本製品は検査・観察用のカメラです。
用途以外には使用しないでください。
USBカメラ対応のソフトウェアが別途必要です。

各部の名称

取扱説明書

L-837
USBカメラ

このたびはホーザン L-837 USBカメ
ラをお買い上げいただき、まことにありが
とうござ い ま す 。本 製 品 は パ ソコ ン とUSB接続してご利用いただけるUSBカ
メラです。

業務用

1-32UNF
Cマウント

1/4-20UNC
カメラネジ

46
18.3

USBケーブル50

50

USBコネクター

50

6

梱包内容

取扱説

明書

保護キャップ（本体に装着）本体用意するもの● USB2.0ポートを持ったパソコン※ パソコンの必要スペックは7ページの動作環境をご確認ください。
● USBカメラ対応のソフトウェア※ ご使用の前にインストールなどが必要です。
梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。
この取扱説明書には下記のマークをつけています。
拡大損害が予想される事項● この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
● 第三者に譲渡・貸与される場合も、
この説明書を必ず添付してください。
● 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

※ 当社ソフトウェアはWebサイトにてご用意しております。汎用のUSBカメラ用ソフトウェア
もお使いいただけます。巻末の❶ページ「ソフトウェアについて」をご確認ください。
● Cマウントのレンズ● ベース、ホルダー、照明など（必要に応じて）

1

安全上のご注意

2

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。
拡大損害が予想される事項

禁止行為
水ぬれ禁止

必ず行う

分解禁止

ぬれ手禁止

本体の使用方法
準備（カメラ本体）
1. カメラの保護キャップを取り外す

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。
…重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

2. レンズを取り付ける…傷害や物的損害を想定してのご注意
なお、 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

3. ベース、ホルダー、照明など（必要に応じて）周辺機器を取り付ける

重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意
絵表示

重要事項

危害・損害

水・薬品・油等の液体に浸さない。

ショート・感電・火災・故障のおそれがある。

濡れた手で操作しない。
発熱物・発火物の近くで使用しない。

発煙のおそれがある。
落雷による感電・故障のおそれがある。
火災・感電・ケガ・故障のおそれがある。
健康状態が悪化するおそれがある。

雷発生時は接続を切る。
分解、改造をしない。
長時間の観察作業はしない。

重要事項

1. 本体のUSBコネクターをパソコンに接続するパソコンがカメラを認識します。
※初回のみ、カメラを使用する準備が自動で行われます。

2. ソフトウェアを起動する
巻末の❶ページ「ソフトウェアについて」をご確認ください。

誤作動のおそれがある。
ソフトウェア起動後にUSBカメラを接続すると、カメラを認識できない場合があります。ソフトウェアを終了し再起動してください。

傷害や物的損害を想定してのご注意
絵表示

使用方法

危害・損害

次のような場所では使用・保管しない。
・振動のある場所
・強い磁気の発生する場所
・ホコリの多い場所
・直射日光の当たる場所
・高温／多湿の場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所

3. パソコンでソフトウェアを操作する
故障のおそれがある。

本体をパソコンに接続した状態でレンズを着脱するときは、 ケーブルがねじれ、破損の十分に注意する。
おそれがある。
USBコネクターを抜くときは、ケーブルを引っ張らない。

火災・感電・ショートのおそれがある。

安定した場所に設置する。

落下・転倒による故障のおそれがある。

レンズと組み合わせた状態で直射日光に向けない。

撮像素子の破損のおそれがある。

レンズとの接続時は締め込みすぎない。
重いレンズを取り付けた状態で、カメラ部のみを持たない。

3

ソフトウェア上で、本製品を用いた拡大観察や撮影、編集などが行えます。
当社ソフトウェアの使用方法や各機能の詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。
ホーザン総合サイト ＞ サポート＆サービス ＞ ソフトウェアダウンロード

Cマウントの破損のおそれがある。

4本製品は検査・観察用のカメラです。
用途以外には使用しないでください。
USBカメラ対応のソフトウェアが別途必要です。

各部の名称

取扱説明書

L-837
USBカメラ

このたびはホーザン L-837 USBカメ
ラをお買い上げいただき、まことにありが
とうござ い ま す 。本 製 品 は パ ソコ ン とUSB接続してご利用いただけるUSBカ
メラです。

業務用

1-32UNF
Cマウント

1/4-20UNC
カメラネジ

46
18.3

USBケーブル50

50

USBコネクター

50

6

梱包内容

取扱説

明書

保護キャップ（本体に装着）本体用意するもの● USB2.0ポートを持ったパソコン※ パソコンの必要スペックは7ページの動作環境をご確認ください。
● USBカメラ対応のソフトウェア※ ご使用の前にインストールなどが必要です。
梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。
この取扱説明書には下記のマークをつけています。
拡大損害が予想される事項● この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
● 第三者に譲渡・貸与される場合も、
この説明書を必ず添付してください。
● 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

※ 当社ソフトウェアはWebサイトにてご用意しております。汎用のUSBカメラ用ソフトウェア
もお使いいただけます。巻末の❶ページ「ソフトウェアについて」をご確認ください。
● Cマウントのレンズ● ベース、ホルダー、照明など（必要に応じて）

1

安全上のご注意

2

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。
拡大損害が予想される事項

禁止行為
水ぬれ禁止

必ず行う

分解禁止

ぬれ手禁止

本体の使用方法
準備（カメラ本体）
1. カメラの保護キャップを取り外す

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。
…重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

2. レンズを取り付ける…傷害や物的損害を想定してのご注意
なお、 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

3. ベース、ホルダー、照明など（必要に応じて）周辺機器を取り付ける

重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意
絵表示

重要事項

危害・損害

水・薬品・油等の液体に浸さない。

ショート・感電・火災・故障のおそれがある。

濡れた手で操作しない。
発熱物・発火物の近くで使用しない。

発煙のおそれがある。
落雷による感電・故障のおそれがある。
火災・感電・ケガ・故障のおそれがある。
健康状態が悪化するおそれがある。

雷発生時は接続を切る。
分解、改造をしない。
長時間の観察作業はしない。

重要事項

1. 本体のUSBコネクターをパソコンに接続するパソコンがカメラを認識します。
※初回のみ、カメラを使用する準備が自動で行われます。

2. ソフトウェアを起動する
巻末の❶ページ「ソフトウェアについて」をご確認ください。

誤作動のおそれがある。
ソフトウェア起動後にUSBカメラを接続すると、カメラを認識できない場合があります。ソフトウェアを終了し再起動してください。

傷害や物的損害を想定してのご注意
絵表示

使用方法

危害・損害

次のような場所では使用・保管しない。
・振動のある場所
・強い磁気の発生する場所
・ホコリの多い場所
・直射日光の当たる場所
・高温／多湿の場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所

3. パソコンでソフトウェアを操作する
故障のおそれがある。

本体をパソコンに接続した状態でレンズを着脱するときは、 ケーブルがねじれ、破損の十分に注意する。
おそれがある。
USBコネクターを抜くときは、ケーブルを引っ張らない。

火災・感電・ショートのおそれがある。

安定した場所に設置する。

落下・転倒による故障のおそれがある。

レンズと組み合わせた状態で直射日光に向けない。

撮像素子の破損のおそれがある。

レンズとの接続時は締め込みすぎない。
重いレンズを取り付けた状態で、カメラ部のみを持たない。

3

ソフトウェア上で、本製品を用いた拡大観察や撮影、編集などが行えます。
当社ソフトウェアの使用方法や各機能の詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。
ホーザン総合サイト ＞ サポート＆サービス ＞ ソフトウェアダウンロード

Cマウントの破損のおそれがある。

4本製品は検査・観察用のカメラです。
用途以外には使用しないでください。
USBカメラ対応のソフトウェアが別途必要です。

各部の名称

取扱説明書

L-837
USBカメラ

このたびはホーザン L-837 USBカメ
ラをお買い上げいただき、まことにありが
とうござ い ま す 。本 製 品 は パ ソコ ン とUSB接続してご利用いただけるUSBカ
メラです。

業務用

1-32UNF
Cマウント

1/4-20UNC
カメラネジ

46
18.3

USBケーブル50

50

USBコネクター

50

6

梱包内容

取扱説

明書

保護キャップ（本体に装着）本体用意するもの● USB2.0ポートを持ったパソコン※ パソコンの必要スペックは7ページの動作環境をご確認ください。
● USBカメラ対応のソフトウェア※ ご使用の前にインストールなどが必要です。
梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。
この取扱説明書には下記のマークをつけています。
拡大損害が予想される事項● この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
● 第三者に譲渡・貸与される場合も、
この説明書を必ず添付してください。
● 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

※ 当社ソフトウェアはWebサイトにてご用意しております。汎用のUSBカメラ用ソフトウェア
もお使いいただけます。巻末の❶ページ「ソフトウェアについて」をご確認ください。
● Cマウントのレンズ● ベース、ホルダー、照明など（必要に応じて）

1

安全上のご注意

2

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。
拡大損害が予想される事項

禁止行為
水ぬれ禁止

必ず行う

分解禁止

ぬれ手禁止

本体の使用方法
準備（カメラ本体）
1. カメラの保護キャップを取り外す

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。
…重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

2. レンズを取り付ける…傷害や物的損害を想定してのご注意
なお、 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

3. ベース、ホルダー、照明など（必要に応じて）周辺機器を取り付ける

重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意
絵表示

重要事項

危害・損害

水・薬品・油等の液体に浸さない。

ショート・感電・火災・故障のおそれがある。

濡れた手で操作しない。
発熱物・発火物の近くで使用しない。

発煙のおそれがある。
落雷による感電・故障のおそれがある。
火災・感電・ケガ・故障のおそれがある。
健康状態が悪化するおそれがある。

雷発生時は接続を切る。
分解、改造をしない。
長時間の観察作業はしない。

重要事項

1. 本体のUSBコネクターをパソコンに接続するパソコンがカメラを認識します。
※初回のみ、カメラを使用する準備が自動で行われます。

2. ソフトウェアを起動する
巻末の❶ページ「ソフトウェアについて」をご確認ください。

誤作動のおそれがある。
ソフトウェア起動後にUSBカメラを接続すると、カメラを認識できない場合があります。ソフトウェアを終了し再起動してください。

傷害や物的損害を想定してのご注意
絵表示

使用方法

危害・損害

次のような場所では使用・保管しない。
・振動のある場所
・強い磁気の発生する場所
・ホコリの多い場所
・直射日光の当たる場所
・高温／多湿の場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所

3. パソコンでソフトウェアを操作する
故障のおそれがある。

本体をパソコンに接続した状態でレンズを着脱するときは、 ケーブルがねじれ、破損の十分に注意する。
おそれがある。
USBコネクターを抜くときは、ケーブルを引っ張らない。

火災・感電・ショートのおそれがある。

安定した場所に設置する。

落下・転倒による故障のおそれがある。

レンズと組み合わせた状態で直射日光に向けない。

撮像素子の破損のおそれがある。

レンズとの接続時は締め込みすぎない。
重いレンズを取り付けた状態で、カメラ部のみを持たない。

3

ソフトウェア上で、本製品を用いた拡大観察や撮影、編集などが行えます。
当社ソフトウェアの使用方法や各機能の詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。
ホーザン総合サイト ＞ サポート＆サービス ＞ ソフトウェアダウンロード

Cマウントの破損のおそれがある。

4本製品は検査・観察用のカメラです。
用途以外には使用しないでください。
USBカメラ対応のソフトウェアが別途必要です。

各部の名称

取扱説明書

L-837
USBカメラ

このたびはホーザン L-837 USBカメ
ラをお買い上げいただき、まことにありが
とうござ い ま す 。本 製 品 は パ ソコ ン とUSB接続してご利用いただけるUSBカ
メラです。

業務用

1-32UNF
Cマウント

1/4-20UNC
カメラネジ

46
18.3

USBケーブル50

50

USBコネクター

50

6

梱包内容

取扱説

明書

保護キャップ（本体に装着）本体用意するもの● USB2.0ポートを持ったパソコン※ パソコンの必要スペックは7ページの動作環境をご確認ください。
● USBカメラ対応のソフトウェア※ ご使用の前にインストールなどが必要です。
梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。
この取扱説明書には下記のマークをつけています。
拡大損害が予想される事項● この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
● 第三者に譲渡・貸与される場合も、
この説明書を必ず添付してください。
● 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

※ 当社ソフトウェアはWebサイトにてご用意しております。汎用のUSBカメラ用ソフトウェア
もお使いいただけます。巻末の❶ページ「ソフトウェアについて」をご確認ください。
● Cマウントのレンズ● ベース、ホルダー、照明など（必要に応じて）

1

安全上のご注意

2

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。
拡大損害が予想される事項

禁止行為
水ぬれ禁止

必ず行う

分解禁止

ぬれ手禁止

本体の使用方法
準備（カメラ本体）
1. カメラの保護キャップを取り外す

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。
…重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

2. レンズを取り付ける…傷害や物的損害を想定してのご注意
なお、 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

3. ベース、ホルダー、照明など（必要に応じて）周辺機器を取り付ける

重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意
絵表示

重要事項

危害・損害

水・薬品・油等の液体に浸さない。

ショート・感電・火災・故障のおそれがある。

濡れた手で操作しない。
発熱物・発火物の近くで使用しない。

発煙のおそれがある。
落雷による感電・故障のおそれがある。
火災・感電・ケガ・故障のおそれがある。
健康状態が悪化するおそれがある。

雷発生時は接続を切る。
分解、改造をしない。
長時間の観察作業はしない。

重要事項

1. 本体のUSBコネクターをパソコンに接続するパソコンがカメラを認識します。
※初回のみ、カメラを使用する準備が自動で行われます。

2. ソフトウェアを起動する
巻末の❶ページ「ソフトウェアについて」をご確認ください。

誤作動のおそれがある。
ソフトウェア起動後にUSBカメラを接続すると、カメラを認識できない場合があります。ソフトウェアを終了し再起動してください。

傷害や物的損害を想定してのご注意
絵表示

使用方法

危害・損害

次のような場所では使用・保管しない。
・振動のある場所
・強い磁気の発生する場所
・ホコリの多い場所
・直射日光の当たる場所
・高温／多湿の場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所

3. パソコンでソフトウェアを操作する
故障のおそれがある。

本体をパソコンに接続した状態でレンズを着脱するときは、 ケーブルがねじれ、破損の十分に注意する。
おそれがある。
USBコネクターを抜くときは、ケーブルを引っ張らない。

火災・感電・ショートのおそれがある。

安定した場所に設置する。

落下・転倒による故障のおそれがある。

レンズと組み合わせた状態で直射日光に向けない。

撮像素子の破損のおそれがある。

レンズとの接続時は締め込みすぎない。
重いレンズを取り付けた状態で、カメラ部のみを持たない。

3

ソフトウェア上で、本製品を用いた拡大観察や撮影、編集などが行えます。
当社ソフトウェアの使用方法や各機能の詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。
ホーザン総合サイト ＞ サポート＆サービス ＞ ソフトウェアダウンロード

Cマウントの破損のおそれ
がある。

4

日常点検

製品の廃棄について

安全にご使用いただくために下記の日常点検をお勧めします。

廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

点検項目

点検内容

処置方法

設置場所

次のような場所に設置していませんか。
・振動のある場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所
・ホコリの多い場所
・強い磁気の発生する場所
・高温／多湿の場所
・直射日光の当たる場所

適切な設置場所に変更してください。

コード

コード類が傷んだり、差し込みが緩んだりしていませんか。

断線など破損している場合は使用せずに、当社まで点検・修理をご依頼ください。

部品

ネジなどの部品は正しく取り付けられていますか。

正しく取り付けることができない場合は当社まで点検・修理をご依頼ください。

発熱

異常に熱くなることはありませんか。

異常がある場合は使用せずに、当社まで
点検・修理をご依頼ください。

故障かな？と思ったら
使用中に画面が動かなくなった場合は、ソフトウェアの再起動やカメラ本体の再接続を試してください。それでも改善されない場合はパソコンを再起動してください。
製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。
本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

よくあるご質問（FAQ）
Webサイトでは、頻繁にお問い合わせがある質問を製品カテゴリごとにまとめて紹介しています。
ぜひご活用ください。

http://faq.hozan.co.jp/support/

メンテナンス・保管方法
本体の保守、お手入れ

お問い合わせ窓口

表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。
シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。

● 本体、USBケーブルにホコリが付着している場合は取り除いてください。

06-6567-3132
E-mail：th@hozan.co.jp【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30〜12:00、13:00〜17:00】

保管方法

https://www.hozan.co.jp/

ケガや器物損傷のおそれがある。
子どもの手の届かない安全なところに保管してください。
長期間使用しない場合は、パソコンからUSBケーブルを抜き、保護キャップを取り付けて保管してください。

● 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

5

6

基本仕様

ソフトウェアについて

撮像素子

1/2.5" CMOSイメージセンサ

出力コネクターUSB 2.0

本製品はソフトウェアが別途必要です。
ご使用の前にインストールなどはお済ませください。
当社Webサイトにて複数のソフトウェアをご用意しております。

有効画素数（最大） 2048×1536（300万画素）
フレームレート

最大30fps

レンズマウント

Cマウント

電源

DC5V（USB）

Windows 標準アプリ「カメラ」など、汎用のUSBカメラ用ソフトウェアでもお使いいただけますが、動作保証はいたしかねます。

消費電力

0.35W

動作環境※1

Windows 8以降（32bit及び64bit）※2

コード長さ

1.8m

重量

180g

当社ソフトウェアの使用方法や各機能の詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。
ホーザン総合サイト ＞ サポート＆サービス ＞ ソフトウェアダウンロード※１. USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合がございます。
※2. 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート
対応は行っておりません。

拡大観察や静止画・動画の撮影、画像の編集といった基本的な機能に加え、寸法や角度などの計測機能もご利用いただけます。
また、ブラウザ上で動作するソフトウェアもご用意しております（ダウンロード不要）。

撮影・表示機能

オプション
オプション
品番

当社ソフトウェアの特徴

静止画・動画撮影

表示の拡大・縮小

反転（垂直・水平）

回転

仕様・用途

品名

L-815

ズームレンズ

光学倍率1〜6×のレンズ

L-630

レンズ

光学倍率0.19〜0.93×のレンズ

L-703

LEDライト

自立型フレキシブルアームのスポット照明

L-711

LEDライト

照度調整機能付のLEDリング照明

L-718

LEDライト

A4サイズの面発光照明

L-521

標準ベース

標準サイズのベースとポール

L-525

ロングベースより大きな観察対象に適したベース

L-523

ロングストレートアーム

L-525とともに使用できるロングアーム

L-509

ホルダー

L-521のポールやL-523のアームに取り付けて、カメラやレンズを固定します。

マイクロスコープの選 定をサポート

編集機能
テキスト

直線・矢印

消去

計測機能

計測機能を用いることで、２点間距離や円の半径、面積、角度など、多彩な計測が可能です。

製造元
本社 〒556-0021
大阪市浪速区幸町1-2-12https://www.hozan.co.jp/

Zoom & Focus 検索

7

24.05

❶

日常点検

製品の廃棄について

安全にご使用いただくために下記の日常点検をお勧めします。

廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

点検項目

点検内容

処置方法

設置場所

次のような場所に設置していませんか。
・振動のある場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所
・ホコリの多い場所
・強い磁気の発生する場所
・高温／多湿の場所
・直射日光の当たる場所

適切な設置場所に変更してください。

コード

コード類が傷んだり、差し込みが緩んだりしていませんか。

断線など破損している場合は使用せずに、当社まで点検・修理をご依頼ください。

部品

ネジなどの部品は正しく取り付けられていますか。

正しく取り付けることができない場合は当社まで点検・修理をご依頼ください。

発熱

異常に熱くなることはありませんか。

異常がある場合は使用せずに、当社まで
点検・修理をご依頼ください。

故障かな？と思ったら
使用中に画面が動かなくなった場合は、ソフトウェアの再起動やカメラ本体の再接続を試してください。それでも改善されない場合はパソコンを再起動してください。
製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。
本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

よくあるご質問（FAQ）
Webサイトでは、頻繁にお問い合わせがある質問を製品カテゴリごとにまとめて紹介しています。
ぜひご活用ください。

http://faq.hozan.co.jp/support/

メンテナンス・保管方法
本体の保守、お手入れ

お問い合わせ窓口

表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。
シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。

● 本体、USBケーブルにホコリが付着している場合は取り除いてください。

06-6567-3132
E-mail：th@hozan.co.jp【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30〜12:00、13:00〜17:00】

保管方法

https://www.hozan.co.jp/

ケガや器物損傷のおそれがある。
子どもの手の届かない安全なところに保管してください。
長期間使用しない場合は、パソコンからUSBケーブルを抜き、保護キャップを取り付けて保管してください。

● 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

5

6

基本仕様

ソフトウェアについて

撮像素子

1/2.5" CMOSイメージセンサ

出力コネクターUSB 2.0

本製品はソフトウェアが別途必要です。
ご使用の前にインストールなどはお済ませください。
当社Webサイトにて複数のソフトウェアをご用意しております。

有効画素数（最大） 2048×1536（300万画素）
フレームレート

最大30fps

レンズマウント

Cマウント

電源

DC5V（USB）

Windows 標準アプリ「カメラ」など、汎用のUSBカメラ用ソフトウェアでもお使いいただけますが、動作保証はいたしかねます。

消費電力

0.35W

動作環境※1

Windows 8以降（32bit及び64bit）※2

コード長さ

1.8m

重量

180g

当社ソフトウェアの使用方法や各機能の詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。
ホーザン総合サイト ＞ サポート＆サービス ＞ ソフトウェアダウンロード※１. USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合がございます。
※2. 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート
対応は行っておりません。

拡大観察や静止画・動画の撮影、画像の編集といった基本的な機能に加え、寸法や角度などの計測機能もご利用いただけます。
また、ブラウザ上で動作するソフトウェアもご用意しております（ダウンロード不要）。

撮影・表示機能

オプション
オプション
品番

当社ソフトウェアの特徴

静止画・動画撮影

表示の拡大・縮小

反転（垂直・水平）

回転

仕様・用途

品名

L-815

ズームレンズ

光学倍率1〜6×のレンズ

L-630

レンズ

光学倍率0.19〜0.93×のレンズ

L-703

LEDライト

自立型フレキシブルアームのスポット照明

L-711

LEDライト

照度調整機能付のLEDリング照明

L-718

LEDライト

A4サイズの面発光照明

L-521

標準ベース

標準サイズのベースとポール

L-525

ロングベースより大きな観察対象に適したベース

L-523

ロングストレートアーム

L-525とともに使用できるロングアーム

L-509

ホルダー

L-521のポールやL-523のアームに取り付けて、カメラやレンズを固定します。

マイクロスコープの選 定をサポート

編集機能
テキスト

直線・矢印

消去

計測機能

計測機能を用いることで、２点間距離や円の半径、面積、角度など、多彩な計測が可能です。

製造元
本社 〒556-0021
大阪市浪速区幸町1-2-12https://www.hozan.co.jp/

Zoom & Focus 検索

7

24.05

❶

日常点検

製品の廃棄について

安全にご使用いただくために下記の日常点検をお勧めします。

廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

点検項目

点検内容

処置方法

設置場所

次のような場所に設置していませんか。
・振動のある場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所
・ホコリの多い場所
・強い磁気の発生する場所
・高温／多湿の場所
・直射日光の当たる場所

適切な設置場所に変更してください。

コード

コード類が傷んだり、差し込みが緩んだりしていませんか。

断線など破損している場合は使用せずに、当社まで点検・修理をご依頼ください。

部品

ネジなどの部品は正しく取り付けられていますか。

正しく取り付けることができない場合は当社まで点検・修理をご依頼ください。

発熱

異常に熱くなることはありませんか。

異常がある場合は使用せずに、当社まで
点検・修理をご依頼ください。

故障かな？と思ったら
使用中に画面が動かなくなった場合は、ソフトウェアの再起動やカメラ本体の再接続を試してください。それでも改善されない場合はパソコンを再起動してください。
製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。
本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

よくあるご質問（FAQ）
Webサイトでは、頻繁にお問い合わせがある質問を製品カテゴリごとにまとめて紹介しています。
ぜひご活用ください。

http://faq.hozan.co.jp/support/

メンテナンス・保管方法
本体の保守、お手入れ

お問い合わせ窓口

表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。
シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。

● 本体、USBケーブルにホコリが付着している場合は取り除いてください。

06-6567-3132
E-mail：th@hozan.co.jp【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30〜12:00、13:00〜17:00】

保管方法

https://www.hozan.co.jp/

ケガや器物損傷のおそれがある。
子どもの手の届かない安全なところに保管してください。
長期間使用しない場合は、パソコンからUSBケーブルを抜き、保護キャップを取り付けて保管してください。

● 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

5

6

基本仕様

ソフトウェアについて

撮像素子

1/2.5" CMOSイメージセンサ

出力コネクターUSB 2.0

本製品はソフトウェアが別途必要です。
ご使用の前にインストールなどはお済ませください。
当社Webサイトにて複数のソフトウェアをご用意しております。

有効画素数（最大） 2048×1536（300万画素）
フレームレート

最大30fps

レンズマウント

Cマウント

電源

DC5V（USB）

Windows 標準アプリ「カメラ」など、汎用のUSBカメラ用ソフトウェアでもお使いいただけますが、動作保証はいたしかねます。

消費電力

0.35W

動作環境※1

Windows 8以降（32bit及び64bit）※2

コード長さ

1.8m

重量

180g

当社ソフトウェアの使用方法や各機能の詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。
ホーザン総合サイト ＞ サポート＆サービス ＞ ソフトウェアダウンロード※１. USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合がございます。
※2. 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート
対応は行っておりません。

拡大観察や静止画・動画の撮影、画像の編集といった基本的な機能に加え、寸法や角度などの計測機能もご利用いただけます。
また、ブラウザ上で動作するソフトウェアもご用意しております（ダウンロード不要）。

撮影・表示機能

オプション
オプション
品番

当社ソフトウェアの特徴

静止画・動画撮影

表示の拡大・縮小

反転（垂直・水平）

回転

仕様・用途

品名

L-815

ズームレンズ

光学倍率1〜6×のレンズ

L-630

レンズ

光学倍率0.19〜0.93×のレンズ

L-703

LEDライト

自立型フレキシブルアームのスポット照明

L-711

LEDライト

照度調整機能付のLEDリング照明

L-718

LEDライト

A4サイズの面発光照明

L-521

標準ベース

標準サイズのベースとポール

L-525

ロングベースより大きな観察対象に適したベース

L-523

ロングストレートアーム

L-525とともに使用できるロングアーム

L-509

ホルダー

L-521のポールやL-523のアームに取り付けて、カメラやレンズを固定します。

マイクロスコープの選 定をサポート

編集機能
テキスト

直線・矢印

消去

計測機能

計測機能を用いることで、２点間距離や円の半径、面積、角度など、多彩な計測が可能です。

製造元
本社 〒556-0021
大阪市浪速区幸町1-2-12https://www.hozan.co.jp/

Zoom & Focus 検索

7

24.05

❶

日常点検

製品の廃棄について

安全にご使用いただくために下記の日常点検をお勧めします。

廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

点検項目

点検内容

処置方法

設置場所

次のような場所に設置していませんか。
・振動のある場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所
・ホコリの多い場所
・強い磁気の発生する場所
・高温／多湿の場所
・直射日光の当たる場所

適切な設置場所に変更してください。

コード

コード類が傷んだり、差し込みが緩んだりしていませんか。

断線など破損している場合は使用せずに、当社まで点検・修理をご依頼ください。

部品

ネジなどの部品は正しく取り付けられていますか。

正しく取り付けることができない場合は当社まで点検・修理をご依頼ください。

発熱

異常に熱くなることはありませんか。

異常がある場合は使用せずに、当社まで
点検・修理をご依頼ください。

故障かな？と思ったら
使用中に画面が動かなくなった場合は、ソフトウェアの再起動やカメラ本体の再接続を試してください。それでも改善されない場合はパソコンを再起動してください。
製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。
本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

よくあるご質問（FAQ）
Webサイトでは、頻繁にお問い合わせがある質問を製品カテゴリごとにまとめて紹介しています。
ぜひご活用ください。

http://faq.hozan.co.jp/support/

メンテナンス・保管方法
本体の保守、お手入れ

お問い合わせ窓口

表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。
シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。

● 本体、USBケーブルにホコリが付着している場合は取り除いてください。

06-6567-3132
E-mail：th@hozan.co.jp【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30〜12:00、13:00〜17:00】

保管方法

https://www.hozan.co.jp/

ケガや器物損傷のおそれがある。
子どもの手の届かない安全なところに保管してください。
長期間使用しない場合は、パソコンからUSBケーブルを抜き、保護キャップを取り付けて保管してください。

● 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

5

6

基本仕様

ソフトウェアについて

撮像素子

1/2.5" CMOSイメージセンサ

出力コネクターUSB 2.0

本製品はソフトウェアが別途必要です。
ご使用の前にインストールなどはお済ませください。
当社Webサイトにて複数のソフトウェアをご用意しております。

有効画素数（最大） 2048×1536（300万画素）
フレームレート

最大30fps

レンズマウント

Cマウント

電源

DC5V（USB）

Windows 標準アプリ「カメラ」など、汎用のUSBカメラ用ソフトウェアでもお使いいただけますが、動作保証はいたしかねます。

消費電力

0.35W

動作環境※1

Windows 8以降（32bit及び64bit）※2

コード長さ

1.8m

重量

180g

当社ソフトウェアの使用方法や各機能の詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。
ホーザン総合サイト ＞ サポート＆サービス ＞ ソフトウェアダウンロード※１. USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合がございます。
※2. 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート
対応は行っておりません。

拡大観察や静止画・動画の撮影、画像の編集といった基本的な機能に加え、寸法や角度などの計測機能もご利用いただけます。
また、ブラウザ上で動作するソフトウェアもご用意しております（ダウンロード不要）。

撮影・表示機能

オプション
オプション
品番

当社ソフトウェアの特徴

静止画・動画撮影

表示の拡大・縮小

反転（垂直・水平）

回転

仕様・用途

品名

L-815

ズームレンズ

光学倍率1〜6×のレンズ

L-630

レンズ

光学倍率0.19〜0.93×のレンズ

L-703

LEDライト

自立型フレキシブルアームのスポット照明

L-711

LEDライト

照度調整機能付のLEDリング照明

L-718

LEDライト

A4サイズの面発光照明

L-521

標準ベース

標準サイズのベースとポール

L-525

ロングベースより大きな観察対象に適したベース

L-523

ロングストレートアーム

L-525とともに使用できるロングアーム

L-509

ホルダー

L-521のポールやL-523のアームに取り付けて、カメラやレンズを固定します。

マイクロスコープの選 定をサポート

編集機能
テキスト

直線・矢印

消去

計測機能

計測機能を用いることで、２点間距離や円の半径、面積、角度など、多彩な計測が可能です。

製造元
本社 〒556-0021
大阪市浪速区幸町1-2-12https://www.hozan.co.jp/

Zoom & Focus 検索

7

24.05

❶