ＮＢＳ­ＲＭ­４９修酸標準体のδ１３Ｃ
山下浩司１），大森美奈子２），西洋邦秀２）１ ） 名 古 屋 大 学 大 学 院 人 間 情 報 学 研 究 科ｒʼ ＥＬ：０５２­７１Ｓ５？­２５７
ʼ ０，Ｅ­ｍａｉ１：ｍ９３１遜萎ｎ１７０．ｈｕｍａｎ．１１ａｇｏｙａ­ｕ．ａｃｊｐ

２ ） 名 古 屋 大 学 ア イ ソ ト ープ 総 合 セ ン タ ーＩʼＩʼ ＥＥＬ，：０５２­７８！？­２５６９，１三一ｍａｉｌ：ｊ４ｊ５６１６ａ＠１１ｕ（；ｃ．（；ｃ．ｎＥｌｇｏｙａ­ｕ．ａｃｊｐ

１。はじめに試料の△１４ｃは測定値δ１４ｃを測定値δ１３ｃで補正して算出される５・６・８）。世界的に修酸標準体としてＮＢＳ­ＳＲＭ­４９９０（Ｎ­４９！）Ｏ）が用いられてきたが、残存試料が枯渇してきたことから、現在はＮＢＳ­ＲＭ­４９（Ｎ­４９）が用いられている１・４・７）。Ｎ­４９９０からＮ­４９への切り替えに当たり１９８３年に世界１３施設で測定精度の相互比較が行われ、平均値は­１７．６ ０．１‰であると
報 告 さ れて い る ４ ・ ７ ） 。 名 古 屋 大 学 年 代 測 定 資 料 研 究 セ ン タ ー （ 当 セ ン タ ー ） で は 一 部 の 利 用 者
を除いてＮ­４９を用いている。当センターではＮ­４９の（５１３Ｃの値は研究者が個々に測定した 値 を 使 用 して お り 、 特 に 基 準 値 を 定 めて は い な い 。 ま た 国 際 比 較 が 行 わ れて か ら 既 に １ ５
年 経 過 して お り 、 こ の 間 に δ １ ３ Ｃ の 測 定 精 度 が 向 上 して い る こ とを 考 慮 して Ｎ ­ ４ ９ の δ １ ３ Ｃを高精度で測定し、国際平均値と比較した。
２。材料及び方法
ＮＢＳ­ＲＭ­４９姦酸１２〜１４ｍｇと線状酸化銅３００〜４２０ｍｇをパイレックス製ガラス管に封入し、約４ｍＴＯＩＴで封管後、電気炉で４５０ Ｃ、約２時間加熱して募酸をガス化した２・３・８）。生成ガ ス を 真 空 ラ イ ン に 導 入 し 、 液 体 窒 素 ト ラ ッ プ、 エ タノ ー ル ト ラ ッ プ を 行 っ て Ｃ ０ ２ を 精 製
した２ʼ３ʼ８）。精製Ｃ０２をガス用安定同位体質量分析計（Ｆｉｌｕｌｉｇａｎｒ１・ＩＡＴ２５２）を用いて１４試料のδ１３Ｃを測定した５・８）。表１の試料１〜３の測定シリーズ｜では試料ガスと標準ガスを交互に分 析 計 に 導 入 す る 測 定 サ イクル を ５ サ イクル と し 、 ４ 〜 １ ４ の 試 料 の 測 定 シ リ ーズ ｜ ｜ で は １ ２
サ イク ル と し た 。 測 定 の 不 確 か さ は １ 標 準 偏 差 で 示 し た 。
３。結果及び考察
表 １ は Ｎ Ｂ Ｓ ­ Ｒ Ｍ ­ ４ ９ 修 酸 １ ４ 試 料 の δ １ ３ Ｃ を 示 して い る 。 測 定 シ リ ーズ ｜ の 値 は ­ １ ７ ． ５ ０ ２ 〜­１、ʼ７．：１９７‰にあり、平均値は­１７．３９２ ０．０９８‰であった。また試料間の最大の差は０．３０５‰、

３１
２

１標準偏差の平均値に対する相対値は約０．６％であった。国際平均値­１７．６ ０．１‰４・７）との差が約０．２‰あった。この程度の差はδ１４Ｃの補正に重大な影響を及ぼすことはないが、精度を 上 げ て 測 定 す る と ど の よ う な 値 に な る か を 確 認 す る た め に 測 定 シ リ ーズ １ １ で は 番 号 ４ 〜
１４までの１１試料を測定した。（５゛Ｃは­１７．６０３〜­１７．５５３‰の間にあり、試料間の差は最大で０．０５０‰であった。平均値はーで１７．５８１６士（）。００４５‰となり、１標準偏差の平均値に対する相対値は約０．０２６％であった。シリーズＨの平均値は国際平均値­１７．６ ０．１‰４・７）とよく一致しており、このことは当センターにおいては今後は必ずしも個人個人でδ１３Ｃを測定する必要 は な く 、 国 際 平 均 値 を 使 用 し て 良 い こ と を 示 し て い る 。 シ リ ーズ Ｉ と シ リ ーズ ｜ ｜ と の 間の差は吝酸をガス化してｃｏ２に精製する過程にあることも考えられないわけではないが、ガ ス 用 安 定 同 位 体 質 量 分 析 計 を 用 いて δ １ ３ Ｃ を 測 定 し た 過 程 に あ る と 考 え ら れ る 。 す な わ
ち シ リ ーズ ｜ は ５ サ イクル 測 定 で あ っ た が 、 シ リ ーズ １ １ で は １ ２ サ イクル 測 定 と し た の で、測定回数が増したことにより統計精度が改善されたと解釈するのが妥当であろう。また１１試料の１標準偏差；４バ０．００４５‰であったことは試料の均一性と測定装置の安定性を示している。
Ｔａｂｌｅ１．１３ＣｏｆｔｈｅＮｅｗＯｘａｌｉｃＡｃｉｄＳｔａｎｄａｒｄ（ＮＢＳ­ＲＭ­４９）
δ１３Ｃ（‰）

Ｓ
（
５
ｒ
ｉ
ｅ
ｓ ＳａｍｐｌｅＮｏ．

１

日

１

­１７．５０２

２­１７．１９７３­１７．４７８４­１７．５９３５­１７．５７５

６­１７．５６８

７­１７．５５３８­１７．６０３

９­１７．５８９１
０­１７．５９５１
１­１７．５８２

１
２­１７．５６５

１３­１７．５８６

１４­１７．５８９３
１
３

Ｍｅａｎ（‰）­１７．３９２士０．０９８­１７．５８１６ ０．００４５

４。結論
ＮＢＳ­ＲＭ­４９修酸標準体１１試料の（５１３ｃの平均値は­１７．５８１６ ０．００４５‰であり、国際平均値­１７．６ ０．１‰とよく一致した。使用した修酸試料は ０．０２６％以内で均一であった。

５。謝辞
試料調製、測定において助言を頂いた名古屋大学年代測定資料研究センターの中村俊夫
助教授、小田寛貴助手、太田友子、池田晃子両女史に感謝致します。
６．参考文献１）ＣａｖａＵｏ，Ｌ．Ｍ．；ＭａｎｎタＸゝへＢ．“ＮｃｗＮａｔｉｏｎａ１Ｂ１１１゛ｃａｕｏｆＳｔａｎｄａｌ（ｊｌ；ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ（２１ｂʻ ｏｎ­１４
ｓｔａ１１（ｊａｒｄｓ”．Ｒ，ａ（ｊｉｏ詣這ｂｏｎ２２（３），９６２­９６３（で１９８０）．
２ ） 北 川 浩 之 ほ か． “ 水 素 還 元 法 に よる Ａ Ｍ Ｓ 法 炭 素 ­ １ ４ 測 定 の た め の グ ラ フ ァ イ ト タ ー ゲ ットの作成法”．名古屋大学加速器質量分析計業績報告書（旧，１１３­１：；！１（１９９１）．
３）Ｋｉｔａｇａｗａ，Ｈ．ｃｔａ１．”ＡｂａｔｃｈｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｍｃｔｈｏｄｆｏｒｇｒａＰｈｉｔｃｔａｒｇｃｔｓｗｉｔｈｌｏｗｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｆｏｒＡＭＳ
１４Ｃｍｃａｓｕｒｅｍｃｎｔｓ”．Ｒａｄｉｏｃａｒｂｏｎ３５（２），２９５­３００（１９９３）．
４）Ｍａｎｎ，Ｗ．Ｂ．“Ａｎｉｎｔｃｍａｔｉｏｎａｌｒｃｆｃｒｃｎｃｃｍａｔｃｒｉａｌｆｏｒｒａｄｉｏｃａｒｂｏｎｄａｔｉｎど．
ʼ Ｒａｄｉｏｃａｒｂｏｎ２５（２），５１９­５２７
ʼ （１９８３）．
５ ） 中 村 俊 夫 ほ か． “ タ ン デ ト ロ ン 加 速 器 質 量 分 析 計 に よ る １ ４ Ｃ 測 定 に お け る 炭 素 同 位 体 分 別の補正について­１４Ｃ年代算出の手引きー”．名古屋大学加速器質量分析計業績報告書（Ｖ），
２３７­２４：Ｅ３（でＬ９９４）・
６）小田寛貴．“加速器質量分析計による１４Ｃ／１３Ｃ比測定における同位体効果の補正（｜｜）­ｔ１４ＣとＤ１４Ｃとの関係式についての問題­”．名古屋大学加速器質量分析計業績報告書（Ｖ１１）バ３１０­：Ｅ１２（）け９９６）・
７）Ｓｔｕｉｖｃｒ，Ｍ．“ｌｎｔｅｍａｔｉｏｎａｌａｇｒｅｃｍｃｎｔｓａｎｄｔｈｅｕｓｅｏｆｔｈｃＮｃｗｏｘａｌｉｃＡｃｉｄＳｔａｎｄａｒｄ”．Ｒａｄｉｏｃａｒｂｏｎ
２５（２），７９３­７９ｊ５（１９８３）・
８ ） 山 下 浩 司 ； 西 沢 邦 秀 ． “ 日 本 産 米 の １ ４ Ｃ 濃 度 の 分 析 ” ． 名 古 屋 大 学 加 速 器 質 量 分 析 計 業 績
報告書（ＶＩ），１：；！１１­１３７（１９９５）・­ ３ １ ４ ­Ｔｈｅ（５｀１３ＣｏｆｔｈｅＮｅｗｏｘａｌｉｃＡｃｉｄＳｔａｎｄａｒｄ（ＮＢＳ­ＲＭ­４９）

ＨｉｒｏｓｈｉＹＡＭＡＳＩ・ｎＴＡｌｔｌり４ｉｎａｋｏＯＨＭＯＲＩ２），ＫｕｎｉｈｉｄｅＮＩＳＩ­｛ＩＺＡＷＡ２｝

１）ＧｒａｄｕａｔｅＳｃｈｏｏｌｏｆＨｕｍａｎｌｎｆｏｍｌａｔｉｃｓ，Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖｃｒｓｉｔｙ
ＴＥＬ：０５２­７８Ｓ；１­２５７０，Ｅ­ｍａｉ１：ｍＳ；｝３１２６＠ｉｎ１７０．ｈｕｍａｎ．ｎａ１１（）ｙａ­ｕ．ａｃ・ｊｐ
２）ＲａｄｉｏｉｓｏｔｏｐｅＲｅｓｅａｒｃｈＣｅｎｔｅｒ，Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖ（；ｒｓｉｔｙ
７ｒＥＬＪ５２­７８９­２卵９，Ｅ­ｍａｌｊ４５６でＬ６ａ＠ｎｕｃｃ．ｃｃ．ｎ２ｌｇｏｙ２１­ｕ．ａｃ．ｊｐ

Ｔｈｅδ１３ＣｏｆｔｈｃＮｅｗｏｘａｌｉｃＡｃｉｄＳｔａｎｄａｒｄ（ＮＢＳ­ＲＭ­４９）ｔａｊｋｃｎｆｒｏｍｔｈｅｓａｍｅｂｏｔｔｌｅｗａｓｍ（うａｓｕｒｃｄｂｙａｍａｓｓｓｐ（；ｃｔｒｏｍ（ｉｔ（ｉｌʼ（ＦｉｎｎｉｇａｎＭＡＴ­２５２ｙＴｈｅδ１３Ｃｏｆｌｌｓｍｐｌｃｓｒａｎｇｃｄｆｒｏｍ­１７．６０３ｔｏ­Ｔ１７．三蓼手垂章ｏ，ａｎｄａｖｅｌ・ａｇｅｄ­：１ダ７．５８１６ ０．００４５１？ｆ；ｏ．Ｔｈｅ２１Ｖ・：；ｒａｇｅｖａｌｕｅｃｏｉｎ，こｉｄｃｄｗｉｔｈｔｈｃ
ｉｎｔｃｍａｔｉｏｎａｌｌｙａｕｔｈｏｒｉｚｃｄｖａｌｕｃｏｆ­１７．６ ０．１‰．Ｔʼｈｃ（）ｖｃｒａｌｌｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙｗａｓｌｃｓｓｔｈａｎ０．０２６％ｂｙ
ｏｎｃｓｔａｎｄａｒｄｄｅｖｉａｔｉｏｎ．ＴｈｅＮＢＳ­ＲＭ­４９１；鉦ｌｐｌｅｗａｓｃｏｎｓ扁ｅｒａｂｌｙｈｏｍｏｇｃｎｅｏｕｓ．

３１５­