Produktinformation

Baureihe EXE 100
Interpolations- und­Digitalisierungs-Elektroniken

April 2007

Baureihe EXE 100
Interpolations- und Digitalisierungs-Elektronik• Eingangssignale » 11 µASS
• Ausgangssignale « TTL

Tolerancing ISO 8015
ISO 2768 - m H< 6 mm: ±0.2 mm

98

¬ 4.5

14.5

7±1

¬ 7.5

1Zubehör:
Für die Befestigung auf den bestehenden
Bohrungen der IBV 6xx/EXE 6xx gibt es
eine Adapterplatte:

64M4*)

6147

 0.3 A

173

AAdapterplatte: ID 536 452-01

163±0.2

 0.3 A86±0.252±0.2M4¬ 4.5R551362

2536±0.2

2 Befestigungsschrauben
M4 x 16 DIN 912/ISO 4762

21.5*)

86±0.236±0.238.5±186±0.2

 0.3 AM4

¬ 4.5

Adapterplatte

M4
Md = 2.5 Nm

im Lieferumfang enthalten

M4

Produktinformation Baureihe EXE 100

4/2007

Technische Kennwerte

EXE 101
EXE 102

Eingang» 11 µASS

Elektrischer Anschluss

M23-Flanschdose (Buchse) 9-polig

Kabellänge† 30 m bei IMessgerät † 120 mA1)

Interpolation

5fach, 10fach, 20fach, 25fach, 50fach, 100fach

Eingangsfrequenz1)
bei Interpolation

nominale Werte2)

EXE 101

5fach 100 kHz

100 kHz100 kHz100 kHz80 kHz

50 kHz

25 kHz

10fach 100 kHz

100 kHz66 kHz

50 kHz40 kHz

25 kHz12,5 kHzEXE 102 20fach 60 kHz

50 kHz33 kHz

25 kHz

20 kHz12,5 kHz6,25 kHz

25fach 60 kHz

40 kHz

26 kHz

20 kHz

16 kHz

10 kHz

5 kHz

50fach 40 kHz

20 kHz

13 kHz

10 kHz

8 kHz

5 kHz

2,5 kHz

100fach 20 kHz

10 kHz6,6 kHz

5 kHz

4 kHz

2,5 kHz

1,25 kHz‡ 0,465 µs‡ 0,585 µs‡ 0,950 µs‡ 1,925 µs

Ausgang« TTL (getaktet)

Elektrischer Anschluss

M23-Flanschdose (Stift) 12-polig

Kabellänge† 100 m (¥ † 50 m)

Flankenabstand a‡ 0,100 µs

Referenzmarkensignal1)

Impulsbreite 90° el. oder 270° el.

1)‡ 0,220 µs‡ 0,345 µs

Störungsmeldungüber Störungssignal ¥ oder zusätzlich Ua1/Ua2 hochohmig

Spannungsversorgung

5V ± 5 %Stromaufnahme3)

EXE 101: † 120 mA
EXE 102: † 140 mA

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

0 bis 70 °C–30 bis 80 °C

Vibration 50 bis 2000 Hz
Schock 11 ms† 100 m/s2
† 300 m/s2

Schutzart

IP 65

Masseca. 0,3 kg

fett: diese Version ist im Lieferzustand voreingestellt, bei Bestellung bitte auswählen
einstellbar
2)
die tatsächliche Eingangsfrequenz kann bis zu 5 % niedriger sein. Ein Überschreiten führt zur Fehlfunktion
3)
zuzüglich Ausgangsbelastung (80 mA bei empfohlener Eingangsschaltung) und Stromaufnahme des Messgeräts(siehe Prospekt des Messgeräts)
1)

Produktinformation Baureihe EXE 1004/2007

Elektrischer Anschluss

Verbindungs- oder Adapterkabel mit M23-Stecker (Stift)9-polig

Verbindungskabel M2312-polig, ¬ 8 mmkomplett verdrahtet
ID 298 399-xx«»Kabel und Stecker 9-polig
siehe HEIDENHAIN-Kataloge
Positionsanzeigen, Messtastersowie die Produktinformationen
der jeweiligen Messgeräte

einseitig verdrahtet
ID 309 777-xx
unverdrahtet[4(2x0,14mm2) + (4x0,5 mm2)]
ID 244 957-01
Stecker (Buchse) 12-polig
ID 291 697-05

Eingang EXE – » 11 µASS
9-polige
M23-Flanschdose

Spannungsversorgung

Inkrementalsignale

34Gehäuse

912

5678

UP0V

Außenschirm

Innenschirm

I1+

I1–

I2+

I2–

I0+

I0–

braun

weiß–

weiß/
braun

grün

gelb

blau

rot

grau

rosaUP = Spannungsversorgung
Nichtverwendete Pins oder Litzen dürfen nicht belegt werden!

Schirm liegt auf Gehäuse
Farbbelegung gilt nur für Verlängerungskabel.

Ausgang EXE – « TTL
12-polige
M23-Flanschdose

12-poliger
M23-Stecker

Spannungsversorgung

Inkrementalsignale

sonstige Signale

122

1011

5

6

8

1

3

47/

9UP

Sensor
5V0V

Sensor
0V

Ua1

$

Ua2

£

Ua0¤

¥

UaS

frei

braun/
grün

blau

weiß/
grün

weiß

braun

grün

grau

rosarot

schwarz

violett/

gelb

Schirm liegt auf Gehäuse; UP = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist intern mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbundenWeitere Informationen• Produktübersicht Interface-Elektroniken
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 583301 Traunreut, Germany{ +49 (86 69) 31-0
| +49 (86 69) 50 61
E-Mail: info@heidenhain.dewww.heidenhain.de624 602-11 · 4/2007 · pdf · Änderungen vorbehalten