キューロガーシリーズ

KEW 5010 / 5020

Photo：5020（実物大）KEW 5020

Photo：5010● 製品の詳しい仕様・価格等はこちらの二次元バーコードからご認いただけます

KEW 5010

様々な測定記録を可能にした3chデータロガー

進化したキューロガーシリーズ
リーク電流、負荷電流、電源品質（5020）の記録可能

簡単操作の KEW LOG Soft 2 が付属（電源品質：基準電圧、電圧スウェル、電圧ディップ、電圧瞬停）

記録したデータはUSB接続でPCにダウンロードし、付属のソフトで解析・グラフ表示の編集が可能

KEW LOG Soft2 の演算機能で電力量の簡易測定可能
あらゆる測定に対応した記録モード搭載
ノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質（5020）

測定した電圧と電流の変化をPC画面で同時に確認可能（5020）

60,000件の大容量データを記録可能（1ch使用時）

検出値を超えるとLEDが点滅

連続使用時間：約10日間（アルカリ電池使用時）（トリガー、キャプチャ、電源品質記録モードに対応）

ローパスフィルター装備で高調波成分をカット3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧の同時記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では各ch20,000件のデータが記録可能

60,000件の大容量データを記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では各ch20,000件のデータが記録可能
記録データ容量（60,000データ）について
ノーマル記録モードにおいての目安

配電盤の中に設置ができる
マグネット付。

最大記録件数3ch同時使用時

2ch同時使用時

1chのみ使用時

20,000件

30,000件

60,000件

ノーマル記録モード最大記録時間
記録時間

3ch使用時

1秒
2秒

5:33:20

11:06:40

5秒

1日15秒

3日 11：20：00

30秒

10日 10：00：00

6日 22：40：00

10日 10：00：00

20日 20：00：00

27日 18：40：00

41日 16：00：00

4日 15：06：40
13日 21：20：00

3日 11：20：00
6日 22：40：00

20日 20：00：00

13日 21：20：00

83日

4：00：00

208日

208日

260日 10：00：00

520日

208日

20分

277日 18：40：00

416日 16：00：00

60分

833日

8：00：00

416日 16：00：00
8：00：00

625日
1250日

8：00：00

0：00：00
8：00：00

検出値を超えるとLEDが点滅

41日 16：00：00

104日

138日 21：20：00

30分

6日 22：40：00

69日 10：40：00

10分
15分

9:20:00

5：00：00

7：33：20

長期間の記録に最適なACアダプタ
接続口（MODEL 8320：オプション）

16:40:00

5日

20秒

5分

1日

3日 11：20：00

2日

2分

8:20:00

16:40:00

1ch使用時

1日 17：40：00

3：46：4010秒

1分

2ch使用時

8：00：00
8：00：00

416日 16：00：00
833日
1250日
2500日

0：00：00
8：00：00

0：00：00
0：00：00※最大記録時間は、電池寿命（単3アルカリ乾電池で約10日）により制限されます。
（長時間の記録の際は、オプションのACアダプタをご使用下さい。
）

あらゆる測定に対応した記録モード搭載
ノーマル記録モード
電源ラインの状態監視、間欠リーク調査に威力を発揮！

トリガー記録モード
漏電ブレーカの異常動作、異常電流、異常電圧の調査に！

キャプチャ記録モード
手軽に波形をみたい。そんなときに威力を発揮！

電源品質記録モード
電圧変動の監視・調査に威力を発揮！

電池消耗時も消えないデータ

不揮発性メモリの使用により、電池消耗時や交換時もデータは消えません。
（10年保証）

電池残留表示電池の状態を4段階で表示（点滅で約1日間測定可能）
2

ニーズに応える
クランプセンサシリーズ

電圧センサは差動アンプ内蔵でフローティング電圧（接地されていない相間電圧）の測定が可能

クランプセンサ・電圧センサを任意で3chで接続可能※センサは全て本体で自動認識します。

USB接続によりPCで設定・解析・グラフ表示が可能
簡単操作のKEW LOG Soft 2 が付属【動作環境】OS Windows® 11/10/8.1/8
電源品質グラフ表示

画面表示 XGA（1024×768）以上を推奨
ハードディスク 空き容量100MByte以上
そ の 他 CD­ROMドライブ、USBドライブ搭載※Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。

電流・電圧・簡易電力グラフ

データ表示

付属のソフトウエアで現在時刻、記録間隔、記録開始、記録方法、現場名称、コメントなどの設定がラクラク

ワンタイム／エンドレス方式切換え
ワンタイムON

メモリーがいっぱいになると記録を停止。

ワンタイムOFF（エンドレス）

ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能（カットオフ周波数＝約160Hz）
赤：フィルターOFF（高調波成分）古いデータから上書
きして最新のデータを残します。

青：フィルターON

リコール機能◦ 最近の記録10件（日時・記録値）を本体で確認可能。
◦ ノーマル記録モードでは記録件数、その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能。

測定した電圧と電流の変化をPC画面で同時に確認可能（5020のみ）
黒：電圧
赤：L1 電流青：L2 電流【月．日’年】【時：分’秒 ”】

KEW LOG Soft2 の演算機能で電力量の簡易測定可能
総電力量【CH1 データ】【CH2 データ】【CH3 データ】

3

あらゆる測定に対応した記録モード搭載
測定値の平均を記録

ノーマル記録モード
電源ラインの状態監視、間欠リーク調査に威力を発揮！

記録間隔● 一定間隔で電流・電圧の変化を記録（時間に伴い変動する電流・電圧の状態を監視）● 記録間隔設定は、1秒〜60分までの15種

記録間隔

記録値

（1,2,5,10,15,20,30秒、1,2,5,10,15,20,30,60分）

Max.

● 測定値の平均を記録間隔毎に記録。また、10回記録毎にその間の測定値Max、Min、および瞬時ピーク値（サンプリング波高値）を記録

Min.
瞬時Peak
記録10回毎トリガー記録モード
漏電ブレーカの異常動作、異常電流、異常電圧の調査に！
8データ（約0.8秒）● 電流（電圧）検出時の値、時間、頻度を確認● 検出値を超えた時の8データ（約0.8秒間分の真の実効値）とピーク値を記録● 1.6ミリ秒のサンプリングでインラッシュカレントや電源異常をキャッチ（3ch使用時）● 電流（電圧）検出値を超えるとLEDが点滅+A

サンプリング約1.6ミリ秒
ピーク:P

msec
−A

正弦波実効値換算：Ｐ/ 2

ピーク値

検出レベルとＰ/ 2 を比較
検出A
検出レベル

１実効値
約100ミリ秒間で60データを常時サンプリング

前３ 検出時実効値 実効値

後４実効値

msec

0.8秒間8データ記録した大量のデータもパソコンで解析・処理
パソコンで簡単設定

ソフトが充実（本体※でも設定可能）

簡単操作のKEW LOG Soft 2 が付属【動作環境】

SO
画面表示

ハードディスク
そ の 他

Windows® 11/10/8.1/8
XGA（1028×768）以上を推奨

空き容量100MByte以上
CD­ROMドライブ、USBドライブ搭載※Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。

● センサタイプは自動認識します● コメント入力の必要が無ければ、クリックのみで設定ができます※ノーマル、トリガー記録モードのみ本体で設定可能

4● ロガーを複数使用する場合市販のハブを利用することで、同時刻に時間を設定することができます。

キャプチャ記録モード
手軽に波形をみたい。そんなときに威力を発揮！
● 0.55ミリ秒のサンプリングで、簡易的に波形の観測が可能（PCでグラフ表示）● 電流（電 圧 ）検 出値を 超 えると、その前 後200ミリ秒（50Hzで10、60Hzで12波形分）の瞬時値を記録

約1ミリ秒+Amsec● 電流（電圧）検出値を超えるとLEDが点滅

−A

50ミリ秒

検出区間

50ミリ秒

200ミリ秒間の180データを記録

発生時刻

電源品質解析記録モード
電源電圧電圧変動の監視・調査に威力を発揮！

終了時刻

スウェルディップ

● 電源品質解析のためスウェル・ディップ・瞬停の電圧変動を検出して、発生時刻、終了時刻を記録

瞬停● 0.55ミリ秒のサンプリングから、10ミリ秒毎に電圧変動を検出● 電圧変動を検出するとLEDが点滅

大量データもラクラク処理

ワンクリックでグラフも一発作成

記録データはCSVファX軸・Y軸 の 拡 大・とができ、エクセルで幅の変更が可能。

イ ル にも 変 換 するこ
データ処理も可能。

縮 小、色、ライン

表示：キャプチャモード

電源品質表示現場の名称を1000件設定可能

デ ー タ 情 報 に スウェ

現場名称を一度入力すれば、事故件数を自動表示。

び出すことができます。

ル、ディップ、瞬停の管理No.で現場の名称を呼5

電力量の簡易測定
1. ノーマル記録モードでデータ収集※ 電力量の簡易測定機能はノーマルモードで記録したデータのみに使用できます。

2. 簡易電力積算をクリック

3. 配線方式のチェックと力率を入力

4. 電力量グラフが表示されます※ 任意の力率を入力してください。また、5010使用の際は、電圧を入力してください

5. データシートに電力量が自動入力パワーアップした
KEW LOG Soft 2
記録したデータを KEW LOG Soft 2 の演算機能で、電力量を簡易的に求めることができます。
（単相2線、単相3線、三相3線、三相4線）

外径寸法／各部名称ⓐ ACアダプタ入力ⓑ チャンネル表示切換
メニュー表示切換
設定値変更ⓐⓗⓒ 電源 ON/OFF
メニューモード
設定決定ⓔ レンジ切換
メニュー表示切替
設定値変更ⓕ 検出LEDⓖ センサ接続コネクター部ⓗ USB接続部ⓑ111ⓓ 記録開始記録停止
キャンセルⓒⓓⓔⓕⓖ60642

こんなところで使える“ キューロガー”
リーク電流での絶縁監視◦ いつ、どこで、どの回路で発生するかわからない間欠リークの発見◦ ノイズによる漏電ブレーカの誤動作の確認◦ フィルター機能を利用し、同回路における高調波有無の確認（2ch使用して電流値の差を確認）。また、高調波発生源回路の特定。
◦ 電気工事の不良箇所発見
リフォーム工事でサイディングを貼る際、また、体育館等で水銀灯設置工事の際に、釘でケーブルを傷つける等の問題発生時、キューロガーをセットしておけば、リークした際の時間で大まかな不良箇所の特定が可能。

電圧変動（電源品質解析）の監視◦ 基準電圧、電圧スウェル、電圧ディップ、電圧瞬停の測定記録◦ 工場における大型モーターの作動による落ち込み、突出により発生源の確定①電圧降下はあるが、電流に変化が現れない時→測定箇所より上流②電圧降下および電流増加の時→測定箇所より下流◦ 異常電圧による溶接ロボット停止の原因追求

リーク電流での絶縁監視
電圧変動の監視

負荷電流監視(電源品質解析)

電力監視点
負荷電流監視◦ 起動電流による過負荷、サージ電流等を的確に捉え安定した負荷の確認と電流歪みの確認◦ 単三回路の電流バランスの確認（各相の適正電流）◦ ピーク電流、突入電流の測定による適正ブレーカ容量の選定
コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ注 を使 用しているパチンコ店等では、パチンコ台のDC回路のコンデンサに電流が 蓄 積される際、大電流が一瞬流れ、ブレーカが短 絡したと察 知しトリップします。キューロ
ガーは負荷容量の確認が可能です◦ 突入電流による電圧降下の分析（発生箇所及び回路の断定）

検三相回路の安定電圧監視

三相回路の安定電圧の確認（電圧不平衡によるモーターの加熱を防ぐ）三相における各相間の電圧（R−S・S−T・R−T）が電圧センサ3本使用し測定可能

工場における各ライン、ビルの各フロアおよび店舗の電力監視

注：コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカとは、住宅等で、コンセント回路以降の電源コードで短絡発生時に、従来の安全ブレーカでは動作しにくい低い電流レベルにおいても、回路を高速遮断するものです。

7

仕様

ノーマル記録モード（AC 50/60Hz 正弦波、CH1 にレンジの 10% 以上の入力信号）

実効値 確度±2.0%rdg±0.9%f.s.＋センサ確度±1.5%rdg±0.7%f.s.＋センサ確度2.5以下：正弦波実効値確度＋2.0%rdg＋1.0%f.s.

レンジ

100.0mA

その他レンジクレストファクタ

注）ノーマル記録モードで正弦波以外の波形に対する Max，Min，瞬時 Peak 値は参考値であり、確度を保証するものではありません。

トリガー記録モード（AC 50/60Hz 正弦波）

検出 確度
±3.5%rdg±2.2%f.s.＋センサ確度±3.0%rdg±2.0%f.s.＋センサ確度

レンジ100.0mA
その他レンジキャプチャ／電源品質記録モード
レンジ
100.0mA
その他レンジ
記録モード
動作方式
定格最大動作電圧
入力数
測定方式
実効値測定間隔
サンプリング間隔

電池電圧警告入力オーバー表示
オートパワーオフ機能
使用環境条件
使用温湿度範囲
電源連続使用可能時間
適応規格
耐電圧
外形寸法
質量
本体付属品
別売オプション

検出 確度±3.0%rdg±1.7%f.s.＋センサ確度±2.5%rdg±1.5%f.s,＋センサ確度

5020

5010

ノーマル、トリガー、キャプチャ
ノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質逐次比較方式（CH1信号同期サンプリング）
AC 9.9Vrms，AC 14Vピーク
3ch
真の実効値演算約100ミリ秒
ノーマル／トリガー記録モード
約1.65ミリ秒／CH
キャプチャ記録モード
約0.55ミリ秒（波形：約1.1ミリ秒間隔）
電源品質記録モード
̶
約0.55ミリ秒
４段階電池マーク表示
測定範囲を越えた場合“OL”
表示
スイッチ操作後約3分で電源OFF（記録停止時）
屋内仕様 高度2000m以下－10℃～50℃ 相対湿度85%以下（結露しないこと）
DC6V：単3アルカリ乾電池（LR6）×4／外部電源：専用ACアダプタ（DC9V）
約10日（単3アルカリ乾電池LR6）
IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326（EMC規格）AC 3470V（実効値50/60Hz）／5秒間
111（L）
×60（W）
×42（D）mm
約265g
7148（USBケーブル） 9118（携帯用ケース） PCソフトウエア「KEW LOG Soft 2」単3形アルカリ乾電池（LR6）×4 取扱説明書 クイックマニュアル インストールマニュアル
8146/8147/8148（リーク電流～負荷電流検出型クランプセンサ） 8121/8122/8123（負荷電流検出型クランプセンサ）
8124/8125(*1)/8126(*2)/8127(*3)/8128（負荷電流検出型クランプセンサ）8130(*4)/8135（フレキシブルクランプセンサ）
8309（電圧センサ：5020 のみ）8320（AC アダプタ） 9135（キャリングバッグ） 7185（延長ケーブル）*1～4 以下のシリアル番号以降が使用可能となります。ご使用前にシリアル番号をご確認ください。
*1:8125 No.02637～*2:8126 No.00151～*3:8127 No.00181～*4:5010 No.8029792～ / 5020 No.8031560～

ハードケースキャリングバッグ

MODEL 9119

MODEL 9135

販売終了品

外形寸法：327（L）
×310（W）
×120（D）
mm

ハードケースの収容スペースにはクランプセンサを任意の組み合わせで3 台収容できます。
※ KEW 8123 は収容できません。
収容組み合わせ表
組み合わせ可能台数
ロガー本体
クランプセンサ（φ68）

1台
1台

クランプセンサ（φ40） 2台 1台
クランプセンサ（φ24）

1台 2台

3台 2台 1台
1台 2台

※各クランプセンサ 1 台の代わりに、電圧センサを 1 本収容することもできます。

8

外形寸法：

250（L）
×270（W）
×216（D）
mm

オプション
電圧センサ

フローティング電圧の測定が可能※フローティング電圧：接地されていない相間電圧

KEW 8309

測定時の結線例
単相2線の場合
L1電源

負荷

N

KEW 8309WP

防滴対応

販売終了品
単相3線の場合
本製品を2台使用した測定例

L1電源

N

負荷

L2

※ 8039WPは受注生産品です。
（5020本体は防滴対応ではありません）
モデル名8309

最大入力電圧8309WP

AC 600Vrms, 848.4Vpeak

入力方式

差動入力
（フローティング電圧測定可能）

出力電圧

AC 0～60mV（出力／入力：0.1ｍＶ/Ｖ）

測定範囲

6～600V

確度（周波数範囲）±1.0%rdg±0.1mV（50/60Hz）

使用温度範囲－10～50℃ 相対湿度85%以下（結露しないこと）

入力インピーダンス約3.4MΩ

出力インピーダンス

約180Ω

環境条件L1IEC 61010­1 CAT Ⅲ. 600V 汚染度2

IEC 61010-031, IEC 61326（EMC規格）

外形寸法

本製品を3台使用したフローティング電圧の測定例

高度2000mまで 屋内適合規格

耐電圧

三相3線の場合̶

電源

IEC 60529（IP54）

L2

負荷L3

AC5350V（実効値50/60Hz）／5秒間 測定端子と本体外装の間
87（L)×26（W）
×17（D）mm（突起部除く）

質量約135g

全長
出力端子約150g

MINI DIN 6PIN

本体付属品
別売オプション

約2m

取扱説明書

7185（延長コード）

ACアダプタMODEL 8320
全長：約4m

長期間の記録に最適
90〜264V（45〜66Hz）
対応

̶

オプション：小型安全クリップ

販売終了品

MODEL 7197
全長：650mm

電圧センサ（8309）の 測 定 端 子 を小 型に変換できます。

ブレ ーカ 端 子 部 M5 サイズの ネジ に 接 続 さ せることが可能です。

9ニーズに応えたクランプセンサ● 製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます

リーク電流〜負荷電流検出型

KEW 8146

KEW 8147

KEW 8148

φ24φ40φ68

AC 30A

被測定導体径φ40mm

AC 1500mV/30A（AC 50mV/A）

AC 3500mV/70A（AC 50mV/A）

AC 5000mV/100A（AC 50mV/A）±1.0%rdg±0.1mV（50/60Hz）±1.0%rdg±0.1mV（50/60Hz）±1.0%rdg±0.1mV（50/60Hz）

AC 30A

確度

AC 100A

φ24mm

定格電流
出力電圧

AC 70A

0～15A

φ68mm

AC 70AAC 100A

0～40A

0～80A

±2.0%rdg±0.2mV（40Hz～1kHz）±2.0%rdg±0.2mV（40Hz～1kHz）±2.0%rdg±0.2mV（40Hz～1kHz）±5.0%rdg（50/60Hz）±5.0%rdg（50/60Hz）±5.0%rdg（50/60Hz）

15～30A

40～70A±10.0%rdg（45Hz～1kHz）

耐電圧

80～100A±10.0%rdg（45Hz～1kHz）±10.0%rdg（45Hz～1kHz）

AC3540V/5秒間

コード長：出力端子

約2m：MINI DIN 6pin

使用温度範囲
出力インピーダンス

約90Ω

適合規格
外形寸法

0～50℃, 相対湿度：85%以下（結露無きこと）

100（L）×60（W）
×26（D）mm

質量約150g

本体付属品

約100Ω

約60Ω

128（L）
×81（W）
×36（D）mm

186（L）×129（W）
×53（D）mm

IEC 61010-1、IEC 61010-2-032
CAT Ⅲ 300V 汚染度2
約240g

約510g

9094（携帯用ケース） 取扱説明書 ケーブルマーカー

9095（携帯用ケース） 取扱説明書 ケーブルマーカー

別売オプション

7146（バナナφ4変換プラグ） 7185（延長コード）

負荷電流検出型

被測定導体径
定格電流
出力電圧
確度
耐電圧
コード長：出力端子

KEW 8121

KEW 8122

KEW 8123

φ24φ40φ55

AC 100A
φ24mm

AC 100A

AC 500mV/100A（AC 5mV/A）

AC3540V/5秒間

使用温度範囲
出力インピーダンス

適合規格

外形寸法
質量

本体付属品

別売オプション

約9.5Ω

IEC 61010-1、IEC 61010-2-032
CAT Ⅲ 300V 汚染度297（L）
×59（W）
×26（D）
mm
約150g

AC 500A

AC1000A

φ40mm

φ55mm

AC 500A

AC 1000A

AC 500mV/500A（AC 1mV/A）

AC 500mV/1000A（AC 0.5mV/A）±2.0%rdg±0.3mV（50/60Hz）±3.0%rdg±0.5mV（40Hz～1kHz）
約2m：MINI DIN 6pin

AC5350V/5秒間－0～40℃, 相対湿度：85%以下（結露無きこと）
約1.9Ω

約1.5Ω

IEC 61010-1、IEC 61010-2-032
CAT Ⅲ 600V 汚染度2128（L）
×81（W）
×36（D）mm
約260g

9095
（携帯用ケース） 取扱説明書 ケーブルマーカー

170（L）
×105（W）
×48（D）mm7146（バナナφ4変換プラグ） 7185（延長コード）

クランプセンサは、バナナプラグへの変更等各種特殊仕様に対応します。巻末の営業所へご相談下さい。
10

約360g

9094（携帯用ケース） 取扱説明書 ケーブルマーカー

リーク電流検出型

MODEL 8141
販売終了品

AC1000mA

φ24MODEL 8142

MODEL 8143

販売終了品

販売終了品

AC1000mA

φ40IEC61010準測定可能導体寸法

拠AC1000mA
準最大φ24mm

定格電流AC 1000mA

出力電圧確度

φ68IEC61010
拠

最大φ40mm

IEC61010
準拠

最大φ68mm

AC 1000mA

AC 1000mA

AC 100mV/1000mA(AC 100mV/A)±1.0%rdg±0.1mV（50/60Hz）±2.0%rdg±0.1mV（40Hz〜1kHz）

絶縁耐圧

AC3540V/5秒間

コード長：出力端子

約2m : MINI DIN 6pin

使用温度範囲
出力インピーダンス

0〜50℃ 相対湿度：85%以下（結露無きこと）

約180Ω

安全規格
外形寸法

100（L）×60（W）
×26（D）mm

質量約150g

本体付属品

別売オプション

約200Ω

約120Ω

128（L）
×81（W）
×36（D）mm

186（L）×129（W）
×53（D）mm

IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度29095（携帯用ケース） 取扱説明書

約240g

約490g

7146（バナナφ4変換プラグ） 7185（延長コード）

9094（携帯用ケース） 取扱説明書

電力計用のセンサをご使用の際には、巻末の営業所へご相談下さい。

ケーブル仕上がり外径別売オプション

外径（㎟）MODEL 7146

814190mm

223038506080100125150200250325400500

SV（VVR）CV（CE） CV（CE） CVT CV（CE） CV（CE） CV（CE） CV（CE）
Ⅳ600V単心 600V3心 600V単心 600V3心 600V3心 3300V単心 3300V3心 6600V単心 6600V3心6.0
7.6

9.2
10.1
11.4
12.6
13.6
15.5
17.0
18.9
20.5
23.0
25.5
28.6
31.3
34.4

18.4
19.9
23.5
25.7
28.7
31.5
34.8
38.341.9
46.4
50.1
56.6
62.0
69.2
̶
̶

8.6
9.5

11.0
12.0
13.0
15.0
16.0
17.0
20.0
21.0
23.0
26.0
28.0
32.0
34.0
38.0

16.0
17.5
21.0
24.0
25.0
30.0
31.0
35.0
40.0
43.0
46.0
54.0
59.0
65.0
72.0
81.0

̶
21.0
24.0
̶
28.0
̶
33.0
̶
41.0
̶
47.0
55.0
60.0
66.0
72.0
80.0

13.5
14.0
15.5
16.0
17.5
19.5
21.0
22.0
24.0
25.0
27.0
30.0
32.0
35.0
39.0
42.0

2426
29
31
33
3840
43
4650
53
60
6571
̶
̶

16.5
17.5
18.519.5
21.0
22.0
23.0
25.0
26.0
28.0
29.0
32.0
35.0
38.0
̶
̶3234373941444649525558607077
̶̶

測定カテゴリ（過電圧カテゴリ）

MODEL 7185

IEC 61010は、測定器の使用場所についての安全レベルを測定カテゴリという言葉で規定し、以下のようにOからⅣの分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい環境であることを意味しています。現場用測定器の場合は、CA T Ⅲの環境で使われることが多いと考えられます。

3000mmO

測定カテゴリのない測定回路

CAT Ⅱ コンセントに接続する電源コード付機器の電気回路

CAT Ⅲ 直接配電盤から電気を取り込む機器の1次側及び分岐部からコンセントまでの電路

CAT Ⅳ 引き込み線で使用され測定カテゴリのない測定回路

る電気計器及び1次過電流保護装置（配電盤）までの電路

11

ご要望に応え新クランプセンサ追加
負荷電流検出型（防滴対応）KEW 8122WP

販売終了品

被測定導体径φ40

定格電流AC 500A

出力電圧

AC 500mV/500A（AC 1mV/A）

確度±2.0%rdg±0.3mV（50/60Hz）±3.0%rdg±0.5mV（40Hz～1kHz）

耐電圧

AC5350V/5秒間

コード長

約2m

出力端子
使用温湿度範囲
出力インピーダンス
適合規格
外形寸法

IEC61010
準－0～40℃, 相対湿度：85%以下（結露無きこと）
約2Ω

IEC 61010-1、 IEC 61010-2-032
CAT Ⅲ 600V 汚染度2、 IEC 61326、 IEC 60529（IP54）

128（L）
×81（W）
×36（D）mm

質量拠

AC 500A

MINI DIN 6pin

本体付属品

φ40

別売オプション

約270g

9095（携帯用ケース） 取扱説明書 ケーブルマーカーー※ 受注生産品です。
（5010/5020本体は防滴対応ではありません）

負荷電流検出型（フレキシブル）

KEW 8129 販売終了品

被測定導体径8129-01（1ch用）

8129­02(2ｃｈ用)

8129­01(1ｃｈ用)

最大約φ150mm

定格電流8129-02（2ch用）

出力電圧8129-03（3ch用）

8129­03(3ｃｈ用)

300/1000/3000A

300Aレンジ：AC500mV/AC300A（1.67mV/A）

1000Aレンジ：AC500mV/AC1000A（0.5mV/A）

AC3000Aまでの大電流が測定可能な
フレキシブルセンサ

確度
位相特性
耐電圧

3000Aレンジ：AC500mV/AC3000A（0.167mV/A）±1.0%rdg（45～65Hz）±1°以内（各レンジの測定範囲／45～65Hzにおいて）
AC5350V / 5秒間

コード長

センサ側：約2m

出力端子
使用温湿度範囲
出力インピーダンス
適合規格
外形寸法
質量
本体付属品

出力ケーブル：約1m

MINI DIN 6PIN

0～50℃、
相対湿度85%以下（結露の無きこと）
100Ω以下IEC 61010­1, IEC 61010­2­032 CAT Ⅲ 600V 汚染度2, IEC 61326
111（L）
×61（W）
×43（D）（突起物を含まない）

約410g

約680g

約950g

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

9137
（携帯ケース）

9137（携帯ケース）

9137（携帯ケース）7199（出力ケーブル）
×1 7199（出力ケーブル）
×2 7199（出力ケーブル）
×3※ 8129はACアダプタ（オプション）と併せてご使用ください。

IEC61010
準拠MAX
AC3000A

Photo：8129-03

φ150

安全にお使いいただくためにご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室May 23 KEW50120‒62‒1172（9:00〜12:00、13:00〜17:00 土・日・祝日を除く）●このリーフレットは2023年5 月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。

K EW5010/20-3J Mar. 14 SS