本製品は検査・観察用のモニター一体型カメラです。用途以外には使用しないでください。

取扱説明書

L-860

モニター付カメラ

このたびはホーザン L-860 モニター付カメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本 製品はフルHDモニターが一 体となったパソコン不要のカメラです。

業務用梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。
この取扱説明書には下記のマークをつけています。
拡大損害が予想される事項● この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
● 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
● 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

1

もくじ
各部の名称 ……………………………………… 2-3
安全上のご注意 ………………………………… 4-5
本体の使用方法 ………………………………… 5-20
・準備 …………………………………………… 5-6・使用方法 ……………………………………………6・基本操作 ……………………………………… 7-9・機能説明 …………………………………… 10-20
日常点検 …………………………………………… 20
メンテナンス・保管方法 ………………………… 21
製品の廃棄について ……………………………… 21
故障かな？と思ったら …………………………… 22
お問い合わせ窓口 ………………………………… 22
基本仕様 …………………………………………… 23
オプション ………………………………………… 24

各部の名称
正面

右側面

モニター

SDカードスロット
電源スイッチモニターランプ

底面
USBポート

Cマウント

2

電源ソケットカメラネジ

各部の名称
梱包内容
取扱説

明書プラグ

電源コード
ACアダプター本体

保護キャップ（本体に装着）● USBマウス● マウス用電池（動作確認用につき、寿命の保障はございません。）● SDHCメモリーカード（以下SDカード）

用意するもの● Cマウントのレンズ● ベース、ホルダー、照明など（必要に応じて）寸法図

145258201

φ50
1/4-20UNC

282
16621-32UNF

3安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。
拡大損害が予想される事項

禁止行為
水ぬれ禁止

必ず行う

分解禁止

ぬれ手禁止

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。
…死亡、重傷をともなう重大事故のおそれがある内容のご注意…傷害や物的損害のおそれがある内容のご注意
なお、 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。
死亡、重傷をともなう重大事故のおそれがある内容のご注意
絵表示

重要事項

水・薬品・油等の液体に浸さない。
濡れた手で操作しない。

危害・損害

ショート・感電・火災・故障のおそれがある。

発熱物・発火物の近くで使用しない。

発煙のおそれがある。

雷発生時は接続を切る。

落雷による感電・故障のおそれがある。

分解、改造をしない。

火災・感電・ケガ・故障のおそれがある。

長時間の観察作業はしない。

健康状態が悪化するおそれがある。

傷害や物的損害のおそれがある内容のご注意
絵表示

重要事項

次のような場所では使用・保管しない。
・振動のある場所
・ホコリの多い場所
・高温／多湿の場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所
・強い磁気の発生する場所
・直射日光の当たる場所

危害・損害

故障のおそれがある。

ACアダプターは付属のものを使用する。
液晶パネルを強く押したり、衝撃を与えたりしない。

4

コードやケーブルは傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、ねじったり、たばねたり、重いものを挟み込んだりしない。

火災・感電・ショートのおそれがある。

安定した場所に設置する。

落下・転倒による故障のおそれがある。

安全上のご注意
傷害や物的損害を想定してのご注意
絵表示

重要事項レンズと組み合わせた状態で直射日光に向けない。
レンズとの接続時は締め込みすぎない。
重いレンズを取り付けた状態で、カメラ部のみを持たない。

危害・損害撮像素子の破損のおそれがある。

Cマウントの破損のおそれがある。

本体の使用方法準 備
1. Cマウントの保護キャップを取り外す
2. レンズを取り付ける
3. ホルダー、照明など周辺機器を取り付ける
必要に応じて取り付けてください。

4. USBマウスを接続する

本体底面のUSBポートにUSBマウスを接続します。

5. モニターの向きを調整する

モニターは後方に約90°まで倒せます。

故障のおそれがある。
モニターを可動範囲以上に倒そうとしないでください。

5

本体の使用方法
準 備
SDカードの挿入方法

次の機能を使用する場合はSDカードが必要です。
・ 静止画/動画撮影
・ 寸法測定の保存、エクスポート
右図の向きを参考に、SDカードをSDカードスロットに挿入してください。
※ 本機にフォーマット機能はありません。データを全削除する
場合やSDカードが認識されない場合は、パソコンなどを使用してFAT32 形式でフォーマットをしてください。

器物損傷や故障のおそれがある。
SDカードを挿入する際は、まっすぐに「カチッ」と音がするまで挿入してください。
SDカードの抜き差しは電源がOFFのときに行ってください。
SDカードを取り出す際は「カチッ」と音がするまで押し込んでから指をゆっくりと離し、抜き取ってください。

使用方法
1. ACアダプターを接続する

本体底面の電源ソケットに、ACアダプターのプラグを差し込み、コンセントに接続します。

2. 起動する

電源スイッチを、モニターランプが赤く点灯するまで長押しします。
数秒後にモニターランプが青に変わり、リアルタイムの映像がモニターに表示されます。

3. 基本設定を行う

８ページ「日時設定」「言語設定」（英語・中国語・スペイン語）を行います。

4. 拡大観察を行う

作動距離やレンズを調整してピントを合わせ、拡大観察をします。
各機能の基本操作は次ページ以降をご確認ください。
画面の構成、操作方法・・・ 7ページ
基本設定 ・・・・・・・・・・・ 8ページ
アイコン一覧・・・・・・・・・ 8〜9ページ

5. 使用後はシャットダウンする
マウスを操作して画面左下→
モニターランプが消灯します。の順にクリックします。モニターの表示が消え、故障やデータ消失のおそれがある。
電源スイッチを押して電源をOFFにしないでください。

6

本体の使用方法
基本操作
画面の構成
起動すると、リアルタイムの映像が表示されます。マウスを操作すると各種機能が使用できます。

①メインメニューEn③計測メニュー

②設定メニュー

操作方法
アイコンは、マウスポインタクリックします。

を合わせてから左ボタンをマウスホイール
左ボタン

調整バーは、ツマミ部分にマウスポインタ左ボタンで左右にドラッグします。

を合わせ、調整バー

ツマミ50

機能によっては、マウス操作から反映までに時間を要する場合があります。
操作が反映されてから次の操作を行ってください。

7

本体の使用方法
基本操作
基本設定
日時設定

① マウスを操作して画面右下の日時表示をクリックします。
② Time Setting の下に表示された日付(年/月/日)と時刻(時：分：秒)にマウスポインタを合わせ、マウスホイールを回して設定を変更します。
③ affirm をクリックします。

マウスポインタ
日時表示言語設定① 日時表示の左側にある「言語設定」をクリックします。
② 設定したい表示言語をクリックします。
※ 本書は英語に設定した場合で解説しています。

言語設定

アイコン一覧
① メインメニュー
撮影やズームなど、主な操作を行います。(機能説明：10〜13ページ)
静止画撮影

動画撮影

プレビュー

モノクロ表示

ズームイン

ズームアウト

水平反転

垂直反転

表示画面のロッククロスライン表示

比較表示

4画面表示

HDR表示

オートホワイト
バランス切替

露出切替

リセット② 設定メニュー
画質調整やライン表示などの設定を行います。(機能説明：14〜16ページ)
画質調整①
露出オート

明るさ

露光時間

オートホワイトバランス

5033ms90

ゲイン(赤/緑/青)50505500

Reset

8リセット

色温度
周波数

本体の使用方法
基本操作
アイコン一覧
画質調整②・ライン表示設定
50

コントラスト彩度

ガンマ

シャープネス

505050

ノイズ低減

50

H11Flags Reset

ライン設定のリセット

全てのラインの表示/非表示

選択中のラインの表示/非表示

編集する
ラインの選択ラインの線幅を変更

ラインの色を変更

表示パターンの選択

保存先・バージョン情報
撮影データ保存先（変更はできません）/media/sd
FW-L-860-20220123-V144

バージョン情報

シャットダウン③ 計測メニューリアルタイムの映像で距離や角度、面積などを計測します。(機能説明：17〜20ページ)
座標

フリーハンド

2点間距離(水平)2点間距離(垂直)

矢印

2点間距離

平行線距離

垂直・点間距離

3点角度

長方形

多角形

円弧

円（半径指定）円（2点指定）円（3点指定）直線・円心間距離

同心円間距離同心2点間距離

テキスト

色指定

線幅設定

全削除

保存

エクスポート

校正設定

元に戻す

終了

9

本体の使用方法
機能説明
1. メインメニュー
静止画撮影

動画撮影

静止画/動画を撮影します。
撮影後、保存ファイル名が画面中央に表示されます。ファイル名は00000から始まる連番（静止画・動画共通）となります。
例：IMG00004.JPG(静止画)、VID00006.avi(動画)
動画撮影中には画面左下に撮影時間が表示され、再度アイコンをクリックすると撮影を終了します。撮影中は他の機能が使用できません。

プレビュー
保存した静止画/動画を表示します。
表示したい静止画/動画をクリックすると拡大表示や動画の再生が可能です。

● 一覧表示● 静止画/動画を拡大表示

削除※2選択削除
次のページへ
前のページへ
ホーム画面へ※1

次へ

ページ(動画のみ)再生・一時停止
前へ
一覧表示へ

※1 選択削除※2 削除
拡大表示している静止画/動画を削除
をクリックするとチェックボックスします。 をクリックすると選択肢がが表示され、複数の静止画/動画を削除表示されますので、YESを選択するできます。削除する静止画/動画を選択と削除できます。
し、再度をクリックすると選択肢が表示されますので、YESを選択すると削除できます。

10

本体の使用方法
機能説明
1. メインメニュー
ズームイン(拡大)ズームアウト(縮小)アイコンを長押しすると映像を拡大/縮小※します。
マウスホイールを操作することでも拡大/縮小が可能です。
1〜10倍の間で調整可能で、拡大時に画面をドラッグすると表示エリアの移動ができます。
※ 画面左下に表示される倍率はデジタルズームの倍率であり、実際に得られる倍率とは異なります。デジタルズームは表示している映像のみ有効です。デジタルズームをした状態で撮影しても１倍の状態で保存されます。

【ズーム使用時】
モニター表示範囲
モニター表示範囲
画面ドラッグ

水平反転

垂直反転

映像を垂直方向、水平方向に反転します。
アイコンをクリックすると画面が反転し、画面左下に現在の状態が表示されます。
垂直・水平方向を併せて反転させることも可能です。

【映像反転イメージ】

Normal Image
通常

Horizontal Mirror
水平のみ反転Vertical Mirror
垂直のみ反転Ver&Hori Mirror
垂直水平反転（180°回転）モノクロ表示映像をモノクロで表示します。
モノクロ表示にすると画面左下に「B&W MODE」と表示されます。
アイコンを再度クリックすると「Normal Image」と表示され、カラー表示に戻ります。

11

本体の使用方法
機能説明
1. メインメニュー
表示画面のロック
表示画面を現在の映像で固定します。
固定中は画面左下に「FREEZED」と表示されます。
固定時には他の操作は行えません（クロスライン、ライン表示を除く）。
固定中の表示画面を保存することはできません。一時的な保持に使用してください。
アイコンを再度クリックすると「UNFREEZED」と表示され、固定が解除されます。

クロスライン表示
画面上にクロスラインを表示します。
クロスライン表示中に撮影した静止画/動画には、クロスラインは保存されません。
アイコンを再度クリックすると、クロスラインが非表示になります。

比較表示
リアルタイムの映像と保存した静止画を並べて表示します。アイコンをクリックすると左下のような画面に切り替わり、静止画が最新のものから順に一覧で表示されます。表示したい静止画を選択することで2画面表示に切り替わります。
メニューバーの操作方法は下記の通りです。
ホーム画面へ

前へ

次へ

選択削除

※ 2画面表示時は、表示範囲が半分になります。画面をドラッグして、表示範囲を調整してください。

静止画①

静止画②
リアルタイムの映像

12

静止画③

静止画④

静止画⑤静止画⑥

選択した静止画

静止画⑦

静止画⑧

リアルタイムの映像

本体の使用方法
機能説明
1. メインメニュー
4画面表示
映像を4画面に複製します。
各画面をダブルクリックすると画面を固定することができます。
4画面表示中は静止画・動画の撮影や画質調整など、一部機能の使用が制限されます。

HDR表示
映像をHDR（ハイダイナミックレンジ）で表示します。
HDR機能を使用することで映像の明暗差が少なくなり、白飛びや黒つぶれを抑えることができます。

オートホワイトバランス切替
オートホワイトバランスのモードを交互に切り替えます。
Auto WB ：ホワイトバランスを自動調整します。
ROI WB ：任意の領域をもとにホワイトバランスを自動調整します。枠はドラッグで移動、マウスホイールでサイズ変更ができます。

露出切替
露出の自動調整の ON/OFF を切り替えます。
自動露出がONの場合は「Auto Exposure」、OFFの場合は「Manual Exposure」と表示されます。OFFにすると設定メニューで設定した露光時間が反映されます。

リセット
表示設定や画質調整（設定メニューでの画質調整も含む）をリセットします。
クロスライン表示とライン表示はリセットされません。

13

本体の使用方法
機能説明
2. 設定メニュー
画面左下のをクリックすると設定メニューが開きます。設定メニューは3つのタブで構成されています。の画質調整①
機能説明

設定

露出オート

明るさ

露光時間

オートホワイトバランス

をクリックすると露出オートがONになります。
メインメニューの露出切替にて「Auto Exposure」と表示される状態と同じです。
映像の明度を調整します。
映像1コマあたりの光を取り込む時間を設定します。長くすると映像が明るくなりますが、フレームレートが低下します。設定時は、露出オートがOFFになります。
をクリックするとオートホワイトバランスが ON になります。
メインメニューのオートホワイトバランス切替にて「Auto WB」と表示される状態と同じです。
はクリック時の映像を基準としてホワイトバランスを補正する機能です。

各色のバランスを調整します。
ゲイン(赤/緑/青)

色温度

周波数

14

色温度を調整します。
電源周波数を設定します。
蛍光灯などのちらつきが発生する場合に有効です。
ご使用地域の電源周波数（50Hz/60Hz）に合わせてください。

本体の使用方法
機能説明
2. 設定メニュー
画質調整②・ライン表示設定
設定

機能説明
映像の明暗の差を調整します。

コントラスト映像の鮮やかさを調整します。

彩度

ガンマ補正を行います。
本機はカメラとディスプレイが一体であるため、通常は設定する必要はありません。

ガンマ

映像のエッジ（輪郭）を強調します。

シャープネス

映像のノイズを低減します。

ノイズ低減

ライン表示（16ページをご覧ください。）

H1H1

1

保存先・バージョン情報
設定

撮影データ保存先

バージョン情報

機能説明

保存先を変更することはできません。

現在のカメラのバージョン確認ができます。Webサイトにてファームウェアのアップデートを案内する場合がございます。

15

本体の使用方法
機能説明
2. 設定メニュー
ライン表示について水平ライン８本(H1〜H8)、垂直ライン８本(V1〜V8)、センタークロスライン（Cross）を表示します。それぞれ表示/非表示や位置などが設定できるほか、表示パターンを８つまで保存できます(初期状態では全て同じです)。

表示パターンの選択

H1H2
H3H4H5H6H7H8V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8+

画質調整②・ライン表示設定をクリックすることで表示パターン

150(1〜8)を選択できます。各パターンは個別に設定することができます。

505050

ライン表示のON/OFF50をクリックすることですべてのライン表示H1を一括してON/OFFできます。変更は選択中の表示パターンにのみ反映されます。

ライン表示の設定
1. ラインの選択設定するラインを選択します。

5．リセット1．ラインの選択

2. ラインの幅選択しているラインの幅を設定します。
3. ラインの色選択しているラインの色を設定します。
4. 選択中のラインの表示/非表示

1H1
4. 選択中のラインの表示/非表示

13．ラインの色

2．ラインの幅のチェックを外すと、選択しているラインが非表示になります。
5. リセット
Flags Reset をクリックすると、選択している表示パターンの設定が初期状態に戻ります。

ラインの位置調整

ラインをドラッグすると位置の調整ができます。

16

本体の使用方法
機能説明
３. 計測メニュー
メインメニューのをクリックすると計測メニューが表示されます。
計測を行うにはあらかじめ校正が必要です。
※ マウス操作で校正するため、操作の加減で計測結果にずれが生じます。本機の計測機能は簡易的なものとしてご使用ください。

校正について拡大された映像から実際の寸法を割り出せるように、両者の比率を設定します。
事前にレンズのズーム調整リングやピント調整リングを調整し、計測したい倍率に合わせてから、次の手順で校正を行ってください。
① スケール(直尺や方眼スケールなどの長さが分かるもの)を置き、 ①スケールにピントを合わせるピントを合わせます。
※ 作動距離を調整してピントを合わせてください。レンズのピント調整リングなどを操作すると倍率がずれてしまいます。
②をクリックして校正設定を開きます。

③をクリックして校正データを新規作成します。

④ A をクリックして校正データの名称を設定します。
⑤ C をクリックします。校正メニューが非表示になりますので、長さがわかる２点を選択してください。

L-802-2L-802-2
20.00
1327.00
0.02

B 長さ設定C スケール選択ۜۜ3L[

Right Up

⑥ B をクリックして⑤で選択した２点間の長さを入力し、単位を選択します。
⑦

A 名称設定mm・

Confirm をクリックして校正データを⑤２点を選択・保存します。
※ 校正データは23パターンまで保存できます。

⑥長さを入力校正データの編集・削除
をクリックして既存の校正データを選択すると、編集することができます。
をクリックすると、選択中の校正データが削除されます。

L-802-2
default
L-802-2
L-802-2
L-81520.00
Wide
L-8151327.00
Tele
L-630 WD100mm
0.02
L-630 WD150mm

削除mm
校正データの選択ۜۜ3L[

Right Up

17本体の使用方法
機能説明
３. 計測メニュー
スケールバーの表示設定

1.51mm
画面上にスケールバーを表示することができます。 小数点第三位
校正設定右下のShowで表示、Hideで非表示とで四捨五入されますなります。
0.02mm/Pix
表示位置は下記から選択してください。
Left Up：左上、Right Up：右上、Left Down：左下、Right Down：右下※ 全ての校正データに反映されます。
L-802-2※ 表示内容を変更することはできません。
L-802-2

100Pix20.00

mm1327.00
0.02

ۜۜ3L[

Right Up
スケールバーの表示設定

計測について校正データをもとに、リアルタイムの映像から距離や角度、面積などを計測します。

校正データの選択
計測メニューのをクリックすると、保存した校正データが表示されます。
計測する条件に合った校正データを選択してください。

校正データの選択

計測方法
計測ツールを選択し、マウス操作でリアルタイムの映像の計側したい個所を指定します。

計測ツール一覧
座標
フリーハンド
2点間距離(水平)18

十字線を描画し、その座標を表示します。
フリーハンドで線を描画し、その長さを計測します。
水平な2点間の距離を計測します。

本体の使用方法
機能説明
３. 計測メニュー
計測ツール一覧
2点間距離(垂直)矢印

垂直な2点間の距離を計測します。
矢印を描画します。

2点間距離

2点間距離を計測します。

平行線距離

平行線の距離を計測します。

直線-点間距離

直線までの距離を計測します。

3点角度

3点間の角度を計測します。

長方形

長方形の周長(C)と面積(S)を計測します。

多角形

多角形の周長（L）と面積（S）を計測します。

円弧

円弧の長さを計測します。

円(半径指定)中心と半径を指定して円を描画し、直径(D)、円周(C)、面積(S)を計測します。

円(2点指定)2点を指定して円を描画し、直径(D)、円周(C)、面積(S)を計測します。

円(3点指定)3点を指定して円を描画し、直径(D)、円周(C)、面積(S)を計測します。

直線-円心間距離

直線と円心の距離を計測します。

同心円間距離同心円の半径の差を計測します。

円心2点間距離

2つの円の中心間距離を計測します。

テキスト

テキスト（アルファベット・記号）を入力します。

19

本体の使用方法
機能説明
３. 計測メニュー
計測ツール一覧
色指定

描画やテキストの色を選択します。

線幅設定

描画の線幅を設定します。

全削除

描画・テキストを全削除します。

保存

表示映像・描画・テキストを静止画として保存します。

エクスポート
元に戻す
終了

計測結果を .xls 形式で保存します。
描画・テキストを１つ前の状態に戻します。
メインメニューに戻ります。

日常点検
安全にご使用いただくために下記の日常点検をお勧めします。
点検項目

点検内容

処置方法

設置場所

次のような場所に設置していませんか。
・振動のある場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所
・ホコリの多い場所
・強い磁気の発生する場所
・高温／多湿の場所
・直射日光の当たる場所

これらの条件に当てはまらない設置場所に変更してください。

コード

コード類が痛んだり、差し込みがゆるんだりしていませんか。

断線など破損している場合は使用せずに、当社まで点検・修理をご依頼ください。

部品ネジなどの部品は正しく取り付けられていますか。

正しく取り付けることができない場合は当社まで点検・修理をご依頼ください。

発熱

異常に熱くなることはありませんか。

異常がある場合は使用せずに、当社まで点検・修理をご依頼ください。

20

メンテナンス・保管方法
本体の保守、お手入れ表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。
シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。

● 本体・コード類にホコリが付着している場合は取り除いてください。

保管方法
ケガや器物損傷のおそれがある。
子どもの手の届かない安全なところに保管してください。
長期間使用しない場合は、保護キャップを取り付けて保管してください。

● 電源がOFFになっていることを確認してからACアダプターをコンセント、電源ソケットから抜いて保管してください。
● 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

製品の廃棄について廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

21

故障かな？と思ったら症状
使用中に画面が動かなくなった

対処方法

考えられる原因

本機の処理能力に負荷がかかって ・電源スイッチを長押しして電源をOFFにし、再度ONにしてください。
いる。
・電源スイッチを長押ししても電源がOFFにならない場合はACアダプターをコンセントから抜き、もう一度差し直してから電源をONにしてください。
※保存したデータは消失するおそれがあります。
※連続的な操作（アイコンを何度もクリックするなど）を抑えると症状の発生を減らすことができます。

SDカードが認識 SDカードのファイルシステムがされない
FAT32ではない。

パソコンなどを使用してFAT32形式でフォーマットを行ってください。

SDカードが故障している（パソコンなど他の機器でもSDカードが認識されない場合）

故障していないSDカードをご用意ください。

本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。
取扱説明書およびWebサイト「よくあるご質問」を読んでも解決しない場合は、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。

よくあるご質問（FAQ）
Webサイトでは、頻繁にお問い合わせがある質問を製品カテゴリごとにまとめて紹介しています。
ぜひご活用ください。

http://faq.hozan.co.jp/support/

お問い合わせ窓口
06-6567-3132
E-mail：th@hozan.co.jp【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30〜12:00、13:00〜17:00】

https://www.hozan.co.jp/22

基本仕様
撮像素子

1/2.8" CMOSイメージセンサ

有効画素数（最大） 1920×1080（200万画素）
保存画素数（最大）

静止画 1920×1080（200万画素）
動画
1920×1080（200万画素）

記録ファイル形式

静止画 JPG 動画 AVI

記録媒体

SD/SDHCメモリーカード（最大32GB）

フレームレート

最大30fps

レンズマウント

Cマウント

モニター

グレア（光沢）液晶 IPS方式
サイズ：11.6型ワイド
解像度：1920×1080（200万画素）

ソフトウェア専用OS搭載基本機能：プレビュー、静止画・動画撮影
表示機能：デジタルズーム（1〜10倍）、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示
調整機能：露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ軽減、RGB
簡易計測機能：座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離

電源

DC12V（ACアダプター付）

消費電力

6.6W

重量760g■ USBマウス、SDHCメモリーカード、ACアダプター 付23

オプション
関連ソフトウェア（Image Editor）について保存した画像をPCで編集できるソフトです。
・寸法測定（ 長さや角度、円周、平行線など全10種類）
・テキストや矢印の挿入・画面分割（2分割／4分割）
線の太さや色は自由に選択できます。
寸法測定の測定結果はワード/エクセルで抽出可能。
本ソフトは、Webサイトよりダウンロードしていただけます。画像の編集や測定が必要な場合にお使いください。
● 寸法基準に適したL-125 スケールシートをご用意しております。

【測定例】

L-125

マイクロスコープの選 定をサポート

Zoom & Focus 検索

製造元
本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12https://www.hozan.co.jp/
24.05

24