Acetabular Cup System

Trabecular Titanium

カップ

Trabecular Titanium

3Dポーラスを搭載
チタン合金素材■ 強固なスクラッチフィット■ 積層造形法一体成形→ポーラス部の剥離を回避■

強固なスクラッチフィット

平均気孔径 640μm の立体構造

電子ビーム積層造形法

積層造形法のイメージ

素材粉末を層状に敷き詰め、高出力のレーザービームで直接焼結して造形を行う手法。

3 次元 CADデータ

カップ母材だけでなく、骨梁のような3次元ポーラス構造もチタン合金で一体的に形成。
スライスデータに変換

チタン合金パウダー

積 層

3 次元造形
一体成型後、内側をマシンニング＊ARCAM社TT採用※
1. Ding M, Dalastra M, Danielsen CC, Kabel J, Hvid I, Linde F. Age variations in the properties of human tibial trabecular bone. J Bone Joint Surg [Br], 79: 995-1002, 1997
2. Marin E, Fusi S, Pressacco M, Paussa L, Fedrizzi L. Characterization of cellular solids in Ti6Al4V for orthopaedic implant applications: Trabecular titanium.
J Mech Behav Biomed Mater., 3(5): 373-381, 2010
3. William D. Callister Jr. Materials Science and Engineering an introduction. Wiley 6° edition, 2003
4. www.matweb.com
5. Report interno Lima

Locking mechanism

プッシュアウト試験結果

シェル

4.96

ライナー

約5倍
1.00
従来品

SQRUM TT

（シェルサイズ44での比較）

Rotational Stability

with

30度毎に配置したタブによる回旋安定性

摩擦係数

圧縮弾性率（GPa）

弾性イメージ写真

通常のポーラスコート

表面拡大写真
１８６
１１６３2.521.510.50

剥離強度（MPa)

1.09
1３1000.88
0.50.51.1280

0Trabecular
Titanium86.449.5604024.1200.63
海綿骨

シェル母材との境界面がない
積層一体成形（TT）

ポーラス
タンタル

チタン

タンタル

弾性率が海綿骨に近似しているため、生理的な荷重伝達が可能。
※1.2.3.4

Trabecular
Titanium ※1

A社ポーラス ※2

B社ポーラス※2※1 社内データ ※2 文献値

海綿骨に対して高い摩擦係数を示しており、臼蓋とインプラントとの固定性を高めています。
※5.6.70Trabecular
Titanium

A社ポーラス

FDA Minimum
requirements

B社ポーラス

剥離強度は一般的なコーティングの1.75倍、FDAの最低基準に対して約4倍強くなっています。
※2.8.9

6. Grant JA, Bishop NE, Gotzen N, Sprecher C, Honl M, Morlock MM. Artiﬁcial composite bone as a model of human trabecular bone: The implant‒bone interface. Journal of Biomechanics, 40:1158-1164, 2007
7. Yongde Zhang, Peter B. Ahn, Daniel C. Fitzpatrick, Anneliese D. Heiner, Robert A. Poggie and Thomas D. Brown, Interfacial frictional behavior: cancellous bone, cortical bone, and a novel porous
tantalum biomaterial, Journal of Musculoskeletal Resarch, Vol. 3, No.4 (1999) 245-251
8. Gilmour L, Jones B, Dickinson J. Mechanical Properties of a sintered asymmetric particle ingrowth coating. Medical Device Materials V.
In Proceedings of the materials and processes for medical devices conference, 2010 ASM International (Smith & Nephew), Memphis, TN, USA, 2009
9. Medlin DJ, Scrafton J, Shetty R. Metallurgic attachement of a porous tantalum foam to a Titanium Substrate for Orthopaedic Applications Journal of ASTM International, Vol.2, No.10 30-39, 2005.

■ SQRUM TTシェル■ Aquala SQRUM ライナーSQRUM TTシェル ノンホール

Aquala SQRUM ライナー STD（28mm/32mm/36mm/40mm ボール用）※ 写真はクラスターホールです。

商品 NO.

商品名外径（mm）

SQRUM TT-440

SQRUM TT SHELL 44-NH

44

穴数

AQSQ STD-2844

アクアラSQ STD 28-44

SQRUM TT-460

SQRUM TT SHELL 46-NH

46

AQSQ STD-2846

アクアラSQ STD 28-46

SQRUM TT-480

SQRUM TT SHELL 48-NH

48

AQSQ STD-2848

アクアラSQ STD 28-48

SQRUM TT-500

SQRUM TT SHELL 50-NH

50

AQSQ STD-2850

アクアラSQ STD 28-50

SQRUM TT-520

SQRUM TT SHELL 52-NH

52

AQSQ STD-2852

アクアラSQ STD 28-52/54

52/54

SQRUM TT-540

SQRUM TT SHELL 54-NH

54

AQSQ STD-2856

アクアラSQ STD 28-56/58

56/58

SQRUM TT-560

SQRUM TT SHELL 56-NH

56

AQSQ STD-3248

アクアラSQ STD 32-48

SQRUM TT-580

SQRUM TT SHELL 58-NH

58

AQSQ STD-3250

アクアラSQ STD 32-50

AQSQ STD-3252

アクアラSQ STD 32-52/54

AQSQ STD-3256

アクアラSQ STD 32-56/58

AQSQ STD-3652

アクアラSQ STD 36-52/54

AQSQ STD-3656

アクアラSQ STD 36-56/58

AQSQ STD-4056

アクアラSQ STD 40-56/58

商品 NO.

0

SQRUM TTシェル クラスターホール
穴数

商品名

内径（mm）

シェル外径（mm）
44
4648

2850

48
50

3252/54
56/58
52/54

商品 NO.

商品名外径（mm）

SQRUM TT-443

SQRUM TT SHELL 44-3H

44

SQRUM TT-463

SQRUM TT SHELL 46-3H

46

SQRUM TT-483

SQRUM TT SHELL 48-3H

48

SQRUM TT-503

SQRUM TT SHELL 50-3H

50

SQRUM TT-523

SQRUM TT SHELL 52-3H

52

SQRUM TT-543

SQRUM TT SHELL 54-3H

54

AQSQ MX-2844

アクアラSQ MX 28-44

SQRUM TT-563

SQRUM TT SHELL 56-3H

56

AQSQ MX-2846

アクアラSQ MX 28-46

SQRUM TT-583

SQRUM TT SHELL 58-3H

58

AQSQ MX-2848

アクアラSQ MX 28-48

AQSQ MX-2850

アクアラSQ MX 28-50

AQSQ MX-2852

アクアラSQ MX 28-52/54

52/54

AQSQ MX-2856

アクアラSQ MX 28-56/58

56/58AQSQ MX-3248

アクアラSQ MX 32-48

AQSQ MX-3250

アクアラSQ MX 32-50

AQSQ MX-3252

アクアラSQ MX 32-52/54

AQSQ MX-3256

アクアラSQ MX 32-56/58

3商品 NO.

商品名外径（mm）

穴数

SQRUM TT SHELL 44-5H445

SQRUM TT-467

SQRUM TT SHELL 46-7H

46

SQRUM TT-487

SQRUM TT SHELL 48-7H

48

SQRUM TT-507

SQRUM TT SHELL 50-7H

50

SQRUM TT-527

SQRUM TT SHELL 52-7H52

SQRUM TT-547

SQRUM TT SHELL 54-7H

54

SQRUM TT-567

SQRUM TT SHELL 56-7H

56

SQRUM TT-587

SQRUM TT SHELL 58-7H5856/5856/5840

Aquala SQRUM ライナー MX（28mm/32mm ボール用）
商品 NO.

SQRUM TTシェル マルチホール
SQRUM TT-445

36

商品名シェル外径（mm）

内径（mm）
リップ

44464828
リップ10°

50485032
リップ9°

52/54
56/58

＊上記以外のサイズについては別途お問い合わせ下さい。
材質は Excellink UHMWPE です。
Ａｑｕａｌａライナー [ 医療機器承認番号：22300BZX00234000]7＊上記以外のサイズについては別途お問い合わせ下さい。
材質はチタン合金（Ti-6Al-4V）です。
SQRUM TTシェル [ 医療機器承認番号：22500BZX00323000]■ GP SQRUM ライナー

GP SQRUM ライナー STD（26mm ボール用）
商品 NO.

商品名GPSQ STD-2644

GP SQ STD 26-44

GPSQ STD-2646

GP SQ STD 26-46

GPSQ STD-2648

GP SQ STD 26-48

GPSQ STD-2650

GP SQ STD 26-50

内径（mm） シェル外径（mm）
44462648

BIOCERAM AZUL50
写真はイメージ図です

GP SQRUM ライナー MX（22mm/26mm ボール用）
商品 NO.

商品名GPSQ MX-2244

GP SQ MX 22-44

GPSQ MX-2246

GP SQ MX 22-46

GPSQ MX-2248

GP SQ MX 22-48

GPSQ MX-2250

内径（mm）リップ シェル外径（mm）
4422
リップ13°46■チタンスクリュー48

商品 NO.

商品名GP SQ MX 22-50

50

CMT21515

チタンスクリュー 6.5-15

GPSQ MX-2644

GP SQ MX 26-44

44

CMT21520

チタンスクリュー 6.5-20

GPSQ MX-2646

GP SQ MX 26-4646

CMT21525

チタンスクリュー 6.5-25

GPSQ MX-2648

GP SQ MX 26-4848CMT21530

チタンスクリュー 6.5-30

30

GPSQ MX-2650

GP SQ MX 26-50

50CMT21535

チタンスクリュー 6.5-35

35V.1.3

26
リップ11°＊上記以外のサイズについては別途お問い合わせ下さい。
材質は Excellink UHMWPE です。
KC ライナー GP [ 医療機器承認番号：22500BZX00153000]

ネジ山径（mm）

全長（mm）
15206.525＊上記以外のサイズについては別途お問い合わせ下さい。
材質はチタン合金（Ti-6Al-4V）です。
フィジオチタンスクリューⒼ [ 医療機器承認番号：20300BZZ00241000]

BIOCERAM AZUL、
Aquala（アクアラ）、SQRUM は京セラ株式会社の登録商標です。
当パンフレットに記載の情報は2020年4月時点のものです。当パンフレットについては、無断で複製、転載することを禁じます。

メディカル事業部

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612‐8501

東 京 事 業 所 東京都品川区東品川3丁目32-42 I・Sビル 〒140‐8810
大 阪 事 業 所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F） 〒532-0003

https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html

Tel : 03‐5782‐7006 Fax:03‐5782‐8515
Tel : 06-6350-1017 Fax:06-6350-8157

札 幌 営 業 所 札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001 Tel:011-280-6020 Fax:011-281-6525

岡 山 営 業 所 岡山市北区磨屋町10-16（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826 Tel:086-803-3620 Fax:086-225-2289

東 北 営 業 所 仙台市青葉区中央3丁目2-1（青葉通プラザビル6F）〒980-0021 Tel:022-216-5176 Fax:022-216-7116

広 島 営 業 所 広島市南区京橋町1-7（アスティ広島京橋ビルディング11F）〒732-0828 Tel:082-568-8538 Fax:082-568-8539

大宮第2営業所 さいたま市大宮区桜木町1-11-9（ニッセイ大宮桜木町ビル3F）〒330-0854 Tel:048-640-7779 Fax:048-641-5828

九 州 営 業 所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト7F）〒812-0013 Tel:092-452-8140 Fax:092-452-8177

名 古 屋 営 業 所 名古屋市東区葵3丁目15-31（住友生命千種ニュータワービル6F）〒461-0004 Tel:052-930-1481 Fax:052-938-1377※このカタログは環境にやさしい大豆インキを使用しています。
■禁無断転載、複写Ⓒ 2022 KYOCERA Corporation
200413M M-021-7 00016