KunststoffbehälterTECHNISCHE HERAUSFORDERUNG
Low-cost Kunststoffbehälter können mit den herkömmlichen industriellen Prüfmethoden wie
dem Blasentest unter Wasser, der Druckabfallmethode oder auch der Vakuumdichtheitsprüfung nicht gleichzeitig sicher und kosteneffizient auf Dichtheit geprüft werden.
Kunststoffbehälter sind mit der Druckabfallmethode schwierig zu prüfen, da der aufgebrachte
Druck zu einer Ausdehnung des Bauteils führt und bei längeren Testzeiten sogar zum Kriechen des Bauteils führen kann. Eine zuverlässige Messung ist nahezu unmöglich, da der
Druck im Bauteil über die Zeit abnimmt. The Wiederholbarkeit der Messung ist schwierig zu
erreichen und nimmt bei kleineren Leckraten oder größeren Innenvolumen noch weiter ab.
Neben den Qualitätsforderungen treiben also auch strengere Emissionsvorschriften die Industrienormen nach oben. Druckabfallmethode und Wasserbadprüfung sind für viele industrielle
Anwendungen nicht mehr genau genug. Die Helium-Vakuummethode bietet die gewünschte,
hohe Empfindlichkeit, sind im Normalfall für diese Low-Cost Kunststoffbehälter aber überdimensioniert und einfach zu teuer.
Die Dichtheitsprüfung mit Helium oder Wasserstoff in einer Akkumulationskammer unter Umgehungsdruck (Akkumulationsmethode) stellt eine wirtschaftliche Alternative zur Prüfung von
Kunststoffbehältern dar.
In einer einfachen Kammer, wird der Prüfling durch den Prüfgasanschluss mit Helium oder Wasserstoff druckbeaufschlagt, sodass dasPrüfgas durch eventuelle Leckagen in die Akkumulationskammer
entweicht. Ventilatoren werden so in der Kammer verteilt, dass eine
gleichmäßige Verteilung des Testgases in der Kammer gewährleistet ist. Auf diese Weise sind präzise Messwerte unabhängig von derPosition des Lecks sichergestellt. Der Sensor misst dann den Anstieg der Testgaskonzentration in der Kammer. Die Ausdehnung
des Prüflings durch die Druckbeaufschlagung spielt dabei keine Rolle.
Für die Prüfung kann sowohl Wasserstoff als auch Helium eingesetzt werden. Wasserstoff ist als Testgas günstiger als Helium. Allerdings erlaubt dies nicht die gleiche hohe Empfindlichkeit wie beim
Einsatz des patentieren T-Guard Helium-Sensors. Die AP29ECO
Probenahmeeinheit detektiert den Wasserstoffanteil einer Testgasmischung aush 95% Stickstoff mit 5% Wasserstoff.

DICHTHEITSPRÜFUNG AN AUTOMOBILBAUTEILENKUNSTSTOFFBEHÄLTER

BEISPIELE FÜR KUNSTSTOFFBEHÄLTER, DIE MIT DIESER METHODE GEPRÜFT
WERDEN KÖNNEN

Wischwasserbehälter

Behälter fürServoöl

KühlmittelAusdehnungsgefäß~ 10 mbarl/s

10-2 ... 10-1 mbarl/s
1 .. 10 sccm

~ 10 mbarl/s

T-GuardSensistor Sentrac

Sensistor Sentrac
T-Guard

T-GuardSensistor SentracSensistor Sentrac
T-GuardTankdeckel

FüllstandsanzeigerSchwalltopf

Bremsflüssigkeitsbehälter

Bauteil

KunststoffÖltank

Typische Leckrate~ 10 mbarl/s~10 mbarl/s

Empfohlenes
INFICON Produkt

T-GuardBauteilTankeinfüllstutzen

Typische Leckrate~ 10 mbarl/s~ 10 mbarl/s~ 10 mbarl/s

10 ...10 mbarl/s

10 ...10 mbarl/s

Empfohlenes
INFICON Produkt

T-Guard
LDS3000

T-GuardProtec P3000(XL)

T-Guard

T-Guard

T-GuardÖlwanne-3-2-4-2-4-4-2-2-4* Klicken Sie auf den jeweiligen Produktnamen, um auf unserer Website mehr darüber zu erfahren

VORTEILE DER HELIUM / WASSERSTOFF PRÜFTECHNIK••••

Präzise und wiederholgenauer Messung für zuverlässige Ergebnisse der Dichtheitsprüfung
Prüfmethode unabhängig non Temperatur und Feuchtigkeit
Kostengünstige Dichtheitsprüfung
Hohe Empfindlichkeit

Für weitere Informationen besuchen Sie:
http://www.inficonautomotive.dede
T-Guard Helium-AkkumulationsSensor

w w w . i nf i c o n. c o m

re a c h. ge rma ny @ i nf i c o n. c o m

Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice.
miaa00de-a (1502)©2015 INFICON-3-4