MANUAL DE INSTRUCCIONESMEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITALKYORITSU
MODELO 3005A/3007A

CONTENIDO
1. COMPROBACIONES DE SEGURIDAD ......................................................................... 1
2. CARACTERÍSTICAS....................................................................................................... 4
3. ESPECIFICACIONES ..................................................................................................... 5
4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO ............................................................................ 8
4-1 Descripción del instrumento ............................................................................... 8
4-2 Pantalla .............................................................................................................. 9
4-3 Conectores ....................................................................................................... 10
5. PREPARACIÓN PARA LAS MEDICIONES .................................................................. 11
5-1 Procedimiento para retirar la tapa .................................................................... 11
5-3 Comprobación de la Tensión de las Baterías ................................................... 11
5-4 Conexión de los Cables de Prueba .................................................................. 11
6. FUNCIONAMIENTO...................................................................................................... 12
6-1 Desconexión y verificación de la alimentación del circuito en prueba .............. 12
6-2 Medición de la Resistencia de Aislamiento ...................................................... 12
6-3 Prueba de Continuidad (Prueba de Resistencia).............................................. 12
6-4 Mediciones continuadas ................................................................................... 16
7. FUNCIONES ................................................................................................................. 17
7-1 Modo “TRACK-LOK” (solo modelo 3007A)....................................................... 17
7-2 AUTO NULL ..................................................................................................... 17
7-3 BACK LIGHT .................................................................................................... 17
7-4 Apagado automático ........................................................................................ 17
8. CAMBIO DE LAS BATERÍAS Y EL FUSIBLE ............................................................... 18
8-1 Cambio de las baterías..................................................................................... 18
8-2 Cambio del fusible............................................................................................ 18
9. NOTAS SOBRE ACCESORIOS .......................................................... 19
9-1 Como fijar la correa y la bolsa de los cables de prueba ................................... 19
10. LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO ........................................................ 20
11. SERVICIO ................................................................................................................... 20

KYORITSU 3005A/3007A

1. COMPROBACIONES DE SEGURIDAD
Este instrumento ha sido diseñado y comprobado de acuerdo con las siguientes normas y se hasuministrado en las mejores condiciones.
••

IEC 61010-1
IEC 61010-2-31

Sobre tensión CAT. III 300V Grado de polución 2
Requerimientos de seguridad para cables de prueba

Este manual de instrucciones contiene advertencia y reglas de seguridad que deben serobservadas por el usuario para garantizar un funcionamiento seguro del instrumento y mantenerloen optimas condiciones. Por consiguiente, lea este manual de instrucciones detenidamente antes
de empezar a utilizar el instrumento.

•
•
•

•

ADVERTENCIA
Antes de utilizar el instrumento lea y comprenda las instrucciones de manejo contenidas eneste manual.
Guarde este manual de instrucciones a mano para utilizarlo como referencia cuando sea
necesario.
Este instrumento sólo debe utilizarlo una persona cualificada y especializada. También debe
utilizarse estrictamente como se indica en este manual de instrucciones. KYORITSU no
acepta la responsabilidad por cualquier daño o lesión causado por un mal uso oincumplimiento de las instrucciones o procedimientos de seguridad.
Es esencial leer y comprender las normas de seguridad contenidas en este manual de
instrucciones.
Deben ser observadas cuando utilice el instrumento.
Asegúrese de seguir las indicaciones descritas anteriormente. No seguir las instrucciones
puede ser causa de lesiones o daños al instrumento.

El símbolo marcado en el instrumento significa que el usuario debe leer la sección relevante deeste manual de instrucciones para una utilización segura del instrumento. Asegúrese de leeratentamente las notas de este manual indicadas con este símbolo .

1.

KYORITSU 3005A/3007A

PELIGRO está reservado para las condiciones y acciones que probablemente pueden
causar daños serios o fatales.
ADVERTENCIA está reservada para las condiciones y acciones que pueden causar daños
serios o fatales.
PRECAUCIÓN está reservada para las condiciones y acciones que pueden causar daños alusuario o al instrumento.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PELIGRONo utilice este instrumento en circuitos activos (con tensión)
No intente realizar mediciones con presencia de gases inflamables.
Por otra parte, el uso del instrumento puede producir chispas que pueden llegar a producir
explosiones.
Cuando realice comprobaciones, asegúrese siempre de mantener sus dedos detrás de lasbarreras de seguridad en los cables de prueba.
No intente realizar nunca mediciones si la superficie del instrumento o sus manos están
húmedas.
No abra nunca el compartimiento de las baterías mientras realiza mediciones.

ADVERTENCIA
Nunca intente realizar mediciones, si se observan anomalías estructurales como la carcasa rotao partes metálicas expuestas.
Nunca cambie de margen con los cables de prueba conectados al equipo en comprobación.
No instale recambios ni realice ninguna modificación del instrumento. Devuelva el instrumento asu distribuidor para repararlo o calibrarlo.
No intente reemplazar las baterías si la superficie del instrumento está húmeda.
Antes de abrir el compartimiento de las baterías asegúrese de desconectar los cables deprueba del instrumento.

2.

KYORITSU 3005A/3007A

PRECAUCIÓN
••••Antes de realizar cualquier medición asegúrese de que el selector de margen está situado en la
posición adecuada.
No debe exponer el instrumento directamente al sol, temperaturas extremas o al rocío.
Cuando no vaya a utilizar el instrumento durante un largo periodo de tiempo, guárdelo en el
envoltorio después de retirar las baterías.
Para limpiar el instrumento utilice un paño húmedo y detergente. No utilice abrasivos odisolventes.

3.

KYORITSU 3005A/3007A

2. CARACTERÍSTICAS
El modelo 3005A es un medidor de aislamiento y continuidad controlado por microprocesador.
•

Diseñado según las normas de seguridad:
IEC 61010-1 Sobretensión CAT III 300V Grado de polución 2
IEC 61010-2 (Requerimientos de Seguridad para cables de prueba)•

Pantalla iluminada para facilitar las lecturas en la oscuridad o zonas poco iluminadas (solo elmodelo 3007)•

Barra gráfica para indicar el resultado de las mediciones.

•

Dispone de correa para poder realizar las mediciones con las dos manos.

•

Indicador de circuito activo luminoso y acústico.

•

Función de descarga automática
Cuando se mide la resistencia de aislamiento, las cargas eléctricas almacenadas en loscircuitos capacitivos, son descargadas automáticamente después de la prueba. La descarga
se puede comprobar mediante la barra gráfica de indicación de circuito activo.

•

Función de apagado automático
Para prevenir que el instrumento funcione con las baterías bajas y para prolongar la
duración de las mismas, el instrumento se apagará automáticamente después deaproximadamente 10 minutos de la última maniobra.

•

Modo “LOK” (solo el modelo 3007)
Para evitar un consumo innecesario de baterías intensidad de prueba se corta cuando lalectura se ha estabilizado.

4.

KYORITSU 3005A/3007A

3. ESPECIFICACIONES•

Márgenes de Medición y Precisión (a 23 ±5ºC, humedad relativa 45-75%)

Márgenes de Resistencia de Aislamiento:
Tensión Nominal de Salida
250V
500V
1000V
Márgenes de Medición
0 ~ 19,99MΩ
0 ~ 19,99MΩ
0 ~ 19,99MΩ
0 ~ 199,9MΩ
0 ~ 199,9MΩ
0 ~ 199,9MΩ
0 ~ 1999MΩ
0 ~ 1999MΩ
0 ~ 1999MΩ
Tensión a Circuito Abierto
250VCC +20%, -0% 500VCC +20%, -0% 1000VCC +20%, -0%
Intensidad Corto Circuito
1,5mA aproximadamente
Intensidad Nominal
1mACC min. a
1mACC min. a
1mACC min. a 1MΩ
0,25MΩ
0,5MΩ
Precisión 20MΩ
±1,5% lec. ±5dgts.
200MΩ
200MΩ 0~1GΩ±3% lect. ±3dgts±10% lect. ±3dgts
1GΩ~2GΩ

Márgenes de Prueba de Continuidad
Márgenes
20 Ω
Margen de Medición
0 ~ 19,99Ω
Tensión a Circuito Abierto
Intensidad de Medición
Precisión±1,5%lect. ±5dgts
Indicación Tensión CA
0 ~ 600V

200Ω
2000Ω
0 ~ 199,9Ω
0 ~ 1999Ω
7 ~ 12V aprox.
200mA min.
±1,5% lect. ±3dgts.

±5%lect. ±3dgts.

5.

KYORITSU 3005A/3007A•

Número de Mediciones habitual(tendencia central de la tensión de alimentación hasta 8V)
Márgenes de Resistencia de Aislamiento:
Aproximadamente 1000 veces por minuto con una carga de 0,5MΩ•

Márgenes de Continuidad:
Aproximadamente 700 veces por minuto con una carga de 1Ω•

Error de funcionamiento (IEC 61557-2,-4)
Margen de medición para mantener el Porcentaje máximo de error de
Funciones
Margenerror de funcionamiento
funcionamiento
20MΩ
0,50 ~ 19,99MΩ
1000V
200MΩ
1,0 ~ 199,9MΩ
2000MΩ 10 ~ 1000MΩ
20MΩ
0,50 ~ 19,99MΩ
500V
200MΩ
1,0 ~ 199,9MΩ
2000MΩ 10 ~ 1000MΩ
±30%
20MΩ
0,50 ~ 19,99MΩ
250V
200MΩ
1,0 ~ 199,9MΩ
2000MΩ 10 ~ 1000MΩ
20MΩ
0,20 ~ 19,99MΩΩ
200MΩ
1,0 ~ 199,9MΩ
2000MΩ 10 ~ 1999MΩ
A continuación describe la variación por influencia utilizada para el cálculo del error de
funcionamiento;
Temperatura:
Tensión de alimentación:

0ºC y 35ºC
8V a 13,8V

Normas Aplicables
IEC 61010-1

Sobre tensión CAT. III 300V Grado de Polución 2

IEC 61010-2-31

Requerimientos de seguridad para cables de prueba

IEC 61557-1/2/4

Equipos de medición para sistemas de distribución de baja tensión

IEC 61326

EMC

IEC 60529 (IP54)

Polvo y Gotas

6.

KYORITSU 3005A/3007A
Sistema operativo:

Integración Dual

Pantalla:

Cristal líquido (1999 cuentas máximo),
Indicación de unidades
Barra gráfica de 30 puntos (20 puntos en Ω)

Indicación de sobremargen:

Aparece “OL” en la pantalla

Tiempo de muestreo:

Aproximadamente 0,5 ~ 2,5 veces por segundo

Temperatura y humedad de funcionamiento:

0~+40ºC, humedad relativa hasta 85%

Temperatura y humedad de almacenamiento:-20 a +60ºC, humedad relativa hasta 85%

Resistencia de aislamiento:

Superior de 50MΩ a 1000V CC entre el circuito eléctrico
y la carcasa

Rigidez dieléctrica:

3700V CA durante un minuto entre el circuito eléctrico yla carcasa

Protección contra sobrecargas
Márgenes resistencia aislamiento:
Margen 1000V
1200V (CC+CAp-p) durante 10 segundos
Margen 500V
600V (CC+CAp-p) durante 10 segundos
Margen 250V
300V (CC+CAp-p) durante 10 segundos
Márgenes continuidad:
Margen 20/200/2000Ω
280V(CC+CAp-p) durante 10 segundos(protección mediante fusible)

Dimensiones:

185 x 167 x 89 mm aproximadamente

Peso:

900g aproximadamente (incluidas las baterías)

Alimentación:

8 x 1,5V batería tipo R6 ó equivalente

Accesorios:

Cables de prueba Modelo 7122
CorreaBolsa cables de prueba
Baterías R6
Fusible recambio 500mA/600V
Manual de instrucciones

7

x1 juego
x1
x1
x8
x1
x1

.

KYORITSU 3005A/3007A

4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
4-1 Descripción del instrumento1)......Pantalla2)......TRAC-LOK (solo modelo 3007A)3)......Selector de margen4)......Pulsador de prueba “PRESS TO TEST”
5)......Conectores6)......Pulsador iluminación pantalla “BACK LIGHT”
7)......Selector de funciones8)......Cable de prueba (rojo)9)......Cable de prueba (negro)10)....Pinza de cocodrilo (negra)
11).... Capuchones cables de prueba (rojo y negro)
8.

KYORITSU 3005A/3007A
4-2 Pantalla

1.....Escala resistencia de aislamiento
2.....Barra gráfica
3.....Escala de continuidad
4.....Aviso de circuito activo

SAFE

AVISO DE CIRCUITO ACTIVOTENSIÓN DE DESCARGA

0 ∼ 2V0 ∼ 2V3 ∼ 30V

3 ∼ 60V

31 ∼ 60V

61 ∼ 120V

61 ∼ 120V

121 ∼ 240V

Mas de 120V

Mas de 120V

5.....Modo TRACK/LOK
6.....Función AUTO NULL
7.....Aviso tensión baterías
8.....Margen de aislamiento y continuidad seleccionado
9.....Unidad

9.

KYORITSU 3005A/3007A
10...Gráfico tensión de salida (Resistencia de Aislamiento)

INDICACIÓN SEGÚN LA TENSIÓN DE SALIDA
1 ∼ 24%25 ∼ 49%
50 ∼ 74%
75 ∼ 99%
100% ó superior

11...Margen de tensión de salida
12...Valor medido

4-3 Conectores

10.

KYORITSU 3005A/3007A

5. PREPARACIÓN PARA LAS MEDICIONES
5-1 Procedimiento para retirar la tapa
El Modelo 3005A/3007A dispone de una tapa para proteger contra golpes la parte exterior y laspartes funcionales como, la pantalla y el conector. La tapa se puede separar y colocar en la parte
Posterior durante las mediciones.
Método para retirar la tapa

Método para guardar la tapa

5-2 Comprobación de la Tensión de las Baterías
1) Sitúe el selector de funciones en cualquier posición excepto “OFF”.
2) Cuando aparezca en la pantalla el símbolo de aviso de baterías agotadas ““las baterías
se tienen que cambiar. Cambie todas las baterías viejas por nuevas según la sección 8“Cambio de baterías y fusibles”.
5-3 Conexión de los Cables de Prueba
Inserte los cables de prueba en los terminales del instrumento.
Conecte el cable de prueba negro al conector “EARTH” y el cable de prueba rojo al conector “LINE”.

11.

KYORITSU 3005A/3007A

6. FUNCIONAMIENTO
6-1 Desconexión y verificación de la alimentación del circuito en prueba

PELIGRO••Con el fin de evitar posibles riesgos de choque eléctrico, no realice mediciones en circuitos
con tensión.
No realice nunca mediciones con el compartimiento de las pilas abierto.

PRECAUCIÓN
•No presione nunca el pulsador “PRESS TO TEST” si el LED de circuito activo “LIVECIRCUIT” se ilumina o si se activa el indicador acústico de aviso. Esto puede dañar elcircuito.

Se puede realizar una prueba de tensión con el selector de funciones situado en cualquier posición.
Asegúrese de desconectar el circuito a comprobar.
1) Conecte el cable de prueba negro a tierra y el cable rojo en uno de los conductores acomprobar.
2) Asegúrese de que la indicación de circuito activo no se aparece en la pantala y que elindicador acústico no se activa. No presione nunca el pulsador “PRESS TO TEST” Si laindicación de circuito activo aparece en la pantalla y el indicador acústico se activa. El
circuito a comprobar está activo. Compruebe de nuevo que el interruptor del circuito en
prueba está desconectado.

12.

KYORITSU 3005A/3007A
6-2 Medición de la Resistencia de Aislamiento

•
•
•

•

•
•

PELIGRO
Antes de realizar la medición asegúrese siempre que el circuito o equipo en prueba está
realmente desconectado según el punto 6-1 de este manual.
Para evitar un choque eléctrico, las mediciones deben realizarse únicamente en circuitos sin
tensión.
Con el fin de evitar un choque eléctrico fortuito cuando el pulsador “PRESS TO TEST” estápresionado y el selector de funciones situado en una de las posiciones de aislamiento, notoque las puntas de los cables de prueba ni el circuito en prueba ya que existe presente altatensión.
No realice nunca mediciones con el compartimiento de las baterías abierto.

PRECAUCIÓN
No presione nunca el pulsador “PRESS TO TEST” si aparece en pantalla la indicación decircuito activo y el indicador acústico se activa. Esto puede dañar el circuito.
Para asegurarse de que el circuito en prueba está desconectado observe el indicador decircuito activo antes de realizar la medición.

1) Compruebe la tensión de prueba que quiere aplicar y sitúe el selector de funciones en elmargen de la tensión nominal deseada.
2) Conecte el cable de prueba negro al terminal de tierra del circuito a comprobar.
3) Conecte el cable de prueba rojo al circuito a comprobar y presione el pulsador “PRESS TO
TEST”.
El indicador acústico se activará intermitentemente durante la medición.
La intensidad de prueba sale del terminal de prueba “EARTH” al terminal de prueba “LINE”.

13.

KYORITSU 3005A/3007A
4) Lectura del valor de resistencia en la pantalla5) Con los cables de prueba conectados al circuito en prueba, deje de presionar el pulsador“PRESS TO TEST” para que se descarguen las capacidades del circuito después de la medición.

PELIGRONo toque el circuito bajo prueba inmediatamente después de realizar la comprobación. La carga
almacenada en el circuito puede provocar un choque eléctrico.
Desconecte los cables de prueba conectados al circuito y nunca toque el circuito antes de que ladescarga haya concluido.

Principio de Medición de la Resistencia de Aislamiento
Se puede obtener el valor de la resistencia (resistencia de aislamiento) aplicando un cierto valor
de alto voltaje y midiendo la intensidad que fluye.
Valor de Resistencia = Voltaje / Intensidad
RX = V / I

14.

KYORITSU 3005A/3007A•

Conexión de los terminales para medición de la resistencia de aislamiento
En el caso de medir el aislamiento de un cable aislado con respecto al cable de tierra,
conecte el cable – al cable aislado y el + a tierra. Realice la misma medición invirtiendo lapolaridad y tome el valor inferior medido. Este método de conexión es relevantemente
conocido por detectar fallos de aislamiento.

6-3 Prueba de Continuidad (Prueba de Resistencia)

•
•
•

•
•

PELIGRO
Antes de realizar la medición asegúrese siempre que el circuito o equipo en prueba está
realmente desconectado según el punto 6-1 de este manual.
Para evitar un choque eléctrico, las mediciones deben realizarse únicamente en circuitos sin
tensión.
No realice nunca mediciones con el compartimiento de las baterías abierto

PRECAUCIÓN
No presione nunca el pulsador “PRESS TO TEST” si aparece en la pantalla la ndicación decircuito activo y el indicador acústico se activa. Esto puede dañar el circuito.
En el caso que un circuito adicional quede conectado en paralelo con el circuito a medir, sepueden producir errores de medición.

1) Sitúe el selector de funciones en la posición “AUTO NULL”.
2) Una las puntas del cable de prueba rojo y del cabe de prueba negro y presione el pulsador“PRESS TO TEST”. La resistencia de los cables de prueba es medida y memorizada por el
microprocesador.
3) Sitúe el selector de funciones en la posición “Ω”
4) Conecte las puntas de los cables de prueba al circuito en prueba y presione el pulsador“PRESS TO TEST”.
5) Lea el valor de resistencia en la pantalla.
• El símbolo () se mostrará en la pantalla cuando este activada la función “AUTO NULL”.
• La función “AUTO NULL” se desactivara cuando se apague el instrumento.

15.

KYORITSU 3005A/3007A
Principio de la Prueba de Continuidad (Prueba de Resistencia)
El valor de resistencia se puede obtener aplicando cierta intensidad a la resistencia en
prueba y midiendo la tensión generada en los dos extremos de la misma.
Valor de Resistencia = Voltaje / Intensidad
RX = V/I

6-4 Mediciones continuadasPara realizar mediciones continuamente es posible bloquear el pulsador de prueba “PRESS TO
TEST”. Para bloquearlo presiónelo y gírelo en sentido de las agujas del reloj.
Para desbloquearlo, gire el pulsador en sentido contrario a las agujas del reloj.
NOTA:
El modelo 3007A dispone de la función “TRAC/LOCK. Cuando este seleccionado el modo “LOK”,
solo se realizará un muestro, cuando el pulsador “PRESS TO TEST” este bloqueado para realizar
mediciones continuadas.
Para realizar mediciones continuadas seleccione el modo “TRAC”.

PELIGRO
Tenga cuidado de no recibir un choque eléctrico durante la medición de la resistencia deaislamiento ya que en las puntas de los cables de prueba existe continuamente alta tensión.

16.

KYORITSU 3005A/3007A

7. FUNCIONES
7-1 Modo “TRACK-LOK” (solo modelo 3007A)
Modo TRAC:

Se realiza la medición mientras el pulsador “PRESS TO TEST” estepresionado.
Cuando realicen mediciones continuadas, seleccione este modo.

Modo LOK:

Cuando se presiona el pulsador “PRESS TO TEST”, solo se realizará una
medición, y la tensión de salida se detendrá, el circuito se descargará
automáticamente.
Esto permite economizar la vida de las baterías.

7-2 AUTO NULL
Cuando se realizan pruebas de continuidad, la resistencia de contacto de los cables de prueba, seresta automáticamente para obtener una lectura más precisa.
Esta función se invalida si la resistencia de los cables de prueba es superior a 10Ω.
• El símbolo “NULL” () aparecerá en la pantalla cuando se active esta función.
• La función AUTO NULL se cancelará cuando se apague el instrumento.

7-3 BACK LIGHT
Para facilitar el trabajo en la oscuridad o situaciones de poca iluminación, el instrumento dispone deiluminación de la pantalla.
Para activar esta función, presione el pulsador “BACK LIGTH” mientras el selector de funciones
este en cualquier posición que no sea “OFF”. La pantalla se mantendrá iluminada durante
aproximadamente 40 segundos y luego se apagará automáticamente.
Si presiona de nuevo el pulsador “BACK LIGTH”, la iluminación de la pantalla se apagará
inmediatamente.
7-4 Apagado automático
El instrumento se apagará automáticamente aproximadamente 10 minutos después de la última
operación. Para conectar de nuevo el instrumento, sitúe el selector de funciones en la posición“OFF” y seleccione de nuevo la función deseada.
PRECAUCIÓN
Cuando el instrumento se apaga automáticamente existe un pequeño consumo. Sitúe el selector de
funcione en la posición “OFF” cuando no utilice el instrumento.

17.

KYORITSU 3005A/3007A

8. CAMBIO DE LAS BATERÍAS Y EL FUSIBLE••

PELIGRONo abra nunca el compartimiento de las baterías mientras este realizando mediciones. Para
evitar un posible choque eléctrico, desconecte los cables de prueba antes de retirar la tapade las baterías para su cambio.
Cambie el fusible por uno de las siguientes características:
Actuación rápida, F500mA/600V, ∅6,36X32mm

8-1 Cambio de las baterías1) Desconecte los cables de prueba del instrumento.
2) Retire la tapa del compartimiento de las baterías aflojando los tornillos de fijación. Cambie
siempre las seis baterías al mismo tiempo.
Tipo de baterías: 8 x 1,5V tipo R6 ó equivalentes.
8-2 Cambio del fusible
1) Desconecte los cables de prueba del instrumento.
2) Retire la tapa del compartimiento de las baterías aflojando los tornillos de fijación y cambie elfusible.
Tipo de fusible: F500mA/600V cerámico de actuación rápida, ∅6,36X32mm.

PRECAUCIÓN
Instalelasbaterías
respetando la polaridad tal
como se indica en el interior
de la carcasa

Fig. 8 Como cambiar las baterías y el fusible

18.

KYORITSU 3005A/3007A

9. NOTAS SOBRE ACCESORIOS
9-1 Como fijar la correa y la bolsa de los cables de prueba
Puede colgarse el instrumento alrededor del cuello, para mantener libres las manos y trabajar deuna forma más fácil y segura.

Pase la correa hacia abajo a través de lasranuras situadas en los laterales delinstrumento, pase la correa a través de lasranuras situadas en la parte posterior de labolsa de los cables de prueba.
Pase la correa a través de las hembrillas,
ajuste la correa al tamaño requerido yasegúrela

19.

KYORITSU 3005A/3007A

10. LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO
Limpieza del instrumento
Este instrumento ha sido tratado según las normas de calidad de nuestra compañía y se hasuministrado en las mejores condiciones después de pasar controles de calidad. Pero debido a lacaracterística del plástico, en días secos puede producirse electricidad estática.
Cuando toque la superficie del instrumento y la aguja se desvíe o no se pueda realizar el ajustemecánico a cero, no intente realizar mediciones.
Cuando se produzca electricidad estática en la superficie del instrumento y afecte a las mediciones
del instrumento, utilice una gamuza húmeda con líquido antiestático o detergente neutro para
limpiar la superficie del instrumento.

11. SERVICIO
Si el instrumento no funciona correctamente, devuélvalo a su distribuidor indicando la anomalíaobservada.
Antes de devolver el instrumento asegúrese de:a) comprobar los cables de prueba.
b) comprobar el fusible.
c) comprobar las baterías.
Por favor no olvide indicar el máximo posible de información referente a la naturaleza del fallo
detectado, esto permitirá que el instrumento sea reparado y devuelto más rápidamente.

20.

Kyoritsu se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños descritos en este manual
de instrucciones sin obligación de notificarlo.