アーテックロガー
取扱説明書
for iPad
2021/10/22

作成

2023/02/09

改訂

本書の内容は製品の仕様変更などにより、加筆・修正が加えられることがあります。

改訂履歴

改訂日付

改訂内容

2021/10/22

初版発行

2022/01/06

ファームウェア更新方法追記
正式版リリース

2023/02/09

お問い合わせ先の変更

目次
1.

はじめに .................................................................................................................. 12.

対応環境 .................................................................................................................. 1

3.

アーテックロガー（メインユニット）各部の機能と名称 ....................................... 24.

各種センサーの機能と名称 ...................................................................................... 4

5.

4.1.

気象センサー .................................................................................................................. 44.2.

電流センサー .................................................................................................................. 44.3.

酸素センサー .................................................................................................................. 44.4.

超音波（距離）センサー................................................................................................ 54.5.

水温センサー .................................................................................................................. 54.6.

電圧センサー .................................................................................................................. 5

アプリケーションの使い方 ...................................................................................... 65.1.

アプリのインストール ................................................................................................... 65.2.

リアルタイムモードとデータロギングモードの切り替え ............................................. 75.3.

リアルタイムモードの使い方 ........................................................................................ 85.3.1.

各種機能の使い方............................................................................................ 8

5.3.2.

アーテックロガーと接続する .......................................................................... 9

5.3.3.

センサーを設定する ...................................................................................... 11

5.3.4.

縦軸を調整する ............................................................................................. 135.3.5.

計測間隔を設定する ...................................................................................... 145.3.6.

計測する ........................................................................................................ 155.3.7.

計測結果を確認する ...................................................................................... 16

5.3.8.

計測結果の削除 ............................................................................................. 185.4.

データロギングモードの使い方 ................................................................................... 19

5.4.1.

センサーを設定する（データロギング前の設定）........................................ 19

5.4.2.

データロギング中の注意事項 ........................................................................ 23

5.4.3.

データを確認する（データロギング後） ...................................................... 24

5.5.

ファームウェアの更新 ................................................................................................. 29

6.

酸素センサーの使い方 ........................................................................................... 31

7.

アーテックロガーの充電について ......................................................................... 34

8.

アプリケーションのバージョン確認方法 .............................................................. 35

9.

お問い合わせ先 ...................................................................................................... 35

1. はじめに本資料には iPad を用いたアーテックロガーの使い方を記載しています。
最新版の取扱説明書は下記よりダウンロードできます。

https://www.artec-kk.co.jp/dl/arteclogger/※Windows / Mac / Android/ Chromebook を使用される場合は上記 URL より別途専用の取扱説明書をご参照ください。

2. 対応環境
対応 OS
iPadOS13.0 以降ハードウェア推奨環境
上記 OS が動作する環境

1

3. アーテックロガー（メインユニット）各部の機能と名称（おもて）⑧ポート 1

⑨ポート２

⑩ポート３
④ステータスランプ①電源ランプ⑤電源スイッチ②充電ランプ③USB ポート⑦再起動ボタン（microB）

⑥ボタン

（うら）
⑪アーテックロガーID①電源ランプ⑦再起動ボタン

電源が ON になっていると緑色に点灯します。

メインユニットの再起動を行うボタンです。

②充電ランプ⑧ポート 1

充電中は赤色、充電が完了すると青色に点灯

気象センサー/電流センサーを接続するためします。のポートです。

③USB ポート（microB）⑨ポート 2電源供給の際に USB ケーブルと接続するた酸素センサー/電圧センサー/水温センサー/めのポートです。

超音波距離センサーを接続するためのポート④ステータスランプです。

データロギングを行っている間点滅・点灯し⑩ポート 3ます。

酸素センサー/電圧センサー/水温センサー/⑤電源スイッチ

超音波（距離）センサーを接続するためのポ

電源の ON/OFF を制御します。

ートです。

⑥ボタン

⑪アーテックロガーIDデータロギングを行う際に使用するボタンでBluetooth 接続時に個体を識別するための IDす。

（英数字 6 文字）が表示されています。

24. 各種センサーの機能と名称
4.1. 気象センサー
気圧・気温・湿度を同時に計測するセンサーです。
メインユニットのポート 1 に接続します。
気温

湿度

気圧

計測範囲

-40～85℃

0～100%

300～1100hPa

精度

±1℃

±3%

±1hPa

分解能

0.1℃

0.1%

0.1hPa4.2. 電流センサー
電流値を計測するセンサーです。

ワニ口クリップ

メインユニットのポート 1 に接続します。
ケーブル長20cm(クリップ先端まで)

計測範囲±5A(直流)

分解能

1mA

精度

1%

4.3. 酸素センサー
空気亜鉛電池を使用して酸素濃度を計測するセンサーです。
背面のテスター出力端子にテスターを接続し、校正ツマミを回して 20.9mV に調整することで、テスターから酸素濃度を計測することも可能です。
メインユニットのポート 2/ポート 3 に接続します。
ケーブル長80cm

計測範囲

5～50%

分解能

0.1%

空気亜鉛電池ホルダ
校正ツマミ

連続使用時間は使用する空気亜鉛電池や実験環境によって異なります。
詳細な使用方法については 6 酸素センサーの使い方（31 ページ）をご参照ください。

テスター出力端子

44.4. 超音波（距離）センサー
超音波の反射により距離を測定するセンサーです。
メインユニットのポート 2/ポート 3 に接続します。
計測距離範囲2～250cm

計測角度範囲＜約 15°

超音波周波数40kHz※接続には別途センサー接続コードが必要です。

4.5. 水温センサー
水温を計測するセンサーです。
金属部分のサーミスタを対象物に当てて計測します。
メインユニットのポート 2/ポート 3 に接続します。
計測範囲－40～105℃

分解能

0.1%

精度

±1％
サーミスタ

4.6. 電圧センサー
電圧値を計測するセンサーです。
メインユニットのポート 2/ポート 3 に接続します。
計測範囲±25V(直流)分解能0.01V

精度0.1Vワニ口クリップ

55. アプリケーションの使い方
5.1. アプリのインストール
App store から「Artec Logger」で検索するか、下記 URL よりダウンロードページにアクセスしてインストールしてください。

https://www.artec-kk.co.jp/dl/arteclogger/02software.php

65.2. リアルタイムモードとデータロギングモードの切り替え
左上のメニューボタンを押してモード選択画面からモードの切り替えが可能です。

●リアルタイムモード
リアルタイムモードではアーテックロガーと PC やタブレットを通信させながら実験が可能で、実験と同時にグラフの変化を見ることができます。

●データロギングモード
データロギングモードではアーテックロガー本体にデータを蓄積することが可能です。実験後に蓄積したデータを PC やタブレットに取り出すことができます。

7

5.3. リアルタイムモードの使い方
5.3.1. 各種機能の使い方
アーテックロガーのバッテリー残量グラフの表示/非表示を切り替えられます。
表示状態
非表示状態

グラフの動きを一時停止します。計測は停止されません。

表示されているグラフを画像（jpg）形式で保存します。
端末のカメラの映像を表示します。
センサーや軸の設定ウィンドウを表示します。
詳細は 5.3.3 センサーを設定する（11 ページ）、5.3.4 縦軸を調整する（13 ページ）、5.3.5 計測間隔を設定する（14 ページ）をご参照ください。
アーテックロガーと接続、切断を行います。
詳細は 5.3.2 アーテックロガーと接続する（9 ページ）をご参照ください。
8

5.3.2. アーテックロガーと接続する①メインユニットの電源スイッチを上にスライドさせて、電源を入れます。

緑に点灯②左下の接続ボタンを押すと、周囲に存在しているアーテックロガーの一覧が表示されます。

③メインユニットの裏側に書かれているアーテックロガーID に対応する表示の「接続」を選択します。

（メインユニットうら）9④左下の接続ボタンの色が黄色に変われば、本体との接続完了です。

未接続

接続完了

⑤アーテックロガーとの接続を解除するときは、再度接続ボタンを押してください。

10

5.3.3. センサーを設定する①使用するセンサーをメインユニットに接続します。

②左下の設定ボタンを押して、設定ウィンドウを起動します。

アーテックロガー本体に保存されているデータ（データロギングモードの計測データ）がある場合、以下のウィンドウが表示されます。
データを削除して続ける場合は「次へ」を選択します。
削除せず保存されているデータを確認したい場合は「戻る」を選択して、データロギングモードへ移行してください。

11

③使用するセンサーを選択します。
センサー1 / センサー2 / センサー3 はメインユニットのポート 1 / ポート 2 / ポート 3 に対応しています。

④設定ウィンドウを閉じると、現在のセンサー値を確認できます。

12

5.3.4. 縦軸を調整する
設定ウィンドウから各縦軸の最大値、最小値を変更できます。
計測前、計測中、計測後も変更可能です。
アーテックロガー本体に保存されているデータ（データロギングモードの計測データ）がある場合、以下のウィンドウが表示されます。

〇最大値、最小値を決めて変更する場合
各縦軸に対する最大値、最小値を入力します。

設定ボタンを押すと、入力した値が軸に反映されます。

〇自動で範囲を設定する場合
自動設定を押すと現在の縦軸の範囲を保ったまま、現在までのセンサー値の中央値が縦軸の中央値になるように最大値・最小値が自動で設定されます。

13

5.3.5. 計測間隔を設定する
実験に応じて計測間隔を変更できます。
計測前に設定を行ってください。計測中、計測後は変更できません。
アーテックロガー本体に保存されているデータ（データロギングモードの計測データ）がある場合、以下のウィンドウが表示されます。
データを削除して続ける場合は「次へ」を選択します。
削除せず保存されているデータを確認したい場合は「戻る」を選択して、データロギングモードへ移行してください。

14

5.3.6. 計測するセンサーの設定、計測間隔の設定が終わったら、計測を開始します。
①右下の計測開始ボタンを押すと計測が開始されます。

計測開始ボタン②計測が開始されると右下のボタンが、計測終了ボタンへと表示が変化します。

計測終了ボタン③計測終了ボタンを押すと計測が終了し、計測結果の全体が表示されます。

15

5.3.7. 計測結果を確認する〇センサー値を確認したい地点を選択すると上部にその地点での経過時間もしくは時刻と、センサー値が表示されます。

〇設定ウィンドウから横軸の表示を変更できます。
※計測前、計測中は変更できません。
アーテックロガー本体に保存されているデータ（データロギングモードの計測データ）がある場合、以下のウィンドウが表示されます。
データを削除して続ける場合は「次へ」を選択します。
削除せず保存されているデータを確認したい場合は「戻る」を選択して、データロギングモードへ移行してください。

16

〇右下のダウンロードボタンで計測結果の出力保存が可能です。csv 形式もしくは画像（jpg）形式でダウンロードします。

17

5.3.8. 計測結果の削除
計測結果を削除する場合、新しくリアルタイムモードで計測する場合は右下の削除ボタンを押して、表示されているデータを削除してください。

削除ボタン

18

5.4. データロギングモードの使い方
5.4.1. センサーを設定する（データロギング前の設定）
データロギングを行う前にアーテックロガーにセンサーや計測間隔の設定を行います。
①左上のメニューボタンを押してモード選択画面を開きます。

②データロギングモードを選択します。

③メインユニットの電源スイッチを上にスライドさせて、電源を入れます。

緑に点灯

19

④「センサーを設定する」を選択すると、周囲に存在しているアーテックロガーの一覧が表示されます。

⑤メインユニットの裏側に書かれているアーテックロガーID に対応する表示の「接続」選択します。
（メインユニットうら）

アーテックロガー本体に保存されているデータ（データロギングモードの計測データ）がある場合、以下のウィンドウが表示されます。
データを削除して続ける場合は「次へ」を選択します。
削除せず保存されているデータを確認したい場合は「戻る」を選択して、「データを確認する」を選択してください。

20

⑥接続が完了すると設定ウィンドウが表示されます。各種設定を行います。
センサー1/センサー2/センサー3 はメインユニットのポート 1/ポート 2/ポート 3 に対応しています。

計測間隔：
実験に応じてセンサー値を取得する頻度を設定します。
開始時間：
本体のデータロギングモードを開始させてから、何分後に計測を開始させるか設定します。
すぐに開始する場合は「0」分後と設定してください。
計測時間：計測を行う時間を設定します。

【設定例】
・開始時間：０分後 / 計測時間：10 分間

10 分間
計測
データロギングモード

データロギングモード

開始

終了

・開始時間：5 分後 / 計測時間：10 分間

10 分間

５分間
データロギングモード
開始

待機

計測開始

計測

データロギングモード
終了

21

⑦完了ボタンを押すとアーテックロガーに設定が反映されます。

⑧設定完了ウィンドウの手順に沿ってデータロギングモードを開始してください。

「OK」を押すと設定完了ウィンドウは閉じられ、初期画面（リアルタイムモード）が表示されます。
アーテックロガーとの接続は切断されます。

22

5.4.2. データロギング中の注意事項〇データロギング中は WEB アプリは閉じていただいて結構です。アーテックロガー本体にデータが蓄積されています。

〇データロギングモードの計測中はステータスランプが 2 回ずつ点滅します。
ステータスランプが 1 回ずつ点滅している間はデータロギングモードは開始されています
が、計測は行われず待機している状態です。
・開始時間：5 分後 / 計測時間：10 分間

10 分間

５分間
データロギングモード

待機

計測開始

開始

ステータスランプ 1 回ずつ点滅

計測

データロギングモード
終了

ステータスランプ 2 回ずつ点滅〇データロギングモード中に電源を切ってしまった場合、計測は終了します。データは消えずにアーテックロガー本体に保存されます。

〇もう一度同じ設定で計測したい場合は、一度アーテックロガーの電源を OFF にし、ボタンを押しながら電源を ON にすると、設定した開始時間後に計測が開始されます。データは上書きされず、別々に本体に保存されるため、データを確認する際に必要なデータを選択してください。

23

5.4.3. データを確認する（データロギング後）ロギングしたデータをアプリケーション上で確認します。
①左上のメニューボタンを押してモード選択画面を開きます。

②データロギングモードを選択します。

③メインユニットの電源スイッチを上にスライドさせて、電源を入れます。

緑に点灯

24

④「センサーを設定する」を選択すると、周囲に存在しているアーテックロガーの一覧が表示されます。

⑤メインユニットの裏側に書かれているアーテックロガーID に対応する表示の「接続」を選択します。
（メインユニットうら）⑥接続が完了すると、アーテックロガー本体に保存されているデータ一覧が表示されます。
確認したいデータを選択します。

25

⑦OK ボタンを押すとデータが表示されます。

⑧各種機能については以降の内容をご参照ください。
〇センサー値を確認したい地点を選択すると上部にその地点での経過時間とセンサー値が表示されます。

〇グラフの一部分をドラッグして選択することで、拡大して表示が可能です。
26

〇縦軸は設定ウィンドウより調整可能です。左下の設定ボタンを押して設定ウィンドウを表示します。

最大値、最小値を入力して設定ボタンを押すと反映されます

自動設定を押すと現在の縦軸の範囲を保ったまま、取得したセンサー値の中央値が縦軸の中央値になるように最大値・最小値が自動で設定されます。

〇目のアイコンを押すことでグラフの表示、非表示の切り替えが可能です。

表示状態
非表示状態

27

〇右下のダウンロードボタンで計測結果の出力保存が可能です。csv 形式もしくは画像（jpg）
形式でダウンロードします。

28

5.5. ファームウェアの更新
アーテックロガーアプリのバージョンアップ時にアーテックロガーのファームウェア更新が必要な場合があります。
ご使用の端末（iPad）との接続時にファームウェア更新の指示が表示されます。
※ファームウェア更新の際、ご使用の端末で WiFi 接続先の変更が制限されている場合、更新を行っていただけませんのでご注意ください。

①アーテックロガーと接続時にファームウェア更新の指示が表示されます。
更新を行う場合は「はい」を選択してください。
アーテックロガーとの接続は 5.3.2 アーテックロガーと接続する（9 ページ）を参照してください。

②アーテックロガー本体をアクセスポイントとしてご使用端末（iPad）を Wi-Fi に接続します。

Wi-Fi 接続
ご使用端末

③ファームウェア更新が始まります。

29

④おおよそ 1 分間待つとファームウェア更新が終了し、下記の通り表示されます。

⑤アーテックロガー本体側面のボタンを押してください。

30

6. 酸素センサーの使い方
酸素センサーは空気亜鉛電池を用いて酸素濃度を計測します。
空気亜鉛電池の正極が空気中の酸素と反応することで発電し、出力電流と可変抵抗を校正することで得られる電圧値を酸素濃度として相対的に計測可能です。
空気亜鉛電池式の酸素センサーについての詳しい解説は下記書籍をご参照ください。
「酸素が見える！」楽しい理科授業
https://pub.nikkan.co.jp/books/detail/00003181

著者：髙橋三男先生
出版：日刊工業新聞社＜校正の手順＞
計測前に通常の大気中(酸素濃度が 20.9%の大気中)で校正を行います。
空気亜鉛電池は製品によって特性や仕様が異なります。
アーテックから販売されている電池【品番：41463 品名：酸素センサー用空気亜鉛電池（6個組）】を使用してください。

①空気亜鉛電池のシールを剥がします。

31

②酸素センサーの電池ホルダに空気亜鉛電池を取り付けます。
※電池外し方：黒い突起側の間あたりから電池の端を押すと、電池が金具から外れ、取り外すことができます。

突起の間から電池の端を押す

電池が金具から外れる※電池取り付け方：＋極を上にして、黒い突起側に電池の端を差し込み、金具を少し広げながら電池を取り付けます。

突起側に電池の端を差し込む

金具を広げながら電池を押し込む③おおよそ 10 分間放置します。
※酸素センサーとして使用するためには空気亜鉛電池の放電が一定になるまで待つ必要がございます。すぐに使用した場合正常な値が取れないため、おおよそ 10 分間放置してください。空気亜鉛電池の種類によってこちらの待ち時間は異なります。

④アーテックロガーメインユニットと接続し、リアルタイムモードで酸素濃度のグラフを表示させます。

32

⑤画面上部に表示される酸素濃度が 20%台になるように、酸素センサーの校正ツマミを回します。
※校正ツマミを回しても酸素濃度が 20%台に到達しない場合や呼気を吹きかけても酸素濃度が変化しない場合は空気亜鉛電池の寿命が尽きていますので、交換してください。

減少

増加⑥計測する直前に設定ウィンドウの酸素センサー校正ボタンを押してください。

33

7. アーテックロガーの充電について
アーテックロガーの充電はメインユニットの USB ポート（microB）にケーブルを接続して行います。

充電中は充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると青色に点灯します。
充電 0%の状態から、満充電までおおよそ 4 時間かかります。

充電ランプ

リアルタイムモードではアプリケーションとの通信頻度によって使用可能時間は変わりますが、「25 ポイント/秒」で約 6 時間、「1 ポイント/秒」で約 12 時間使用可能です。
現在のバッテリー残量はアプリケーションに接続後確認可能です。

34

8. アプリケーションのバージョン確認方法
アプリケーションのバージョンはメニューボタンを押して、モード選択画面の下部に表示されています。

9. お問い合わせ先株式会社 アーテック お客様相談窓口
お電話によるお問い合わせ 072-990-5656
お問い合わせフォーム https://www.artec-kk.co.jp/contact/

35