2102‑000ST004

ムサシインテック
MUSASHI IN-TECH

１５００

ET-5
取扱説明書
第１４版

アーステスタ2102‑000ST004

安全にご使用いただくためにご注意・ この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
・ 本書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。
・ 製品の本来の使用法及び、取扱説明書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性の保証はできません。
・ 取扱説明書に記載された内容は、製品の性能、機能向上などによって将来予告なしに変更す
ることがあります。
・ 取扱説明書に記載された絵、図は、実際のものと異なる場合があります。また一部省略したり、抽象化して表現している場合があります。
・ 取扱説明書の内容に関して万全を期していますが、不審な点や誤り記載漏れなどにお気づきの時は、技術サービスまでご連絡ください。
・ 取扱説明書の全部または、一部を無断で転載、複製することを禁止します。

使用している表示と絵記号の意味■ 警告表示の意味

警告

警告表示とは、ある状況または操作が死亡を引き起こす危険性があることを警告するために使用されます。

注意

注意表示とは、ある状況または操作が機械、そのデータ、他の機器、財産に害を及ぼす危険性があることを注意するために使用されます。

ＮＯＴＥ

注記表示とは、特定の情報に注意を喚起するために使用されます。

■ 絵記号の意味
警告、注意を促す記号です。
禁止事項を示す記号です。
必ず実行しなければならない行為を示す記号です。

2102‑000ST004

安全上のご注意

必ずお守りください警告
感電や人的傷害を避けるため、以下の注意事項を厳守してください。
取扱説明書の仕様・定格を確認の上、定格値を超えてのご使用は避けてください。
使用者への危害や損害また製品の故障につながります。
禁止

強制

接続ケーブル等は、使用する前に必ず点検（断線、接触不良、被覆の破れ等）してください。点検して異常のある場合は、絶対に使用しないでください。
使用者への危害や損害また製品の故障につながります。

本器を結露状態または水滴のかかる所で使用しないでください。
故障の原因となります。また製品の性能が保証されません。
禁止

強制

本器と被試験物とを接続する場合は、必ず被試験物が活動状態か停電している状態
かを検電器等で確認してから接続してください。
感電の原因となる場合があります。

強制設置、計測中に電源ブレーカーが切れた場合、切れた原因を明確にして、その原因を取り除いてから試験を再開してください。
そのまま行うと火災・感電の原因となります。

禁止

試験する時、電気知識を有する専門の人が行ってください。
本器は、専門の知識や技術がない方が使用すると危害や損害を起こす原因となる場
合があります。

2102‑000ST004

安全上のご注意

必ずお守りください

注意
本器または被試験装置の損傷を防ぐため、記載事項を守ってください。
落下させたり、堅いものにぶつけないでください。
製品の性能が保証されません。故障の原因になります。
禁止
本器の清掃には、薬品（シンナー、アセトン等）を使用しないでください。
カバーの変色、変形を起こす原因となります。
禁止

強制

接続ケーブルの取り外しは、コード自体を引っ張らずにロックを緩めてからコネク
タ部を持って外してください。
コード自体を引っ張るとコードに傷がつき、誤動作、感電の原因となる場合があります。

禁止

保管は、５０℃以上の高温の所または、−１０℃以下の低温の所及び、多湿な所をさけてください。また直射日光の当たる所もさけてください。
故障、変形、変色の原因となります。

本器を長期間使用しない場合は、電池をすべて取り外してください。
電池の液漏れにより故障の原因となる場合があります。
強制2102‑000ST004

製品の開梱
本器到着時の点検

本器がお手元に届きましたら、輸送中において異常または破損や紛失物がないか点検してからご使用ください。
万一、損傷等の異常がある場合には、お手数ですが弊社最寄りの支店・営業所またはお買い求めの取扱店へご連絡ください。

製品の開梱

次の手順で開梱してください。
手

順

作

業

１

梱包箱内の書類等を取り出してください。

２

製品を梱包箱から注意しながら取り出してください。

３

梱包箱内の全ての付属品を取り出し、標準装備の付属品が全て含まれていることをご確認ください。

免責事項について●本商品は、電圧、電流を出力、計測をする製品で、電気配線、電気機器、電気設備などの試験、測定器です。試験、測定に関わる専門的電気知識及び技能を持たない作業者の誤った測定による感電事故、被測定物の破損などについては弊社では一切責任を負いかねます。
本商品により測定、試験を行う作業者には、労働安全衛生法 第 6 章 第 59 条、第 60 条及び第 60 条の 2 に定められた安全衛生教育を実施してください。
●本商品は各種の電気配線、電気機器、電気設備などの試験、測定に使用するもので、電気配線、電気
機器、電気設備などの特性を改善したり、劣化を防止するものではありません。被試験物、被測定物に万一発生した破壊事故、人身事故、火災事故、災害事故、環境破壊事故などによる事故損害については責任を負いかねます。
●本商品の操作、測定における事故で発生した怪我、損害について弊社は一切責任を負いません。また、本商品の操作、測定による建物等への損傷についても弊社は一切責任を負いません。
●地震、雷（誘導雷サージを含む）及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
●本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、弊社は一切責任を負いません。
●保守点検の不備や、環境状況での動作未確認、取扱説明書の記載内容を守らない、もしくは記載のない条件での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
●弊社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
●本商品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本商品の価格内とします。

2102‑000ST004

目

次

第１章

一般概要
1.1

概要 ―――――――――――――――――――――――――

３

1.2

特徴

３

1.3

付属品
1.3.2

その他

1.5

製品仕様

――――――――――――――――――

３――――――――――――――――――――

３――――――――――――――――――――――

４

1.5.1

一般仕様

―――――――――――――――――――

５

1.5.2

基本仕様

―――――――――――――――――――

５

1.5.3

機能仕様

―――――――――――――――――――

６――――――――――――――――――――――

７

ブロック図

基本機能
各部の基本機能 ―――――――――――――――――――― １１

測定方法
3.1

3.2

第４章

付属コード

各部の名称

2.1
第３章

1.3.1
1.4

1.6
第２章

―――――――――――――――――――――――――

接地抵抗測定3.1.1

接地抵抗測定（３極法）

3.1.2

接地抵抗測定（３極法）の結線例 ―――――――― １７

3.1.3

簡易接地抵抗測定（２極法）

3.1.4

簡易接地抵抗測定（２極法）の結線例

3.1.5

簡易接地抵抗測定（２極法）における共同アースの誤差２１――――――――――――――――

１５１８２０交流電圧の測定
3.2.1

交流電圧測定3.2.2交流電圧測定の結線例―――――――――――――――――

２２―――――――――――――

２３

点検――――――――――――――――――――――――――――

２７

清掃――――――――――――――――――――――――――――

２７

保守

電池の装着及び交換
第５章―――――――――――――――――――――――――――――――――

２８――――――――――――――――――――

３１

付録
5.1

接地抵抗の概要

5.2

測定原理―――――――――――――――――――――――

３３

5.3

参考資料

―――――――――――――――――――――――

３４

2102‑000ST004

第６章

カスタマサービス
校正試験
校正データ試験のご依頼――――――――――――――――

校正試験データ（試験成績書）

３７―――――――――――――

３７――――――――――――――――――

３８

製品保証とアフターサービス
保証期間と保証内容

保証期間後のサービス（修理・校正）――――――――――

３８

一般修理のご依頼―――――――――――――――――――

３８

総合修理のご依頼―――――――――――――――――――

３８―――――――――――――――――――――

３８

修理保証期間修理対応可能期間―――――――――――――――――――

３８

2102‑000ST004

第1章
一般概要

1

2102‑000ST004

2

2102‑000ST004

1.1 概要送電鉄塔や高圧電気設備機器の外箱あるいは避雷針の接地等において、その接地の良否は非常に重要です。
ＥＴ−５形アーステスタ（以下、本器という）はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ種の接地抵抗が簡便に精度よく測定できる電池式の現場用測定器です。
本器は、交流電位差計方式を採用して広範囲の抵抗測定範囲をレンジ切換えなしで高精度に測定できます。しかも、測定感度が一定であり、接地極の電解作用や商用電源からの漏洩電流などの影響を除去する機能を装備しています。
補助接地棒を打てないコンクリート地面においても、補助接地棒をコンクリートの上に置いて水をかけることで測定が可能です。

1.2 特徴••••••交流電位差計方式で０〜１０００ΩのＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ種接地抵抗が測定範囲（0〜2、2〜20、20〜200、200〜1000Ωの対数目盛）をレンジ切換えることなく測定できます。（３極法）
接地抵抗測定で、補助接地棒が打ち込み不能なコンクリートも、補助接地棒をコンクリート面の上に置き水をかけることで測定できます。（３極法）
Ｂ種・Ｄ種の接地抵抗測定では補助接地棒を使用せずに２極法により簡単に測定できます。（２極法）
２極法測定では、測定電流を１２ｍＡ以下に抑えて漏電用ブレーカの誤動作も防止します。（２極法）
独自の測定回路を採用して地電圧や補助接地棒の影響、電池電圧の変動による影響を受けない高精度測定が行えます。
地電圧測定及び商用電源測定用にＡＣ１５/１５０/３００Ｖの３レンジ交流電圧計機能を装備しています。

1.3 付属品
1.3.1

付属コード
製品名
1861 ＥＭコード 赤コード 約 6ｍ
黄コード 約 10ｍ
青コード 約 20ｍ

1.3.2

本数
１
１
１

その他
製品名

数量
１個
２本
１個
４本
２本
１部
１枚
１枚

1353 コード収納ケース
1862 アルミアース棒
1956 本体収納ケース
単１形乾電池[R20P]
キャリングベルト（P.P バンド）取扱説明書（合格証付）
保証書
アンケート葉書32102‑000ST004

1.4 各部の名称

ＣP
ときはPに接続

100
50
0

５

20
1000

0

5

Ｖ
〜

15

Ｇ

0
30 50
1

‑

1

B 0

+

0

６

2 .5

MADE IN JAPANNP‑210100003

AC.V

接地抵抗計
電 圧 計
使 用 電 池二極法測定のＥ

0〜1000Ω
0〜15/150/300Ｖ
単１乾電池×４３

製造番号NO.000000
製 造 年 2003
製品番号 １５００

４

ＥＴ−５ アーステスタ

２

１

10
９

電池確認

７

B.CHECK (PUSH)

ＰＵＳＨ

AC.300V

６.０ ＥＲ
５.０

AC.150V

４.０

Ω

AC.15V
接地抵抗測定ＥＲ (PUSH)

８

ＥＲレンジで３０Ｖ以上の電圧を印加すると内部を破損します。

ＥＴ−５1500 アーステスタ① Ｅ端子

接地抵抗のＥ極兼

交流電圧測定用端子② Ｐ端子

接地抵抗のＰ極

兼

交流電圧測定用端子③ Ｃ端子

接地抵抗のＣ極④ ＰＲＣバー

簡易接地抵抗測定(２極法)用ショートバー

⑤ メータ

検流計（接地抵抗用）、交流電圧計、電池有効範囲表示（Ｂﾏｰｸ）⑥ 零位調整装置

メータの機械的零位（ゼロ目盛）調整⑦ 測定モード切換

測定モード（接地抵抗、交流電圧、電池確認）の切換⑧ ＰＵＳＨスイッチ

接地抵抗及び電池確認用の測定スイッチ⑨ ダイヤル目盛

接地抵抗測定値表示⑩ ダイヤルツマミ

ダイヤル目盛回転用ツマミ
注意・ メーターカバーはアクリル樹脂で成形されているため、冬季の乾燥した時期には、静電気により帯電することがあります。
・ メーターの表面を触ると指針が振れる、ゼロ調整ができない等の症状がある場合は、帯電している可能性があるため、測定を行わないでください。
・ 製造時に帯電防止剤の塗布により予防処置をおこなっておりますが、経年的に帯電防止効果が薄れた場合に、静電気によりメーターが予期せぬ動作をすることがあります。その際には、帯電防止剤の塗布等の処置を行なってください。
（詳しくは、P.27「保守」 の項をご参照く
ださい。
）

4

2102‑000ST004

1.5

製品仕様

1.5.1

一般仕様

使用環境

0〜40℃、80% RH 以下

ただし結露しないこと

保存環境‑10〜50℃、80% RH 以下

耐電圧

測定端子−ケース間

AC1000V １分間

絶縁抵抗

測定端子−ケース間

DC500V 10MΩ以上

準拠規格

JIS C

接地抵抗計

外形寸法

120(W)×192(D)×115.5(H) mm

質量1.2kg 以下

電池なし

1.6kg 以下

電池含む

1.5.2

1304‑1995

カットオフ電流 10mA

各±5mm

基本仕様

使用電源
電源
公称電圧
電池有効範囲電池有効範囲表示
電池有効範囲表示下限
消費電流
接地抵抗計（３極法）
測定端子

測定対象
測定方式
基準出力電圧
基準出力周波数
基準補助接地抵抗値
測定値表示
有効測定範囲許容差

温度の影響
地電圧の影響補助接地抵抗の影響
補助接地抵抗 0Ω時

補助接地抵抗2000Ω時

補助接地抵抗5000Ω時

電源電圧の影響

R20P(単 1 形マンガン乾電池) ４本
DC6V
DC4.2V 以上
目盛板上「Ｂ」マーク黒帯内を有効範囲とする
DC4.2V±0.5V
DC1600mA 以下
Ｅ端子
被接地極接続端子
Ｐ端子
電圧用補助接地極接続端子
Ｃ端子
電流用補助接地極接続端子
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ種接地
交流電位差計方式
AC140V
矩形波
約 500Hz 以下(430〜490Hz)
500Ω
Ｐ・Ｃ補助接地極抵抗値
検流計ゼロ位におけるダイヤル目盛指示値を直読
0〜1000Ω
対数表示ダイヤル目盛
0〜2Ω未満±0.1Ω
2〜20Ω未満±0.5Ω
20〜200Ω未満±5.0Ω
200〜1000Ω以下±50.0Ω
20℃±20℃において20℃指示値の±5％以内
5V 50/60Hz±5％以内
10V 50/60Hz±30％以内補助接地抵抗値 500Ωに対しての指示値の許容差
10Ω測定
±0.5Ω
100Ω測定±5Ω
1000Ω測定
±50Ω
10Ω測定
±0.5Ω
100Ω測定±5Ω
1000Ω測定
±50Ω
10Ω測定
±1Ω
100Ω測定±10Ω
1000Ω測定±100Ω
DC4.2〜6V において上記仕様通り

5

2102‑000ST004
簡易接地抵抗計（２極法）
測定端子

測定対象
測定方式
基準出力電圧
基準出力周波数
基準補助接地抵抗値
測定値表示
有効測定範囲許容差

温度の影響
地電圧の影響補助接地抵抗の影響
電源電圧の影響
交流電圧計
測定端子

動作原理
指示方式
周波数
測定範囲
目盛
精度
姿勢

1.5.3

Ｅ端子
被接地極接続端子
Ｐ端子
電圧用補助接地極接続端子
Ｃ端子
ＰＲＣバーでＰ端子とショート
Ｂ・Ｄ種接地
交流電位差計方式
AC115V
矩形波
約 600Hz
不要（補助接地棒なし）
検流計ゼロ位におけるダイヤル目盛指示値を直読
10〜1000Ω
対数表示ダイヤル目盛
10〜20Ω未満±2.0Ω
20〜200Ω未満±5.0Ω
200〜1000Ω以下±50.0Ω
20℃±20℃において20℃指示値の±5％以内
適用外
適用外
DC4.2〜6V において上記仕様通り
Ｅ端子
Ｐ端子
Ｃ端子
可動コイル形
整流形
50/60Hz
AC0〜15/150/300V
30 分割目盛
定格値の±2.5％以内
水平

電圧測定用端子（無極性）
電圧測定用端子（無極性）
未使用
トートバンド支持方式
目盛板記号「」正弦波

目盛板記号「｜2.5｜」
目盛板記号「」機能仕様

簡易(２極法)接地抵抗測定

接地抵抗測定モードにおいてＰ−Ｃ端子間をＰＲＣバーで接続することにより、２極法による簡易接地抵抗測定が行えます。

地電圧測定

交流電圧計モード（ＡＣ１５／１５０／３００Ｖ）においてＰ−Ｃ端子間のＰＲＣバーを開放することにより、被測定接地極（接地抵抗を測定しようとしているアース）に発生している地電圧を測定することができます。

6

2102‑000ST004

1.6 ブロック図7

2102‑000ST004

8

2102‑000ST004

第２章
基本機能

9

2102‑000ST004

10

2102‑000ST004

2.1 各部の基本機能
ＥＭコードを接続して、接地抵抗、交流電圧を測定します。

測定端子
接地抵抗測定時（３極法）
交流電圧測定時

定の

接続
はPに

法測

とき

二極

P

Ｅ

Ｃ

Ｐ

AC.V

接地抵抗測定（３極法）
ＰＲＣバーをＰ端子から外しておきます。
Ｅ端子を赤コードで被測定接地極（接地抵抗を測定しようとしているアース）へ接続します。
Ｐ端子を黄コードで補助接地極へ接続します。
Ｃ端子を青コードで補助接地極へ接続します。
交流電圧測定（特に極性はありません）
ＰＲＣバーをＰ端子から外しておきます。
Ｅ端子を測定電路の片側へ接続します。
Ｐ端子を測定電路のもう一方へ接続します。
Ｃ端子は未使用

簡易接地抵抗測定時（２極法）

Ｅ

二極法測定の

AC.V

Ｃ

P
ときはPに接続メータ
零位調整装置
電池有効範囲表示
検流計
100
50
0

200
100

0

5

Ｇ

Ｖ

15

‑

B

+

〜
2.5

ダイヤル目盛ダイヤルツマミ
６.０ ＥＲ
５.０
４.０

0
30 50
1

0

10

Ω

簡易接地抵抗測定（２極法）
ＰＲＣバーでＣ端子とＰ端子を接続します。
Ｅ端子を赤コードで被測定アースに接続します。
Ｐ端子を黄コードで商用電源の共同アース側へ接続します。
Ｃ端子は未使用
検流計（接地抵抗用）、交流電圧計及び電池有効範囲を指示するメータです。
零位調整装置
本器を電源ＯＦＦの状態で水平に置き、メータの指針が機械的零位（ゼロ目盛）からずれている場合は、マイナスドライ
バーを使用して機械的零位に合わせてください。

注意・ メータは機械的零位を基準に調整されています。
機械的零位がずれていると誤差となりますので機械的零位を合わせてからご使用ください。
電池有効範囲表示
接地抵抗測定に必要な電池電圧の確認用です。
測定モード切換を電池確認に合わせてからＰＵＳＨスイッ
チを押すと電池電圧の状態を指示します。
指針がＢ
マークに入るか、外れるかによりＢマークに入る・・・・・接地抵抗測定ができます。
Ｂマークから外れる・・・電池電圧の不足で正確な接地抵抗測定ができません。
（電池を交換してください）
検流計（接地抵抗用）
接地抵抗測定中にＰＵＳＨスイッチを押しながらダイヤル
ツマミを回して検流計Ｇ目盛（中央）に指針を合わせます。
検流計の振れの目安は＋方向に振れる場合は、被測定接地極の抵抗大−方向に振れる場合は、被測定接地極の抵抗小
接地抵抗値の目盛です。
ダイヤル目盛を回すツマミです。
接地抵抗測定のとき
中央の朱線（赤線）の真下の目盛（０〜１０００Ω）が接地抵抗値です。
ダイヤルツマミを回すとダイヤル目盛が連動して回ります。

11

2102‑000ST004
測定モード切換ＰＵＳＨスイッチ

接地抵抗、交流電圧及び電池確認の切換スイッチです。
測定スイッチです。押すとＯＮとなります。
●接地抵抗測定
電池確認
B.CHECK (PUSH)

AC.300V

測定モード切換・・・・ＥＲに合わせます。
ＰＵＳＨスイッチ・・・押すと接地抵抗を測定します。

AC.150V

ＰＵＳＨ

AC.15V
接地抵抗測定！

ＥＲ (PUSH)

●電池確認
電池確認
B.CHECK (PUSH)

AC.300V

測定モード切換・・・・電池確認に合わせます。
ＰＵＳＨスイッチ・・・押すと電池電圧を測定します。

AC.150V

ＰＵＳＨ

AC.15V
接地抵抗測定！

ＥＲ (PUSH)●交流電圧測定(地電圧測定)
電池確認
B.CHECK (PUSH)

AC.300V
AC.150V

ＰＵＳＨ

測定モード切換・・・・ＡＣ３００／１５０／１５Ｖの順に切換えて最適なレンジに合わせます。
ＰＵＳＨスイッチ・・・未使用

AC.15V
接地抵抗測定！

ＥＲ (PUSH)

注意
・交流電圧測定ではＰＵＳＨスイッチを絶対に押さないでください。
（内部回路が故障する要因となります）

12

2102‑000ST004

第３章
測定方法

13

2102‑000ST004

14

2102‑000ST004

3.1 接地抵抗測定
3.1.1

接地抵抗測定（３極法）
注意
・ 本器の接地抵抗測定には約 AC140V の交流電圧を出力します。感電事故を防止するため、電気用ゴム手袋をご使用ください。

接地抵抗測定
（３極法）

手順
1

操作
メータの機械的零位確認
本器を電源ＯＦＦの状態で水平な場所に置き、メータの指針が機械的零位（ゼロ目盛）を指示していることを確認します。

注意・メータは機械的零位（ゼロ目盛）を基準に調整されています。機械的零位がずれていると誤差となりますので機械的零位を合わせてからご使用ください。
2

ＰＲＣバーの開放
ＰＲＣバーをＰ端子から外しておきます。

3

電池電圧の確認
測定モード切換を電池確認に合わせます。
ＰＵＳＨスイッチを押して指針がＢ

マーク内に入ることを確認します。

ＮＯＴＥ：
・Ｂマーク
から外れた場合は、電池電圧の不足で正確な接地抵抗測定ができません。電池を全て新しい電池に交換してください。
4

補助接地極用アルミアース棒の打ち込み
被測定接地極からほぼ直線上に約１０ｍ間隔で、補助接地極Ｐ及びＣとしてアルミアース棒を２本、地面に打ち込みます。
ＮＯＴＥ：
・地面が固くアース棒を打ち込めない（コンクリート含む）場合は、アース棒を地面に置いて水を十分にまき、アルミアース棒と地下の大地が水により十分浸透した状態であれば対地抵抗が２〜５ｋΩまで低下し補助接地極として使用できます。但し、アスファルト地面の場合
や、コンクリート地面でも厚さが数十ｃｍに及ぶような場合など、水が大地まで浸透しない場合は補助接地極として使用できません。

5

地電圧測定準備
測定モード切換をＡＣ３００Ｖに合わせます。

6

測定コードの接続
Ｅ端子を赤コード（６ｍ）で被測定接地極（接地抵抗を測定しようとしているアース）へ接続します。
Ｐ端子を黄コード（１０ｍ）で補助接地極Ｐのアルミアース棒へ接続します。
Ｃ端子を青コード（２０ｍ）で補助接地極Ｃのアルミアース棒へ接続します。

15

2102‑000ST004
接地抵抗測定
（３極法）

手順
7

操作
地電圧（交流電圧）の確認
測定モード切換をＡＣ３００Ｖ→１５０Ｖ→１５Ｖの順に切換え、被測定接地極に地電圧が発生していないことを確認します。

注意・ＡＣ３０Ｖ以上の地電圧が測定された場合は、測定モード切換を絶対にＥＲ（接地抵抗測定）に切換えないでください。
ＰＵＳＨスイッチを押すと内部回路が故障します。
・地電圧が発生している場合、商用周波数正弦波のとき、5V で 5％以内、10V で 30％以内の誤差要因となります。波形が歪んでいる場合や、周波数の違いにより誤差係数が増える場合があります。
8

測定モードの選択
測定モード切換をＥＲ（接地抵抗測定）に合わせます。

9

接地抵抗測定ＰＵＳＨスイッチを押しながらダイヤルツマミを回します。
メータの検流計Ｇ目盛（中央）に指針を合わせます。
合ったところでＰＵＳＨスイッチ、ダイヤルツマミから手を離します。
ダイヤル目盛の朱線（赤線）真下の目盛が被測定接地極の接地抵抗（０〜１０００Ω）です。５.３参考資料を参照して良否の判定をしてください。

注意
・検流計のＧ目盛（中央）に合わせられない場合は、測定コード（赤、黄、青）の断線、端子接続及びクリップ側の外れなどを再点検してく
ださい。
ＮＯＴＥ：
・測定中の検流計の振れはダイヤル目盛値を基準に下記の通りです。
＋方向に振れる場合は、被測定接地極の抵抗大−方向に振れる場合は、被測定接地極の抵抗小162102‑000ST004

3.1.2 接地抵抗測定（３極法）の結線例

結線図

通常の接地抵抗測定（３極法）
ＰＲＣバーをＰ端子から外します。

青コード
黄コード
赤コード
Ｅ

Ｐ

Ｃ
定の

はPに接
とき

法測
二極

P
続

Ｅ

100
50

200
100

0
0

5

Ｅ

0

‑

B

+

Ｇ

10

Ｖ
〜

15

Ｐ

0
30 50
1

Ｃ

Ｃ

Ｐ

AC.V

2 .5

地電圧のないことを確認してから、ＥＲモードに切換え、接地抵抗測定を行います。

電池確認
B.CHECK (PUSH)

ＰＵＳＨ

AC.300V

６.０ ＥＲ
５.０

AC.150V

４.０

Ω

AC.15V
接地抵抗測定

約１０ｍ

！

約１０ｍ

ＥＲ (PUSH)

ＥＲレンジで３０Ｖ以上の電圧を！ 印加すると内部を破損します。

ＥＴ−５1500 アーステスタ

補助接地棒を地面に打ち込めない場合（３極法）
ＰＲＣバーをＰ端子から外します。

青コード
青コード

青コード
約１０ｍ

約１０ｍ

Ｃ

定の
法測

はPに接
とき

二極

Ｐ

P

Ｅ

続

Ｅ

100
50
0

200
100

0

5

Ｅ

‑

B

+

Ｇ

Ｖ

10

15

Ｐ

0

0
30 50
1

Ｃ

Ｃ

Ｐ

AC.V

〜
2.5

電池確認
B.CHECK (PUSH)

ＰＵＳＨ

AC.300V

６.０ ＥＲ
５.０

AC.150V

４.０

Ω

AC.15V

地電圧のないことを確認してから、ＥＲモードに切換え、接地抵抗測定を行います。

コンクリート上にアルミアース棒を置いて水をまき、大地まで水が十分浸透してから測定を行います。

図１

接地抵抗測定！

ＥＲ (PUSH)

ＥＲレンジで３０Ｖ以上の電圧を！ 印加すると内部を破損します。

ＥＴ−５1500 アーステスタ

接地抵抗測定（３極法）の結線例

注意
・地電圧（交流電圧）の確認で AC30V 以上の地電圧が発生している場合は、接地抵抗測定ができません。（内部回路が故障します）地電圧が高い場合は、接地体を電気配線からの切離しや配線のスイッチを切るなどして地電圧をなるべく低くして測定してください。
・補助接地棒を地面に打ち込めない場合でアルミアース棒を地面に置く時、アスファルト
上では使用できません。

17

2102‑000ST004

3.1.3

簡易接地抵抗測定（２極法）
注意
・ 本器の簡易接地抵抗測定には約 AC115V の電圧を出力します。感電事故を防止するため、電気用ゴム手袋をご使用ください。
・ 簡易接地抵抗測定は、Ｂ種及びＤ種の接地抵抗測定に使用できます。ＰＲＣバーにより測定電流を１２ｍＡ以下に抑えてあり１０Ω未満の接地抵抗は誤差大となりますのでＡ種及びＣ種の接地抵抗測定には使用できません。
・ 簡易接地抵抗測定では、補助接地極と被測定接地極の合成抵抗を測定しますので、接地抵抗の低い商用電源の共同アース、水道管、鉄骨及び鉄筋などをＰ端子へ接続してください。
・ 測定回路に漏電火災警報器が有る場合は、本器の測定電流により漏電火災警報器が動作する場合が有ります。これは、漏電火災警報器の特性によるもので接地抵抗測定自体には影響なく測定できますが、
漏電火災警報器の警報が誤警報であることを事前に周知徹底してください。

簡易接地抵抗測定（２極法）手順
1

操作
メータの機械的零位確認
本器を電源ＯＦＦの状態で水平な場所に置き、メータの指針が機械的零位（ゼロ目盛）を指示していることを確認します。

注意・メータは機械的零位（ゼロ目盛）を基準に調整されています。機械的零位がずれていると誤差となりますので機械的零位を合わせてからご使用ください。
2

ＰＲＣバーの接続
ＰＲＣバーでＣ端子とＰ端子を接続します。

3

電池電圧の確認
測定モード切換を電池確認に合わせます。
ＰＵＳＨスイッチを押して指針がＢ

マーク内に入ることを確認します。

ＮＯＴＥ：
・Ｂマーク
から外れた場合は、電池電圧の不足で正確な接地抵抗測定ができません。電池を全て新しい電池に交換してください。
4

地電圧測定準備
測定モード切換をＡＣ３００Ｖに合わせます。

5

測定コードの接続
Ｅ端子を赤コード（６ｍ）で被測定接地極（接地抵抗を測定しようとしているアース）へ接続します。
Ｐ端子を黄コード（１０ｍ）で商用電源の共同アースを利用する場合は、共同アースへ接続します。
水道管や鉄筋を利用する場合は、水道管や鉄筋へ接続します。

6

地電圧（交流電圧）の確認
測定モード切換をＡＣ３００Ｖ→１５０Ｖ→１５Ｖの順に切換え、被測定接地極に地電圧が発生していないことを確認します。

注意・ＡＣ３０Ｖ以上の地電圧が測定された場合は、測定モード切換を絶対にＥＲ（接地抵抗測定）に切換えないでください。
ＰＵＳＨスイッチを押すと内部回路が故障します。

18

2102‑000ST004
簡易接地抵抗測定（２極法）

手順
7

8

操作
測定モードの選択
測定モード切換をＥＲ（接地抵抗測定）に合わせます。
接地抵抗測定ＰＵＳＨスイッチを押しながらダイヤルツマミを回します。
メータの検流計Ｇ目盛（中央）に指針を合わせます。
合ったところでＰＵＳＨスイッチ、ダイヤルツマミから手を離します。
ダイヤル目盛の朱線（赤線）真下の目盛が被測定接地極の接地抵抗（１０〜１０００Ω）です。５.３参考資料を参照して良否の判定をしてください。

注意
・検流計のＧ目盛（中央）に合わせられない場合は、測定コード（赤、黄）の断線、端子接続及びクリップ側の外れなどを再点検してください。
ＮＯＴＥ：
・測定中の検流計の振れはダイヤル目盛値を基準に下記の通りです。
＋方向に振れる場合は、被測定接地極の抵抗大−方向に振れる場合は、被測定接地極の抵抗小192102‑000ST004

3.1.4 簡易接地抵抗測定（２極法）の結線例

結線図

商用電源の共同アースを補助接地極とする場合（２極法）
ライン側

柱上トランス

Ｐ端子は共同アースへ接続します。
絶対にライン側へは接続しないでください。
（内部回路が故障します）

アース側

ＰＲＣバーでＣ端子とＰ端子を接続します。

Ｐ

黄コード
赤コード
Ｅ

Ｐ
二極法測定のＥ

AC.V

ときはPに接続

100
50
0

20
1000

0

5

B

+

0

Ｇ

Ｖ
〜

15

‑

10

0
30 50
1

Ｅ

Ｃ

P

2. 5

地電圧のないことを確認してから、ＥＲモードに切換え、接地抵抗測定を行います。

電池確認
B.CHECK (PUSH)

ＰＵＳＨ

AC.300V

６.０ ＥＲ
５.０

AC.150V

４.０

Ω

AC.15V

共同アース

接地抵抗測定！

！

ＥＲ(PUSH)

ＥＴ−５
1500 アーステスタ

ＥＲレンジで３０Ｖ以上の電圧を印加すると内部を破損します。

水道鉄管を補助接地極とする場合（２極法）
ＰＲＣバーでＣ端子とＰ端子を接続します。

黄コード
赤コード
Ｅ
Ｐ

Ｐ
二極法測定のＥ

AC.V

ときはPに接続

100
50
0

20
1000

0

5
0

Ｇ

Ｖ
〜

10

15

‑

B

+

0
30 50
1

Ｅ

Ｃ

P

2. 5

地電圧のないことを確認してから、ＥＲモードに切換え、接地抵抗測定を行います。

電池確認
B.CHECK (PUSH)

ＰＵＳＨ

AC.300V

６.０ ＥＲ
５.０

AC.150V

４.０

Ω

AC.15V

水道鉄管。
ビニール管は不可。

接地抵抗測定！

ＥＲ

ＥＲレンジで３０Ｖ以上の電圧を！ 印加すると内部を破損します。

(PUSH)

ＥＴ−５
1500 アーステスタ

図１ 簡易接地抵抗測定（２極法）の結線例

注意
・地電圧（交流電圧）の確認で AC30V 以上の地電圧が発生している場合は、接地抵抗測定ができません。（内部回路が故障します）地電圧が高い場合は、接地体を電機配線からの切離しや配線のスイッチを切るなどして地電圧をなるべく低くして測定してください。

20

2102‑000ST004

3.1.5 簡易接地抵抗測定（２極法）における共同アースの誤差
本器は、商用電源の共同アース(或いは水道鉄管など)を補助接地極として利用し、被測定接地極との合成抵抗を測定します。従って、共同アース自体の接地抵抗が大きい場合は、測定値に誤差を生じることになります。また、漏電ブレーカー（ＥＬＢ）を動作させない為に測定電流を１２ｍＡ以下に抑えていること、共同アース側の接地抵抗も含める測定方式からＡ種、Ｃ種接地の１０Ω未満の試験は測定範囲外となり、使用できません。

《簡易(２極法)測定の原理》

ライン側

Ｒ＝ＥＲ＋Ｅｒ
アース側

ＥＲ：被測定接地極の接地抵抗Ｐ
黄コード

Ｅｒ：商用電源の共同アース(基準低抵抗)

赤コード
Ｅ

Ｐ

ｉ

二極法測定のＥ

AC.V

ときはPに接続

100
50
0

200
100

0

5
0

Ｇ

Ｖ

10

15

‑

B

+

0
30 50
1

Ｅ

〜
2 .5

電池確認
B.CHECK (PUSH)

ＥｒＥＲ

Ｒ ：本器の指示する接地抵抗値

Ｃ

P

ＰＵＳＨ

AC.300V

６.０ ＥＲ
５.０

AC.150V

４.０

Ω

通常は、ＥＲよりＥｒが極端に小さいのでＲ≒ＥＲとします。
ＥｒがＥＲより大きい場合は、
Ｒ＝ＥＲとできなく、Ｅｒの分だけ測定した接地抵抗値が大きくなります。

AC.15V
接地抵抗測定！

！

ＥＲ

ＥＲレンジで３０Ｖ以上の電圧を印加すると内部を破損します。

(PUSH)

ＥＴ−５
1500 アーステスタ

ｉ

：測定電流
約 12ｍＡ(600Ｈｚ)
ＰＲＣバーを使用した場合本器で測定した値(Ｒ)は、被測定接地極の接地抵抗(ＥＲ)に商用電源の共同アースの接地抵抗値(Ｅｒ)を加算した値となり、ＥＲはＲより必ず小さいことになります。
このため、本器で測定した値が法で定める接地抵抗の規定値を下回れば、規定値を十分に満足する接地抵抗値と判定でき、測定値(Ｒ)を真値とすることができます。
水道鉄管やその他の鉄骨などを補助接地極とする場合は、できるだけ低い接地抵抗の場所を選ぶことにより、より真値に近い測定となります。

21

2102‑000ST004

3.2 交流電圧の測定
3.2.1

交流電圧測定注意・ 本器はＡＣ３００Ｖまでの交流電圧を測定できます。
・ ＡＣ３００Ｖを超える電圧を測定しないでください。
・ 感電事故を防止するため、電気用ゴム手袋をご使用ください。

交流電圧測定手順
1

操作
メータの機械的零位確認
本器を電源ＯＦＦの状態で水平な場所に置き、メータの指針が機械的零位（ゼロ目盛）を指示していることを確認します。

注意・メータは機械的零位（ゼロ目盛）を基準に調整されています。機械的零位がずれていると誤差となりますので機械的零位を合わせてからご使用ください。
2

ＰＲＣバーの開放
ＰＲＣバーをＰ端子から外しておきます。

3

測定コードの接続
Ｅ端子を赤コード（６ｍ）で被測定電路の片側へ接続します。
Ｐ端子を黄コード（１０ｍ）で被測定電路のもう一方へ接続します。

4交流電圧の測定
測定モード切換をＡＣ３００Ｖ→１５０Ｖ→１５Ｖの順に切換え、最適なレンジで測定します。

注意
・交流電圧測定時は絶対にＰＵＳＨスイッチを押してはいけません。
ＰＵＳＨスイッチを押すと内部回路が故障します。

22

2102‑000ST004

3.2.2 交流電圧測定の結線例

結線図
柱上トランス
黄コード

極性はありません。
赤コード
ＰＲＣバーをＰ端子から外します。

定の

続
はPに接
とき

法測
二極

Ｅ

P

Ｐ

Ｅ

Ｃ

AC.V

100
50
0

200
100

0

5

Ｖ

15

Ｇ

10

0
30 50
1

+

0

‑

B

〜
2.5

AC300V→150V→15Vの順に切換えて最適なレンジで測定します。
電池確認
B.CHECK (PUSH)

AC.300V

絶対にＰＵＳＨスイッチを押さないで
ください。

４.０

Ω

AC.15V
接地抵抗測定！

！

図１

６.０ ＥＲ
５.０

AC.150V

ＰＵＳＨ

ＥＲ

ＥＲレンジで３０Ｖ以上の電圧を印加すると内部を破損します。

(PUSH)

アーステスタ1500 ＥＴ−５

交流電圧測定の結線例

警告
・交流電圧測定ではＰＵＳＨスイッチを使用しません。
絶対にＰＵＳＨスイッチを押してはいけません。

23

2102‑000ST004

24

2102‑000ST004

第４章
保守

25

2102‑000ST004

26

2102‑000ST004

保守
点検
付属品の確認付属品の章を参照し、付属品の有無を確認します。

構造の点検

本体を点検し、部品、ケースの変形が無いか調べます。
本体表示器を点検し、ひび割れ、破損が無いか調べます。
試験コードを点検し、亀裂、つぶし、断線が無いか調べます。

清掃
本体の清掃

本器の筐体はＡＢＳ樹脂製となっていますので、清掃にシンナー、アセトンなど溶剤系薬品を使用しないでください。
固く絞った雑巾、乾いた布などで清掃してください。

メーターカバーのクリーニングについて

本製品のメーターカバーには、帯電防止剤を塗布していますので、清掃の際には乾いた布等で強く擦らないでください。
静電気により帯電した場合は、市販の帯電防止剤または、中性洗剤を柔らかい布等に少量含ませ軽く拭いてください。
有機溶剤を含む洗剤は絶対に使用しないでください。変形・変色の恐れがあります。

27

2102‑000ST004

電池の装着及び交換

2

3

4

操作
ケース（下）の取り外しケース（下）の取付ネジ２ヶ所を、プラスドライバーで外します。
【下図①②】
ケース（下）を本体から外します。【下図③】
電池の交換
古い電池を取り外します。
電池ボックスに全て新しい単１形乾電池[R20P]電池４本を、それぞれ＋、−の極性を電池ボックスの表示に合わせて取り付けます。【下図④】
ＮＯＴＥ：・本器を始めてご使用いただくときは、電池が装着されていません。
付属の電池をご使用ください。
ケース（下）の取り付けケース（下）を本体に取り付け取付ネジ２ヶ所を、プラスドライバーで締め付けます。
電池電圧の確認
測定モード切換を電池確認に合わせます。
ＰＵＳＨスイッチを押して指針がＢす。

マーク内に入ることを確認しま

ケース（下）
ケース（下）取付ネジ（２ヵ所）①ネジを緩める③ケース（下）を外す②ネジを緩める

図−1

単1形 1.5V

単1形 1.5V
単1形 1.5V

手順1

単1形 1.5V

電池の装着及び交換

電池ボックス④電池をボックスに入れます（極性は、表示に従い正しく入れます）

図−2

28

2102‑000ST004

第５章
付録

29

2102‑000ST004

30

2102‑000ST004

5.1 接地抵抗の概要
接地抵抗と言う用語は古くから用いられています。この接地抵抗とは性格が異なり、しかも大地の複雑な構成からなる漠然としたもので定義することは難しいですが、理論上は次のように定義されています。
一つの接地極があって、これにＩなる接地電流が大地内に放流されたとき、接地極には無限遠大地に対して電位上昇を生じます。これをＥとおけば、Ｅ／Ｉが接地抵抗となります。（図−１参照）
従って、その構成は接地された導体の電気抵抗と、その接地極と大地との接触面に生ずる接地抵抗、及び大地中に電流が拡散する経路の電気抵抗の和と考えられます。
実際の接地では、あとの二つの抵抗は接地極導体の接触面のなじみ、大地の導電率及び温湿度などに影響を受け複雑に変化し、その上大地に流れている地電流などの影響もあり、高い性能と交流の低い周波数、または大きな測定電流を有する測定器によって、誤差を生じないよう十分注意深く測定された値を接地抵抗と考えることが実用的であるといわれています。

無限遠大地
の電位

Ｉ（Ａ）
大地

Ｅ（Ｖ）
０
接
地
極

図 −1

31

2102‑000ST004

図−２（ａ）のように接地導体及び電流用補助接地Ｃ´に交流の試験電流を流し、電圧用補助接地Ｐの位置を変えてＥ−Ｃ´間の電圧を測定すると、図−２（ｂ）のＥ−Ｃ´のような電圧分布が得られます。Ｅ−
Ｃ間のように距離を十分大きくすると、Ｅ−Ｐ−Ｃのような電圧分布となり、Ｐの位置を変えても電圧がほぼ一定となる水平部分があります。このＰ点の電圧降下Ｅｘを試験電流Ｉで割った値Ｒｘが、次式となります。
Ｒｘ＝Ｅｘ／Ｉ[Ω]

Ｅの接地抵抗と定義することが、理論上の無限遠大地の電位より理想ではないが、数限りなくある実際の測定には、出来るだけ大きな測定電流を用いて十分な距離を離してＣ極を打ち、Ｅ極とＣ極の中間にＰ極を打ち測定することが、実用的に有用な定義と言うことができます。
交流電位差計法による測定方式はＧメータ（ｶﾞﾙﾊﾞｰﾒｰﾀ：検流計）が０を中心に左右に振られて測定感度が取れている間は測定有効であり、補助接地極（Ｐ，Ｃ）の接地抵抗が大きくなる件や、配置しにくい場
所及び地中の金属埋設物があり均一な土壌でなく補助接地極を測定対象接地（Ｅ）より離さなければならない場所でも、有効な測定が行える特徴を持っています。

Ａ
〜

Ｃ

〜
ｅ

電
圧

Ｖ
〜
Ｅ

Ｃ

ｅ
Ｐ
Ｐ

Ｃ

Ｃ

Ｅｘ
Ｅ

距離

Ｒｘ
（ｂ）

（ａ）
図− 2

交流電位差計法
内部に基本波形を持っており、外部に出力された波形と常に比較しているので、静電容量など
Ｃ成分を通過して位相のずれた波形は検出しません。また、測定周波数以外のノイズもキャンセルします。
当社の接地抵抗計は測定周波数が低く、商用周波数からもインバータ（2ｋＨｚ〜8ｋＨｚ）からも外乱の影響を受けない試験周波数帯域の性能です。

32

2102‑000ST004

5.2 測定原理
本器は単１乾電池を電源とし、トランジスタを用いたＤＣ−ＡＣインバータ方式により図−３のブロック図で示す交流電流ＩをＥ−Ｃ間に流します。この時Ｅ−Ｐ間にはＥｘ＝Ｒｘ・Ｉ･･･（１）の電圧降下を生じます。
また、ＣＴにより摺動抵抗ＲｙにはｎＩが流れ、ＲｙｏにはＥｙｏ＝Ｒｙｏ・ｎＩ･･･（２）の電圧降下を生じます。
検流計が０となった時には、Ｅｘ＝Ｅｙｏとなり（１）･･･（２）を代入すればＲｘ・Ｉ＝Ｒｙｏ・ｎＩ計算式からＲｘ＝Ｒｙｏ・ｎとなり、摺動抵抗に連動したダイヤルにＲｙｏのｎ倍の抵抗値を目盛ることにより接地抵抗値が直読することができます。

ｎ：１
ＤＣ−ＡＣ
インバータ

Ｃ.Ｔ

Ｒｙｏ

ｎＩ

Ｉ

Ｒｙ
Ｅｙｏ
検流計
Ｇ

同 期
整流器

Ｅｘ
Ｅ

Ｐ

Ｃ

Ｒｘ

Ｒｐ

Ｒｃ

図− 3

本器の測定電流は、短絡時で約 40ｍＡ（Ｅ−Ｃ間開放端子電圧約１４０Ｖ）のパワーを持ち、一般の低電流方式接地抵抗計（測定電流 1ｍＡ〜10ｍＡ）よりも、かなり大きな電流で測定します。これにより、外乱の影響や補助接地極抵抗の影響を受け難いのは勿論のこと、前記の内容で述べたように色々な土壌、測定条件の中で確度の高い高精度な測定が行えます。

33

2102‑000ST004

5.3 参考資料
設置場所と接地工事の種類
施設場所（被接地物）
・高圧用の機械器具の鉄台及び金属製外箱
・高圧電路の避雷器
・高圧屋外電線路・高圧屋内配線に使用する管、ケーブルを収める防護装置の金属部分、金属製電線接続箱、ケーブル被覆の金属体（人が触る恐れがないように施設する場合は、Ｄ種接地工事とすることができる）。
・高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側の中性点、または１端子（低圧側 300Ｖ以下の場合）。
・300Ｖを超える低圧用機械器具の鉄台及び金属製外箱。
・300Ｖを超える低圧配線に用いる金属製の管、ダクト、接続箱など。
・高圧計器用変成器（ＶＴ，ＣＴ）の二次側電路。
・高圧架空ケーブルのちょう架用線（メッセンジャワイヤ）およびケーブ
ル被覆の金属体。
・地中電線を収める管など、防護装置の金属製部分、金属製電線接続箱、地中ケーブル被覆の金属体。
・300Ｖ以下の低圧用機械器具の鉄台及び金属製外箱。
・300Ｖ以下の低圧配線に用いる金属製の管、ダクト、接続箱。

接地工事の種類

Ａ種接地工事Ｂ種接地工事Ｃ種接地工事Ｄ種接地工事

接地抵抗及び接地線の太さ
接地工事の種類
Ａ種接地工事Ｂ種接地工事Ｃ種接地工事Ｄ種接地工事

接地抵抗値

接地線の太さ
引張強さ 1.04ｋＮ以上の金属線または
１０Ω以下
直径 2.6ｍｍ以上の軟銅線
変圧器の高圧側または特別高圧側の 引張強さ 2.46ｋＮ以上の金属線または電路で１線地絡電流のアンペア数で 直径 4ｍｍ以上の軟銅線
定数注 1 を除した値に等しいオーム数 注３
以下。
定数注 1
――――――――― ＝ ［Ω］
１線地絡電流［Ａ］
引張強さ 0.39ｋＮ以上の金属線または１０Ω以下注２
直径 1.6ｍｍ以上の軟銅線
引張強さ 0.39ｋＮ以上の金属線または
１００Ω以下注２
直径 1.6ｍｍ以上の軟銅線

注１：通常は定数を１５０とし次の場合は定数を変える。
変圧器の高圧側の電路又は使用電圧が 35,000V 以下の特別高圧側の電路と低圧側の電路の混触により低圧電路の対地電圧が 150V を超えた場合に、１秒を超え２秒以内に自動的に高圧電路又は使用電圧が 35,000V 以下の特別高圧電路を遮断する装置を設けるときは３００、１秒以内の自動的に高圧電路又は使用電圧が 35,000V 以下の特別高圧電路を遮断する装置を設けるときは６００。
注２：低圧電路において、当該電路に地絡を生じた場合に０．５秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは、５００Ω。
注３：高圧電路又は電気設備技術基準・解釈第 133 条に規定する特別高圧架空電線路の電路と低圧電路とを変圧器により結合する場合は、引張強さ 1.04ｋＮ以上の金属線又は直径 2.6ｍｍ以上の軟銅線。

34

2102‑000ST004

第６章
カスタマサービス35

2102‑000ST004

36

2102‑000ST004

カスタマサービス
校正試験
校正データ試験のご依頼

本器の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティは、有償にて発行いたします。お買いあげの際にお申し出下さい。アフターサービスに於ける校正データ試験のご依頼
は、本器をお客様が校正試験にお出ししていただいた時の状態で測定器の標準器管理基準に基づき校正試験を行い試験成績書、校正証明書、トレーサビリティをお客様のご要望（試験成績書のみでも可）に合わせて有償で発行いたします。
校正証明書発行に関しては、試験器をご使用になられているお客様名が校正証明書に記載されますので代理店を経由される場合は、当社に伝わるようにご手配願います。
校正データ試験のご依頼時に点検し故障個所があった場合は、修理・総合点検として校正データ試験とは別に追加の修理・総合点検のお見積もりをさせていただきご了承をいただいてから修理いたします。
本器の校正に関する試験は、本器をお買い求めの際にご購入された付属コード類も含めた試験になっています。校正試験を依頼される場合は、付属コード類を本体につけてご依頼ください。

校正試験データ（試験成績書）校正試験データとして試験成績書は、６ヶ月間保管されますが原則として再発行致しません。修理において修理後の試験成績書が必要な場合は、修理ご依頼時にお申し付け下さい。修理完了して製品がお客様に御返却後の試験成績書のご要望には、応じかねますのでご了承ください。
校正データ試験を完了しました校正ご依頼製品には、「校正データ試験合格」シールが貼られています。

37

2102‑000ST004

製品保証とアフターサービス
保証期間と保証内容

納入品の保証期間は、お受け取り日（着荷日）から１年間といたします。（修理は除く）この期間中に、当社の責任による製造上及び、部品の原因に基づく故障を生じた場合は、無償にて修理を行います。ただし、天災及び取扱ミス（定格以外の入力、使い方や落下、浸水などによる外的要因の破損、使用・保管環境の劣悪など）による故障修理と校正・点検は、有償となります。また、この保証期間は日本国内においてのみ有効であり、製品が輸出された場合は、保証期間が無効となります。また、当社が納入しました機器のうち、当社以外の製造業者が製造した機器の保証期間は、本項に関わらず、該当機器の製造業者の責任条件によるものといたします。

保証期間後のサービス 有償とさせていただきます。当社では、保証期間終了後でも高精度、高品質でご使用頂けるように万全のサービス体制を設けております。アフターサービス（修(修理・校正)理・校正）のご依頼は、当社各営業所又は、ご購入された代理店に製品名、製品コード、故障・不具合状況をお書き添えの上ご依頼下さい。修理ご依頼先が不明の時は、当社各営業所にお問い合わせください。
一般修理のご依頼

お客様からご指摘いただいた故障個所を修理させていただきます。点検の際にご依頼を受けた修理品が仕様に記載された本来の性能を満足しているかチェック
し、不具合があれば修理のお見積もりに加え修理させていただきます。
（「修理・検査済」シールを貼ります。）

総合修理のご依頼

点検し故障個所の修理を致します。点検の際にご依頼を受けた修理品が仕様に記載された本来の性能を満足しているか総合試験によるチェックを行い、不具合があれば修理させていただきます。さらに消耗部品や経年変化している部品に関して交換修理（オーバーホール）させていただきます。修理依頼時に総合試験をご希望されるときは、「総合試験」をご指定下さい。校正点検とは、異なりますので注意してください。
（「総合試験合格」シールを貼ります）

修理保証期間修理させていただいた箇所に関して、修理納入をさせていただいてから６ヶ月保証させていただきます。

修理対応可能期間

修理のご依頼にお応えできる期間は、基本的に同型式製品の生産中止後７年間となります。また、この期間内に於いても市販部品の製造中止等、部品供給の都合により修理のご依頼にお応え致しかねる場合もございますので、ご了承くださ
い。

38

Ｃ

約１０ｍ

黄

共同アース

黄

Ｐ

アース側

ライン側

赤

AC.150V

1500

Ω

アーステスタ
ＥＴ−５

Ｅ
結線終了後、レンジ切換えツマミを「電池確認」として電池残量を確認してから、｢300V｣｢150V｣｢15V｣と切換え
地電圧のないことを確認し、｢ＥＲ｣レンジに切換え、接地抵抗を測定してください。

AC.150V

AC.300V

AC.15V！

Ｅ Ｒ (PUSH)

2 .5

二極法測定の

B

10

20
1000

ときはP に接続

４.０

５.０

Ω

６.０ ＥＲＣ

ＥＴ−５
1500 アーステスタ

Ｖ〜

B.CHECK(PUSH)

5

100
50

電池確認

Ｇ

+

接地抵抗測定0

ＥＲレンジで３０Ｖ以上の電圧を

‑

0

P

15

ＰＵＳＨ

MUSASHI0

MUSASHI

AC.V

Ｐ

300 501！ 印加すると内部を破損します。

Ｅ

Ｅ

簡易(２極法)接地抵抗測定の場合は、ＰＲＣ
バーでＰ端子とＣ端子を接続します。

Ｐ端子をライン側へ接続し、｢ＥＲ｣レンジに切換えると内部を破損しますので、接地抵抗を測定する場合は、ライン側へ接続しないでください。

！ 印加すると内部を破損します。

ＥＲレンジで３０Ｖ以上の電圧をＥＲ (PUSH)

接地抵抗測定！

４.０

６.０ ＥＲ
５.０

15

AC.15V

200
100

0
30 0
15

AC.300V

B.CHECK(PUSH)

電池確認

2.5

Ｖ
〜

10

Ｃ

Ｃ
青

黄

Ｐ

約１０ｍ

赤

Ｅ

！

Ｅ

‑

0

+

5

！

AC.150V

AC.300V

AC.15VＥＲ (PUSH)

2.5

B

注意：接地抵抗測定前に、必ず電圧計
レンジで電圧の有無を確かめて
ください。

10

Ｐ

200
100

1500

Ｖ
〜

B.CHECK(PUSH)

電池確認

Ｇ

接地抵抗測定

0

100
50

Ｐ
AC.V

ＥＲレンジで３０Ｖ以上の電圧を印加すると内部を破損します。

ＰＵＳＨ

MUSASHI0

MUSASHIＥ

注意：接地抵抗測定｢ＥＲ｣レンジでは、電圧を印加しないでください。

補助接地棒を寝かせて、上から水を撒き、地面に水が十分浸透してから測定します。

Ｃ

約１０ｍ

Ω

Ｃ

Ｃ

アーステスタＥＴ−５

４.０

６.０ ＥＲ
５.０

15

ＰＵＳＨ

+

Ｇ

B

続
はP に接
とき

MUSASHI

0

5

100
50

Ｐ

定の
法測
二極

‑

0
0

MUSASHI

AC.V

Ｐ

アーステスタ030 015

柱上トランスＥ

結線終了後、レンジ切換えツマミを「電池確認」として電池残量を確認してから、｢300V｣｢150V｣｢15V｣と切換え
地電圧のないことを確認し、｢ＥＲ｣レンジに切換え、接地抵抗を測定してください。

Ｅ

Ｅ
P

続
はPに接
とき

約１０ｍ

Ｐ

赤

３極法接地抵抗測定の場合は、ＰＲＣバー
をＰ端子から開放します。

ＥＴ−５

定の
法測
二極

簡易(２極法)測定

青

３極法測定

１５００形

P