LN2デュワー/LN2フローUHVブースターCF40付高速排気ドック※1■ VSCTDH40/VSCTH40(WT)高速排気ドックを構成するコンパクトドッキングチャンバーによりUHVスーツケースからUHVシステムへサンプルを大気に曝すことなく高速に移送することができます。別注のターボ分子ポンプとコンパクトドッキングチャンバーに組み込まれたLN2コールドトラップ※2(冷却温度:80K)との組み合わでクライオポンプとしての機能で1E-9mbarの範囲の真空レベルを生成することができます。このため、従来24時間かけてバッファーをベークアウトしていたのに対し、ベークアウト無しで約30分で十分な真空度を確保することができます。(※コンパクトドッキングチャンバーにはターボ分子ポンプは含まれていません。)■ VSCTDH40/VSCTH40(WT)高速排気ドックを使用したサンプルの高速移送ではベークアウトは必要ありませんので、UHVスーツケースがコンパクトドッキングチャンバーと一緒に加熱されないためUHVスーツケース内の真空度に悪影響を与えないというメリットもあります。
※1:この製品は、マックスプランク固体研究所(ドイツ国シュトゥットガルト)のナノスケール科学部門と共同で開発されました。
※2:LN2コールドトラップ:加熱コイル/温度センサー付UHVブースターCF40 (CTDH40:デュワーバージョン/CTH40(WT):フローバージョン)
LN2デュワーUHVブースターCF40付高速排気ドック【製品コード】VSCTDH40

・・

CTDH40加熱コイル/温度センサー付UHVブースターCF40
デュワーバージョン(LN2コールドトラップ)
VSCTDH40
高速排気ドック

LN2フローUHVブースターCF40付高速排気ドック【製品コード】VSCTH40(WT)・・・・・VSCT40コンパクトドッキングチャンバー

・ VSDOCK40
ドッキングステーション
・UHVスーツケース

高速排気ドック＋ターボ分子ポンプ

OLD_CTH40(WT)
加熱コイル/温度センサー付UHVブースターCF40
フローバージョン(LN2コールドトラップ)
VSCTH40
高速排気ドック・

VSCT40コンパクトドッキングチャンバー

・・

VSDOCK40
ドッキングステーション

UHVスーツケース

高速排気ドック＋ターボ分子ポンプ

LN2デュワーUHVブースターCF40付高速排気ドック※1・VSCTDH40高速排気ドックは、UHVスーツケースからUHVシステムへサンプルを大気に曝されないように非常に高速に移送することが可能です。コンパクトドッキングチャンバー
内の真空は、ターボ分子ポンプとCTDH40 LN2デュワーUHVブースターCF40(LN2コールドトラップ)のクライオポンプとしての機能を組み合わせて作られます。このため、従来は24時間かけてバッファーをベークアウトしていたのに対し、約30分で十分な真空度を確保することができます。(但し、ターボ分子ポンプは含まれていません。)
・VSCTDH40を使用したサンプルの高速移送ではベークアウトは必要ありませんので、UHVスーツケースが高速排気ドックと一緒に加熱されないためUHVスーツケース内の真空度に悪影響を与えないというメリットもあります。
※1:この製品は、マックスプランク固体研究所(ドイツ国シュトゥットガルト)のナノスケール科学部門と共同で開発されました。
【製品コード】VSCTDH40

・・

CTDH40加熱コイル/温度センサー付UHVブースターCF40
デュワーバージョン (LN2コールドトラップ)

VSCT40・

VSDOCK40

高速排気ドック【製品コード】VSCTDH40

高速排気ドック【製品コード】 VSCTDH40

・

TMP(67l/s)

高速排気ドック+ターボ分子ポンプ【仕様】・フルUHV適合材料
・ターボ分子ポンプは含まれていません。
(1)【製品コード】VSDOCK40:ドッキングステーション
・VSCT40:コンパクトドッキングチャンバー:-材質:SUS304L(1.4301)-Heリーク率:<1x10-9 mbar*l/s
・VATミニUHVマニュアルゲートバルブ(ICF70)※CTDH40(LN2コールドトラップ)との組み合わせることで、このドッキングステーシ
ョンは、1E-9 mbarの範囲の真空レベルまで高速排気することができます。
(2)【製品コード】CTDH40:LN2デュワーUHVブースターCF40
・LN2充填量:～0.5lt
・デュワー真空隔離/断熱スリーブ及びカバー付
・CTD50CAPFOAM:発砲プラスチックフタ付
・熱交換器:OFHCコア付アルミニウム冷却ブロック
・排気時間(VSCT40使用):約1E-8mbarの圧力まで約30分
・LN2コールドトラップ冷却温度:80K
・クイックウォームアップ用内蔵抵抗ヒーター
・温度センサー:Pt100
・電流導入端子:6ピンミニチュア導入端子
・取付フランジ:ICF70
・導入端子フランジ:ICF34(3) オプション:【製品コード】CABCTH40HT3M:ブースター温度測定/ヒーターケーブル(3m)※電源及び制御電子機器は含まれていません。

加熱コイル/温度センサー付UHVブースターCF40
LN2デュワーUHVブースターCF40【製品コード】CTDH40

LN2フローUHVブースターCF40付高速排気ドック※1
・VSCTH40(WT)高速排気ドックは、UHVスーツケースからUHVシステムへサンプルを大気に曝されないように非常に高速に移送することが可能です。コンパクトドッキングチャン
バー内の真空は、ターボ分子ポンプとCTH40(WT) LN2デュワーUHVブースターCF40(LN2コールドトラップ)のクライオポンプとしての機能を組み合わせて作られます。このため、従来は24時間かけてバッファーをベークアウトしていたのに対し、約30分で十分な真空度を確保することができます。(但し、ターボ分子ポンプは含まれていません。)
・VSCTH40(WT)を使用したサンプルの高速移送ではベークアウトは必要ありません。従ってUHVスーツケースが高速排気ドックと一緒に加熱されないたUHVスーツケース内の真空度に悪影響を与えないというメリットもあります。
※1:この製品は、マックスプランク固体研究所(ドイツ国シュトゥットガルト)のナノスケール科学部門と共同で開発されました。
【製品コード】VSCTH40(WT)・・

OLD_CTH40(WT)
加熱コイル/温度センサー付UHVブースターCF40
フローバージョン (LN2コールドトラップ)

VSCT40・・VSDOCK40

高速排気ドック【製品コード】VSCTH40(WT)

高速排気ドック【製品コード】VSCTH40(WT)

・TMP(67l/s)

高速排気ドック＋ターボ分子ポンプ【仕様】
・フルUHV適合材料
・ターボ分子ポンプは含まれていません。
(1)【製品コード:VSDOCK40】ドッキングステーション
・VSCT40:コンパクトドッキングチャンバー-材質:SUS304L(1.4301)-Heリーク率:<1x10-9 mbar*l/s
・VATミニUHVマニュアルゲートバルブ(ICF70)※OLD_CTH40(WT)(LN2コールドトラップ)との組み合わせることでこのドッキングステーションは、1E-9 mbarの範囲の真空レベルまで高速排気することができます。
(2)【製品コード:OLD_CTH40(WT)】 LN2フローUHVブースターCF40
・LN2充填量:～0.5lt
・デュワー真空隔離(プラスティック蓋付)/断熱スリーブ及びカバー
・熱交換器:OFHCコア付アルミニウム冷却ブロック
・排気時間(VSCT40使用):約1E-8mbarの圧力まで約30分
・LN2コールドトラップ冷却温度:80K
・クイックウォームアップ用内蔵抵抗ヒーター
・温度センサー:Pt100
・電流導入端子:6ピンICF34ミニチュア導入端子
・取付フランジ:ICF70(3) オプション:【製品コード】CABCTH40HT3M:ブースター温度測定/ヒーターケーブル(3m)※電源及び制御電子機器は含まれていません。

加熱コイル/温度センサー付UHVブースターCF40
フローバージョン (LN2コールドトラップ)【製品コード】OLD_CTH40(WT)加熱コイル/温度センサー付UHVブースターCF40デュワーバージョン
・CTDH40は、クライオポンプとして使用されるLN2コールドトラップです。コンパクトドッキングチャンバー(VSCT40)と組み合わせてUHVブースターとして排気を促進します。
ターボ分子ポンプと組み合わせて使用することで、一定時間内にベース圧を約10分の1に下げることができ、UHVスーツケースから超高真空システムへの非常に高速なサンプル移送が可能になります。
・液体窒素(LN2)をデュワーに充填後、CTDH40の真空側の熱交換器は数分で冷却されるため、クリーンなサンプルを移送するのに十分な真空レベルが約30分以内に確立されます。
・CTDH40を使用してUHVを確立することで、ベークアウトが不要になります。また、UHVスーツケース内の真空度に悪影響を及ぼすコンパクトドッキングチャンバーと一緒にUHVスーツケースが加熱されないというメリットもあります。
・LN2コールドトラップは、内蔵抵抗ヒーターで加熱することで素早くウォームアップすることができます。0.5ltの充填で約3時間保冷することができます。真空断熱デュワー用の発砲プラスチック製フタが付属しています。
・Pt100温度センサーを使用してクールダウン及びウォームアップ中の温度を監視します。内蔵抵抗ヒーターに適したコネクター付ケーブル(CABCTH40HT3M)は、別途注文する必要があります。
【製品コード】CTDH40

CTD50CAPFOAM(1) 仕様:・LN2充填量:～0.5lt
・デュワー真空断熱
・CTD50CAPFOAM:発砲プラスチック製フタ付・熱交換器:OFHCコア付アルミニウム冷却ブロック
・排気時間(コンパクトドッキングチャンバー:VSCT40使用):約1E-8mbarの圧力まで約30分
・LN2コールドトラップ冷却温度:80K
・クイックウォームアップ用内蔵抵抗ヒーター
・温度センサー:Pt100
・電流導入端子:6ピンミニチュア導入端子
・取付フランジ:ICF70
・導入端子フランジ:ICF34
・断熱スリーブ及びカバー付
・フルUHV適合材料(2) オプション:【製品コード】CABCTH40HT3M:ブースター温度測定/ヒーターケーブル(3m)※電源及び制御電子機器は含まれていません。

【アプリケーション】
1) VSCTDH40:高速排気ドック
・CTDH40:加熱コイル/温度センサー付UHVブースターCF40デュワーバージョン
・VSCT40:コンパクトドッキングチャンバー
・VSDOCK40:ドッキングステーション
2) VSCTDH40:高速排気ドック＋ターボ分子ポンプ(67l/s:N2)【オプション】
1) CABCTH40HT3M:ブースター温度測定/ヒーターケーブル(3m)・ケーブル⾧:3m・定格電圧:最大60VDC
・ミニチュア導入端子用6ピンプラグ
・電源コネクター用標準4mmバナナプラグ

・

CTDH40・

VSCT40・

VSDOCK40

高速排気ドック
高速排気ドック＋ターボ分子ポンプ【製品コード】VSCTDH40