● KEW 4505 / 4505BT 仕様● 4505 / 4505BT

コンセントチェック
コンセント
判定内容

3P
2P
正常、N-E/L-N/L-E逆接続、 正常、L-N逆接続、電圧異常
N/E未接続、N-E判定不可、
電圧異常
100V（50/60Hz）
定格電圧
測定電流
10mA以下 周波数 5.3Hz※注入信号検出測定時は、1μA以下で試験します
電圧計（L-N間の電圧を測定）
測定範囲80～260V（50/60Hz）
確度±2%rdg±4dgt
抵抗計（N-E間の抵抗を測定）※ 接地抵抗値ではありません
測定範囲（オートレンジ） 0.0〜199.9 / 200〜1999Ω
確度±3%rdg±5dgt
通信インターフェース
Bluetooth®5.0 ※4505BTのみ
適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2（先端プラグを除く）
EN 50581（RoHS）、IEC 60529（IP40）
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
使用電池-10〜50℃ 相対湿度80%以下（結露のないこと）-20〜60℃ 相対湿度75%以下（結露のないこと）
単3形アルカリ乾電池 LR6 (1.5V）
×2（オートパワーオフ：約10分）

外形寸法
質量
本体付属品

212（L）× 56（W）
× 36（D）mm
約250g（電池含む）
8218（3P/2P変換アダプタ）
9161（携帯用ケース）
単3形アルカリ乾電池 LR6 ×2、取扱説明書

別売オプション

7291（コンセントテスタ用延長コード）8341（コンセントテスタ用注入器φ24mm）
8342（コンセントテスタ用注入器φ40mm）

本体付属品

コンセントテスタ

KEW 4505 / 4505BT（Bluetooth 通信機能搭載）®

8218 3P/2P変換アダプタ● 4505 / 4505BT

9161 携帯用ケース

別売オプション

瞬時にコンセントの極性判定が可能！
TT接地に加え、TN接地の測定も可能

7291 延長コード※Bluetooth®はBluetooth SIG. Inc.の商標または登録商標です。Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
iOSはCisco Technology, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

● KEW 8341 / 8342 仕様8341

外観8342

photo：8341
クランプ導体径
最大許容入力
適合規格

φ24mm
φ40mm
AC 300V（50/60Hz）
IEC 61010-1、IEC 61010-031
IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2
IEC 61326（EMC）、EN 50581（RoHS）

使用電池
単3形アルカリ乾電池 LR6（1.5V）× 6
連続使用可能時間
約27時間
外形寸法
本体
112（L）× 61（W）× 42（D）mm
試験電圧注入用クランプ 100（L）
× 60（W）
× 26（D）mm 128（L）
× 81（W）
× 36（D）mm
ケーブル長約1.5m
質量約520g（電池含む）
約580g（電池含む）
本体付属品
7157B（ワニグチクリップ）9096（携帯用ケース）
単3形アルカリ乾電池 LR6 × 6、取扱説明書● 8341 / 8342

本体付属品

7157B ワニグチクリップ

9096 携帯用ケース● 製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます

KEW 4505

KEW 4505BT

KEW 8341

KEW 8342

コンセントテスタ

コンセントテスタ用注入器

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください｡■お問い合わせ、ご用命は下記へ● コンセントに挿し込み測定ボタンを押すだけの簡単操作● 活線でのN-E（ニュートラルとアース）間の誤配線判定が可能● 正常/誤配線をLED（緑/赤）
ランプとブザーでお知らせ● Bluetooth®通信機能搭載（4505BTのみ）

Oct.23 KEW1

●このリーフレットは2023年10月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。

KEW 4505/4505BT-3J Mar.21 SS● 専用注入器との併用でさらに機能アップ

・ TN接地でも測定可能
・ 地電圧20Vまで測定可能
・ 接地抵抗が低くても測定可能
・ 15ｍAの漏電遮断器をトリップさせない（試験電流1μA以下）

専用注入器との 併用で 6つの 機能アップ
1

TT接地とは、B種（系統接地）とD種（機器接地）が分離している接地方式です。
この場合、RNとREの抵抗値を測定し、それぞれの抵抗値の差を見ることでコンセントの極性を判定します。

TN接地とは、機器接地が保護導体で系統接地に直接接続されている接地方式です。
この場合、注入器からN（ニュートラル）に試験電圧を印加し、コンセントの極性を判定します。

RN

測定電流

電源側

負荷側

L

N

10 mA

約

RN

大地の抵抗

2

RE ＞ RN

E

共に配線の抵抗R E=R B+R DRBLNERERD

外RE ≒ RN

測定での判別が難しいですが、注入器を使うことで判定が可能となります。

測定方法

抵抗値測定+注入信号検出

注入信号検出

抵抗値測定

抵抗値測定

約2.5～3.5秒

約1秒

約2.5秒

約 4秒

○○××

○

○

○

○

TT / TNTT / TN

対応接地システム
測定時間

20V

地電圧耐性RE低下時（※1）

20V

×15mA ELB対応○○

N-E間の抵抗値表示

TT×

コンセントに挿し込み測定ボタンを押すだけの簡単操作

暗い場所で自動点灯する
バックライト

測定スピードUP！

地電圧の影響軽減注入器との併用で、地電圧が約20Vある現場でも測定が可能

8V

KEW 4505

20V

5 1台の注入器で複数のコンセントテスタが利用可能

8V

××

B種

○○

REが小さくなる

D種

現場でのスピーディーな判定と判定データの管理機能の両方に対応
現場の判定データをその場でスマートフォンやタブレットに転送
手書きの記録が不要で、報告書の作成も効率的

約1秒 KEW 4505
415ｍA漏電遮断器に対応

活線でのN-E（ニュートラルとアース）間の誤配線判定が可能【正常時】【 N-E逆接続時】【 L-N逆接続時】【 L-E逆接続時】

注入信号のみで判別する機能を搭載
絶対に漏電遮断器を動作させません※N-E間 抵抗値測定OFFモード

E 端子に流れる試験電流

地電圧

KEW 4500

8VTT

コンセントテスタ単体での機能も充実

注入器との併用により

3※1 R E 低下時とはです。大地の抵抗が低くなると抵抗値

観30mA ELB対応

瞬時にコンセントの極性判定

約4 秒 KEW 4500

4500

（販売終了）

雨などが降って地面に水分が多い時

TN 接 地配線の抵抗4505単体など、大地の抵抗(RE)が低くなること

TT接地

負荷側

4505+注入器

モデル名

TT接地の測定に加えTN接地も測定OK！

電源側

新モデル（4505）と旧モデル（4500）
を比較してみると

KEW 4500

KEW 4505

約μA以下

10 mA 16

注入器の口径は2種類
φ40mm（KEW 8342）

L-N間の電圧値表示

N-E間の抵抗値表示

表示部上部には判定結果を表示

注意事項

φ24mm（KEW 8341）

注入器の取り付け箇所に注意！
①分電盤が多数ある建物では、注入器を取り付けた分電盤に繋がっていないコンセントは測定できません。（右図）

誤配線箇所を視覚的に表示

Android™アプリ

iOSアプリ

Google Playストアで無料配信していますApp Store で無料配信しています【ご注意】アプリケーションのダウンロードには別途通信量がかかる場合があります。
※Bluetooth®はBluetooth SIG. Inc.の商標または登録商標です。Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
iOSはCisco Technology, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

4F

測定箇所
3F

注入器

注入器の取付位置
信号注入
クランプ

2F

②注入器単体ではご使用になれません。
③注入器を旧モデル（4500/4500BT）と組み合わせて使用することはできません。
※測定タイミングが重なった場合、正常に判定できない可能性があります。

1F

電圧波形
検出用ワニグチ