血糖測定値に影響を及ぼすプラリドキシムヨウ化メチル(PAM)の試験成績39改訂版
別表

体外診断用医薬品製販業者名

体外診断用医薬品販売名

1 ㈱アークレイ ファクトリー
ｽﾎﾟｯﾄｹﾑⅡ
2 アボット ジャパン㈱G3血糖測定電極
3G3血糖測定電極
4G3血糖測定電極
5G3b血糖測定電極
6G3b血糖測定電極
7FSプレシジョン血糖測定電極
8FSプレシジョン血糖測定電極
9FSプレシジョン血糖測定電極
10G3ｃＨ血糖測定電極
11G3ｃＨ血糖測定電極
12G3ｃＨ血糖測定電極
13G3ｃＨ血糖測定電極 バーコード
14
FSプレシジョンネオH血糖測定電極
15FSプレシジョンプロ血糖測定電極
16
FS血糖測定電極 ライト17
FS血糖測定電極 ライト18
FS血糖測定電極 ライト
19
ニプロFS血糖センサー ライト
20
二プロFS血糖センサー ライト
21
二プロFS血糖センサー ライト
22 インバネス・メディカル・ジャパン㈱コレステックLDXカセット
23 栄研化学（株）
エクディアL‘栄研’GLU
24
エクディアXL‘栄研’GLU-Ⅱ25 オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱ビトロス スライドGLU
26
ビトロス スライドGLU
27
ビトロス スライドGLU
28 オリンパス㈱AUリエージェント Ｇｌｕ （ＨＫ）
29
AUリエージェント Ｇｌｕ （ＨＫ）
30
AUリエージェント Ｇｌｕ （ＨＫ）
31
AUリエージェント Ｇｌｕ （ＨＫ）
32 ㈱カイノス
ＧＬ－５ カイノス
33
アクアオートカイノス Ｕ－ＧＬ試薬34
アクアオートカイノス ＧＬＵ試薬
35 関東化学㈱シカリキッド GLU
36
シカリキッド GLU J
37 極東製薬工業㈱ランピア リキッド S－GLU－HK
38 グンゼ㈱サイクリックGBセンサー
39 シーメンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティクス㈱ ギルフォード グルコース測定試薬40
フレックスカートリッジ グルコース GLU
41
フレックスカートリッジ グルコース（N) GLU
42 シスメックス㈱グルコース-Ｅ試薬43
ＧＬＵ試薬・Ａ44
ＧＬＵ試薬・Ｌ「コクサイ」
45 ㈱シノテスト
GLUネオ ”シノテスト”
46
クイックオートネオ GLU－HK
47 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱LFSクイックセンサー
48
ワンタッチアシストペーパー
49
LFSクイックセンサー
50
ワンタッチベリオセンサー医科向51 ㈱セロテック
グルコース測定用セロテック」UGLU-L
52
グルコース測定用「セロテック」GLU-HL
53 積水メディカル㈱ピュアオートS GLU-R
54
ピュアオートS GLU
55
クオリジェント GLU
56
オートセラＳ ＧＬＵ
57 ㈱テクノメデイカ
GASTAT-miniセンサーカードグルコース測定用
58 テルモ㈱メディセーフチップ
59
メディセーフフィットチップ
60
メディセーフフィットチップ
61 デンカ生研㈱自動分析用試薬「生研」 GLU-S
62 東洋紡績㈱ダイヤカラー・ＧＣ
63 （株）苫小牧臨床検査センター
ＧＬＵ－ＴＲ
64 日東紡績㈱Ｎ－テスト Ｇｌｕ－Ｔ (ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ)
65
Ｎ－アッセイ Ｇｌｕ－ＵＬ ﾆｯﾄｰﾎﾞｰ
66 ニプロ㈱ニプロフリースタイルセンサー
67
ニプロフリースタイルセンサー
68
エスパ・Glu(HK)リキッドⅡ
69
ニプロケアファストセンサー
70
ニプロＴＲＵＥセンサー
71 バイエル薬品㈱オートディスクセンサー
72
オートディスクセンサー
73
イージーフィルセンサー
74
イージーフィルセンサー
75
ブリーズ２センサー
76 パナソニックヘルスケア㈱ダイアセンサー77
グルテストセンサー
78
グルテストセンサー
79
グルテストセンサー
80
Gセンサー
81
Gセンサー
82
グルテストNeoセンサー
83
グルテストNeoセンサー
84
ミントセンサー
85 日立化成㈱セラテスタム ＧＬＵ
86 富士フイルム㈱富士ドライケムスライド ＧＬＵ－Ｗ１２０
87
富士ドライケムスライド ＧＬＵ－Ｗ１２０88
富士ドライケムスライド ＧＬＵ－ＷⅢ
89
富士ドライケムスライド ＧＬＵ－ＷⅢ
90
富士ドライケムスライド ＧＬＵ－ＰⅢ
91 扶桑薬品工業㈱ｱｲ･ｽﾀｯﾄｶｰﾄﾘｯｼﾞ6+
92
ｱｲ･ｽﾀｯﾄｶｰﾄﾘｯｼﾞCG8+
93 ベックマン・コールター㈱アストラ測定試薬シリーズ グルコース試薬｢ベックマン」
94
シンクロンシステム グルコース試薬
95 ニプロ㈱デタミナーL GLU HK96デタミナーL GLU Ⅱ
97
イアトロLQ GLU
98 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱アキュチェックアビバストリップ
99
アキュチェックアビバストリップⅡ100
アキュチェックコンパクトドラムⅡ101
アキュチェックコンパクトドラムⅡ102
アキュチェックコンパクトドラムⅢ
103
アクトレンド グルコース ⅡB
104
リキテック グルコース・HK・テスト
105
106
107
108
109
110
111
112
113 ㈱ミズホメディー
114
115 和光純薬工業㈱116
117 アイ・エル・ジャパン㈱118
119
120 平和物産（株）
121 122 123 124 125 126 127 128 -アドバンテージテストストリップS
アキュチェックアクティブスティック
レフロトロン システム レフロトロン グルコース（ＧＬＵ）
コバス試薬GLUCⅢ
アキュチェックモバイル テープカセット
アキュチェックアビバストリップ F
アキュチェック ST ストリップ
アキュチェックモバイル テープカセットＦ
オートA「ミズホ」GL
リキッド グルコース Ⅱ
グルコースCⅡ-テストワコー
Ｌタイプワコー Ｇｌｕ２
ＧＥＭ－プレミア３０００ＰＡＫ
ＧＥＭ－プレミア4０００ＰＡＫ
GEMプレミア 3500PAK
アーマ グルコース カートリッジ
-

測定機器名

測定機器・製販業者名

影響の有無

スポットケム EZ SP－４４３０
プレシジョンPCx
エキストラ
プレシジョン エクシード
エキストラ
プレシジョン エクシード
プレシジョン エクシード
フリースタイルプレシジョンネオ
FreeStyleリブレ
プレシジョン エキストラ
プレシジョン エクシード
プレシジョン エクシー ド Ｈ
プレシジョン エクシード プロ
フリースタイルプレシジョンネオH
フリースタイルプレシジョンプロ
フリースタイルフリーダム ライト
二プロフリースタイルメーターフリーダム
二プロフリースタイルメーター フラッシュ
ニプロフリースタイルフリーダム ライト
二プロフリースタイルメーターフリーダム
二プロフリースタイルメーター フラッシュ
コレステックLDXスキャ・モニ
７１７０S形日立自動分析装置
７１７０S形日立自動分析装置
ビトロス5,1FS
ビトロス350
ビトロス250
自動分析装置ＯＬＹＭＰＵＳ ＡＵ400
自動分析装置ＯＬＹＭＰＵＳ ＡＵ640
自動分析装置ＯＬＹＭＰＵＳ ＡＵ2700
自動分析装置ＯＬＹＭＰＵＳ ＡＵ5400
7012形日立分光光度計
７１７０形日立自動分析装置
７１７０形日立自動分析装置
７１７０S形日立自動分析装置
７１７０S形日立自動分析装置
７１80形日立自動分析装置
簡単測糖 Gチェッカー
エクスプレス プラス（発売中止）
臨床化学自動分析装置デイメンション シリーズ
臨床化学自動分析装置デイメンション シリーズ
７１７０S形日立自動分析装置
７１７０S形日立自動分析装置
７１７０S形日立自動分析装置
７１７０S形日立自動分析装置
７１７０S形日立自動分析装置
ワンタッチウルトラ
ワンタッチアシスト
ワンタッチウルトラビュー
ワンタッチベリオプロプラス
７１７０形日立自動分析装置
７１７０形日立自動分析装置
７１７０S形日立自動分析装置
７１７０S形日立自動分析装置㈱アークレイ ファクトリー
アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱アボットジャパン（株）アボット ジャパン㈱アボット ジャパン㈱二プロ(株)
二プロ(株)
アボット ジャパン㈱二プロ(株)
二プロ(株)
インバネス・メディカル・ジャパン㈱㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱オリンパス㈱オリンパス㈱オリンパス㈱オリンパス㈱㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ
グンゼ㈱シーメンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティクス㈱シーメンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティクス㈱シーメンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティクス㈱㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ

なし
なし
高値
なし
高値
高値
高値
高値
高値
高値
なし
低値
高値
なし
高値
高値
高値
低値
高値
なし
高値

９０００形日立自動分析装置
７１７０Ｓ形日立自動分析装置㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ

なし
高値

GASTAT-mini
メディセーフミニGR-102
メディセーフフィット
メディセーフフィットプロ
７１80形日立自動分析装置
７１80形日立自動分析装置
７１80形日立自動分析装置
用手法
７１７０形日立自動分析装置
ニプロフリースタイルメーターフラッシュ
ニプロフリースタイルメーターフリーダム
７１７０形日立自動分析装置
ニプロケアファストメーター
ニプロＴＲＵＥｐｉｃｏ
デキスターZⅡ
アセンシアブリーズ
アセンシアブリオ
アセンシアブリオ
ブリーズ２
グルコカード ダイアメーターαグルテストエース GT-1640
グルテストPRO R
グルテストエースR
グルコカードGメーター
グルコカード＋GメーターグルテストNeo
グルテストNeoスーパー
グルテストミント
日立クリニカルアナライザーE40/M40/S４０/
富士ドライケム３００Ｇ
富士ドライケム３００Ｇ
富士ドライケム7000
富士ドライケム7000
富士ドライケム7000
ｱｲ･ｽﾀｯﾄアナライザー200
ｱｲ･ｽﾀｯﾄアナライザー200
ユニセルDXC600クリニカルシステム
ユニセルDXC600クリニカルシステム
７０７０形日立自動分析装置
７０７０形日立自動分析装置
７０７０形日立自動分析装置
アキュチェックアビバ
アキュチェックアビバ ナノ
アキュチェックコンパクト
アキュチェックコンパクトプラス
アキュチェックコンパクトプラス
アクトレンドGCT
モジュラーアナリティクス,増設用D分析モジュール,増設用Ｐ分析モジュール
アキュチェックコンフォート
アキュチェックアクティブⅡ
レフロトロンプラス
コバスインテグラ
アキュチェックモバイル
アキュチェックアビバ ナノ
アキュチェック ST メーター
アキュチェックモバイル
７１７０形日立自動分析装置
７１７０形日立自動分析装置
Ｕ３０００形自記分光光度計
７１７０S形日立自動分析装置
血液ガス分析装置 ＧＥＭ－プレミア３０００
血液ガス分析装置 ＧＥＭ－プレミア4０００
血液ガス分析装置 GEMプレミア3500
アーマ血液ガス分析装置
アダムス グルコース GA－１１７０
全自動糖分析装置GA08ⅡGASTAT-603ie
アントセンスIII
アントセンスIII
アントセンスⅡ
ケアシスト
コバス b 221㈱テクノメデイカ
テルモ㈱
テルモ㈱
テルモ㈱
㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ

なし
なし
なし
なし
低値
なし
なし
なし
高値
なし
なし
なし
なし
なし
高値
高値
高値
高値
高値
高値
高値
高値
高値
高値
高値
高値
高値
ー
高値
なし
なし
なし
なし
なし
低値
なし
なし
高値
低値
低値
低値
高値
なし
なし
なし
なし

㈱日立ハイテクノロジーズ
ニプロ㈱
ニプロ㈱
㈱日立ハイテクノロジーズ
ニプロ㈱
ニプロ㈱
バイエル薬品㈱(販売元）
バイエル薬品㈱バイエル薬品㈱バイエル薬品㈱バイエル薬品㈱㈱アークレイ ファクトリー
㈱アークレイ ファクトリー
㈱アークレイ ファクトリー
㈱アークレイ ファクトリー
パナソニックヘルスケア㈱パナソニックヘルスケア㈱パナソニックヘルスケア㈱パナソニックヘルスケア㈱パナソニックヘルスケア㈱日立化成㈱富士フイルム㈱富士フイルム㈱富士フイルム㈱富士フイルム㈱富士フイルム㈱扶桑薬品工業㈱扶桑薬品工業㈱ベックマン・コールター㈱ベックマン・コールター㈱㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ
ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱

なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
低値
高値
なし

低値

ロシュ・ダイアグノスティックス㈱なし

ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ロシュ・ダイアグノスティックス㈱㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ㈱日立ハイテクノロジーズ
アイ・エル・ジャパン㈱アイ・エル・ジャパン㈱アイ・エル・ジャパン㈱平和物産（株）㈱アークレイ ファクトリー
㈱エイアンドティー㈱テクノメデイカ㈱堀場製作所㈱堀場製作所㈱堀場製作所㈱堀場製作所
ロシュ・ダイアグノスティックス㈱

高値
なし
なし
高値
なし
なし
なし
高値
なし
高値
高値
高値
高値
あり
なし
なし
なし
高値
高値
高値
高値
なし

第39改訂：2017年2月2日（No.9追加以降番号繰下げ）

備考欄

なし
なし
なし
なし
なし
なし

試験検体ではエラーとなり結果なし。
試験検体ではエラーとなり結果なし。

全血を使用した。
全血を使用した。
全血を使用した。
全血を使用した。

全血を使用した。

全血を使用した。
全血を使用した。

試験検体ではエラーとなり結果なし。

試験検体ではエラーとなり、結果なし。
試験検体ではエラーとなり、結果なし。

全血を使用した。低値、高値一定の傾向なし

全血を使用した。
全血を使用した。