はじめに
本書は、磁気センサ型指タッピング装置UB-2の使用者に対して、磁気センサ型指タッピング装置UB-2に関する取扱い方法と注意事項などについて説明しています。

薬機法上の取扱いについて
本装置は非医療機器であり、臨床診断のための用途には使用できません。

装置概要
本装置は、親指と人指し指の先につけたセンサ間の距離を計測する装置です。
2指のタッピング動作中の運動状態を距離として計測し定量化します。
パソコンとの接続は、USB2.0インターフェースを使用します。
また、外付けBluetoothアダプタを使用し、接続することもできます。

取扱説明書はよく読み大切に保管してください。
・本製品をご使用になる前に、本書をよく読み、十分理解した上で正しくご使用ください。
・本書は、参照できるよう手近な所に保管してください。

002

もくじ
安全にお使いいただくために....................................... P004
取扱上のご注意.................................................................. P012

設定.................................................................................. P049
ログイン／ログアウト............................................. P049

各部の名称................................................................ P014

計測者の管理方法................................................... P050

｢UB-2」本体各部の名称と働き............................ P014

計測条件の変更方法............................................... P055

磁気センサケーブル各部の名称と働き............ P015

装置電圧取得について.......................................... P055

特徴量の選択方法................................................... P054

パスワードの変更方法........................................... P056

はじめて使う前の準備...................................... P016
製品および付属品の確認...................................... P016
｢UB-2」本体の充電.................................................. P018
センサ固定バンドの取り付け.............................. P019

解析項目一覧.......................................................... P057
出力データ................................................................. P062

計測用アプリケーションのインストール（パソコン）........ P021

復号化ツールの使い方.......................................... P062

｢UB-2」本体とパソコンの接続............................. P023

計測データ出力フォーマット................................ P063

装置電圧の取得........................................................ P025

練習データ出力フォーマット................................ P066
計測者データ出力フォーマット........................... P067

起動と終了. ................................................................ P027

被験者データ出力フォーマット........................... P067

｢UB-2」本体の電源ON/OFF.................................. P027

困ったときは. ............................................................ P068

JustTapアプリケーションの起動／終了............ P028

｢故障かな」と思ったら............................................ P068

計測のしかた（簡易モード）.......................... P029

エラーメッセージ一覧............................................ P069
お手入れのしかた.................................................... P072

被験者IDについて.................................................... P029
計測の手順................................................................. P029
計測結果の見方........................................................ P033

付録.................................................................................. P073
Bluetoothによる接続............................................. P073

計測のしかた（詳細モード）.......................... P035

リチウムイオン電池の廃棄方法.......................... P075

計測者IDの登録........................................................ P035

仕様............................................................................... P083

ログイン／ログアウト............................................. P037

お客様相談窓口........................................................... P084

被験者IDについて.................................................... P038

保証とアフターサービス............................................. P084

被験者IDの新規登録............................................... P038

保証書.......................................................................... P086

ソフトウェアのライセンス情報............................. P076

被験者IDの編集........................................................ P039
計測の手順................................................................. P040
計測結果の見方........................................................ P043
計測結果の表示方法............................................... P044
タッピング運動の練習............................................ P045
詳細モード画面の説明........................................... P047003

安全にお使いいただくためにご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担を負いかねますのでご了承ください。

「死亡または重傷を負う
危険 この表示は、取扱いを誤った場合、危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵文字の説明「警告や注意を促す」内容のものです。

してはいけない「禁止」内
容のものです。

004 安全にお使いいただくために／取扱上のご注意

必 ず 実 行し て い た だく「指示」内容のものです。

危険
火中投入、水中投入での充電・使用・放置をしない
本装置はリチウムイオン電池を内蔵しているため、発熱・発火・破裂の原因になります。
直射日光の強い場所や、炎天下の車内、ストーブのそばなどの高温の場所での使用、放置はしない
電池の漏液、発熱、破裂、発火、機器の変形、故障の原因となります。
本装置を電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない発熱、破裂、発火による火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
端子をショートさせない
発熱、感電、故障、けがの原因となります。
電池を機器に接続するときにうまく繋がらない場合は、無理に接続しない逆に繋ぐと、電池が逆に充電され、内部で異常な化学反応が起こり、電池が漏液、発熱、破裂、発火する原因となります。
電池の（＋）（－）を針金などの金属で接続しない。また、金属製のネックレ
スやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
電 池がショート状態となり過大な電流が流れ、発熱、破裂、発火、あるいは針金やネックレス、ヘアピンなどの金属が発熱する原因となります。
電池に針や釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしない
電池が破裂、変形され、保護機構が損傷し、発熱、破裂、発火する原因となります。
電池に直接ハンダ付けしない熱により、絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構を損傷し、漏液、発熱、破裂、発火する原因となります。
電池を電源コンセントに直接接続しない高い電圧が加えられることによる感電、過大な電流が流れ、電池が漏液、発熱、破裂、発火する原因となります。
充電を開始したとき、［CHARGE］ランプが緑色に点灯しない場合は、充電しない
過充電となり、発熱、破裂、発火の原因となる恐れがあります。

安全にお使いいただくために／取扱上のご注意

005

電池のフィルムをはがしたり、分解しない
漏液、発熱、破裂、発火する原因となります。
取り出した電池は本装置以外に使用しない
火災、事故などの原因となります。
取り出した電池を家庭ごみとして捨てない
火災、事故などの原因となります。

警告
次のような異常が発生した場合は使用を中止し、直ちに本装置の電源を切り、ACアダプタを抜いてお客様相談窓口までご連絡ください。
・煙が出ている、異臭がする・装置内部から液が漏れ出した・内部に異物や液体が入った・落とした、強い衝撃を与えた・本装置、ケーブル類に破損がある
そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。
漏液を素手で触れないでください。素手で触ると、やけどをする場合があります。万一、目に入った場合は、失明の恐れがありますので、きれいな水で洗い落として、直ちに医師の治療を受けてください。
お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。
心臓ペースメーカー、深部脳刺激療法（ＤＢＳ）等の電子医療機器を使用している方には絶対に使用しない
また、その方の周囲では本装置をご使用にならないでください。
他の電子医療機器に影響を与える恐れがあります。
分解や改造をしない
火災、感電、けがの原因となります。
強い衝撃を与えたり、過度に加重しない
本装置はリチウムイオン電池を内蔵しています。
破裂、発火、故障の原因となります。
隙間から異物を差し込まない
火災、感電の原因となります。
本装置を水などの液体につけたり、水などの液体をこぼさない
火災、感電、故障の原因となります。

006 安全にお使いいただくために／取扱上のご注意濡れた手で電源スイッチ、電源コード、コンセントに触れない
感電の原因となります。
指定の電源電圧（交流１００Ｖ）以外で使用しない
火災、感電、故障の原因となります。
電源コードをタコ足配線で使用しない
断線や発熱による火災、感電、故障の原因となります。
傷んだＡＣアダプタは使用しない発火による火災、感電、ショートの原因となります。
指定のＡＣアダプタ以外は使用しない
指定のＡＣアダプタを他の製品に使用しないでください。
やけど、加熱、感電、ショート、発火などによる事故、トラブル、故障の原因となります。
ＡＣアダプタの取扱いの際は以下の項目に注意する
・ 傷つけない・ 破損させない・ 加工しない・ 無理に曲げたり、引っ張ったりしない
・ ねじらない
・ 使用時は束ねない・ 重い物を載せない
・ 挟み込まない
火災、感電、故障の原因になります。
使用機器及び付属品は、乳幼児の手の届くところやペットのそばに置かない誤飲、けがなどの思わぬ事故の原因となります。
本装置を誤って水などの液体に落とした場合は、以下の項目に注意する
・使用を中止し、本装置の電源を切る
・ACアダプタをコンセントから抜く・素手で触れない
感電、故障の原因となります。
お客様相談窓口までご連絡ください。
磁気センサケーブルを首に巻きつけない窒息、けがなど思わぬ事故の原因となります。
電池の交換は行わない
火災、感電、故障、事故の原因となります。
安全にお使いいただくために／取扱上のご注意

007 Ｃアダプタのプラグは根元まで差し込むＡ
感電、ショート、発火による火災の原因となります。
 Cアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプ
A
タ本体を持って抜く
火災、感電、故障の原因となります。
 Ｃアダプタのほこりはふき取るＡ
感電、ショート、発火による火災の原因となります。
 手入れの前には、ＡＣアダプタをコンセントから抜く
お感電、けがの原因となります。
 用中に停電したときは、直ちに電源を切り、ＡＣアダプタをコンセントか使ら抜く
事故、トラブルの原因となります。
 電が完了したら、ACアダプタを本体から外す
充
過充電となり、発熱、破裂、発火の原因となる恐れがあります。
 定の充電時間を大きく超えても充電が完了しない場合は、充電をやめる
所
電池の漏液、発熱、破裂、発火の原因となります。
必ず指定の付属品を使用する
火災、感電、故障の原因となります。

注意
センサをセンサ固定バンドで長時間指に装着したまま放置しない
皮膚の炎症などを起こす原因となります。
センサやコネクタ部を消毒用エタノール等の溶液中に浸したり、溶液をセンサ
やコネクタ内に浸透させない
感電、故障、トラブルの原因となります。
センサやセンサ固定バンドを口の中には絶対に入れない
誤飲など思わぬ事故の恐れがあります。
センサの固定には付属のセンサ固定バンド以外のものは使用しない
人体へ悪影響を与えたり、故障、誤動作、トラブルの原因となります。

008 安全にお使いいただくために／取扱上のご注意

傷んだ磁気センサケーブルやUSBケーブルは使用しない
けが、感電、故障の原因となります。
磁気センサケーブルやUSBケーブルを無理に引っ張らない装置が落下し、けがの原因となります。
断線による故障の原因となります。
不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かない装置が落下し、けがなどの原因となります。
使用時、充電時は布や毛布などで包まない
内部の温度が上昇し、火災・故障の原因となります。
 護装置にダメージを与えるような静電気が発生する場所で使用しない
保電 池には危険を防止するための保護装置が組み込まれています。保護装置
が壊れ、電池が発熱、破裂、発火する恐れがあります。
本装置に長時間触れたまま使用しない
低温やけどになることがあります。
使用前に以下の点検を行う
・ 電源コードに亀裂や、すり傷がないか
・ 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか・ 電源プラグや電源コードに異常な発熱がないか
火災、感電、故障の原因となります。
 験者へのケーブルの巻き付きなどに注意する
被ケーブルの取り回しが計測の障害になる場合は、必要に応じ医療用テープなどでケーブルを固定してください。けが、故障、トラブルの原因となります。
セ ンサを被験者の指に装着する際は、センサの黄色または赤色樹脂部分が被験者の皮膚に直接触れないように装着する
樹 脂が長時間皮膚に直接触れるとアレルギー反応や炎症を引き起こす原因となります。
センサ固定バンドでセンサを固定する際は、固定バンドで指を締め付け過ぎないように注意する
うっ血や浮腫、痛みの原因となります。
磁気センサケーブルやセンサ固定バンドは清潔に保つ
センサやセンサ固定バンドは使用毎に消毒用エタノールにて清掃してください。感染の原因となります。
安全にお使いいただくために／取扱上のご注意

009

センサを装着するときは、センサ固定バンドを消毒用エタノールで消毒す
る
感染の原因となります。
セ ンサの装着により痛み、発疹・発赤、かゆみ、かぶれがないかなど、皮膚に異常を感じた場合は、使用を中止し、医師に相談する
皮膚に障害を起こす原因となります。
 装置内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな本
水で洗い流す皮膚に障害を起こす原因となります。
消毒用エタノールは、記載されている注意書きに従い、安全を確保して使用する
付着・吸引による健康阻害や引火の原因となります。
本装置を正常に、また、安全にご使用いただくために、以下の環境で使用、保管する
・ 直射日光など、強い光や紫外線の当たらない場所。
・ 振動のない、水平で安定した場所。
・ 換気のよい、埃の少ない場所。
・ 温度が急に変化しない場所。
・ 水道の蛇口、湯沸器、加湿器、クーラー、ヒーター、ストーブなどが近くにない（高温、高湿度、または低温、低湿度でない）場所。
・ 装置動作環境：             温度…＋５℃～＋３５℃  湿度…２０～８０％ＲＨ（ただし、結露しないこと）
 送時には、電源コードやケーブル類を外し、納入時に梱包されていた梱輸包箱を使用して衝撃を与えないようにする
破損、故障の原因となります。
この製品(付属品を含む)は日本国内でのみご使用になれます日本国外ではご使用にならないでください。

010

安全にお使いいただくために／取扱上のご注意磁気センサケーブルや本装置の近くでは他の電子機器を使用しない
誤動作の原因となります。
 い磁気の発生するもの（モータ、トランス、テレビ、スピーカ、磁石、電強気スタンドなど）のそばに近づけない。また、金属製ブレスレットなどを身に着けたまま計測しない
誤動作の原因となります。
静電気の発生する場所で使用しない
故障の原因となります。本装置は静電気に敏感です。
本 装置の使用時は、金属製のものに触れるなどして、体内の静電気を除去させてからご使用ください。
センサ固定バンドの切込み部は無理に広げない
破損の原因となります。
磁気センサケーブルは乱暴に扱わない
破損、故障の原因となります。
本装置の上に物を置かない
破損、故障の原因となります。
本装置に無理な力をかけない
変形、破損、故障の原因となります。
本装置をアルコールや有機溶剤等で拭かない
劣化、変色、剥離、磨滅の原因となります。
センサ固定バンドを塩素系漂白剤や水道水で洗浄しない
劣化、変色の原因となります。
磁気センサケーブルのコネクタやＵＳＢケーブル、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈアダプタを無理に挿入しない
故障、トラブルの原因となります。
 属製又は磁気を発するものを付けたままセンサを装着しない
金
金属又は磁気の影響で、正しく計測できない場合があります。
 気センサケーブルの先端のツメに触れない
磁
破損、けがの原因となります。

安全にお使いいただくために／取扱上のご注意

011

取扱上のご注意■ USB接続について・パソコン本体のUSBインターフェース（USB2.0規格以上）に接続して、ご使用ください。
・必ずUSB2.0以上のポートに接続してください。USB1.1での使用は保証できません。
・USBポートはパソコン本体のものを使用してください。
・USBハブはご使用にならないでください。正常に動作しない場合があります。
・計測中はUSBケーブルを引き抜かないでください。引き抜くと正常な計測ができません。
・計測中は、同時に他のUSB機器を動作させないでください。正常な計測ができない場合があります。
また、何らかの原因によりパソコン側の処理速度が低下しUSBの転送が断続的になる場合は、正常な計測ができない場合があります。

■ 磁気センサケーブルについて・強く引っ張らないでください。ケーブルが断線する恐れがあります。
・「UB-2」本体へ磁気センサケーブルを挿抜する時は、電源OFFの状態で行ってください。

・磁気センサケーブルを取り外す時は、コネクタ左右のロック解除ボタンを押しながら引き抜いてください。
・センサは指定部位以外には、使用しないでください。

■ リチウムイオン電池について
・お買い上げ時は電池が十分に充電されていませんので、必ず満充電まで充電してからお使いください。もし、満充電が完了する前に使用した場合、充電残量が正常に表示できません。
・満充電までの時間は約2.5時間です。
・［BATTERY LEVEL］
ランプが橙色か緑色を示す電池残量状態で保管してください。
・完全に放電すると充電できなくなる場合がありますので、1ヶ月に一度、充電してください。

012

安全にお使いいただくために／取扱上のご注意

■ 商標・登録商標
・JustTapロゴは、Maxell Holdings, Ltd. の登録商標です。
・W indows®、Windows®8.1、Windows®10は、米国またはその他の国におけるMicrosoft
Corporation の登録商標です。
・Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Maxell, Ltd.はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
・本文中では、Ⓡマークは明記していません。

■ その他
・他のソフトウェアが起動中に生じた影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
・JustTapアプリケーションを起動する前に他のソフトウェアを全て終了させてください。
・本アプリケーションをインストールするパソコンについては、「仕様」の動作環境を満たすパソ
コンを使用してください。
（→P.83）
・本アプリケーション起動中にパソコンが省電力モードに移行した場合、省電力モードからの復帰後、アプリケーションが正常に動作しない場合があります。
・｢ハードディスクの電源を切る」、「システムスタンバイ」の設定は、必ず「なし」に設定してください。また、「休止状態を有効にする」、「コンピュータをスリープ状態にする」
を「なし」に設定してください。
・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で転載、複写することは固くお断りいたします。
・本取扱説明書の内容について、改良のために予告なしに変更することがあります。
・本取扱説明書で記載されているWindowsとは、Windows8.1、またはWindows10を指しています。
・本取扱説明書で記載している画面イメージは、Windows10を使用しています。
・本取扱説明書の内容について、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
・何も操作しないで30分経過すると、自動的に電源が切れます。
・この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。    VCCI-A

安全にお使いいただくために／取扱上のご注意

013

各部の名称「UB-2」本体各部の名称と働き［SENSOR］
磁気センサケーブルを接続します。

［F1］ボタン［F2］ボタン

長押しでBluetoothペアリング可能な

メンテナンス時に使用します。

状態になります。

［電源］ボタン［BATTERY LEVEL］ランプ

長押しして、電源をON／OFFします。

電源ON時に、電池の残り容量を表します。
●緑色点灯 ➡ 60%以上●橙色点灯 ➡ 30〜60%●赤色点灯 ➡ 30%未満○

消灯［電源］ランプ➡ 0%

電源ON時に点灯します。
●橙色点灯 ➡ 起動準備中［WORKING］ランプ●緑色点灯 ➡ 使用可能状態

計測中、緑色●に点灯します。

●緑色点滅 ➡ ペアリング可能状態［CHARGE］ランプ
充電中、緑色●に点灯します。
満充電になると、消灯します。

［PORT A］
Bluetoothアダプタ（市販品）
を使ってパソコンと接続します。

［PORT B］
［DC IN］

付属のUSBケーブルを使ってパソコンと接続します。

ACアダプタのコネクタを接続します。

［Wireless/Wired］切替スイッチ
パソコンとの接続手段を切り替えます。
USBケーブル ➡［Wired］
Bluetoothアダプタ（市販品）➡［Wireless］

014

各部の名称

磁気センサケーブル各部の名称と働き
コネクタ「UB-2」本体の［SENSOR］に接続します。

固定用ピン
固定バンドを取り付けます。

センサ
計測時、この部分を指に取り付けます。

各部の名称

015

はじめて使う前の準備製品および付属品の確認
パッケージの中身を確認し、万一不足しているものがあれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。
また、梱包材は修理での返送時に必要なため、保管してください。

「UB-2」本体

USBケーブル

磁気センサケーブル  距離補正ブロック

センサ固定バンド（4枚×2セット）AC アダプタ

006.ai

CD-ROM（下記の内容が含まれます）
・JustTapアプリケーションセットアップファイル
ＵＢ-２取扱説明書（保証書付き）

016 はじめて使う前の準備【 参考 】
パソコンとの接続にBluetoothを使用する場合は、市販のBluetoothアダプタが必要です。

以下の順序で、はじめて使う前の準備を行ってください。
詳しくは、次ページ以降を参照してください。

Step1「UB-2」本体を充電します

Step2
磁気センサケーブルにセンサ固定バンドを取り付けますStep3
パソコンにアプリケ ーションソフト
「JustTap」をインストールします

Step4「UB-2」本体とパソコンをつないで、「UB-2」本体の電源を入れます

Step5
装置電圧を取得します【 参考 】
・パソコンは製品に含まれておりません。
・動作環境：Windows8.1
またはWindow10
モニター解像度1024×768画素以上
フルカラー表示可能なこと
013.ai

はじめて使う前の準備

017

Step1—「UB-2」本体の充電
お買い上げ時は電池が十分に充電されていませんので、必ず満充電まで充電してからお使いください。
満充電までの時間は約2.5時間です。

1 ACアダプタのコネクタを、「UB-2」本
体の「DC IN」に接続してください。

2 ACアダプタをコンセントに差し込みます。

コネクタ※充 電中は、［CHARGE］ランプが緑色に点灯します。充電が完了すると消灯します。
※満充電で、連続して約3.5時間使用できます。
※充電しながら使用することもできます。

［BATTERY LEVEL］ランプ
電源ON時に、電池の残り容量を表します。
●緑色点灯 ➡ 60%以上●橙色点灯 ➡ 60〜30%●赤色点灯 ➡ 30%未満
○

消灯

➡ 0%

●赤色点滅 ➡ エラー（3秒間点滅後、電源がOFFになります）【 参考 】
・［BATTERY LEVEL］ランプが赤色点灯している場合、充電してください。

018

はじめて使う前の準備

C:\EPS\024.ai

Step2—センサ固定バンドの取り付け
磁気センサケーブルのセンサに、センサ固定バンドを取り付けます。
センサ固定バンドは、計測時に、被験者の指先にセンサを固定するために用います。

完成図
センサ固定バンドには裏表はありません。また、取り付け
方向は、左巻き、右巻きのどちら向きでもかまいません。

切込み部
穴A
ピン

穴B

センサ

センサ固定バンド

1 センサ固定バンドの切込み部をピンに合わせます。

2 バンドの切込み部を広げながらセンサ
を通します。

切込みを広げる
センサ固定バンド

ピン
切込み部

C:\EPS\017.ai

はじめて使う前の準備019

3 バンドをセンサ後端に移動します。
穴Ａ

5 バンドの穴Bをセンサのピンに挿入します。

穴B

切込みがセンサ
後方にくるように

穴B

移動する

ピン

4 センサ固定バンドの穴Aをセンサのピンに挿入します。

6 センサ固定バンド取付け完了です。

ピン

左巻き

右巻き

巻きの向きが２つとも同じになっても構いません。

020 はじめて使う前の準備

Step3—計測用アプリケーションのインストール（パソコン）
UB-2を接続するパソコンに、計測用アプリケーション「JustTap」をインストールします。
「JustTap」は、付属のCD-ROM内に格納されています。
（→P.16）
C D-ROMをパソコンにセットし、[Application]
1 フォルダを開きます。


画面の内容を確認し、［同意す
4［ライセンス条項］
る］にチェックを入れ、［次へ］をクリックします。

をダブルクリックして実2［JustTapSetup.msi］
行します。

セットアップウィザードへようこそ］［インストー
ルフォルダーの選択］画面で、［次
5
3［JustTap
画面で、［次へ］をクリックします。
へ］をクリックします。インストール先フォルダを変 更する場 合は、［ 参 照 ］をクリックし、インストール先フォルダを選択してください。

はじめて使う前の準備

021


トールの確認］画面で、［次へ］をクリック
6［インス
します。

インストールが完了すると、デスクトップに2つの8 アイコンができます。
   ［ JustTap］アイコンをダブルクリックして、起動します。

JustTap

UB-2を利用するときに使うアプリケーションです。

→インストール中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。

JustTap_Decode

計測データの復号化を行う
アプリケーションです。


トID入力］画面でプロダクトIDを入力し、9［プロダク［次へ］をクリックします。
プロダクトIDは保証書に記載されています。
入力は、大小文字を区別します。


画面で、
［閉じ
7［インストールが完了しました。］
る］
をクリックします。
【 参考 】
・本アプリケーション起動中にパソコンが省電力モードに移行すると、復帰後、アプリケーションが正常に動作しない場合があります。
「ハードディスクの電源を切る」、「システムスタンバイ」の設定は、必ず「なし」に設定
してください。また、「休止状態を有効にする」、「コン
ピュータをスリープ状態にする」を「なし」に設定してください。
・本アプリケーションは1台のコンピュータの1つのオペ
レーティングシステムにインストールし使用することができます。同時に複数台のコンピュータにインストール
して使用することはできません。

022 はじめて使う前の準備

Step4—「UB-2」本体とパソコンの接続
UB-2を、「JustTap」をインストールしたパソコンに接続します。
※パソコンとBluetoothで接続する場合は、「Bluetoothによる接続」を参照してください。
（→P.73）


本体の電源がOFFになっていることを
1「UB-2」
確認します。

Wireless/Wired]切替スイッチの[Wired]に
3 [切り替えます。

すべてのランプが消灯していることを確認してください。

磁気センサケーブルを、［SENSOR］に接続しま
2 す。
ケーブルのコネクタを持ち、カチッと音がするまで差し込
んでください。

USBケーブルで、｢UB-2｣本体の［PORT B］と
4 パソコンを接続します。

C:\EPS\024.ai【 参考 】
・取り外すときは、コネクタ左右のロック解除ボタンを押しながら引き抜いてください。

018.ai013.ai

はじめて使う前の準備023


ボタンを、3秒以上長押しします。
5［電源］【 参考 】
・U B-2をはじめてパソコンと接続する際、およびUSB
ポートを変更した際は、デバイスの設定画面が表示されます。完了するまで、しばらくお待ちください。

すべてのランプが橙色に点灯します。

［電源］ランプが緑色に点灯すれば、

C:\EPS\028.ai
使用可能状態です。

024 はじめて使う前の準備

Step5—装置電圧の取得
アプリケーションのインストール直後、および磁気センサケーブルを交換した際には、必ず装置電圧の取得を行ってください。
スクトップのアイコンをダブルクリックして、
設 定画面が表示されたら、［装置電圧取得］タブ
1 デJustTapを起動します。
4 をクリックします。

をクリックします。
2［設定］画 面の例のように、両方のセンサを手で持ち、5 まっすぐ、ぴんと張った状態にします。
センサを開く

センサを開く3 クリックします。

管理者IDとパスワードを入力して、［ログイン］を管理者IDとパスワードは、大小文字を区別します。

最 初に左手用のセンサ（黄色）から計測します。
6 センサの間隔が開いてることを確認し、［設定］をクリックします。

C:\EPS\030.ai【 参考 】
・管 理者IDの初期値は「administrator」、パスワードの初期値は「１２３４５６」です。
・パスワードの変更方法は「パスワードの変更方法」を参照してください。
（→P.56）

はじめて使う前の準備025


欄に数字が表示されたら、今度は右［保存］
をクリックし、表示されるダイアログの7［左：電圧］
8用センサ（赤色）の間隔が開いてることを確認し、［はい］をクリックして、設定を完了します。
［設定］をクリックします。

【 参考 】
・数字が「0」の場合でもエラーではありません。
・完 了後に［保存］が表示されたときは、設定は正常です。
・やり直す場合は、［左手からやり直す］
をクリックします。

026 はじめて使う前の準備右 上のadministratorをクリックし、表示される
9 ログアウ
ト確認ダイアログで［はい］をクリックします。

起動と終了「UB-2」本体、および計測用アプリケーション「JustTap」の起動と終了について説明します。

「UB-2」本体の電源ON/OFF
電源を入れる
ボタンを、3秒以上長押しします。
3［電源］

磁 気センサケーブルを［SENSOR］に接続しま
1 す。
ケーブルのコネクタを持ち、カチッと音がするまで差し込
んでください。

すべてのランプが橙色に点灯します。

USBケーブルで、｢UB-2｣本体の［PORT B］と
2 パソコンを接続します。

［電源］ランプが緑色に点灯すれば、使用可能の状態です。

C:\EPS\028.ai

起動と終了

027

電源を切る【 参考 】

1・何 も操作しないで30分経過すると、自動的に電源が切［電源］

ボタンを、3秒以上長押しします。

れます。

[電源]ランプが消灯すれば、電源OFF状態です。

JustTapアプリケーションの起動/終了
起動終了

スクトップのアイコンをダブルクリックして、［終了］、または右上の［×］をク
1 デJustTapを起動します。
1 リログイン画面のックします。

C:\EPS\024.ai

終 了確認ダイアログで［はい］をクリックして、ア
2 プリケーションを終了します。

028 起動と終了

計測のしかた（簡易モード）
簡易モードによる計測方法を説明します。
簡易モードでは、被験者IDだけでログインでき、画面の指示に従いながら一連の計測を簡単に行うことができます。計測者別に情報を管理したり、被験者情報を詳細に登録したいときなどは、詳細モードをご利用ください（→P.35）。

被験者IDについて
被験者の情報は、個別のID（被験者ID）で管理します。
被験者IDは、半角英数字と「-」（ハイフン）で、13文字まで入力できます。大小文字を区別します。

<例>1234567890123
A-0001
Maxell0001

計測の手順計測を開始する前に、「UB-2」本体と磁気センサケーブルをつなぎ、「UB-2」本体とパソコンをUSBケーブル
で接続しておきます。
（→P.17）スクトップのアイコンをダブルクリックして、
1 デJustTap
を起動します。

【 参考 】・被 験者情報が未設定の場合は、基本情報登録画面が表示されるので、生年月日、性別、利き手を選択して、［次へ］をクリックしてください。

任 意に設定した被験者IDを入力して、
［ログイ
2 ン］
をクリックします。

計測のしかた（簡易モード）029

測手順が表示されるので、その手順に従って
3 計計測を行ってください。
［はじめる］をクリックして、計測を始めます。最初に被験者の指にセンサを装着します。

4 してください。センサは黄色が左手用、赤色が右
以 下の手順で、親指と人差し指にセンサを装着【 参考 】
・センサの先端が爪の真ん中くらいになるように取り付けます。

2 センサを固定した状態で、センサ固定バンドを指に巻き付けます。

手用です。

注意
・センサの着脱は必ず計測者が実施してください。
・センサを被験者の指に装着する際は左手用（黄色）と右手用（赤色）を間違えないでください。計測結果が逆の値を示します。
センサ固定バンドの取付け方向は
左巻き、右巻きどちら向きでもかまいません

C:\EPS\033.ai

3 センサ固定バンドの穴をセンサのピンに挿入しC:\EPS\033.ai
センサを指に固定します。このときセンサ固定バ

ンドが指を過度に締め付けないように適切な穴を選択してピンに挿入してください。

センサ固定バンド
センサ (左手用(黄色))装 着したら、センサが指に緩み無く固定されていセンサ (右手用(赤色))

1 センサ固定バンドを爪の上に乗せて、ずれないよ
うに保持してください。

030 計測のしかた（簡易モード）

ることを確認してください。

4 センサを左右の親指と人差し指に固定してください。センサ固定バンドの先端が余って計測の障害になる場合は、先端を折り返して再度ピンに固画 面の指示にあわせて、両手の親指と人差し指
6 を閉じます。
準備ができたら、［設定］をクリック
します。

定してください。

に、画面の指示にあわせて、距離補正ブロック
7 次の長辺を持ちます。
準備ができたら、［設定］を［ 左手（黄色）］［ 右手（赤色）］

クリックします。

5 センサ固定バンドを巻き付けてもセンサが外れそうな場合は、センサ固定バンドを指の付け根方
向（矢印方向）へ引っ張り上げて、強さを調整して

6cm

4cm

ください。
センサ固定バンド

引っ張り上げるセ ンサの装着が終わったら、［次へ］をクリックし5 ます。

手同時タッピングの練習画面に遷移します。
8 両指タッピングの練習をします。被験者の練習が完了したら、［計測へ］をクリックします。

計測のしかた（簡易モード）031


をクリックすると、カウントダウンが始まり［開始］

をクリックすると、カウントダウンが始まり
9［開始］
11ます。［スタート］が表示されたら、タッピング運ます。［スタート］が表示されたら、タッピング運動を始めます。

動を始めます。

計測時間は15秒です。

計測時間は15秒です。

手同時タッピングの計測が終わると、両手交
10 両互タッピングの練習画面に遷移します。指タッピ
ングの練習をします。被験者の練習が完了した
ら、［計測へ］をクリックします。

両手交互タッピングの計測が終わると、解析結果画面に遷移します。詳細は、「計測結果の見方」を参照してください。
（→P.33）
画面右上の被験者ID、または［ログイン画面に戻
12 る］をクリックして、ログアウトします。

【 参考 】
計測が終わったら、センサ固定バンドをクリーニングしてください。
（→P.72）

簡易モードでの計測は以上です。
お疲れ様でした。

032 計測のしかた（簡易モード）

計測結果の見方
計測結果はレーダーチャート表示画面と波形表示画面で見ることができます。
2つの画面は左上の［計測結果切替］
をクリックして切り替えることができます。
【 参考 】
解析結果を印刷したいときは、画面右上の[印刷]をクリッ
クしてください。
総合得点
データベースと比較し、表示中の特徴量より計算された点数。特徴量については、「解析項目一覧」を参照してください。(→P.57)【レーダーチャート表示画面】

基準線（赤い線）
データベースの平均値を表示します。

【波形表示画面】［計測結果切替］
レーダーチャートと波形表示の切替ができます。

コメント
解析結果のコメントを表示します。
標準偏差値
データベースと比較する際の標準偏差値を表示します。
基準線より外側：青丸
基準線より内側：赤丸

タップ回数
左右指のタップ回数を表示します。

計測タイプ
計測タイプ別の波形を表示します。

波形図
左右指の波形図を表示します。

計測のしかた（簡易モード）033

特徴量略称
指の動きを示す特徴量です。 詳細については、「解析項目一覧」を参照してください。
（→P.57）
標準偏差値
計測した実際値を表示します。

特徴量コメント
特徴量略称の上にカーソルを置くと、特徴量の名称、計測タイプ、計測値、コメントを表示します。

034 計測のしかた（簡易モード）

計測のしかた（詳細モード）
詳細モードによる計測方法を説明します。
詳細モードでは、計測者IDでログインし、計測と被験者情報の管理ができます。

計測者IDの登録
詳細モードで計測を行うには、事前に計測者IDを登録しておくことが必要です。
※簡易モードのみで利用する場合は、計測者IDの登録は必要ありません。
スクトップのアイコンをダブルクリックして、
1 デJustTap
を起動します。

【 参考 】
・管理者IDの初期値は「administrator」、パスワードの初期値は「１２３４５６」です。
・パスワードの変更方法は「パスワードの変更方法」を参照してください。
（→P.56）


をクリックします。
2［設定］設定画面が表示されたら、［新規登録］をクリック
4 します。

管 理者IDとパスワードを入力して、［ログイン］を
3 クリックします。
管理者IDとパスワードは、大小文字を区別します。

計測のしかた（詳細モード）035

測者情報を登録して、［登録］をクリックします。
確 認ダイアログが表示されたら、［はい］をクリッ5 計※［所属名］
6［ パスワード］は入力しなくてもかま
クします。
いません。
計測者ID
半角英数字と「-」（ハイフン）で13文字まで入力できます。大小文字を区別します。
計測者名
全角31文字（半角63文字）まで入力できます。「 ’」（半角シングル
クォーテーション）と「 , 」（半角カンマ）は入力できません。

→計測者情報が追加されます。

パスワード
半角英数字と「-」（ハイフン）で24文字まで入力できます。大小文字を区別します。

右 上のadministratorをクリックし、表示される
7 ログアウ
ト確認ダイアログで［はい］をクリックします。

036 計測のしかた（詳細モード）

ログイン／ログアウト
計測を開始する前に、「UB-2」本体と磁気センサケーブルをつなぎ、「UB-2」本体とパソコンをUSBケーブル
で接続しておきます。
（→P.17）スクトップのアイコンをダブルクリックして、
計 測者IDとパスワードを入力して、［ログイン］を
1 デJustTap
3を起動します。
クリックします。計測者IDとパスワードは、管理者 設 定 画 面で事 前に登 録しておいてください（→P.35）。


をクリックして、詳細モードのロ2［詳細モードへ］
グイン画面に遷移します。

→ログインすると、［被験者リスト］画面が表示されます。

ロ グアウトするときは、画面右上の計測者IDをク
4 リックし、表示されるダイアログボックスで［はい］
をクリックします。

計測のしかた（詳細モード）

037

被験者IDについて
被験者の情報は、個別のID（被験者ID）で管理します。
被験者IDは、半角英数字と「-」（ハイフン）で、13文字まで入力できます。大小文字を区別します。

<例>1234567890123
A-0001
Maxell0001

被験者IDの新規登録

1 被験者リスト画面の［新規作成］をクリックします。 →被験者情報画面が表示されます。

被験者リスト画面に戻ります。

被験者の情報を入力します。			
2［被験者ID］［生年月日］［性別］［利き手］は、入力必須項目です。 入力が完了したら、［登録］をクリックします。
被験者ID
半角英数字と「-」（ハイフン）で13文字まで入力できます。
被験者名
全角31文字（半角63文字）まで入力できます。
「 ’」（ 半角シングルクォーテーション）と「,」（半角カンマ）は入力できません。

備考
全角60文字（半角120文字）まで入力できます。
「 ’」（半角シングルクォーテーション）と「 , 」（ 半角カンマ）は入力できません。

038 計測のしかた（詳細モード）

被験者IDの編集被 験者リスト画面で被験者を選択すると表示さ
1 れる
［情報］
をクリックします。

被 験者の情報を修正して、［完了］をクリックしま
3 す。
［キャンセル］をクリックすると、修正内容を保存せずに終了します。

をクリックします。
2［編集］ト］タブをクリックして、被験者リスト
4［被験者リス画面に戻ります。

計測のしかた（詳細モード）039

計測の手順
被験者リスト画面で被験者を選択し、計測を行う手順を説明します。
被 験者リスト画面で被験者を選択すると表示さ
1 れる
［計測］
をクリックします。

1「0㎝」の距離補正を行います。
画面の指示のように、親指と人差し指を軽く閉じます。準備ができたら、[設定]をクリックします。

→センサ装着確認画面が表示されます。

2「6㎝」の距離補正を行います。
画面の指示のように、距離補正ブロックの長辺を軽く持ちます。準備ができたら、[設定]をクリックします。

験者の指にセンサを装着してください。
（→P.
2 被30）画 面の指示に従って、二指間の距離補正を行い3 ます。計測は、0㎝、6㎝、最大（任意）の、3回

040 計測のしかた（詳細モード）

画面の指示のように、指を最大限に開きます。
準備ができたら、[設定]をクリックします。
実施しなくても解析に影響はありません。

行います。

1

3「最大計測」を行います（任意）。

23 （任意）

【 参考 】
距離補正を行う時、取得した値が正常範囲外の場合は、下5 両被手同時の計測を行います。
験者の準備ができたら、［開始］をクリックします。

図のようにエラーコードが表示されます。その状態では、計測を実施することができません。親指と人差し指のセンサが平行になるようにセンサ固定バンドを調整し、再設定を行ってください。

・二指間の距離補正を実施後、センサを装着しなおした

6 両手同時の計測を行います。

場合も、距離補正を再設定してください。
・被験者毎に指の動きやセンサの傾きが異なり、相対距
離にズレが生じるため、距離補正を必ず行ってください。
・二指間の距離補正や、計測時のタッピングする指（親指と人差し指）以外の指については、下図のように軽く握った状態にしてください。握ることが困難な場合は、開いた状態でも構いませんが、同じ被験者に対しては、同じ状態で計測してください。

→設定してある時間が経過したら終了します。

7

 ［両手交互へ］をクリックします。

をクリックします。
4［計測へ］

計測のしかた（詳細モード）041

8 両被手交互の計測を行います。
験者の準備ができたら、［開始］をクリックします。

【 参考 】
・解析結果を印刷するときは、印刷したい解析結果を選択して［印刷］
をクリックします。
（→P.48）
・解析結果を削除するときは、削除したい解析結果を選択して［削除］をクリックします。
（→P.48）
・解析結果をエクスポートするときは、エクスポートした
い解析結果を選択して［エクスポート］をクリックします。
（→P.48）   エクスポートされるCSVファイルについての詳細は「出力データ」を参照してください。
（→P.62）→設定してある時間が経過したら終了します。

9［解析結果へ］をクリックします。
【 参考 】
・計測が終わったら、センサ固定バンドをクリーニングしてください。
（→P.72）→解析結果が表示されます。詳細は「計測結果の見方」を参照してください。
（→P.43）

詳細モードでの計測は以上です。
お疲れ様でした。

042 計測のしかた（詳細モード）

計測結果の見方
計測結果はレーダーチャート表示画面と波形表示画面で見ることができます。
2つの画面は左上の［計測結果切替］
をクリックして切り替えることができます。

総合得点データベースと比較し、表示中の特徴量より計算された点数。特徴量については、「解析項目一覧」を参照してください。(→P.57)【レーダーチャート表示画面】

基準線（赤い線）
データベースの平均値を表示します。

【波形表示画面】［計測結果切替］
レーダーチャートと波形表示の切替ができます。

計測履歴
これまでに実施した計測データのリストです。
選択すると、解析結果が表示されます。
標準偏差値
データベースと比較する際の標準偏差値を表示します。
基準線より外側：青丸
基準線より内側：赤丸

タップ回数
左右指のタップ回数を表示します。

計測タイプ
計測タイプ別の波形を表示します。

波形図
左右指の波形図を表示します。

計測のしかた（詳細モード）043

特徴量略称
指の動きを示す特徴量です。 詳細については、「解析項目一覧」を参照してください。
（→P.57）
標準偏差値
計測した実際値を表示します。

特徴量コメント
特徴量略称の上にカーソルを置くと、特徴量の名称、計測タイプ、計測値、コメントを表示します。

計測結果の表示方法
計測結果画面を表示する手順は、3つあります。
計 測終了後に表示される［解析結果へ］をクリッ
1 クします。

2 ま たは、［解析結果］タブをクリックします。

044 計測のしかた（詳細モード）

被験者リスト一覧より被験者を選択後、［情報］
を
3 クリックし、［被験者情報］画面の右側に表示された計測履歴からデータを選択し、［解析］をクリッ
クします。

タッピング運動の練習
光、音、波形、モーションガイドに合わせて、タッピング運動の練習ができます。

タブをクリックし、練習画面で［練習開始］
1［練習］をクリックします。

練習条件の設定
タッピング練習の条件を設定することができます。

1 画面左の［▶］をクリックして、設定画面を表示します。

の動きと波形データに合わせて、タッピング運
2 指動の練習を行います。

2 練習条件を設定します。
計測タイプ
計測タイプを、左手のみ／
右手のみ／両手同時／両
手交互から選択します。

練習を終わるときは、［終了］をクリックします。

面左上の［被験者リスト］タブをクリックして、3 画被験者リス
ト画面に戻ります。

光ガイド
図形の動きにあわせて練習します。
光ガイドの表示／非表示
を切り替えます。
音ガイド
音にあわせて練習します。
音ガイドを鳴らす／ 鳴らさないを切り替えます。
波形表示
波形にあわせて練習します。
波形表示の表示／非表示
を切り替えます。
モーション表示
手の動作にあわせて練習します。
モーション表示の表示／
非表示を切り替えます。

クリックすると練習履歴が表示されます。

【 参考 】
練習が終わったら、センサ固定バンドをクリーニングして周期（Hz）
ガイド周期を設定します。
練習時間
5～60秒の間で5秒刻み、もしくは無制限を設定します。
無制限を選択すると、計測データは記録されません。

ください。
（→P.72）

計測のしかた（詳細モード）045

モーション表示
光ガイド

練習履歴の表示

1 練習画面で右下の［練習履歴］をクリックします。

→練習履歴の一覧が表示されます。
波形表示
右手（上側）／左手（下側）の計測波形です。
計測タイプが片手の場合は、選択した手の波形のみ表示されます。

3 設定が終わったら［◀］をクリックして、設定画面を閉じて練習を再開します。

2 練習画面に戻る場合は、右下の［練習へ］をクリックします。

046 計測のしかた（詳細モード）

詳細モード画面の説明
被験者リスト画面削除
選択された情報の削除を行います。被験者を選択しているとき
のみ、ボタンが有効になります。
削除された被験者情報は復元することができませんので、十分注意してください。

検索
被験者検索を行います。

新規登録
被験者の新規登録を行います。
（→P.38）

エクスポート
選択された被験者情報と計測データを暗号化されたファイルで出力します。
被験者を選択している
ときのみ、ボタンが有効になります。

計測者ID
ログインした計測者のIDを表示します。
クリックするとログアウトします。
（→P.37）

接続状況アイコン
接続状況を示します。
：未接続
：接続中
：接続済み

計測
選択された被験者の計測を開始します。複数の被験者を選択しているときは表示されません。
（→P.40）

全選択／全解除
一覧表示されている情報を全選択／全解除します。

選択／解除
被験者を選択／解除します。

情報
選択された被験者の情報を表示します。
複数の被験者を選択しているときは表示されません。
（→P.39）

計測画面
距離［㎜］
（縦軸）
二指間距離を表します。
数字をクリックすると、上下限値を変更できます。

波形
右手（上側）／左手（下側）の計測波形です。
計測タイプが片手の場合は、選択した手の波形のみ表示されます。

時間［秒］
（横軸）
計測の経過時間を表します。

計測のしかた（詳細モード）047

解析結果画面
レーダーチャート
設定画面の解析結果設定で選択したパラメータを表示します。
マウスポインターを特徴量へ近づけると、計測結果の詳細を表示します。
選択されている解析結果を表示します。

印刷
印刷プレビュー画面が表示されます。

エクスポート
選択した解析結果をエクス
ポートします。
削除
選択した解析結果を削除します。

全選択／全解除
一覧表示されているデータを全選
択／全解除します。
選択／解除
解析結果を選択／解除します。

解析結果のエクスポート

1 フォルダ選択画面が表示されます。保存先フォ計測者
計測者名です。
計測日時
計測を行った日時です。

計測タイプ
計測タイプ（左手のみ／右手のみ／両手同時／両手交互）です。

2 完了画面が表示されますので［閉じる］をクリック
してください。解析結果画面に戻ります。
エクスポートしたファイルの保存フォルダを開きルダを選択し、［フォルダーの選択］をクリックしたい場合は、［保存先を開く］をクリックしてくだてください。

さい。

出力ファイル：暗号化されたＣＳＶ形式
復号化方法は「復号化ツールの使い方」を参照してください。
（→P.62）
詳細は「計測データ出力フォーマット」を参照してください。
（→P.63）048 計測のしかた（詳細モード）

設定
設定では、管理者IDでログインし、計測者情報の管理、計測時に必要な特徴量や計測条件の設定、管理者のロ
グインパスワードの変更を行うことができます。

ログイン／ログアウト
スクトップのアイコンをダブルクリックして、
1 デJustTapを起動します。

【 参考 】
・管理者IDの初期値は「administrator」、パスワードの初期値は「123456」です。
・パスワードの変更方法は「パスワードの変更方法」を参照してください。
（→P.56）


をクリックします。
2［設定］グアウトするときは、画面右上のadministra
4 ロtorをクリックし、表示されるダイアログボックス
で［はい］をクリックします。

管理者IDとパスワードを入力して、［ログイン］を
3 クリックします。
管理者IDとパスワードは、大小文字を区別します。

管理者設定

049

計測者の管理方法
編集
一覧にて選択された計測者データの編集を行います。
（→P.50）
計測者を選択しているときのみ、ボタンが有効になります。

エクスポート一覧にて選択された計測者データをエクスポートします。
（→P.51）
計測者を選択しているときのみ、ボタンが有効になります。

削除
一覧にて選択された計測者データの削除を行います。
（→P.51）
計測者を選択しているときのみ、ボタンが有効になります。

新規登録
計測者の新規登録を行います。
（→P.35）更新日
計測者情報の更新日をY Y Y Y /MM/DD形式で表示します。

全選択／全解除一 覧 表 示されている
デ ー タを 全 選 択 ／ 全
解除します。

登録日
計測者の登録日をYYYY/MM/
DD形式で表示します。

選択／解除
データを選択／解除します。

ごみ箱
削除した計測者のリス
トを表示します。

計測者ＩＤ
計測者ＩＤを表示します。

計測者名
計測者名を表示します。

（１）計測者情報の編集

1 計測者管理画面で編集を行いたい計測者を選択し、［編集］をクリックします。

3 確認画面が表示されます。
編集した内容を保存したい場合は、［はい］をクリックしてください。
計測者情報が更新され、計測者管理画面に戻ります。

2 選択された計測者情報が表示されます。情報編
集後、［完了］
をクリックしてください。
計測者IDは編集できません。

050 計測のしかた（詳細モード）

所属名
計測者の所属名を表示します。

（２）計測者情報のエクスポート（３）計測者情報の削除

1 計測者管理画面でエクスポートする計測者を一画面から計測者情報を一時的に無効にします。計測

つまたは複数選択し、［エクスポート］をクリック

者復元操作により、有効にできます。詳細は「（4）します。

計測者情報の復元／完全削除」を参照してください。
（→P.52）

1 計測者管理画面で削除する計測者を一つまたは複数選択し、［削除］をクリックします。

2 フォルダ選択画面が表示されます。保存先フォルダを選択し、［フォルダーの選択］をクリックしてください。

2 確認画面が表示されますので、［はい］をクリック
してください。

3 完了画面が表示されますので［閉じる］をクリック
してください。計測者管理画面に戻ります。
エクスポートしたファイルの保存フォルダを開きたい場合は、［保存先を開く］をクリックしてください。

3 計測者情報が無効化され、非表示になります。

出力ファイル：暗号化されたＣＳＶ形式
復号化方法は「復号化ツールの使い方」を参照してください。
（→P.62）
詳細は「計測者データ出力フォーマット」を参照してください。
（→P.67）

管理者設定

051

（４）計測者情報の復元／完全削除
無効化された計測者の復元、または完全削除を行います。
計測者管理画面の［■復元の場合1 削除した計測者リストより復元したい計測者を選択して、［元に戻す］
をクリックします。

］をクリックすると、削除した

計測者リストが表示されます。

2［戻る］をクリックします。

→選択された計測者情報が、計測者管理画面に表示されます。

052 管理者設定

■完全削除の場合

1 削除した計測者リストより完全削除したい計測者

3［戻る］をクリックすると、計測者管理画面に戻ります。

を選択して、［削除］をクリックします。

2 確認画面が表示されるので、［はい］をクリックします。

→選択された計測者情報が完全に削除されます。

【 参考 】
・完全削除された計測者データは復元することができません。十分に確認してから削除を実行してください。

管理者設定

053

特徴量の選択方法
解析結果用のレーダーチャートに表示する特徴量を選択します。
設定を変更した場合は、［保存］をクリックして変更内容を保存してください。
特徴量一覧
選択できる特徴量の一覧です。

No.1〜No.40の特徴量は、「左手のみ」、「右手のみ」、「両手同時（左手）」、「両手同時（右手）」、「両手交互（左手）」、「両手交互（右手）」の6つから選択できます。No.41〜No.44の両手の協調動作に関する特徴量は、両手同時（両手）と両手交互（両手）の2
つしか選択できません。選択された特徴量は、右側

選択中の特徴量一覧
表示設定を行っている特徴量の一覧です。

【 参考 】
・レーダーチャートに表示することができる特徴量は、最大10個まで選択できます。最低3個選択してください。
・選択の特徴量は詳細モードのみ反映されます。簡易
モードでは、特徴量は変更できません。

の選択中の特徴量一覧に表示されます。さらに、解析結果のレーダーチャートに反映されます。

選択した特徴量に依存して、計測のパターンが変わ

特徴量と略称の詳細は「解析項目一覧」（ →P.57）をります。

参照してください。

取り得る計測パターンは下記の15通りです。
左手のみ初期値として、下記の特徴量が選択されています。

右手のみ◦総移動距離（運動量）（両手交互の左手）

両手同時◦エネルギーバランス（開閉バランスA）（ 両手同時の左手）◦接触時間の標準偏差（指接触 ばらつきA）
（両手交
互の左手）
◦タップインターバル標準偏差（リズム ばらつきA）（両手交互の左手）◦位相差の標準偏差（両手ずれ ばらつき）
（両手同時
の両手）

両手交互
左手のみ＋右手のみ
左手のみ＋両手同時
左手のみ＋両手交互
右手のみ＋両手同時
右手のみ＋両手交互
両手同時＋両手交互
左手のみ＋右手のみ＋両手同時
左手のみ＋右手のみ＋両手交互
左手のみ＋両手同時＋両手交互
右手のみ＋両手同時＋両手交互
左手のみ＋右手のみ＋両手同時＋両手交互

054 管理者設定

計測条件の変更方法
計測条件画面では、計測タイプの確認、計測時間の設定および確認画面の表示設定を行います。
設定を変更した場合は、［保存］をクリックして変更内容を保存してください。

計測タイプ
特徴量選択画面で設定した計測タイプ（左手のみ／右手のみ／両手同時／
両手交互）を表示します。

計測時間
１０～６０秒の間、1秒刻みもしくは無制限を設定します。
無制限を選択すると、計測データが保存されません。

確認画面
管理者ログアウト、計測者ログアウト、アプリケーション
終了、指サイズ実施時に確認画面の表示／非表示を切り替えます。

装置電圧取得について
装置電圧取得画面では、装置電圧の取得を行います。

具体的な手順は、「装置電圧の取得」を参照してくだ

アプリケーション「JustTap」インストール直後、おさい。
（P.25）

よび磁気センサケーブルの交換時のみに必要な作業
です。

管理者設定

055

パスワードの変更方法
管理者のログインパスワードを変更します。
パスワードを変更した場合は、［保存］をクリックして変更内容を保存してください。

旧パスワード現在設定しているログインパスワードを入力します。
入力可能文字は、半角の英数字と記号です。大小文字を区別されます。
入力されたパスワードは「*」（アスタリスク）で表示されます。

新パスワード新しいログインパスワードを入力します。
入力可能文字は、半角の英数字と記号です。大小文字は区別されます。入力されたパスワードは「*」（アスタリスク）で表示されます。
２４文字まで入力可能です。

新パスワード確認「新パスワード」と同じ文字列を入力します。

056 管理者設定

パスワード表示パスワードの表示/非表示を切り替えます。

解析項目一覧
距離

指がどれだけ大きく動いたかを評価します。
（最大振幅）
指がどれだけの距離を動いたかを評価します。
（総移動距離）指の動きの大きさがどのように変化したかを評価します。
（極大点の近似直線傾き）
No.

解析項目の名称

単位

略称

説明

評価

1

距離の最大振幅ｍｍ

最大振れ幅

距離波形の最大値と最小値との差。二指の運動範囲。

値が大きければ大きいほど良い。

2

総移動距離

ｍｍ

運動量

開/閉を問わず、二指が動いた距離の総和。全体的な運動量。

値が大きければ大きいほど良い。

3

距離の極大点の平均ｍｍ

振れ幅

距離波形の振幅(タップ1回毎の最大値)の平均値。

値が大きければ大きいほど良い。

4

距離の極大点の標準偏差ｍｍ

触れ幅ばらつきA

距離波形の振幅(タップ1回毎の最大値)のばらつき。

値が小さければ小さいほど良い。

5

距離の極大点の近似直線の傾きｍｍ／秒

疲労

極大点(タップ1回毎の最大点)と時間の関係を直線回帰したときの傾き。疲労により振幅が小さくなると、傾きがマイナス方向に大きくなる。疲労の影響がない
場合は0。

値が小さければ小さいほど良い。

6

距離の極大点の変動係数－

振れ幅ばらつきB

距離波形の振幅(タップ1回毎の最大値)のばらつきを平均値で正規化した値。
（変動係数 = 標準偏差 / 平均）

値が小さければ小さいほど良い。

7

距離の局所的なｍｍ

振れ幅ばらつきC

近傍3回分の距離波形の振幅(タップ1回毎の最大値)

値が小さければのばらつきを算出し、全計測時間で平均した値。

小さいほど良い。

極大点の標準偏差

解析項目一覧

057

速度
指がどれだけ早く動いたかを評価します。
（最大振幅）
指を閉じるときと開くときの速さを評価します。
（オープニング極大値の平均／クロージング極大値の平均）
No.

解析項目の名称

単位

略称

説明

ｍ／秒

最大速度

速度波形の最大値と最小値との差。

ｍ／秒

開く速度

開く方向に最大速さ(正値)の平均。

評価

値が大きければ大きいほど良い。

8

速度の最大振幅

9オープニング速度の10クロージング速度の極大点の平均ｍ／秒

閉じる速度

閉じる方向に最大速さ(負値)の平均。

値が大きければ大きいほど良い。

11

オープニング速度の極大点の標準偏差

ｍ／秒

開速度
ばらつきA

開く方向に最大速さ(正値)のばらつき。

値が小さければ小さいほど良い。

12

クロージング速度の極大点の標準偏差

ｍ／秒

閉速度
ばらつきA

閉じる方向に最大速さ(負値)のばらつき。

値が小さければ小さいほど良い。

13

エネルギーバランス－

開閉バランスA

速度(正値)の２乗和積算と、速度(負値)の２乗和積算の比。開く動作と閉じる動作の速度バランス。

1に近づくほど良い。

14

総エネルギー

ｍ２／秒２

エネルギー

速度の２乗和。計測時間中のエネルギー量。

値が大きければ大きいほど良い。

15

オープ二ング速度の極大点の変動係数

－

開速度
ばらつきB

開く方向に最大速さのばらつきを平均値で正規化した値。
（標準偏差 / 平均）

値が小さければ小さいほど良い。

16

クロージング速度の極大点の変動係数

－

閉速度
ばらつきB

閉じる方向に最大速さのばらつきを平均値で正規化した値。
（標準偏差 / 平均）

値が小さければ小さいほど良い。

17

ふるえ回数

－

ふるえ

タップ以外の小さな上下運動の回数。
（速度波形がゼ

値が小さければロを交差する回数 ）－（タッピング回数）。

小さいほど良い。

18

オープ二ング速度ピーク時の距離比率の平均－

開速度ピーク

開く方向に速さが最大になった距離の位置を、振幅に対する比率として算出した値の平均。例えば、振幅が10cmのタップにおいて、6cmの時点で開く方向に速さが最大になった場合は、0.6となる。

0.5に近づくほど良い。

19

クロージング速度ピーク時の距離比率の平均－

閉速度ピーク

閉じる方向に速さが最大になった距離の位置を、振幅に対する比率として算出した値の平均。

0.5に近づくほど良い。

極大点の平均058 解析項目一覧

値が大きければ大きいほど良い。

No.

解析項目の名称20

速度ピーク時の21

オープ二ング速度ピーク時の22

クロージング速度ピーク時の距離比率の比距離比率の標準偏差

距離比率の標準偏差

単位

略称

－

開閉バランスＢ－－

説明（開速度ピーク）と（閉速度ピーク）値の比。

評価1に近づくほど良い。

開速頂点

開く方向に速さが最大になった距離の位置を、振幅に値が小さければばらつき

対する比率として算出した値のばらつき。

小さいほど良い。

閉速頂点

閉じる方向に速さが最大になった距離の位置を、振幅値が小さければばらつきに対する比率として算出した値のばらつき。

小さいほど良い。

解析項目一覧

059

加速度

指の動きの勢いを評価します。
（最大振幅）
指を閉じるときと開くときの違いを評価します。
（オープニング極大値の平均／オープニング極小値の平均／ク
ロージング極大値の平均／クロージング極小値の平均）
No.

解析項目の名称

単位

略称

説明

評価

ｍ／秒２

最大勢い

加速度波形の最大値と最小値との差。

値が大きければ大きいほど良い。

ｍ／秒２

開き始める勢い開く方向に加速度の最大値の平均。

値が大きければ大きいほど良い。

23

加速度の最大振幅

24

オープニング加速度の25

オープニング加速度の極小点の平均ｍ／秒２

開き終える勢い開く方向に加速度の最小値の平均。

値が大きければ大きいほど良い。

26

クロージング加速度の極大点の平均ｍ／秒２

閉じ終える勢い

閉じる方向に加速度の最大値の平均。

値が大きければ大きいほど良い。

27

クロージング加速度の極小点の平均ｍ／秒２

閉じ始める勢い

閉じる方向に加速度の最小値の平均。

値が大きければ大きいほど良い。

28

接触時間の平均秒

指接触時間

二指が閉じている時間の平均。

値が小さければ小さいほど良い。

29

接触時間の標準偏差

秒

指接触
ばらつきA

二指が閉じている時間のばらつき。

値が小さければ小さいほど良い。

30

接触時間の変動係数

－

指接触
ばらつきB

二指が閉じている時間のばらつきを平均値で正規化した値。
（変動係数 = 標準偏差 / 平均）

値が小さければ小さいほど良い。

31

加速度のゼロ交差数－

すくみA

加速度波形がゼロを交差する回数。

32

すくみ回数

－

すくみB

タップ以外の小さなすくみ運動の回数（小さな上下運動の他、速度が緩む場合も含む）。
（加速度波形がゼロを交差する回数）－（タッピング回数）。

極大点の平均060 解析項目一覧

値が小さければ小さいほど良い。

値が小さければ小さいほど良い。

タップインターバル

指の動きの平均的な速さを評価します。
（平均値：周波数）

タッピングのタイミングのばらつきを評価します。
（標準偏差）
No.

解析項目の名称

単位

略称

説明

評価

33

タップ回数

－

タップ回数

計測時間中のタッピングの回数。

値が大きければ大きいほど良い。

34

タップインターバル平均

秒

タップ周期

タップインターバル(隣り合った2つのタップの最小点の時間差)の平均。

値が小さければ小さいほど良い。

35

タップ周波数Ｈｚ

タップ頻度

タップインターバルの平均の逆数

値が大きければ大きいほど良い。

36

タップインターバル
標準偏差秒

リズムばらつきA

タップインターバル(隣り合った2つのタップの最小点の時間差)のばらつき。

値が小さければ小さいほど良い。

37

タップインターバル
変動係数－

リズムばらつきB

タップインターバル(隣り合った2つのタップの最小点の時間差)のばらつきを平均値で正規化した値。
（変動係数 = 標準偏差 / 平均）

値が小さければ小さいほど良い。

38

タップインターバル変動

mm２

リズム変動

指タップ波形のフーリエ変換をかけて得られた周波
数帯域の0.2～2Hzの面積。

値が小さければ小さいほど良い。

39

タップインターバル分布の
歪度

－

リズム偏り

タップインターバルの頻度分布が正規分布と比較して歪んでいる度合い。

値が小さければ小さいほど良い。

40

局所的なタップインターバルの
標準偏差秒

リズムばらつきC

近傍3回分の距離波形の振幅(タップ1回毎の最大値)のばらつきを算出し、全計測時間で平均した値。

値が小さければ小さいほど良い。

位相差

両手間のタッピングのタイミングのずれを評価します。(位相差)No.

解析項目の名称

単位

略称

説明

評価
両手同時では、0°に近づくほど良い。
両手交互では、180°に近づくほど良い。

41

位相差の平均度

両手ずれA

1回のタップインターバル360度として、左手と右手がずれた時間角度表示した値の平均。理
想的には、両手同時タスクでは0度、両手交互
タスクでは180度になるのが望ましい。

42

位相差の標準偏差

度

両手ずれ
ばらつき

1回のタップインターバル360度として、左手と右手がずれた時間角度表示した値のばらつ
き。

値が小さければ小さいほど良い。

両手類似度

左手の距離波形と右手の距離波形の相互相関関数の最大値。2つの波形を時間方向に少しずつずらして、最も一致したときの一致度を意味する。理想的には1。

両手同時では、1に近づくほど良い。
両手交互では、1から遠ざかるほど良い。

両手ずれB

左手の距離波形と右手の距離波形の相互相関関数の最大となるときの時間ずれ。理想的には0。

両手同時では、小さければ小さいほど良い。
両手交互では、大きければ大きいほど良い。

43

両手の類似度44

両手の類似度が最大となる
時間ずれ

－

秒

解析項目一覧

061

出力データ復号化ツールの使い方
エクスポートした直後のファイルは暗号化されているため、復号化ツールを使用して復号化する必要があります。
エクスポートしたファイルを復号化する手順について説明します。
【 参考 】「復号化」とは、暗号化されたファイルを元に戻すことをいいます。

号化ツール[JustTap_Decode]をダブルク
1 リ復ックして起動します。

と表示されたらデータの復号化が
3「復号化完了」
完了したので、［OK］をクリックします。

→復号化ツールが起動します。

→選 択したファイルと同じフォルダに［dec］
フォルダが作成されます。その中に復号化されたファイルが作成されます。
号化したいファイルを選択します。選択方法は
2 復下記の2種類があります。

1 ドラッグアンドドロップで選択
復号化を行うファイルを一つまたは複数選択し、復号化ツールのウィンドウ内にドラッグアンドド
ロップします。

2 右クリックで選択復号化ツールのウィンドウ内で右クリックします。
[ファイルを選択してください]をクリックすると、ファイル選択ウィンドウが表示されますので、一つまたは複数選択し、［開く］
をクリックします。

062 出力データ

計測データ出力フォーマット
計測データエクスポート機能で出力されるデータフォーマットについて説明します。
データはＣＳＶ形式で出力されます。文字コードはUnicode(UTF-8)です。
◦解析結果の出力方法については、「解析結果のエクスポート」を参照してください。
（→P.48）
データは、下図の例のようにＣＳＶ形式で出力されます（データの一部のみを表示しています）。
被験者ID,被験者名,性別,年齢,計測日,計測タイプ,計測時間,左:電圧,右:電圧,計測者ID,履歴ID,装置バージョン
A0001,マクセル花子,女性,78,2018/01/01 14:35:00,両手同時,15秒,65525,65525,M0001,1,0101
二指間距離補正,左手,右手
0cm,30153,32612
6cm,851,901
最大,-,電圧変換係数,左手,右手
α,327.301819,332.563171
β,-26.494156,-26.223091
γ,-1.007442,-1.059457
フィルタ設定,00付近に合わせる,0
位相差計算基準設定,1計算範囲[ms],0-14990

出力データ

063

表計算ソフトで読み込んだ場合は、下図のように表示されます（データの一部のみを表示しています）。
これ以降の説明では表計算ソフトのセルをＡ１参照形式で説明しています。

A

B

C

D

1

被験者ID

被験者名

性別

年齢

2

A0001

マクセル花子4

二指間距離補正

左手

5

0cm

30153

32612

6

6cm

851

901

7

最大

-

-

女性

78

H

I

計測日

E

計測タイプ 計測時間 左:電圧

F

G

右:電圧

2018/01/01 14:35

両手同時

15秒

65525

65525

J
計測者ID
M0001

K

L

履歴ID

装置バージョン
1

0101

3
右手

8
9

電圧変換係数10α左手
327.301819

右手
332.563171

11

β-26.494156-26.223091

12γ-1.007442-1.059457

1314

フィルタ設定00付近に合わせる

0

位相差計算基準設定

1

15
16
17
18
19
20

計算範囲[ms]

0-14990

21

データファイルの各行の構成を下表に示します。
項番

行目

1

１～２行目

2

３行目

3

４～７行目

4

８行目

5

９～１２行目

6

項目

内容

被験者情報

被験者ＩＤ／被験者名／性別／年齢／計測日／計測タイプ／計測時間／左：電圧／
右：電圧／計測者ＩＤ／履歴ＩＤ／装置バージョンです。

（未使用)（未使用行です）

二指間距離補正

二指間距離補正の設定値です。これはJustTapアプリケーションが使用している値であり、利用者側が使用するためのデータではありません。

（未使用)（未使用行です）

電圧変換係数電圧から距離に変換する式で使用する各パラメータの値です。これはJustTapアプリ
ケーションが使用している値であり、利用者側が使用するためのデータではありませ
ん。

１３行目

（未使用)

（未使用行です）

7

１４行目

フィルタ設定速度・加速度フィルタの設定状況です。これはJustTapアプリケーションが使用している値であり、利用者側が使用するためのデータではありません。

8

１５行目

（未使用)

（未使用行です）

9

１６行目

０付近に合わせる「０付近に合わせる」の設定状況です。これはJustTapアプリケーションが使用している値であり、利用者側が使用するためのデータではありません。

10

１７行目

（未使用)

（未使用行です）

11

１８行目

位相差計算基準設定

位相差計算基準設定の設定状況です。これはJustTapアプリケーションが使用している値であり、利用者側が使用するためのデータではありません。

12

１９行目

（未使用)

（未使用行です）

064 出力データ

項番

行目

項目

内容

13

２０行目

計算範囲[ｍｓ]

計算範囲です。

14

２１行目

（未使用)

（未使用行です）

15

２２～２９行目

距離関連の計測結果

距離に関連する計測結果です。

16

３０行目

（未使用)

（未使用行です）

17

３１～４６行目

速度関連の計測結果

速度に関連する計測結果です。

18

４７行目

（未使用)

（未使用行です）

19

４８～５８行目

加速度関連の計測結果

加速度に関連する計測結果です。

20

５９行目

（未使用)

（未使用行です）

21

６０～６８行目

タップインターバル関連の計測結果

タップインターバルに関する計測結果です。

22

６９行目

（未使用)

（未使用行です）

23

７０～７４行目

位相差関連の計測結果

位相差に関する計測結果です。

24

７５行目

（未使用)

（未使用行です）

25

７６～ｎ行目（*)

計測データ

詳細な計測データです。

*：ｎは計測データ数によって可変です

出力データ

065

練習データ出力フォーマット
設定されるファイル名の規則は、計測データの出力フォーマットと同様です。
計測データと区別するため、先頭に「P」を付けます。
具体的には、以下のように示します。
P_被験者ID_計測日_計測時間_計測タイプ_履歴ID.csv
例：P_0009_20150520_115740_Both_1.csv
データは、下図の例のようにCSV形式で出力されます（データの一部のみを表示しています）。

被験者ID,被験者名,性別,年齢,計測日,計測タイプ,計測時間,左:電圧,右:電圧,計測者ID,履歴ID,装置バージョン,光ガイド,音ガイド,波形表示,モーション表示,周期
A0001,マクセル花子,女性,78,2018/01/01 16:22:00,両手同時,15秒,65525,65515,M0001,1,0101
off,off,on,on, 2Hz
二指間距離補正,左手,右手
0cm,30153,32612
6cm,851,901
最大,-,電圧変換係数,左手,右手
α,327.301819,332.563171
β,-26.494156,-26.223091
γ,-1.007442,-1.059457
フィルタ設定,00付近に合わせる,0
位相差計算基準設定,1計算範囲[ms],0-14990

066 出力データ

計測者データ出力フォーマット
計測者情報ファイル名：tester.csv
出力ファイルはcsv形式、文字コードはUnicode(UTF-8)です。出力内容は：

項番

項目

内容

1

計測者ID

計測者IDです。

2

計測者名

計測者名です。

3

所属名

所属名です。

4

登録日

登録日(YYYY/MM/DD)です。

5

更新日

更新日(YYYY/MM/DD)です。

6

パスワード

計測者のパスワード。常に「******」表示。

例：
計測者ID,計測者名,所属名,登録日,更新日，パスワード
M0001,マクセル太郎,マクセル,2018/01/01,2018/02/01，******

被験者データ出力フォーマット
被験者情報ファイル名：subject.csv
出力ファイルはcsv形式、文字コードはUnicode(UTF-8)です。出力内容は：
項番

項目

内容

1

被験者ID

被験者IDです。

2

被験者名

被験者名です。

3

生年月日

生年月日（YYYY/MM/DD形式）です。

4

年齢

年齢です。

5

性別

性別（男性／女性)です。

6

利き手

利き手（左手／右手)です。

7

備考

被験者データのメモです。

例：
被験者ID,被験者名,生年月日,年齢,性別,利き手,備考
A0001,マクセル花子,1940/01/01,78,女性,右手,

出力データ

067

困ったときは「故障かな」と思ったら修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
現象
電源が入らない

原因

対処方法

参考ページ

電池残量が少ない。

充電してください。

P.18

ACアダプタが本体又はコンセントに正しく差し込まれていない。

ACアダプタを正しく差し込んでください。

P.18

ACアダプタが壊れている。

お客様相談窓口にご連絡ください。

P.84

しばらく使用せず、電池が完全に放電した。

お客様相談窓口にご連絡ください。

P.84

連続で使用したため本製品の温度が上昇した。

本製品の温度が下がってから使用してください。

［Wireless/Wired］切替スイッチが正しくない。

通信を行いたい接続手段にスイッチを切り替えてください。

P.14・23・73

USBケーブルを抜差ししてください。

P.23

充電できないUSBケーブルが正しく接続されていない。
パソコンと通信できない

お使いのパソコンの対応OSに準じて、デバイスマネージャで認識されているか確認してください。

Bluetoothアダプタが正しく接続されていない。

Bluetoothアダプタを抜差ししてください。

P.73

デバイスの追加が正しくできていない。

パソコンのデバイス情報を削除し、再度デバイ
スの追加を行ってください。

P.73

磁気センサケーブルが正しく接続されていない。

磁気センサケーブルを抜差しし、正しく接続してください。

P.23

磁気センサケーブルが断線している可能性がある。

繰り返し実施しても改善しない場合は、磁気センサケーブルを交換してください。

P.84

充電中及び連続で使用したため本製品の温度が上昇した。

本製品の温度が下がってから使用してください。

リチウムイオン電池の残量が少ない。

付属のACアダプタを使用して充電してください。

P.18

リチウムイオン電池が寿命になっている。

満充電しても使用時間が極端に短くなった場合は寿命です(リチウムイオン電池の寿命は使用・保管状態によっても大きく変化します)。
リチウムイオン電池の交換が必要です。
お客様相談窓口にご連絡ください。

P.84

距離波形がでない

本体やACアダプタが熱くなる

電源がすぐ切れる

068 困ったときは

エラーメッセージ一覧
コード

１００１
１００Ａ

２００１
２００２

２００３
２００４

２００５

２００６

２００７

種類

エラー

エラー

エラー

表示

装置との接続に失敗しました。
接続を確認の上、「再接続」ボタ
ンを押してください。

電圧値が正常ではありません。

装置電圧を保存できませんでした。

エラー

装置電圧がまだ取得されていません。
管理者に連絡してください。

エラー

装置からデータを取得できません。
センサの接続状況をご確認くだ
さい。

エラー

距離補正の設定が正しくできていません。
図示の通り、指を閉じてくださ
い。

原因

対処方法

装置の電源がONになっていない。

装置の電源をONにしてください。

USBケーブルが正しく接続されていない。

USBケーブルをUB-2本体とパソコンにしっかりと接続してください。

[Wireless/Wired]切替スイッチが正しくない。

使用する通信方法に合わせてスイッチを切り替えてください。

USBケーブルが損傷している。

繰返し実施しても改善しない場合は、
USBケーブルを交換してください。

UB-2本体で、外来のノイズなどによる一時的な誤動作、異常を検出した。

UB-2本体の電源を入れなおしてください。

ペアリングがされていない。
(Wireless接続の場合のみ)［Bluetoothによる接続］を参照し、UB-2
本体とパソコンをペアリングしてください。

電波干渉をする機器が近くにある。
(Wireless接続の場合のみ)

他のワイヤレス機器や磁場を発生する
機器から離れてください。

外付けBluetoothアダプタの通信可能距離
外に移動した。
(Wireless接続の場合のみ)通信可能範囲に近づいてください。

装置電圧設定を行う磁気センサケーブルを間違えている。

画面に従い黄色、赤色の順に取得してください。

装置電圧の設定方法が正しくない。

［装置電圧の取得］を参照し、装置電圧の取得を行ってくさい。

磁場が発生する機器や磁場を遮る金属が近くにある。

磁場が発生する機器や磁場を遮る金属が近くにある場合は、離れた場所に移動してください。

データベースファイルへの書込みに失敗した。
（２００３のみ）

パソコンの設定を確認してください。

アプリケーションが不安定な状態になっている。

アプリケーションを再起動してください。

パソコンが不安定な状態になっている。

パソコンを再起動してください。

UB-2本体で、外来のノイズなどによる一時的な誤動作、異常を検出した。

UB-2本体の電源を入れなおしてください。

アプリケーション及びUB-2本体に保存さ ［装置電圧の取得］を参照し、装置電圧取れている装置電圧値が不一致となっている。 得を行ってください。
磁気センサケーブルが断線している可能性がある。

繰り返し実施しても改善しない場合は、
磁気センサケーブルを交換してください。

磁気センサケーブルが正しく接続されていない。

センサケーブルをUB-2本体とパソコンにしっかりと接続してください。

指が正しく閉じた状態になっていない。

［計測の手順］を参照し、距離補正を実施
してください。
親指と人差し指のセンサが平行になる
ように、センサ位置を調整してください。

困ったときは

069

コード

種類

表示

原因

対処方法

距離補正ブロックのつかみ方が正しくない。 ［計測の手順］を参照し、距離補正を実施
してください。
親指と人差し指のセンサが平行になる
ように、センサ位置を調整してくださ
指が正しく閉じた状態になっていない。
い。

２０１３
２０１４
２０１５

エラー

距離補正の設定が正しくできて
いません。

２０１６

センサが正しく装着されていない。

［計測の手順］を参照し、正しくセンサを装着してください。

磁気センサケーブルが断線している可能性がある。

繰り返し実施しても改善しない場合は、
磁気センサケーブルを交換してください。

磁場が発生する機器や磁場を遮る金属が近くにある。

磁場が発生する機器や磁場を遮る金属が近くにある場合は、離れた場所に移動してください。

被験者の指の形状などの影響により、距離補正値が正常範囲内に入らない。

被験者の指の形状などの影響が考えられます。このまま計測を継続するか、距
離補正無しでの計測を検討してくださ
い。

２０１９

エラー

解析用のデータがありません。
計測実施後、解析を行ってください。

計測を一度も行っていないため解析用のデータがありません。

計測を実施してください。

２０１Ａ

エラー

選択された被験者データがありません。

選択した被験者データの読み込みに失敗、または破損している。

パソコンの設定を確認してください。

２０１Ｂ

エラー

選択された計測データがありません。

選択した計測データの読み込みに失敗、または破損している。

パソコンの設定を確認してください。

２０１Ｃ

エラー

選択された計測者データがありません。

選択した計測者データの読み込みに失敗、または破損している。

パソコンの設定を確認してください。

２０２２

エラー

Windowsのシステムフォルダ
を出力先に指定することはできません。出力先を変更してくだ
さい。

WindowsのシステムフォルダまたはPro
gram Files(x86)フォルダが指定されている。

Windowsのシステムフォルダ以外を選択してください。

２０２３

エラー

フォルダのアクセス権がありません。

アクセス権のないフォルダを選択した。

アクセス権のあるフォルダを選択してください。

エクスポートエラーが発生しました。

パソコンが不安定な状態になっている。

パソコンを再起動してください。

エラー

選択したデータの読み込みに失敗、あるいは破損している。

JustTapアプリケーションを再起動してください。

アプリケーション起動用ファイル（データベースファイル）が移動または削除されている。

移動したファイルを元のフォルダに戻すか、［計測用アプリケーションのインストール（パソコン）］を参照し、再度ア
プリケーションをインストールしてください。
※再インストールした場合、アプリケー
ション設定が初期値に戻る可能性があります。

データベースファイルが移動または破損している。

［計測用アプリケーションのインストー
ル（ パ ソ コ ン ）］を 参 照 し 、再 度 ア プ リ
ケーションをインストールしてください。
※再インストールした場合、アプリケー
ション設定が初期値に戻る可能性があります。

パソコンのディスク容量に空きがありません。

不要なファイルを削除し、空き容量を確保してください。

データベースファイルが移動または破損している。

移動したファイルを元のフォルダに戻すか、[計測用アプリケーションのインストール(パソコン)]を参照し、再度アプ
リケーションをインストールしてくだ
さい。
※再インストールした場合、アプリケー
ション設定が初期値に戻る可能性があ
ります。

２０２４
２０２５

２０２７

２０２８

２０２９
２０２Ａ

エラー

エラー

エラー

070 困ったときは

アプリケーションを動作するために、必要なファイルが見つかりません。

データベースへのアクセスに失敗しました。

保存に失敗しました。

コード

２０２Ｂ
２０２Ｃ

種類

エラー

表示

原因

対処方法

データベースファイルが移動または破損している。
（２０２Ｂのみ）[計測用アプリケーションのインストー
ル(パソコン)]を参照し、再度アプリケー
ションをインストールしてください。
※再インストールした場合、アプリケー
ション設定が初期値に戻る可能性があります。

データ削除に失敗しました。
計測データファイルが破損している。
（２０２Ｃのみ）

２０２D

エラー

プリンタがインストールされていません。

パソコンにプリンタの設定がされていません。

プリンタを設定してください。

２０３１

エラー

特徴量は最大１０個まで選択できます。

特徴量が１０個より多く選択されている。

選択できる特徴量は最大10個までで
す。

２０３２

エラー

特徴量を３個以上選択する必要があります。

特徴量が３個より少なく選択されている。

特徴量は３個以上選択してください。

２０３３

エラー

計測中の画面遷移はできません。計測を中断してから、画面遷移を行ってください。

計測中に計測以外のタブをクリックした。

計測が終了してから移動したいタブをクリックしてください。

２０３４

エラー

練習中の画面遷移はできません。練習を中断してから、画面遷移を行ってください。

練習中に練習以外のタブをクリックした。

練習が終了してから移動したいタブをクリックしてださい。

２０３５

エラー

生年月日を正しく入力してください。

不正な生年月日を入力した。

正しい生年月日を入力してください。

エラー

計測者の登録上限を超えています。
既に登録されている計測者を削除してから、新たに登録を行ってください。

計測者の登録上限を超えています。

既に登録されている計測者を削除して
ください。

エラー

被験者の登録上限を超えています。
既に登録されている被験者を削除してから、新たに登録を行ってください。

被験者の登録上限を超えています。

既に登録されている被験者を削除して
ください。

エラー

計測データの総数が上限を超えています。
計測データを削除してから、新たに計測を行ってください。

計測データの総数が上限を超えています。

計測データを削除してください。

エラー

練習データの総数が上限を超えています。
練習データを削除してから、新たに練習を行ってください。

練習データの総数が上限を超えています。

練習データを削除してください。

エラー

ディスク容量に空きがありません。
そのため、データを正しく保存できませんでした。

パソコンのディスク容量に空きがありません。

不要なファイルを削除し、空き容量を確保してください。

２０４０

２０４１

２０４２

２０４３

３０００

困ったときは071

お手入れのしかた■センサ部の清掃、消毒

注意◦磁気センサケーブルやセンサ固定バンドは清潔に保ってください。センサ及びセンサ固定バンドは使用毎に消毒用エタノールにて清掃してください。感染の原因となります。
◦センサ、コネクタ部を消毒用エタノール等の溶液中に浸したり、溶液をセンサやコネクタ内に浸透させたりしないでください。感電、故障、トラブルの原因となります。
◦消毒用エタノールは、記載されている注意書きに従い安全を確保して使用してください。付着・吸引による健康阻害や引火の原因になります。
◦センサ固定バンドを塩素系漂白剤や水道水で洗浄しないでください。劣化や変色の原因となります。
磁気センサケーブルのセンサ部は、消毒用エタノールをしみ込ませたガーゼなどで清掃した後、良く乾燥させてください。

消毒用エタノールをしみ込ませたガーゼ■本体の清掃注意◦本体をアルコールや有機溶剤等で拭かないでください。劣化や変色の原因となります。
◦印字部分は強く拭かないでください。

「UB-2」本体は、水または中性洗剤を薄めた溶液を浸み込ませたやわらかい布等を絞ったもので軽く拭き上げるように清掃した後、乾いた布で乾拭きし乾燥させてください。

072

困ったときは付録
Bluetooth®による接続
パソコンとの接続にBluetoothを使用する場合は、「UB-2」本体の［PORT A］にBluetoothアダプタ

Windowsのスタートメニューから「設定」をクリッ2 クします。
（Windows10の場合）を装着してください。

をクリックします。
3「デバイス」【 参考 】◦B luetoothで通信を行う場合、電源をONにする前にBluetoothアダプタを装着してください。
「UB-2」本体
起動後に装着すると、正常にパソコンと接続できません。
◦計測中にBluetoothアダプタを挿抜しないでください。
◦Bluetoothアダプタは同梱品ではありません。
◦動作確認済みの製品の場合でも、必ず動作することを保証するものではありません。
・動作確認済みの製品は、ホームページをご確認ください。

本体及びパソコンの電源が入っているこ
1「UB-2」とを 確 認してくださ い 。また 、［Wireless/
Wired］切替スイッチが［Wireless］になっているデ バイスから「Bluetoothとその他のデバイス」
4 をクリックします。

ことを確認してください。

付録

073


本体の［F1］ボタンを、［電源］ランプが5「UB-2」
緑色に点滅するまで長押しします。

B luetoothデバイスの管理一覧にある「UB-2」
8 を選択します。接続が完了すると、「接続済み」と表示されます。

長押ししてください

電源ランプが点滅します(緑色)
6「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックします。

デ バイスを解除する場合は、Bluetoothデバイ
9 スの管理一覧にある「UB-2」を選択し、「デバイスの削除」をクリックします。

C:\EPS\029.ai


画面の「Bluetooth」をク
7［デバイスを追加する］
リックします。

【 参考 】◦「UB-2」本体との接続が失敗した場合は、「UB-2」本
体の電源、[Wireless/Wired]切替スイッチ、外付け
Bluetoothアダプタの接続、パソコンのBluetooth設
定を確認後、再度手順５〜８を実施してください。
◦再 度手順5～8を実施しても接続に失敗する場合、パソコンおよび「UB-2」本体を再起動してください。
◦複数台のパソコンとの同時接続は行わないでください。

074

付録

リチウムイオン電池の廃棄方法
リチウムイオン電池の取り外し方について説明します。

1 本体ケース固定のねじ4本を外し、ケースを開けます。
ネジバッテリーカバーを外し、電池トレーよりリチウムイオン電池を取り外し、リード線を端子の近くで必ず、1本2 ずつ切ってください。
バッテリーカバー

リチウムイオン電池

取り出したリチウムイオン電池はリード線
3（赤、
黒、白）
には、ショートを防ぐため、テープを貼って絶縁してください。

リード線

注意
・取り出したリチウムイオン電池を本装置以外に使用しないでください。
火災、事故などの原因となります。
・取り出したリチウムイオン電池を家庭ごみとして捨てないでください。
火災、事故などの原因となります。
・廃棄作業での怪我に注意してください。
・充電池の漏液、発熱によるやけどに十分注意してください。

ご使用後は、家庭ごみとして捨てず、リサイクル協力店へ
リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
リチウムイオン電池を取り出し、リサイクル協力店へお持ちください。
お近くの協力店を探す場合は、JBRCのホームページから検索できます。
ホームページURL：https://www.jbrc.com/

付録

075

ソフトウェアのライセンス情報
磁気センサ型指タッピング装置(UB-2)（ 以下「本製ソフトウェアモジュールに関するソフトウェア使用許品」といいます。）に組み込まれたソフトウェアは、複諾契約書原文（英文）

数の独立したソフトウェアモジュールで構成され、個々のソフトウェアモジュールは、それぞれに弊社まGNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2,

たは第三者の著作権が存在します。

June 1991

本製品には、弊社自身が開発または作成したソフト
ウェアモジュールも含んでいますが、これらのソフト

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software

ウェアおよびそれに付帯したドキュメント等には、弊Foundation, Inc.,社の所有権および知的財産権が存在し、これらにつ51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA

いては、著作権法その他の法律により保護されてい02110-1301 USA

ます。

Everyone is permitted to copy and distribute

また、本製品には、米国Free Software Found

verbatim copies of this license document,

ation, Inc. が定めたソフトウェア使用許諾契約書

but changing it is not allowed.

（GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version
Preamble

2 およびGNU LESSER GENERAL PUBLIC LI
CENSE Version 2.1）、またはその他ソフトウェアの使用許諾契約書に基づきフリーソフトウェアとして

The licenses for most software are

使用許諾されるソフトウェアモジュールを使用していdesigned to take away your freedom to

ます。

share and change it.  By contrast, the GNU

本製品にて対象となるフリーソフトウェアモジュー

General Public

ル、およびその他のソフトウェアの使用許諾契約書に

License is intended to guarantee your

つきましては、以下のホームページをご覧ください。

freedom to share and change free

ホームページアドレス：https://www.maxell.co.jp

software--to make sure the software is free

当該ソフトウェアモジュールの使用条件等の詳細に

for all its users.

つきましては、ホームページに記載した各ソフトウェ

This General Public License applies to mostアの使用許諾契約書をお読みください（弊社以外のof the Free Software Foundation's software

第三者による規定であるため、原文（英文）を掲載い

and to any other program whose authors

たします）
。

commit to using it.

当該ソフトウェアモジュールについては、弊社以外(Some other Free Software Foundationに、別途著作権者その他の権利を有する者がおり、software is covered by the GNU Lesser

かつ、無償での使用許諾ですので、現状のままでのGeneral Public License instead.)提供であり、また、適用法令の範囲内で一切保証（明You can apply it to your programs, too.

示するもの、しないものを問いません）
をしないものとします。また、弊社は、当該ソフトウェアモジュール

When we speak of free software, we are

およびその使用に関して生じたいかなる損害（データ

referring to freedom, not price.

の消失、正確さの喪失、他のプログラムとのインタ

Our General Public Licenses are designed

フェースの不適合化等も含まれます）
についても、適

to make sure that you have the freedom

用法令の範囲内で一切責任を負わず、費用負担をいto distribute copies of free software (and

たしません。

charge for this service if you wish), that076 付録you receive source code or can get it if you

free program will individually obtain patent

want it, that you can change the software

licenses, in effect making the program

or use pieces of it in new free programs;

proprietary.  

and that you know you can do these things.

To prevent this, we have made it clear thatany patent must be licensed for everyone's

To protect your rights, we need to makefree use or not licensed at all.

restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the

The precise terms and conditions forrights.

copying, distribution and modification follow.

These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

copies of the software, or if you modify it.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

For example, if you distribute copies of sucha program, whether gratis or for a fee, you

0. This License applies to any program ormust give the recipients all the rights that

other work which contains a notice placed

you have.

by the copyright holder saying it may be

You must make sure that they, too, receive

distributed under the terms of this Generalor can get the source code.  

Public License.  

And you must show them these terms so

The "Program", below, refers to any suchthey know their rights.

program or work, and a "work based on the
Program" means either the Program or any

We protect your rights with two steps:

derivative work under copyright law:(1) copyright the software, and (2) offerthat is to say, a work containing the

you this license which gives you legal

Program or a portion of it, either verbatim

permission to copy, distribute and/or modify

or with modifications and/or translated into

the software.

another language.  
(Hereinafter, translation is included without

Also, for each author's protection and ours,

limitation in the term "modification".)  

we want to make certain that everyone

Each licensee is addressed as "you".

understands that there is no warranty forthis free software.  

Activities other than copying, distribution

If the software is modified by someone

and modification are not covered by thiselse and passed on, we want its recipients

License; they are outside its scope.  

to know that what they have is not the

The act of running the Program is not

original, so that any problems introduced

restricted, and the output from the Programby others will not reflect on the originalis covered only if its contents constitute a

authors' reputations.

work based on the Program (independent of
having been made by running the Program).

Finally, any free program is threatened

Whether that is true depends on what theconstantly by software patents.   We wish

Program does.

to avoid the danger that redistributors of a

付録

077

1. You may copy and distribute verbatim

ordinary way, to print or display ancopies of the Program's source code as you

announcement including an appropriate

receive it, in any medium, provided that you

copyright notice and a notice that there

conspicuously and appropriately publish on

is no warranty (or else, saying that youeach copy an appropriate copyright noticeprovide a warranty) and that users may

and disclaimer of warranty; keep intact all

redistribute the program under these

the notices that refer to this License andconditions, and telling the user how toto the absence of any warranty;

view a copy of this License.

and give any other recipients of the   (E x c e p t i o n : i f t h e P r o g r a m i t s e l f i s

Program a copy of this License along withinteractive but does not normally print

the Program.

such an announcement, your work basedon the Program is not required to print

You may charge a fee for the physical act

an announcement.)of transferring a copy, and you may at youroption offer warranty protection in exchange

These requirements apply to the modified

for a fee.

work as a whole.  
If identifiable sections of that work are

2. You may modify your copy or copies

not derived from the Program, and can beof the Program or any portion of it, thus

reasonably considered independent andforming a work based on the Program, andseparate works in themselves, then thiscopy and distribute such modifications orLicense, and its terms, do not apply towork under the terms of Section 1

those sections when you distribute them

above, provided that you also meet all ofas separate works.  But when you distributethese conditions:the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the  a) You must cause the modified files to

distribution of the whole must be on the

carry prominent notices stating that you

terms of this License, whose permissionschanged the files and the date of any

for other licensees extend to the entirechange.

whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.

  b) Y ou must cause any work that you
distribute or publish, that in whole orThus, it is not the intent of this section

in part contains or is derived from theto claim rights or contest your rights to

Program or any part thereof, to bework written entirely by you; rather, thelicensed as a whole at no charge to all

intent is to exercise the right to control thethird parties under the terms of this

distribution of derivative or collective works

License.

based on the Program.

  c) If the modified program normally reads

In addition, mere aggregation of anothercommands interactively when run, youwork not based on the Program with themust cause it, when started running

Program (or with a work based on thefor such interactive use in the most

Program) on a volume of a storage or

078 付録distribution medium does not bring theinterface definition files, plus the scripts

other work under the scope of this License.

used to control compilation and installationof the executable.  

3. You may copy and distribute the Program

However, as a special exception, the(or a work based on it, under Section 2) insource code distributed need not include

object code or executable form under the

anything that is normally distributed (interms of Sections 1 and 2 above provided

either source or binary form) with the majorthat you also do one of the following:

components (compiler, kernel, and so on)of the operating system on which the  a) A c c o m p a n y i t w i t h t h e c o m p l e t e
c o r r e s p o n d i n g m a c h i n e - r e a d a b l e     executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.

source code, which must be distributed
under the terms of Sections 1 and 2

If distribution of executable or object code

above on a medium customarily used foris made by offering access to copy from asoftware interchange; or,designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the  b) A ccompany it with a written offer,same place counts as distribution of thevalid for at least three years, to givesource code, even though third parties are

any third party, for a charge no more

not compelled to copy the source along

than your cost of physically performingwith the object code.

source distribution, a complete machinereadable copy of the corresponding

4. You may not copy, modify, sublicense, orsource code, to be distributed under the

distribute the Program except as expressly

terms of Sections 1 and 2 above on aprovided under this License.   Any attempt

medium customarily used for softwareotherwise to copy, modify, sublicense orinterchange; or,distribute the Program is void, and willautomatically terminate your rights under  c) A ccompany it with the information

this License.

you received as to the offer to

However, parties who have received copies,

distribute corresponding source code.  

or rights, from you under this License will

(This alternative is allowed only for

not have their licenses terminated so longnoncommercial distribution and only if

as such parties remain in full compliance.

you received the program in object codeor executable form with such an offer, in

5. You are not required to accept thisaccord with Subsection b above.)

License, since you have not signed it.  
However, nothing else grants you

The source code for a work means thepermission to modify or distribute thepreferred form of the work for making

Program or its derivative works.  

modifications to it.  

These actions are prohibited by law if you

For an executable work, complete source

do not accept this License.  

code means all the source code for all

Therefore, by modifying or distributing

modules it contains, plus any associatedthe Program (or any work based on the

付録

079

Program), you indicate your acceptancecircumstances.

of this License to do so, and all its terms
and conditions for copying, distributing or

It is not the purpose of this section tomodifying the Program or works based on it.

induce you to infringe any patents or otherproperty right claims or to contest validity

6. Each time you redistribute the Programof any such claims; this section has the(or any work based on the Program), thesole purpose of protecting the integrity ofrecipient automatically receives a license

the free software distribution system, whichfrom the original licensor to copy, distributeis implemented by public license practices.  

or modify the Program subject to theseMany people have made generous

terms and conditions.  You may not impose

contributions to the wide range of software

any further restrictions on the recipients'

distributed through that system in reliance

exercise of the rights granted herein.

on consistent application of that system; it

You are not responsible for enforcing

is up to the author/donor to decide if he orcompliance by third parties to this License.

she is willing to distribute software throughany other system and a licensee cannot

7. If, as a consequence of a court judgment

impose that choice.

or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patentThis section is intended to make thoroughly

issues), conditions are imposed on you

clear what is believed to be a consequence(whether by court order, agreement orof the rest of this License.

otherwise) that contradict the conditionsof this License, they do not excuse you

8. If the distribution and/or use of thefrom the conditions of this License.   IfProgram is restricted in certain countries

you cannot distribute so as to satisfy

either by patents or by copyrighted

simultaneously your obligations under thisinterfaces, the original copyright holder who

License and any other pertinent obligations,places the Program under this License maythen as a consequence you may not

add an explicit geographical distribution

distribute the Program at all.  

limitation excluding those countries, so that

For example, if a patent license would not

distribution is permitted only in or among

permit royalty-free redistribution of thecountries not thus excluded.  

Program by all those who receive copies

In such case, this License incorporates the

directly or indirectly through you, then thelimitation as if written in the body of this

only way you could satisfy both it and thisLicense.

License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.

9. The Free Software Foundation may
publish revised and/or new versions of the

If any portion of this section is held invalid

General Public License from time to time.  

or unenforceable under any particular

Such new versions will be similar in spirit tocircumstance, the balance of the section

the present version, but may differ in detailis intended to apply and the section as

to address new problems or concerns.

a whole is intended to apply in other080 付録Each version is given a distinguishing

THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY

version number.  

AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS

If the Program specifies a version number

WITH YOU.  

of this License which applies to it and

SHOULD THE PROGRAM PROVE"any later version", you have the option of

DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF

following the terms and conditions either

ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR

of that version or of any later version

CORRECTION.

published by the Free Software Foundation.  
If the Program does not specify a version

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED

number of this License, you may choose

BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN

any version ever published by the Free

WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER,

Software Foundation.

OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM

10. If you wish to incorporate parts of the

AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO

Program into other free programs whose

YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY

distribution conditions are different, write

GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR

to the author to ask for permission.   ForCONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT

software which is copyrighted by the Free

OF THE USE OR INABILITY TO USE THE

Software Foundation, write to the Free

PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED

Software Foundation; we sometimes make

TO LOSS OF DATA OR DATA BEING

exceptions for this.  

RENDERED INACCURATE OR LOSSES

Our decision will be guided by the two

SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES

goals of preserving the free status of

OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO

all derivatives of our free software and

OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),of promoting the sharing and reuse of

EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY

software generally.

HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITYOF SUCH DAMAGES.

NO WARRANTYEND OF TERMS AND CONDITIONS
11. BECAUSE THE PROGRAM IS
LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS

How to Apply These Terms to Your New

NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO

Programs

THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW.  EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED

If you develop a new program, and you want

IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS

it to be of the greatest possible use to the

AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE

public, the best way to achieve this is to

PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY

make it free software which everyone can

OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR

redistribute and change under these terms.

IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITEDTO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

To do so, attach the following notices to

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

the program.   It is safest to attach them

PARTICULAR PURPOSE.  

to the start of each source file to most

付録

081

effectively convey the exclusion of warranty;

This is free software, and you are welcomeand each file should have at least theto redistribute it under certain conditions;"copyright" line and a pointer to where thetype `show c' for details.

full notice is found.
The hypothetical commands `show w' and<one line to give the program's name and a`show c' should show the appropriate parts

brief idea of what it does.>of the General Public License.  

Copyright (C) <year>  <name of author>

Of course, the commands you use may
be called something other than `show w'

This program is free software; you canand `show c'; they could even be mouse-redistribute it and/or modify it under the

clicks or menu items--whatever suits yourterms of the GNU General Public License as

program.

published by the Free Software Foundation;either version 2 of the License, or (at yourYou should also get your employer (if you

option) any later version.

work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer" for theThis program is distributed in the hopeprogram, if necessary.   Here is a sample;

that it will be useful,but WITHOUT ANY

alter the names:

WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all

FOR A PARTICULAR PURPOSE.

copyright interest in the program

See the GNU General Public License for`Gnomovision' (which makes passes atmore details.

compilers) written by James Hacker.

You should have received a copy of the  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989

GNU General Public License along with this  Ty Coon, President of Vice

program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc.,

This General Public License does not permit

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA

incorporating your program into proprietary

02110-1301 USA.

programs.   If your program is a subroutine
library, you may consider it more useful to

Also add information on how to contact you

permit linking proprietary applications withby electronic and paper mail.

the library.   If this is what you want to do,use the GNU Lesser General Public License

If the program is interactive, make it output
a short notice like this when it starts in aninteractive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year
name of author Gnomovision comes with
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'.

082 付録instead of this License.

仕様
計測部位

右手／左手用の発信／受信コイル間

計測方式

電磁誘導方式

計測範囲

精度保証範囲２２～２１０㎜（センサ部間距離で規定）（但し、指腹間距離相当量で０～２００㎜ 程度）
２２～１３０㎜  （センサ部間距離で規定）（但し、指腹間距離相当量で０～１２０㎜ 程度）※実測時における計測範囲、及び精度保証範囲の目安にするため、親指と人差し指の厚みが各１５㎜であることを前提としています。

磁気センサケーブル強度

１９.６Ｎ以上（ＪＩＳ Ｔ３１０１：１９７９ ３.４引抜強さに適合)

発信コイルの発する磁束密度

家庭用電気磁気治療器規制値０.１８Ｔ以下（ＪＩＳ Ｔ ２００６）

センサ部間距離精度±１０％以内センサ部間距離相当量精度

２２～６６㎜：±１０㎜、６６㎜を超え１３０㎜以下：±１５％

データ解析

本機能はセンサ部間距離、センサ部間距離相当量を入力として、指の一方が質点として距離相当量の動きをした場合の質点の運動パラメータを算出します。（実際の指先の運動パラメータを計測あるいは算出するものではありません )タッピング周期５Ｈｚ ｍａｘ

サンプリング周期

１００Ｈｚ

出力データ

センサ部間距離に応じた受信コイル電圧値のデジタルデータ
ビット数  １６ビット（０～６５５３5）

動作環境

ＰＣ／ＡＴ互換機（パソコン１台に対し接続可能な装置数は１台）
  Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ ８.1
  Ｗｉｎｄｏｗｓ １０
  モニターの解像度が１０２４×７６８画素以上、フルカラー表示可能なこと

インターフェース

ＵＳＢ ２. ０

計測方法

親指と人差し指にセンサ部を装着

センサ部装着方法

バンド固定方式

温度

（動作時）
（充電時）
（輸送 ･ 保管時）：+5 ～ +35℃：+5 ～ +35℃：－ 10 ～ +40℃

湿度

（動作時）
（充電時）
（輸送 ･ 保管時）：+20 ～ +80%RH  （結露なきこと）：+20 ～ +80%RH  （結露なきこと）：+20 ～ +80%RH  （結露なきこと）

電源

DC5V、1.6 Ａ

サイズ

Ｗ ６９ × Ｄ ２８ × Ｈ １４０．
５㎜

重量

２１０ｇ（装置本体のみ、備品含まず）

内蔵電池

リチウムイオン電池３．
７Ｖ／３０００ｍＡｈ

付録

083

お客様相談窓口
お客様ご相談窓口
弊社の磁気センサ型指タッピング装置や関連製品の修理に関するご相談やご不明な点については、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、次の「お客様ご相談窓口」へご連絡ください。
TEL.

0120-5470-60

受付時間：09:00 ～ 17:00※ 弊社の休業日（土曜日、日曜日、祝日、および年末年始や夏季など）は休ませていただきます。
※ 一部の IP 電話からは繋がらない場合があります。その場合はお手数ですが、携帯電話やスマートフォンなどからお掛け直しをお願いいたします。

マクセル 磁気センサ型指タッピング装置 ホームページ

弊社の磁気センサ型指タッピング装置用の取扱説明書やアプリケーションソフトウェアの最新版は、弊社のホームページからダウンロードしてご利用いただけます。ホームページでは、別売品に関する情報もご案内しています。次の URL へアクセスしてご利用ください。
ホームページ URL

https://biz.maxell.com/ja/wellness_beauty_care/finger_tapping/

個人情報の取扱について●弊社が「お客様ご相談窓口」などで取得したお客様の個人情報は、お客様のご相談及びサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するために通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
●弊社の「個人情報保護方針」は、次の URL よりご参照ください。
個人情報保護方針 URL

https://biz.maxell.com/ja/privacy_policy.html

保証とアフターサービス

必ずおよみください！

修理を依頼されるときは「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源 OFF にしてから、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」へご連絡ください。

保証書

084 付録内容をよくお読みの後、納品書とともに大切に保管してください。保証期間については保証書をご覧ください。

ご不明な点や修理に関する
ご相談は修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

補修用
性能部品
保有期間

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。

保証期間が過ぎているときは修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料修理させていただきます。

修理料金のしくみ
技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれ
ています。

＋

部品代

修理に使用した部品代金です。
その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。