ミラーマウント

296

Optical Mechanics

ULTIMA® AC シリーズ

低歪み アクシャルクランピングキネマティックマウント

レンズホルダ

Low-distortion Axial Clamping Kinematic Mounts• マウントに起因する波面歪みを最小化• スプリング式のつめが光学部品をマウントに優しく固定

専用光学マウント• 分厚いプレートと剛性の高いバネによる長期安定性• アクチュエータの交換が簡単

U400-AC2K

U100-AC2K

レールシステムスプリング式のつめ

光学部品

アクセサリ

メカニカルシャッタULTIMA AC光学マウントは、スプリング式のつめを使用して精密光学部品を背後からマウントのフロントプレートの3箇所に押し付けることにより、精密光学部品を優しく、かつ強固に固定します。
光学部品に作用する力は放射方向ではなく軸方向の力になり、より分散されるため、光学部品における波面歪みは最小限に抑えられます。より強固なマウントを必要とするアプリケーションでは、つめをさらに強く締めてバネを圧縮し、フロントプレートの3箇所とつめとの間で光学部品を固定することもできます。

中心線
マウントのフェイスプレート

スプリング式のつめは波面歪みを最小限に抑え、光学部品を保持します。また、マウント強度を高めるためにクランプすることもできます。

発注のご案内ベース&ブラケット

オプティクスの直径 調整スクリューのピッチ
駆動タイプ[in. (mm)]

仕様

(°)

感度(1)(秒)角度範囲

直進距離(2)[in. (mm)]1 in.（25.4mm）光学マウント
U100-AC

直径 1.0 in. アクチュエータ無し、8-32 (M4) CLR

1.0 (25.4)

U100-AC2K

直径 1.0 in. 2 固定ノブ調整

1.0 (25.4)

100 TPI

Knob

±53.8

U100-AC3K

直径 1.0 in. 3 固定ノブ調整

1.0 (25.4)

100 TPIKnob±53.80.38 (9.7)

システム

2 in.（50.8mm）光学マウント
U200-AC

直径 2.0 in. アクチュエータ無し、8-32 (M4) CLR

2.0 (50.8)

U200-AC2K

直径 2.0 in. 2 固定ノブ調整

2.0 (50.8)

100 TPI

Knob

±52.4

U200-AC3K

直径 2.0 in. 3 固定ノブ調整

2.0 (50.8)

100 TPIKnob±52.40.38 (9.7)

3 in.（76.2mm）光学マウント
U300-AC

直径 3.0 in. アクチュエータ無し、8-32 (M4) CLR

3.0 (76.2)

U300-AC2K

直径 3.0 in. 2 固定ノブ調整

3.0 (76.2)

100 TPI

Knob±3.51.8

U300-AC3K

直径 3.0 in. 3 固定ノブ調整

3.0 (76.2)

100 TPI

Knob±3.51.80.38 (9.7)

4 in.（101.6mm）光学マウント
U400-AC

直径 4.0 in. 精密センターミラーマウント
アクチュエータ無し、8-32 (M4) CLR

4.0 (101.6)

U400-AC2K

直径 4.0 in. 2 固定ノブ調整

4.0 (101.6)

100 TPI

Knob±3.5

1.3

U400-AC3K

直径 4.0 in. 3 固定ノブ調整

4.0 (101.6)

100 TPI

Knob±3.5

1.30.38 (9.7)1）

代表値：アクチュエータのスクリューを1°回転させたときの値を基準としています。

2）

３つのアクチュエータ全部を動かすと直進します。

ご要望により5"（127 mm）、6"（152.4 mm）開口タイプも承ります。

実験キット
アプリケーションキット

フィルターマウント

セット

ポスト&ロッド

U200-AC2K

ULTIMA®AC 精密キネマティック光学マウントは、マウントに起因する波面歪みを最小限に抑えます。
一般的に光学マウントは側面のセットスクリューでマウントし、多くの用途においては問題なく機能します。しかし、特にミラー径が大きくなると波面歪みが生じることが分かっています。

モデル

コンポーネント

U300-AC2K

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください297Optical Mechanics

ミラーマウント

Models U100/200/300/400-AC シリーズ

関連製品

D
公称値

レンズホルダ専用光学マウント

AJS100E
公称値
øC625-RC4

625-RC6

ロッドは別売です（P480参照）

0.625 (15.9)
0.313 (8.0)

レールシステム

セットスクリュースプリング式のつめ
A

B

B

メカニカルシャッタ

8-32 (M4)
ネジ用通し穴G
F
公称値

A

SRシリーズ マグネティックペデスタルロッド(P471参照)

アクセサリ
ベース&ブラケット

E

光学用品

公称値

公称値 (*)

F
公称値

G
最小値

G
最大値

つめ
数量

アクチュエータ
AJS100-0.5Kの数量

U100-AC2K

2.00 (50.8)

1.00 (25.4)

1.00 (25.4)

2.24 (56.9)

1.36 (34.5)

0.90 (22.9)

0.20 (5.1)

0.32 (8.1)

2

2U100-AC3K

2.00 (50.8)

1.00 (25.4)

1.00 (25.4)

2.24 (56.9)

1.36 (34.5)

0.90 (22.9)

0.20 (5.1)

0.32 (8.1)

2

3U100-AC2.00 (50.8)

1.00 (25.4)

1.00 (25.4)

1.36 (34.5)

0.90 (22.9)

0.20 (5.1)

0.32 (8.1)

2

U200-AC2K

2.88 (73.2)

1.50 (38.1)

2.00 (50.8)

2.28 (57.8)

1.51 (38.4)

1.13 (28.7)

0.39 (9.9)

0.61 (15.5)

3

2

U200-AC3K

2.88 (73.2)

1.50 (38.1)

2.00 (50.8)

2.28 (57.8)

1.51 (38.4)

1.13 (28.7)

0.39 (9.9)

0.61 (15.5)

3

3

U200-AC2.88 (73.2)

1.50 (38.1)

2.00 (50.8)

1.51 (38.4)

1.13 (28.7)

0.39 (9.9)

0.61 (15.5)

3

U300-AC2K

3.83 (97.3)

2.00 (50.8)

3.00 (76.2)

2.35 (59.6)

1.58 (40.1)

1.21 (30.7)

0.34 (8.6)

0.73 (18.5)

3

2

U300-AC3K

3.83 (97.3)

2.00 (50.8)

3.00 (76.2)

2.35 (59.6)

1.58 (40.1)

1.21 (30.7)

0.34 (8.6)

0.73 (18.5)

3

3

U300-AC3.83 (97.3)

2.00 (50.8)

3.00 (76.2)

1.58 (40.1)

1.21 (30.7)

0.34 (8.6)

0.73 (18.5)

3

U400-AC2K

4.75 (120.7)

2.50 (63.5)

4.00 (101.6)

2.47 (62.8)

1.70 (43.2)

1.32 (33.6)

0.51 (13.0)

0.85 (21.6)

3

2

U400-AC3K

4.75 (120.7)

2.50 (63.5)

4.00 (101.6)

2.47 (62.8)

1.70 (43.2)

1.32 (33.6)

0.51 (13.0)

0.85 (21.6)

3

3

U400-AC4.75 (120.7)

2.50 (63.5)

4.00 (101.6)

1.70 (43.2)

1.32 (33.6)

0.51 (13.0)

0.85 (21.6)

3フィルターマウント

D

セット

C

コンポーネント

B
Sq.

システム

寸法 [in. (mm)]
A
Sq.

モデル

ポスト&ロッド

605シリーズ低歪みアクシャルクランピング
ギンバルミラーマウント（P299参照）(*)

U200-ACには8-32（M4）の通し穴が0.375"（9.5 mm）間隔で3つ開いています。
U300-ACには8-32（M4）の通し穴が0.50"（12.7 mm）間隔で3つ開いています。
U400-ACには8-32（M4）の通し穴が1.00"（25.4 mm）間隔で3つ開いています。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

CADファイルについては、弊社までお問合せください。

実験キット
アプリケーションキット

アクチュエータのポジションに依存
注：