REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACREDITAÇÃO –ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONFORTO AMBIENTALOEC011

2012-12-17

1 Objetivo
O presente documento tem como objetivo definir os requisitos específicos para a acreditação de laboratórios de ensaios decaracterização do nível de conforto ambiental, em complemento do estabelecido no DRC001, DRC005 e documentos conexos.

2 Campo de aplicaçãoAs disposições contidas no presente documento aplicam-se a todos os laboratórios que pretendam obter e manter a acreditaçãopara efetuar ensaios de caracterização do nível de conforto ambiental, ensaios que se enquadram no sector de acreditação “Arambiente”. Este documento substitui e anula a anterior Circular 3/2008, emitida em 2008-07-07, sendo a sua aplicação
verificada no decorrer das avaliações do IPAC.

3 Norma de acreditaçãoA norma de acreditação é a NP EN ISO/IEC 17025, complementada pelo Guia de Aplicação OGC001 e documentos nestes
referenciados.

4 Descrição do âmbito de acreditaçãoO âmbito de acreditação dos laboratórios de ensaio de caracterização do nível de conforto ambiental deve compreender, quando
aplicável, não só a determinação dos índices de conforto e stress térmico, como também as grandezas individuais associadas.
Considera-se que a determinação destas grandezas individuais requer a existência de um procedimento interno de ensaio que
complemente a metodologia estabelecida nas normas aplicáveis.
Do mesmo modo considera-se necessário complementar a norma de determinação da iluminância, com um procedimento interno
de ensaio que observe nomeadamente as disposições deste documento.
Apresenta-se de seguida o modo de descrição fixa do âmbito de acreditação para laboratórios de ensaio de caracterização donível de conforto ambiental:
NºProduto

EnsaioMétodo de Ensaio

Categoria

NºProduct

Test

Test MethodCategory

Determinação do índice de conforto térmico em
ambientes moderados - PMVISO 7730:2005

1

2

Determinação do índice de conforto térmico em
ambientes moderados - PPD

ISO 7730:2005

1

3

Determinação do índice de stress térmico em ambientes
severos - WBGTISO 7243:1989

1

4

Medição da temperatura do ar ambiente“Procedimento
interno dolaboratório”

1

AR AMBIENTE
AMBIENT AIR

1

Conforto Ambiental

ISO 7726:1998
5

Medição da temperatura média radiante“Procedimento
interno dolaboratório”

1

ISO 7726:1998
6

Medição da pressão parcial de vapor“Procedimento
interno dolaboratório”

Pág. 1 de 3

ISO 7726:1998

1

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACREDITAÇÃO –ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONFORTO AMBIENTAL
OEC011

2012-12-17

NºProduto

EnsaioMétodo de Ensaio

Categoria

NºProduct

Test

Test Method

Category

Conforto Ambiental

Determinação da humidade relativa do ar“Procedimentointerno dolaboratório”

1

ISO 7726:1998
7

Medição da velocidade do ar“Procedimentointerno dolaboratório”

1

ISO 7726:1998
8

Determinação da iluminância – postos de trabalhointeriores“Procedimentointerno dolaboratório”

1

ISO 8995-1:2002
ISO 8995-1:2002/Cor
1:20059Determinação da iluminância – postos de trabalho
exteriores“Procedimentointerno dolaboratório”

1

ISO 8995-2:2006
10

Determinação da iluminância – postos de trabalhointeriores“Procedimentointerno dolaboratório”

1

EN 12464-1:201111

Determinação da iluminância – postos de trabalho
exteriores“Procedimentointerno dolaboratório”

1

EN 12464-2:2007

Realça-se que é possível a acreditação de outros métodos de ensaio aplicáveis à determinação das características acima
indicadas, ou de outras características enquadráveis na área de conforto ambiental.

5 Requisitos Específicos
5.1 Métodos de ensaio
No cálculo da iluminância, a norma de ensaio não especifica os pontos de medição relevantes, pelo que se recomenda seguir oindicado no ponto 6.4 da norma DIN 5035-6:2006 - ou seja, que para cada posto de trabalho seja estabelecida uma grelha
representativa onde o trabalhador opera e em cada ponto sejam medidos os valores de iluminância - recomenda-se assim a
aplicação de uma grelha quadrada com as seguintes dimensões:- 20 cm de lado para postos de trabalho de pequenas dimensões, por exemplo mesas e secretárias;- 1 a 2 m de lado para salas ou pequenos armazéns;- 5 m de lado para armazéns ou outros espaços de grandes dimensões.
Deverão existir registos com a identificação dos locais de medição bem como das dimensões da grelha onde foram executadas asmedições.
Considera-se que a acreditação para a determinação da iluminância pressupõe a determinação do valor médio da iluminância no
posto de trabalho e na vizinhança e as respetivas uniformidades.

Pág. 2 de 3

O laboratório deve estimar a incerteza da medição dos ensaios quantitativos e portanto dos índices PMV, PPD e WBGT, bemcomo das grandezas individuais associadas e da iluminância.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACREDITAÇÃO –ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONFORTO AMBIENTAL
OEC011

2012-12-17

5.2 Equipamento
Para a determinação dos índices PMV, PPD e do WBGT, assim como para a determinação das grandezas individuais associadas, oequipamento a utilizar deve cumprir os requisitos especificados na tabela 2 da norma ISO 7726, ou seja, a exatidão dosequipamentos deve ter em conta os requisitos abaixo:- Determinação de índices de conforto térmico - ambientes moderados (PMV, PPD) – Classe C (requerido);- Determinação de índices de stress térmico - ambientes severos (WBGT) – Classe S (requerido).
Assim, os índices determinados não têm validade se os referidos requisitos não forem cumpridos, implicando a não-classificação
dos respetivos ambientes.
No que concerne aos requisitos do equipamento para a determinação de iluminância, é aplicado o referido no ponto 4.1 danorma DIN 5035-6:2006 (Classe A), ou seja um valor de ±5% para a exatidão do luxímetro.

6 Implementação dos requisitos específicos
Tendo em conta que são feitas alterações e clarificações no que respeita às características dos equipamentos a utilizar na
realização dos ensaios em causa e à necessidade de apresentação da estimativa de incertezas para os índices térmicos, o prazode transição para implementação deste documento para estes requisitos é até 2013-12-31.
A evidência de cumprimento destes requisitos pode ser feita nas avaliações que decorram durante o período de transição e/ou
através do envio ao IPAC de evidências documentais até ao fim do prazo de transição estabelecido.

Pág. 3 de 3

No que respeita aos requisitos aplicáveis à apresentação do âmbito de acreditação, têm aplicação imediata, sendo atualizados os
Anexos Técnicos Eletrónicos (ATE) na sequência das avaliações já realizadas ou que venham a ser realizadas.