QM): Modo incremental para mediciones comparativas.

[4] CONFIGURACIÓN DEL ORIGEN
IMPORTANTE••

Antes de medir, compruebe el origen (punto de dato) de acuerdo con los pasos descritos abajo.
Remueva el polvo/aceite de las caras de medición antes de marcar el origen.

1. Configure el origen llevando a cabo el siguiente procedimiento.
(Ejemplo de operación de MDQ-30, 30M, y CHM-QM )(1) Gire el tambor hasta hacer contacto el eje con la punta. Gire el tambor aún más hasta ejercer una fuerza constante de
medicion entre las caras.
(2) Presione la tecla de ORIGEN hasta que aparezca “0.000” en la pantalla.
(3) El orígen asì establecido se mantendrá igual que la vida de la batería.
2. Configure el origen llevando a cabo el siguiente procedimiento.
(Ejemplo de operación de MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM con un intervalo de medición de 25mm a 55mm. )A: Tras reemplazar la batería, observe la ilustración 4-2-A de la izquierda. El valor de origen, “25.000”, aparece en lapantalla y parpadea una “P” cuando la batería es reemplazada.
B: Para volver a configurar el origen, observe la ilustración 4-2-B de la izquierda.
(1) Inserte la barra estándar y aplique la fuerza de medición normal girando el dispositivo de fuerza de medición.
(2) Presione la tecla de ORIGEN.
(3) Si en la pantalla aparece 25,000 y una “P” parpadeante, presione de nuevo la tecla de ORIGEN. El valor de lapantalla no cambiará mientras la “P” siga parpadeando (no es necesario para el procedimiento A).
(4) La “P” desaparece, indicando que el origen ha sido configurado.
El valor de origen cambia dependiendo del rango de medición, tal y como se muestra en el cuadro 4-2-C de laizquierda.

PRECAUCIÓN
• (MDQ-30, 30M, CHM-QM):Si la tecla de ORIGEN es presionada accidentalmente, ejecute el proceso de puesta
a origen desde el inicio.
• (MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM):Si la tecla de ORIGEN es presionada accidentalmente, presione la tecla de
CERO/ABS para devolver el micrómetro a su estado anterior. Si no se puede volver al estado anterior, ejecute elprocedimiento de configuración del origen desde el principio.

[5] CONSEJOS PARA MEDIR
1. Fuerza de Medición.
• Cuando tome mediciones siempre ejerza la misma fuerza de medición sobre la pieza, como cuando se aplica paraestablecer el orígen, usando el trinquete de friccion, tipo tambor. No quite la pieza de entre las caras de medición
cuando este tomando mediciones. Si no se ejerce alguna fuerza de medición en la pieza de trabajo, las mediciones
no seran estables.
• Sujete la pieza firmemente cuando haga las mediciones. No ladear la pieza de un lado a otro. Si lo hace ejercerá
una fuerza excesiva en el eje, que puede resultar en mediciones inestables.
2. Error debido a la temperatura.
Las fluctuaciones de temperatura afectan remarcadamente la exectitud de la medición en equipos de alta resolución(0.001 mm). Evite cambios repentinos de temperatura. Permita al Quickmike que se estabilice lo suficiente a la temperatura ambiente antes de empezar las mediciones. La desviación en el punto orígen ocasionada por los cambios detemperatura debe ser compendsada, reestableciendo el punto orígen.

QUICKMIKE
NL

F

Notes sur les règles d’export
Vous devez accepter de ne pas commettre d’action qui directement ou indirectement, violerait
les lois et règlements du Japon ou de votre pays, ou de tout autre traité international, relatif
aux exports ou re-export de n’importe quel produit.

• De zilveroxide batterij in dit instrument bevat een irriterende stof. Mocht de vloeibare inhoud per ongeluk in contact komen met de ogen of de huid, spoel deze dan onmiddellijk met water en raadpleeg
vervolgens een arts. Mocht de stof in uw mond terechtkomen, spoel die dan onmiddellijk uit met
water. Drink vervolgens een flinke hoeveelheid water en braak het weer uit. Raadpleeg daarna een
Waarschuwi arts.
• De randen van de meetvlakken van deze micrometer zijn scherp. Ga er voorzichtig mee om, zodatu er zich niet aan bezeert of verwondt.
Weggooien van oude elektrische & elektronische apparaten (van toepassing in alle landen van de Europese Unie en overige Europese landen waar afval gescheiden wordt)• Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat deze producten niet als huisvuil worden weggegooid. Om vervuiling van het milieu met elektronische apparaten (WEEE,
Waste Electrical and Electronic Equipment) en de hoeveelheid daarvan te verminderen,moet u ze niet weggooien maar inleveren bij de daarvoor bestemde instantie. Indien bij dit
product batterijen zijn geleverd, dienen deze als KCA te worden ingeleverd.
• Voor overige informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gemeentelijke instantie.

BELANGRIJK• Haal het instrument niet uit elkaar. Breng geen wijzigingen aan bij dit instrument. Dat zou het instrument kunnen
beschadigen.
• Gebruik en bewaar de micrometer niet op plekken, waar abrupte temperatuurwisselingen kunnen optreden. Laatvóór gebruik de micrometer zoveel mogelijk op kamertemperatuur komen.
• Bewaar de micrometer niet in een vochtige of stoffige omgeving.
• Wanneer het Coolant Proof type micrometer gebruikt wordt in een omgeving waar deze direct overspoeld kan
worden met koelvloeistof of andere vloeistof, zorg er dan voor dat de batterijdeksel strak sluit. Wanneer debat-terijdeksel gemonteerd wordt, zorg ervoor dat de vastzetschroefjes strak aangedraaid zijn en er geen kiertjes
aanwezig zijn. Neem na gebruik roestwerende maatregelen, aangezien roest kan leiden tot defecten.
• Stel de micrometer niet bloot aan schokken (o.a. vallen) en oefen er geen excessieve kracht op uit.
• Voer altijd een nul-stelling uit vóór het verrichten van metingen.
• Veeg na het gebruik stof, freesspaanders en vocht van het instrument af.
• Gebruik een in een verdund neutraal schoonmaakmiddel gedrenkte zachte doek om het instrument schoon temaken. Gebruik daarvoor geen organische oplosmiddelen (thinner etc.). Dat zou het instrument kunnen
vervormen of beschadigen.
• Klem het display niet. Dit kan het instrument beschadigen.
• De spindel is zodanig ontworpen dat hij niet uit de spindelgang kan worden gedraaid. Beweeg hem niet voorbij debovenste limiet van het meetbereik. Dat zou het instrument kunnen beschadigen.
• Gebruik geen elektrisch graveerapparaat of soortgelijk instrument op de micrometer.
• U mag de batterij niet opladen of demonteren. Dat kan kortsluiting veroorzaken.
• Wordt de micrometer meer dan 3 maanden niet gebruikt, haal dan de batterij uit de micrometer en bewaar hem
apart. De batterij kan anders misschien gaan lekken en de micrometer beschadigen.
• De garantie geldt niet wanneer het product niet meer werkt of beschadigd is als gevolg van normale slijtage;hieronder valt ook het leegraken van de batterij.
Zie ook de afbeeldingen aan de linker zijde, wanneer u deze handleiding leest.

[1] NAAM VAN ELK ONDERDEEL
1. knop ORIGIN		
4. knop ZERO/ABS		
6. Display		
8. Connector van de data-uitgang

2. knop ON/OFF		
3. knop HOLD/DATA
5. Inch/mm keuzetoets (alleen op mm/inch modellen)
7. Trommel met ratelvoorziening 		
9. Batterijdeksel (aan de achterzijde)
10. Waterdichte afsluiting[2] HET PLAATSEN VAN DE BATTERIJBELANGRIJK• Wanneer de batterij wordt verwijderd en vervolgens weer wordt teruggeplaatst, wordt de ingestelde ORIGIN(nulpunt) gewist. Is dat het geval, dan moet u het nulpunt opnieuw instellen. (zie daarvoor paragraaf [4].)• Gebruik uitsluitend een SR44 zilveroxide knoopcel. (De meegeleverde batterij is alleen bedoeld om de werking ende prestaties van het instrument te controleren en zal wellicht niet de gespecificeerde batterijlevensduur halen.)• In het geval van een abnormale displayaflezing, zoals een error-melding of een foutieve meetwaarde, dient debatterij verwijderd en hierna opnieuw geinstalleerd te worden.
• Gooi batterijen nooit zomaar weg. Neem de geldende (milieu-) regels en wetgeving in acht.
Plaats de meegeleverde batterij zoals te zien is in de afbeelding links.

[3] FUNCTIES VAN KNOPPEN EN DISPLAYWEERGAVEN
1. Functie van de toetsen(1) knop DATA/HOLD (alleen voor modellen met uitgang voor gegevensverwerking):
stuurt de meetwaarde naar een externe data-processor als deze is aangesloten, of houdt de displaywaarde vast als ergeen data-processor is aangesloten.
(2) knop ZERO/ABS (Behalve voor MDQ-3O, 3OM, CHM-QM):
Druk hierop om het display op nul te zetten.
Drukken en ingedrukt houden om te wisselen tussen de ABS- en INC meetmodus.
2. Meldingen op het display
B : De batterij is bijna leeg. Vervang de batterij.
H : De displaywaarde wordt vastgehouden. Om dit te annuleren dient u de knop HOLD/DATA in te drukken.
1.23E (als meest rechtse digit): Verschijnt wanneer de spindel te snel wordt verplaatst. Deze melding verdwijnt vanzelf
weer wanneer de spindel stopt, de meetwaarde wordt dan weer normaal weergegeven.
INC (Behalve voor MDQ-3O, 3OM, CHM-QM): Incrementele modus voor vergelijkende metingen.

[4] INSTELLEN VAN HET NULPUNTBELANGRIJK••Controleer voor het meten altijd het nulpunt (referentiepunt) op onderstaande wijze.
Verwijder vuil/olie van de meetvlakken voordat u gaat meten of nulstellen.

1. Stel het nulpunt in volgens de onderstaande procedure. (Voorbeeld van de werking van de MDQ-30, 30M, CHM-QM)(1) Draai voorzichtig aan de trommel om de spindel in contact te brengen met het aambeeld. Draai de trommel daarna
door zodat u de ratel hoort, om een constante meetkracht tussen de meetvlakken te krijgen.
(2) Houdt de knop ORIGIN ingedrukt tot de cijfers “0,000” op het display verschijnen.
(3) Het nu vastgelegde nulpunt blijft behouden gedurende de levensduur van de batterij.
2. Stel het nulpunt in volgens de onderstaande procedure.
(Voorbeeld van de werking van het MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM model met een meetbereik van 25mm tot en met 55mm)
A: Volg na het vervangen van de batterij de aanwijzingen van afbeelding A aan de linker zijde op. De nulpuntwaarde –“25,000”– wordt weergegeven en “P” knippert op het display, wanneer de batterij vervangen is.
B: Om het nulpunt te resetten volgt u de aanwijzingen in de afbeelding 4-2-B aan de linker zijde op.
(1) Plaats de instelmaat en stel de nominale meetkracht in door aan de meetkrachtvoorziening te draaien.
(2) Druk op de knop ORIGIN.
(3) Wanneer 25,000 wordt weergegeven en “P” knippert, druk dan nogmaals op de knop ORIGIN. De weergegeven
waarde zal niet veranderen, terwijl “P” knippert (niet vereist voor procedure A).
(4) “P” verdwijnt, wat aangeeft dat het nulpunt ingesteld is.
De nulpuntwaarde verschilt afhankelijk van het meetbereik, zoals te zien is in tabel 4-2-C aan de linkerzijde.

WAARSCHUWING• (MDQ-30, 30M, CHM-QM):Wanneer de knop ORIGIN per ongeluk wordt ingedrukt, voer dan de procedure om het
absolute nulpunt in te stellen vanaf het begin opnieuw uit.
• (MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM):Mocht u per ongeluk op de knop ORIGIN hebben gedrukt, druk dan op de knop
ZERO/ABS om de voorgaande toestand te herstellen. Kan de voorafgaande toestand niet worden hersteld, voer
dan de procedure voor de nulpuntinstelling vanaf het begin uit.

[5] Tips voor het meten
1. Meetkracht.
• Bij een meting dient men altijd dezelfde constante meetkracht uit te oefenen door gebruik te maken van de ratel, net
zoals bij het instellen van het nulpunt gedaan wordt. Verwijder het het werkstuk niet uit de Quickmike tijdens het
meten. Zodra u het werkstuk verwijderd is de weergeven waarde namelijk niet meer stabiel.
• Houdt het werkstuk tijdens de meting stil. Als u het werkstuk wel beweegt zal er namelijk een te grote meetkracht
op de spindel uitgeoefend worden, hetgeen zal resulteren in een onstabiele meting.
2. Verkeerde meting door een afwijkende temperatuur.
Temperatuurschommelingen beinvloeden de meetnauwkeurigheid van een instrument met deze hoge resollutie(0,001mm) aanzienlijk. Voorkom plotselinge temperatuurwisselingen. Laat de Quickmike voldoende op kamertemperatuur komen voordat u begint met meten. Bij een afwijking van het nulpunt door een veranderde temperatuur moet u
het nulpunt opnieuw instellen.

[6] SPECIFICATIES

1. Specificaties voor alle series
Instrumentfout (20°C)*1: ±2µm（MDQ-30, -30M, -55M)
		: ±3µm（MDQ-80M, -105M, CHM-QM, BLM-QM)
		: ±4µm（PDM-QM)
Eén zilveroxide batterij: 3 jaar bij normaal gebruik (MDQ-30, 30M, CHM-QM)
		: 1 jaar bij normaal gebruik (MDQ-55M, -80M, -105M, PDM-QM, BLM-QM)*1: Exclusief telfout.
2. Algemene specificaties voor alle seriesAﬂezing op		
: 0,001mm
Telfout: ±1 digit
Display		: LCD (6 cijfers en minteken)
Voeding		: Één zilveroxide batterij (SR44, Nr.938882)
Bedrijfstemperatuur		: 5°C tot 40°C
Opslagtemperatuur		
: –10°C tot 60°C
IP spatwaterdicht 		
: IP54 (zie IEC60529 voor details.)
Bescherming tegen binnendringen van stof: 5, stof mag niet in zo'n matebinnendringen dat het een nadelige invloed op de werking van het apparaat
heeft.
Bescherming tegen spatwater: 4, spatwater vanuit elke richting tegen het
apparaat mag geen nadelige invloed op de werking van het apparaat hebben.

1. Cable para CEP (opcional): No. 937387 (1m), No. 965013 (2m)Sujéteío en la parte A para conectar y en la parte B para desconectar.
2. Formato de Datos.
3. Asignación de cada alfiler en el conector.
4. Diagrama de tiempos.
*1. El intervalo de tiempo T5 entre la caída de LISTO a BAJO y la entrada de PETICION depende del desempeño delprocesador de datos que se conecte.

1. Signaalkabel (optioneel): Artikelnr. 937387 (1m) of Artikelnr. 965013 (2m)
Houdt het met A aangeven deel van de connector vast bij het insteken; en het met B aangegeven deel bij het loshalen.
2. Gegevensformaat
3. Penbezetting van de connector
4. Timing diagram*1. Tijdsinterval T5 tussen het “laag”worden van “READY” en de invoer van “REQUEST” is afhankelijk van de aangesloten
data-processor.

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp[7] SALIDA DE DATOS. (sólo para tipo con puerto de salida)

Pour garantir la sécurité de l’opérateur, utilisez cet instrument en respectant
les instructions et spécifications indiquées dans le présent Manuel de l’utilisateur.

U dient de nationale, Japanse en internationale wetten, regels en verdragen ten aanzien vande export en doorlevering van goederen en technologie strikt na te leven en te voorkomen dat
deze door uw handelen, direct of indirect, overtreden worden.

1. Especificaciones para cada serie
Error del Instrumento (20°C)*1: ±2µm（MDQ-30, -30M, -55M)
		: ±3µm（MDQ-80M, -105M, CHM-QM, BLM-QM)
		: ±4µm（PDM-QM)
Vida de la Batería		: 3 años, bajo uso normal. (MDQ-30, 30M, CHM-QM)
		: 1 año, bajo uso normal. (MDQ-55M, -80M, -105M, PDM-QM, BLM-QM)*1: Error cuantitativo excluido.
2. Especificaciones comunes a todas las series
Resolución		
: 0.001mm
Error de cuantificación: ±1 conteo
Pantalla		: Cristal líquido LCD (6 dígitos y signo negativo)
Poder de Alimentación: Batería (SR44, Nr.938882) 1 pza.
Temperatura de Operación: 5°C a 40°C
Temperatura de Almacenaje: –10°C a 60°C
IP Resistente al Agua
: IP54 (consulte IEC60529 para más detalles)
Protección contra depositos de polvo: El polvo no debera penetrar a el limite,lo cual afecta adversamente la operación del equipo.
Proteccion contra el rocio del agua: Agua rociada contra el equipo desde
cualquier dirección no deberá afectar adversamente su operación.

[6] ESPECIFICACIONES

Précautions de sécurité

Naleving van exportregels

IMPORTANTE

Observe las ilustraciones de la izquierda mientras lee las instrucciones.
3. Taste HOLD/DATA[4] オリジンの設定
重要

1. 接続ケーブル（オプション）：パーツ No.937387(1m),No.965013(2m)ケーブルは A のところに持って差し込み、B を持って引き抜いてください。
2. データフォーマット
3. コネクタピン配列
4. タイミングチャート※ 1：READY が LOW レベルになり REQUEST が入力されるまでの時間 T5 は、データ処理装置の性能で決まります。

Nota sobre ley de exportación

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos viejos (Aplicable para la
Unión Europea y otros países europeos con sistemas de almacenaje por
separado)• El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse
como un desecho cómun. Para reducir el impacto ambiental de los residuos de equipos
electrónicos y eléctricos (WEEE) y minimizar el volumen de residuos de equipos eléctricos
y electrónicos en vertederos, vuelva a utilizar y recicle.
• Para más información, contacte con su distribuidor local.

1. Tastenfunktionen(1) Die Taste HOLD/DATA (nur bei Typen mit Datenausgang):
Zur Ausgabe der Daten an einen mit einen Anschusskabel angeschlossenen externen Datenprozessor oder zum
Halten des angezeigten Werts, wenn kein Prozessor angeschlossen ist.
(2) Taste ZERO/ABS (Mit Ausnahme von MDQ-30, 30M, CHM-QM):
Zum Nullen des Displays drücken. Drücken und gedrückt halten für die Umschaltung zwischen ABS und INC
Messung.
2. Störungsanzeigen
B : Batteriespannung zu niedrig. Die Batterien müssen ausgewechselt werden.
H : Der angezeigte Wert wird gehalten. Um ihn zu löschen, die Taste HOLD/DATA drücken.
1.23E (im kleinsten Digit): Es ist zeitweise ein Fehler aufgrund zu schneller Bewegung der Spindel aufgetreten; die
Messung wird davon jedoch nicht beeinflußt. Diese Fehlermeldung verschwindet, wenn die
Spindel angehalten wird und zum normalen Messen zurückkehrt.
INC (Mit Ausnahme von MDQ-30, 30M, CHM-QM): Schrittmodus für Vergleichsmessung.

[7] 出力機能Elas directrices y especificaciones proporcionadas en este Manual de Usuario.

Entsorgen alter elektrischer & elektronischer Geräte (Gültig in der Europäischen
Union und in anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)• Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden soll. Zur Reduzierung der Umgebungseinflüsse durch WEEE (zu entsorgende elektrische und elektronische Geräte) und zum Minimieren der WEEE-Menge, die auf Deponien kommt, bitte wieder verwenden und recyceln.
• Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Ihren Vertriebshändlern vor Ort.

1. スイッチの機能�
(1) HOLD/DATA スイッチ ( 出力付のみ )：データ出力ケーブルで外部出力機器を接続している時は、データの出力を行います。接続していない場合は、表示値をホールドします。
(2) ZERO/ABS スイッチ（MDQ-30,30M､CHM-QM を除く ):短く押すと表示をゼロセットします。長く押すと基点 ( アンビル測定面 ) よりの長さを表示します。
2. 表示�
B: 電池の電圧が低下しています。すぐに電池を交換してください。
H: 表示がホールドされています。解除は再度 HOLD/DATA スイッチを押してください。
1.23E( 最小桁 E 表示 )：スピンドルを高速に動かしている状態ででる一時的な表示です。測定に影響ありません。
INC(MDQ-30,30M､CHM-QM を除く )： 任意の点でゼロセットされた事を示します。

1. 個別仕様器差 (20°C) ※ 1 ：± 2µm（MDQ-30､-30M､-55M)：± 3µm（MDQ-80M､-105M､CHM-QM､BLM-QM)：± 4µm（PDM-QM)
電池寿命：通常の仕様状態で約３年 (MDQ-30､-30M､CHM-QM)：通常の仕様状態で約 1 年 (MDQ-55M､-80M､-105M､PDM-QM､BLM-QM)※ 1：量子化誤差は含まず。
2. 共通仕様
最小読取値：0.001mm
量子化誤差：± 1 カウント表示部：LCD 表示 (6 桁およびマイナス符号 )電源：酸化銀電池 (SR44 No.938882)1 個
使用温度範囲 ：5°C 〜 40°C
保存温度範囲 ：− 10°C 〜 60°C
保護等級
: IP54( 詳細は IEC60529 をご参照ください )対異物侵入 ( 等級 5）：装置の機能に有害な影響があるほど異物の侵入はない。
対水の侵入（等級 4）：いかなる方向からの水の、飛沫を受けても装置に有害な影響があるほどの水は浸入しない。

Para garantizar la seguridad del operador, utilice el instrumento de acuerdo con• La batería utilizada en este instrumento contiene sustancias irritantes. En caso de que el contenido líquido entre en contacto accidentalmente con el ojo o con la piel, lave con agua abundante
inmediatamente y consulte con su médico. En caso de ingestión, enjuágese inmediátamente laboca, trague gran cantidad de agua y vomítela, y luego, consulte con su médico.
Advertencia • La punta de este micrómetro está afilada. Manipúlelo con precaución para que no se lastime.

[3] TASTENFUNKTION UND ANZEIGEN AUF DEM DISPLAY

1. 測定力本器は、一定の測定力を加えるため、ラチェットシンブルを備えております。測定の際はオリジン設定時と同じ測定力をかけてください。
※ 測定物を測定面から外した時は、測定力がかからなくなり、スピンドルが移動したりして、正しい値を示しません。必ず測定力をかけた状態で測定してください。
※ 測定物を持って左右に動かすとスピンドルに規定の測定力以上の無理な力がかかり、表示
値がばらつき、正しく測定できません。無理な力がかからないように測定物を保持してください。
2. 温度による誤差
本器は、0.001mm 単位で読み取るため、温度変化による影響は顕著に現れます。従って、急激な温度変化は避け、部屋の温度に十分になじませてから、ご使用下さい。また、温度変化によってオリジン位置が変化した場合は、、再度オリジン設定してください。

Precauciones de Seguridad

Quickmike• Silberoxidbatterie enthält Reizstoffe. Kommt die Flüssigkeit versehentlich mit den Augen oder derHaut in Kontakt, umgehend mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Bei versehentlichem
Verschlucken den Mund spülen, viel Wasser trinken und zum Erbrechen reizen, dann einen Arzt
aufsuchen.
• Die Messflächen dieser Bügelmessschraube sind scharfkantig. Vorsichtig handhaben und
Verkratzen der Haut vermeiden.

[3] スイッチの機能と表示[6] 仕様[7]-1

Sie verpflichten sich, keine Handlungen auszuführen, die, direkt oder indirekt, gegen irgendein
Gesetz der USA, Japans oder Ihres Landes oder gegen sonstige internationale Verträge in Bezug auf Export oder Re-Export von Wirtschaftsgütern verstoßen.

Beim Lesen dieses Textes auf die Abbildungen links Bezug nehmen.

[1] 各部の名称
1. ORIGIN スイッチ
4. ZERO/ABS スイッチ
7. シンブル
10. 防水ゴムパッキン

D

WICHTIG重要[2]

Aus Sicherheitsgründen bei Benutzung dieses Geräts die in der Bedienungsanleitung
gegebenen Weisungen befolgen und die technischen Daten beachten.

分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際の注意
・商品または包装に記されたこのシンボルマークは、EU 諸国でこの商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。
WEEE（廃電気電子機器）を土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルにご協力ください。
・処理方法に関するより詳しい内容は、お近くのお買い上げになった小売店や代理店にお問合せください。

(MDQ-30, -30(1.2″)M, CHM-QM)(MDQ-55(2.2″)M⁓, PDM-QM, BLM-QM)

Sicherheitsmassnahmen

Hinweise zu Exportbestimmungen

海外移転に関するご注意

警告

QUICKMIKE

Quick Mikrometer

クイックマイクロ[7] Uitvoer van gegevens (alleen voor modellen met uitgang)• La pile à l’oxyde d’argent utilisée pour cet instrument contient une substance irritante. En cas decontact accidentel du liquide avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement à l’eau et consultez
un docteur. En cas de contact avec la bouche, rincez immédiatement l’intérieur de la bouche,
avalez de l’eau en quantité, régurgitez puis consultez un docteur.
Avertissemen • Le bout de la touche est pointu. Veillez à le manipuler avec prudence pour éviter de vous blesser.
Mise au rebut des anciens appareils électriques et électroniques (Valable dans l’Union
européenne et les autres pays européens pourvus de systèmes de collecte séparés)• Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas êtretraité comme une ordure ménagère. Veuillez réutiliser et recycler les produits pour réduirel’incidence sur l’environnement des WEEE (appareils électriques et électroniques à mettre
au rebut) et pour minimaliser la quantité de WEEE qui va à la décharge.
• Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur ou vos distributeurs locaux.

IMPORTANT• Ne démontez pas l’appareil. Ne modifiez pas cet instrument. Vous risqueriez de l’endommager.
• Veillez à ne pas utiliser ni ranger le micromètre dans des sites où la température est susceptible de changer brusquement.
Avant de l’utiliser, maintenez le micromètre à une température proche de la température ambiante.
• Ne rangez pas le micromètre dans un environnement humide ou poussiéreux.
• En utilisant le micromètre étanche dans une situation où il peut être atteint directement par du liquide,assurez-vous que le couvercle de la batterie est fermé correctement. En installant le couvercle, assurez-vous que
les vis de fixation sont bien attachées et qu’il n’y a aucun espace. Après l’ utilisation, appliquez un dispositif contre
la rouille,car elle peut mener à des défauts de fonctionnement du micromètre.
• Evitez les chocs, n’appliquez pas de force excessive sur le micromètre et veillez à ne pas le faire tomber.
• Procédez toujours au réglage avant de mesurer.
• Après l’emploi, essuyez la poussière, les copeaux et les traces d’humidité de l’instrument.
• Pour nettoyer l’instrument, utilisez un chiffon doux trempé dans un détergent neutre dilué.N’utilisez pas de solvant
organique (diluant, etc.) car vous risqueriez d’endommager l’instrument.
• Ne pas toucher l’écran Cela risque d’endommager l’instrument.
• L’axe est conçu en sorte de ne pouvoir être retiré de la gaine intérieure. Ne le sortez pas de la butée supérieure.
Vous risqueriez d’endommager l’instrument.
• N’utilisez pas de graveur électrique ni d’autres appareils semblables sur le micromètre.
• Ne chargez pas et ne démontez pas la pile. Vous risqueriez de provoquer un court-circuit.
• Si le micromètre n’est pas utilisé pendant plus de 3 mois, retirez la pile du micromètre pour la préserver. Sinon,des fuites peuvent se produire et entraîner une détérioration du micromètre.
• La garantie ne peut prendre effet si le produit présente une défaillance ou s’il est endommagé suite à une usure normale
ou un écoulement de pile.
Reportez-vous aux illustrations à gauche lors de la lecture de ce manuel.

[1] NOMENCLATURE
1. Bouton ORIGIN
2. Bouton ON/OFF
3. Bouton HOLD/DATA
4. Bouton sélection pouces/mm (sur modèles de mesure impériale/métrique seulement)
5. Conversion inch/mm (seulement pour les modèles équipés)
6. Affichage LCD
7. Tambour à friction
8. Connecteur de sortie de données (au dos)
9. Couvercle du compartiment à pile (au dos)
10. Joint d’étancheité[2] MISE EN PLACE DE LA PILE
IMPORTANT• Si la pile est retirée une fois puis de nouveau remise en place, le réglage de l’ORIGINE (position zéro) est annulé.
Dans ce cas, réglez de nouveau l’origine (position zéro). (Se reporter à la Section [4].)• Utilisez uniquement une pile bouton à l’oxyde d’argent. (La pile fournie sert uniquement à contrôler les fonctionset la performance de l’instrument, elle ne correspond donc pas nécessairement à la durée d’utilisation de pile
spécifiée.)• Quand un message d’erreur apparait sur l’ecran, comme une erreur ecran ou une erreur de comptage, retirer lapile et la remettre.
• Lorsque vous vous débarrassez des piles usagées, conformez-vous aux réglementations en vigueur.
Posez la pile fournie en vous reportant à la figure à gauche.

[3] TOUCHE DE FONCTION ET ALARMES
1. Touche de fonction
1) Bouton HOLD/DATA (seulement pour modèles équipés d'une sortie de données):Permet d'envoyer les données de mesure vers un appareil de traitement statistique si la connexion est établie, ou
maintient affichée la donnée mesurée si aucun appareil n'est connecté.
(2) Bouton ZERO/ABS (Excepté pour MDQ-30, 30M, CHM-QM):
Appuyez sur le bouton pour remettre l’afﬁchage à l’origine (zéro). Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pourafficher la dimension depuis la donnée de référence (force de mesure de l’enclume).
2. ALARMES
B: La puissance de la pile est insuffisante. Remplacez-la immédiatement.
H: La valeur affichée est mémorisée. Pour l'annuler, presser à nouveau sur le boutoHOLD/DATA.
1.23E (Sur le digit de droite) : Apparaît lors du déplacement trop rapide de la broche mais n'affecte pas la mesure.
L'indication E disparaît t quand on stoppe la broche.
INC (Excepté pour MDQ-30, 30M, CHM-QM) : Mode incrémental pour les mesures comparatives.

[4] REGLAGE DE L’ORIGINEIMPORTANT• Avant de mesurer, vérifiez l’origine (point de contact) selon le schema ci-contre.
• Enlever la poussière et l’huile de la surface de mesure avant le paramétrage de l’origine.
1. Réglez l’origine en suivant la procédure ci-dessous.
(Exemple d’utilisation MDQ-30, 30M de CHM-QM)(1) Tourner le tambour pour ramener les deux faces de mesure en contact, puis continuer à tourner afin d'être sûr que lelimiteur de couple a bien rempli sa fonction (pression de mesure).
(2) Presser sur le bouton ORIGIN jusqu'à l'affichage de 0.000.
(3) L'origine ainsi établie sera maintenue durant toute la durée de vie de la pile.
2. Réglez l’origine en suivant la procédure ci-dessous.
(Exemple d’utilisation de MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM avec une capacité de 25mm à 55mm)
A: Après avoir remplacé la pile, suivez l’illustration 4-2-A à gauche. La valeur “25,000” d’origine s’affiche et « P »clignote sur l’écran à cristaux liquides lorsque la pile est remplacée.
B: Pour restaurer la valeur d’origine, suivez l’illustration 4-2-B à gauche.
(1) Insérez la barre d’étalonnage et appliquez la force de mesure nominale en tournant l’appareil d’effort de mesure.
(2) Appuyez sur le bouton ORIGINE.
(3) Si la valeur 25,000 s’affiche et que « P » clignote, appuyez de nouveau sur le bouton ORIGINE. La valeur affichée
ne change pas tant que « P » continue de clignoter (ceci n’est pas nécessaire pour la procédure A).
(4) « P » disparaît de l’affichage, ce qui indique que le réglage de l’origine a été effectué.
La valeur de l’origine diffère en fonction de l’échelle de mesure, comme indiqué au Tableau 4-2-C à gauche.

ATTENTION• (MDQ-30, 30M, CHM-QM): Si on appuye sur le bouton ORIGIN par erreur, recommencer la procédure d’initialisation
de l’origine depuis le début• (MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM): Si le bouton ORIGIN est enfoncé par inadvertance, appuyez sur le bouton ZERO/ABS pour rétablir l’état précédent. S’il est impossible de restaurer ce dernier, effectuez la procédure de réglage
d’origine depuis le début.

[5] PRISE DE MESURE
1. Pression de mesure.
Lors d'une prise de mesure il sera exercé la même pression sur la pièce à mesurer grâce au tambour à friction. Ne pas
retirer l'échantillon des deux faces de mesure lors d'une prise de cote.
• Ne forcer en aucune manière sur l'instrument. Cela induirait des erreurs importantes.
• Ne pas bouger la pièces lors d'une prise de cote.
2. Erreur due à la température d'utilisation.
Les variations de température affectent d'une façon notable la précision des mesures. Ceci est dû à la haute résolution (0,001 mm) de votre instrument. Eviter les changements brusques de température. Dans tous les cas, laissez
l'instrument se stabiliser avant d' effectuer la moindre mesure. La dérivation du point d'origine (zéro) due au changement de température peut être corrigée en refaisant L'initialisation {voir chaptre (4)}[6] CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1. Caractéristiques pour chaque série
Précision (20°C)*1			: ±2µm（MDQ-30, -30M, -55M)
		: ±3µm（MDQ-80M, -105M, CHM-QM, BLM-QM)
		: ±4µm（PDM-QM)
Durée de vie de la pile
: 3 ans en conditions normales (MDQ-30, 30M, CHM-QM)
		: 1 ans en conditions normales (MDQ-55M, -80M, -105M, PDM-QM, BLM-QM)*1: A l' exclusion des erreurs de comptage
2. Caractéristiques communes a toutes les series
Résolution		
: 0,001mm
Erreur de comptage 		: ±1 digit
Afﬁchage 		: LCD (6 digits et signe –)Alimentation		: Pile (SR44, Nr.938882) à l’oxyde d’argent, 1 pièce
Température de fonctionnement: 5°C à 40°C
Température de stockage: –10°C à 60°C
Niveau de protection IP: IP54 (se reporter à IEC60529 pour un complément d’informations.)
Protection contre les dépôts de poussière 5: la poussière ne doit pas pénétrer
dans les parties vitales d'un instrument possédant cet indice de protection.
Protection contre les projections d'eau 4: la projection d'eau provenant den'importe quelle direction sur l'instrument n'affecte pas son fonctionnement,
pour tous les appareils possédant cet indice de protection.

[7] FONCTION DE SORTIE
1. câble SPC (option) Réf. 937387 (1 m) Réf. 965013 (2 m)
Maintenir A pour connecter et B pour déconnecter.
2. Format des données
3. Tableau d'assignation des broches
4. Schéma de“TIMING”*1. intervalle de temps T5 entre l'arrivée de “READY”de“LOW”et l'entrée du“REQUEST”dépend des performances duprocesseur de données utilisé.
Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

User’s Manual No.99MAB027M1
No. 293,342,369,422

Micrometro Rapido “Quick”

Quickmike
Safety Precautions

To ensure operator safety, use this instrument in conformance with the directions
and specifications given in this User’s Manual.

GB

Export Control Compliance
The goods, technologies or software described herein may be subject to National or International,
or Japanese Export Controls. To export directly or indirectly such matter without due approval
from the appropriate authorities may therefore be a breach of export control regulations and thelaw.
• The silver oxide battery used for this instrument contains irritating substance. Should the liquid
content accidentally come into contact with the eye or skin, rinse with water immediately, thenconsult a physician. Should it get into the mouth, immediately rinse inside the mouth, swallow
plenty of water and vomit it, then consult a physician.
WARNING • The tip of the contact point on this micrometer is sharp. Handle it with care so as not to scratchyourself.
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European
Union and other European countries with separate collection systems)• This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated ashousehold waste. To reduce the environmental impact of WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) and minimize the volume of WEEE entering landfills, please reuse and recycle.
• For further information, please contact your local dealer or distributors.

IMPORTANT• Do not disassemble. Do not modify this instrument. It may damage the instrument.
• Do not use and store the micrometer at sites where the temperature will change abruptly.Prior to use thermallystabilize the micrometer sufﬁ ciently at room temperature.
• Do not store the micrometer is a humid or dusty environment.
• When using the coolant proof type micrometer in a position where it may be splashed directlywith coolant, or the
like, ensure that the battery cover is closed tightly. When installing the cover, ensure that the ﬁ xing screws aretightly fastened and that there are no gaps. After use, apply rust prevention measures, as occurrence of rust canlead to device malfunction.
• Do not apply sudden shocks including a drop or excessive force to the micrometer.
• Always perform focusing prior to measurement.
• Wipe off dust, cutting chips, and moisture from the instrument after use.
• To clean the instrument, use a soft cloth soaked in a diluted neutral detergent. Do not useany organic solvent(Thinner, etc.). It may deform or damage the instrument.
• Do not grip the display. It may damage the instrument.
• The spindle is designed so that it can not be removed from the inner sleeve. Do not move it past the upper limit of
the measuring range it may damage the instrument.
• Do not use an electric marking pen or other such devices on the micrometer.
• Do not charge or disassemble the battery. Doing so may cause short circuit.
• If the micrometer is not in use for more than 3 months, remove the battery from the micrometer for safe keeping. The
battery could leak and cause damage to the micrometer.
• The warranty shall not apply if the product fails or is damaged as a result of fair wear and tear including battery drain.
Refer to the illustrations on the reverse side while reading this manual.

[1] Name of Each Part
1. ORIGIN button
2. ON/OFF button
3. HOLD/DATA button
4. ZERO/ABS button
5. inch/mm conversion switch (only for inch/mm model)
6. LCD
7. Ratchet-friction type thimble
8. Data output connector (at rear)
9. Battery compartment cover (at rear)
10. Waterproof seal

[2] Installing the Battery

Precauzioni relative alla sicurezza
Per garantire la sicurezza dell’operatore, utilizzare questo strumento in
conformità alle direttive e alle specifiche fornite nel manuale d’uso.

I

Note sulle Norme di Esportazione
Rimane implicito che vi impegnerete e sarete d’accordo a non compiere alcuna azione che,diretta o indiretta, violi leggi o norme del Giappone o del vs. Paese, o qualsiasi altro trattato
internazionale relativo all’esportazione o riesportazione di qualsiasi prodotto.
• La batteria all’ossido di argento utilizzata per questo strumento contiene sostanze irritanti. Se il liquido
contenuto dovesse accidentalmente entrare in contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua, quindi consultare un medico. Se viene ingerito, sciacquare immediatamente labocca, deglutire acqua in abbondanza e vomitarla, quindi consultare un medico.
ATTENZIONE • Le incudini di questo micrometro sono affilate. Maneggiare con cura in modo da non graffiarsi.
Smaltimento di vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (Applicabile
nell’unione europea e negli altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)• L’applicazione di questo simbolo sui prodotti o sui loro imballaggi indica che questo prodotto non
deve essere trattato come un rifiuto domestico. Per ridurre l’impatto ambientale delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche di rifiuto (WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)) e per limitare
il volume dei WEEE che entra nelle discariche, si prega di procedere al riutilizzo e al riciclaggio.
• Per ulteriori informazioni, porsi in contatto con il proprio rivenditore locale o con i distributori.
• Non smontare. Non modificare lo strumento. Ciò potrebbe danneggiare lo strumento.
• Non utilizzare e conservare il micrometro in luoghi in cui la temperatura varia bruscamente. Prima dell’utilizzo
stabi-lizzare termicamente il micrometro alla temperatura ambiente.
• Non conservare il micrometro in ambienti umidi o polverosi.
• Quando si utilizza il micrometro del tipo impermeabile in un ambiente soggetto a spruzzi diretti di liquidi
refrigeranti o simili, assicurarsi che il coperchio della batteria sia ben chiuso. Quando si monta il coperchio,assicurarsi che le viti di bloccaggio siano saldamente fissate e che non vi siano spazi. Dopo l’utilizzo, applicare lemisure preventive antiruggine per evitare malfunzionamenti.
• Non sottoporre il micrometro a colpi improvvisi come una caduta o una forza eccessiva.
• Eseguire sempre la messa a fuoco prima della misura.
• Dopo l’utilizzo, eliminare polvere, trucioli e condensa dallo strumento.
• Per pulire lo strumento, utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente neutro diluito. Non utilizzare solventiorganici (diluente, ecc.). Ciò potrebbe deformare o danneggiare lo strumento.
• Lo stelo è stato progettato in modo da non poter essere rimosso dal manicotto interno. Non spostarlo oltre il limite
superiore dell’intervallo di misurazione. Ciò potrebbe danneggiare lo strumento.
• Non afferrare o stringere il display poichè lo strumento potrebbe danneggiarsi.
• Non utilizzare dispositivi come una penna elettrica per tracciare o altro sul micrometro.
• Non caricare o smontare la batteria. Ciò potrebbe causare un cortocircuito.
• Se il micrometro non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere per sicurezza la batteria dal micrometro. La
batteria potrebbe avere perdite di acido e danneggiare il micrometro.
• La garanzia non si applica se il prodotto si guasta o si danneggia per normale usura comprese le perdite dellabatteria.
Durante la lettura del manuale, fare riferimento alle immagini riportate sul manuale stesso.

[1] DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI
1. Pulsante ORIGIN		
2. Pulsante ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)
3. Pulsante HOLD/DATA
4. Pulsante di selezione pollici/ millimetri (solo sui modelli con sistema in pollici/metrico)
5. Interruttore di conversione pollici/mm (solo per il modello con funzione di conversione pollici/mm)
6. Display a cristalli liquidi (LCD)
7. Tamburo con funzione a scatto
8. Connettore di uscita dati (sul retro)
9. Coperchio vano batterie (sul retro)
10. Guarnizione impermeabile[2] INSTALLAZIONE DELLA BATTERIAIMPORTANTE• If the battery is removed once then reinstalled, the ORIGIN (zero point) set is canceled. If this is the case, set theOrigin (zero point) again. (Refer to Section [4].)• Use only an SR44 button-type silver oxide cell. (The supplied battery is used only for the purpose of checking thefunctions and per- formance of the instrument, therefore it may not satisfy the specified battery life.)• When an abnormal display appears, such as an error display or count failure, the battery should be removed andthen reinstalled in position.
• For disposing of the battery, follow the local ordinances or regulations.
Install the supplied battery by referring to the figure on the reverse side.

• Se la batteria viene rimossa e quindi reinstallata, l’impostazione dell’ORIGINE (punto zero) viene cancellata. In
questo caso, impostare nuovamente l’ORIGINE (punto zero) (Fare riferimento alla sezione [4]).
• Utilizzare solamente una batteria a bottone con cella all’ossido di argento SR44. (La batteria fornita viene
utilizzata solamente allo scopo di controllare le funzioni e prestazioni dello strumento e potrebbe inoltre non
garantire la durata specificata).
• Quando appare una visualizzazione anomala, per esempio una visualizzazione di errore o un errore di conteggio,la batteria dovrebbe essere rimossa e poi reinstallata nel suo vano.
• Per disporre della batteria, riporla in un luogo ordinato dove sia facile trovarla.
Installare la batteria fornita facendo riferimento alle figura a sinistra.

[3] Button Function and Alarm[3] FUNZIONI DEI PULSANTI ALLARME

1. Funzione dei pulsanti(1) ll pulsante HOLD/DATA (solo per la versione con uscita dati):
trasmette in uscita di dati a un elaboratore dati esterno (se collegato); se al sistema non è collegato alcun elaboratore, questo pulsante mantiene visualizzato il valore sul display.
(2) ll pulsante ZERO/ABS (Tranne per MDQ-30, 30M, CHM-QM):
Premere per impostare a zero il display. Mantenere premuto per qualche istante per visualizzare le dimensioni riferite
al punto di origine ABS.

2. Display indicators
B : The battery voltage is low. Immediately replace the battery.
H : The display value is held. To cancel it, press HOLD/DATA button.
1.23E (in the least significant digit) : Appears when the spindle is being fed too quickly. It will disappear when thespindle stops and restores normal measurements.
INC (Except for MDQ-30, 30M, CHM-QM) : Incremental mode for comparative measurement.

2. Allarme
B: Batteria scarica. Sostituirla immediatamente.
H: ll valore viene mantenuto sul display. Per cancellarlo, premere il pulsante HOLD/DATA.
1.23E (cifra meno significativa) : Compare se lo stelo viene fatto avanzare troppo velocemente. Scompare quando lo
stelo si arresta e riprende la normale misurazione.
INC (Tranne per MDQ-30, 30M, CHM-QM) : Modalità incrementale per misurazioni comparative.

[4] Setting the Origin
IMPORTANT[4] IMPOSTAZIONE DELL’ORIGINEIMPORTANTE••

Before measuring check the origin (datum-point) according to the steps below.
Remove dust/oil from the measuring faces before origin setting.

1. Set the origin by following the procedure below.
(Operation example of MDQ-30, 30M, and CHM-QM)(1) Turn the thimble to gently bring the spindle into contact with the anvil. Further rotate the thimble to exert a constantmeasuring force between the measuring faces.
(2) Hold down the ORIGIN button until “0.000” is displayed.
(3) The origin thus established will be retained for the life of the battery.
2. Set the origin by following the procedure below.
(Operation example of MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM with a measuring range of 25mm to 55mm model)
A: After replacing the battery, follow illustration 4-2-A on the left. The origin value, 0.000, is displayed and “P” flashes
on the LCD when the battery is replaced.
B: To reset the origin, follow illustration 4-2-B on the left.
(1) Turn the thimble to gently bring the spindle into contact with the anvil. Apply the rated measuring force using theratchet stop/friction thimble.
(2) Press the ORIGIN button (not required for procedure A).
(3) If 0.000 is displayed and “P” is flashing, press the ORIGIN button again. The display value will not change while “P”
is flashing.
(4) “P” disappears, indicating the origin has been set.
The origin value differs depending on the measuring range, as shown in Table 4-2-C on the left.

CAUTION• MDQ-30, 30M, CHM-QM: If the ORIGIN button is accidentally pressed, execute the origin setting procedure fromthe beginning.
• MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM: If the ORIGIN button is accidentally pressed, press the ZERO/ABS button to
restore the previous state. If the previous state cannot be restored, execute the origin setting procedure from the
beginning.

[5] TIPS FOR MEASUREMENT
1. Measuring force
When taking measurements, always exert the same measuring force on the workpiece as applied when setting up theorigin using the ratchet-friction type thimble.
• Do not remove the workpiece from between the measuring faces when taking measurements. No workpiece means
no measuring force and this will lead to unstable measurements.
• Hold the workpiece stationary when taking measurements. Do not sway the workpiece. Doing so will exert anexcessive force to the spindle, resulting in unstable measurements.
2. Error due to temperature
Temperature fluctuations will remarkable affect the measuring accuracy of such a high resolution (0.001mm)
equipment. Avoid sudden temperature change. Allow the Quickmike to sufficiently stabilize to the room temperature
before staring measurement. Deviation of the origin point due to the temperature change must be offset by resetting
the origin point.

[6] SPECIFICATIONS
1. Speciﬁ cations for each series
Instrumental error (20°C)*1: ±2µm（MDQ-30, -30M, -55M)
		: ±3µm（MDQ-80M, -105M, CHM-QM, BLM-QM)
		: ±4µm（PDM-QM)
Battery life		: Three years under normal use (MDQ-30, 30M, CHM-QM)
		: One years under normal use (MDQ-55M, -80M, -105M, PDM-QM, BLM-QM)*1: Excluding the quantizing error.
2. Speciﬁ cations Common to All Series
Resolution		
: 0.001mm
Quantizing error		: ±1 countDisplay		: LCD (6 digits and a minus sign)Power supply		: Silver oxide cell (SR44, Nr.938882) 1 piece
Operating temperature: 5°C to 40°C
Storage temperature		: –10°C to 60°C
IP protection level		: IP54 (refer to IEC60529 for details.)
Protection against dust deposit 5: Dust must not penetrate to the extent that it
adversely affects the equipment operation.
Protection against spray water 4: Water spray from any direction against theequipment must not adversely affect its operation.

Säkerhetsföreskrifter
Använd instrumentet i enlighet med anvisningarna och specifikationerna i denna
bruksanvisning så att användarens säkerhet tryggas.

• Silveroxidbatteriet som används i instrumentet innehåller ett irriterande ämne. Skölj genast
med vatten om vätskan råkar komma i kontakt med ögon eller hud och kontakta sedan läkare.
Om du råkar få vätskan i munnen ska du genast skölja ur munnen, svälja rikligt med vatten ochsedan kräkas. Kontakta därefter läkare.
Varning• Spetsen på mikrometerns kontaktpunkt är vass. Hantera den varsamt så att du inte river dig.

VIKTIGT[6] SPECIFICHE TECNICHE해외 이전에 관한 주의

本产品为「外汇及外贸法」的限制对象产品。
向海外转移本产品或技术时，请事先与本公司进行协商。

본 제품은「대외무역법 등」의 규제 대상품입니다 . 본 제품이나 기술을 해외 이전할 경우에는 사

2. ON/OFF-knapp
3. DATA/HOLD-knapp
5. Väljare för mm/tum (gäller tum/mm modell)
7. Friktionstrumma
8. Datautgång (på baksidan)
10. Vattentätning[2] INSTALLERA BATTERIETVIKTIGT• Om batteriet tas bort och sedan installeras på nytt nollställs inställningen för ORIGIN (referenspunkten). Ställ isådana fall in referenspunkten (nollpunkten) på nytt. (Se avsnitt [4].)• Använd endast silveroxidbatteri av typen SR44. (Det medföljande batteriet används bara för att kontrollera
instrumentets funktioner och prestanda och uppfyller därför eventuellt inte den specificerade batterilivslängden.)• Om displayen visar fel eller inte räknar korrekt, ta ur batteriet och sätt tillbaka det igen.
• Följ gällande lagar för återvinning när batterierna slängs.
Installera det medföljande batteriet enligt figuren till vänster.

2. Alarm
B: Låg batterispänning. Byt snarast batteri.
H: Värdet i teckenfönstret fryses. Tryck DATA/HOLD för att frisläppa.
1.23E (på sista siffran): Uppkommer om spindeln förflyttas för fort. Det försvinner när spindeln stoppas och återgår tillnormal mätning.
INC (Gäller inte MDQ-30, 30M, CHM-QM): Inkrementellt läge för komparativa mätningar.

1. Ställ in referenspunkten genom att följa nedanstående procedur.
(Användningsexempel för MDQ-30, 30M, och CHM-QM)(1) Vrid mättrumman sa att mätytorna kommer i kontakt. Vrid ytterligare så att konstant mättryck uppnås.
(2) Tryck in ORIGIN till det att “0.000” visas.
(3) ORIGIN ligger i minnet så länge batteriet sitter på plats.
2. Ställ in referenspunkten genom att följa nedanstående procedur.
(Användningsexempel för MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM modeller med mätområde 25mm till 55 mm)
A: Följ illustration 4-2-A till vänster efter att du satt i batteriet på nytt. Referenspunkten, “25,000”, visas och “P”
blinkar på LCD-skärmen när batteriet satts i på nytt.
B: Återställ referenspunkten genom att följa illustration 4-2-B till vänster.
(1) Sätt i inställningsmåttet och applicera nominell mätkraft genom att vrida på mätkraftsanordningen.
(2) Tryck på ORIGIN-knappen.
(3) Om 25,000 visas och “P” blinkar trycker du på ORIGIN-knappen igen. Displayvärdet ändras inte medan “P” blinkar(behövs inte för procedur A).
(4) “P” försvinner, vilket anger att ORIGIN har ställts in.
Referenspunktens värde varierar beroende på mätintervallet enligt i Tabell 4-2-C till vänster.

FÖRSIKTIGT• (MDQ-30, 30M, CHM-QM): Om ORIGIN-knappen trycks in oavsiktlig, behöver man göra om nollpunkt-inställningen från början.
• (MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM): Om ORIGIN-knappen trycks in av misstag kan du återställa det tidigare läget
genom att trycka på ZERO/ABS-knappen. Om det tidigare läget inte kan återställas genomför du inställningsproceduren för referenspunkten från början.

[5] TIPS INFÖR MÄTNING
1. Mättryck• Var noga att använda samma mättryck som användes vid inställningen av ORIGIN. Tag inte bort mätobjektet underpågående mätning. Inget mätobjekt betyder inget mättryck och detta kan resultera i instabila mätningar.
• Håll mätobjektet stilla under mätningen. Flytta ej mätobjektet. Detta ger ett högt mättryck på spindeln, vilket kan
resultera i instabil mätning.
2. TEMPERATUR BEROENDE ERROR
Temperatur förändringar påverkar mätningens noggrannhet mycket på ett mätinstrument med så hög uppplösning(0.001mm). Undvik plötsliga temperatur förändringar. Tillåt snabbmikrometern att erhålla samma temperatur som
rummet innan mätningen påbörjas. Avvikelser på ORIGIN på grund av temperatur förändringar måste korrigeras
genom ny inställning av ORIGIN.

1. Specifiche tecniche di ciascuna serie
Errore strumentale (20°C)*1: ±2µm（MDQ-30, -30M, -55M)
		: ±3µm（MDQ-80M, -105M, CHM-QM, BLM-QM)
		: ±4µm（PDM-QM)
Durata batterie		: Tre anni nel normale funzionamento (MDQ-30, 30M, CHM-QM)
		: 1 anno nel normale funzionamento (MDQ-55M, -80M, -105M, PDM-QM, BLM-QM)*1: Errore di quantizzazione escluso.
2. Specifiche comuni a tutte le serie
Risoluzione		
: 0,001mm
Errore di conteggio 		: ±1 cifra
Display 		: a cristalli liquidi (6 cifre e segno meno)
Alimentazione 		: batteria all’ossido d’argento (SR44, Nr.938882), 1 pila
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C
Temperatura di magazzinaggio: da –10°C a 60°C
Livello di protezione		
: IP54 (per maggiori dettagli, fare riferimento a IEC60529)
Protezione dall'accumulo di polvere 5: La polvere non deve penetrare in
misura tale da influire negativamente sul funzionamento dell'appparecchio.
Protezione dagli spruzzi d'acqua 4: Gli spruzzi d’acqua provenienti daqualsiasi direzione non devono influire negativamente sul funzionamentodell'apparecchio.

[6] SPECIFIKATIONER
1. Specifikationer för de olika serierna
Instrumentell felvisning (20°C)*1: ±2µm（MDQ-30, -30M, -55M)
		: ±3µm（MDQ-80M, -105M, CHM-QM, BLM-QM)
		: ±4µm（PDM-QM)
Batteriets livslängd		
: Tre år under normala förhållanden (MDQ-30, 30M, CHM-QM)		: 1 år under normala förhållanden (MDQ-55M, -80M, -105M, PDM-QM, BLM-QM)*1: Indikatorfel ej inkluderat.
2. Allmänna tekniska data gällande samtliga serier
Upplösning		
: 0,001mm
Indikatorfel: ±1 siffra
Teckenfönster 		
: med ﬂ ytande kristaller (sex siffror och ett minustecken)
Strömförsörjning		
: 1 st. silveroxid-cellbatteri (SR44, Nr.938882)
Arbetstemperatur		: mellan 5°C och 40°C
Förvaringstemperatur: mellan –10°C och 60°C
IP vatten skyddad		: IP54 (se IEC60529 för ytterligare information)
Skydd mot damm 5: Damm får inte tränga in så att det påverkar instrumentets
funktion.
Skydd mot sprutvatten 4: Vattensprut får ej påverka instrumentets funktion
oberoende från vilket håll det kommer ifrån.

有關出口管制的注意事項
本商品之客戶，應同意并遵守客戶不得直接或者間接違反日本或客戶方國家的法律，以及任何有關商品出口、再出口的其他國際協定的行為約定。

• 본 기기에 사용하는 전지나 액정 내부에는 자극성 물질이 포함되어 있습니다 .
만일 그 액상 내용물이 잘못해서 눈이나 피부 등에 묻은 경우는 깨끗한 물로씻어내 주십시오 . 또 입 등에 들어간 경우는 즉시 입안을 세척하고 , 대량의 물을 마셔 토해내 주십시오 . 그리고 두 경우 모두 반드시 의사와 상담해 주십시오.
• 본 기기의 측정 부분은 예리하게 가공되어 있습니다 . 신체를 손상시키지 않도록 취급에 충분히 주의해 주십시오 .

경고분별 처리를 하고 있는 EU( 유럽 ) 제국에서 전기 · 전자 기기의 폐기 시 주의 · 상품 또는 포장에 표시된 심볼 마크는 EU 제국에서 본 제품을 폐기 시에 일반 가정 쓰레기와함께 버리지 않도록 하기 위한 것입니다 .
• WEEE( 폐 전기 전자 기기 ) 를 토양에 매립하는 양을 줄여 환경에 대한 영향을 줄이기 위한 상품의 재이용과 재활용에 협력해 주십시오 .
• 처리 방법에 관한 보다 자세한 내용은 구매하신 가까운 소매점이나 대리점에 문의해 주십시오 .

중요아래의 내용을 배면 그림과 같이 참조하여 주십시오 .
1. ORIGIN 스위치
4. ZERO/ABS 스위치
7. 심블
10. 방수 고무 패킹

2. ON/OFF 스위치
5. in/mm 스위치 ( 수출 사양만 )8. 데이터 출력 커넥터 ( 뒷면 )• 本仪器使用的氧化银电池内部含有刺激性物质。如不慎让其中的液态物质接触到眼睛或皮肤，请立即用清水冲洗，随后向医生咨询。
如不慎进入口中，请立即用清水冲洗口腔内部，吞咽大量的水然后吐出，随后向医生咨询。

警告• 本器的测砧的前端部分较为锋利 , 使用时要十分小心，不要受伤。

3. HOLD/DATA 스위치
6. 표시부
9. 전지 뚜껑 ( 뒷면 )[2] 전지 세팅중요• 전지를 다시 세팅하면 ORIGIN( 영점 ) 위치가 삭제됩니다 . ORIGIN( 영점 ) 을 재설정해 주십시
오 . ([4] ORIGIN 설정 참조 ).
• 전지는 반드시 SR44( 버튼형 산화은 전지 ) 를 사용해 주십시오 . ( 구입 시 부속되어 있는 전지는 기능이나 성능을 확인하기 위한 것입니다 . 소정의 수명을 다하지 못하는 경우가 있사오니 양해 바랍니다 )• 드물게 에러 표시나 카운트 하지 않는 등의 이상한 표시가 나올 경우는 전지를 꺼내 다시 세팅해 주십시오 .
• 전지 폐기 시에는 조례나 규제 등에 따라 주십시오 .
구입 시에는 전지는 세팅되어 있지 않습니다 . 그림과 같은 방법으로 세팅해 주십시오 .

[3] 스위치의 기능과 표시警告

在 有 垃 圾 分 類 處 理 規 定 的 E U ( 歐 州 ) 諸 國 當 電 氣、 電 子 設 備 廢 棄 時 的
注意事項• 在商品或包裝上印有的此標記圖形是指在 EU( 歐州 ) 諸國廢棄此產品時不可与一般家庭垃圾同樣丟棄。為了減少 WEEE( 廢電氣電子設備 ) 埋入土壤的數量，降低對環境污染的影響，請協助努力作到商品再利用和回收。

• 关于处理方法的详细内容，请向附近的销售商或代理商咨询。

重要• 请勿分解、改造，以免造成仪器故障。
• 请避免在温度急剧变化的场所使用和保管本仪器。另外，先要让本仪器恒温后再使用。
• 不要将本仪器存放在潮湿多尘埃的地方。
• 在有可能会被冷却剂 ( 或类似物品 ) 直接飞溅的场所使用本仪器时，请务必确保电池盖以及输
出连接器护盖已严密盖紧。同时，在仪器使用后，应采取防止生锈的措施。否则，仪器生锈可
能导致发生故障。
• 不要使千分尺受到急剧的震动，包括掉落或承受过度的外力。
• 测量之前，请务必先调整原点。
• 仪器使用前后，都请擦拭其上的灰尘、切削碎屑及水渍。
• 清洗仪器时，请使用浸润了稀释的中性洗涤液的软布。不要使用任何有机溶剂 ( 稀释剂等 ) ，这样有可能使仪器变形或导致故障。
• 请不要用力按显示屏，以免造成故障。
• 心轴在设计的时候是不能移动出内套筒的。不要超出移动上限，以免造成故障。
• 请不要使用电子标记笔在仪器上标示号码或其他类似的行为，以免造成故障。
• 不要对电池充电或拆卸电池，这样可能会引起电路短路。
• 如果千分尺超过 3 个月不使用，请取出电池后妥善保管。否则，
可能会发生电池漏液，损坏仪器。
• 因电池等消耗所造成的故障或损坏，不在保修范围之内。
请对照背面的插图阅读下文。

• 關於處理方法的詳細內容，請向附近的銷售商或代理商咨詢。

重要事項• 請勿分解、改造、以免造成故障。
• 不要在溫度變化劇烈的環境中使用和存放測微計。另外，使用本儀器時務必先要讓本儀器充分
適應室溫後再使用。
• 不要將測微計存放在潮濕或有灰塵的環境中。
• 在可能會被冷卻劑 ( 或類似物質 ) 直接飛濺的場合使用測微計時，務必確實將電池蓋及外部輸出端子蓋嚴密蓋緊。且在使用完畢時，務必採取防鏽措施 , 生鏽往往是造成故障的主因。
• 不要使測微計受到突然的震動，包括掉落或承受過渡的外力。
• 測量之前，請務必先進行原點的調校。
• 儀器使用完畢後，請擦拭其上的灰塵、切削碎屑及水漬。
• 初次使用本儀器時，請使用浸潤了稀釋的中性洗滌液的軟布擦拭後再使用。不要使用任何有機
溶劑 ( 稀釋劑，等 ) 這樣有可能使儀器變形彧受到損害。
• 不要用力按顯示窗，以免造成故障。
• 主軸的設計採用無法從內套管中抽出的構造。移動主軸時請不要超過量測行程的最大極限後又在勉強後退 , 這樣可能損壞儀器。
• 請不要使用電子標記筆在儀器上標示號碼或其他類似的行為都會造成故障。
• 不要對電池充電或拆卸電池。這樣可能會引起電路短路。
• 如果測微計超過 3 個月不使用，請取出電池後妥善保管。否則，電池液若發生外洩可能導致損
壞儀器。
• 因電池等消耗所造成的故障或損壞，不在保固範圍之內。
請參考反面插圖，閱讀下文。

1. ORIGIN 按钮

2. ON/OFF 按钮

4. ZERO/ABS 按钮

5. Inch/mm 转换 ( 仅限于出口规格）

3. HOLD/DATA 按钮

6. 显示屏7. 微分筒9. 电池舱盖 ( 在背面 )10. 防水橡胶垫片

8. 数据输出连接器 ( 在背面 )[1] 各個部位的名稱
1. ORIGIN( 原點 ) 按鑑

2. ON/OFF 開關按鍵3. HOLD ( 鎖定保存 )/ DATA ( 數據 ) 按鍵
4. ZERO( 歸零 )/ABS( 絕對直 ) 按鍵
5. inch/mm 切換按鍵

6. 顯示部

7. 旋轉套筒

[2] 安装电池

8. 數據輸出連接器 ( 背面 )9. 電池蓋 ( 背面 )10. 防水橡膠墊片

重要[2] 安裝電池
重要事項• 重新安装电池时，
ORIGIN( 原点 ) 位置将被取消，
所以重新安装电池后，请重新设定 ORIGIN( 原点 )。
( 请参考 [4] 原点设置 )• 请务必使用 SR44 电池 ( 钮扣型氧化银电池 )。
( 在购入时，附属的电池只是为了确认功能或性能而备，因此可能无法满足电池的规定寿命 ,敬请谅解。)• 如出现错误显示或不计数等不正常的显示，请将电池取出后重新安装。
• 废弃的电池请按照有关条例和规定进行处理。
请对照背面的插图，安装所提供的电池（见图 2）。

• 如果電池取出後再安裝，ORIGIN( 原點 ) 設置將被取消。 請重新設置 Origin( 原點 )。( 查閱第 [4]Origin 原點設定部分 )• 請務必使用 SR44 紐扣式氧化銀電池。
( 所提供的電池僅用於檢查儀器的功能和性能，因此可能不滿足電池的規定壽命。)• 如出現錯誤顯示或不計數等不正常的顯示，請將電池取出後重新安裝。
• 廢電池請按照有關條例和規定處理。
請參考反面插圖，安裝所提供的電池。

[3] 按钮的功能与显示

[3] 按鍵功能與顯示指示(1) HOLD/DATA 스위치 ( 출력부가 장착된 경우만 ):데이터 출력 케이블로 외부 출력 기기와 접속되어 있을 때는 데이터 출력을 합니다 .
접속하고 있지 않은 경우는 표시값을 보류 (HOLD) 합니다 .
(2) ZERO/ABS 스위치 (MDQ-30, 30M, CHM-QM 제외 ):짧게 누르면 표시를 제로 세팅합니다 . 길게 누르면 영점 ( 앤빌 측정면 ) 으로부터의 길이를표시합니다 .

1. 按钮的功能(1) HOLD/DATA 按钮（仅适用于备有输出功能的机型）：
使用数据输出电缆连接外部输出设备时，进行数据的输出。不连接时，保持显示值。
(2) ZERO/ABS 按钮 (MDQ-30, 30M, CHM-QM 除外 ) ：短按时显示值归零。长按时返回到从原点 ( 测量面 ) 开始计数的尺寸。

2. 표시

2. 显示
• B ：表示电池电压不足。请立即更换电池。
• H ：保持显示值。如要取消，请再按一次 HOLD/DATA 按钮。
•1.23E( 最小位数值显示 E) ：心轴处于高速转动状态时暂时显示的数值。并不影响测量结果。
• INC ：增量模式用于比较测量。

1. 按鍵的功能(1) 鎖定保存 (HOLD)/ 數據 (DATA) 按鈕 ( 限於有輸出功能之機種 )：用數據輸出電纜線連接外部輸出機器時，進行數據的輸出。沒有連接輸出機器時，
顯示值保留。
(2) ZERO/ABS 按鈕 (MDQ-30, 30M, CHM-QM 除外 )：短按此按鈕時為歸設定顯示，長按此按鈕時顯示為絕對值從原點 ( 測點面 ) 開始計
量的尺寸

1. 스위치의 기능

B：전지의 전압이 저하하고 있습니다 . 즉시 전지를 교환해 주십시오 .
H：표시가 보류된 상태입니다 . 해제는 다시 HOLD/DATA 스위치를 눌러 주십시오 .
1.23E( 최소 자리수 E 표시 )： 스핀들을 고속으로 움직이는 상태에서 나오는 일시적인 표시 입
니다 . 측정에 영향은 없습니다 .
INC(MDQ-30, 30M, CHM-QM 제외 )：임의의 점에서 제로 세팅되었음을 나타냅니다 .

[4] ORIGIN 설정중요

[4] 原点设置重要• 측정 전에는 반드시 이하의 순서로 ORIGIN( 영점 ) 의 확인 , 설정을 해 주십시오 .
• 설정 전에는 측정면의 오물 , 기름 등을 제거해 주십시오 .

• 使用之前请务必按照以下顺序检查并调好 ORIGIN( 原点 )。
• 设置原点之前，请擦去测量面的灰尘或油脂。

1. 설정 순서는 다음과 같습니다 . (MDQ-30, 30M, CHM-QM 의 조작 예 )1. 设置步骤如下（MDQ-30, 30M, CHM-QM 的操作示例）(1) 使两测量面缓慢接触，并且转动微分筒施加一定的测量力。
(2) 长按 ORIGIN 按钮。
(3) 显示“0.000”。此时表明原点设置完成。此原点设置将测量紧闭面的位置记忆为绝对原点。

(1) 양측정면을 천천히 접촉시키고 그 위에 심블을 회전시켜 소정의 측정력을 가합니다 .
(2) ORIGIN 스위치를 길게 누릅니다 .
(3) “0.000” 이 표시됩니다 . 이로써 ORIGIN 이 설정되었습니다 . 이 ORIGIN 설정으로 측정면 을닫은 위치를 절대 원점으로 기억합니다 .
(MDQ-55M 이상 , BLM-QM, PDM-QM 측정 범위 25 ～ 55mm 의 조작 예입니다 .)A: 전지를 세팅한 경우는 왼쪽 그림의 4-2-A 를 참조해 주십시오 . 전지 세팅 시점에서 LCD 에“25.000” 이 표시되고 “P” 가 점멸합니다 .
B: ORIGIN 재설정의 경우는 왼쪽 그림의 4-2-B 를 참조해 주십시오 .
(1) 기준봉을 사이에 두고 , 정압 장치로 소정의 측정력을 가합니다 .
(2) ORIGIN 스위치를 누릅니다 ( 전지를 다시 세팅한 경우는 불필요합니다 ).
(3) “P” 가 점멸하고 , LCD 표시가 “25.000” 임을 확인하고 , 다시 ORIGIN 스위치를 누릅니다 .
“P” 가 점멸하고 있는 동안은 표시는 변하지 않습니다 .
(4) “P” 가 삭제됩니다 . 이로써 ORIGIN 이 설정되었습니다 .
측정 범위가 25~55mm 이외의 ORIGIN 설정값은 표 4-2-C 를 참조해 주십시오 .

2. 设置步骤如下（MDQ-55M 以上、BLM-QM、PDM-QM、测定范围在 25 － 55 毫米时的的操作示例）
A ：安装电池后，请参考背面插图 4-2-A 进行操作。安装电池后，液晶显示为“25.000”
，
“P”
会闪烁。
B ：要重新进行原点设置时，请参考背面插图 4-2-B 进行操作。
(1) 插入基准杆，利用定压装置施加一定的测量力。
(2) 按 ORIGIN 按钮（重新安装电池时不需进行此操作）。
(3) 确认“P”闪烁，
液晶屏显示“25.000”后，再按一次 ORIGIN 按钮。在“P”闪烁的过程中，显示值不会有变化。
(4)“P”消失，表明原点设定完成。
测定范围在 25 － 55 毫米外的原点设定值，请参考表 4-2-C。

주기 ( 注記 )注释

2. 설정 순서는 다음과 같습니다 .

• (MDQ-30, 30M, CHM-QM 의 경우 ) 측정 중에 잘못해서 ORIGIN 스위치를 눌러 버린 경우는다시 한번 ORIGIN 설정을 해 주십시오 .
• (MDQ-55M 이상 , BLM-QM, PDM-QM 의 경우 ) 측정 중에 잘못해서 ORIGIN 스위치를 눌러버린 경우는 ZERO/ABS 스위치를 누르면 원래의 상태로 돌아갑니다 . 그럼에도 돌아오지 않는경우는 다시 한번 ORIGIN 설정을 해 주십시오 .

[5] 측정상의 주의
1. 측정력본 기기는 일정한 측정력을 가하기 위해 래칫심블을 구비하고 있습니다 . 측정 시는 ORIGIN 설정 시와 같은 측정력을 가해 주십시오 .
※측정물을 측정면으로부터 제거했을 때는 측정력이 가해지지 않게 되며 , 스핀들이 이동하거나
해 , 바른 값을 나타내지 않습니다 . 반드시 측정력을 가한 상태에서 측정해 주십시오 .
※측정물을 가지고 좌우로 움직이면 스핀들에 규정된 측정력 이상의 무리한 힘이 가해져 표시값이 제 각각이 되어 , 바르게 측정할 수 없습니다 . 무리한 힘이 가해지지 않도록 측정물을 유지해 주십시오 .

2. 온도에 따른 오차본 기기는 0.001mm 단위로 읽어내기 때문에 온도 변화에 따른 영향은 현저하게 나타납니다 . 따
라서 , 급격한 온도 변화는 피하고 , 실내 온도에 충분히 적응시킨 후 사용해 주십시오 . 또 , 온도변화 에 따라 ORIGIN 위치가 변한 경우는 다시 ORIGIN 설정을 해 주십시오 .

[6] 사양

• (MDQ-30,30M、CHM-QM 时 )，如果在测量过程中错按 ORIGIN 按钮时，请重新进行原点设置。
• (MDQ-55M 以上、BLM-QM、PDM-QM 时 )，如果在测量过程中错按 ORIGIN 按钮时，请按 ZERO/ABS 按钮返回原来的状态。如果仍然无法恢复到原来的状态时，则需重新进行原点设置。

[5] 测定时的注意事项
1. 测量力本仪器装备棘轮微分筒，用以施加一定的测量力。进行测量时，请施加与原点设置时相同的测量力。
※ 被测物从测量面卸下时则无法施加测量力，若移动心轴则不能显示正确的显示值。
请务必在施加测量力的状态下测量。
※ 若测量时手持被测物左右移动，会使心轴承受超过规定以上的测量力，使得显示值出现偏差，
因此不能正确测量。所以手持被测物时请注意不要使被测物承受过大的测量力。
2. 因温度差异而产生的误差本仪器的读取单位为 0.001mm，由于温度变化对其影响显著。因此，请避免在温度急剧变化
的场所使用本仪器，要让本仪器恒温后再使用。此外，由于温度变化而使其原点位置发生变化时，请重新进行原点设置。

[6] 规格1. 各种系列规格仪器误差 (20℃ )*1

1. 개별 사양기차 (20°C) 1：±2µm（MDQ-30, -30M, -55M)
		：±3µm（MDQ-80M, -105M, CHM-QM, BLM-QM)
		：±4µm（PDM-QM)
전지 수명		
：통상의 사용 상태에서 약 3 년 (MDQ-30, 30M, CHM-QM)
			：통상의 사용 상태에서 약 1 년 (MDQ-55M, -80M, -105M, PDM-QM, BLM-QM)※ 1：양자화 오차는 포함하지 않음※

2. 공통 사양최소 독해값		：0.001mm
양자화 오차		：±1 카운트
표시부		
：LCD 표시 (6 자리수 및 마이너스 부호 )전원		：산화은 전지 (SR44 No.938882) 1 개사용 온도 범위：5°C 〜 40°C
보존 온도 범위：−10°C 〜 60°C
보호 등급		: IP54 ( 자세한 것은 IEC60529 를 참조해 주십시오 )대이물 침입 ( 등급 5)：장치의 기능에 유해한 영향이 있을 정도의 이물 침입은 없다 .
대수 ( 對水 ) 의 침입 ( 등급 4)： 어떠한 방향으로부터의 물 , 물보라가 닿아도 장치에 유해 영향이 있을 정도의 물은 침수하지 않는다 .

：±2µm（MDQ-30, -30M, -55M)：±3µm（MDQ-80M, -105M, CHM-QM, BLM-QM)：±4µm（PDM-QM)
电池寿命：通常规格使用状态下约 3 年（MDQ-30, 30M, CHM-QM）：通常规格使用状态下约 1 年（MDQ-55M, -80M, -105M, PDM-QM, BLM-QM）*1: 不包括量化误差。
2. 共同规格
分辨率 :量化误差 :
显示屏 :电源 :操作温度范围 :存放温度范围 :保护等级 :

0.001mm±1 个计数单位
LCD（ 6 位数字和一位负号）
氧化银电池 (SR44 No.938882) 1 个
5°C 到 40°C
-10°C 到 60°C
IP54（有关详情请参考 IE60529）
防尘 (5 级 ):防止灰尘进入设备内部影响到仪器操作。
防水 (4 级 ):防止水从任何方向飞溅进入设备内部。

[7] 输出功能[7] FUNZIONE USCITA DATI

[7] UTGÅENDE DATA

1. SPC cable (optional): No.937387 (1m), No.965013 (2m)
Hold by A to connect and B to disconnect.
2. Data format
3. Connector pin assignment
4. Timing chart*1. Time interval T5 between the falling of READY to LOW and the input of REQUEST depends on the performance of thedata processor being connected.

1. Cavo SPC (opzionale) : No. 937387 (1m), No. 965013 (2m)
Per collegarlo, tenerlo per il punto A; per scollegarlo, tenerlo per il punto B.
2. Formato dati
3. Assegnazione dei pin del connettore
4. Diagramma tempi*1. L’intervallo di tempo T5 tra il passaggio da READY (pronto) a LOW (basso) e l’ingresso di REQUEST (richiesta)
dipende dalle prestazioni dell’elaboratore dati collegato.

1. Anslutningskabel (extra tillbehör): nr. 937387 (1 m), nr. 965013 (2 m)Håll vid A för att ansluta och vid B för att ta bort kabeln.
2. Dataformat
3. Utgående dataföljd
4. Tidsdiagram (se vänster)*1. Tidsintervallet T5 mellan det att READY går ned till LOW och inmatning av REQUEST varierar beroende på ansluten
data processors utformning.

1. 접속 케이블 ( 옵션 )：부품 No.937387(1m), No.965013(2m)케이블은 A 부분에 꼽고 B 부분에서 빼주십시오 .
2. 데이터 포맷
3. 커넥터 핀 배열
4. 타이밍 차트※ 1： READY 가 LOW 레벨이 되어 REQUEST 가 입력될 때까지의 시간 T5 는 , 데이터 처리 장치 의 성능으로 정해집니다 .

1. 连接电缆 ( 选购件 ) ：零部件 No.937387(1m)、No.965013(2m)插入连接电缆时请手持 A 处，拔出连接电缆时请手持 B 处。
2. 数据格式
3. 连接器管脚配置
4. 脉冲波图形※1 ： 从 READY 变为 LOW 到 REQ 输入为止之间的时间间隔 T5，由连接的数据处理器的性能
决定。

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp[7] OUTPUT FUNCTION• 本儀器使用的氧化銀電池及液晶內部含有刺激性物質。如不慎讓其中的液
態物質接觸到眼睛或皮膚，請立即用清水沖洗。如不慎進入口中，請立即
用清水沖洗口腔內部，並飲用大量的水然後吐出，隨後向醫生諮詢。
• 本測微計接觸點頂端異常鋒利。操作時請務必小心，以免劃傷自己。

废弃电气 & 电子设备的处理（遵守欧盟及欧洲其他国家垃圾分类收集体系）• 在商品或包装上印有的此标记的产品是指在 EU( 欧州 ) 诸国废弃此产品时
不可与一般家庭垃圾同样丢弃。为了减少 WEEE( 废电气电子设备 ) 埋入土
壤的数量，减少对环境污染的影响，请协助努力作到商品再利用和再生。

[1] 各个零件的名称[3] KNAPPARNAS FUNKTION OCH ALARM
1. Knapparnas funktion(1) HOLD/DATA-knappen (endast model med datautgång):sänder ut data till extern databebandlare om en sådan finns ansluten, eller fryser mätvärdet i teckenfönstret när ingenär ansluten.
(2) ZERO/ABS-knappen (Gäller inte MDQ-30, 30M, CHM-QM):
Tryck för att nollställa displayen. Håll nedtryckt för att visa dimensionen från referenspunkten (mäter mätytornas
kraft).

超出使用範圍會影響本器的安全性能。

전에 폐사와 상담해 주십시오 .

[1] 각부의 명칭• Kontrollera alltid nollpunkten innan mätning, enligt nedanstående.
• Rengör alltid mätytorna innan nollställning.

1. Forza di misura
Nel rilevare le misure, esercitare sul pezzo sempre la stessa forza applicata durante l'impostazione dell'origine con iltamburo munito di frizione a scatto.
• Nel rilevare le misure, non rimuovere il pezzo dalle superfici di misura. Se viene a mancare la forza di misura, nonè garantita la stabilità di misura.
• Nel rilevare le misure, tenere fermo il pezzo. Evitare di muoverlo. Verrebbe altrimenti esercitata una forza eccessiva
sullo stelo, che comprometterebbe la stabilità di misura.
2. Errore di temperatura
Le variazioni della temperatura influiscono sensibilmente sulla precisione di misura di questo strumento caratterizzato
da una risoluzione così elevata (0,001 mm). Evitare di utilizzare lo strumento in presenza di brusche variazioni ditemperatura. Prima di cominciare la misurazione, lasciar stabilizzare il micrometro rapido “Quick” alla temperatura
ambiente per un intervallo di tempo sufficiente. Eventuali deviazioni dall'origine dovute alle variazioni di temperatura
vanno compensate reimpostando l'origine.

使用本器時，請遵守說明書上記載的規格、功能和使用注意事項，

出口管制条例項

Se illustrationerna på andra sidan när du läser den här bruksanvisningen.

1. Impostare l’origine seguendo la seguente procedura.
(Esempio operazione di MDQ-30, 30M e CHM-QM)(1) Ruotare il tamburo fino a portare delicatamente lo stelo a contatto con l'incudine. Ruotare la frizione per esercitare
una forza di misura costante tra le superfici di misura.
(2) Mantenere premuto il pulsante ORIGIN finchè sul display non compare il valore “0.000”.
(3) L’origine così impostata verrà mantenuta per l'intera durata delle batterie.
2. Impostare l’origine seguendo la seguente procedura.
(Esempio operazione di MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM con un campo di misura da 25 mm a 55 mm)
A: Dopo aver sostituito la batteria, fare riferimento alla figura 4-2-A a sinistra. Viene visualizzato il valore dell'origine,“25,000”, e, quando la batteria è stata sostituita, la lettera “P” lampeggia sullo schermo LCD.
B: Per reimpostare l'origine, fare riferimento alla figura 4-2-B a sinistra.
(1) Inserire l'asta standard e applicare la forza di misurazione necessaria ruotando l'apposito dispositivo.
(2) Premere il pulsante ORIGIN.
(3) Se viene visualizzato il valore 25,000 e la lettera “P” lampeggia, premere ancora il pulsante ORIGIN. Il valorevisualizzato non cambia mentre la lettera “P” lampeggia (non richiesto per la procedura A).
(4) La lettera “P” scompare, indicando che l'origine è stata impostata.
Il valore dell'origine differisce in base all'intervallo di misurazione, come indicato nella tabella 4-2-C a sinistra.

[5] ACCORGIMENTI RELATIVI ALLA MISURAZIONE

安全注意事項为确保使用者的安全，使用此仪器请遵守本说明书中记载的规范和指导。

• 분해 , 개조하지 말아 주십시오 . 고장의 원인이 됩니다 .
• 급격한 온도 변화가 있는 장소에서의 사용 , 보관은 피해 주십시오 . 또 , 사용 시에는 실온에 충분히 적응시킨 후 사용해 주십시오 .
• 습기나 먼지가 많은 장소에서의 보관은 피해 주십시오 .
• 쿨런트 (coolant) 타입 등은 수분이 직접 닿는 장소에서 사용할 경우는 전지 뚜껑 및 출력 커넥터뚜껑을 꽉 닫아 주십시오 . 또 , 사용 후는 방청 처리를 해 주십시오 . 녹은 고장의 원인이 됩니다 .
• 낙하 등의 급격한 쇼크를 주거나 과도한 힘을 가하지 말아 주십시오 .
• 측정 전에는 반드시 영점 맞춤을 해 주십시오 .
• 사용 후에는 이물 , 부스러기 등을 제거해 주십시오 .
• 손질 시는 부드러운 옷감을 희석시킨 중성 세제에 적셔 사용해 주십시오 . 유기 용제 ( 시너 등 )를 사용하면 변형이나 고장의 원인이 됩니다 .
• 표시부를 누르지 말아 주십시오 . 고장의 원인이 됩니다 .
• 스핀들은 빠지지 않는 구조로 되어 있으므로 , 측정 범위를 초과하여 무리하게 후퇴시키지 말아주십시오 . 고장의 원인이 됩니다 .
• 전기 펜으로 번호 등을 기입하는 행위는 삼가해 주십시오 . 고장의 원인이 됩니다 .
• 전지는 충전이나 분해 등 단락 ( 短絡 ) 될 우려가 있는 행위는 하지 말아 주십시오 .
• 3 개월 이상 사용하지 않을 경우에는 본 기기로부터 전지를 꺼내 보관해 주십시오 . 전지 액 누수로 본 기기가 파손될 우려가 있습니다 .
• 전지 등의 소모에 따른 고장 또는 손상은 보증 대상에서 제외됩니다 .

[4] STÄLLA IN ORIGIN
VIKTIGT• (MDQ-30, 30M, CHM-QM): Se il pulsante ORIGIN viene accidentalmente premuto, eseguire da capo la proceduradi impostazione dell’origine.
• (MDQ-55M, BLM-QM, PDM-QM): Se il pulsante ORIGIN viene premuto accidentalmente, premere il pulsanteZERO/ABS per ripristinare lo stato precedente. Se lo stato precedente non può essere ripristinato, eseguire laprocedura di impostazione dell'origine dall'inizio.

安全注意事项제품 사용에 있어서는 기재된 사양 · 기능 · 사용상의 주의에 따라사용해 주십시오 . 그 이외의 사용은 안전을 해칠 우려가 있습니다 .

• Montera inte isär. Modifiera inte instrumentet. Det kan skada instrumentet.
• Använd eller förvara inte mikrometern på platser där temperaturen ändras drastiskt. Före användning ska
mikrometern termiskt stabiliseras vid rumstemperatur.
• Förvara inte mikrometern i en fuktig eller dammig miljö.
• När mikrometern används på en plats där den kan utsattas för översköljning direkt med kylvätska, eller liknande,
var noga med att batteriluckan är ordentligt stängd. När luckan monteras, var noga med att fixerskruvarna ärordentligt åtdragna och att det inte finns något gap. Efter användning bör rostskyddande åtgärder vidtas, eftersom
uppkommen rost kanorsaka funktionsstörning.
• Utsatt inte mikrometern för plötsliga stötar inklusive fall eller stora krafter.
• Utför alltid nollställning innan du mäter.
• Torka av damm, skärspån och fukt från instrumentet efter användning.
• Använd en mjuk trasa doppad i ett utspätt, neutralt rengöringsmedel. Använd inte organiska lösningsmedel(Thinner, etc.). Det kan deformera eller skada instrumentet.
• Undvik beröring av displayen. Det kan skada instrumentet.
• Spindeln har konstruerats sa att den inte kan tas ut ur det inre höljet. Dra inte ut den bortom den övrematningsgränsen. Det kan skada instrumentet.
• Använd inte elektriska märkningspennor eller liknande apparater på mikrometern.
• Ladda inte batteriet och montera inte isär det. Det kan orsaka en kortslutning.
• Om mikrometern inte ska användas under 3 månader eller längre ska batteriet tas ur och förvaras säkert.
Batteriet kan annars läcka och skada mikrometern.
• Garantin gäller inte om produkten går sönder eller skadas som ett resultat av normalt slitage inklusive
batteriurladdning.

[1] NAMN PÅ ALLA DELAR

液晶快速微測器 ( 分厘卡 )안전에 관한 주의

Omhändertagning av uttjänt elektrisk & elektronisk utrustning (gäller för Europeiska
unionen och övriga europeiska länder med kallsortering av avfall)• Denna symbol på produkten eller dess förpackning indikerar att produkten inte ska behandlas
som hushållsavfall. för att minska inverkan på miljön genom WEEE (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) och
minimera mängden av WEEE som hamnar i omgivningen, var vanlig återanvänd och återvinn.
• för närmare information, var god kontakta din lokala återförsäljare eller distributör.

• Prima di misurare, verificare l’origine secondo i passaggi sotto descritti.
• Rimuovere tracce di olio e sporco dalle superfici di misura del micrometro.

AVVERTENZAS

Ni skall samtycka till att inte begå någon handling som på något sätt, direkt eller indirekt, strider
motjapanska, eller lokala, lagar och bestämmelser såväl som andra internationella överenskommelser
gällande export eller vidareexport av Mitutoyos produkter.

1. ORIGIN-knapp
4. ZERO/ABS-knapp
6. Teckenfönster
9. Batterilock (på baksidan)

快进千分尺 (MDQ)퀵 마이크로미터

Ang. exportrestriktioner

IMPORTANTEIMPORTANT

1. Button function(1) HOLD/DATA button (only for output type):
Outputs the data to an external data processor if ones is connected, or holds the display value when none isconnected.
(2) ZERO/ABS button (Except for MDQ-30, 30M, CHM-QM) :Press to zero-set the display. Press and hold to display the dimension from the datum point (measuringforce of the anvil).

“Quick” Mikrometer[7] 출력 기능

2. 顯示指示器
B: 表示電池的電壓下降，請馬上更換電池。
H: 顯示內容將被鎖定 ( 保持 )。解除時，請再按一次 HOLD / DATA 按鍵。
1.23E( 在最下位顯示 E) : 旋轉測桿過快時會一時發生錯誤訊息。但不影響測定。
INC(MDQ-30, 30M, CHM-QM 除外 ) : 表示曾在某一任意點被歸零 ( 目前楚於增量模式的量測 )。

[4] 設置原點
重要事項• 量測以前請務必按照以下順序檢查并調好原點。
• 調整原點以前，要將量測面上的雜物及油污清除乾淨。
1. 原點設定的步驟如下。
（MDQ-30, 30M, CHM-QM 的操作例）(1) 慢慢的使兩測定面接觸，然後再旋轉套筒達到所要求的測定力。
(2) 長按一下基準值 (ORIGIN) 按鈕。
(3) 顯示“0.000”。此時原點即設定完成。此設定是將測定面緊閉的位置記憶為絕對原點。
2. 原點設定的步驟如下。
（此為 MDQ-55M 以上、BLM-QM、PDM-QM 型 測量範圍在 25 ∼ 55mm 時的操作例。
）
A: 需 要 更 換 電 池 時， 請 按 照 左 側 圖 例 4-2-A 進 行 操 作。 更 換 電 池 後， 顯 示 的 原 點 值 為“25.000”，並且 LCD 上閃爍“P”。
B: 要重新設置原點，請遵循左側圖例 4-2-B 操作。
(1) 插入基準棒夾住，透過旋轉定壓裝置達到規定的測量壓力。
(2) 按 ORIGIN 按鈕。( 若重新裝置電池時則不用按 )(3)“P”閃爍 , 請確認 LCD 的顯示為 25.000，再按一次 ORIGIN 按鈕。在“P”閃爍的過程中，
顯示值不會變。
(4)“P”消失，表明原點設置完成。
除了測定範圍在 25mm~55mm 以外的其他元電設定值請參考左側表 4-2-C 所示。

注 意• ( 若是 MDQ-30, 30M, CHM-QM 型時 ) 如果在測量過程中意外按下 ORIGIN 按鈕，請按照原點設置步
驟從頭開始。
• ( 若是 MDQ-55M 以上、BLM-QM、PDM-QM 型時 ) 如果在測量過程中意外按下 ORIGIN 按鈕，則再按 ZERO/ABS 按鍵就可以恢復先前的狀態。如果先前的狀態無法恢復，則請重新設定一次原點。

[5] 測定時的注意事項
1. 測定力本量具由於要加上一定的測定力，故具備有棘輪套管。在測定時請用與基準點設定時相同的測定力。
※ 測定物從測定面卸下來時，測定力即告消失，移動測桿即不能表示正確的顯示值。
務請在加上測定力的狀態下測定。
※ 夾持著測定物若左右移動測定時，測桿將受到超過規定以上的測定力時，顯示值會不穩定 , 因
此不能正確測定。所以請採取不會過度用力的方式持著測定物。
2. 因溫度所造成的誤差
本量具是以 0.001mm 單位讀取的，由於溫度的變化對其影響顯著，因此，為避免激烈的溫度變化，請在室內的溫度充分緩和之後再使用之。並且，若因溫度變化而使其基準點位置產生變
化時，請再重新設定基準點。

[6] 規格1. 各種系列規格
量具誤差 (20°C)※1

電池壽命：±2µm（MDQ-30, -30M, -55M)：±3µm（MDQ-80M, -105M, CHM-QM, BLM-QM)：±4µm（PDM-QM)：在普通狀態下使用 3 年 (MDQ-30, 30M, CHM-QM)：在普通狀態下使用 1 年 (MDQ-55M, -80M, -105M, PDM-QM, BLM-QM)※1：不含量子化誤差。
2. 共同規格
最小讀取値
量子化誤差
顯示部
電源
使用溫度範圍
保存溫度範圍
保護等級：0.001mm：±1 計數
：液晶顯示 (6 位數及負號 )：氧化銀電池 (SR44 No.938882)1 個：5°C ∼ 40°C：−10°C ∼ 60°C
: IP54( 有關詳情請參照 IEC60529)
對異物的侵入 ( 等級 5)：不會有影響機器本身機能的異物侵入。
對水的侵入 ( 等級 4)：無論從任何方向接受水及飛沫的侵襲，對本量具都不至於造成有害影響。

[7] 輸出機能
1. 連接電纜 ( 選擇配備 )：零件 No.937387(1m)，No.965013(2m)
請用手拿著 A 處插入，手持著 B 處拔下來。
2. 數據格式
3. 連接器插鞘列
4. 定時圖
※1： 準備就緒 (READY) 在 LOW 等級，要求 (REQUEST) 輸入前的時間 T5，由數據處理機的性
能決定。
Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Printed in Japan