Ｖｅｒ

０６

Software Version 9.0.0 以 降 対 応

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

1

目

次

こ の ソ フ ト ウ ェ ア を 正 し く ご 使 用 に な る た め の 使 用 手 順 ............................................. 3
１ ． 概 要 ....................................................................................... 4
２ 、 接 続 Ｉ － Ｖ 測 定 器 ........................................................................... 4３ ． 管 理 内 容 ................................................................................... 4４ ． デ ー タ 管 理 件 数 ............................................................................. 4５ ． ソ フ ト ウ ェ ア の 構 造 ......................................................................... 5６ ． 動 作 環 境 ................................................................................... 6
７ ． 基 本 使 用 方 法 ............................................................................... 6
７ － １ ． ソ フ ト ウ ェ ア を 起 動 し ま す 。 ........................................................... 6
７ － ２ ． 顧 客 情 報 の 設 定 ［ 顧 客 管 理 ］ ........................................................... 7８ ． 顧 客 情 報 の 設 定 ［ 顧 客 管 理 ］ ................................................................ 11
８ -１ ． 顧 客 情 報 設 定 ......................................................................... 11
８ -１ -１ ． 顧 客 情 報 入 力 ................................................................... 11
８ -２ ． 施 工 情 報 ............................................................................. 12
８ -３ ． 新 規 顧 客 情 報 を 設 定 す る 場 合 ........................................................... 13
８ -４ ． 顧 客 一 覧 ............................................................................. 14
９ ． 工 事 情 報 設 定 .............................................................................. 15
９ -１ ． 工 事 履 歴 名 選 択 ....................................................................... 15
９ -２ ． 画 像 登 録 変 更 ......................................................................... 16
９ -３ ． 施 工 業 者 情 報 設 定 ..................................................................... 16
１ ０ ． Ｓ Ｉ Ｖ － ６ ０ ０ Ｚ な ど Ｉ － Ｖ 測 定 器 か ら の 測 定 デ ー タ 転 送 .................................... 17
１ ０ -１ ． 接 続 ............................................................................... 17
１ ０ -１ -１ ． Ｓ Ｉ Ｖ シ リ ー ズ の 場 合 ......................................................... 17
１ ０ -１ -２ ． Ｉ Ｖ Ｈ シ リ ー ズ の 場 合 ......................................................... 18
１ ０ -２ ． 転 送 操 作 ........................................................................... 19
１ １ ． 測 定 デ ー タ 表 示 .......................................................................... 20
１ １ -１ ． 一 覧 表 示 ........................................................................... 20
１ ２ ． 顧 客 デ ー タ 表 示 .......................................................................... 21
１ ２ -１ ． 施 工 情 報 と 補 正 デ ー タ の 関 連 性 ....................................................... 21
１ ２ -２ ． 一 覧 表 示 ........................................................................... 24
１ ３ ． レ ポ ー ト 作 成 ............................................................................ 25
１ ３ -１ ． レ ポ ー ト 画 面 ....................................................................... 25
１ ４ ． 表 示 言 語 の 選 択 .......................................................................... 30
１ ５ ． 顧 客 情 報 ・ 計 測 デ ー タ 保 存 フ ォ ル ダ の 設 定 .................................................. 30
１ ６ ． デ ー タ の コ ピ ー .......................................................................... 31
１ ７ ． モ ジ ュ ー ル 基 本 情 報 ...................................................................... 32
１ ７ -１ ． メ ー カ 名 一 覧 ....................................................................... 32
１ ７ -２ ． 型 番 一 覧 ........................................................................... 33
１ ７ -３ ． 製 品 写 真 ........................................................................... 33
１ ７ -４ ． モ ジ ュ ー ル デ ー タ ................................................................... 34
１ ７ -５ ． 補 正 係 数 ........................................................................... 34
１ ７ -６ ． デ ー タ の イ ン ポ ー ト ................................................................. 35
１ ８ ． パ ワ コ ン 基 本 情 報 ........................................................................ 36
１ ８ -１ ． メ ー カ 名 一 覧 ....................................................................... 36
１ ８ -２ ． 型 番 一 覧 ........................................................................... 37
１ ８ -３ ． 製 品 写 真 ........................................................................... 37
１ ８ -４ ． パ ワ コ ン デ ー タ ..................................................................... 38
１ ８ -５ ． メ モ ............................................................................... 38
１ ８ -６ ． デ ー タ の イ ン ポ ー ト ................................................................. 39
１ ９ ． ソ フ ト ウ ェ ア の セ ッ ト ア ッ プ .............................................................. 40
１ ９ -１ ． セ ッ ト ア ッ プ 方 法 ................................................................... 40
１ ９ -２ ． デ ー タ 転 送 が 正 し く 行 わ れ な い と き ................................................... 47
２ ０ ． こ の ソ フ ト ウ ェ ア に つ い て ................................................................ 48
２ ０ -１ ． デ ィ レ ク ト リ 構 造 に つ い て ........................................................... 48

2

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

このソフトウェアを正しくご使用になるための 使用手順

１．

ソフトウェアのセットアップ
パソコンとＩ―Ｖ測定器（ＩＶＨ－２０００Ｚなど）をＵＳＢ接続する前にパソコンに付属のソフトウェアの入ったＣＤを入れソフトウェア「ＳＤＭ－３６００施工管理ソフト」のセットアップを行います。
「１９．ソフトウェアのセットアップ」をご参照ください。

＊ソフトウェアのセットアップをしないで、パソコンとＩ －Ｖ測定器をＵＳＢ接続するとＩＶ測定器内の測定データ転送が正しく行われ無い場合があります。「１９－２．データ転送が正しく行われないときは」をご参照になり、ソフトウェアの再セットアップを行ってください。
２． ＵＳＢ接続
パソコンとＩ―Ｖ測定器（ＩＶＨ－２０００Ｚなど）を接続します。
３． 太陽電池の仕様データ転送
各社太陽電池の仕様データが、付属のＣＤに収納されています。
「１７－６．データのインポート」の手順で、ＣＤに収納されている「ＭＯＤＵＬＥ＿ＤＡＴＡ」
を選択し管理ソフトの各社の太陽電池の仕様データを転送します。

＊このデータ転送を行わないと、補正が正しく行われません。
測定データのＳＴＣ（標準状態）換算 を行うとき転送したデータを使用します。
４． パワーコンディショナーの仕様データ転送
各社パワーコンディショナーの仕様データが、付属のＣＤに収納されています。
「１７－６．データのインポート」の手順で、ＣＤに収納されている「ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＥＲ＿ＤＡＴＡ」を選択し管理ソフトの各社の太陽電池の仕様データを転送します。

＊このデータ転送を行わないと、施工記録として使用した
パワーコンディショナーを記録できません。
５．ＩＶ測定器（ＩＶＨ－２０００Ｚなど）からのデータ転送「７－２・基本使用方法」をご参照ください。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

3

１．概要
本ソフトウェアは、Ｉ－Ｖ測定器で取得した、測定データの 管理します。
２、接続Ｉ－Ｖ測定器
ＳＩＶ－６００Ｚ
ＳＩＶ－１０００Ｚ
ＩＶＨ－１０００Ｚ
ＩＶＨ－２０００Ｚ

太陽光発電アレイテスタ（Ｉ－Ｖカーブトレーサ）
太陽光発電アレイテスタ（Ｉ－Ｖカーブトレーサ）
太陽電池ストリングチェッカ（Ｉ－Ｖカーブトレーサ）
太陽電池ストリングチェッカ（Ｉ－Ｖカーブトレーサ）

３．管理内容○顧客情報
１）顧客情報２）工事情報３）施工業者情報
４）施工情報５）施工資料…名前・サイト名称・住所・電話番号・メールアドレス…測定日・工事履歴名称・アレイ発電量・写真…名称・電話番号・担当者…モジュール・パワコン登録・モジュール枚数・温度係数…フォルダ読み出し○測定データ表示
１）Ｉ－Ｖ特性２）Ｐ－Ｖ特性
３）重ね書き…ストリング特性・アレイ特性…ストリング特性・アレイ特性…ストリング特性○機能１）測定情報入力
２）データ補正

簡易・詳細

４．データ管理件数
・顧客情報：
・施工情報：
・工事履歴：
・画像登録：
・施工業者：

１０２４件
１件／顧客
９９件／顧客４件／顧客
５件／顧客

測定データ表示画面

８００件／顧客測定データ転送画面

１２００件

モ ジ ュ ー ル /パ ワ コ ン 基 本 情 報 画 面・モジュールの登録
・パワーコンディショナの登録

4

２５５件（メーカ名・型番）
２５５件（メーカ名・型番）

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

５．ソフトウェアの構造

１．顧客データ
顧客登録・工事情報・施工業者情報を登録します。

３．測定データ 表示（Ｉ－Ｖ 特性）

２．Ｉ－Ｖ測定器から測定データを転送

３．使用製品の仕様 を登録
モジュール仕様

ＩＶＨ－２０００Ｚ

２．測定データのプリント出力

ＳＩＶ－６００

パワコンディショナー仕様

ＩＶＨ－１０００Ｚ

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

5

６．動作環境
OS
CPU
メモリ
解像度
HDD
ポート

Microsoft® Windows Vista/7/8 32Bit・ 7/8 64bit
Celeron 3.0GHz 以 上 を 推 奨
512MB(1024MB 以 上 を 推 奨 )1024x768 ピ ク セ ル 以 上 (指 定 解 像 度 以 下 の 場 合 、 全 て が 表 示 さ れ ま せ ん 。 )10MB※管理プログラムのみの容量で計測データ・工事画像は別途必要になります 。
USB2.0/3.0 の 空 き ポ ー ト が １ つ 以 上※ 注 意 ： USB3.0 の ポ ー ト で は 動 作 し な い 場 合 が あ り ま す 。
USB3.0 の ポ ー ト は 以 下 マ ー ク が 記 さ れ て い ま す 。

また、下図の様に端子が 5 本と 4 本で 2 段になっていることが特徴です。
端子 5 本と端子 4 本 2 段になっています。
青色が基準ですが、メーカによって青色以外の場合もあります。

USB2.0 は 下 図 の 様 に 端 子 が 4 本 で 1 段 に な っ て い ま す 。
端子が 4 本で 1 段になっています。

７．基本使用方法

７－１．ソフトウェアを起動します。

ソフトウエアを起動してください。起動すると次の画面が表示されます。

6

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

７－２．顧客情報の設定［顧客管理］
１）本ソフトウエアは顧客情報を中心にデータを管理する構造となっていますのでまず顧客情報を作成します。画面の「顧客情報新規作成」をクリックしてください。

２） 顧客管理タブ内「顧客情報」→「管理情報」に番号を付けます。
※フォルダ名に使用されるので「_ / : ; , * ? " < > | ? 」が使えません
３） 顧客管理タブ内「顧客情報」→「名称」に名前を付けます。
※フォルダ名に使用されるので「_ / : ; , * ? " < > | ? 」が使えません

４）顧客管理タブ内「工事情報」→「工事履歴名称」に名前を付けます。

５）入力データ保存ボタンをクリックします。

“Save OK”と表示され、保存が完了します。

※必ず管理番号、名称、工事履歴名称の３つは登録してください。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

7

７－３．データ転送

測定データ転送のタブをクリックすると次の画面を表示します。

手順が書かれています。

測定データ転送タブ内「測定装置からデータを読み込む」をクリックすると画面上とＰＣのハードディスクにデータが転送されます。

デ ー タ は C:\SOLAR_DATA\SDM_SOFTWARE\FORWARD_DATA へ 次 の よ う に 保 存 さ れ ま す 。

← 131127_144438_A001-01-01
①
②
③ ④ ⑤
①
②
③
④
⑤

8

測定日です。
測定時間です。
A001 は A ｱﾄﾞﾚｽの １ 番 目 ﾃﾞｰﾀで す 。
ｽﾄﾘﾝｸﾞ番 号 で す （ 12 章 参 照 ）。
ｽﾄﾘﾝｸﾞ回 数 番 号 で す（ 12 章 参 照 ）。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

測定データ転送タブ内で転送するデータをチェックボックスで選択します。

データを選択します
チェックマークがつきます。
測定データ転送を選択します。

測定データ転送タブ内「測定データを選択して工事履歴に転送する」をクリックすると
一 旦 保 存 し た デ ー タ は USER DATA フ ォ ル ダ へ 移 動 し ま す 。

C:\SOLAR_DATA\SDM_SOFTWARE\FORWARD_DATA

C:\SOLAR_DATA\SDM_SOFTWARE\USER_DATA\0001_新 栄 電 子 \1_工 事※ フ ォ ル ダ の 「 C:\SOLAR_DATA\SDM_SOFTWARE」 部 分 は 変 更 で き ま す 。
１５．顧客情報・計測データ保存フォルダの設定を参照してください。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

9

７－４．データ解析・レポート作成[顧 客 デ ー タ 表 示 画 面 に な り ま す 。 ]機能
１． 特性の比較
２． ＰＶ特性を書く
３． データのＳＴＣ補正
４． プリント出力（レポート作成）

10Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

８．顧客情報の設定［顧客管理］
８ -１ ． 顧 客 情 報 設 定
画面下にあるタグの”顧客管理”をクリックすると次の画面となります。

設定した顧客情報が保存されます。
・変更のときは、上書きされます。
・管理番号・名称を変更すると管理フォルダがリネームされます。
登録済みの顧客情報を選択します。
ここをクリックします。
８ -１ -１ ． 顧 客 情 報 入 力

管理番号は入力必須項目です※フォルダ名に使用されるので「_/ : ; , * ? " < > | ? 」が使えま
せん
名番
称は
※
号入
は力
ユ必
ニ須
ー項
ク目
でで
なす
ければなり
※フ
ォ
ル
ダ
名
に
使
用
さ
れ
るので「_
ません
/ : ; , * ? " < > | ? 」が使えま
せん
※
デ番
ー号
タは
をユ
入ニ
力ー
しク
てで な け れ ば な り
くま
だせ
さん
い。

メモは複数行入力可能です。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

11

８ -２ ． 施 工 情 報
選択したアレイ情報から理想の合 算 Pm が 表 示 さ れ ま す 。

施工資料を保存しておくフォルダが開かれます。

設置情報を設定する
ウィンドウが開きます。

ストリング毎のPm が 表 示 さ れ ま す 。

最 大 10 ス ト リ ン グ
まで登録できます。

個数を入力
するとアレ
イ 全 体 のPm が 表 示
されます。

登録済みの
モジュール
メーカを選
択します。

入力情報を
保存して
ウィンドウ
を閉じます。

登録済みの製品型番を選択します。
Pm・Voc・Isc
が表示され
接続されて
ます
いる直列数
を入力しま
す。

入力情報を
破棄して
ウィンドウ
を閉じます。

Pm・ Voc・Isc
が表示され
ます。

接続されて
いる並列数
を入力しま
す。
パワコンの
グループを
選択します。
その他機器情報(接 続 箱 等 )の メ モが記録できます。

12

パワコンの
メーカを選
択します。

最上段の製品の温度係数が表示されます。

最上段の製品の補正係数α・β ・ Rs ・ K が 表示されます。

パワコンの
型番を選択
します。

ストリング番号を右クリックすることでコピー/貼り付けのメニューが表示 さ れ 、コ ピ ー /貼 り 付 けが可能です。
※貼り付ける際は貼り付
けたいストリングのページを表示して貼り付
けてください。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

８ -３ ． 新 規 顧 客 情 報 を 設 定 す る 場 合１）既存データが表示されている場合は、顧客情報新規作成ボタン押してから 管理番号と名称を設定
してください。

②管理番号と名称を設定します。

①新規作成します。
２）工事履歴名称

施工場所名、ＴＥＳＴ、実験など自由に名称を設定してください。

＊他の設定は、必要に応じて追加します。
Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

13

８ -４ ． 顧 客 一 覧保存された顧客情報が一覧で表示されます。
マ ウ ス で 選 択 す る と 青 く 反 転 し 、そ の 顧 客 情
報と工事情報が表示されます。
※顧客一覧にて選択を行わないと測定デー
タ表示画面や測定データ転送画面に遷移できません。

顧客情報一覧の並び替え
ソートウィンドウを表示します。

選択している顧客情報を削除します。
※計測データも全て削除されます。

ソート条件を設定します。

設定した条件でソートを行います。
ソートウィンドウを閉じます。

ソートする対象の設定を行います。
※管理番号の昇順がデフォルトです。

14Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

９．工事情報設定
９ -１ ． 工 事 履 歴 名 選 択
工事履歴を削除します。
※選択された工事の測定データも消えます。

測定された日付が表示されます。

工事履歴名称を入力します。
測定装置から転送する前に履歴名称を設定します。
※フォルダ名に使用されるので「_/ : ; , * ? " < > | ? 」が使えません※１つの顧客情報内で名称はユニークである必要があります。
ページ切り替えを行います。
※右側のデータ数＋１まで切り替えると新しい工事情報が作成できます。
ストリング測定デー
タを合算し、アレイ
データが、表示されます。
測定データ表示でチェックされた値の合計が表示されます。
メモを記します。
メモは複数行入力可能です。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

15

９ -２ ． 画 像 登 録 変 更
表示エリアより大きい画像の場合は縦もしくは横サイズに合わせて縮小表示されます。
表示エリアより小さいサイズは拡大されて表示されます。
画 像 を ダ ブ ル ク リ ッ ク す る と Windows で 拡 張 子 に登録されたソフトウェアで表示されます。
画 像 の 登 録 /変 更 が 行 え ま す 。 (最 大 4 個 )※ 選 択 さ れ た 画 像 は VGA サ イ ズ に 縮 小 (VGA サ イ ズ
以 下 は 無 変 更 )さ れ 、工 事 履 歴 名 称 の フ ォ ル ダ に コ
ピーされます。
ボタンを押して切り替える毎に登録された画像がロードされます。

選択された番号に登録され、画像が表示されている時に、番号の上で右クリックすると画像削除メニ
ューが表示されますので、削除したい場合は画像削除を選択してください。
９ -３ ． 施 工 業 者 情 報 設 定

施工業者の担当者名を記録します。
施工業者の電話番号を記録します。
施工業者名称のタイトルを右クリックする と コ ピ ー /貼 り 付 け の メ ニ ュ ー が 表 示 さ
れ 、 コ ピ ー /貼 り 付 け が 可 能 で す 。

施 工 業 者 名 称 を 記 録 し ま す 。 (最 大 5 社 )16Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

１０．ＳＩＶ－６００ＺなどＩ－Ｖ測定器からの測定データ転送

最初に、ＳＩＶ－６００ＺなどＩ－Ｖ測定器とＰＣを接続します。
１ ０ -１ ． 接 続※本体に接続できる測定器は１台のみとなります。
１ ０ -１ -１ ． Ｓ Ｉ Ｖ シ リ ー ズ の 場 合
本 体 の 右 側 に 存 在 す る USB ポ ー ト に 接 続 し て く だ さ い 。
しっかり奥まで差し込んでください。

パ ソ コ ン 側 の USB2.0/3.0 ポ ー ト に 接 続 し ま す 。
※ USB3.0 の ポ ー ト で は 動 作 し な い 場 合 が あ り ま す 。
（例はデスクトップパソコンですが、ノートパソコンでも同様です）
しっかり奥まで差し込んでください。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

17

１ ０ -１ -２ ． Ｉ Ｖ Ｈ シ リ ー ズ の 場 合
本 体 の 右 側 に 存 在 す る USB ポ ー ト に 接 続 し て く だ さ い 。
しっかり奥まで差し込んでください。

パ ソ コ ン 側 の USB2.0/3.0 ポ ー ト に も 接 続 し ま す 。
※ USB3.0 の ポ ー ト で は 動 作 し な い 場 合 が あ り ま す 。
（例はデスクトップパソコンですが、ノートパソコンでも同様です）

しっかり奥まで差し込んでください。

18

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

１ ０ -２ ． 転 送 操 作＊ IVH-400Z・ IVH-500Z・ IVH-1000Z の 一 部 機 種 の 場 合 、 本 体 に 時 計 機 能 が 存 在 し な い 機 種 の デ ー タは転送した日付と時間になります。
※本取扱説明書の１０－１．の接続終了後に実行してください。
※ 接 続 が 行 わ れ て い な い 、 ま た は Windows が 認 識 し て い な い 状 態 で 操 作 す る と 未 接 続 エ ラ ー の 警 告が出ます。
転送の前にポートに接続してください。
測定装置内の計測データを全て転送します。
同 デ ー タ を 転 送 し た 場 合 は PC 内 で 上 書 き されます。
チェックボックスで選択された計測データを指定された工事履歴に転送します。
転送された計測データは一覧から消去されます。
顧客管理画面へ遷移します。
測定装置内の計測データを全て消去します。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

19

チェックボックスで選択された計測データを削除します。

転送中は進捗情報バーが表示されます。
※ケーブルは絶対に抜かないでください。

１１．測定データ表示
１ １ -１ ． 一 覧 表 示
全て選択されている場
合には全クリア、一つでも選択されている場
合には全て選択となります。

チェックを付けて波形表示を 行 う と PV カーブが描かれます。

チェックボックスで選択された測定データの波形を表示します。
波形をクリアします。

ダブルクリックで変更が可能になります。
※ 変 更 デ ー タ は 転 送 時 に 有 効 と な り 、転 送 前 に 画 面 を 移 動 すると変更したデータは無効になります。
※ 年 月 日 の フ ォ ー マ ッ ト は 数 値 で 「 YY/MM/DD」。
※ 時 間 の フ ォ ー マ ッ ト は 数 値 で 「 HH:MM:SS」。
※ コ ー ド の フ ォ ー マ ッ ト は 「 0001～ 9999・ A001～ Z999」。
※ ス ト リ ン グ の フ ォ ー マ ッ ト は 数 値 で 「 01～ 10」。
※ 回 数 の フ ォ ー マ ッ ト は 数 値 で 「 01～ 99」。

20

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

１２．顧客データ表示

１ ２ -１ ． 施 工 情 報 と 補 正 デ ー タ の 関 連 性《簡易補正》
情報が入力されていない番号は表示されません。

補正データに使用される温度補正は「 Gr.」 欄 に 表 示 さ れ て い る ス ト リ ン グの番号と施工情報の番号とがリンクさ
れ て お り 、 画 面 の 例 で は 01 の ス ト リ ン
グ の Pm 温 度 係 数 欄 に 表 示 さ れ た「 -0.002」 が 計 算 に 使 用 さ れ ま す 。
※ ス ト リ ン グ 「 St.」 欄 が “ --” や 選 択
した番号にモジュールの登録が無い場
合 、温 度 補 正 は 行 わ れ な い メ ッ セ ー ジ が
表 示 さ れ ま す 。。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

21

日射量１０００Ｗ／㎡
パネル温度２５℃の時の値に補正します。

【補正に使用するパラメータ】
１．補正のための係数（測定するモジュールの仕様値）
・Ｐｍ温度補正係数： 温 度 が １ ℃ 変 動 し た 時 の 最 大 電 力 Ｐ ｍ の 変 動 値 （ ％ /℃ ）・定格容量：測定しているストリングの定格容量
２．日射量
３．モジュール温度【計算式】
基準状態での日射量
基準状態での太陽電池モジュール温度： Ｅ ２ （ １ ０ ０ ０ Ｗ /㎡ ）：Ｔ２（２５℃）

測定した日射量
測定した太陽電池モジュール温度測定した短絡電流値
測定した電流値
測定した最大出力電圧値

：Ｅ１
：Ｔ１
：Ｉｓｃ

日射補正された電流値
日射補正された最大電力値
日射・温度補正された最大電力値

：Ｐｍｘ

：Ｉ１
：Ｖｐｍ
：Ｉｃ
：Ｐｍｃ

上記のように定義すると、
Ｉｃ・ＰｍｘおよびＰｍｃは以下のようになります。
Ｉ ｃ ＝ Ｉ １ ＋ Ｉ ｓ ｃ （（ Ｅ ２ /Ｅ １ ） － １ ）Ｐ ｍ ｘ ＝ Ｉ ｃ ×Ｖ ｐ ｍ
Ｐ ｍ ｃ ＝ Ｐ ｍ ｘ ＋ （ 定 格 容 量 ×Ｐ ｍ 温 度 補 正 係 数 /１ ０ ０ ） ×（ Ｔ ２ － Ｔ １ ）実 測デ ータ

補 正デ ータ

5.6A

9.6A

2.8A

4.8

0

305V

0

補正を行うと日射量で電流が補正されるので、上記のようにグラフが変化します。

22

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

305V

《詳細補正》情報が入力されていない番号は表示されません。

補正データに使用される温度補正は「 Gr.」 欄 に 表 示 さ れ て い る ス ト リ ン グの番号と施工情報の番号とがリンクさ
れ て お り 、 画 面 の 例 で は 01 の ス ト リ ン
グ の α・β・Rs・K の 欄 に 表 示 さ れ た 値が計算に使用されます。
※ 補 正 用 係 数 の α・β・ Rs・K の デ ー タの未入力の部分は 0 で計算を行うメッ
セージが表示されます。

日射量１０００Ｗ／㎡
パネル温度２５℃の時の値に補正します。

【補正に使用するパラメータ】
ストリンググループ内に型番に違いがあるときは計算しません。
１．補正のための係数（測定するモジュールの仕様値）
・α： 温 度 が １ ℃ 変 動 し た 時 の 短 絡 電 流 Ｉ ｓ ｃ の 変 動 値 （ Ａ /℃ ）α ＝ ｎ ×α ｃ ｎ ： 並 列 枚 数
・β： 温 度 が １ ℃ 変 動 し た 時 の 開 放 電 圧 Ｖ ｏ ｃ の 変 動 値 （ Ｖ /℃ ）β ＝ ｎ ×β ｃ ｎ ： 直 列 数
・Ｒｓ ：太陽電池モジュールの直列抵抗（Ω）
・Ｋ： 曲 線 補 正 因 子 （ Ω /℃ ）２．日射量
３．モジュール温度【計算式】
基準状態での日射量
基準状態での太陽電池モジュール温度： Ｅ ２ （ １ ０ ０ ０ Ｗ /㎡ ）：Ｔ２（２５℃）

測定した日射量
測定した太陽電池モジュール温度測定した短絡電流値
測定した電流値
測定した電圧値

：Ｅ１
：Ｔ１
：Ｉｓｃ

補正された電流値補正された電圧値

：Ｉ２
：Ｖ２

：Ｉ１
：Ｖ１

上記のように定義すると、補正された電流値Ｉ２と補正された電圧値Ｖ２は以下のようになります。
Ｉ ２ ＝ Ｉ １ ＋ Ｉ ｓ ｃ （（ Ｅ ２ /Ｅ １ ） － １ ） ＋ α （ Ｔ ２ － Ｔ １ ）Ｖ２＝Ｖ１＋β（Ｔ２－Ｔ１）－Ｒｓ（Ｉ２－Ｉ１）－Ｋ・Ｉ２（Ｔ２－Ｔ１）

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

23

１ ２ -２ ． 一 覧 表 示
生 デ ー タ・簡 易 補 正 デ ー タ・詳
細補正データを切り替えます。
※表示波形は再表示されます。

チェックの付いたデータの波形を表示します。

PV 波 形 の 表 示 /非 表 示
を選択します。

波形をクリアします。
チェックの付いたデータを削除します。

合算はチェックの入ったストリング
スの合算値になります。
＊Ｉｓｃは、加算値。
Ｖｏｃは、平均値。
Ｉｐｍは、加算値。
Ｖｐｍは、平均値。
ＦＦは、計算値。
セル温度、日射量は、平均値。

工事に関するレポートを別ウィンド
ウで表示します。
※チェックの付いたデータを使用します。
※レポートに使用できるデータ数は20 個 と な り ま す 。
※測定器内部での結果表示を非表示にするとレポートでも非表示となります。

一覧右側の判定結果に対し 表 示 /非 表 示 を 切 り 替 えます。
※表示波形は再表示されます。

ダブルクリックで変更が可能になります。
※最上段の合算は変更できません。
※データは「生データ・簡易補正・詳細補正」で共通です。
※ 年 月 日 の フ ォ ー マ ッ ト は 数 値 で 「 YY/MM/DD」。
※ 時 間 の フ ォ ー マ ッ ト は 数 値 で 「 HH:MM:SS」。
※ コ ー ド の フ ォ ー マ ッ ト は 「 0001～ 9999・ A001～ Z999」。
※ ス ト リ ン グ の フ ォ ー マ ッ ト は 数 値 で 「 01～ 10」。
※ 回 数 の フ ォ ー マ ッ ト は 数 値 で 「 01～ 99」。
全て選択されている場合には全クリア、他の場合は全選択となります。
※ IVH-2000 の デ ー タ が 含 ま な い 場 合 は SDT-1600 の 表 示 項 目 と な り 、「 Vpm(V)」「 Ipm(A)」「 Ω 」の 代
わ り に 「 外 気 (℃ )」「 汚 れ 」「 傾 斜 (度 )」 が 表 示 さ れ ま す 。

24Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

１３．レポート作成

１ ３ -１ ． レ ポ ー ト 画 面１）施工情報が表示できます。

タブをクリックしてページを切り替えます。

２）測定データが表示できます。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

25

※波形の色変更ができます。
デ フ ォ ル ト は IV 曲 線 が 青 、 PV 曲 線 が 赤 と な っ て い ま す 。
変更された色情報は全データ共通で保持されます。
ダブルクリックすると波形の色変更ウィンドウが表示されます。

変更したい枠をダブルクリックすると色選択ウィンドウが表示されます。

色 を 選 択 し 、OK を 押 す
ことで色が決定されます。

OK を 押 す と 選 択 し た
色で波形が再描画されます。

26

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

３）設置機器情報
タブをクリックしてページを切り替えます。

４）印刷種類

詳細印刷は基本印刷に加え、設置機器情報が出力されます。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

27

・ 印 刷 は Windows で 設 定 さ れ て い る 「 通 常 使 う プ リ ン タ ー に 設 定 」 か ら 出 力 さ れ ま す 。
・通常使うプリンターは下図のコントロールパネル→デバイスとプリンターの表示を選択し、緑のチェックマークが付いているプリンターが該当します。

通常使うプリンターに設定されているマーク【注意】
本ソフトウェアを起動後にプリンターの設定を変更しても有効にならない場合がありますので、カラーやモノクロ等の設定は、本ソフトウェア起動前に行ってください。
《 サ ン プ ル 》 RICHO 社 製 プ リ ン タ ー の 場 合

カ ラ ー /モ ノ ク ロ 設 定 等 は 本 ソ フ ト
ウェア起動前に行ってください。

28

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

５）ロゴ変更

ロゴをダブルクリックすると画像選択ウィンドウが開 くので、画像を選択します。

右クリックすると画像削除メニューが表示 さ れ ま す の で 、削 除 し た い 場 合 は 画 像 削除を選択してください。
弊社のデフォルトのロゴに戻ります。

このロゴはプログラム終了後も保持され、レポート印刷時 にも使用されます。
ま た 、設 定 し た 画 像 が 削 除 さ れ る な ど 見 つ か ら な い 場 合 は 、弊 社 の デ フ ォ ル ト ロ ゴ が 表 示 さ れ ま す 。
※画像サイズ
お よ そ 150×30 ピ ク セ ル で 作 成 が 基 準 と な り ま す 。
※他のサイズでも表示は可能ですが、画像が大きくなる場合、原点が右上なので左側に画像が大きくなっていくため、タイトルなどと重なる場合があります。
150 ピ ク セ ル

原点

30 ピ ク セ ル

６）前画面に戻る

レ ポ ー ト 画 面 を 閉 じ て 前 画 面 (デ ー タ 表 示 画 面 )に 戻 り ま す 。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

29

１４．表示言語の選択

本 ソ フ ト ウ ェ ア を 最 初 に 起 動 し た 際 に 、 OS が 日 本 語 か そ れ 以 外 か を 判 断 し 、日 本 語 だ っ た 場 合 に は 日 本
語に、それ以外だった場合には英語で表示されるようになります。
※ Windows が 表 示 す る メ ッ セ ー ジ (メ ッ セ ー ジ ウ ィ ン ド ウ の は い ・ い い え )は OS の 言 語 に 依 存 し ま す 。
※ 入 力 や 表 示 に 使 用 さ れ る 言 語 は OS に 依 存 し ま す 。

１５．顧客情報・計測データ保存フォルダの設定○顧客情報や計測データを保存するフォルダは初回起動時に自動設定されますが、後から変更する事ができます。

初めて変更を選択された場合はパスワードの設定画面が表示されます。

2 回目以降はパスワードの入力画面が表示されます。

変更が選択された場合は設定されているパスワードを入力後、新しいパスワードを設定します。

※パスワードはお客様にて厳重にご管理願います。
万が一パスワードを紛失してしまった場合は弊社へご連絡願います。

30

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

パスワードの設定もしくは、パスワードの入力が正しく行われた場合にフォルダ変更ウィンドウが表示されます。
現在参照しているデータフォルダが表示されます。
※この欄の変更は不可です。
参照ウィンドウが表示されます。

保存するフォルダを入力もしくは参照で選択します。

変更をキャンセル
します。
変更を確定します。

※データ保存フォルダを変更した場合には本ソフトウェア が自動的に終了しますので、ショートカット
等で再起動してください。

１６．データのコピー

データ保存フォルダの全てのデータをコピーします。

保存先のフォルダには「 SDT 年 月 日 _時 分 秒 」 と い う
フォルダが作成され、その中に・ FORWARD_DATA
・ MODULE_DATA・ POWER_CONDITIONER_DATA・ USER_DATAのフォルダがコピーされます。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

31

１７．モジュール基本情報

１ ７ -１ ． メ ー カ 名 一 覧

登録されているメーカ一覧が表示されます。
選択すると型番一覧が更新されます。

新規にメーカを追加します。
選択するとメーカ名入力ウィンドウが表示されます。

メーカを削除します。
登録された型番も全て消えます。
※ こ の メ ー カ・型 番 を 使 用 し た 計 測 デ ー タ が 正
しく表示されなくなります。

32

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

１ ７ -２ ． 型 番 一 覧

登録されている型番一覧が表示されます。
選択すると詳細情報が表示されます。

新規にモジュールを追加します。
選択すると型番入力ウィンドウが表示されます。

選択された型番を削除します。
※この型番を使用した計測データが正しく表示されなくなります。

１ ７ -３ ． 製 品 写 真

型番が選択されると登録されていた画像が表示されます。
表示エリアより大きい画像の場合は縦もしくは横サ
イズに合わせて縮小表示されます。
表示エリアより小さいサイズは拡大されて表示されます。
画 像 を ダ ブ ル ク リ ッ ク す る と Windows で 拡 張 子 に 登 録
されたソフトウェアで表示されます。

画 像 の 登 録 /変 更 が 行 え ま す 。
※ファイル選択ウィンドウでキャンセルを選択すると登録した画像を削除するかを問うウィンドウが表示されます。

画像が表示されている時に画像エリア上で右クリックすると画像削除メニューが表示されますので、削除したい場合は画像削除を選択してください。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

33

１ ７ -４ ． モ ジ ュ ー ル デ ー タ

メーカカタログ等を参考にデータを入力します。

１ ７ -５ ． 補 正 係 数

簡易補正に使用する温度補正係数を入力します。
※データ表示画面の補正計
算に使用されます。
※ 記 入 さ れ な い 場 合 、温 度 補
正は行われません。
詳細補正に使用するモジュールの補正係数を入力します。
※未入力箇所は 0 として計算されます。

モジュール情報を保存しておくフォルダを開きます。
入力したモジュール
データを保存します。

34

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

１ ７ -６ ． デ ー タ の イ ン ポ ー ト
メニューのツールにあるデータのインポートを選択すると 、フォルダ選択画面が表示されます。

CD 内 の Sample フ ォ ル ダ の MODULE_DATA を選択します。

フ ォ ル ダ を 選 択 後 、OK を 選 択します。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

35

１８．パワコン基本情報

１ ８ -１ ． メ ー カ 名 一 覧

登録されているメーカ一覧が表示されます。
選択すると型番一覧が更新されます。

新規にメーカを追加します。
選択するとメーカ名入力ウィンドウが表示されます。

メーカを削除します。
登録された型番も全て消えます。
※ こ の メ ー カ・型 番 を 使 用 し た 計 測 デ ー タ が 正
しく表示されなくなります。

36

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

１ ８ -２ ． 型 番 一 覧

登録されている型番一覧が表示されます。
選択すると詳細情報が表示されます。

新規にパワコンを追加します。
選択すると型番入力ウィンドウが表示されます。

選択された型番を削除します。
※この型番を使用した計測データが正しく表示されなくなります。

１ ８ -３ ． 製 品 写 真
型番が選択されると登録されていた画像が表示されます。
表示エリアより大きい画像の場合は縦もしくは横サイズに合わせて縮小表示されます。
表示エリアより小さいサイズは拡大されて表示されます。
画 像 を ダ ブ ル ク リ ッ ク す る と Windows で 拡 張 子 に 登録されたソフトウェアで表示されます。

画 像 の 登 録 /変 更 が 行 え ま す 。
※ファイル選択ウィンドウでキャンセルを選択す
ると登録した画像を削除するかを問うウィンド
ウが表示されます。

画像が表示されている時に画像エリア上で右クリックすると画像削除メニューが表示されますので、削除したい場合は画像削除を選択してください。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

37

１ ８ -４ ． パ ワ コ ン デ ー タ

メーカカタログ等を参考にデータを入力します。

１ ８ -５ ． メ モ
メモ欄として記入できます。

パワコン情報を保存しておくフォルダを開きます。

入力したパワコン
データを保存します。

38Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

１ ８ -６ ． デ ー タ の イ ン ポ ー ト
メニューのツールにあるデータのインポートを選択すると、フォルダ選択画面が表示されます。

CD 内 の Sample フ ォ ル ダ の
POWER_CONDITIONER_DATA を 選 択 し ま す 。

フ ォ ル ダ を 選 択 後 、OK を 選 択します。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

39

１９．ソフトウェアのセットアップ※パソコンに測定器を接続する前にソフトウェアのセットアップを行います。
１ ９ -１ ． セ ッ ト ア ッ プ 方 法
画 面 は ク ラ ッ シ ッ ク モ ー ド の 場 合 で す 。 OS の 設 定 に よ り 若 干 の 違 い が あ り ま す 。
１ ） CD-ROM を ド ラ イ ブ に 挿 入 す る と 、 以 下 の ウ ィ ン ド ウ が 表 示 さ れ ま す の で 「 asrun.exe の 実 行 」 を 選択してください。

２ ） 以 下 の ウ ィ ン ド ウ が 表 示 さ れ ま す の で 「 OK」 を 選 択 し ま す 。

40

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

※ Windows の 設 定 に よ り 自 動 再 生 が 停 止 さ れ て い た 場 合 は CD-ROM を ド ラ イ ブ に セ ッ ト 後 、左 下 の ス
タートボタン→コンピューターをエクスプローラのコンピューターを選択してください。

CD/DVD ド ラ イ ブ を 選 択 し ま す 。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

41

Setup.vbs を 起 動 し ま す 。

以 下 の ウ ィ ン ド ウ が 表 示 さ れ ま す の で 「 OK」 を 選 択 し ま す 。

３ ）暫 く す る と 太 陽 電 池 施 工 デ ー タ 管 理 ソ フ ト セ ッ ト ア ッ プ 画 面 が 表 示 さ れ る の で「 OK」を 選 択 し ま す 。

42Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

４）セットアップ開始確認画面が表示されるので開始ボタンを押します。

５）プログラムグループ選択画面が表示されますので「継続」を選択します。

６）必要なファイルのコピーが開始されます。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

43

※途中にバージョンの確認画面が出る場合があります。
下記の画面が出ましたら「いいえ」を選択します。

７ ） セ ッ ト ア ッ プ が 完 了 し た ら 「 OK」 を 押 し ま す 。

８ ） 以 下 の ウ ィ ン ド ウ が 表 示 さ れ ま す の で 「 OK」 を 選 択 し ま す 。

44Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

９）以下のウィンドウが表示されますので「次へ」を選択します。

１０）デバイスドライバのインストールが開始されます。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

45

１ １ ） Windows の セ キ ュ リ テ ィ が 表 示 さ れ ま し た ら 、 下 側 の 「 こ の ド ラ イ バ ー ソ フ ト ウ ェ ア を イ ン ス ト
ー ル し ま す (I)」 を 選 択 し ま す 。

１２）以下のウィンドウが表示されますので「完了」を選択します。

１ ３ ） 以 下 の ウ ィ ン ド ウ が 表 示 さ れ ま す の で 「 OK」 を 選 択 し ま す 。
以 上 で セ ッ ト ア ッ プ は 終 了 で す 。 CD-ROM を ド ラ イ ブ か ら 取 り 出 し て 保 管 し て く だ さ い 。

46

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

１ ９ -２ ． デ ー タ 転 送 が 正 し く 行 わ れ な い と き
この管理ソフトウェアをインストール前にＵＳＢを接続すると、データ転送が正しく行われない場合がありまます。その時は、下記の手順で再セットアップをお願いいたします。
１）ＰＣにＵＳＢケーブルを接続し、本体の電源を入れます。
２）デバイスマネージャーを開きます。
３ ）「 イ メ ー ジ ン グ デ バ イ ス 」 内 、「 VH AnySensor 1.0」 を ダ ブ ル ク リ ッ ク し ま す 。

４ ）「 ド ラ イ バ ー 」 タ ブ を 選 択 し 、「 削 除 」 を ク リ ッ ク し ま す 。

５ ）「 こ の デ バ イ ス の ド ラ イ バ ー ソ フ ト ウ ェ ア を 削 除 す る 」 に チ ェ ッ ク を 入 れ て 「 Ｏ Ｋ 」 をクリックします。

６）ＵＳＢケーブルをＰＣから抜きます。
７）添付の取扱説明書に従い、ＰＣ用ソフトをインストールします。

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

47

２０．このソフトウェアについて
２ ０ -１ ． デ ィ レ ク ト リ 構 造 に つ い て本プログラムのディレクトリ構造について説明します。
【 Windows Vista】
C:\Program Files\SDT-3600\
SDT-3600.exe\LANGAGE
C:\SOLAR_DATA\SDT-1600\BACKUP_DATA\FORWARD_DATA\MODULE_DATA\POWER_CONDITIONER_DATA\USER_DATA

インストールディレクトリです。
実行ファイルです。
ラ ン ゲ ー ジ 用 デ ー タ で す 。（ 日 本 語 、 英 語 ）プログラムが使用する領域です。
SIV-600Z/1000Z・ IVH-400Z/500Z/1000Z/2000Z 等 か ら 転 送 し た
データの一時保存領域です。
モジュール用保存データです。
パワコン用保存データです。
顧客管理保存データです。

バックアップなどを取る際には、設定した保存フォルダごと保存を行ってください。
【 Windows 7】
C:\Program Files\SDT-3600\
SDT-3600.exe\LANGAGE
C:\SOLAR_DATA\SDT-1600\BACKUP_DATA\FORWARD_DATA\MODULE_DATA\POWER_CONDITIONER_DATA\USER_DATA

インストールディレクトリです。
実行ファイルです。
言 語 デ ー タ で す 。（ 日 本 語 、 英 語 ）プログラムが使用する領域です。
SIV-600Z/1000Z・ IVH-400Z/500Z/1000Z/2000Z 等 か ら 転 送 し た
データの一時保存領域です。
モジュール用保存データです。
パワコン用保存データです。
顧客管理保存データです。

バックアップなどを取る際には、設定した保存フォルダごと保存を行ってください。

48

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

49

50

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

新栄電子計測器株式会社
http://www.shin-ei.ne.jp〒 252-0816 神 奈 川 県 藤 沢 市 遠 藤 2636
TEL

0466-88-3030

FAX

0466-87-0627

Shin-ei Electronic Measuring Co., Ltd.

51