サンプルプレート【製品コード】1) SHOM:さまざまな材料で利用できる一般的に使用されるサンプルプレート
2) SHOM3S:3xスリット付サンプルプレート
3) SHOS:ストレートスルーサンプルプレート
4) SHOMT:5xM1.4ネジ孔付サンプルプレート (ネジは含まれません)
5) SHOM3T:3xM1.4ネジ/板バネ付サンプルプレート
6) SHOM4T:4xM1.4ネジ/板バネ付サンプルプレート
7) SHOMDC:DC加熱サンプルプレート
8) SHOMDCRA:背面光アクセス孔付DC加熱サンプルプレート【サンプルプレート】

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

互換性【サンプルプレートレシーバー】
RECOM

RECOMCREC13V2RECOMEC13RECOMDCRECOMDCRA

SHFS (12個/パック)サンプルプレート
SHOM
サンプルプレート(厚さ:1mm)

3スリット付サンプルプレート(厚さ:1mm)

ストレートサンプルプレート(厚さ:1mm)

SHOM

SHOM3SSHOS［ST］SUS304 ステンレス鋼

SHOM(ST)

SHOM3S(ST)SHOS(ST)［CU］OFHC 無酸素高純度銅SHOM(CU)

SHOM3S(CU)SHOS(CU)［CB］CuBe2 ベリリウム銅合金

SHOM(CB)SHOM3S(CB)SHOS(CB)［TA］タンタル

SHOM(TA)SHOM3S(TA)SHOS(TA)［TI］チタン

SHOM(TI)

SHOM3S(TI)

SHOS(TI)［MO］モリブデン

SHOM(MO)SHOM3S(MO)SHOS(MO)［AL203］AL203 アルミナ

SHOM(AL203)

ー

SHOS(AL203)［SH］AIN シェイパルM

SHOM(SH)SHOM3S(SH)SHOS(SH)［W］タングステン

SHOM(W)ーSHOS(W)

SHOM(INCONEL)ーーーー

SHOS(SiC)

名称

外観図

製品コード材料［INCONEL］インコネル600［SiC］炭化ケイ素

適合機種

サンプルレシーバー

RECOM(CB)
RECOM(MO)RECOM(ST)RECOM(TA)RECOM(TI)

RECOM3S(CB)
RECOM3S(MO)RECOM3S(ST)RECOM3S(TA)RECOM3S(TI)

RECOM3S(CB)
RECOM3S(MO)RECOM3S(ST)RECOM3S(TA)RECOM3S(TI)

サンプルプレート
5xM1.4
サンプルプレート(厚さ:1mm)

名称

サンプルプレートセット構成［サンプルプレート＋板バネ＋M1.4x1板バネネジ］
3x板バネ

4x板バネ

SHOMT

SHOM3T

SHOM4T［CB］CuBe2 ベリリウム銅合金

SHOMT(CB)SHOM3T(CB)SHOM4T(CB)［CU］OFHC 無酸素高純度銅

SHOMT(CU)

SHOM3T(CU)SHOM4T(CU)［MO］モリブデン

SHOMT(MO)SHOM3T(MO)SHOM4T(MO)［TA］タンタル

SHOMT(TA)SHOM3T(TA)SHOM4T(TA)［PT］プラチナ

SHOMT(PT)

SHOM3T(PT)SHOM4T(PT)［ST］SUS304 ステンレス鋼

SHOMT(ST)SHOM3T(ST)SHOM4T(ST)［AL203］AL203 アルミナ

SHOMT(AL203)

ーー［SH］AIN シェイパルM

SHOMT(SH)ーー［W］タングステン

SHOMT(W)ーー［SiC］炭化ケイ素

SHOMT(SiC)ーー［4］4.4mm / t=0.1mm［6］6mm / t=0.1mm［9］8.6mm / t=0.2mm［CB］ベリリウム銅

SHFS4(CB)PK12SHFS6(CB)PK12SHFS9(CB)PK12［CU］無酸素銅

SHFS4(CU) PK12SHFS6(CU) PK12SHFS9(CU) PK12［MO］モリブデン

SHFS4(MO) PK12SHFS6(MO) PK12SHFS9(MO) PK12［TA］タンタル

SHFS4(TA) PK12SHFS6(TA) PK12SHFS9(TA) PK12［ST］ステンレス鋼

SHFS4(ST) PK12SHFS6(ST) PK12SHFS9(ST) PK12

外観図

製品コード

サンプルプレート材料

板バネ(12個/パック)

⾧さ(図面参照)

材料

M1.4x1板バネネジ(12個/パック)
材料［4］タンタルネジ

FA18401401PK12［3］モリブデンネジ

FA18301401PK12［2］チタンネジ

FA18201401PK12［1］ステンレス鋼ネジ

FA18101401PK12

DC加熱サンプルプレート
名称

DC加熱サンプルプレート

背面光アクセス孔付

アース接点付

背面光アクセス孔/アース接点付

DC加熱サンプルプレート

DC加熱サンプルプレート

DC加熱サンプルプレート

外観図

概要

製品コード

・Si7x7再構成のような半導体表面を調製するための最も簡単な加熱方法です。
・サンプルは2本のモリブデン(Mo)ストリップで固定されています。
・サンプル両側は、アルミナ(AL203)スペーサーで電気的に絶縁されています。

SHOMDC

・Si7x7再構成のような半導体表面を調製するための最も簡単な加熱方法です。
・サンプルは2本のモリブデン(Mo)ストリップで固定されています。
・サンプル片側をアルミナ(AL203)スペーサーで電気的に絶縁し、片側をモリブデン(Mo)スペーサーで接地されています。
・分光法およびSTM実験に適しています。

SHOMDCRA

サンプルサイズ

SHOMDC(N)
8x1x0.2 – 11x3.5x0.5mm

本体材料

モリブデン (MO)

絶縁スペーサー材料

アルミナ (AL203)

接地用スペーサー材料

ーー

背面光アクセス孔ー〇仕様

適合レシーバー

SHOMDCRA(N)

モリブデン (MO)〇ー

DC加熱サンプルプレートレシーバー
製品コード:RECOMDC(サンプルプレート固定:2xルビー球)

背面光アクセス孔付DC加熱サンプルプレートレシーバー
製品コード:RECOMDCRA(サンプルプレート固定:2xルビー球)

配線ワイヤー用
絶縁コンタクトレール

配線ワイヤー用
絶縁コンタクトレール

14.2
264

1.6

15R224R1181922Ra 1.6(1:1)

over 16up to 630
tolerance
0.05 0.1
DrawnScaleDate
Checkednominal
dimension

SHOM
Sample Holder Plate

CH-8050 Zurich-0.1-0.2

general tolerances ISO 2768-K

Material: according to orderFerrovac GmbH+0.2+0.1

THE INFORMATION CONTAINED IN THISDRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
FERROVAC GMBH. ANY REPRODUCTION
IN PART OR AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

5:1
(1:1)

Rev. A

30 100 300 1000
100 300 1000 2000
0.3 0.5 0.8 1.2
C.Weiss
15.11.2017
...

SHOM
sheet 1/1

04.2
1.62+0.05
01 9 -0.05

R144106
1.

6

R0.2

R1R 0.25

5120

R12R2( 21 )

2.958

7.5

12R115R11.061

1801 8 -0.05
2201 -0.025

R 0.05

Ra 0.8+0.2+0.1(-0.1-0.2)

general tolerances ISO 2768-K

Material: gemäss Bestellung

Grundausführung SHOM mit 3 Schlitzen
SHOM3S(MO)

Ferrovac GmbHCH-8050 Zurichover 16up to 630
tolerance
0.05 0.1
Drawn
Scale
Date
Changednominaldimension

THE INFORMATION CONTAINED IN THISDRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
FERROVAC GMBH. ANY REPRODUCTION
IN PART OR AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

5:1

Rev.

A

30 100 300 1000
100 300 1000 2000
0.3 0.5 0.8 1.2
von Gunten
15.04.2016.............

SHOM3S
sheet 1/1

01 -0.025

R0.05

+0.05
04.2

2

1.6

64

R14R15( 21 )

R1.2

155

R014.2

11.8

R0R1R

11814.6
0

1 8 -0.05

Ra 1.6(1:1)

over 1
6up to 6
30tolerance
0.05 0.1
SHOS
Drawn
Scale
Straight through flag style sample plate
Date
Checked
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
(1:1)
nominaldimension

5:1

CH-8050 Zurich-0.1-0.2

general tolerances ISO 2768-K

Material: according to order

Ferrovac GmbH+0.2+0.1

DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
FERROVAC GMBH. ANY REPRODUCTION
IN PART OR AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

Rev.

A

30 100 300 1000
100 300 1000 2000
0.3 0.5 0.8 1.2
J.Buechi01.11.2018
...

SHOS

sheet 1/1

0.1
124

4.2

216

25x M1.4x1

15

123x leafsprings

3x screws M1.4x1

4.

4121819Ra 1.6

Material: all UHV compatible

Sample Holder Omicron Stylecustomized)

over 1
6up to 630
tolerance
0.05 0.1
Drawn
Scale
Date
Checkednominaldimension

5:1

SHOMTCH-8050 Zurich(-0.1-0.2

general tolerances ISO 2768-K(2:1)

Ferrovac GmbH

+0.2
+0.1

THE INFORMATION CONTAINED IN THISDRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
FERROVAC GMBH. ANY REPRODUCTION
IN PART OR AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

30 100 300 1000
100 300 1000 2000
0.3 0.5 0.8 1.2
Denys Sutter
30.05.2011
04.03.2019 tv

(2:1)

Rev.

E

SHOM3T0.1
12

19124.2

642214x screws M1.4x1

12154x leafsprings

7x7 Sample
11x11 Sample

4.
4(1:1)
Ra 0.8Flag Style Sample Plate, 4xM1.4,
Leaf Springs)

Sym./Runout >30mm DIN ISO 2768-H
formed part
dimensions

Scale

5:1

SHOMT

CH-8050 Zurich(-0.1-0.2nominal
30mm DIN ISO 2768-f-H
dimensions >30mm DIN ISO 2768-m-K excluding Sym./Runout

Material: ....

Ferrovac GmbH+0.2+0.1

THE INFORMATION CONTAINED IN THISDRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
FERROVAC GMBH. ANY REPRODUCTION
IN PART OR AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

(1:1)
Rev.

D

DIN ISO 2768-f-H
Drawn
Date
ChangedA. Zandonella
24.05.2012
04.03.2019 tv

SHOM4T
A4 sheet 1/1

15.60.2

0.28

134x 25301400
4x 26301400

3.65

3.73

6.18A-A

2x 15620
2x 5219

1sampleM 1.4

4x M1.4x6

19

4x 5216132x 5218

11.4

4x 5215

4.2

1x SHOM4H(MO)
.7

5A

3.6

R0

3.5

155.7564R1Material: Molybdenum, Al2O3ASample holder for DC-heating

630 100 300 1000
nominal over 1
dimension up to 630 100 300 1000 2000
tolerance ± 0.05 0.1 0.3 0.5 0.8 1.2

Scale

18Ferrovac GmbHCH-8050 Zurich

THE INFORMATION CONTAINED IN
THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF FERROVAC GMBH.
ANY REPRODUCTION IN PART OR
AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

5:1
Rev. EDrawn
DatechangedO. Adlung23.05.2012
05.12.2020

SHOMDCsheet 1/1

15.6

0.2

0.28

134x 25301400
3.7

4x 26301400
13.9

6.18

A-A

2x 15620
2x 5219

sampleM 1.4

4x M1.4x619134x 5216
2x 5218

11.4
4.2

4x 5215642

R1.7

5A3.6R03.5

155.751x SHOM4HRA(MO)

Material: Molybdenum, Al2O3A

Sample Plate for Direct Current
Heating with a central opening
for optical access from the rear
18Ferrovac GmbHCH-8050 Zurich

THE INFORMATION CONTAINED IN
THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF FERROVAC GMBH.
ANY REPRODUCTION IN PART OR
AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

630 100 300 1000
nominal over 1
dimension up to 630 100 300 1000 2000
tolerance ± 0.05 0.1 0.3 0.5 0.8 1.2

Scale

5:1
Rev. C

Drawn
Datechanged

O. Adlung23.05.2012
31.07.19 JBSHOMDCRA
sheet 1/1

15.6

A-A

0.2

4x 25301400

3.7
146.180.513

M 1.44x 26301400
2x 5219

sample192x 5218

134x M1.4x6

11.4

4x 5216

5.75

3x 5215

1x SHOM4H(MO)

521

R

70.

A

3.6

A

3.5

151x5324

Material: Molybdenum, Al2O3

Sample holder for DC-heating

630 100 300 1000
nominal over 1
dimension up to 6
30 100 300 1000 2000
tolerance ± 0.05 0.1 0.3 0.5 0.8 1.2

Scale

18Ferrovac GmbHCH-8050 Zurich

THE INFORMATION CONTAINED IN
THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF FERROVAC GMBH.
ANY REPRODUCTION IN PART OR
AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

5:1
Rev. A

Drawn
DatechangedBrunner
10.04.2015....

SHOMDC(N)sheet 1/1

15.6

0.2

0.28

13

4x 25301400
3.7

4x 26301400
1

3.9

6.18

A-A

2x 15620
2x 5219

sampleM 1.4

4x M1.4x6

1913

4x 5216
2x 5218

11.4
4.2

1x 5324642

R1

3x 5215

.7

5A

3.6

R0

3.5

155.751x SHOM4HRA(MO)

Material: Molybdenum, Al2O3Sample Plate for Direct Current
Heating with a central opening
for optical access from the rearincl. earth lineA
18Ferrovac GmbHCH-8050 Zurich

THE INFORMATION CONTAINED IN
THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF FERROVAC GMBH.
ANY REPRODUCTION IN PART OR
AS WHOLE WITHOUT OURPERMISSION IS PROHIBITED.

630 100 300 1000
nominal over 1
dimension up to 630 100 300 1000 2000
tolerance ± 0.05 0.1 0.3 0.5 0.8 1.2

Scale

5:1
Rev. A

Drawn
DatechangedJ.Buechi29.07.2021.....

SHOMDCRA(N)