KP2000

デジタルプログラム調節計
KP2000は、指示精度±0.1％、制御周期約0.1秒、最大30
パターン（最大19ステップ／1パターン）、96×96mmのデ
ジタルプログラム調節計です。
伝送2出力、通信2ポート、外部信号入出力任意割付など多彩なオプション機能を用意し、高機能システムの構築が
可能です。

■特 長
●大きく見やすい5桁表示●外部DI／DO任意割付

測定値（PV）、設定値（SV）表示を大きく見やすい5桁表示を実現

外部信号入力（DI）や外部信号出力（DO）を付加した場合、それらしました。
1000℃以上でも0.1℃の表示が可能です。

のDI／DOにどの機能を割り付けるかの任意割付ができます。
例えば、DI1〜DI3に「外部駆動入力」、DI4〜DI6に「パターン●優れた制御性

選択入力」
といったような割付ができる機能です。

位置形PIDアルゴリズムと速度形PIDアルゴリズムの2タイプのPID
アルゴリズムを搭載し、制御対象に合わせたPIDアルゴリズムの選●タイムシグナル8点まで出力可能

択が可能です。

外部信号出力8点タイプを付加し、タイムシグナルTS1〜TS8を割り●プログラムパターン

付けることにより、タイムシグナル8点まで出力することができます。

1パターンあたり最大19ステップ、最大30種類のプログラムパターン●ヒータ断線警報の設定が可能です。

オンオフパルス出力形、またはSSR駆動パルス形に限り、
ヒータ断線

プログラムパターン全体の繰り返しや連結、プログラムパターン内

警報を付加することができます。

任意ステップ間の繰り返しも可能です。
●多彩な制御機能を搭載
あらかじめ設定しておいたSV区間ごとのPIDにより制御を行う自動PID方式や2出力タイプで2出力制御方式をPID方式とスプリット

外部に指定されたCTを接続してヒータの電流値を測定します。

方式の2種から選択など多彩な制御機能を搭載しています。

そのヒータ電流値を運転画面に表示させることができます。

●通信2ポートタイプを用意●国際安全規格・CE、UKCAマーキング適合品

2つの通信ポートを備えたタイプを用意し、また通信速度の高速化も安全規格のCE、
UKCAマーキング適合品です。

図り、通信の高機能化を実現しました。例えば、1ポートはパソコン

また、
ULおよびc-ULに認証されています。

との上位通信、別の1ポートは通信伝送（デジタル伝送）機能として使用することも可能です。
もちろん、通信プロトコルは「MODBUS」と「PRIVATE」の任意選択が可能です。
●伝送信号2出力タイプを用意
高精度タイプ（0.1%FS）の伝送信号出力と安価な一般タイプ（0.3%FS）の伝送信号出力の2タイプを用意しました。
それら2つとも搭載した伝送信号2出力タイプや伝送器電源付きも選択可能です。

1

PC-118-4

KP2000■形■測定レンジ式

KP2 □□□□□□□−□□□＊ オプション
※1 調節モード（第1出力）
が1、3、5、6に限り選択可。
※2 調節モード（第1出力）、
または調節モード
（第2出
力）
が1、5
（パルス形）に限り、選択可。
ヒータ断線警報は、他のゾーンと重複選択不可。
第1出力、第2出力ともパルス形の場合、第1出力側で警報判定。
※3 第2ゾーンが1、2、3、4に限り、選択可。
※4 第2ゾーンが0、1、2、3、4、
J、K、Lに限り、選択可。
注：各ゾーン共通のオプション
は「9」
「P」
「M」
「T」
「N」
の順に第3ゾーンから優先して指定します。

PC-118-4●マルチレンジ
入力信号0：マルチレンジ4：測温抵抗体4線式
調節モード（第1出力）
1：オンオフパルス形PID式
2：オンオフサーボ形PID式（標準負荷仕様）
3：電流出力形PID式
5：SSR駆動パルス形PID式
6：電圧出力形PID式
8：オンオフサーボ形PID式（微少負荷仕様）＊
調節モード（第2出力）
0：なし
1：オンオフパルス形PID式※1
3：電流出力形PID式※1
5：SSR駆動パルス形PID式※1
6：電圧出力形PID式※1
第1ゾーン＊
0：なし
9：ヒータ断線警報※2
P ：外部信号入力6点
M ：外部信号入力4点+ヒータ断線警報※2
T ：外部信号出力6点
N ：外部信号出力4点+ヒータ断線警報※2
第2ゾーン＊
0：なし
1：伝送信号出力（高精度タイプ：4−20mA）
2：伝送信号出力（高精度タイプ：0−1V）
3：伝送信号出力（高精度タイプ：0−10V）
4：伝送信号出力（高精度タイプ：その他）
J：伝送信号出力（一般タイプ：4−20mA）
K ：伝送信号出力（一般タイプ：0−1V）
L ：伝送信号出力（一般タイプ：0−10V）
9：ヒータ断線警報※2
P ：外部信号入力6点
M ：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報※2
T ：外部信号出力6点
N ：外部信号出力4点＋ヒータ断線警報※2
第2ゾーンの付加仕様＊
0：なし
J：伝送信号出力第2出力（一般タイプ：4−20mA）※3
K ：伝送信号出力第2出力（一般タイプ：0−1V）※3
L ：伝送信号出力第2出力（一般タイプ：0−10V）※3
H ：伝送器電源※4
第3ゾーン＊
0：なし（RS-232C）+外部信号入力3点
R ：通信1ポート
A ：通信1ポート（RS-422A）+外部信号入力1点
S：通信1ポート（RS-485）+外部信号入力3点
B ：通信2ポート（RS-232C＋RS-232C）+外部信号入力1点
C ：通信2ポート（RS-232C＋RS-422A）+外部信号入力1点
D ：通信2ポート（RS-232C＋RS-485）+外部信号入力1点
E ：通信2ポート（RS-485＋RS-232C）+外部信号入力1点
F ：通信2ポート（RS-485＋RS-422A）+外部信号入力1点
G ：通信2ポート（RS-485＋RS-485）+外部信号入力1点
9：ヒータ断線警報※2
P ：外部信号入力6点
M ：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報※2
T ：外部信号出力6点
N ：外部信号出力4点＋ヒータ断線警報※2
U ：外部信号入力8点
V ：外部信号入力6点＋ヒータ断線警報※2
W ：外部信号出力8点
X ：外部信号出力6点＋ヒータ断線警報※2
Y ：外部信号入力3点＋外部信号出力5点
Z ：外部信号入力4点＋外部信号出力4点
ケース色
G ：グレー
B ：ブラック
端子カバー＊
0：なし
1：防水仕様なし＋端子カバーあり
2：防水仕様あり＋端子カバーなし
3：防水仕様あり＋端子カバーあり
電源電圧
A ：100〜240VAC
D ：24VAC／24V DC

測 定 レンジ

測定範囲
B
R
S
K

E

J
熱 電 対
T
C
（WRe5-WRe26）
W-WRe26
NiMo-Ni
CR-AuFeN
PR5-20PtRh40-PtRh20
PlatinelⅡ

直流電圧

直流電流

U
L
10mV
20mV
50mV
100mV
5V
10V
20mA
JPt100

測温抵抗体

旧Pt100Pt50
Pt100

0.0〜1820.0℃
0.0〜1760.0℃
0.0〜1200.0℃
0.0〜1760.0℃−200.0〜1370.0℃
0.0〜 600.0℃−200.0〜 300.0℃−270.0〜1000.0℃
0.0〜 700.0℃−270.0〜 300.0℃−270.0〜 150.0℃−200.0〜1200.0℃−200.0〜 900.0℃−200.0〜 400.0℃−100.0〜 200.0℃−270.0〜 400.0℃−200.0〜 200.0℃
0.0〜 2310.0℃
0.0〜 2310.0℃−50.0〜 1410.0℃
0.0〜 280.0K
0.0〜 1300.0℃
0.0〜 1800.0℃
0.0〜 1880.0℃
0.0〜 1390.0℃
0.0〜 600.0℃−200.0〜 400.0℃−200.0〜 900.0℃−10 〜 10mV
−20 〜 20mV
−50 〜 50mV
−100 〜 100mV−5 〜 5 V−10 〜 10 V
0 〜 20 mA−200.0 〜 649.0℃−200.0 〜 400.0℃−200.0 〜 200.0℃−100.0 〜 100.0℃−200.0 〜 649.0℃−200.0 〜 400.0℃−200.0 〜 200.0℃−100.0 〜 100.0℃−200.0 〜 649.0℃−200.0 〜 850.0℃−200.0 〜 400.0℃−200.0 〜 200.0℃−100.0 〜 100.0℃●測温抵抗体 4線式
測 定 レンジ

測定範囲
JPt100Ω
JPt100

測温抵抗体

旧Pt100Ω
旧Pt100
Pt50
Pt-Co
Pt100

−200.0〜649.0℃−200.0〜400.0℃−200.0〜200.0℃−100.0〜100.0℃−200.0〜649.0℃−200.0〜400.0℃−200.0〜200.0℃−100.0〜100.0℃−200.0〜649.0℃
4.0〜 374.0K−200.0〜850.0℃−200.0〜400.0℃−200.0〜200.0℃−100.0〜100.0℃［規格一覧］
K、
E、
J、
T、
R、
S、
B、
N：IEC584（1977、
1982）、
JIS C 1602-1995、
JIS C 1605-1995
C（WRe5-WRe26）：JIS C 1602-2015
W-WRe26、
NiMo-Ni、
PlatinelⅡ、
CR-AuFe、PtRh40-PtRh20：ASTMVol.14.03
U、
L：DIN43710-1985 PR5-20：Johnson Matthey資料
Pt100：IEC751（1995）、JIS C 1604-2013
旧Pt100：IEC751（1983）、JIS C 1604-1989、
JIS C 1606-1989
JPt100：JIS C 1604-1989、
JIS C 1606-1986
Pt50：JIS C 1604-1981

2

■各部の名称

第１表示部

操 作 部

運転状態
（RUN）
表示
運転中点灯します
運転停止（STOP）
表示
運転停止状態時点灯します
RESET表示
運転状態を中止し、元に戻すときに点灯します
定値運転（CONST）
表示
定値運転状態時に点灯します
パターンNo．
（PTN）
表示
警報待機
（WAIT）
表示
待機中、警報解除時点灯、待時間警報発生時点滅します
プログラムリモート（REM）
表示
外部入力による運転操作時点灯します
実行ステップ番号（STP）
表示
実行中のステップNo．
表示します（実温度補償動作時点滅）
エラー
（ERR）
表示
入力取込異常時点灯します
オートチューニング動作（AT）
表示
オートチューニング動作中点灯します
手動運転時（MAN1／MAN2）
表示
第1出力／第2出力が手動運転時点灯します
ファンクション
（FNC）
操作表示
ファンクションキー操作時点灯します
測定値
（PV）
表示
設定値
（SV）
表示
タイムシグナル（TS1〜8）表示
警報動作（AL1〜4）表示

ファンクション
（FNC）
キー
運転画面時に押した場合、運転操作モードキーとなります。設定画面時に押した場合、設定操作キーモードとなり、カーソルの逆送りとして動作します。
ラン
（RUN）
キー
運転操作キーモードの場合、
RUNキーとして動作します。設定画面時に押した場合、
設
定操作キーモードとなり、運転画面とモード0のモード画面の切替、および設定画面からモード画面への切替に使用します。
ストップ（STOP）
キー
運転操作キーモードの場合、STOPキーとして動作します。運転画面時に押した場合、運転画面の切替に使用します。
また、設定画面時に押した場合、設定操作キーモードとなり、設定画面の切替に使用します。
アドバンス
（ADV）
キー
運転操作キーモードの場合、アドバンスキーとして動作します。設定画面時に押した場合、
設定操作キーモードとなり、カーソル送りや項目選択に使用します。
リセット（RESET）
キー
運転操作キーモードの場合、
RESETキーとして動作します。設定画面時に押した場合、設定操作キーモードとなり、設定値（または、
設定項目）の降順に使用します。
パターン
（PTN）
キー
運転繰作キーモードの場合、
パターンキーとして動作します。設定画面時に押した場合、設定操作キーモードとなり、設定値（または、
設定項目）の昇順に使用します。
オート／マニュアル（A/M）
キー
運転操作キーモードの場合、
オート／マニュアルキーとして動作します。設定画面時に押した場合、設定操作キーモードとなり、設定の登録に使用します。

エンジニアリングポート

第2表示部
多種多様な運転画面を用意し、任意選択することが可能です。
パターン全体表示画面では、
パターン全体概形と進行位置の同時表示を実現しています。

出力表示画面

時間表示画面3

パターン全体表示画面

PC-118-4

KP2000■入力仕様■調節仕様（第1出力、第2出力ともに同じ仕様）：
入 力 信 号 ：熱電対 B、
R、
S、
K、
E、
J、
T、
N、
PtRh40-PtRh20、
NiMo-Ni、
U、L、C（WRe5-WRe26）、
PR5-20、
W-WRe26、
PlatinelⅡ、
CR-AuFe
直流電圧 ±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V
直流電流 0〜20mA
測温抵抗体 Pt100、JPt100、
旧Pt100、
Pt50、Pt-Co（4線式のみ）測 定 レ ン ジ：熱電対28種、直流電圧6種、
直流電流1種、
測温抵抗体14種※詳細は「測定レンジ一覧」
を参照
精 度 定 格 ：測定レンジの±0.1%FS ±1digit

制 御 周 期：約0.1秒
出 力 形 式：オンオフパルス形、
オンオフサーボ形、
電流出力形、
SSR駆動パルス形、
電圧出力形
オンオフパルス形：出力信号 オンオフパルス導通信号
接点容量 抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 5A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 2.5A以下
最小負荷 5VDC 10mA以上
接点保護 小形CR素子を内蔵
オンオフサーボ形：出力信号 オンオフサーボ導通信号
標準負荷仕様の接点容量
抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 5A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 2.5A以下
最小負荷 5VDC 10mA以上
微少負荷仕様の接点容量
抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 20mA以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 20mA以下
最小負荷 5VDC 1mA以上
フィードバック抵抗 100Ω〜2kΩ
接点保護 小形CR素子を内蔵
電 流 出 力 形：出力信号 4〜20mA
負荷抵抗 750Ω以下
SSR駆動パルス形：出力信号 オンオフパルス電圧信号
出力電圧 ON電圧 12VDC±20%OFF電圧 0.8VDC以下
負荷電流 21mA以下
電 圧 出 力 形：出力信号 0〜10V
出力インピーダンス 約10Ω
負荷抵抗 50kΩ以上
出 力リミッタ：−5.0〜105.0％
出力変化量リミッタ：0.1〜100.0％
出 力プリセット：P動作（㈵.D＝0設定）のときでPV＝SV時の出力−100.0〜100.0％
第2出力は0％
出 力 不 感 帯：2位置式制御（P＝0に設定）の場合、
設定範囲0.1〜9.9％
調 節 動 作：正／逆切換付
PV異常時出力：オーバーレンジ、
アンダーレンジ、
内部データ異常
手動出力操作：手動設定による出力 −5.0〜105.0％
MAN→AUTO時バランスレスパンプレス
AUTO→MAN時AUTO時の出力保持※詳細は「精度定格の詳細規定」
を参照

基準点補償精度 ：K、
E、
J、
T、
N、
PlatinelⅡ･･･±0.5℃または、±20μV相当
値のいずれか大きい方
その他･･･±1.0℃または、±40μV相当値のいずれか大きい方（周囲温度：23℃±10℃において）
入力取込周期 ：約0.1秒
分
解
能 ：約1／30000
バ ーン アウト：熱電対、
直流電圧（±50mV以下）
、
測温抵抗体
（3線
式）
に限り、
上限バーンアウトを標準装備
バーンアウト時、
第1出力／第2出力とも出力値は任意
上限警報はON（上限バーンアウト時）
設定可能、
※直流電圧
（±100mV以上）
、
直流電流、
測温抵抗体
（4線式）
は装備せず
入力インピーダンス：熱 電 対 1MΩ以上
直流電圧 1MΩ以上
直流電流 約250Ω
許容信号源抵抗 ：熱 電 対
100Ω以下
直流電圧（mV）100Ω以下
直流電圧（V） 300Ω以下
許容配線抵抗 ：測温抵抗体5Ω／1線以下（全線共通のこと）
測温抵抗体の測定電流 ：約1mA
最大許容入力：熱電対±20V以下直流電圧±20V以下直流電流±30mA以下、±7.5V以下
測温抵抗体 500Ω以下、±5V以下
最大コモンモード電圧 ：30VAC以下
コモンモード除去比 ：130dB以上（50／60Hz）
ノーマルモード除去比 ：50dB以上（50／60Hz）■表示仕様
表 示 素 子：第1表示部
第2表示部
表 示 内 容：第1表示部
第2表示部

PC-118-4

LED
LCD（バックライト付）
108×24ドット
PV5桁、
SV5桁、
ステータス表示など
MV、
出力状態、設定画面など4■設定仕様■対応規格

パ タ ー ン 数 ：30パターン
パターン繰返し…最大9999回
ス テ ッ プ 数 ：19ステップ／パターンステップ繰返し…最大99回
調 節 関 係 ：PID8種 P 0〜999.9%
Ｉ ∞、1〜9999秒
D 0〜9999秒
A.R.Ｗ. 8種（アンチリセットワインドアップ）
上限…0.0〜100.0％
下限…−100.0〜0.0％
出 力 関 係 ：出力不感帯
出力プリセット8種
出力リミッタ8種、出力変化量リミッタ8種
警 報 関 係 ：警報値4点8種、警報形態、
警報不感帯、
警報遅延、
タイマ、
待時間警報

E M C 指 令 ：EN61326-1適合 Class A
（CE、
UKCA）
※試験中、
最大±10％、
または最大±2mVのいずれか大きい方に相当する
出力値が変動することがあります。

安

全 ：EN61010-1、EN61010-2-030適合
（CE、
UKCA）
UL61010-1認証（UL）
CSA C22.2No.61010-1認証（cUL）
過電圧カテゴリーⅡ、
汚染度2
環 境 規 制 ：RoHS（CE、UKCA）
環境規制規格：EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）
UL File No ：E214646■基準動作条件■警報仕様
警 報 点 数：4点
警 報 形 態：絶対値警報、
偏差警報、
絶対値偏差警報、
設定値警報、
出力値警報、
FAIL、
タイマ、
待時間警報、
ヒータ断線警報
出 力 信 号：リレー出力信号（a接点）
AL1とAL2でCOM共通、
AL3とAL4でCOM共通
接点容量 抵抗負荷 100〜240VAC 30VDC 3A以下
誘導負荷 100〜240VAC 30VDC 1.5A以下
最小負荷 5VDC 100mA以上■一般仕様
定格電源電圧：一般電源仕様 100〜240VAC
24V電源仕様 24VAC／24VDC
定格電源周波数：一般電源仕様 50／60Hz
24V電源仕様 50／60Hz（24VAC）
最大消費電力：一般電源仕様 オプションなし 100VAC 10VA
240VAC 15VA
オプションあり 100VAC 15VA
240VAC 20VA
24V電源仕様 オプションなし 24VAC 10VA
24V DC 5W
オプションあり 24VAC 15VA
24V DC 10W
使用温度範囲：−10〜50℃
使用湿度範囲：20〜90％rh
停 電 対 策：EEPROMによる設定内容の保持（書換回数100万回以下）
およびリチウム電池により設定内容を5年以上保持
端 子 ネ ジ：M3．
5
絶 縁 抵 抗：一次端子と二次端子間 20MΩ以上（500VDC）
一次端子と接地端子間 20MΩ以上（500VDC）
二次端子と接地端子間 20MΩ以上（500VDC）
耐
電
圧：一次端子と二次端子間 1500VAC（1分間）
一次端子と接地端子間 1500VAC（1分間）
二次端子と接地端子間 500VAC（1分間）※ただし一次端子は、電源端子（100〜240VAC）、
制御出力端子、
警報出力端子とする
外 郭 材 質：難燃性ポリカーボネート
色：グレー、
またはブラック
取 付 方 法：パネル埋込取付
外 形 寸 法：H96×W96×D127mm■正常動作条件
周 囲 温 度：−10℃〜50℃（密着計装時は−10℃〜40℃）
周 囲 湿 度：20〜90%rh（結露しないこと）電 源 電 圧：一般電源仕様 90〜264VAC
24V電源仕様 21.6〜26.4VDC／AC
電 源 周 波 数：一般電源仕様 50／60Hz±2%24V電源仕様 DC、
50／60Hz±2%
取 付 姿 勢：前後±10°、
左右±10°
設 置 高 度：標高2,000m以下
振動：2m/s2衝
撃：0m/s2
取 付 条 件：単体パネル取付（上下空間のこと）
外 部 ノ イ ズ：なし
周囲温度変化率：10℃／hour以下■輸送条件
周 囲 温 度：−20℃〜60℃
周 囲 湿 度：5〜90%rh（結露しないこと）2
振動：4.9m/s（10〜60Hz）
衝
撃：392m/s2
ただし、工場出荷梱包状態のこと。

■保管条件
周 囲 温 度：−20℃〜60℃
ただし、長期的保管周囲温度は10℃〜30℃とする。
周 囲 湿 度：5〜90%rh（結露しないこと）振動：0m/s2衝
撃：0m/s2
ただし、工場出荷梱包状態のこと。

※パネル面からの奥行寸法は120mm

質

周 囲 温 度：23℃±2℃
周 囲 湿 度：55%rh±5%（結露しないこと）電 源 電 圧：一般電源仕様 100VAC±1%24V電源仕様 24VDC±1%
電 源 周 波 数：一般電源仕様 50／60Hz±0.5%24V電源仕様 DC
取 付 姿 勢：前後±3°、
左右±3°
設 置 高 度：標高2,000m以下
振動：0m/s2衝
撃：0m/s2
取 付 条 件：単体パネル取付（上下左右空間のこと）
風：なし
外 部 ノ イ ズ：なし
ウォームアップ時 間：30分以上

量：オプションなし 約450g
オプションあり 約580g

5PC-118-4

KP2000■オプション仕様●防水仕様
パネルに設置して「IP54準拠」相当の防水機能をもたせます。

伝送信号出力設定値、測定値、出力値などに比例した信号を出力します。
出 力 点 数 ：2点
出 力 信 号 ：4〜20mA（負荷抵抗 400Ω以下）
0〜1V（出力抵抗 約10Ω、負荷抵抗 50kΩ以上）
0〜10V（出力抵抗 約10Ω、負荷抵抗 50kΩ以上）
精 度 定 格 ：高精度タイプ ±0.1%FS
一般タイプ ±0.3%FS
出 力 分 解 能 ：約1/30000●端子カバー（コード：RZ-TC1）
安全のため端子部をカバーします。
●PID式電流・電圧出力
電 流 出 力 形：出力信号 1〜5mA（負荷抵抗 2.8kΩ以下）
電 圧 出 力 形：出力信号 ±10V（出力抵抗 約10Ω、
負荷抵抗50kΩ以下）●通信インターフェイス
調節計の設定値、測定値を上位CPUへ伝送、上位CPUより各種パ
ラメータ設定が可能
通 信 点 数 ：2点
RS-422A、RS-485通 信 種 類 ：RS-232C、
通 信 速 度 ：2400／4800／9600／19200／38400bps
プ ロト コ ル：MODBUS（RTU）、MODBUS（ASCII）、PRIVATE●出力スケーリング
制御出力をスケーリングします。
●警報出力位相
通電中に限り、4点の警報出力の出力位相を反転させます。
●防湿処理
製品内部のプリント基板に、防湿コーティングの処理をします。

●ヒータ断線警報
CT入力によりヒータの断線を検知する機能です。
（50／60Hz）
測 定 範 囲 ：10〜100A AC
精 度 定 格 ：±5.0%FS±1digit
入 力 対 象 ：カレントトランス
別売品 LTA-P208（穴径12mm）●出力リミッタOFF
マニュアル出力値が設定されている出力リミットに制限されません。
●通信1ポート（＋外部信号入力）
通信インターフェイス1ポートと外部信号入力3点を付加します。
（第1ゾーン）通 信 点 数 ：1点
RS-422A、RS-485通 信 種 類 ：RS-232C、
外 部 信 号 ：入力3点（ただし通信種類RS-422Aの場合は1点）●2出力形
正・逆動作の2種を出力し、冷却・加熱制御ができます。
制 御 周 期 ：約0.1秒
電流出力形、
電圧出力形、
出 力 形 式 ：オンオフパルス形、SSR駆動パルス形で、任意組み合わせが可能
スプリット方式
制 御 方 式 ：PID方式、●後付オプション対応仕様
あらかじめオプション用のマザーボードと全端子を装着し、あとからオプションを追加しやすくしています。

●外部信号入力
外部接点入力信号により下記の切換ができます。
オープンコレクタ出力
入 力 信 号 ：無電圧接点、外部接点容量 ：5VDC 2mA機
能 ：①パターンNO．
選択（6点）②手動出力運転／自動出力運転（2点）③PVのHOLD ④RUN／STOP⑤アドバンス
⑥RESET⑦WAIT⑧FAST⑨タイマのスタート／リセット（4点）⑩警報出力解除
プリセットマニュアル／自動出力運転●画面復帰OFF
設定画面から運転画面への自動復帰機能をOFFにします。
●ヒータ断線警報第2出力
第1、第2出力ともパルス形の場合に、第2出力にヒータ断線警報を付加します。
●ヒータ短絡警報
ヒータの異常な短絡状態を判定するために、制御出力がOFFしている
ときのヒータ電流値を測定し、警報判定をします。
●開平演算
リニア入力に対し開平演算します。

●外部信号出力
タイムシグナル信号やステータス信号をオープンコレクタ信号で外部に出力できます。
出 力 信 号 ：オープンコレクタ出力
出 力 容 量 ：24VDC 最大50mA（8点） ②RUN／STOP機
能 ：①タイムシグナル③アドバンス④RESET⑤WAIT⑥END●下限バーンアウト
バーンアウト時にPV表示を下限に振り切らし、下限警報を出力します。
●FAST時タイム出力OFF
FAST動作時に、タイムシグナル出力をOFFにします。
●勾配設定方式
プログラムパターンの設定方式を、
勾配／時間方式で設定します。

●伝送器電源電 源 電 圧 ：24VDC±10%
最大電流容量 ：30mA

PC-118-4●オープンループ方式オンオフサーボ形
オンオフサーボ形PID式でコントロールモータのフィードバック
抵抗を使用しないで時間制御を行います。

6

■端子板図オプション端子

1

12

19

26

35

H

2

13

20

27

36

C

14

21

28

37

L

M3
M2
M1

15

22

29

38

3線式・4線式測温抵抗体
（B）
端子

4

16

23

30

39

RC

mA
（−）
端子

5

17

24

31

40

R2

25

32

41

33

42

34

43

10

9

11

8

電流・電圧・SSR駆動パルス（＋）

35

電流・電圧・SSR駆動パルス
（−）

36
37
38

H

39

C

40

L

41

コモン

第３警報出力端子187

第４警報出力端子

第２警報出力端子

コモン

6

R1

第2出力端子オンオフパルス形

3

第１警報出力端子

熱電対・mV・V・mA（−）
端子
3線式・4線式測温抵抗体（B）
端子

オンオフサーボ 形

熱電対・mV（＋）
端子
3線式・4線式測温抵抗体（A）
端子第１出力端子オンオフパルス形

V・mA
（＋）
端子
4線式測温抵抗体（A）
端子

電流・電圧・SSR駆動パルス（＋）
電流・電圧・SSR駆動パルス
（−）

42
43

100-240V AC
24V AC/DC●オプション端子
各ゾーン共通オプション

9

P

M

T

N

第１

第2

CT

DI

CT

DO

CT

12

19

26

CT

DI

CT

DO

CT

13

20

27

DI

DI

DO

DO

14

21

28

DI

DI

DO

DO

15

22

29

DI

DI

DO

DO

16

23

30

DI

DI

DO

DO

17

24

31

COM

COM

COM

COM

18

25

32

第3

33

9：ヒータ断線警報

M：外部信号入力4点＋ヒータ断線警報

P：外部信号入力6点

T：外部信号出力6点

N：外部信号出力4点＋ヒータ断線警報

他のオプションとの兼ね合いで上記の順に使用ゾーンを決めます

34

伝送信号出力（第2ゾーン）

1・2・3・4

J・K・L

＋

＋

＋

Ｈ

Ｈ

1・2・3・4

H

1・2・3・4

J・K・L

J・K・L

＋

＋

＋

19

−

−

−

20

＋

＋

＋

21

−

−

−

22

＋

＋

＋

23

−

−

−

24
25

1・2・3・4：高精度タイプ

J・K・L：一般タイプ

H：伝送器電源

外部信号入力／出力＋ヒータ断線警報（第3ゾーン）

通信インターフェイス＋外部信号入力（第3ゾーン）

R

A

S

B

C

D

E

F

G

RD

RDA

SA

RD1

RD1

RD1

SA1

SA1

SA1

SD

RDB

SB

SD1

SD1

SD1

SB1

SB1

SG

SDA

SG

SG1

SG1

SG1

SG1

DI

SDB

DI

RD2

RDA2

SA2

DI

SG

DI

SD2

RDB2

SB2

DI

DI

DI

COM

COM

COM

R：通信RS-232C＋外部信号入力3点

U

V

W

X

Y

Z

26

DI

CT

DO

CT

DO

DO

SB1

27

DI

CT

DO

CT

DO

DO

SG1

SG1

28

DI

DI

DO

DO

DO

DO

RD2

RDA2

SA2

29

DI

DI

DO

DO

DO

DO

SD2

RDB2

SB2

30

DI

DI

DO

DO

DO

DI

31

DI

DI

DO

DO

DI

DI

32

DI

DI

DO

DO

DI

DI

SDB2

SDB2

DI

DI

DI

DI

DI

DI

33

DI

DI

DO

DO

DI

DI

COM

COM

COM

COM

COM

COM

34

COM

COM

COM

COM

COM

COM

B：通信RS-232C＋通信RS-232C＋外部信号入力1点

U：外部信号入力8点

E：通信RS-485＋通信RS-232C＋外部信号入力1点

W：外部信号出力8点

A：通信RS-422A＋外部信号入力1点

Y：外部信号出力5点＋外部信号入力3点

C：通信RS-232C＋通信RS-422A＋外部信号入力1点

F：通信RS-485＋通信RS-422A＋外部信号入力1点

V：ヒータ断線警報＋外部信号入力6点

S：通信RS-485＋外部信号入力3点

X：ヒータ断線警報＋外部信号出力6点

D：通信RS-232C＋通信RS-485＋外部信号入力1点

G：通信RS-485＋通信RS-485＋外部信号入力1点

Z：外部信号入力4点＋外部信号出力4点

7PC-118-4

■精度定格の詳細規定
入力種類

精度定格

B
R、
S
N
K
E
J
T
U
L
熱電対
C（WRe5-WRe26）
W-WRe26
NiMo-Ni
PlatinelⅡ
CR-AuFe
PR5-20PtRh40-PtRh20
直流電圧／直流電流
Pt100
旧Pt100JPt100
測温抵抗体
Pt50
Pt-Co

例外規定
400℃未満：規定外／400℃以上800℃未満：±0.2%FS ±1digit
0℃以上400℃未満：±0.2%FS ±1digit−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±60μV相当値のいずれか大きい方−270℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±80μV相当値のいずれか大きい方−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±80μV相当値のいずれか大きい方−270℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±40μV相当値のいずれか大きい方−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit または、
±40μV相当値のいずれか大きい方−200℃以上0℃ 未満：±0.2%FS ±1digit±0.1％FS ±1digit

0℃以上400℃ 未満：±0.3%FS ±1digit

0K以上20K 未満：±0.5%FS ±1digit／20K以上50K 未満：±0.3%FS ±1digit
0℃以上100℃ 未満：定外／100℃以上200℃ 未満：±0.5%FS ±1digit
0℃以上400℃ 未満：±1.5%FS ±1digit／400℃以上800℃ 未満：±0.8%FS ±1digit±0.2％FS ±1digit±0.1％FS ±1digit

測定レンジが「−100℃以上100℃」の場合に限り、±0.15%FS ±1digit±0.1％FS ±1digit

4K以上20K 未満：±0.5%FS ±1digit／20K以上50K 未満：±0.3%FS ±1digit±0.15％FS ±1digit

Pt100：IEC751（1995）、JIS C 1604-2013
旧Pt100：IEC751（1983）、JIS C 1604-1989、
JIS C 1606-1989
JPt100：JIS C 1604-1989、
JIS C 1606-1986
Pt50：JIS C 1604-1981※基準動作条件における測定レンジ換算精度。
さらに、熱電対は基準点補償精度を加算する。
※K、
E、
J、
T、
R、
S、
B、
N：IEC584（1977、
1982）、
JIS C 1602-1995、
JIS C 1605-1995
C（WRe5-WRe26）：JIS C 1602-2015、
W-WRe26、
NiMo-Ni、
PlatinelⅡ、
CR-AuFe、PtRh40-PtRh20：ASTM Vol.14.03
U、
L：DIN43710-1985、PR5-20：Johnson Matthey資料●圧着端子について
7以下 φ3.7以下

7以下 φ3.7以下

●丸形

●Y形

7以下

7以下

（つぶした状態にて）（つぶした状態にて）

単位：ｍｍ

■外形寸法
取付金具

7

120

115

91×91

88×88

115

91×91

96
7

96

端子カバー

120
147

●密着計装パネル寸法
92＋0.80120

92＋0.80●パネルカット

120＋2（96×Nー4）0

N：計器取付台数

単位：ｍｍ92＋0.80

安全に関するご注意

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PC-118-4

営業所：

仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

広 島
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

※記載製品は、
一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2023年2月現在のものです。

8

PDF

発行 2023.2 初版 2007.7