取扱説明書

1．使用上の注意（安全に関する注意）○本製品はIEC 61010-1：電子測定装置に関する安全規格に準拠して、設計・製造の上、検査合格をした最良の状態にて出荷されています。この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項および本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくための事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

# 危険●本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。
●この取扱説明書は、お手元に大切に保管し、必要なときにいつでも取り出せるようにしてください。
●製品本来の使用方法および取扱説明書で指定した使用方法を守ってください。
●本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、必ず守ってください。
以上の指示を必ず厳守してください。指示に従わないと、怪我や事故のおそれがあります。危険及び警告、注意事項に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社としては責任と保証を負いかねます。
○本製品に表示の # マークは、安全に使用するため取扱説明書を読む必要性を表わしています。なお、このマークには次の３種類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。

クランプセンサ

クランプセンサ シリーズ
KEW 8161

保証期間

製造番号

ご購入日（年月日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合は、保証規定により無償で修理いたします。本書を添付の上、ご依頼ください。
お名前

ご住所または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
# 警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
注意：
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷#害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

# 注意

保証書
KEW 8161# 危険：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡

〒

お電話番号
◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1．取扱説明書と異なる不適切な取り扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

●トランスコア先端部は、高精度を得るため、精巧に調整されていますので、取り扱いの際は、衝撃、振動や無理な力が加わらないよう充分に注意してください。
●トランスコア先端に異物がはさまったり、無理な力が加わったりしてかみ合わせがずれたような場合には、コアが閉じにくくなりますが、この場合急激にトリガーをはずしたり外から押すなどして無理に閉じようとせず、異物を取り除いてトリガーのバネの力で自然に閉じるようにしてください。
●トランスコアが氷結している場合、無理にコアを開かないでください。
●測定可能な導体径は最大φ24mmです。大きい導体をクランプしトランスコアが完全に閉じてない状態では正確な測定ができません。
●出力端子を測定器本体から抜く場合、断線防止のため差込部分（ケーブル以外）を持って抜いてください。
4-1

測定方法

(1)出力端子を測定器本体の入力端子に接続してください。
(2)トリガーを押しトランスコアを開き、被測定導体１本をクランプ# 危険●本製品は測定カテゴリⅢの環境下においてAC300V以上の対地電位のある回路では、絶対に使用しないでください。
●本器の使用前あるいは指示結果に対する対策を取る前に、既知の電源で正常な動作を確認してください。
●雷が鳴っているときは絶対に使用しないでください。また、使用中であってもただちに測定を中止して、本製品を被測定物から外してください。
●引火性のガスがある場所で測定しないでください。火花が出て爆発する危険があります。
●被測定物やその周辺を触ると感電が想定される場所での測定には、絶縁保護具を着用してください。
●トランスコア先端部は被測定物をショートしないような構造になっていますが、絶縁されていない導線を測定する場合トランスコアで被測定物をショートしないよう注意してください。
●本製品や手が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。
●測定の際には測定範囲を越える入力を加えないでください。
# 警告●本製品を使用しているうちに、本体に亀裂が生じたり金属部分が露出したときは使用を中止してください。
●本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは行わないでください。修理・調整が必要な場合は、弊社または販売店宛にお送りください。
●測定中にバリアより上側に触れないでください。感電する可能性があります。
# 注意●ケーブルの被覆を損傷させないよう、踏んだり挟んだりしないでください。
●出力端子を抜き差しするときは、測定導体をクランプしない状態で行ってください。故障の原因となります。
●高温多湿、結露するような場所および直射日光の当たる場所に本製品を放置しないでください。
●本製品の運搬、取り扱いに際しては、振動や落下等の衝撃を避け、本製品が損傷しないよう注意してください。
●クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を使用してください。
● 本製品は防じん、防水構造になっていません。ほこりの多い環境や水のかかる環境下で使用しないでください。故障の原因になります。

5．仕KEW 8161

定 格 電 流 AC100Arms(141Apeak)
出 力 電 圧になるような位置で測定してください。

確度 ±2.0%rdg±3.0mV(45～65Hz)(正弦波入力) ±2.5%rdg±3.0mV(65～1kHz)
確 度 保 証23±5℃,相対湿度：85%以下(結露の無きこと)
温湿度範囲
使用温湿度-10～50℃, 相対湿度：85%以下(結露の無きこと)
範
囲
保存温湿度-20～60℃, 相対湿度：85%以下(結露の無きこと)
範囲
最大許容入力 AC100Arms
出力インピー22Ω以下ダンス
環 境 条 件 高度2000mまで、屋内
適 応 規 格

(3)トランスコア先端の嵌合部が確実に閉じていることを確認してください。
導体

AC0～1000mV(AC1000mV/AC100A):10mV/A

測 定 範 囲 AC0～100A

してください。その場合、測定する導体がトランスコア内の中央

耐電

IEC 61010-1, IEC 61010-2-032
測定CATⅢ 300Vrms 汚染度２
IEC 61326-1,2-2
EN50581AC3470V(実効値50/60Hz) / 5秒間
コア嵌合部と外箱間
圧
外箱と出力端子間
コア嵌合部と出力端子間絶 縁 抵 抗50MΩ以上/1000V
コア嵌合部と外箱間外箱と出力端子間コア嵌合部と出力端子間被測定導体径 最大約φ24mm
外 形 寸 法 97(L)×59(W)×26(D)mm
ケ ー ブ ル 長 約1.2m
質付

15‐0692‐2248

量 約120g
属

安全記号#

人体および機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要がある場合に付いています。

二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を示します。
隣接表示の測定カテゴリに対する回路−大地間電圧以下であれば活線状態の裸導線をクランプできる設計であることを示しています。

品 取扱説明書

2．特徴● 本製品は、AC電流の測定が可能なクランプセンサです。
● 安全規格 IEC 61010-2-032(CAT Ⅲ 汚染度2)に適合した安全設計です。

3．各部の名称
トランスコア

トリガー

バリア

ケーブル

出力端子φ4mm
バナナプラグ交流(AC)を示します。
本製品は、WEEE指令（2002／96／EC）マーキング要求に準拠します。この電気電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。

○測定カテゴリについて
安全規格IEC61010では測定器の使用場所についての安全レベルを測定カテゴリという言葉で規定し、以下のようにO～CAT Ⅳの分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境であることを意味します。CATⅢで設計された測定器はCATⅡで設計されたものより高いインパルスに耐えることができます。
O：主電源に直接接続されていない他の回路
CAT Ⅱ： コンセントに接続する電源コード付機器の電気回路
CAT Ⅲ： 直接配電盤から電気を取り込む機器の1次側及び分岐部からコンセントまでの電路
CAT Ⅳ： 引込み線から電力量計及び1次過電流保護装置（配電盤）までの電路

0：主電源に直接接続されていない機器

ＭＥＭＯ

様

機種名

●本製品の接合部に異物等を挟んだり、衝撃を加えないでください。接合部の突合せ面が損傷し、測定に悪影響を及ぼします。
●断線による故障を防ぐために、ケーブルの付け根を折ったり引っ張ったりしないでください。
●トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、また無線機など強磁界の発生している近くでは、正確な測定ができない場合があります。

バリア：操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び空間距離を確保するための目印です。

4．測定方法# 危険●感電の危険を避けるためAC300V以上対地電位のある回路での測定は、絶対にしないでください。
●トランスコア先端部は被測定物をショートしないような構造になっていますが、絶縁されていない導線を測定する場合トランスコアで被測定物をショートしないよう注意してください。

6．アフターサービス●修理・校正を依頼されるにはお買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グループにお送りください。
●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について本製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）に校正することをおすすめいたします。
●補修用部品の保有期間本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打ち切り後、5年間を目安に保有しています。
■ホームページのご案内
http://www.kew-ltd.co.jp●新製品情報●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタログのダウンロード●販売終了製品情報

修理・校正に関するお問い合わせは共立電気計器 サービスセンター 修理グループ
営業時間 8:40 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0894-62-1172
修理を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で弊社サービスセンターまでお送りください。

送付先：〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０

ご使用に関するお問い合わせは共立電気計器 お客様相談室

電話受付時間 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0120-62-1172※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、
03-4540-7570 か最寄りの弊社営業所へおかけください。