Vakumlu Kan Alma Sistemi
İn Vitro Tanı Amaçlı Kullanım İçinKullanım Amacı
VACUETTE® Kan Toplama Tüpleri, Tutucuları ve İğneleri, venöz kanı almak için bir sistem olarak birlikte kullanılır. VACUETTE®tüpler,
klinik laboratuvarda serum, plazma ya da tam kanı test etmek amacıyla kan alma, kan nakli, kan depolama ya da kan işleme içinkullanılır ve profesyonel kullanım içindir.

Ürün Tanımı
VACUETTE® tüpler, kesin hacimlerde kan çekmeye yönelik önceden belirlenmiş bir vakumu olan plastik tüplerdir. Bu tüplere, renk
kodlu VACUETTE® Emniyet Kapakları takılıdır (aşağıdaki tabloya bakın). Tüpler, katkı maddesi konsantrasyonları, sıvı katkı
maddesi hacimleri ve izin verilen tolerans sınırlarının yanı sıra, kan-katkı maddesi oranı, ISO 6710 "Venöz kan alımı örneği içintek kullanımlık kaplar" belgesinde belirtilen uluslararası standartların ve Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü'nün Onaylı
Standartları (CLSI) gereksinim ve tavsiyeleriyle uyumludur. Katkı maddesi seçimi analitik test metotlarına bağlıdır. Testingerçekleştirildiği, test reaktifleri ve/veya cihaz üreticisi tarafından belirtilmiştir. Tüplerin iç kısımları sterildir.
VACUETTE® Emniyet Kapağı Renk Kodları*
Açıklama
Katkısız Tüpler
Z Katkısız

Emniyet Kapağı Rengi

Halka Rengi

beyaz

siyah

açık maviaçık maviaçık mavi

siyah
siyah
sarı

Serum Tüpleri
CAT Serum
CAT Serum Ayırıcı
CAT Serum Fast Ayırıcı

kırmızıkırmızı veya altın
turuncusiyah
sarı veya altınsarı

Heparin Tüpleri
LH Lityum Heparin
LH Lityum Heparin Sep
NH Sodyum Heparinyeşilyeşil veya nane yeşili
yeşil

siyah
sarı
siyah

mor
mor

siyah
siyah

mor

sarı

gri
gri
gri
gri
pembe

siyah
siyah
siyah
siyah
siyah

Crossmatch Tüpleri
CAT Crossmatch SerumK3E Crossmatch K3EDTA

pembe
pembe

siyah
siyah

Kan Gruplama Tüpleri
ACD-B

Koagülasyon Tüpleri
9NC Koagülasyon Sodyum Sitrat %3,2
9NC Koagülasyon Sodyum Sitrat %3,8
CTAD

EDTA Tüpleri
K2E K2EDTA
K3E K3EDTA
K2E K2EDTA Ayırıcı
Glikolitik İnhibitör Tüpleri
FE Sodyum Florid / K3EDTAFX Sodyum Florid / Potasyum Oksalat
LH Lityum Heparin ve İyodoasetat
FC Mix Tüpleri

sarı

siyah

ACD-A

sarı

siyah

CPDA

sarı

siyah

NH Eser Elementler Sodyum HeparinlacivertsiyahZ İz Elementler Katkısız

lacivert

siyah

beyaz

kırmızıİz Element Tüpleri

ESR Tüpleri (IFU 980232)
Özel Tüpler
Homosistein Saptama Tüpleri*Standart renk örneği. Kapak rengi, özel sipariş numaraları ve/veya yerel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ayırıcı (Sep) Tüpler ayırıcı jel içerir. CAT, Pıhtı Aktivatör Tüplerini gösterir.
(Beyaz iç kapak halkalı tüpler, 1 ml veya 2 ml'lik daha küçük çekme hacimlerine sahiptir. Siyah halkalar standart çekimi ve sarı halkalar Ayırıcı tüpleri tanımlar.)

980200_Rev24_05-2022

Sayfa 1 / 6

Koagülasyon Sodyum Sitrat Tüpler ve CTAD TüplerVACUETTE® 9NC Koagülasyon Sodyum Sitrat Tüpleri tamponlanmış trisodyum sitrat çözeltisi ile doldurulmuştur. Sitrat
konsantrasyonları ya 0,109 mol/I (%3,2) ya da 0,129 mol/I (% 3,8) olarak bulunmaktadır. Konsantrasyon seçimi, laboratuvar
ilkelerine bağlıdır. Karışım oranı 1 birim sitrat 9 birim kandır.
VACUETTE® CTAD Tüpleri tamponlanmış sitrat çözeltisi, teofilin, adenozin ve dipiridamol içermektedir.
Koagülasyon ve CTAD tüpleri koagülasyon testleri için kullanılır.
Serum Tüpleri
Bütün Serum Tüpleri mikronize silika taneciklerle kaplıdır ve tüpler yavaşça ters düz edildiğinde pıhtı harekete geçer.
VACUETTE® CAT Serum Ayırıcı Tüpleri tüpün alt kısmında engelleyici bir jel ihtiva etmektedir. Bu maddenin özgül ağırlığı kan
pıhtısı ile serum arasındadır. Santrifüjleme boyunca, engelleyici jel yukarıya, serum-pıhtı ara yüzüne doğru hareket eder ve burada
serumu fibrin ve hücrelerden ayıran sabit bir engel oluşturur. Serum, doğrudan kan alma tüpünden çekilerek başka bir konteynere
aktarma gerekliliği ortadan kaldırılır.
CAT Serum tüpleri serumdaki rutin klinik kimya testleri ve hormonların tayininde, serolojide, immünohematolojide kullanılır.
CAT Serum Ayırıcı Tüpleri serumdaki rutin klinik kimya testleri ve hormonların tayininde, serolojide ve TDM’de kullanılır. Terapötik
ilaçlar (TDM) jel tüplerinde kısmen test edilmiştir (daha fazla bilgi için https://www.gbo.com/preanalytics sitesinde bulunançalışmalara başvurun).
VACUETTE® CAT Serum Fast Ayırıcı Tüpler, pıhtılaşma işlemini hızlandırmak için trombin içeren bir pıhtı aktivatörü ile kaplıdır.
Rutin klinik kimya testleri için serumdaki tayinlerde kullanılır. Pıhtılaşma süresi performansı heparin veya trombin inhibitör tedavisi
gören ya da fibrinojen eksikliği olan hastalar için doğrulanmamıştır. Test edilen parametreler hakkında daha fazla bilgi için
https://www.gbo.com/preanalytics sitesinde bulunan çalışmalara başvurun.
Heparin Tüpleri
Tüp duvarının iç tarafı lityum heparin veya sodyum heparin ile kaplıdır. Pıhtı önleyici heparin, antitrombini aktive ederek
koagülasyon kaskadını engeller ve böylece hızlı analizler ve pıhtı önleyici tedavi gören hastaların kanlarının analizi için ideal olan
tam kan / plazma numunesi üretir.
VACUETTE® LH Lityum Heparin Ayırıcı Tüpleri tüpün alt kısmında engelleyici bir jel ihtiva etmektedir. Bu maddenin özgül ağırlığı
kan hücreleri ve plazma arasındadır. Santrifüjleme sırasında, jel bariyeri yukarı doğru hareket eder ve sabit bir bariyer oluşturarak
plazmayı hücrelerden ayırır. Plazma toplama tüpünden doğrudan çekilebilir, böylece diğer bir kaba elle transfer etme gereksinimi
ortadan kaldırılır.
Heparin tüpleri rutin klinik kimya testlerinin plazma tayinlerinde kullanılır. NOT: Lityum tayinleri Lityum Heparin tüpleri içinde
gerçekleştirilmemelidir. Amonyum tayinleri Amonyum Heparin tüpleri içinde gerçekleştirilmemelidir. Sodyum tayinleri Sodyum
Heparin tüpleri içinde gerçekleştirilmemelidir.
EDTA Tüpleri
Tüp duvarının iç kısmı K2EDTA veya K3EDTA ile kaplıdır. Antikoagülan EDTA, kalsiyum iyonlarını bağlar ve böylece koagülasyonkaskadını bloke eder.
VACUETTE® K2E K2EDTA Tüpler ve VACUETTE® K3E K3EDTA Tüpleri hematolojide tam kan testi için kullanılır. Parametre stabilite
bilgileri, yani tam kan sayımı (CBC) ve diferansiyel kan sayımı (DIFF) için cihaz üreticisinin önerilerini izleyin. Ek bilgi için ilgili
belgelere (ör. kılavuzlar, standartlar) bakın. Kan sayımı, kan alımından sonraki dört saat içinde hazırlanmalıdır.
EDTA Tüpleri ayrıca tarama laboratuvarlarında ve moleküler tanılarda rutin immünohematoloji testleri yani kırmızı hücre
gruplaması, Rh belirlenmesi ve antikor ayırma, virüs belirleme testleri için kullanılır.
VACUETTE® K2E K2EDTA Ayırıcı Tüpleri, moleküler tanı ve virüs yükü saptamalarında plazmayı test etmek için kullanılır.
Glikolitik İnhibitör Tüpleri
Bu tüpler farklı katkı maddesiyle birlikte gelir. Tüpler bir stabilizatör ve antikoagülan içerir: Sodyum Florid / K3EDTA veya Sodyum
Florid / Potasyum Oksalat. Glukoz konsantrasyonunun 48 saat içinde analizi için uygundur. Özellikle laktat analizine yönelik tüp
seçimi için lütfen test kiti talimatlarına bakın.
VACUETTE® FC Mix Tüpleri, tam kan ve/veya plazmada in vivo glukoz konsantrasyonunu dengelemek için kullanılır. Na2EDTA,
sodyum florür, sitrik asit ve sodyum sitrat katkı maddesi karışımı içerir. NOT: Düzgün karıştırma (10 kez) önemlidir!
VACUETTE® FC Mix Tüpleri (Primer Tüpler) doğru şekilde ters çevrildikten sonra santrifüjlenmeden oda sıcaklığında 24 saate
kadar saklanabilir.

Tüplerin oda sıcaklığında 24 saatten fazla tutulması bekleniyorsa, numuneler oda sıcaklığında 48 saate kadar tutulmaküzere kan alımından hemen sonra santrifüjlenmelidir.

VACUETTE® FC Mix Tüplerindeki santrifüjlenmiş alikotlar oda sıcaklığında 48 saate kadar saklanabilir. Tüpler en kısa
zamanda santrifüjlenmelidir.

Numunelerin soğutulması (4-8°C, 39-46°F) 48 saatlik glukoz dengelemesine de uygundur.
Crossmatch Tüpleri
VACUETTE® Crossmatch Tüpleri iki farklı versiyonda sağlanır. Bir tüp tipi, serumla yapılan crossmatch testleri için kullanılan pıhtı
aktivatörü içerirken, diğer tip ise K3EDTA içerir ve tam kanla yapılan crossmatch testleri için kullanılır. Uygulama alanıcrossmatching’dir.
Kan Gruplama Tüpleri
Kan Gruplama Tüpleri iki formülasyon içinde (VACUETTE® ACD-A veya VACUETTE® ACD-B) ACD (Asit Sitrat Dekstroz)(VACUETTE® ACD-A veya VACUETTE® ACD-B) çözeltileriyle veya CPDA çözeltisiyle (Sitrat Fosfat Dekstroz Adenin) ile bulunur.
Kan Gruplama Tüpleri kan gruplama testleri ya da hücrenin korunması için kullanılır.
İz Element Tüpleriİz Element Tüpleri sodyum heparin içerir ya da katkı maddesi içermez ve iz elementleri test etmek için kullanılır. VACUETTE® İz
Element Z Katkısız Tüpler bir pıhtı aktivatörü içermez ve kan tamamen pıhtılaşana kadar dik konumda kalmalıdır. Eser elementin
saptanmasından önce toplama, taşıma ve saklamada kullanılan tüm cihazlar incelenmelidir. Her tüp lotu için önceden kör ölçüm
gerçekleştirilmelidir.

980200_Rev24_05-2022

Sayfa 2 / 6

Homosistein Saptama Tüpleri
VACUETTE® Homosistein Saptama Tüpleri tam kandaki homosisteini stabilize etmeye yönelik tamponlanmış bir sodyum sitrat /sitrik asit çözeltisi (pH=4,2) içerir.
Sitratla sulandırmayı dengelemek için, homosistein konsantrasyonunun analiz sonucu 1,11 faktörüyle çarpılmalıdır. Bazı
durumlarda faktör, doğal, fizyolojik dalgalanmalara maruz kalabilir. NOT: Enzimatik test metotları için uygun değildir. Tahlildeğerlendirmeleri her zaman uyuşma olmadığını göstermektedir. Bu nedenle kullanmadan önce tahlil uygunluğu doğrulanmalıdır.
Uyuşmazlık hatalı ya da geçersiz test sonuçlarına yol açabilir.
Katkısız TüplerVACUETTE® Z Katkısız Tüpler katkı maddesi içermez, ancak vakumludur ve iç kısmı sterildir. Atık tüpleri olarak veya kan almakiçin kullanılabilirler.

Önlemler/Dikkat Edilecek Konular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tüp içinde yabancı madde varsa tüpü kullanmayın!
Doğru test sonuçları elde etmek için, tüm VACUETTE® Kan Alma Tüplerinin tamamen dolmasına izin verilmelidir.
Tüm biyolojik numuneleri ve kan alma aletlerini (neşterler, iğneler, luer adaptörleri ve kan alma setleri) tesisinizin ilke veprosedürlerine göre kullanın.
Biyolojik numuneler; HIV (AIDS), viral hepatit veya başka bulaşıcı hastalıklar yayabileceğinden bu tür numunelere maruz
kalındığında (örneğin delici aletle yaralanma yoluyla) uygun tıbbi yardım alın.
Bütün kan alma aletlerini, atılmaları için onaylanmış biyolojik tehlike konteynerlerine atın.
Güvenlik nedeniyle, biyolojik materyalin şırınga ile VACUETTE® Tüpüne aktarılmasını önermiyoruz. Aletlerin gerekenden fazla
kullanılması iğne batması riskini artırır. Ayrıca, aktarım sırasında şırınga pistonuna basılması pozitif bir basınç oluşturabilir,
bu da kapağın istenmeden açılmasına ve kanla temas edilmesine neden olabilir. VACUETTE® Kan Nakil Ünitesininkullanılması şiddetle önerilir. Ayrıca, kan nakli için bir şırınganın kullanılması, tüplerin gereğinden az ya da aşırı dolmasınaneden olarak, yanlış kan/katkı maddesi oranına ve potansiyel olarak yanlış analiz sonuçlarına neden olabilir.
Eğer kan intravenöz (damar içi) (IV) hat aracılığıyla alınırsa, kan alma tüplerini doldurmaya başlamadan önce hattın IVçözeltisinden arındırılmış olmasını sağlayın. Bu işlem, IV sıvı kontaminasyonundan kaynaklanan hatalı laboratuvar verilerininönlenmesi için kritiktir.
Eğer tüpler duvarları boyunca sarı bir film ile kaplanmışsa, lityum iyodoasetat içeren tüpler kullanmayın.
Sıvı koruyucular ve pıhtı önleyiciler berrak ve renksizdir. CPDA tüpleri sarımsı bir sıvı içerir, pıhtı aktivatörü beyaz görünebilirve EDTA tüpleri, bu tüplerin performansını etkilemeyecek şekilde beyaz ila sarı görünümlü olabilir.
Tüplerde belirgin yüzer pıhtı oluşumu, tavsiye edilen g-gücüne ve/veya süreye uygun santrifüjleme koşullarınauyulmadığında artar.
VACUETTE® CAT Serum Fast Ayırıcı Tüplerinde görünür yüzen pıhtılar oluşabilir ve LDH değerlerinde ve hemoliz indeksinde
sapmalara yol açabilir. Sapmalar gözlemlendiğinde numunenin görsel olarak incelenmesi önerilir.
VACUETTE® CAT Serum Fast Ayırıcı Tüplerin, önerilerden sapan g kuvvetiyle santrifüjlenmesi, eksik bir ayırma bariyerine ve
hücre bileşenlerinin seruma migrasyonuna yol açabilir.
Floridin hemolizde artışa neden olduğu bilinmektedir. İnterferans oluşturabilen maddeler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen
tahlil kullanım talimatlarına başvurun.
Amonyak varlığı, sterilize edilmiş EDTA tüplerinin yapısal bir özelliğidir. İnsan plazmasında amonyak belirlenmesi içinkullanılırsa, bir taban çizgisinin oluşturulması önerilir. Alternatif olarak, kullanılan test yöntemi için uygunsa bir lityum
heparin plazma tüpü kullanılabilir.
Tüpleri son kullanma tarihlerinden sonra kullanmayın.

SaklamaTüpleri 4-25°C’de (40-77°F) saklayın.
NOT: Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Tavsiye edilen maksimum saklama sıcaklığının aşılması tüp kalitesininbozulmasına neden olabilir (yani, vakum kaybı, sıvı katkı maddelerinin kuruması, renklenme, vs.)

Sınırlamalar
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Doğru numune maddesi, doğru saklama yöntemi ve stabilite hakkında bilgi için cihazın tahlil kullanım talimatlarına bakın.
Heparin plazması, ayrıcı tüple alma veya santrifüjleme yoluyla ya da ayırıcı tüpün kullanılmadığı durumda plazmayı ikinci bir
kaba aktararak 2 saat içinde hücrelerden ayrılmalıdır. NOT: Birincil VACUETTE® Heparin Ayırıcı Tüplerin dondurulması
önerilmez.
VACUETTE® Homosistein Saptama Tüpü için tahlil uyumluluğu her durumda sağlanmaz (ör. enzimatik metotlar durumunda).
Lütfen kullanmadan önce uyumluluğu doğrulayın. Tahlil uyumluluğunun olmaması durumu yanlış ya da geçersiz analiz
sonuçlarına yol açabilir.

Tüm terapötik ilaçlar test edilmemiştir. www.gbo.com/preanalytics sayfasındaki çalışmalara başvurun
VACUETTE® CAT Serum Tüpleri, Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, I, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, Sn, Te, Th, Tl, U, Zn
gibi iz elementlerinin saptanması için uygun değildir.
Heparinli vakum tüplerinde toplanan venöz kan, kan gazı analizi için uygun değildir.
VACUETTE® kehribar rengi tüpler numuneleri 380 nm'nin altındaki dalga boylarındaki ışığa karşı korur.

Numune Alma ve İşleme
VEN PONKSİYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE BU BELGENİN TAMAMINI OKUYUN.
Numune alımı için gerekli ekipman.
Damara girmeden önce aşağıdaki malzemelerin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun:
1. Gerektiği gibi farklı boyutlarda, dolum hacimlerinde ve katkı maddeli tüm kan alma tüpleri
2. Tek kullanımlık eldivenler ve kişisel koruyucu ekipman
3. Numunelerin hasta tanımı için etiketler
4. Kan alma iğneleri ve tutucuları
NOT: VACUETTE® kan alma iğneleri Greiner Bio-One tutucularla en uygun şekilde kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır.
Diğer üreticilerden alınan tutucuların kullanılması halinde sorumluluk kullanıcıya aittir.
980200_Rev24_05-2022

Sayfa 3 / 6

5.
6.
7.
8.
9.

Bölgeyi temizlemek için alkollü mendil
Temiz gazlı bez
TurnikeYapışkanlı plaster veya bandaj
Kullanılan malzemelerin güvenli bir şekilde atılması için keskin nesnelere yönelik atık konteyneri

Tavsiye Edilen Sıvı Çekme Sırası: (dayanak: CLSI GP41, 7. baskı)
1
Kan kültürü
2
Sodyum Sitrat
3
Serum/Serum Ayırıcı/Serum Fast Ayırıcı (Pıhtı aktivatörü)
4
Heparin / Heparin Ayırıcı
5
EDTA / EDTA Ayırıcı
6
Glikolitik inhibitör tüpleri
7Başka katkı maddeleri
NOT: Kanatlı kan alma seti kullanılıyorsa, serideki ilk tüp az doldurulur. Dolayısıyla, önce bir Sodyum Sitrat numunesinin alınması
durumunda, uygun katkı maddesi-kan oranının sağlanması için bu tüpten önce bir atık tüpü (Katkısız) alınması önerilmektedir.
Ayrıca, çalışmalarda bir tüp serisi içinde ilk olarak alınması durumunda PT ve aPTT testlerinin etkilenmediğinin görülmesinekarşın, diğer koagülasyon testlerinin etkilenip etkilenmeyeceği bilinmediğinden bu testler için ikinci bir tüp alınması tavsiye
edilmektedir.
NOT: Her zaman tesisinizin sıvı çekme sırasına yönelik protokolünü takip edin
NOT: VACUETTE® Eser Element Tüpleri (Sodyum Heparin) için, numunelerin kontaminasyonunu önlemek üzere ayrı bir kan alımıönerilmektedir.
Geri Akışın Önlenmesi
Vakumlu kan alma tüplerinin çoğu kimyasal katkı maddeleri içerir. Bu nedenle, advers hasta reaksiyonlarının mümkün olmasından
dolayı, tüpten geriye doğru akışı önlemek önemlidir. Tüpten hastanın koluna doğru geri akışı önlemek için aşağıdaki önlemleri
alın:
1. Hastanın kolunu aşağı bakan konuma getirin.
2. Tüpü en üstteki kapağından tutun.
3. Kan tüpün içine akmaya başladığında turnikeyi gevşetin.
4. Ven ponksiyonu sırasında, tüp muhteviyatının iğnenin kapağına veya ucuna temas etmemesini sağlayın.
Dondurma/ Çözme
DSÖ tavsiyelerine (WHO/DIL/Lab/99.1 Rev.02) uygun olarak, serum/plazmanın dondurulmadan önce kan hücrelerinden ayrılması
önerilir. Doldurulmuş birincil tüpler (16x100 ölçülü tüpler hariç) -80°C'ye kadar donmaya dayanıklıdır.
NOT: Tüplerin içindeki toplam hacim nominal hacmin 2/3’ünden fazla olmamalıdır. Kan alma sırasında tüp tamamen dolduktansonra, dondurma işlemi için doğru dolum hacmini elde etmek amacıyla serum/plazmanın santrifüjlenmiş tüpten ayrılması
gerekebilir.
Dondurma işlemi öncesinde, numunelerin buzdolabında 2 saat boyunca muhafaza edilmesi tavsiye edilir. Santrifüjlenmiş serum
jel tüplerini dik olarak, açık bir metal rafta -20°C’de ≥2 saat dondurun. Tüpler -20°C'de kalabilir ya da -80°C'ye aktarılabilir. Çözme
işleminin oda sıcaklığında ya da buzdolabında yapılması tavsiye edilir.
Uzun süreli saklama için, özel cryo şişelerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca kullanıcılar kendi dondurma protokolünü
belirlemelidir.
NOT: Parametrelerin stabilitesi, cihaz test kullanım talimatlarına işaret eder.
Yüksek Rakım
Yüksek rakımda kan almak için (1600 m/5250 ft veya 3000 m/9850 ft), yüksek rakım tüplerini tavsiye ederiz. Bu tüplerdeki vakum,düşük dış basıncı dengeler.
Damara Girme TekniğiDAMARA GİRME SIRASINDA VE KAN ALMA TÜPLERİNİ TUTARKEN, MARUZ KALMA TEHLİKESİNİ MİNİMİZE ETMEK İÇİNELDİVEN GİYİN.
1. Gerekli numune için uygun tüp veya tüpleri seçin.
2. İğnenin arka ucunun kapağını çıkarın ve iğneyi tutucuya geçirin. İğnenin kullanım sırasında yerinden çıkmamasını sağlamak
için sıkıca oturduğundan emin olun.
3. Gerektiğinde turnike kullanın (maks. 1 dk)
4. Uygun bir antiseptikle iğnenin gireceği bölgeyi hazırlayın. VEN PONKSİYONU ALANINI TEMİZLEDİKTEN SONRA ELLEMUAYENE ETMEYİN.
5. Hastanın kolunu aşağı bakan konuma getirin.
6. İğnenin koruyucu kapağını çıkarın. Ven ponksiyonunu KOL AŞAĞIDA VE TÜP KAPAĞI EN ÜST KONUMDAYKEN
gerçekleştirin.
7. Tüpü, kauçuk kapak tıkacı arka taraftaki iğne tarafından delinecek şekilde tutucuya doğru itin. Kapağı delerken tüp çeperinin
delinmesini ve erken vakum kaybını önlemek için tüpleri tutucu içinde ortalayın. Geri tepmeyi önlemek ve tam vakum çekiminisağlamak için tüpü baş parmak veya diğer parmaklarla bastırarak yerinde durmasını sağlayın. Doldurma işareti tüpün doğru
miktarda doldurulduğunun görsel kontrolüne olanak tanır. +/-%10 toleransa izin verilir.
8. KAN TÜPTE BELİRDİĞİ ZAMAN DERHAL TURNİKEYİ ÇIKARIN. BU İŞLEM SIRASINDA TÜP MUHTEVİYATININ KAPAKYA DA İĞNE UCUYLA TEMAS ETMESİNE İZİN VERMEYİN.
NOT: Kan bazen iğne manşonundan sızabilir. Maruz kalma tehlikesini minimize etmek için evrensel standart önlemleri
uygulayın.
Tüpe kan gitmemesi veya yeterince numune alınmadan kan akışının kesilmesi durumunda, yeterli kan alımının yapılabilmesi
için aşağıdaki adımların izlenmesi tavsiye edilir:a) Tüpün tutucuya tamamen itildiğinden emin olun.
b) İğnenin damarda doğru pozisyonda olduğunu doğrulayın.
c) Eğer kan hala akmıyorsa, tüpü çıkarın ve tutucu üzerine yeni tüp yerleştirin.
d) Eğer ikinci tüp de çekmiyorsa, iğneyi çıkarın ve atın. İşlemi 1. adımdan itibaren yenileyin.
10. Birinci tüp dolu olduğunda ve kan akışı durduğunda, yavaşça tutucudan çıkarın.
980200_Rev24_05-2022

Sayfa 4 / 6

11. Sonraki tüpleri tutucuya lastik kapak durdurucusu delinecek şekilde yerleştirin. Katkı maddeleri içeren tüplerden önce, katkı
maddeleri içermeyen tüpleri çekin. Önerilen Çekme Sırasına bakın.
12. Katkı maddesi ve kanın iyice karışmasını sağlamak için, kan alımından hemen sonra tüpleri yavaşça ters çevirin.
Doldurulmuş tüpleri ters çevirin ve tekrar dik konuma getirin. Bu, bir tam ters çevirme hareketidir.
NOT: Tüpleri sallamayın. Kuvvetli bir şekilde karıştırma hareketi, köpürmeye ya da hemolize neden olabilir. Serum tüplerinin
yetersiz veya gecikmiş bir şekilde karıştırılması, pıhtılaşmanın gecikmesine neden olabilir. Pıhtılaşma önleyici içeren
tüplerde, yetersiz karıştırma işlemi trombosit birikimine, pıhtılaşmaya ve/veya yanlış test sonuçlarına sebep olur.
13. Sonuncu tüp içine kan akışı durduğu an, tüpü ve ardından iğneyi damardan çıkarın ve kanama duruncaya kadar deridekiiğne deliğine temiz gazlı bezle baskı uygulayın. Pıhtılaşma meydana geldiğinde, istenirse bandaj uygulayın.
NOT: Damara giriş işleminden sonra, kapağın üst kısmında artık kan kalabilir. Tüpleri tutarken bu kanla teması önlemek içinuygun önlemleri alın. Kan bulaşan iğne tutucular, tehlikeli sayılır ve zaman kaybetmeden atılmalıdır.
14. Kullanılmış iğneyi tutucu ile birlikte uygun bir biyolojik tehlike atık konteyneri kullanarak tek bir birim halinde bertaraf edin.
İĞNEYE YENİDEN KAPAK TAKMAYIN. İğnelere yeniden kapak takılması iğne batması ve kan ile temas etme riskini artırır.
15. Bir tüpten diğerine yapılan bir değişikliğin hasta numunelerinden alınan analiz sonuçlarını önemli oranda etkilemediğinin
doğrulanması nihai olarak laboratuvarın sorumluluğundadır.
NOT: Tüpleri, özellikle serumları, dik konumda muhafaza edin.

Santrifüjleme
Tüplerin santrifüj taşıyıcının üzerinde düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olun; düzgün yerleştirilmediğinde VACUETTE®
Emniyet Kapağı tüpten ayrılabilir.
NOT: Santrifüjlemeden önce, serumda fibrin birikimini en aza indirmek için VACUETTE® CAT Serum (Ayırıcı) Tüplerin kan alımından
sonra dik bir konumda tamamen (en az 30 dakika) pıhtılaşmasına izin verilmelidir. Önerilen süre, bozulmamış pıhtılaşma
prosesine dayanır. Anormal pıhtı oluşumu olan hastalardan alınan numunelerde pıhtı oluşumunun tamamlaması için daha fazla
zaman gerekir.
VACUETTE® Z Katkısız Tüpler bir pıhtı aktivatörü içermez ve kan tamamen pıhtılaşana kadar dik konumda kalmalıdır (minimum 60
dakika). Yetersiz pıhtılaşma cihazın kirlenmesine ve hatalı sonuçlara yol açabilir.
VACUETTE® CAT Serum Fast Ayırıcı Tüpler kan alındıktan 5 dakika sonra santrifüjlenebilir. Yetersiz karıştırma VACUETTE® CAT
Serum Fast Ayırıcı Tüplerinde art pıhtılaşmaya yol açabilir.

Tüp Tipi

TersÇevirmeİşlemleri(karıştırma)Serum Fast Ayırıcı
Serum Tüpleri / AyırıcılıEDTA Tüpleri / Ayırıcılı
Heparin Plazma Tüpleri / Ayırıcılı
Standart Glukoz Tüpleri
Homosistein Saptama Tüpleri
VACUETTE® FC Mix Tüpleri
Koagülasyon Tüpleri- Trombosit testleri (PRP)- Rutin testler (PPP)- Plazma derin dondurucu için hazırlık (PFP)

5-10x

10x
4-5x

Tavsiye edilen g-kuvveti
göreli santrifüj kuvveti (rcf)

Süre
(dk)

1800 g3000 g1051800-2200 g

10-15

2000-2200 g
1800 g

10
10

150 g
1500-2000 g
2500-3000 g

5
10
20

Tüpler, sabit açılı kafalara sahip olanlardan ziyade, yatay menteşeli rotorlara sahip santrifüjlerde dönerken bariyerler daha sabittir.
NOT: Jel hareketinin bazen yeterli olmaması durumunda (özellikle >%50 seviyesinde bir hematokritten dolayı), daha yüksek bir
g kuvvetinin kullanılması ve daha uzun santrifüjleme süresi tavsiye edilmektedir.
Santrifüjleme, 18-25°C'yi (64-77°F) koruyan sıcaklık kontrollü bir santrifüjde yapılmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklar jelin fizikselözelliklerini olumsuz yönde etkileyebilir. Serum ya da plazma randımanı için 18-25°C (64-77°F) idealdir.
NOT: Tüpler, kan alımından sonra en geç 2 saat içinde santrifüjlenmelidir. Kan hücrelerinin serum ya da plazmayla uzun süreli
teması, hatalı analiz sonuçlarına yol açabilir, böylece santrifüjleme işlemi analize bağlı olarak daha erken gerekli olabilir. Bariyeroluştuğunda, jel tüplerinin yeniden santrifüjlenmesi tavsiye edilmez. Jelin altındaki kalıntılar süpernatantı kontamine edebilir.

VACUETTE® Kapaklar
VACUETTE® kan alma sistemi benzersiz bir emniyet kapağı tasarımına sahiptir. Tüplerin boyutuna bağlı olarak, iki farklı kapatma
sistemi bulunmaktadır:
13 mm tüpler:Çıkıntılı tüpler Kapağı saat yönüne tersine çevirerek tüpten çıkarın. Basit bir çekme hareketiyle kapak çıkarılamaz.
Çıkıntısız tüpler Kapağı, basit bir çekme hareketiyle çıkarın.
16 mm tüpler:Çıkıntısız tüpler: Basit bir çekme hareketiyle kapağı tüpten çıkarın.

Atma
1.
2.
3.
4.

Bulaşıcı maddelerin uygun bir şekilde elden çıkarılmasına yönelik genel hijyen ilkeleri ve kanuni düzenlemeler göz önüne
alınmalı ve uygulanmalıdır.
Tek kullanımlık eldivenler enfeksiyon riskini önler.
Kontamine olmuş ya da dolu kan alma tüpleri, daha sonra otoklavlanarak yakılacak olan uygun biyolojik tehlike atık
konteynerlerine atılmalıdır.
Atma işlemi, uygun bir insinerasyon tesisinde ya da otoklavlama işlemiyle yapılmalıdır (buhar sterilizasyonu).

980200_Rev24_05-2022

Sayfa 5 / 6

Etiket BilgileriÜretici

Sıcaklık limiti

Son kullanım tarihi

Yeniden kullanmayın

Parti kodu

Kullanım talimatlarına başvurun

Katalog numarası

İn vitro tıbbi tanı cihazıIşınlama yoluyla sterilize edilmiştir

Referanslar:
ISO / EN / ANSI/AAMI Standartları
ISO 6710 “Venöz kan örneği toplama için tek kullanımlık kaplar”
ISO 11137 ”Sağlık bakım ürünlerinin sterilizasyonu – Doğrulama ve rutin kontrol için gereklilikler – Radyasyon sterilizasyon”
Literatür:C38-A ”Eser Element Tayinlerinde Preanalitik Varyasyonun Kontrolü", Onaylı Kılavuz
GP39-A6 "Venöz ve Kılcal Kan Numunesi Toplama için Tüpler ve Katkı Maddeleri" Onaylı Standart - 6. Baskı
GP41 ”Diyagnostik Venöz Kan Örneklerinin Toplanması”, Onaylı Standart - 7. Baskı
GP44-A4 ”Ortak Laboratuvar Testleri için Kan Örneklerinin Alınmasına ve İşlenmesine İlişkin Prosedürler" – 4. Baskı
H21-A5 ”Plazma Bazlı Pıhtılaşma Testlerinin ve Moleküler Hemostaz Testlerinin Test Edilmesi için Kan Örneklerinin
Toplanması, Taşınması ve İşlenmesi”, Onaylı Kılavuz - 5. Baskı
H20-A2 ”Referans Lökosit (WBC) Diferansiyel Sayısı (Oransal) ve Enstrümantal Yöntemlerin Değerlendirilmesi”, Onaylı
Standart - 2. Baskı.
H26-A2 ”Otomatik Hematoloji Analizörlerinin Validasyonu, Doğrulanması ve Kalite Güvencesi", Onaylı Standart – 2. Baskı.
Dünya Sağlık Örgütü. ”Teşhis laboratuvar araştırmalarında antikoagülan kullanımı.” 2002 Cenevre, İsviçre: WHO/DIL/LAB/99.1
Rev.2

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791

980200_Rev24_05-2022

Sayfa 6 / 6