Produktinformation

LS 683 C
LS 673 C
Inkrementale
Längenmessgeräte

06/2022

Baureihe LS 600



ML+150M5 7

0.1/80 FP



Q



P3P
12.5 ± 10

13.5 ± 3

12.5 ± 10A

(75)




0.1 CZ F
0.03 CZ

 5 ± 0.3

7.520



3535Q23340Q3(ML+130) ± 0.310
 700



 700

 700

 700

0.1 F

75 ± 2075 ± 20ML/2

75nP252.5

261220P1720

40

0.1/80 F

MLSW10.3C

ML
 620
 1140 2040 2840

M88.585.5CLn1x2x3x4xLS 673 C

Genauigkeitsklasse±5 µm

Messlänge ML*in mm

170	 220	 270	 320	 370	 420	 470	 520	 570	 620	 670	 720	 770	 820870	 920	 970 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040 2240
2440 2640 2840 3040

Referenzmarkeabstandscodiert1)

Schnittstelle 1 VSS

Signalperiode

20 µm

Integrierte Interpolation–

1-fachMessschritt

–

5 µm

Versorgungsspannung
ohne Last

5 V ±0,25 V/< 150 mA

Elektrischer Anschluss

Anschlusskabel, PUR und PUR mit Metallschutzschlauch, Kabelausgang am Montagefuß rechts

Kabellänge3 m, 6 m

Steckverbindung

Stecker Sub-D, Stift, 15-polig,
Stecker Sub-D, Buchse, 15-polig,
Stecker M23, Stift, 12-polig

Verfahrgeschwindigkeit

 60 m/min

Erforderliche Vorschubkraft

5N

Vibration 55 Hz bis 2000 Hz
Schock 6 ms

 100 m/s
 200 m/s2

Arbeitstemperatur

0 °C bis 50 °C

Schutzart IEC 60529

IP53 (IP64 bei Sperrluft über DA 400)

Masse ohne Kabel

0,45 kg + 2,24 kg/m Messlänge

 TTL

Stecker Sub-D, Stift, 15-polig,
Stecker Sub-D, Stift, 9-polig,
Stecker M23, Stift, 12-polig

2* Bei Bestellung bitte auswählen
1)
Startwert bei Ausführung mit abstandscodierten Referenzmarken zwischen 0 mm und 3200 mm

 7.3

35 ± 2

 4.3

17(32)(68)

1060
45P3LS 683 CMaßverkörperung
Glasmaßstab
Längenausdehnungskoeffizient Þtherm  8 · 10–6 K–1

257CL

 0±4Q1

48.5

28.520 1.5 ± 0.3



4085.5
80

25



0.1

75 ± 207ML/2

75 ± 20

Technische Daten

0.1/25 A

F = Maschinenführung
ML = Messlänge
P, Q = Messpunkte
C = Anschlusskabel PUR
CL = Kabellänge= 0 ... MLK = Kundenseitige Anschlussmaße
S = Beginn der Messlänge ML
D = Druckluftanschluss
1 = Kabel PUR im Schutzschlauch
2 = Anbaufläche
LS 6x3(C)Startwert bei Ausführung mit abstandscodierten Referenzmarken zwischen 0 mm und 3200 mm

Produktinformation 683 C/LS 673 C   06/2022

Produktinformation 683 C/LS 673 C   06/2022

Anschlussbelegung

TTL① Stecker Sub-D, Stift, 9-polig② Stecker Sub-D, Stift, 15-polig③ Stecker M23, Stift, 12-polig

Inkrementalsignale

Sonstige Signale

Spannungsversorgung

①771)

661)

234

598///

②

4122

101

93

11147

13

5/6/8

15③

122

10115681

3

4

7

/

9UP

SensorUP0VSensor
0V

Ua1

¢

Ua2

£

Ua0¤

¥

freireserviert,3)
nicht belegen

grün

gelb

rosa

rot

braun

grau

blau/

naturfarben

schwarz

weiß2)

Kabelschirm mit Gehäuse verbunden; UP = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Steckverbinder mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.
Nicht verwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden!
1)

Nur ID 617513-xx, ID 626015-xx
Abgeschnitten bei: ID 309783-xx, ID 309784-xx, ID 310196-xx, ID 310199-xx
3)
Umschaltung TTL auf 11 µASS für PWT; sonst nicht belegt2)

1 VSS① Stecker Sub-D, Stift, 15-polig② Stecker Sub-D, Buchse, 15-polig

Spannungsversorgung③ Stecker M23, Stift, 12-polig

Inkrementalsignale

Sonstige Signale
1)

①

4

12

2

10

1

9

3

11

14

7

5/6/8

1315

②

1

92

113

4

6

7

10

12

13/14/15

8

5③

122

10

11

568

1

3

4/79UPSensor
UP0VSensor0V

A+A–

B+B–R+R–

frei

schwarz

weiß

grün

gelb

rosa

rot

braun

grau

/

reserviert,reserviert,
2)
3)
nicht belegen nicht belegenblaunaturfarben

1)

Abgeschnitten bei: ID 310196-xx
Serielle Schnittstelle (Takt)
3)
Serielle Schnittstelle (Daten)2)          
 

Produktinformation 683 C/LS 673 C   06/2022

1372584 · 01 · A · 01 · 06/2022 · PDF

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
­Gültigkeit. Für Bestellungen bei HEIDENHAIN ist immer die zum Vertragsabschluss­aktuelle Fassung der Produktinformation maßgebend.

Weitere Informationen:
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung sind die Angaben im folgenden Dokument
einzuhalten:• Prospekt Positionsanzeigen/Längenmessgeräte
208864-xx