ニューマチックコネクタ、チューブ、付属品カタログ
多極ニューマチックコネクタ

プラスチックチューブおよびアダプタ

チューブコネクタおよびマニホールド

配管用工具

目次

プラスチックチューブ

�プラスチックチューブの仕様について
チューブ用クランプおよびシーリング材

��

チューブ管およびチューブ用専用工具�

チューブ用専用工具

�

ナイロンチューブ
テフロンチューブ (透明)
ウレタンチューブ (透明)スパイラルチューブクランプ
パイプ用シーリング材

突起付きステンレススチール管
チューブ用プッシュオン工具

NYCLMP スクリューバックツール

チューブ/パイプコネクタ

パイプコネクタ
X-Lok(Swagelok等)用チューブアダプタ圧縮継手-��.�MPa(����psi)

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

X- Lok アダプタ

�

圧力タップと圧力パッチ

�

ニューマチックコネクタ

�X-Lok ‒ チューブ
X-Lokチューブインサート
圧力タップ
圧力パッチ

着脱コネクタ���-���kPa(��-���psi)
モデル D �.�MPa(���psi)
��C, ��C, および��Cｓ
��C ニューマチックコネクタ �.�MPa(���psi)
��C ニューマチックコネクタ �.�MPa(���psi)
��C ニューマチックコネクタ ���kPa(���psi)*
ZOC �.�MPa(���psi)
��MPS ���kPa(���psi)
��MPS �.�MPa(���psi)

�
�
�
�

�
��
��
��
��
��
��
��
��

ニューマチックコネクタ ‒ 高圧用��RC� �.�MPa(���psi)
RPC ���kPa-�.�MPa(���-���psi*)����

モデル L ��.�MPa(����psi)

レクタンギュラコネクタ

ニューマチックマニホールド �.�MPa(���PSI)
チューブコネクタ
クイックカプラー
エアオペレート式校正/パージバルブ

��

��
��
��
��
��

プラスチックチューブ
スキャニバルブ社では、下記を含む多くの用途でご使用頂ける透明のプラスチックチューブを各種ご用意しております:
•

風洞試験

•

飛行試験

•

ガスタービンおよびディーゼル•R&D および実験用

•

工業試験

取り扱っております在庫品の材質には、ウレタン、ナイロ
ン、およびテフロンがございます。.031～.125インチのチューブ管に合うサイズをご用意しております。チューブは一巻単位での販売になります。

ナイロンチューブ

ウレタンチューブ (透明)このチューブの定格は110℃*で、ガスタービン試験に最適です。当社のステンレススチール管にフィットし、スパイラル
チューブクランプなしで700kPa(100psi)、またはスパイラ
ルチューブクランプとシーリング材の使用で10MPa(1500psi)まで使用が可能です。特注にて様々な色のNYLN- 125HWの注文が可能です。

ウレタンチューブは95°C *が温度定格になります。風洞モデ
ルの低圧試験に最適です。こちらのチューブは非常に柔らかく、弾力性があり、ねじれに強い作りになっています。当社のステンレススチール管にフィットし、天候や破れ、摩耗や衝撃に強い作りになっています。.063インチのウレタンチュ
ーブには21°Cでの作動圧力は700kPa(100psi)が推奨されます。

テフロンチューブ (透明)
化学的に無害なこのチューブの定格は260℃*です。ナイロン
チュ ーブと同じス パイラルチュ ーブクランプ を使用します 。 .063イン チのテ フロンチ ューブ には 21℃での 作動圧
3.5MPa(500psi)が推奨されます。

常時お取り扱いのあるチューブ材質サイズ
適合
ステンレスレチューブ

材質

ナイロン 6/6 (透明)外径.031インチ(0.79ミリ)
外径.040インチ(1.02ミリ)

ウレタン

テフロン (PTFE)

URTH-031 (内径)NYLN-040† (内径)URTH-040 (内径)TFLN-040 (内径)NYLN-063 (内径)URTH-063 (内径)TFLN-063 (内径)

外径.063インチ(1.59ミリ)
外径.125インチ(3.18ミリ)

NYLN-125HW (内径)TFLN-125** (内径)* 温度定格は標準大気圧を参照しております。
**真空テストにはご使用になれません。
†
特注でのお取り扱いになります。

1

プラスチックチューブの仕様について

パーツ番号

NYLN-063

NYLN125HW

TFLN-040

TFLN-063

TFLN-125

URTH-031

URTH-040

URTH-063

内径
インチ
[mm]*

外径
インチ
[mm]

21°C PSI[kPa]で推奨される作動
圧力

21°C PSI[kPa]での破裂圧力

40°C PSI[kPa]での
破裂圧力

.057

.089

1000

1500

1000

[1.45][2.26][6895][10340][6895]

.117

.187

1000

750

[2.97][4.75]

600[4135][6895][5170]

.036

.068

700

575

[0.91][1.73][4825][3965]

.053

.086

700

575

[1.35][2.18][4825][3965].106.138[2.69][3.51]

.027

.051

[.69]

[1.30]

.034

.066

[.86]

[1.68]

500[3448]

500[3448]

200[1380]

125
[860]

125
[860]

最高使用温度°C [°F]

最低使用
温度°C [°F]

最高使用温度での破裂圧力PSI
[kPa]

最小曲げ半
径インチ
[mm]

一巻長さ
フィート
[Meters]

110
[225]

-65 [-85]

800

1.25

500 [152.4][5515][31.75]1000 [304.8]

100
[212]

-65 [-85]

500

1.75

250

[3448][44.45][76.2]

260[500]-70 [-94]

70

0.50

500

[480]

[12.7][152.4]260[500]-70 [-94]

70

0.75

500

[480]

[19.05][152.4]175[350]-70 [-94]-65 [-85]

350

240

[2415][1655]

375

160

95

[2585][1100]

[200]

350

150

95

[2415][1035]

[200]

.054

.086

100

250

150

95

[1.37][2.18][69
0][1725][1035][200]-65 [-85]-65 [-85]*TFLNチューブを除いて、すべての公差は±0.002インチです。TFLNチューブは±0.003インチです。
†

特注でのお取り扱いになります。

2
4

50

1.25

300

[345]

[31.75][91.4]

70

0.188

500

[480]

[4.78][152.4]

70

0.25

500

[480]

[6.35][152.4]

50

0.25

500

[345]

[6.35][152.4]

スパイラルチューブクランプ
チューブクランプは、計測用チューブをスキャニバル
ブのモジュールおよびコネクタ、径違い継手、そしてマニホールドから伸びるステンレス管に留めるために使用されます。真鍮のクランプはチューブ管を覆うビ
ニールおよびウレタンチューブにフィットするように設計されています。ステンレススチールのクランプ
は、ナイロンおよびテフロンチューブの上からフィットするように設計されています。クランプ、工具、およびチューブのサイズはスキャニバルブ社の定格ステ
ンレススチール管の外径に基づいています。クラン
プ、工具、およびチューブの実寸には差があります。

注文の際、明記

真鍮

ステンレススチール

ステンレススチール
チューブ管サイズ：

ビニールまたはウレタンチューブに使用する際の品番＃：

スキャニバルブ社製
チューブ：

ナイロンまたはテフロンチューブに使用する際の品番＃：

外径.040 インチ(1.02 ミリ)

CLMP-040

NYLN-040

NYCLMP-040

外径.063 インチ(1.59 ミリ)

CLMP-063

TFLN-063
またはNYLN-063

NYCLMP-063

外径.125 インチ(3.18 ミリ)

CLMP-125

TFLN-125
NYLN-125HW

NYCLMP-125
NYCLMP-125HW

パイプ用シーリング材
圧力が250psi(1.75MPa)以上の場合、スパイラルクランプの使用にはシーリング材の併用が推奨されています。
ステンレススチール管の膨らみに刷毛でシーリング材を薄く塗り、チューブとクランプを管に押し付けます。完全に固まるまで24時間掛かります。

注文コード；スキャニバルブ＃SLNT2

3

チューブ管およびチューブ用専用工具
突起付きステンレススチール管
スキャニバルブ社は突起付きステンレススチール管のラインナップを提供しております。チューブの完全なシールを確保するため片方に膨らみがあります。スキャニバルブ社のプラスチックチューブおよび真鍮、またはステンレススパイラルチューブクランプは、このとき井上から
しっかりはまるようになっています。ご使用の際にはバルジのない方をエポキシ樹脂で機器に接着することをお勧めします。チューブ管長は、0.55～8.0インチのサイズで製造されています。
注文コード: スキャニバルブパーツ番号+ チューブ長さ

スキャニバルブ

標準チューブ長さインチ

チューブ配管系*
インチ[mm]

パーツ番号
TUBN-040.55, .75, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0.042 Inch [1.07mm] 外径

TUBN-063.56, .75, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0.063 Inch [1.59mm] 外径

TUBN-125.75, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0.125 Inch [3.18mm] 外径* チューブのサイズは概算です。正確な測定値と公差については、お問い合わせください。

チューブ用プッシュオン工具
この工具は、ビニール、ナイロン、テフロンおよびウレタン
チューブに使用するために設計されています。(クランプがネジでチューブに固定された後) クランプに隣接したチューブを
しっかりつかみ、チューブをバルジドステンレススチール管に押し込むために使用します。またはクランプなしでチューブを押し込むことにも使用されます。クランプ、工具、およびチュー
ブのサイズはスキャニバルブ社の定格ステンレススチール管の外径に基づいています。クランプ、工具、およびチューブの実寸には差があります。

TPOTL-031

チューブクランプの内径インチ[mm].046 [1.17]

TPOTL-040.059 [1.50]

TPOTL-063.081 [2.06]

TPOTL-125.136 [3.45]

TPOTL-125HW.177 [4.50]

注文コード:.

モデル

チューブ配管サイズ

4

NYCLMP スクリューバックツール
ナイロンスクリューバックツールは、手動でスパイラルクラン
プをチューブ管のバルジに押し込むために設計されています。
スクリューバックはチューブの上へ滑り込ませ、NYCLMPをチューブ管のバルジ方向へバルジがはまるまで回転させること
で、突起部分にNYCLMPをねじ込みます。クランプが80%ほど(チューブの端に一番近い)バルジの方向に位置するまでスク
リューバックのハンドルを回してください。

万能なロングハンドル版のNCSBTL3は、特にNYCLMPの装着が困難な狭い場所への使用に適しています。
ショートハンドル版のNCBTL2は、スペースの確保が可能なパネルに使用します。
クランプ、工具、およびチューブのサイズはスキャニバルブ社の定格ステンレススチール管の外径に基づいています。クラン
プ、工具、およびチューブの実寸には差があります。

注文の際、スキャニバルブ社の品番＃を明記
NCSBTL2-063
NCSBTL2-125
NCSBTL2-125HWNCSBTL3-040
NCSBTL3-063
NCSBTL3-125
NCSBTL3-125HW

モジュール

チューブ管
サイズ

注意：分厚いヘビーウォール(HW)チューブを使用の際は、表にあるHWスクリューバック工具のリストを参照に
して型番を明記してください。

5チューブ/パイプコネクタ
これらのコネクタは小径のプラスチックチューブを大きめの1/8インチおよび1/4インチのNPTネジと繋ぐのに役立ちます。サイズはNPT標準で管理されています。

JIS規格ネジをご希望の場合は、大手技研にお問い合わせください。
チューブサイズ: .031 (突起なし), .040, .063, または .125 インチ 外径
注文コード:

TC 1/8 MPT - 063 R

モデル
TC

レデューサ
NPT サイズ
1/8インチ
1/4インチ

NPT 継手MPT-オス
FPT-メス

チューブサイズ
031*
040
063
125

*.031 インチの配管は突起がありません

X-Lok(Swagelok等)用チューブアダプタ
圧縮継手－10.5MPa(1500psi)
これらの継ぎ手は、Oリングシールにより手で絞めること
で漏れを止めることができます。他の工具は必要ありません。チューブアダプタの材質は真鍮またはステンレスに真鍮、もしくはステンレススチールチューブ管になります。

スキャニバルブ社はSwagelok等のくい込み継手等にフィットする使いやすいチューブアダプタを設計しました。これらのチューブアダプタの主な機能は1/8または
1/4インチくい込み継手をバルジドステンレススチール
チューブ管または他のものに合うように縮小させることです
注文コード: スキャニバルブパーツ番号+ ダッシュ番号
スキャニバ
ルブパーツ
番号＃

5365

5375

ダッシュ
番号

配管サイズ

-1

Cap

- 12

.040”

-2

.063”

-4

.083”

-3

.125”

-2

Cap

-4

.040”

-1

.063”

-5

.125”

X-Lok 圧縮継手配管
サイズ1/4” [6mm]1/8” [3mm]6X-Lok アダプタ
X- Lok – チューブ
これらの継手は、圧縮継手からチューブへの変換を提供します。この継手は、パススルーオプションを持つため、壁に取り付けることができます。材質はステンレスまたは真鍮です。 1/8管用ネジのナットの材質は真鍮です。

C
B

注文コード: スキャニバルブパーツ番号 + ダッシュ番号
A
スキャニ

ダッシュ

バルブ社品番＃

番号

A
チューブサイズ
インチ [mm]-1.063 [1.59]-2.125 [3.18]

材質

接続部サイズNPT
サイズ

真鍮
1/4” (6mm)

57022
-3

.063 [1.59]-4.125 [3.18]-1.063 [1.59]

1/8”

ステンレ
ス

真鍮
-2

.125 [3.18]-4.063 [1.59]-5.125 [3.18]

1/8” (3mm)

57032
ステンレ
ス

1/8”

B

C

インチ [mm]1.660[42.16].745[18.92].370[9.40]

1.880[47.75].965[24.51].590[14.99]1.660[42.16].745[18.92].370[9.40]

1.880[47.75].965[24.51].590[14.99]1.570[39.88].745[18.92].370[9.40]

1.770[44.96].945[24.00].570[14.48]1.600[40.64].775[19.69].400[10.16]1.770[44.96].945[24.00].570[14.48]

X-Lokチューブインサート
スキャニバルブは、X-Lok圧縮継手に適合するチューブ
アダプタを設計しました。これらのチューブアダプタの主な機能は、圧縮フィッティングを利用し、スキャニバ
ルブチューブのサイズ変換することです。これらのアダ
プタの材質はすべてステンレスです。

D

注文コード: スキャニバルブパーツ番号 + ダッシュ番号

スキャニ ダッシュ
バルブ社
番号
品番＃

57038

チューブ
サイズ
インチ
[mm]

-1

.063 [1.59]-2.125 [3.18]-3.063 [1.59]-7.040 [1.02]

材質

本体外径インチ[mm].250 [6.35].250 [6.35]

ステンレス.125 [3.18].125 [3.18]

7

圧力タップおよび圧力パッチ
これらの圧力タップは、モデルまたは試験品にチューブを簡単に取り付けるために設計されています。試験品に開けた穴を使用し、接着剤で圧力タップを試験品に固定することができます。タップのスルーホール設計（寸法A）により、試験品の外側を平らに仕上げることができます。ストレートおよび90度の配管径の変換が可能です。
注文コード: スキャニバルブパーツ番号 + ダッシュ番号
スキャニバルブ
社品番＃

チューブサ
イズ

配管方向

5855

.040

ストレート

5856

.063

ストレート

5865

.040

90 度

5866

.063

90 度

ダッシュ番号

‘A’

-1

-2

-3

-4

-5

-6

.025
[.635].032[.813].050[1.27].063[1.60].093[2.36].125[3.18]

A寸法を選択時は、試験品材料の厚さを考慮してください。

全ての測定値 = インチ [mm]圧力パッチ
圧力パッチは、試験品に穴を開けることが出来ない場合、または不便なアプリケーションでの圧力タップの代替品です。アルミニウムディスクのチャンバーからステンレス管が出た構造です。アルミボディは、用途に応じた適切な接着剤で試験品に固定できます。パッチは、試験品の平らな面に固定したときに空気力学的影響が最小限になるように設計しテストをしました。

チューブサイズ: .040” (突起なし)
注文コード: 圧力パッチ (PN: 5857)
全ての測定値 = インチ [mm]8

ニューマチックコネクタ
着脱コネクタ
350-700kPa(50-100psi)
ニューマチックコネクタは、配管敷設面積が重要視される試験の接合点において素早い着脱が必要な際の使用に適しています。これらのコネクタは、ひとつのコネクタにつきすべてのスキャニバルブ社のラウ
ンドコネクタの中でも最も高いチャンネル密度を保持しています。平
形ガスケットは、空気漏れのない完璧な密閉を提供するためにオスコ
ネクタと共に発送されます。保護蓋があるコネクタのモデルについては、下の表をご覧ください。
寸法: インチ [mm]チューブ管の数
7コネクタの寸法.345 [8.76]

AB.680 [17.3].615 [15.6]

チューブ管の寸法.040 [1.02] O.D.

14.390 [9.91].695 [17.65].680 [17.3].040 [1.02] O.D.

19.460 [11.7].660 [16.8].690 [17.6].031 [.79] O.D.†

19.460 [11.7].760 [19.3].790 [20.1].040 [1.02] O.D.

31

.560 [14.2].540 [13.7].650 [16.5].031 [.79] O.D.†

31.560 [14.2].540 [13.7].580 [14.7].040 [1.02] O.D.

31.900 [22.9].720 [18.3].765 [19.4].040 [1.02] O.D.

31.900 [22.9].690 [17.6].765 [19.4].063 [1.59] O.D.

36

.625 [15.88].615 [15.6].655 [16.6].031 [.79] O.D.†

36.625 [15.88].960 [24.4]

1.0 [25.4].040 [1.02] O.D.

55

.700 [17.8].540 [13.7].565 [14.4].040 [1.02] O.D.

55

1.125 [28.6].690 [17.6].784 [19.9].063 [1.59] O.D.

AとBの寸法は最長チューブの距離になります。

† 全ての .031 配管は突起がありません

注文コード: コネクター # + チューブサイズ
チューブ管の数

オスコネクタ品番 #メスコネクタ品番 #チューブサイズスペアガスケット 品番#

オス用保護蓋品番 #メス用保護蓋品番 #7

7M345‡

7F345‡

040

50968-1

N/A

N/A

14

‡

14M390

14F390‡040

50958-1

N/A

N/A

19

19M46019F460031

50059-2

50013-350024-3

19

19M460^^19F460^^040

50059-2

50013-350024-3

31

31M56031F560*031

50159-2

50013-250024-2

31

31M560^31F560*^040

50159-2

50013-250024-2

31

31M90031F900*040

50139-2

50130-950131-2

31

31M90031F900*063

50139-2

50130-950131-2

36

36M625

36F625*031

50778-1

50770-350776-3

3655

36M625^^
55M70036F625*^^55F700040
040

50778-1
50007-3

50770-3
50013-1

50776-350024-1

55

55M1.125

55F1.125063

50129-1

N/A

50110-1^ピラミッド仕様で利用できます。ご注文時にご指定下さい。
^^ ピラミッド仕様でのみ使用できます。
‡ 最大圧350kPa(50psi)* メス型バルクヘッドで利用可能
Note: メスコネクタおよびオスコネク
タの保護蓋は構成によって異なる場合がございます。

ピラミッド仕様
標準仕様

9

ニューマチックコネクタ
モデル D

2.1MPa(300psi)

Dコネクタは、オスコネクタとメスコネクタの両方を一緒に使用すると、簡単に着脱が出来ます。両方のコネクタは、24または48のステンレス鋼チューブを備えています。標準の D コネクタはガスケットを使用し、700kPa(100psi)を限度に使用できます。
2.1MPa(300psi)までのアプリケーションでは、ガスケージを使用するため、注文時に指定する必要があります。オスとメスを接続し、レデューサーとして使用することが出来ます。この構成については、お問い合わせください。

定格のチューブ管のコネクタタイプ： 長さ
1/2インチ
M-オス
1インチ
F-メス

Dモデル
チューブ管の数(24または48)チューブ管サイズ
.040”
.063”

FB-メス隔壁
FSB-メス封止隔壁

スペアガスケットパーツ番号: 6088
スペアガスケットパーツ番号: 6058

(オス)

(メス)

0.16” (4.06mm)
DiameterHoles 4 each

48DFB-1/2(FemaleBulkhead)10

ニューマチックコネクタ
24C, 48C, および 64C
CMコネクタは、CF(メスコネクタ)、またはCFB(メス隔
壁コネクタ)と共に使用した際、圧力が高いアプリケーシ
ョンにおいて理想の着脱コネクタとなります。ステンレ
ススチールのチューブ管はスキャニバルブ社.040, .063
または.125のチューブにフィットするように設計されています。追加オプションとして2インチの固定器具もございます。
保護用蓋、スペアOリング、ガスケットおよびガスケー
ジについては、次ページに記載しております。
64CFB-1(Retainer)

11

64CF-1

ニューマチックコネクタ
24C コネクタ寸法 (500psi)
スキャニ
バルブ社#

製品説明

配管数

24CM-1

オスコネクタ24

24CF-1

24CFB-1

メスコネクタ

チューブ
サイズ

A

.063 [1.59].61 [15.5].125 [3.18].86 [21.8]

BC.90 [22.9].36 [9.14]

DE65020-14.063 [1.59].41 [10.4].125 [3.18].86 [21.8]

2465010-9.063 [1.59]

メス型バルクヘッドコネクタCap.41 [10.4]

24

1.30 [33.0].125 [3.18]

65010-9.86 [21.8]

0995-070X-150B - Spare O-Rings

48C コネクタ寸法(500psi)
スキャニ
バルブ社#

製品説明

配管数

48CM-1

オスコネクタ48

メスコネクタ48

メス型バルクヘッドコネクタ

48

48CF-1

48CFB-1

チューブ
サイズ

A

.040 [1.02].38 [9.7].063”[1.59].82 [20.8]

BC.82 [20.8].34 [8.64]

D

Spare Gasket

5180

Optional Gascage

Cap

NA

.040 [1.02].42 [10.7].063”[1.59].83 [21.1]

6386-1.040 [1.02]

6025

E

.42 [10.7]
1.13 [28.7].063”[1.59]

6386-1.83 [21.1]

64C コネクタ寸法 (100psi)*
スキャニ
バルブ社#

製品説明

配管数

チューブ
サイズ

A

B

C

64CM-1

オスコネクタ64.063 [1.59].77 [19.6].87 [22.1].34 [8.64]

64CF-1

メスコネクタ64.063 [1.59]

64CFB-1

メス型バルクヘッドコネクタ64.063 [1.59]

6305

Spare Gasket

6015

Optional Gascage

D

全ての測定値 = インチ [mm]

12

Cap
NA

1.17 [29.2]*ガスケージで最大500psiまで使用できます。

E.78 [19.8]

NA.78 [19.8]

NAニューマチックコネクタ
ZOC

3.5MPa (500psi)

この高密度の48または73チャンネルコネクタは、隔壁着脱式コネクタのベストセラーです。外径.063インチのチ
ューブ管または外径.040インチのチューブ管からできています。この空気式コネクタはZOCTCU温度制御装置にも使われています。最大3.5MPa(1500psi)まで使用することができます。オスとメスの径を変える事により、径違い継手になります。この設定については製造元にご相談ください。

注文コード:
73 ZOC

チューブ管の数：
モデル
48
73

M

063

チューブ管サイズ
コネクタタイプ： .031インチ(ZOC73のみ).040インチ
M-オス.063インチ
FB-メス型バルクヘッド

スキャニ
バルブ社＃

製品説明

配管数

48ZOC-M

オスコネクタ

48

48ZOC-FB

73ZOC-M

メス型
バルクヘッドコネクタ

オスコネクタ

48

73

B

C
(M＆F/FB).040[1.02].990[25.14]

2.04[51.82].063[1.59]

1.3[33.02]

2.44[61.98]

チューブサイズA.040[1.02].260[6.60].063[1.59].350[8.89].031[.79]*.300[7.62]

1.350[34.29].040[1.02]

1.050[26.67]

2.070[52.58]

1.380[35.05]

2.500[63.5].063[1.59]

73ZOC-FB

メス型
バルクヘッドコネクタ

73.031[.79]*.260[6.60].040[1.02].230[5.84].063[1.59].330[8.38]* .031 の配管には突起がありません。
全ての測定値 = インチ [mm]

13

スペア
ガスケージ

マッチング
キャップ

5180-16541-45180-16530-36557-16561-96557-16570-4

ニューマチックコネクタ
32MPS

700kPa(100psi)「32MPS」コネクタは、オスコネクタとメスコネクタの両方を一緒に使用すると、モデルのテストブレークポイントで理想的な着脱を実現します。これらのコネクタはMPS4264入力
ヘッダーに基づいており、同じポートが含まれています。コ
ネクタは、0.031（突起なし）または0.040チューブの32個のポートと、1個のパージポート（0.063）で構成されています。
メスコネクタにはネジ穴があり、ポートをシールするOリングが含まれます。チューブのサイズが異なるオスとメスの半分を組み合わせて、レデューサーとして機能させることができます。

注文コード:
32 MPS

チューブ管の数：
32
モデル
MPS

M

040

チューブ管サイズ：.031インチ
コネクタタイプ：.040インチ
M-オス
F-メス

32MPSコネクタ用のスペアOリング部品番号：1443オスおよびメスコネクタ用のブランキングキャップが利用可能です。

32MPSF-040(メス)

32MPSM-040(オス)

70MPS 3.5MPa(500psi)「70MPS」コネクタは、オスコネクタとメスコネクタの両方を一緒に使用すると、モデルのテストブレークポイントで理想的な着脱を実現します。これらの空気圧コネクタはMPSTCUで使用され、-60°C〜125°Cの動作温度に対応しています。コネクタは、70個のチューブポートで構成されています。0.031（バルジなし、ピラミッドなし）、0.040、または0.063チューブの「Px」接続用の64ポートです。残りの6つのチューブはMPSの制御圧入力用に設計された0.063のチューブです。
ガスケージは、各オスコネクタに付属しています。チューブのサイズが異なるオスとメスの半分を組み合わせて、レデューサーとして機能させることができます。
スペアガスケージ部品番号：6557
オスおよびメスコネクタ用のブランキングキャップが利用可能です。

注文コード:

70 MPS FB

040

Pxチューブサイズ：.031*
チューブ管の数：
コネクタタイプ
.040
モデル
70
M-オス
.063
MPS
FI-メス型インライン
FSB-メス型シールバルクヘッド

全ての測定値＝インチ*031の配管には突起がありません。

14

ニューマチックコネクタ-高圧用
Model L

10MPa(1500psi)
48LM

48シリーズコネクタは、高圧試験での着脱コネクタに適しています。これらコネクタは止めネジで所定の位置に固定されたステンレススチール管に対応しています。これに使用されるチューブは先の滑らかな外径.063インチのステンレススチールチューブのみとなっています。メス障壁コネクタの半分には6つのクリアランスホールドがドリルで開けられ、取り付けに8～32個のネジが使用
されます。

オス

注意:お客様ご自身で用意されたチューブは先が滑らかなものに限ります。
もしくは、品番: TUBN-063-X をご注文下さい。
(4ページを参照)
コネクタを閉塞するための蓋もございます。
48LMは品番:6245-1をご注文下さい。
48LFBは品番:6244-1をご注文下さい。

15

48LFB
メス型バルクヘッド

レクタンギュラコネクタ
RC2

2.1MPa(300psi)

レクタンギュラコネクタはステンレススチール管を陽極酸化アルミのブロックにエポキシ接着してできています。コ
ネクタはガスケージを利用してOリングを保持し、漏れのないシールを提供します。.031, .040または.063のチューブを使用する場合、2つのコネクタを結合させてレデューサとして使用できます。(.125のチューブは異径のコネクタと一緒に使用できません)詳しくは製造元にお問い合わせください。
お選び頂ける色: CLR (透明), GLD (金), BLK (ブラ ック ),RED(赤), GRN (緑) and BLU (青).
注文時に色指定がない場合は、在庫より当社で選ばせて頂きます。
チューブ配管サイズ: .031 (突起なし), .040, .063 and .125 イ
ンチ(外径)
コネクタの長さ“L” インチ [mm]配管数

チューブの直径:.031, .040, .063
.125
8
10
12

チューブの直径

1.700 [43.2]
1.950 [49.5]
2.200 [55.9]

2.875 [73.0]
3.375 [85.7]
3.875 [98.4]
インチ[ミリ]での寸法
B
C

厚さ

A

.125 [3.18].250[6.35].532 [13.51].125 [3.18].250 [6.35].375[9.53].782 [19.86].140 [3.56](組み立て後)(ネジ穴の直径)

D

.031
.040
.063
.125

No. 4
Mounting
Screw
No. 6
Mounting
Screw

E

F

G
(スキャニ
バルブ社 #).325 [8.26].125.375 [9.53][3.18].385 [9.78]

20300-02.250.47 [11.94][6.35]

20300-06

それぞれのコネクタの半分は異なったチューブ管のサイズにすることができますが、本体の大きさは変わりません。

注文コード: 1つのコネクタを組み立てるには、RC2コネクタがそれぞれ2つとガスケットが必要になります。

RC2 / 040 - 10モデル
チューブ配管サイズ：
031
040
063
125

(GLD)

配管数：
8
10
12

RC2 / 040 - G - 10

色

モデル

ガスケージ

チューブ配管サイズ：
031
040
063
125

16

配管数：
8
10
12

カスケージをコネクタに固定するための付属のネジ

レクタンギュラコネクタ
RPC 700kPa-3.5MPa(100-500psi*)
パターンコネクタは、パネル面や壁面での着脱に適しています。パネルに取り付けられており、ステン
レススチール管がついています。図の横断面図は、ネジのついていないコネクタの前半分を表しています。すべての穴はねじ穴に半分がねじ止めされます。コネクタのそれぞれの面は、異なるチューブ管のサイズにすることができます。Oリングは、THコ
ネクタに組み込まれます。

インチ(ミリ)での寸法 – 標準コネクタサイズ
列の数
2
2
3
3
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
8
8
10
10
12

行の数
4
5
4
6
4
5
6
8
10
10
6
8
9
10
8
12
10
12
12

Pxの数
8
10
12
18
16
20
24
32
40
50
36
48
54
60
64
96
100
120
144

ネジ切り
チューブ管寸法

パターン
コネクタ

メス半分の
チューブ管寸法

チューブの列の数
チューブの
行数*144チューブコネクタ用150psi
最大500psiが可能な配管数のコネクタ
17

寸法：高さ×長さ (mm)1.3 x 1.9 (33.0 x 48.3)
1.3 x 2.2 (33.0 x 55.9)
1.6 x 1.9 (40.6 x 48.3)
1.6 x 2.5 (40.6 x 63.5)
1.9 x 1.9 (48.3 x 48.3)
1.9 x 2.2 (48.3 x 55.9)
1.9 x 2.5 (48.3 x 63.5)
1.9 x 3.1 (48.3 x 78.7)
1.9 x 3.7 (48.3 x 94.0)
2.2 x 3.7 (55.9 x 94.0)
2.5 x 2.5 (63.5 x 63.5)
2.5 x 3.1 (63.5 x 78.7)
2.5 x 3.4 (63.5 x 86.4)
2.5 x 3.7 (63.5 x 94.0)
3.1 x 3.1 (78.7 x 78.7)
3.1 x 4.3 (78.7x109.2)
3.7 x 3.7 (94.0 x 94.0)
3.7 x 4.3 (94.0x109.2)
4.3 x 4.3 (109.2x109.2)

ニューマチックマニホールド 3.5MPa(500PSI)
ニューマチックマニホールドは、シングルマニホールドとダブルマニホールドの2種類をご用意しております。チューブ
管のサイズは、外径.040インチ、.063インチ、および.125イ
ンチになります。マニホールドの長さは、チューブの数によりお客様にご指定いただけます。シングルマニホールドのチューブ数は最高12本、ダブルマニホールドは24本です。異なる配管サイズのものについてはカスタム注文にて承ります。詳細はお近くの販売代理店にご相談ください。

材質：コネクタ本体は陽極酸化アルミ、チューブ管
はステンレススチールでできています。

お選びできる色：CLR(透明)、BLK(黒)、GLD(ゴールド)、RED(赤)、BLU(青)、およびGRN(緑)、注
文時に色の指定がなかった場合は、在庫より当社で選ばせて頂きます。

注文コード
シングル・マニホールド

ダブル・マニホールド

TC 040-M 3 (色)TC 040-2M 4 (色)TC 063-M 3 (色)TC 063-2M 4 (色)TC 125-M 3 (色)TC 125-2M 4 (色)チューブコネクタ
チューブ管サイズ

指定色

チューブコネクタ
チューブ管サイズ

チューブの数

シングル・マニホールド

指定色
チューブの数

ダブル・マニホールド

18

チューブコネクタ
チューブコネクタは、ステンレススチールチューブを着色した陽極酸化アルミブロックにエポキシ接着することで作られています。取り扱いがげんいんでの漏れの発生など高い安全性が要求されるときのため、チューブコネクタには真鍮にはんだ付けされたステンレススチールチューブがオ
プションとしてございます。すべてのチューブ管はスキャ
ニバルブ社のスパイラルチューブクランプと併用するよう突起付きになっています。(.031および.250を除く)。

お選びできる色：CLR(透明)、BLK(黒)、GLD(ゴールド)、
RED(赤)、BLU(青)、およびGRN(緑)、注文時に色の指定がなかった場合は、在庫より当社で選ばせて頂きます。
お選び頂けるサイズ：外径.031(突起なし)、.040、.063、.125、.250(突起なし)インチ、すべてのサイズの組み合わせがございます。

注文の際、明記項目：

スキャニバルブ社品番

型：

チューブコネクタ”X ”デザイン

TC 040 X-(色)TC 063 X-(色)TC 125 X-(色)”X ”

チューブコネクタ”T ”デザイン

TC 040 T-(色)TC 063 T-(色)TC 125 T-(色)”T ”

チューブコネクタ”I ”デザイン(圧力ラインの色識別用)

TC 040 I-(色)TC 063 I-(色)TC 125 I-(色)”I ”

チューブコネクタ”R ”デザイン

TC 040-031R-(色)TC 063-031R-(色)TC 125-031R-(色)TC 125-040R-(色)TC 125-063R-(色)TC 187-125R-(色)TC 250-063R-(色)”R ”

チューブコネクタ”P ”デザイン

TC 040 P-(色)TC 063 P-(色)TC 125 P-(色)”P ”

チューブコネクタ
チューブ管サイズ

デザインの型＊ Rコネクタには2種類のサイズが必要です。

19

デザイン：

クイックカプラー
クイックカプラ―(特許取得)
このクイックカプラーは、圧力試験中に圧力入力の素早い変更が求められるアプリケーションに最適です。
これらは、先端が面取りされている様々な長さのステンレススチール
チューブと共に使用することが可能です。
QC063-2のクイックカプラ―は、最高7MPa(1000psi)の圧力まで作動することが可能です。動作温度は-40℃～100℃です。
使用方法：
1.滑らかな方のチューブの先端をカプラーに差し込んで接続します。チューブは内部にあるOリングと、最初にスプリングの力でコレットが機械的に掴むことによって密閉されます。カプラ―に圧力が加えられると、内部ピストンがコレットに締め付ける力を加えます。
2．空気供給を止め、コレットの掴む力を弱めることで接続を切ります。

クイックカプラ―のデザイン
QC-XXX-2
Model-2がつくモデルのクイックカプラーのデザインは、スチール管を両端に対応できるよう2つのコレットがついています。

QC-XXX-TH
Model-THがつくモデルのクイックカプラーは、片方にコレット、もう片方に平行ねじとOリングがついています。
.063バージョンは、8-32ネジ、そして.125バージョンは1/4-28ネジがついてきます。

QC-XXX-TUBN-XXX
Model-TUBNがつくモデルのクイックカプラ―は、片方にコレット、
そしてもう片方に.063または.125インチのチューブ管がついています。

TUBN-XXX-X
3ページのステンレススチール管を参照してください。
＊注 意＊突起のある方のチューブ管をカプラ―に差し込まないでください。
面取り先になっているものをお使いください。

発注情報
注文コード

外径.063 のチューブ管サイズ

外径.125 のチューブ管サイズ

両端にコレット

Model-2

QC063-2

QC125-2

片方にネジModel-TH

QC063-TH8(8-32 ﾈｼﾞ)

QC125-TH25(1/4-28 ﾈｼﾞ)

片方にチューブ

Model-TUBN

QC063-TUBN063

QC125-TUBN125

20エアオペレート式校正 / パージバルブ
エアオペレート式校正/パージバルブは3方向×8チャンネル(8P-3T)の空気式ロジック弁で、最高8chの圧力範囲の圧力変換器の個々の校正に適しています。バルブをデフォルトの計測モードから校正、パージ、またはア イ ソ レ ー シ ョ ン モ ー ド に す る た め に は 630 ～830kPa(90～120psi)の制御圧力が必要です。

校正モードでは、入力圧力が遮断され校正圧力ポートより印加することにより8つの圧力ポートに校正圧を入力します。
パージモードではパージ圧力を入力し、結露または配管内の汚れを入力チューブ側に戻すことで混入を回避します。

発注情報: ZOCCAL/ADPT

全ての測定値 = インチ [mm]21

スキャニバルブ イーサネットに基づくインテリジェント圧力および温度計測器

小型インテリジェント
圧力計測器

インテリジェント取り付けラック付き
圧力計測器

飛行 風洞
自動圧力試験

イーサネット拡張可能
リモート

サーボ圧力校正器

本社： 茨城県つくば市観音台1-25-12
TEL : 029-839-0777 FAX : 029-839-2288
https://www.ohtegiken.co.jp

インテリジェント
液体圧力計測器

インテリジェント
ガス圧力計測器

小型アナログ
圧力計測器

インテリジェント熱電対スキャナ、 および チャンネル

株式会社大手技研

関西営業所 ：兵庫県明石市松の内2-1-8 50ヤングビル6Ｆ
TEL : 078-926-1178 FAX : 078-926-1180
main.sales@ohtegiken.co.jp