คู่มือการใช้งานเครือ่ งทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูงKEW 3124A

สารบัญ1.

คําเตือนด้านความปลอดภัย ......................................................................12.

คุณสมบัติ ...............................................................................................43.

ข้อมูลจําเพาะ ..........................................................................................54.

เค้าโครงอุปกรณ์ .....................................................................................95.

การจัดเตรียมสําหรับการทดสอบ ..........................................................105-1 การปรับค่าศูนย์แบบกล ......................................................................................... 105-2 ทดสอบการเชื่อมต่อสายตัวนํา ............................................................................. 105-3 ตรวจสอบแบตเตอรี่ ............................................................................................... 106.

คู่มือการใช้งาน .....................................................................................116-1 การตรวจสอบการไม่มีแรงดันไฟฟ้า ..................................................................... 116-2 การทดสอบฉนวนไฟฟ้าด้วยช่วง 1kV - 10kV/100GΩ ..................................... 116-3 การทดสอบฉนวนไฟฟ้าในช่วง 1kV/ 100ΜΩ ................................................... 146-4 วิธีใช้ขว
ั้ Guard ....................................................................................................... 157.

การชาร์จแบตเตอรี่ ...............................................................................167-1 เมื่อใดควรชาร์จแบตเตอรี่ ...................................................................................... 167-2 วิธีการชาร์จแบตเตอรี่ ............................................................................................ 178.

การรีเฟรชแบตเตอรี่ ..............................................................................188-1 วิธีรเี ฟรชแบตเตอรีท่ ี่สามารถชาร์จได้ ................................................................. 188-2 การรีเฟรชด่วน ........................................................................................................ 189.

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ .............................................................................1910. ข้อควรระวังในการจัดการแบตเตอรี่ ......................................................2010-1 เงื่อนไขสภาพแวดล้อม ......................................................................................... 2010-2 การจัดเก็บเป็นเวลานาน..................................................................................... 2011.

การทําความสะอาดฝาครอบมิเตอร์.......................................................2112. การเชื่อมต่อกับเครือ่ งบันทึก ..................................................................21

1.

คําเตือนด้านความปลอดภัยคู่มือการใข้งานนี้มีคําเตือนและกฎความปลอดภัยซึ่งผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้
แน่ใจว่าการใช้งานเครือ่ งมือมีความปลอดภัย และเพื่อรักษาเครือ่ งมือให้อยู่ใน
สภาวะที่ปลอดภัย ดังนั้น โปรดให้อ่านคําแนะนําการใช้งานเหล่านี้ก่อนใช้อุปกรณ์

อันตราย
● อ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้ก่อนเริม่ ต้นใช้อุปกรณ์● เก็บคู่มือนี้ไว้ในสถานที่เข้าถึงได้สะดวกเพื่อให้สามารถเปิดอ่านคู่มือได้อย่าง
รวดเร็วทุกเมื่อที่จําเป็น
● ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในการใช้งานตามเงื่อนไขที่กําหนดเท่านั้น● ทําความเข้าใจและปฏิบัติตามคําแนะนําด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่อยู่ใน
คู่มือนี้ การปฏิบัติตามคําแนะนําข้างต้น ถือเป็นสิ่งจําเป็น การไม่ปฏิบัติตาม
คําแนะนําข้างต้นอาจนําไปสู่การบาดเจ็บ อุปกรณ์เสียหาย และ/หรือทําให้
อุปกรณ์เสียหายในระหว่างการทดสอบได้ Kyoritsu จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เครือ่ งมือโดยไม่ปฏิบัติตามคําเตือนเหล่านี้
สัญลักษณ์ที่แสดงบนเครือ่ งมือ หมายความว่าผู้ใช้ต้องศึกษาส่วนที่
เกี่ยวข้องในคู่มือนี้เพื่อการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ถือเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องอ่านคําแนะนําเพื่อทําความเข้าใจกับส่วนเนื้อหาใน
คู่มือที่มีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่อันตรายคําเตือนข้อควรระวัง: หมายถึงสภาวะและการกระทําที่อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้
: หมายถึงสภาวะและการกระทําที่สามารถทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้
: หมายถึงสภาวะและการกระทําที่สามารถทําให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้

1

●●●●●

อันตรายอย่าทําการวัดในบริเวณที่มีก๊าซไวไฟ มิฉะนั้น
การใช้อุปกรณ์นี้อาจทําให้เกิดประกายไฟ ซึ่งสามารถนําไปสู่การระเบิดได้ห้ามใช้อุปกรณ์นี้หากพบว่าพื้นผิวของอุปกรณ์หรือมือของคุณเปียกเครือ่ งทดสอบฉนวนนี้จะสร้างแรงดันไฟฟ้า DC สูง 10 kV อย่ากดปุ่มทดสอบ
เมื่อเชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับอุปกรณ์ (วงจร) ภายใต้การทดสอบห้ามเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีใ่ นระหว่างทําการวัดเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตที่อาจเกิดขึ้น ห้ามสัมผัสวงจรที่กําลังทดสอบระหว่างการวัดความต้านทานของฉนวนหรือหลังการวัดทันที
คําเตือน

● ห้ามทําการวัดใดๆ หากพบสภาวะที่ผิดปกติ เช่น ตัวเรือนที่แตกหักและชิน้ ส่วนโลหะที่โผล่ออกมา● อย่าหมุนสวิตช์ฟังก์ชันโดยที่สายวัดทดสอบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่กําลังทดสอบ● อย่าติดตั้งอะไหล่ทดแทนหรือทําการปรับเปลี่ยนใดๆ กับอุปกรณ์ ส่งอุปกรณ์ไปยังผูจ้ ัดจําหน่าย Kyoritsu ในพื้นที่ของคุณเพื่อรับการซ่อมแซมหรือการสอบ
เทียบใหม่
● อย่าทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ หากพบว่าพื้นผิวของอุปกรณ์เปียก● เสียบปลั๊กเข้ากับขัว้ ต่อให้แน่นเมื่อใช้สายทดสอบ● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์แล้วก่อนที่จะเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่2

●●●●●●●ข้อควรระวังก่อนเริม่ การวัด ให้ยืนยันว่าสวิตช์ฟังก์ชันอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม
ปรับตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง “OFF” หลังการใช้งาน
หากต้องการจัดเก็บอุปกรณ์ไว้และจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรีอ่ อกอย่าให้เครือ่ งมือโดนแสงแดดโดยตรง และอย่าวางไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและ
ความชื้นสูง หรือน้าค้างใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดทําความสะอาดบริเวณรอบๆ ขั้วการวัดเมื่ออุปกรณ์นี้เปียก โปรดจัดเก็บหลังจากที่แห้งแล้วรอสักครูจ่ นกระทั่งตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าแสดงค่า 0 V ก่อนที่จะถอดสาย
ทดสอบออกจากอุปกรณ์ (วงจร) ภายใต้การทดสอบ เมื่อการวัดค่าความจุไฟฟ้าเสร็จสิ้นแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรีต่ ่า ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ใช้งานหรือจัดเก็บเครือ่ งมือ
เป็นเวลานานโดยไม่ได้ปรับตั้งค่าสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ “OFF”อาจทําให้เกิดวงจร
ป้องกันการปล่อยประจุเกินภายใน และการวัดเพิ่มเติมอาจหยุดลง ในกรณีนี้ให้ชาร์จแบตเตอรี่สัญลักษณ์อันตรายจากไฟช็อตที่เป็นไปได้
ผู้ใช้จะต้องอ่านคู่มือ

3

2. คุณสมบัติ● เหมาะสําหรับการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้างานหนักและการซ่อมบํารุงการติดตั้งทางอุตสาหกรรม สายเคเบิล หม้อแปลง เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า และสวิตช์เกียร์ที่ต้องมีการทดสอบฉนวนไฟฟ้าแรงสูง
● วัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้าแรงได้สูงสุดถึง 100 GΩ ที่แรงดันไฟฟ้าผันแปร
ระหว่าง 1 kV ถึง 10 kV● จอแสดงผลดิทัลระบุแรงดันไฟฟ้าที่ตั้งไว้ที่ 100 GΩ และแรงดันเอาต์พุตหลังจากการทดสอบ ยังแสดงประจุไฟฟ้าทีเ่ หลืออยู่ที่เก็บไว้ในวงจรหรืออุปกรณ์ภายใต้การทดสอบอีกด้วย
สเกลคู่การปรับช่วงอัตโนมัติที่อ่านง่ายสําหรับช่วง 100 GΩ ซึ่งมีรหัสสีสําหรับช่วงความต้านทานสูงและต่า LED จะติดสว่างเป็นสีที่ตรงกันเพื่อระบุช่วงที่ใช้งานได้
● หลังการทดสอบ จะปล่อยประจุประจุที่เก็บไว้ในวงจรภายใต้การทดสอบโดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบการเสร็จสิ้นของการปล่อยประจุได้โดยการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าบนจอแสดงผลดิจิทัล
● ขั้วเอาต์พุตสําหรับจ่ายแรงดันไฟฟ้า DC ตามสัดส่วนของแรงดันไฟฟ้าทดสอบและกระแสไฟฟ้าทดสอบสําหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เช่น เครือ่ งบันทึกแผนภูมิ
● ทํางานด้วยแบตเตอรี่ Ni-MH (นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์) ซึ่งสามารถชาร์จจาก
แหล่งจ่ายไฟ AC หรือแบตเตอรีร่ ถยนต์ 12 V DC● ในระหว่างการทดสอบฉนวน เสียงสัญญาณจะเตือนว่ามีไฟฟ้าแรงสูง● สัญญาณเตือนแบตเตอรีจ่ ะเตือนโดยการสลับสี เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลง
● ตัวบ่งชี้การชาร์จแบตเตอรีจ่ ะแสดงการชาร์จแบตเตอรีเ่ สร็จสิ้นโดยการสลับสี43. ข้อมูลจําเพาะ● ช่วงแรงดันไฟฟ้าสูงที่แรงดันทดสอบแปรผันแรงดันไฟฟ้าทดสอบที่
1 kV - 10 kV/ DC (แปรผัน)กําหนด
0 - 1.6 GΩ/ 1 - 100 GΩ(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)ช่วงการวัด

ความแม่นยํา

ความต้านทานของ
ฉนวนแรงดันไฟฟ้า
เอาต์พุต

● ช่วง 1kV/ 100MΩแรงดันไฟฟ้าทดสอบที่
กําหนด
ช่วงการวัด
ความแม่นยํา

ความต้านทานของ
ฉนวนแรงดันไฟฟ้า
เอาต์พุต

0.05 - 50 GΩ

±10% ของ rdgช่วงอื่นๆ

±1% ของความยาวสเกล(เมื่อแรงดันไฟฟ้าทดสอบต่ากว่า 2kV the จะไม่ ร ั บ ประกั น ความแม่ น ยํ า ที่ 50 - 100 GΩ)±2% ของค่าทีต่ ั้งไว้ ±2dgt (บนวงจรเปิด)1 kV
0-100 MΩ
1-100 MΩ±10% ของ rdgช่วงอื่นๆ

±1 % ของความยาวสเกล

วงจรเปิด

1kV ±10%โหลด 10 MΩ

45% หรือมากกว่าของแรงดันไฟฟ้า
ทดสอบที่กําหนด

● แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตและตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าที่ตั้งไว้ช่วงการวัด

0 – 10 kV DCความแม่นยํา

±2% ของค่าทีอ่ ่าน ±2dgt● แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต DC สําหรับเครือ่ งบันทึกแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต กระแสไฟฟ้า EARTH-LINE

100 mV DC/10 μAแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต แรงดันไฟฟ้า EARTH-LINE

100 mV DC/1 kV5การใช้กระแสไฟฟ้า:ประมาณ 80 mA ในสถานะสแตนด์บาย สูงสุด
300 mA ในขณะทํางาน

การเตือนแบตเตอรี:่เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีล่ ดลง สัญญาณ
แจ้งเตือนแบตเตอรี่ (BATT. ALARM) เปลี่ยนสีเป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดงแรงดันไฟฟ้าค่าเกณฑ์ระหว่างสีเขียวและสีเหลือง
และสีเหลืองและสีแดงจะอยู่ทปี่ ระมาณ 9.6 V
และ 9.1 V ตามลําดับ
สีเหลืองบ่งชี้ว่าจําเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ และสีแดงบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ไม่ทํางาน

การบ่งชีก้ ารชาร์จแบตเตอรี:่ขณะชาร์จ ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ (BATT.
CHARGE) จะติดสว่างเป็นสีแดงและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อบ่งชี้วา่ การชาร์จเสร็จสมบูรณ์
แรงดันไฟฟ้าค่าเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ 11 V(กระแสไฟชาร์จประมาณ 330mAจะลดลงเหลือประมาณ 60 mAหลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น)ปิดเครือ่ งอัตโนมัติ:อุปกรณ์จะปิดเครือ่ งโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีล่ ดลงต่ากว่า 9.0 ถึง 8.5 Vอุปกรณ์จะไม่ทาํ งานจนกว่าจะชาร์จแบตเตอรี่(ฟังก์ชันนี้มีไว้เพื่อปกป้องแบตเตอรีจ่ ากความเสียหายจากการปล่อยประจุมากเกินไป)อุณหภูมิและความชื้นสําหรับความแม่นยําที่รบั ประกัน:23°C±5°C ที่ความชื้นเชิงสัมพัทธ์สูงสุด 85%อุณหภูมิและความชื้นในการ
ทํางาน:0°C ถึง 40°C ที่ความชื้นเชิงสัมพัทธ์สูงสุด 85%อุณหภูมิ
และความชื้นจัดเก็บ:-20°C ถึง +60°C ที่ความชื้นเชิงสัมพัทธ์สูงสุด75%(ไม่มีผลใช้กับแบตเตอรี)่

ความต้านทานของฉนวน:ต่าสุด 1000 ΜΩ ที่ 1000 V ระหว่างวงจรไฟฟ้ากับกล่องตัวเรือน

ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า:5000 V AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างวงจรไฟฟ้า
และกล่องตัวเรือน

แหล่งจ่ายไฟ:แบตเตอรี่ Ni-MH แบบชาร์จได้ชนิด AA จํานวน 86ก้อน, HR15/51(1) การจัดอันดับความจุพกิ ัดต่าสุด 1900 mAh(ในอัตราการปล่อยประจุ 0.1C)แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด 1.2 V(2) เงื่อนไขการชาร์จ
ดูข้อ 7 สําหรับการชาร์จแบตเตอรี่(3) เงื่อนไขการจัดเก็บ
ที่อุณหภูมิ -20°C ถึง +30°C และความชื้นต่า
ซึ่งไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
(4) อายุการใช้งานแบตเตอรี่
จํานวนการทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ครัง้ภายใต้สภาวะการชาร์จ การปล่อยประจุและการเก็บรักษาที่เหมาะสมเมื่อจํานวนการทดสอบต่อการชาร์จหนึ่งครัง้ ลดลงอย่างมาก จําเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่(ดูข้อ 9 สําหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี)่
จํานวนของการทดสอบทั่วไป:ด้วยแบตเตอรีใ่ นตัว ทําการทดสอบ 70 ถึง 80ครัง้ ในระยะเวลา 5 นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครัง้
ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

อุปกรณ์เสริม:Model 9176 กระเป๋าหิ้วModel 8266: 120V หรือModel 8267: 230V
เครือ่ งชาร์จแบตเตอรี่
Model 7084 ตัวนํา Earth และ Guard
Model 7082 สายตัวนําสําหรับเครือ่ งบันทึกModel 7083 สายตัวนําสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่
แบตเตอรีน่ ิกเกิลเมทัลไฮไดรด์แบบชาร์จได้ 8
ก้อน, HR15/51 (ติดตั้งไว้)คู่มือการใช้งาน

ขนาด:200(L) × 140(W) × 80(D) mm

น้าหนัก:ประมาณ 1600 g

7KEW 3124A ลักษณะแรงดันไฟขาออกทัว่ ไปแรงดันไฟฟ้าเอา
ต์พุต (kV)ความต้านทานของฉนวนภายใต้การทดสอบ (Ω)

84. เค้าโครงอุปกรณ์
① โพรบ LINE② ขั้ว Guard③ ขั้ว Earth④ การเตือนแบตเตอรี่⑤ ตัวบ่งชีก้ ารชาร์จ
แบตเตอรี่
⑥ สเกลสูง⑦ สเกลต่า
⑧ สเกล 1kV/ 100MΩ⑨ ตัวบ่งชีส้ เกลสูง⑩ ตัวบ่งชีส้ เกลต่า

③⑪ แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตและตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้า
ที่ตั้งไว้
⑫ ปรับการเคลื่อนที่ของมิเตอร์เป็นศูนย์
⑬ ขั้วสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่⑭ เทอร์มินัลเอาท์พุตสําหรับเครือ่ งบันทึก⑮ ปุ่มทดสอบ⑯ สวิตช์ฟังก์ชัน⑰ ปุ่มตั้งแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต
⑱ สาย Earth (สีดํา)⑲ สายตัวนํา Guard (สีเขียว)②④⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑩⑫⑬⑭⑮⑰

รูป 1⑱⑯9⑲5. การจัดเตรียมสําหรับการทดสอบ
5-1 การปรับค่าศูนย์แบบกล
เมื่อสวิตช์ฟังก์ชันถูกตั้งค่าไปที่ตําแหน่ง OFF ให้ตรวจสอบว่าตัวชี้มิเตอร์อยู่ใน
แนวตรงกับเครือ่ งหมาย "∞" บนสเกล ถ้าไม่ ให้ปรับโดยหมุนปรับการเคลื่อนที่ของมิเตอร์เป็นศูนย์ด้วยสกรู
5-2 ทดสอบการเชื่อมต่อสายตัวนํา
เชื่อมต่อสายตัวนํา Earth (สีดํา) เข้ากับขั้ว Earth ของอุปกรณ์ หากจําเป็น ให้เชื่อมต่อสายตัวนํา Guard (สีเขียว) เข้ากับขั้ว Guard ของอุปกรณ์ (ดูข้อ 6-3สําหรับวิธีใช้ขั้ว Guard)
5-3 ตรวจสอบแบตเตอรี่(1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มทดสอบไม่ไล็อกคอยู่ และตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่
ตําแหน่ง H.V. SET(2) หากสัญญาณเตือนแบตเตอรีต่ ิดสว่างเป็นสีเขียว ให้ดําเนินการขั้นตอนที่(4) ถ้าเป็นสีเหลืองหรือสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่(ดูหัวข้อ 7 สําหรับการชาร์จแบตเตอรี)่
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่
> 9.6 V
9.6～9.1 V< 9.1 Vการเตือนแบตเตอรี่
สีเขียว
สีเหลืองสีแดง(3) หากสัญญาณเตือนแบตเตอรีไ่ ม่ติดหรือจอแสดงผลดิจิทัลไม่ทํางานให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแบตเตอรีอ่ ย่างถูกต้องแล้วจึงชาร์จแบตเตอรี่(4) ตั้งค่าสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง OFFอันตราย
● ห้ามกดปุ่มทดสอบโดยที่สวิตช์ฟังก์ชันถูกตั้งไว้ที่ตําแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ "OFF"เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต
ข้อควรระวัง
● วงจรป้องกันการปล่อยประจุเกินภายในจะทํางานเมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีล่ ดลงเหลือ 9.0 ‒ 8.5 V หรือน้อยกว่า และฟังก์ชันการวัดจะถูกปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์
หากสัญญาณเตือนแบตเตอรีไ่ ม่ติดหรือจอแสดงผลดิจิทัลไม่ทํางาน ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแบตเตอรีอ่ ย่างถูกต้องแล้วจึงชาร์จแบตเตอรี่ (หัวข้อ 7และ 9)106. คู่มือการใช้งาน
6-1 การตรวจสอบการไม่มีแรงดันไฟฟ้าต้องปิดอุปกรณ์ตัดวงจรของอุปกรณ์ (วงจร) ที่อยู่ภายใต้การทดสอบ ใช้เครือ่ งตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสูงและตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าก่อนทําการวัด
6-2 การทดสอบฉนวนไฟฟ้าด้วยช่วง 1kV - 10kV/100GΩอันตราย● ตรวจยืนยันว่าไม่มีประจุไฟฟ้าบนวงจรภายใต้การทดสอบก่อนทําการวัดโดยใช้เครือ่ งตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสูง● สวมถุงมือฉนวนสําหรับแรงดันไฟฟ้าสูง● ตั้งค่าสวิตช์ฟังก์ชันและปุ่มทดสอบไปที่ OFF เสมอก่อนเชื่อมต่อสายทดสอบ
ขณะที่สวิตช์ฟังก์ชันอยู่ที่ “1 kV/ 100 MΩ” หรือ “H.V. OUT” จะมีการสร้างไฟฟ้าแรงสูงที่ปลายสายทดสอบและวงจรภายใต้การทดสอบ อย่าสัมผัสส่วนประกอบเหล่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต
● ต้องปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีก่ ่อนทําการวัด● อย่าเริม่ การวัดเมื่อมีเสียงฟ้าร้องดังกึกก้อง● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสาย Earth (สีดํา) เข้ากับขั้วต่อ Earth ของวงจร
ภายใต้การทดสอบ (สีดํา) เข้ากับขั้ว Earth ของวงจรภายใต้การทดสอบ
หมายเหตุ:● KEW 3124A อาจบ่งชี้การอ่านค่าที่ไม่เสถียรเมื่อความต้านทานของฉนวนของ
อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การทดสอบไม่เสถียร
● การวัดโหลดความจุไฟฟ้าต้องใช้เวลา● ที่การวัดความต้านทานของฉนวน แรงดันไฟฟ้าบวกจะถูกส่งออกจากขั้วต่อEarth และแรงดันไฟฟ้าลบจากขั้วต่อ Line

11

(1)
(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ฟังก์ชันถูกตั้งไว้ที่ตําแหน่ง OFF ปุ่มทดสอบไม่ได้
ถูกล็อก และสวิตช์ฟังก์ชันถูกตั้งค่าไว้ที่ตําแหน่ง OFFเชื่อมต่อคลิปสาย Earth (สีดํา) เข้ากับจุด Earth ของวงจร อุปกรณ์ หรือสายเคเบิลภายใต้การทดสอบ หากจําเป็น ให้เชื่อมต่อคลิปของสายตัวนํา Guard(สีเขียว) เข้ากับจุดที่เหมาะสม(ดูหัวข้อ 6-4 สําหรับวิธีใช้ขั้วต่อ Guard)เชื่อมต่อคลิปของโพรบ Line (สีแดง) เข้ากับวงจร อุปกรณ์ หรือสายเคเบิลภายใต้การทดสอบ
ปรับตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง H. V. SET และตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต
ด้วยปุ่มตั้งแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต แรงดันไฟฟ้าที่ตั้งไว้แสดงอยู่บนจอแสดงผลดิจิทัล
ปรับตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง H. V. OUT และกดปุ่มทดสอบ
เมื่อตัวบ่งชี้สเกลสูง (สีเขียว) ติดสว่าง ให้อ่านค่าสเกลสูงที่ทําเครือ่ งหมายเป็นสีเขียว และเมื่อตัวบ่งชี้สเกลต่า (สีแดง) ติดสว่าง ให้อ่านค่าสเกลต่าที่ทําเครือ่ งหมายเป็นสีแดงอ่อนหากการบ่งชี้ความต้านทานของฉนวนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อทดสอบสายเคเบิลที่มีความจุไฟฟ้าสูง ให้รอจนกว่าตัวบ่งชี้จะเสถียร สําหรับการทํางานต่อเนื่องให้กดปุ่มทดสอบ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก เมื่อต้องการปล่อยปุ่มให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา
KEW 3124A มีฟังก์ชันปล่อยประจุอัตโนมัติเชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ และปล่อยปุ่มทดสอบเมื่อการวัดเสร็จสิ้น ฟังก์ชันปล่อยประจุอัตโนมัติจะทํางานเพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าบนวงจรภายใต้การทดสอบ
ยืนยันว่าตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตแสดงเป็น 0 Vปรับตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง OFF และปลดคลิปสายตัวนําออกจากวงจรอุปกรณ์ หรือสายเคเบิลภายใต้การทดสอบ12อันตราย● อย่าต่อสายดินด้วยตัวเองเมื่อทําการทดสอบทางไฟฟ้าอย่าสัมผัสที่ท่อโลหะ ช่องเสียบ อุปกรณ์ยึด ฯลฯ ที่เปลือย ซึ่งอาจมีศักย์ไฟฟ้าของดิน แยกตัวคุณจากการสัมผัสพื้นดินโดยสวมเสื้อผ้าแห้ง รองเท้ายางเสื่อยาง หรือวัสดุฉนวนใดๆ ที่ได้รบั อนุมัติ● เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไฟฟ้าช็อต ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบหรือถอดสายทดสอบจนกว่ากระบวนการปล่อยประจุอัตโนมัติจะเสร็จสิ้นหลังการวัดข้อควรระวัง● ถ้าฉนวนเกิดการแตกร้าวในวงจร อุปกรณ์ หรือสายเคเบิลภายใต้การทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนจะลดลงไปที่ศูนย์หรือค่าโดยประมาณสเกลต่าปล่อยปุ่มทดสอบทันทีและรอจนกระทัง่ จอแสดงผลดิจิทัลอ่านค่าเป็นศูนย์จากนั้นให้หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง OFFปุ่มทดสอบที่มีคุณสมบัติการล็อก
● การกดและหมุนปุ่มทดสอบตามเข็มนาฬิกาจะล็อกปุ่มให้อยู่ในตําแหน่งการทํางานต่อเนื่อง การกดและหมุนปุ่มทวนเข็มนาฬิกาและกลับสู่ตําแหน่งเริม่ ต้นหลังการวัดฟังก์ชันปล่อยประจุอัตโนมัติ● ประจุไฟฟ้าที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบจะถูกปล่อยประจุโดยอัตโนมัติหลังการวัด ตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าขาออกแสดงความคืบหน้าในการปล่อยประจุ

13

6-3 การทดสอบฉนวนไฟฟ้าในช่วง 1kV/ 100ΜΩอันตราย● ตรวจยืนยันว่าไม่มีประจุไฟฟ้าบนวงจรภายใต้การทดสอบก่อนทําการวัดโดยใช้เครือ่ งตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสูง● สวมถุงมือฉนวนสําหรับแรงดันไฟฟ้าสูง● ตั้งค่าสวิตช์ฟังก์ชันและปุ่มทดสอบไปที่ OFF เสมอก่อนเชื่อมต่อสายทดสอบ
ขณะที่สวิตช์ฟังก์ชันอยู่ที่ “1 kV/100 MΩ” หรือ “H.V. OUT” จะมีการสร้างไฟฟ้าแรงสูงที่ปลายสายทดสอบและวงจรภายใต้การทดสอบ อย่าสัมผัสส่วนประกอบเหล่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต
● ต้องปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีก่ ่อนทําการวัด● อย่าเริม่ การวัดเมื่อมีเสียงฟ้าร้องดังกึกก้อง
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสาย Earth (สีดํา) เข้ากับขั้วต่อ Earth ของวงจรภายใต้การทดสอบ (สีดํา) เข้ากับขั้ว Earth ของวงจรภายใต้การทดสอบ(1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ฟังก์ชันถูกตั้งไว้ที่ตําแหน่ง OFF ปุ่มทดสอบไม่ได้ถูกล็อก และสวิตช์ฟังก์ชันถูกตั้งค่าไว้ที่ตําแหน่ง OFF(2) เชื่อมต่อคลิปสาย Earth (สีดํา) เข้ากับจุด Earth ของวงจร อุปกรณ์ หรือสายเคเบิลภายใต้การทดสอบ หากจําเป็น ให้เชื่อมต่อคลิปของสายตัวนํา Guard(สีเขียว) เข้ากับจุดที่เหมาะสม(ดูหัวข้อ 6-4 สําหรับวิธีใช้ขั้วต่อ Guard)(3) เชื่อมต่อคลิปของโพรบ Line (สีแดง) เข้ากับวงจร อุปกรณ์ หรือสายเคเบิลตัวนําภายใต้การทดสอบ
(4) ตั้งค่าสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง 1 kV/ 100 MΩ(5) กดปุ่มทดสอบและอ่านค่าที่สเกล 1 kV/ 100ΜΩ (สเกลภายใน)สําหรับการทํางานต่อเนื่อง ให้กดปุ่มทดสอบ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกเมื่อต้องการปล่อยปุ่ม ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา(6) ปล่อยปุ่มทดสอบและรอจนกระทั่งจอแสดงผลดิจิทัลอ่านค่าเป็นศูนย์(ดูที่ฟัื งก์ชันปล่อยประจุอัตโนมัติ)(7) ปรับตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง OFF และปลดคลิปสายตัวนําออกจากวงจรอุปกรณ์ หรือสายเคเบิลภายใต้การทดสอบ14

6-4 วิธีใช้ขั้ว Guardในการทดสอบฉนวนสายเคเบิล ให้พันลวดนําไฟฟ้ารอบๆ ฉนวนของสายเคเบิลภายใต้การทดสอบ และเชื่อมต่อกับขั้ว Guard ด้วยสายตัวนํา Guard ตามรูปที่ 2นี่คือการเลื่อนความต้านทานการรัว่ ไหลของพื้นผิวของฉนวนสายเคเบิลออกเพื่อให้ผลการทดสอบแม่นยํา
โพรบ LINEGuardEarthรูป 2
KEW 3124A

15

7. การชาร์จแบตเตอรี่
อันตราย
● อย่าเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ถ้าอุปกรณ์เปียก
● ห้ามเปลี่ยนแบตเตอรีร่ ะหว่างการวัด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตอย่าเชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ และปรับตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ OFF เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
● เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไฟฟ้าช็อต ต้องปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีใ่ นระหว่างการวัดข้อควรระวัง
● ใช้แบตเตอรี่ Ni-MH ที่ระบุไว้สําหรับ KEW3124A อย่าใช้แบตเตอรี่ NiCadแบตเตอรีอ่ ัลคาไลน์หรือแมงกานีสแบบชาร์จได้ เพื่อป้องกันแบตเตอรีร่ วั่ ไหลหรือการระเบิดซึ่งอาจทําให้อุปกรณ์เสียหายได้
● อย่าใช้แบตเตอรีต่ ่างชนิดกันผสมกัน เปลี่ยนแบตเตอรีใ่ หม่ทงั้ หมดพร้อมๆกันเสมอ
● ใส่แบตเตอรีโ่ ดยสังเกตขั้วที่ถูกต้องซึ่งทําเครือ่ งหมายไว้ที่บริเวณช่องใส่แบตเตอรี่
7-1 เมื่อใดควรชาร์จแบตเตอรี่(1) หากสัญญาณเตือนแบตเตอรีเ่ ปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองหรือสีแดงระหว่างการตรวจสอบแบตเตอรีห่ รือการทดสอบฉนวน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ตามหัวข้อ 7-2
หมายเหตุ:● สีเขียวบ่งชี้ว่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรีเ่ พียงพอ สีเหลืองบ่งชี้ว่าจําเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ และสีแดงเตือนว่าอุปกรณ์กําลังจะปิดเครือ่ ง เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีล่ ดลงต่ากว่า 9.0 V ถึง 8.5 V ฟังก์ชันปิดเครือ่ งอัตโนมัติจะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพไม่ทํางาน
(2) หากอุปกรณ์ไม่ทํางานโดยตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง H.V. SETให้ชาร์จแบตเตอรีต่ ามหัวข้อ 7-216อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่
● อุณหภูมิระหว่าง 10°C ถึง 30°C เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด และแนะนําสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่
● อย่าชาร์จแบตเตอรีท่ ี่อุณหภูมิ 0°C หรือต่ากว่า และ 40°C หรือสูงกว่า มิฉะนั้นแบตเตอรีจ่ ะเสียหาย7-2 วิธีการชาร์จแบตเตอรี่(1) ตั้งค่าสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง OFF(2) เสียบเครือ่ งชาร์จแบตเตอรีเ่ ข้ากับช่องเสียบหลัก หรือเชื่อมต่อคลิปสีแดง
และสีดําของสายชาร์จแบตเตอรีเ่ ข้ากับขั้ว + และ – ของแบตเตอรีร่ ถยนต์
ตามลําดับ
(3) เชื่อมต่อปลั๊กของเครือ่ งชาร์จแบตเตอรีห่ รือสายชาร์จแบตเตอรีเ่ ข้ากับ
ขั้วต่อสําหรับการชาร์จแบตเตอรีข่ องอุปกรณ์
จากนั้นตัวบ่งชี้การชาร์จแบตเตอรี่ (BATT. CHARGE) จะติดสว่างเป็นสีแดง
ตัวบ่งชี้การชาร์จแบตเตอรีจ่ ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อบ่งชี้ว่าแบตเตอรีไ่ ด้รบัการชาร์จแล้ว 80% และเหลืออีก 5 ชั่วโมงจึงจะชาร์จเสร็จสิ้น(4) รออย่างน้อย 11 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับแรงดันไฟแบตเตอรีท่ ี่เหลืออยู่
(5) หลังจากชาร์จแล้ว ให้ถอดปลั๊กเครือ่ งชาร์จแบตเตอรีห่ รือสายชาร์จแบตเตอรีอ่ อกพิกัดและขั้วเอาต์พุตของเครือ่ งชาร์จแบตเตอรี่● ใช้เครือ่ งชาร์จแบตเตอรี่ Model 8266 หรือ 8267 ที่ออกแบบมาสําหรับKEW 3124A● ปลั๊กเอาต์พุตขั้วบวกตรงกลางหรือขั้วลบตรงกลาง (ø5 x 2.1 x 9 mm)สามารถใส่ได้กับ KEW 3124Aขั้วลบตรงกลางและขั้วบวกตรงกลาง ใช้งานได้ทั้งคู่
ข้อควรระวัง: สําหรับรุน่ เก่า Model 3124 สามารถใช้ได้เฉพาะเครือ่ งชาร์จที่มีขั้วลบตรงกลางเท่านั้น

178. การรีเฟรชแบตเตอรี่8-1 วิธีรเี ฟรชแบตเตอรีท่ ี่สามารถชาร์จได้แบตเตอรี่ Ni-MH ในตัวรองรับรอบการชาร์จ-ปล่อยประจุมากกว่า 500 รอบแต่ความจุของแบตเตอรีอ่ าจลดลงก่อนที่จะสิ้นสุดอายุการใช้งานคุณสามารถรีเฟรชแบตเตอรีไ่ ด้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้1.
2.
3.
4.

ปรับตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง H.V. SET อย่ากดปุ่มทดสอบปล่อยเครือ่ งมือไว้จนกว่าจะใช้งานไม่ได้ปรับตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง OFFชาร์จแบตเตอรี่ (ดูหัวข้อ 7 สําหรับการชาร์จแบตเตอรี)่

8-2 การรีเฟรชด่วนอันตราย
● หลีกเลี่ยงการสัมผัสปลายโพรบ มิฉะนั้น จะทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
ขั้นตอนต่อไปนี้จะทําให้เวลารอสั้นลง
1.
ลัดวงจรโพรบ Line และโพรบ Earth
2. ปรับตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง H.V. SET หมุนปุ่มตั้งค่าแรงดัน
เอาท์พุตและตั้งค่าที่แสดงของแรงดันเอาท์พุตเป็น 1.00 kV
3. ปรับตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง H.V. OUT และล็อกปุ่มทดสอบเพื่อการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
4. ปล่อยเครือ่ งมือไว้จนกว่าจะใช้งานไม่ได้
5. ปล่อยปุ่มทดสอบ และปรับตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปที่ตําแหน่ง OFF
6. ชาร์จแบตเตอรี่ (ดูหัวข้อ 7 สําหรับการชาร์จแบตเตอรี)่
หมายเหตุ:● การปล่อยยประจุที่ไม่สมบูรณ์อาจทําให้ความจุของแบตเตอรีแ่ บบชาร์จไฟได้Ni-MH ลดลงชั่วคราวความจุจะกลับมาทํางานอีกครัง้ หลังจากแบตเตอรีล่ ดลงเหลือ 1 V18

9. การเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้อควรระวัง
● ใช้แบตเตอรี่ Ni-MH ประเภทที่ระบุเท่านั้น มิฉะนั้นอาจชาร์จแบตเตอรีไ่ ม่ถูกต้องหรืออุปกรณ์อาจเสียหายได้
● หากจะใช้แบตเตอรีน่ อกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ให้ชาร์จแบตเตอรีด่ ้วยเครือ่ งชาร์จแบตเตอรีแ่ บรนด์เดียวกัน จากนั้นใส่แบตเตอรีล่ งใน KEW 3124A
จํานวนการทดสอบลดลงอย่างมากต่อการชาร์จหนึ่งครัง้ (ดูจํานวนการทดสอบโดยทั่วไป ข้อมูลจําเพาะ) แสดงให้เห็นว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรีห่ มดลงแล้วในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแบตเตอรีด่ ังต่อไปนี้(1)คลายสกรูของฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีท่ ี่ด้านล่างของอุปกรณ์แล้วถอดฝาครอบออก(2) เปลี่ยนแบตเตอรีท่ ั้งแปดก้อนด้วยแบตเตอรีน่ ิกเกิลเมทัลไฮไดรด์แบบ
ชาร์จได้ 1.2V ประเภท HR15/51 แบตเตอรีแ่ ปดก้อนต้องเป็นประเภทและแบรนด์เดียวกัน
หมายเหตุ:● แบตเตอรี่ AA มาตรฐาน (แมงกานีสหรืออัลคาไลน์) สามารถใช้แทนแบตเตอรี่Ni-MH ได้ แต่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ชาร์จแบตเตอรีช่ นิดที่ไม่สามารถชาร์จได้โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทําให้แบตเตอรีร่ วั่ หรือระเบิดและทําให้อุปกรณ์เสียหายได้คําแนะนําเกี่ยวกับแบตเตอรี่
● เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ Ni-MH โปรดเปลี่ยนแบตเตอรีด่ ้วยแบตเตอรีท่ ี่เราแนะนํา
อย่างใดอย่างหนึ่ง: พานาโซนิค eneloop BK-3MCC หรือ BK-200AAB.
(1.2 V/ min. 1900 mAh, ทั้งสอง)● หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบตเตอรีเ่ หล่านี้ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย Kyoritsuในพื้นที่ของคุณ

19

10. ข้อควรระวังในการจัดการแบตเตอรี่
โปรดรับทราบประเด็นดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของแบตเตอรี่Ni-MH ได้อย่างเต็มที่ และเพือ่ ป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม10-1 เงื่อนไขสภาพแวดล้อมหลังจากถอดแบตเตอรีอ่ อกจากอุปกรณ์แล้ว ให้เก็บไว้ภายใต้อุณหภูมิระหว่าง-20°C ถึง +30°C และมีความชื้นต่า ซึ่งไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หากจะเก็บแบตเตอรีไ่ ว้เป็นเวลา 3 เดือนหรือนานกว่านั้น แนะนําให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ
ระหว่าง +10°C ถึง +30°C มิฉะนั้นอาจเกิดการรัว่ ไหลหรือเกิดสนิมกับแบตเตอรีไ่ ด้10-2 การจัดเก็บเป็นเวลานานหลังจากเก็บรักษาเป็นเวลานาน ความจุของแบตเตอรีอ่ าจลดลงเล็กน้อยและส่งผลให้จํานวนรอบการทดสอบลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไปหลายรอบ ความจุแบตเตอรีจ่ ะกลับสู่ระดับก่อนการจัดเก็บเมื่อจัดเก็บเครือ่ งทดสอบกับแบตเตอรีท่ ี่ติดตั้งไว้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี ให้ชาร์จแบตเตอรีอ่ ย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อป้องกันการรัว่ ไหลของของเหลวหรือประสิทธิภาพการทํางานลดลงเนื่องจากการปล่อยประจุในตัว

20

11. การทําความสะอาดฝาครอบมิเตอร์
อุปกรณ์นี้ได้รบั การทดสอบตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทเรา และส่งมอบในสภาพที่ดีที่สุดหลังจากผ่านการตรวจสอบ
แต่ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศแห้ง กระแสไฟฟ้าสถิตอาจสะสมบนฝาครอบมิเตอร์เนื่องจากเป็นลักษณะของพลาสติก
เมื่อตัวชี้เบี่ยงเบนไปโดยการสัมผัสที่พื้นผิวของเครือ่ งทดสอบนี้หรือไม่สามารถปรับค่าศูนย์ได้ อย่าพยายามทําการวัดเมื่อไฟฟ้าสถิตสะสมอยู่บนฝาครอบมิเตอร์และส่งผลต่อการอ่านค่าของมิเตอร์ให้ใช้ผ้าชุบสารป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือผงซักฟอกที่มีจําหน่ายทั่วไปเพื่อเช็ดพื้นผิวฝาครอบมิเตอร์

12. การเชื่อมต่อกับเครือ่ งบันทึก
สามารถรับแรงดันไฟขาออก DC ได้โดยการเสียบสายตัวนําสําหรับเครือ่ งบันทึกเข้าไปในเทอร์มินัลเอาท์พุตสําหรับเครือ่ งบันทึก สายตัวนําจะจ่ายแรงดันไฟฟ้า DCตามสัดส่วนของกระแสไฟฟ้่ และแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วต่อ EARTH และ LINEดังต่อไปนี้ (Model 7082)
ปลั๊กแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

สีน้าเงิน (+) สีดํา (-)

100 mV DC /10 μA ของกระแส EARTH-LINEสีแดง (+) สีดํา (-)

100 mV DC /1 kV ของแรงดันไฟฟ้า EARTH-LINE21

ผู้จัดจําหน่าย

Kyoritsu สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจําเพาะหรือการออกแบบที่ระบุไว้ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีภาระผูกพัน

2-2092-2490