プロスペンサー/プロスペンサー・プラス
最高のボトルトップディスペンサー

プロスペンサー/プロスペンサー・プラス
連続分注が簡単に
プロスペンサー/プロスペンサー・プラスは、優れた耐薬品性を備えた高性能のボトルトップディスペンサーです。安全、連続分注のニーズに幅広く対応します。

最高の耐薬品性--接液部のセラミック製ピストンやパーツはどちらも高い耐薬品性を備えており、幅広いアプリケーションに対応します。
--高品質の素材を使用しており、長くご使用いただけます。

優れた精度--可変式容量設定により、正確で再現の高い結果を提供します。
--高品質のパーツとアセンブリにより、ピストンの動きが滑らかです。

使いやすさ--さまざまなアプリケーションで、簡単で快適な連続分注が可能です。
--滑らかで力をかけずに操作できます。

プロスペンサー/プロスペンサー・プラスの特長
耐薬品性

軽量

吸引チューブの装着も簡単

プロスペンサー/プロスペンサー・プ
ラスは高品質の素材が使用され、優れた耐薬品性を備えています。セラミック製ピストンは化学的に安定しており、さまざまなサンプルに極めて幅広く対応します。

操作ハンドルは、吸引中手で持ちやす
く、連続分注中は力をかけずに押せるよう設計されています。ピストンの動きもスムースで、毎日の使用に優れた結果を導きます。

吸引チューブの接続は確実なネジ式で、簡単に装着できます。
これによってシステムへの空気の流入を防ぎ、安定した結果を確保します。

バルブの交換も簡単

容量設定

バルブは簡単に交換でき、ユニットをサービスセンターに送る必要はありません。

プロスペンサー/プロスペンサー・プ
ラスは容量可変式で、常に正確な容量を設定できます。

多彩なアクセサリ
ボトルアダプター、連続分注ヘッド、吸引チューブなど、さまざまなアクセサリが利用できます。

オートクレーブ対応
プロスペンサー/プロスペンサー・プ
ラスはクリーニングのための分解が簡単で、オートクレーブ対応です。

プロスペンサー・プラス―アドバンス機能搭載

回収システムプロスペンサー・プラスは、未使用のサンプルを流路から回収してボトルに戻す、サンプル回収システムを搭載しています。
これによって準備作業が容易になり、サンプルなどの損失を最小限に抑えます。

スマートな360°
回転式連続分注ヘッド
連続分注ヘッドは必要な位置に回転させることができ、ボトルを回す必要はありません。そのため、常にボトルのラベルを見ながら作業できます。

除湿用フィルター接続
プロスペンサー・プラスには、ユニット後部に除湿用フィルターの接続部があります。除湿フィルターは、湿度を嫌うサンプルへのご使用をお勧めします。

プロスペンサー/プロスペンサー・プラス技術仕様
機能

ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾝｻｰ

ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾝｻｰ･ﾌﾟﾗｽ

容量範囲

0,2–1 mL0,4–2 mL
1–5 mL
2–10 mL
5–30 mL
10–60 mL0,2–1 mL0,4–2 mL
1–5 mL
2–10 mL
5–30 mL
10–60 mL

360°回転式連続分注ﾍｯﾄﾞ
サンプル回収ｼｽﾃﾑ
除湿管･ﾌｨﾙﾀｰ用ｺﾈｸﾀ
ボトル装着ネジ（標準）ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ同梱
耐薬品性と耐熱性

なし
なし
なし

あり
あり
あり

A32
A28, S40, A45

A45
A32, A38, S40

ｾﾗﾐｯｸ製ﾋﾟｽﾄﾝ､ｶﾞﾗｽ製ｼﾘﾝﾀﾞｰ､高耐性フッ素ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｰﾂあり
低ﾈｼﾞ式ありあり
ありｾﾗﾐｯｸ製ﾋﾟｽﾄﾝ､ｶﾞﾗｽ製ｼﾘﾝﾀﾞｰ､高耐性フッ素ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｰﾂ
あり
低ﾈｼﾞ式
あり
あり
あり

121°C, 0.1MPa

121°C, 0.1MPa

連続容量設定操作に要する力
吸引ﾁｭｰﾌﾞ装着
品質証明書附属送交換可能バルブﾞ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞのための分解が容易
オートクレーブ対応

仕様と詳細
ボトルトップディスペンサー
プロスペンサー型番

商品名

容量範囲

LH-723060

Prospenser

LH-723061

プロスペンサー・プラス型番

商品名

容量範囲

0,2-1 mL

LH-723070

Prospenser Plus

0,2-1 mL

Prospenser

0,4-2 mL

LH-723071

Prospenser Plus

0,4-2 mL

LH-723062

Prospenser

1-5 mL

LH-723072

Prospenser Plus

1-5 mL

LH-723063

Prospenser

2-10 mL

LH-723073

Prospenser Plus

2-10 mL

LH-723064

Prospenser5-30 mL

LH-723074

Prospenser Plus

5-30 mL

LH-723065

Prospenser

10-60 mL

LH-723075

Prospenser Plus

10-60 mL

ORIY

2SW

A

RTUSA

注：ﾎﾞﾄﾙは含まれません

RRAN

T

ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ対応

アクセサリ型番

商品名

材質

ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾝｻｰ･ﾌﾟﾗｽ ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾝｻｰ
全ﾓﾃﾞﾙ

ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾝｻｰ

1, 2, 5, 10mL 30,60mL

LH-721647

分注ﾍｯﾄﾞ､ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

FEP

LH-721655

分注ﾍｯﾄﾞ､ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

FEP

LH-721656

分注ﾍｯﾄﾞ､ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

FEP

LH-721648

ディスペンスヘッド, 1.5 mm スパイラルチューブ付

FEP•

LH-721649

ディスペンスヘッド, 3.0 mm スパイラルチューブ付

FEP•

LH-721657

ディスペンスヘッド, スパイラルチューブ付

FEP

LH-721658

ディスペンスヘッド, スパイラルチューブ付

FEP

LH-721653

分注ﾍｯﾄﾞ､ﾙｱｰﾛｯｸ

FEP/PP•

LH-721654

分注ﾍｯﾄﾞ､ﾙｱｰﾛｯｸ

FEP/PFA•

LH-721659

分注ﾍｯﾄﾞ､ﾙｱｰﾛｯｸ

FEP/PP•

LH-721660

分注ﾍｯﾄﾞ､ﾙｱｰﾛｯｸ

FEP/PFA•

LH-721678

吸引ﾁｭｰﾌﾞ､310 mm

FEP

LH-721680

吸引ﾁｭｰﾌﾞ､310 mm

FEP

LH-721679

吸引ﾁｭｰﾌﾞ､400 mm

FEP

LH-721681

吸引ﾁｭｰﾌﾞ､400 mm

FEP

LH-721682

回収ﾁｭｰﾌﾞ､70 mm

FEP

LH-721736

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A25

PP

•

•

LH-721737

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A28

PP••

LH-721689

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A28

ETFE

•

LH-721684

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A28

PP•

LH-721683

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A32

PP•

LH-721688

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A32

ETFE•

LH-721686

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A38

PP•

LH-721733

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A38ETFE•

LH-721738

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A38

PP

•

•

LH-721685

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A38/430

PP•

LH-721732

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A38/430

ETFE

•

LH-721741

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A45

ETFE

•

•

LH-721739

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､A45

PP

•

•

LH-721687

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､S40

PP•

LH-721734

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､S40ETFE•

LH-721740

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､S40PP••

LH-721742

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､S40ETFE••

LH-721735

ﾎﾞﾄﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､NS29/32

ｼﾘｺﾝ

•

LH-721743

ﾎﾞﾄﾙｻﾎﾟｰﾄ､75-120mmﾎﾞﾄﾙ用ｼﾘｺﾝ

•

•

•

•
•
•••

•

•••

•
•

•

ザルトリウスMinisart®シリンジフィルター
ザルトリウスのMinisart®フィルターは、プロスペンサー、プロスペンサー・プラスに完全に適合します。Minisart®
フィルターは流速が早く、押し勝手が軽い優れた品質です。
液体のろ過には、プロスペンサー、プロスペンサー・プラスにMinisart®フィルターを装着してご使用いただけます。ルアーロック式接続の分注ヘッドが別途必要です。

置換用空気のろ過には、プロスペンサー・プラスにMinisart®フィルターを装着してご使用いただけます。

ザルトリウスピペット、ピペットチップ、サービス
優れた品質を備えた当社の電動・手動ピペットは、液体を扱う上で、最高のソリューションを提供します。ザルトリウスのピペットとチップはシステムとして完全に適合しますので、合わせてご使用いただくことによりピペッティング性能が最大限に引き出され、最高の精度となります。詳しくは、www.sartorius.comをご覧ください。

ザルトリウス・ジャパン株式会社
社／ 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11
Tel.(03)6478-5200 Fax.(03)6478-5494
大 阪／ Tel.(03)6478-5203 Fax.(03)6478-5496
名古屋／ Tel.(03)6478-5204 Fax.(03)6478-5497
本Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 100880 Helsinki, Finland
Phone +358 9 755 951
Fax +358 9 755 95 200
Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 2037079 Goettingen, Germany
Phone +49 551 3080
Fax +49 551 308 3289
www.sartorius.com

Specifications subject to change without notice.
Publication No. LLH1503-j170101 · Order No. 98649-022-77 Ver. 01 | 2017 · © Sartorius Biohit Liquid Handling Oy

また、ザルトリウスはピペットのメンテナンス、修理、校正サービスもご提供しています。詳しくは、販売代理店様、またはザルトリウスサービスセンター及び各オフィスにお問い合わせください。