高品質・安全性・機能性

共立はこの3つの信頼をカタチに変えた

ISO 9001/JIS Z 9001 APPROVED BY BVQI

ISO 9001 認証取得

リーケージクランプセンサで1〜3chの漏洩電流値を記録、60,000件の大容量データを記録（1ch使用時）
記録したデータはUSB接続でパソコンにダイレクト通信、データ解析・グラフ表示等の編集が可能
電流設定値を超えるとLEDが点滅
どのような絶縁監視にも対応できる4つの記録モードを搭載
1連続記録モード
2イベント記録モード
3最大値記録モード 4キャプチャ記録モード
驚異の連続測定時間
スタンダードタイプ：約25日間（MODEL 5000）
ロングライフタイプ：約40日間（MODEL 5001）
MODEL 5000 標準価格 28,000円【実物大】

MODEL 5001 標準価格 30,000円

キューリークロガー

MODEL 5000/5001
このカタログは2004年3月以前に作成されたもので、税込価格は記載されておりません。

3ch入力で漏洩電流を記録
60,000件の大容量データを記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では各ch20,000件のデータが記録可能

驚異の連続測定時間
スタンダードタイプ：約25日間（MODEL 5000）
ロングライフタイプ：約40日間（MODEL 5001）

配電盤のどこにでも設置ができるマグネット付。

電池消耗時も消えないデータ
不揮発性メモリの使用により、電池消耗時や交換時もデータは消えません。
（10年保証）

電池残留表示電池の状態を4段階で表示（点滅で約1日間測定可能）

付属のソフトウェアで現在時刻、記録間隔、記録開始、記録方法、現況名称、コメントなどの設定が可能。
ワンタイム／エンドレス方式切換え●ワンタイムON
メモリーがいっぱいになると記録を停止。
●ワンタイムOFF（エンドレス）
古いデータから上書きして最新のデータを残します。

リコール機能●最近の記録10件（日時・記録値）を本体で確認可能。
●連続記録モードでは記録件数、その他の記録モード
では各チャンネ ルごとに電流検出件数を確認可能。

電流設定値を超えるとLEDが点滅

リーケージクランプセンサは任意の組み合わせが可能です。

リーケージクランプセンサを3chまで接続可能

リーケージクランプセンサU S B 接 続で P C へダイレクトでデータ通 信
ソフトも充実！

記録した大量のデータもパソコンで解析・処理

1 パソコンで簡単設定（本体でも設定可能） 2 大量デ ータをラクラク処理

4 現 場 の 名 称も設 定 可 能

3ワンクリックでグラフも一発作成

USBだから安価でシステム構成も可能
USBハブ 4ポート

【接続例】

ロガー本体
USBハブ 4ポート

PC

簡単操作のKEW LOG Softが付属！

USBハブ 4ポート

※市販のUSBハブで10台までのシステム構成が可能です。
USBハブは I･O DATA，BUFFALO，
SANWA SUPPLY 社様の製品で動作確認をしています。

どんな絶縁監視にも対応する4つの記録モード
1連続記録モ ード

2イベント記録モ ード
・長期間の電流変化を記録し、一定間隔で測定・記録をするため、時間に伴い変動するリークの状態を確認。
・メモリー件数は、60,000件。
（1ch使用時）
・記録間隔設定は、1秒〜60分までの15種。

測定間隔記録間隔

3区間最大値記録モ ード
記録値
設定値
設定値
50%
間隔10秒
記録開始

記録終了

・間欠リークの発見に威力を発揮。
・1.6ミリセカンドでのサンプリングでELBの動作を完全にキャッチ。
・電流測定値をオーバーすると記録を開始し、電流検出値の50％以下、または10分間（10秒毎）の最大値を記録。
・電流設定値を超えるとLEDが点滅。

8データ（約0.8ミリ秒）

・リーク発生の瞬間の電流値、時間、頻度を確認。
・1.6ミリセカンドでのサンプリングでELBの動作を完全にキャッチ。
・電流設定値をオーバーの際には8ポイントのデータ（約0.8ミリ秒間分の真の実効値）とピーク値を記録。
・電流設定値を超えるとLEDが点滅。

4キャプチャ記録モ ード
・1ミリセカンドのサンプリングで、簡易的に波形の観測が可能。
・電流設定値を超えると、その前後、200ミリセカンド（10〜12波形分）の瞬時値を記録。
・電流設定値を超えるとLEDが点滅。

各部の名称【LCD表示部】【本体操作部】

haigbjck

dc
adb

e

e
f

100mA

1000mAa チャンネル番号
bf

記録モード

c ワンタイム方式

gd スケール動作e メニュー操作ガイド
f レンジホールド
g オートパワーオフ解除中h

時計／タイマーi

記録中表示

jバッテリーマーク

k

測定単位

外形寸法図

a 電源 ON/OFF
メニューモード
メニュー選択
設定変更
設定登録b 記録開始記録停止
メニューに戻る
設定取消
c USB接続部

d チャンネル表示切換
メニュー表示切換
設定値変更
e レンジ切換
メニュー表示切換
設定値変更
f 電流検出LED
g リーククランプセンサー接続
コネクター部（3ch）※MODEL 5000 と MODEL 5001 は、奥行きの寸法に違いがあります。

3642

MODEL 5000

MODEL 5001

11160

仕 様
●測定範囲および確度（AC 50/60Hz）【連続記録モード】
レ ン ジ

測 定 範 囲100mA0〜100.0mA

1000mA

0〜1000mA

本 体 確 度センサー組み合せ確度±1.0%rdg±5dgt±2.0%rdg±10dgt±2.0%rdg±6dgt【イベント記録モード、区間最大値記録モード】
レ ン ジ

測 定 範 囲100mA0〜100.0mA

1000mA

0〜1000mA

本 体 確 度センサー組み合せ確度±1.5%rdg±7dgt±2.5%rdg±12dgt±2.5%rdg±8dgt【キャプチャ記録モード】 ※電流検出判定の確度が違います。取説を参照ください。

動レンジ

測定範囲

100mA

0〜100.0mA

1000mA

0〜1000mA

作

方

入

本体確度式

逐次比較方式力

AC電圧（AC 100ｍＶ／Ａ）

定格最大動作電圧
入力

センサー組み合せ確度±3.0%rdg±12dgt±4.0%rdg±17dgt±4.0%rdg±13dgt

AC 170ｍVrms、250ｍVピーク値数

3ch

測定

方式

真の実効値演算

測定間

隔

1,2,5,10,15,20,30秒 ／ 1,2,5,10,15,20,30,60分

入力オーバー表示

測定範囲を超えた場合、"OL"表示電 池 電 圧 警 告

4段階電池マーク表示

連続使用可能時間

MODEL 5000：イベント記録で約25日間（常温）／ MODEL 5001：イベント記録で約40日間（常温）絶縁抵

抗50MΩ以上／1000V

外形

寸法

MODEL 5000：111（L）
×60（W）×36（D）mm ／ MODEL 5001：111（L）×60（W）×42（D）mm

量

MODEL 5000：約255g（電池を含む）／ MODEL 5001：約315g（電池を含む）

最大表

示

1049カウント

適用

規格

IEC 61010-2-032（JIS C 1010-2-32）, CAT.Ⅲ 300V／CAT.Ⅱ 600V, IEC 61326（EMC規格）

使用

電池重付オ属プ

ショ

MODEL 5000：単三アルカリ電池

4本 ／ MODEL 5001：単三アルカリ電池

取扱説明書、単三アルカリ電池、グラフ表示ソフトウェア（CD）、USBケーブル、携帯用ケース（MODEL 9118）

ン

リーケージクランプセンサー（MODEL 8141、MODEL 8142、MODEL 8143）／ ハードケース（MODEL 9119）

オプション
ハードケースMODEL 9119

標準価格 4,500円

ハードケースの収容スペースにはリーケージクランプセンサを任意の組み合わせで3台収容できます。
【リーケージクランプ収容組合せ表】
リークロガー本体
MODEL 8143
MODEL 8142

6本品

組 合 せ 可 能 台 数
1台
2台

MODEL 8141

1台
1台
1台

3台
2台

2台

1台

1台

2台

■お求めやすいセットモデルも、ご用意いたしました。
セットモデル名
リークロガー（スタンダードタイプ）

MODEL 5000-1

MODEL 5000-2
MODEL 5000：1台

標準価格

MODEL 5000：1台
MODEL 8141（φ24mm）：1台
MODEL 8142（φ40mm）：1台
MODEL 8143（φ68mm）：1台90,500円

セットモデル名
リークロガー（ロングライフタイプ）

MODEL 5001-1
MODEL 5001：1台

MODEL 5001-2
MODEL 5001：1台

リーケージクランプセンサ

MODEL 8141（φ24mm）：1台
MODEL 8142（φ40mm）：1台

MODEL 8142（φ40mm）
：2台

標準価格

MODEL 8143（φ68mm）：1台92,500円

MODEL 8143（φ68mm）：1台95,500円

リーケージクランプセンサ

MODEL 8142（φ40mm）：2台
MODEL 8143（φ68mm）：1台93,500円

リーケージクランプセンサ

Ø24

Ø68

Ø40

MODEL 8141

MODEL 8142

MODEL 8143

標準価格 15,000円

標準価格 18,000円

標準価格 25,000円

MODEL 8141

MODEL 8142

測定可能導体寸法

最大φ24mm最大φ40mm

最大φ68mm

入力電流範囲

AC 0〜1000mA

AC 0〜1000mA

AC 0〜1000mA

出力

電確

MODEL 8143

圧

AC 0〜100mV（AC 100mV/A）

AC 0〜100mV（AC100mV/A）

AC 0〜100mV（AC100mV/A）

度±1.0％rdg±0.1mV（50/60Hz）±1.0％rdg±0.1mV（50/60Hz）±1.0％rdg±0.1mV（50/60Hz）±2.0％rdg±0.1mV（40Hz〜1kHz）±2.0％rdg±0.1mV（40Hz〜1kHz）±2.0％rdg±0.1mV（40Hz〜1kHz）

圧

AC 3,700Vrms（1分間）

AC 3,700Vrms（1分間）

AC 3,700Vrms（1分間）

コード長：出力端子

コード長2m：MINI DIN 6pin

コード長2m：MINI DIN 6pin

コード長2m：MINI DIN 6pin

使用温湿度範囲

0〜50℃，85％（結露なきこと）

0〜50℃，85％（結露なきこと）

0〜50℃，85％（結露なきこと）

出力インピーダンス

約200Ω

約200Ω

約120Ω

IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 300V 汚染度2

IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 300V 汚染度2186（L）
×129（W）
×53（D）mm

絶縁

耐安全規

格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 300V 汚染度2

外形

寸法100（L）
×60（W）
×26（D）mm

128（L）
×81（W）
×36（D）mm

量

約150g

約240g

約490g

品

携帯用ケース（MODEL 9095）

携帯用ケース（MODEL 9095）

携帯用ケース（MODEL 9094）

バナナφ4変換プラグ（MODEL 7146）

バナナφ4変換プラグ（MODEL 7146）

バナナφ4変換プラグ（MODEL 7146）

延長コード（MODEL 7147）

延長コード（MODEL 7147）

延長コード（MODEL 7147）

重付属

オ プ シ ョ ン

オプション
3003000

バナナφ4変換プラグ

MODEL 7146

延長コード

標準価格 2,500円

MODEL 7147

標準価格 4,300円

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、安全にお使いいただくために 正しくお使いください。
■お問い合わせ、ご用命は下記へ

本社
東京営業所
産機直需課

〒152-0031 東京都目黒区中根2-5-20
TEL. 03（3723）7021 FAX.03（3723）0139

大阪営業所〒564-0062 吹田市垂水町3-16-3 江坂三昌ビル6F
TEL.06（6337）8648 FAX.06（6337）8590

仙台営業所〒983-0841 仙台市宮城野区原町1-3-21 仙塩レジデンス308
TEL.022（297）9671 FAX.022（298）8009

工宇和島・愛媛場

ホームページ

この印刷物は環境保護のため、大豆油インクと再生紙を使用しています。

http://www.kew-ltd.co.jp●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 03.09AD