標準構成品

シーユーSP1

消耗品

医療機器承認番号 22500BZX00338000
一般的名称：半自動除細動器

JRC蘇生ガイドライン2020準拠

SP1-SP

SP1-OA04
両用電極パッド

本体（使い捨て）

SP1-OA03
バッテリパック

SP1-OA04
両用電極パッド（使い切り）（使い捨て）

SP1-OA05
未就学児用電極パッド

SP1-OA03
バッテリパック（使い捨て）（使い切り）

仕様
シーユーSP1
高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

販売名

寸法

260×256×69.5（Ｗ×Ｌ×Ｈ、mm）

質量

2.4ｋｇ（バッテリパックと電極パッドを含む）

電極パッド

小学生〜大人／未就学児 両用電極パッド（一回限りの使い捨て）

出力
エネルギー

小学生〜大人用モード：150J

メモリ機能（1件3時間まで、最長15時間のイベント情報・ECG情報）

二相性波形（e-cube Biphasic）
傷病者の胸郭インピーダンスの負荷に応じて自動調整

ガイド機能

インジケータ／イラスト表示、心肺蘇生コーチング機能

モード機能

小学生〜大人用／未就学児用モード切り替えスイッチ（セーフティガード付）

未就学児用モード：50J

波形
バッテリ

DC12V 4.2Ah 使い切りバッテリパック

バッテリ
容量

設置から最大5年(設置環境、使用回数により異なる。）
電気ショック200回以上（新品の場合）セルフテストバッテリ装着時、毎日、毎週、4週毎（AED本体、バッテリパック、電極パッド）

耐用期間

7年
NSC-JCU-01

商品名

PC転送（SDカード、赤外線通信利用）

ステータス 1つのステータスインジケータで3つの状態が確認可能
インジケータ （電極パッド期限、バッテリ残量、機器のエラー有無）

IP55

粉塵が内部に侵入することを防止、（IEC60529） いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない

保管環境

注文番号

5件のデータ保存が可能

温度：0℃〜50℃ ／ 湿度：5％〜95％

キャビネットシリーズ

NKC-JCU-02

PC-JCU-04

TC-JCU-05

スタンドキャビネット

壁掛けキャビネット

プラスチックキャビネット

壁掛けTブラケット

410×1300×390

360×380×200

340×325×178

300×400×140質 量（ k g ）

16.5

6

1 .9

1 .8

警告音機能

○○○ー

商品
イメ ー ジ

寸法（mm）

幅×高さ×奥行（W×H×D）

オプション

プレスタン(CPRマネキン)

キャリングケース

レスキューセット

CU-SPT（AEDトレーナー）

取扱説明DVD※取扱説明書及び添付文書をよくお読みの上正しくお使いください。

※両用電極パッドを未就学児に使用する場合には、特に2 枚のパッドが触れ合うことがないよう注意してください。

※AEDの設置の際は、AED管理者を置いて製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管※ AED の使用及び保管については添付文書の【使用環境条件】をご確認ください。

※仕様、外観などの一部が都合により変更されることがあります。予めご了承ください。

理してください。特に、電極パッド・バッテリの使用期限の確認及び期間内の交換を確実に実施してください。

※電極パッドは再使用禁止であり、1 回限りの使い捨てです。

※AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態が発生した時など及び譲渡時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る）、廃棄時には、購入した販売店にご連絡ください。また、製造販売元又は販売元からの情報提供方法等（交換時期のお知らせ等）については別途ご確認ください。

販売名： 除細動未就学児用パッド1

販売名： 除細動両用パッドSPX 用製造元

CU Medical Systems, Inc.
www.cu 911 .com

医療機器届出番号：13 B 1 X 10153000010

医療機器届出番号：13 B 1 X 10153000009

お問い合わせ先製造販売業者〒105 - 0001 東京都港区虎ノ門 1 - 2 - 10 虎ノ門桜田通ビル 8 F
TEL.

03 - 6205 - 7385

AEDに関するご相談はコールセンター

FAX.

03 - 6205 - 7386

aed-sales@japan-cu.com

0120-910-256

2022. 04 .CU救命の第一歩は

1 秒 の 重 さ を 真 剣 に 考 え 、シ ン プ ル に 使 い や す さ を 追 求 し ま し た 。
Point

1

誰でも簡単に使えるAED

使いやすさ

Point

つのポイントが選ばれる

モード切り替え

2

分かりやすいステータスインジケータ
AEDを設置したら、設置管理者を置いて、日常点検

小学生〜大人／未就学児のモード切替はスライド式のスイッチで選択できます。小学生以上には小学生〜大人用モード、未就学児（およそ 6 歳未満）にはや消耗品（電極パッド及びバッテリパック）の交換時期の管理を適切に行ってください。バッテリー残量表示、電極パッド有効期限、エラー状態表示などを機器正面のＬＣＤ画面に表示します。

未就学児用モードを選択の上、操作してください。
※セーフティガード付きで誤操作を防止します。
スライド式スイッチ

日常点検のしやすさ

日常点検のポイント

セーフティガード

正常な状態

エラー状態

エラー発生時の表示状態
機器のエラー
バッテリー残量不足
電極パッド使用済み
または有効期限切れ

モード切替で小学生〜大人／未就学児を選択できます

表示ラベル

オートボリューム

消 耗 品（ 電 極パッド及びバッテリパック）の 交 換 時 期などを記入し、機器又はキャリングケースにつけて保管しますと消耗品の管理がよりしやすくなります。

周囲の騒音を感知し、音声ガイダンスの音 量 が自動 的に 2 段 階 上 昇する自動 音
量調整機能がついています。

70dB

90dB
Point

3

音声と光によるガイド機能※設置環境、使用回数などにより５年より早く交換が必要となる場合がございます。

両用電極パッド搭載

電気ショックを与えた後、点滅するi- ボタンを押すと、詳しいガイダンスと一定のリズムでビープ音が鳴り、心肺蘇生術をサポートします。

電極パッド
貼付位置の指示心肺蘇生のコーチング指示

長寿命バッテリ搭載

本体に装着してから最大5年の長寿命。
長く使えて経済的です。

初めて使用する方でも正しく一次救命処置ができるように音 声ガイダンスと光によるガイド機 能で次の操作をサポートします。(日本語によるガイダンス)

傷病者から退避指示

維持管理のしやすさ

SDカード差込口
Point

4

IrDAポート

データの取り出しやすさ
救命データの転送及び管理転送

SDカードを差込口に入れるか、または IrDA ケーブ

ル（ 別 売 ）をポ ートに向 けることで 救 命 デー タはパソコンに転送できます。

小学生〜大人／未就学児兼用の電極パッドです。
緊急時に電極パッド交換のタイムロスがなく、ランニングコストにも貢献します。

日常点検を忘れずに!

AEDは救命処置のための医療機器です。
AED を設置したら、いつでも使用できるように、AED のインジケータや本体には最大 5 件まで自動的に保存されます。
管理 （ 1 件最大 3 時間迄）※当社が提供するデータ管理ソフトウェア（CU-EXPERT）を使用し、救命データの確認ができます。

消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

※（ 一 社 ）全 日 本 難 聴 者・中 途 失 聴 者 団 体 連 合 会より「 耳 マーク」の 複 製・利用について承諾を得ています。