www.legatool.com | line id: @lega | Tel: 02 746 9933

CHECK TEMPERATURE AND HUMIDITYตรวจสอบอุณหภูมแิ ละความชืน้INFRARED THERMOMETERเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดหรือปนวัดอุณหภูมิ เปนเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่พื้นผิวของวัตถุแบบไมสัมผัสกับวัตถุ(Non-contact thermometer) โดยใชหลักการการวัดรังสี Infrared ที่แผออกจากวัตถุ เหมาะสําหรับการวัดอุณหภูมิเฉพาะจุด จากระยะไกลหรือในสภาวะที่อันตรายและยากที่จะเขาถึง

HUMIDITY DATA LOGGERเครื่องวัดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นไรสาย ตัวเครื่องมีขนาดเล็กและกะทัดรัด สามารถพกพาไดสะดวกเหมาะสําหรับการใชงาน เพื่อเก็บบันทึกขอมูลวัดอุณหภูมิตลอดเวลา ตรวจสอบขอมูลแบบ Real-time ไดนิยมใชงานใน หองเย็น โรงเพาะปลูก อุตสาหกรรมคลังสินคา หองแชแข็ง หองเย็น หองเก็บไวนCHECK TEMPERATURE

ตรวจสอบอุณหภูมิชองปรับอากาศ

FT3700-20

LR5001

FT3701-20

INFRARED THERMOMETER

Model
Measurement
range

FT3700-20

FT3701-20−60.0 to 550.0℃−60.0 to 760.0℃

Measurementﬁeld diameter

φ83 mm at 1000 mm

φ100 mm at 3000 mm

MAX/MIN/DIF (MAX-MIN)/AVG measurement,
alarm, backlight, continuous measurement mode,
auto power off

Functions

0 to 50℃, 80%RH or less (non-condensating)Storage temperature-10 to 50℃, 80%RH or less (non-condensating)
50℃ to 60℃,70% RH or less (non-condensating)Other

Accuracy guarantee fortemperature and humidity

23℃ ±3℃, 80%RH or less (non-condensating)Standards
Power supply

JIS C6802: 2005 (Laser), EN61326 (EMC)
LR03 Alkaline battery × 2

Dimensions (W × H × D )48 × 172 × 119 mm
256 g

WeightWIRELESS HUMIDITY LOGGER

LR5001

LR8514Temperature, Humidity

Channels1ch (temperature), 1ch (humidity)

2ch (temperature), 2ch (humidity)

Range(Temperature) -40 to 85°C
(Humidity) 0 to 100% RH(Temperature) -40 to 80°C
(Humidity) 0 to 100% RH

Recording intervals
Recording modes

Communication reaches
Storage capacity

Operating temperaturePower supply

Other

Operating temperature

HUMIDITY LOGGER

Data Logger

Measurement

Measurement

0.0 to 100.0℃ (-32.0 to 212.0˚F): ±2℃
100.1 to 500.0℃ (212.1 to 932.0˚F): ±2% rdg-35.0 to -0.1℃ (-31.0 to 31.9˚F): ±10% rdg ±2℃

Accuracy

ModelLR8514

Continuous
operating time
Dimensions(W × H × D )1/2/5/10/15/20/30 sec.
/1/2/5/10/15/20/30/60 min.
Instantaneous value, MAX/MIN/AVG

0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/30
sec./1 min./2/5/10/20/30/1h
N/A
30 m, line of sight

N/A
60,000 data sets per channel

500,000 data sets per channel

3 months(1min. recording interval),
20 days (1sec.)

3.5 months(1min. recording interval),
3 months (1sec.)

79 × 57 × 28 mm

85 × 61 × 31 mm

105 g

95 g

-20℃ to 70℃,80%RH or less
LR6 Alkaline battery ×1

Weight-20℃ to 60℃,80% RH or less
LR6 Alkaline battery ×2

D : Distance (mm) S : Spot (mm)
φ167

φ83

S

D2000

φ55

φ200

φ100S

500
1000
D

D : S = 12 : 1

FT3700-20

6000

3000

D : S = 30 : 1

φ52
1000

FT3701-20

ภาพลักษณะการใชงาน LR5001

ภาพลักษณะการใชงาน LR8514

Import data to a PC and create graphs

LR5000 Utility program (Freeware)วัดอุณหภูมิเฉลี่ยภายในวงกลมที่กําหนด

รัศมีวงกลมในการวัดอุณหภูมิ

จัดการขอมูลและดูกราฟผาน software ไดWireless สงสัญญาณไกลไดสูงสุด 30 m(Free Andriod)

Check Temperature Circuit breakerวัดพื้นที่ ที่ไมสามารถสัมผัสหรือเขาถึงไดหนาจอแสดง อุณหภูมิและความชื้นพรอมกัน

Application Wireless Logger Collector

www.legatool.com | line id: @lega | Tel: 02 746 9933

TEST INSULATIONทดสอบความเปนฉนวนไฟฟา

INSULATION TESTERเครื่องมือที่ใชวัดคาความตานทานชนิดพิเศษ คือใชวัดความตานทานที่มีคาสูงมากเปน เมกะโอหม (mega ohmmeter) ซึ่งเปนคาความตานทานที่บอกคุณสมบัติการเปนฉนวนไฟฟาหรือเปนเครื่องชี้การรั่วลงดิน(ground) ของเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟา โดยเฉพาะในระบบทําความเย็น เครื่องมือทดสอบฉนวนไฟฟาจะใชสําหรับตรวจสอบความเปนฉนวนของขดลวดมอเตอรในคอมเพรสเซอรชนิดหุมปดและชนิดกึ่งปดเนื่องจากมีขดลวดทํางานสัมผัสกับสารทําความเย็นและสารหลอลื่นในระบบ จึงเปนอุปกรณที่มีโอกาสเกิดการรั่วลงดินสูงมาก
CAT III 600 Vแสดงสถานะเตือน FAIL

RED light

Continuous toneสถานะเตือนไฟและเสียงเมื่อวัดคาที่ตํ่า

IR4056-20, IR4056-21

IR4057-50

IR4053-10

Measurement type

Standard

High-speed

PVModelIR4056-20, IR4056-21

IR4057-50

IR4053-10

Number of ranges

5

Testing voltage (DC) /Effective maximum
indicated value

50 V /100 MΩ
125 V /250 MΩ
250 V /500 MΩ
500 V /2000 MΩ
1000 V /4000 MΩ

1st effective
measuring range

0.200 to 10.00 MΩ (50 V)
0.200 to 25.0 MΩ (125 V)
0.200 to 50.0 MΩ (250 V)
0.200 to 500 MΩ (500 V)
0.200 to 1000 MΩ (1000 V)

PV Ω measurement

N/A

DC voltage

600 V

AC voltage

1000 V
600 V

Low resistance measurement
Displaying 1-min. values

N/A
N/A

N/A

Comparator decision
response time

0.8 second

0.3 second

0.8 second (PV : 4 s)

AUTO power save
AUTO range
Bluetooth ® communication

N/A

Bar graph

N/A(With Z3210)

N/A
N/A

Backlight
Power supply

LR03 Alkaline × 4

Dimensions(W×H×D)

159 × 177 × 53 mm

Weightภาพลักษณะการใชงาน

600 g

Backlight (White LED)640 gรองรับ Bluetooth® technology (IR4057-50)

600 gมีเคสอยางดีติดมากับตัวเครื่อง พรอมฝาเลื่อนwww.legatool.com | line id: @lega | Tel: 02 746 9933

TEST SUPPLY VOLTAGEทดสอบแรงดันไฟฟา

MULTIMETERทดสอบแรงดันโดยใชเครื่องมือวัดไฟฟามัลติมิเตอร (Multimeter) ซึ่งสามารถวัดไดหลายคา เชน คาแรงดัน(Voltage) คากระแส (Current) คาความตานทาน(Resistance) บางรุนสามารถวัด frequency, คา Diodหรือคาอื่นๆ ภายในเครื่องเดียวไดดวย จัดเปนหนึ่งในเครื่องมือวัดทางไฟฟาที่สําคัญและเปนเครื่องมือวัดพื้นฐานของวิศวกร, ชาง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ตองการวัดคาทางไฟฟาพื้นฐานตางๆเครื่องมือวัดไฟฟามัลติมิเตอรMeasurement type

Model

DT4281

DT4282DT4252DT4253

Electrical work

General use

General use

Air conditioning/
instrumentation

High-end models

DT4281

DT4282DT4256

PV

Electrical work

General use

DT4252DT4253DT4255

DT4256

DT4254

True RMS

Display counts

6000

DCV typical accuracy±0.025% rdg ±2 dgt

Frequency characteristics

20 Hz to 100 kHz

DC voltage(Resolution)

1000 V(0.001 mV)±0.2% rdg ±5 dgt±0.3% rdg ±5 dgt±0.3% rdg ±3 dgt
40 Hz to 1 kHz

1000 V(0.1 mV)

AC voltage(Resolution)

1500 V(0.1 mV)

1000 V(0.1 mV)

1000 V(0.001 V)

DCV + ACV

1000 V

N/A

Measurement parameters

DC current(Resolution)

600 mA(0.01μA)

10 A(0.01μA)

10 A(0.001 A)

AC current(Resolution)

600 mA(0.01μA)

10 A(0.01μA)

10 A(0.001 A)

AC current (Clamp)

1000 A

N/A

N/A

Resistance

600 MΩ

Temperature-40 to 800℃Capacitance

100 mF

Frequency

500 kHz

60 mA(0.01 μA)

10 A
(0.01 mV)

N/A

10 A
(0.1 mV)

N/A
1000 A
60 MΩ

N/A

N/A

1000 A

N/A-40 to 400℃

10 mF

60 MΩ
N/A

N/A

10 mF

99 kHzContinuity check

N/A

Diode check

N/A
N/A

N/A

Voltage detection

N/A

Additional functions

AUTO AC/DCV
MAX/MIN/AVG

DT4255

Standard models

AC measurement system

Conductance

DT4254

N/A
MAX/MINPEAK display

N/A

Relative display
Decibel conversion

N/A

Percentage conversion
display (4-20 mA)

N/A

N/A

AUTO range
Display

Hold display value

AUTO / MANUAL

Dual display
Bar graph display

N/ABacklight
Internal memory

N/A

USB communication
SafetySafety standard
category

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Power supply

LR6 ×4
Alkaline battery

LR03 ×4
Alkaline battery

Dimensions(W × H × D)

93 × 197 × 53 mm

84 × 174 × 52 mm

Weight650 g

390 g

www.legatool.com | line id: @lega | Tel: 02 746 9933

TEST SUPPLY VOLTAGEทดสอบแรงดันไฟฟา

MULTIMETERทดสอบแรงดันโดยใชเครื่องมือวัดไฟฟามัลติมิเตอร (Multimeter) ซึ่งสามารถวัดไดหลายคา เชน คาแรงดัน(Voltage) คากระแส (Current) คาความตานทาน(Resistance) บางรุนสามารถวัด frequency, คา Diodหรือคาอื่นๆ ภายในเครื่องเดียวไดดวย จัดเปนหนึ่งในเครื่องมือวัดทางไฟฟาที่สําคัญและเปนเครื่องมือวัดพื้นฐานของวิศวกร, ชาง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ตองการวัดคาทางไฟฟาพื้นฐานตางๆเครื่องมือวัดไฟฟามัลติมิเตอร

DT4221

Measurement type

Model

Electrical workDT4222

DT4223General use

Electrical work

DT42243030-10

General use

DT4222

DT42233246-60

Electrical work

Pocket models

DT42213244-60

3030-10

DT42243244-603246-60

AC measurement system

True RMS

N/A

Display counts

6000

N/A

DCV typical accuracy±0.5% rdg ±5 dgt

f.s. reading ±2.5%

Frequency characteristics

40 Hz to 1 kHz

N/A

DC voltage(Resolution)

600 V(0.1 mV)

600 V

500 V
(0.1 mV)

600 V

AC voltage(Resolution)

600 V(0.001 V)

600 V

500 V
(0.001 V)

600 V

DCV + ACV
Measurement parameters

N/A

AC current(Resolution)

300 mA

N/A

42 MΩ

N/A

Resistance

60 MΩ

3 kΩ

Temperature

N/A150℃

N/A

10 mF

Frequency

N/A

N/A

10 mF

N/A

9.9 kHz

N/A

Continuity check

N/A
N/A

N/A

Conductance

N/A
N/A

Additional functions

Voltage detection

N/A

AUTO AC/DCV

N/A

N/A

N/A
N/A

MAX/MIN/AVG

N/APEAK display

N/A

Relative display

N/A

Decibel conversion

N/A

Percentage conversion
display (4-20 mA)

N/A

AUTO range
Display

Hold display value

N/A

MANUAL

AUTO / MANUAL

Dual display

N/A
N/A

Bar graph display

N/ABacklight

N/AInternal memory

N/A

USB communication
SafetySafety standard
category±1.3% rdg ±4 dgt

50 Hz to 500 Hz

N/A

AC current (Clamp)

Diode check4199±0.7% rdg ±4 dgt

N/A

DC current(Resolution)

Capacitance

MEAN Value

N/A
CAT IV 300 V
CAT III 600 V

CAT III 600 V

CAT III 300 V

CAT IV 300 V
CAT III 600 V

Alkaline battery

LR03 × 1

R6P × 2
manganese battery

Dimensions(W × H × D)

72 × 149 × 38 mm

95 × 141 × 39 mm

55 × 109 × 9.5 mm

30 × 182 × 26.5 mm

Weight190 g

280 g

60 g

80 g

Power supply

CR2032 × 1
coin type battery

www.legatool.com | line id: @lega | Tel: 02 746 9933

TEST LOAD CURRENT, DETECT LEAKAGE CURRENTทดสอบกระแสไฟฟา, ตรวจจับกระแสไฟรัว่

CLAMP METERSการทดสอบกระแสไฟฟา, หรือการตรวจจับกระแสไฟรั่ว โดยใชแคลมปมิเตอร จัดเปนเครื่องมือวัดทางไฟฟาประเภทหนึ่ง ที่หลักๆใชสําหรับวัดคากระแสที่เกิดขึ้นในวงจร หรือ ในระบบไฟฟา โดยคิดคนออกมาเพื่อใหสามารถวัดคากระแสไดอยางแมนยํา และ มีประสิทธิภาพ โดยที่ไมจําเปนตองสัมผัสกับสายไฟโดยตรง ทําใหไมตองเสียเวลาในการหยุดการทํางานของอุปกรณไฟฟา หรือ หยุดการทํางานของระบบเพื่อใชแคลมปมิเตอรไดสะดวก แคลมปมิเตอรจึงเปนเครื่องมือวัดที่สําคัญกับงานดานไฟฟาหรือสายงานทางวิศวกรรมงานไฟฟาตางๆ นิยมนํามาใชงาน ไฟฟาโรงงาน ไฟฟาในอาคาร ไฟฟาในบาน งานซอมบํารุงตางๆNew Slim Jaw Designขาแคลมปเพรียวบางหนีบไดอยางงายดาย

CM4371, CM4372

CM4373, CM4374

Measurement type

CM4375, CM4376

CM4141, CM4142

CM4001

AC / DC Current

CM4002, CM4003

Leakage Current

Model

CM4371
CM4372

CM4373CM4374

CM4375
CM4376

CM4141
CM4142

CM4001

CM4002
CM4003

Core jaw diameter

φ33 mm

φ55 mm

φ34 mm

φ55 mmφ24 mm

φ40 mmAC measurement system

True RMS

Frequency characteristics

10 Hz to 1 kHz

45 Hz to 1 kHz

AC current(Resolution)
Guaranteed accuracy range

600 A(0.01)
1 A to 600 A

2000 A(0.1)
1 A to 2000 A

1000 A(0.1)
1 A to 999.9 A

DC current(Resolution)

600 A(0.01)

2000 A(0.1)

999.9 A
(0.1)

2000 A(0.01)
1 A to 2000 A

15 Hz to 2 kHz

600 A(0.01mA)
0.6 mA to 600 A

200 A(0.001mA)
0.06 mA to 200 A

N/A

Measurement parameters

AC Voltage

1000 VN/A

DC Voltage

1500 V

N/A

Power

1020 kVA (DC)1700 kVA (DC)3400 kVA (DC)N/A

Resistance

600 kΩ

N/A

Temperature-40℃ to 400℃

N/A

Electrostatic capacity

N/AFrequency

999.9 Hz2000 Hz

Rush current
Continuity check

N/A

Diode check

N/A

Voltage detection

N/A

Low-pass ﬁlter
Auto power off
Auto range
Data hold

AUTO / MANUAL

Automatic AC/DC detection(Voltage only)

N/A

MAX / MIN / AVG
OutputBluetooth® communication

N/A(CM4372 only)(CM4003 only)(CM4376 only)(CM4374 only)(CM4142 only)(with Z3210)

Backlight
Display refresh rate

5 times / sSafety standard
category

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

CAT III 300 V

CAT IV 300 V (CM4002)
CAT III 600 V (CM4002)
CAT III 300 V (CM4003)

Power supply

LR03 ×2
Alkaline

LR03 ×1
Alkaline

LR6 ×2
Alkaline

Dimensions(W×H×D)

65 × 215 × 35 mm

65 × 250 × 35 mm

65 × 242 × 35 mm

65 × 247 × 35 mm

37 × 160 × 27 mm

64 × 233 × 36 mm

Weight340 g

530 g

330 g

300 g

115 g

400 g