Produktinformation

MechanischerBezugspunkt
Zubehör für mehrteiligeLängenmessgeräte

03/2020

Mechanischer Bezugspunkt
Zubehör für mehrteilige Längenmessgeräte• Feste Referenz zwischen Maßband und Maschinenbett• Erhöht die Wiederholgenauigkeit beim Positionieren• Reduziert Abweichungen durch einseitige thermische Belastung

Mechanischer Bezugspunkt LC 201

ML 400200±0.15



max. R1X
2:1

60±0.15 
AX

A-A

1:2



B

ISO 4762 - M6; Md = 8 Nm
(ISO 4762 - M5; Md = 5 Nm)

50min. 40

 BA

B-B50ISO 7092 - 6(ISO 7090 - 5)
K = Kundenseitige Anschlussmaße
1 = Anlageflächen
2 = Maßbandklemmung

Mechanischer Bezugspunkt LB 302
ML 400200±0.15



max. R1X
2:160±0.15 A


AX

A-A50

1:2min. 40

 B

B

ISO 4762 - M6; Md = 8 Nm
(ISO 4762 - M5; Md = 5 Nm)

B-B

50

ISO 7092 - 6(ISO 7090 - 5)

K = Kundenseitige Anschlussmaße
1 = Anlageflächen
2 = Maßbandklemmung

Produktinformation Mechanischer Bezugspunkt   03/2020

Thermisches Verhalten
Durch den Einfluss von Wärme dehnensich Maschinenteile aus und verursachen
Positionsabweichungen bei der Bearbei­
tung. Um diese thermischen Einflüsse zu
minimieren, werden Längenmessgeräte so
am Maschinenbett befestigt, dass sich die
Maßverkörperung des Längenmessgeräts
der tatsächlichen thermischen Ausdehnung
des Maschinenbetts anpasst. Bei großen
Dimensionen der Maschinenkomponenten
können asymmetrische Temperatureinflüs­
se dennoch zu Abweichungen führen, dasich z. B. das Maschinenbett auf nur einer
Seite erwärmt. Durch den mechanischenBezugspunkt kann an einer beliebigen Stel­le (z. B. Rundtischmitte) ein stabiler Fix­
punkt zum Maschinenbett hergestellt wer­
den. Dadurch wird die Reproduzierbarkeit
an diesem Fixpunkt auch unter instabilen­thermischen Verhältnissen erhöht.

Mechanischer Bezugspunkt an einer WerkzeugmaschineFunktion
Der mechanische Bezugspunkt klemmt
das Maßband mehrteiliger Längenmess­
geräte an einer frei wählbaren Stelle desMaschinenbetts. Damit wird eine feste Re­
ferenz zwischen dem Maßband und dem
Maschinenbett hergestellt. Zur Anwendungkommt der mechanische Bezugspunkt
wenn eine erhöhte Wiederholgenauigkeit
beim Anfahren einer bestimmten Position
in Bezug auf das Maschinenbett gefordert
wird.
Technische Beschreibung
Der mechanische Bezugspunkt besteht
aus einem 400 mm langen Maßbandge­
häuse, in das mittig eine Klemmvorrichtung
aus Stahl eingelassen ist (Abb. 1 und 2).
Die Verbindung zwischen Klemmvorrich­tung und Gehäuse erfolgt über Festkörper­
gelenke, um thermische Einflüsse zwi­
schen Klemmvorrichtung und Gehäuse zuvermeiden. Das Maßbandgehäuse und die
Klemmvorrichtung werden jeweils mit dem
Maschinenbett verschraubt. Nach der voll­
ständigen Montage des mehrteiligen Län­
genmessgerätes wird das Maßband mit
der Klemmschraube der Klemmvorrichtung
geklemmt und stellt dadurch eine fixe Ver­bindung zwischen Maßband und Maschi­
nenbett her.

Abbildung 1: Mechanischer Bezugspunkt LC 201

Der mechanische Bezugspunkt für mehr­
teilige Systeme ist:
• an beliebiger Position einsetzbar• einfach und sicher zu montieren• ein stabiler Fixpunkt zum Maschinenbett
im gesamten Arbeitstemperaturbereichder Maschine
Mechanischer Bezugspunkt
LC 201
ID 1200973-01
LB 382
ID 1223300-01
Produktinformation Mechanischer Bezugspunkt   03/2020

Abbildung 2: Mechanischer Bezugspunkt LB 382          
 

1305907 · 00 · B · 01 · 03/2020 · PDF

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
­Gültigkeit. Für Bestellungen bei HEIDENHAIN ist immer die zum Vertragsabschluss
aktuelle Fassung der Produktinformation maßgebend.

Weitere Informationen:
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung des Messgeräts sind die Angaben in folgenden
Dokumenten einzuhalten:• Prospekt Längenmess­geräte für gesteuerte Werkzeugmaschinen
ID 571470-xx
ID 1210007-90• Montageanleitung Mechanischer Bezugspunkt LC 201• Montageanleitung Mechanischer Bezugspunkt LB 382
ID 1234488-90