GORE®
PHASEFLEX®
マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ高い耐久性と信頼性で測定のトータルコストを削減
ゴア® PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ（GORE）は、正確さと再現性の高い測定、最大110GHzの電気特性が要求される各種試験用途において、曲げた状態でも優れた挿入損失性能と位相安定性を発揮します。

また、頑強な構造を備えており、内層は優れた電気特性を、外層は機械的保護を提供し、長期間の使用を可能にするためテストアセンブリの交換頻度を低減します。

ゴア PHASEFLEX マイクロウェーブ/RFテストアセンブリは圧壊耐性が高く、1cmあたり44.6 kg (250 lbf/in) 強の保護性能を実現します。一部のテストアセンブリでは屈曲回数が10万回を超える場合がありますが、
ゴア PHASEFLEX マイクロウェーブ/RFテストアセンブリは極めて多くの屈曲が発生した後でも信頼性の高い動作性能を維持します。
実験室、生産工程、実地試験で繰り返される屈曲、激しい温度変化、幅広い温度範囲、テストアセンブリの頻繁な脱着などの過酷な状況においても、高い耐性を提供します。

ゴア PHASEFLEX マイクロウェーブ/RFテス
トアセンブリの利点

安定した電気特性により、正確で再現性の高い測定が可能（DC～110GHz）■ 押しつぶしやねじれ、よじれに対する頑強な構造により長寿命化を実現■ 屈曲や温度変化によらず安定した位相と振幅を実現■ 高い耐久性と測定信頼性により、スループットを改善しダウンタイムを削減■

代表的な用途

ベンチトップ試験
RF高速量産試験■ ポータブルアナライザ■ 試験機用ラックシステム■ ベクトル・ネットワーク・アナライザ（VNA）■ スカラ･ネットワーク・アナライザ■ アンテナ評価■ 無響室、電波暗室■ 熱真空チャンバー■ 近接スキャナー■ 無線通信モジュール検査■ EMC試験■ 自動試験装置（ATE）■ 高速伝送デジタル試験■ 5Gシステムの試験と接続■■

写真提供：Keysight Technologies社

2 ゴア® PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ

図 1：ゴア PHASEFLEX
マイクロウェーブ/RFテストアセンブリの内部構造

編組外部被膜
外部結合材

編組強化部材
耐圧部材
内部被膜

内部編組材
電気遮蔽材

ePTFE 誘電体
中心導体

頑強な構造が、長寿命化を実現
ゴア PHASEFLEX マイクロウェーブ/RFテストアセンブリの安定した性能と信頼性はテストシステムの校正頻度を低減し、スループットを改善することで測定のトータルコストを削減します。
独自の頑強なケーブル構造（図1）は、性能に影響を与えることなく、小さな曲げ半径を実現します。最小曲げ半径が約12.7 mm (0.5 in) の製品も用意しています。

また、優れた電気特性と機械特性を兼ね備えています（表2および3）。標準品は12 in (30 cm)、24 in (61 cm)、36 in(91 cm)、48 in (122 cm)、60 in (152 cm) の長さを用意しています。
ご要望に応じて長さのカスタマイズも可能です。

ゴア PHASEFLEX マイクロウェーブ/RF
テストアセンブリの特長

押しつぶしやねじれ、よじれに対する高い耐性■ 高い磨耗耐性
■ 粉じんや湿度に対する高い耐性■ 広い温度範囲における安定した性能■ 高い耐化学薬品性■ 引っ張り耐性に優れたコネクタ■

ゴア® PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ 3

正確で再現性の高い測定

絶対値マッチング（Absolute match）とは■位相と振幅の安定性に非常に優れたゴア® PHASEFLEX ®
マイクロウェーブ/RFテストアセンブリは、正確かつ再現性の高い測定を可能にします。
一部の製品（0U、0T、0D、0Z、0F）

時間遅延もしくは位相の目標値（含む±公差）が設定されている単品もしくは複数本のテストアセンブリのこと。

フェーズマッチングされたアセンブリセットへの追加もしくは交換が可能です。

では、屈曲時の位相と振幅を仕様として保証するための試験を実施しています（表1）。
他のテストアセンブリ（0H、0X、0S、0Q、0P、0M、0W、0R、5R、0K、0G、0N、CX）も、位相と振■幅の安定性能を考慮して設計されています。

セット内では保証されたフェーズマッチングが必要でも、異なるセットとのマッチングは必ずしも必要とされない場合に適します。

ご要望により、
ゴア PHASEFLEX マイクロウェーブ/RFテストアセンブリのうち最大70GHzまで対応している製品について、位相または時間遅延を整合（マッチング）して提供します。
絶対値（absolute）あるいは相対値（relative）で0.1ps単位の公差を保証します。用途に必要な性能に応じて、最適な絶対値あるいは相対値の公差のテストアセンブリをお選びください。

1

時間遅延もしくは位相が特定の目標範囲内に収まっている2本もしくはそれ以上のテストアセンブリのこと。
同一フェーズマッチング

表1：屈曲時の位相と振幅を保証している製品

相対値マッチング（Relative match）とは

1

�相��（±°）�曲時

�幅��（±°）�曲時

ケーブル型�

代��

�大�

代��

�大�

0U

2.0

4.7

0.05

0.15

0T

3.0

6.6

0.05

0.15

0D

5.09.60.050.150Z

6.0

11.80.050.150F

8.015.6

0.050.10

保証する位相と振幅の最大値は以下の試験において設定しています。
テストアセンブリの終端を短絡し、校正キットで評価をしています。VNAは校正を行い、半径57 mmの円筒をテストアセンブリの左もしくは右に隣接して設置し、ケーブルがほぼ中心高さに位置するように調整します。
テストアセンブリを円筒の周囲に巻きつけ一周させて固定します。対応周波数の最大偏差を記録し、その後テストアセンブリを元のまっすぐな状態に戻し、VNAも再度校正します。円筒を最初とは反対側に置き直し、同じテストを繰り返します。
上述のすべてのテストアセンブリはこの方法で評価されています。

4 ゴア® PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ

表 2：アセンブリ仕様一覧（18GHz 製品まで）
1

電気特性

最大周波数 (GHz)

ケーブル型番VSWR（代表値）

挿入損失（代表値、dB）

0H

0X0S0U

0Q0P0M

18181818181818

1.19:1

1.19:1

1.19:1

1.19:1

1.22:1

1.24:1

1.28:1

2.15

1.13

1.36

1.36

0.80

1.00

0.75

インピーダンス（公称、Ω）

50

位相・振幅保証No

No±2.0位相安定（代表値、度）2

振幅安定（代表値、dB）2No

±2.0

±2.0

誘電率（公称）

伝播速度（公称、%）

Yes

No±2.0< ±0.05

No

No

±8.0

±6.0

±15.0

0Q

0P

0M

1.485

遮蔽効果（dB、18GHz時）

> 100

3

時間遅延（公称）[ns/m（ns/ft）]

4 (1.22)

機械 / 環境特性

ケーブル型番

0H

0X

0S

0U

外径 [mm (in)]

撚り線

単線

撚り線

撚り線

単線

撚り線

単線

5.3 (0.210)

7.7 (0.305)

7.7 (0.305)

7.7 (0.305)

10.2 (0.400)

10.2 (0.400)

10.7 (0.420)

68.9 (21)147.6 (45)147.6 (45)147.6 (45)275.5 (84)275.5 (84)295.2 (90)最小屈曲半径 [mm (in)]12.7 (0.5)

25.4 (1.0)

25.4 (1.0)

25.4 (1.0)

38.1 (1.5)

38.1 (1.5)

38.1 (1.5)

100,000

50,000100,000

100,000

10,00015,00010,000中心導体

公称重量 [g/m (g/ft)]
公称屈曲回数4

温度範囲(˚C)-55～125

圧壊耐性 [kgf/cm (lbf/in)]

33.5 (187)44.6 (250)

表 3：アセンブリ仕様一覧（70GHz 製品まで）

電気特性

1

ケーブル型番最大周波数 (GHz)VSWR（代表値）

挿入損失（代表値、dB）

インピーダンス（公称、Ω）
位相・振幅保証

位相安定（代表値、度）2

振幅安定（代表値、dB）20W

0R

0T

5R

0K

0D

0N

0Z

0F

26.5

26.5

26.5

3240

40

50

5070

1.17:1

1.17:1

1.17:1

1.30:1

1.30:1

1.30:1

1.25:1

1.26:1

1.30:1

1.43

1.71

1.71

1.81

2.65

3.37

3.67

3.80

5.99

NoNo

Yes

NoNo

Yes

No

Yes

Yes

50±3.0±3.0±3.0±5.0

誘電率（公称）±5.0< ±0.05±5.0±6.0±6.0±8.01.4

伝播速度（公称、%）85

遮蔽効果（dB、18GHz時）3> 100

時間遅延（公称）[ns/m（ns/ft）]

4 (1.22)

機械 / 環境特性
中心導体

ケーブル型�

外径 [mm (in)]公称重量 [g/m (g/ft)]

0W

0R

0T

5R

温度範囲(˚C)

圧�耐性 [kgf/cm（lbf/in）]

0D

0N

0Z

0F

撚り線

撚り線

単線

単線

単線

単線

単線

単線

7.7 (0.305)

7.7 (0.305)

8.0 (0.315)

6.9 (0.270)

6.1 (0.240)

6.1 (0.240)

5.3 (0.210)

6.1 (0.240)

5.8 (0.230)

147.6 (45)147.6 (45)147.6 (45)123 (37.5)

98.4 (30)101.7 (31)68.9 (21)101.7 (31)88.6 (27)20,00012,50020,00020,000-55～75-55～125-55～7533.5 (187)44.6 (250)

最小屈曲半径 [mm (in)]公称屈曲回数 40K

単線25.4 (1.0)
50,000100,000

100,000

2,500-55～125
44.6 (250)

50,0001 表中の電気仕様は 91 cm (36 in)、最大周波数、ストレートコネクタのアセンブリ
2 テストアセンブリを半径 57 mm (2.25 in) の円筒の周囲を 1 周（360 度）させた状態
3 米軍調達規格 MIL-STD-1344method 3008 に準拠
4 記載の屈曲回数は、最小曲げ半径の 2 倍に相当する± 90 度の所定の屈曲動作で、テストアセンブリが信頼性の高い動作を維持する回数
ゴア® PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ 5

長期にわたり変わらない信頼性

一 般 的 な設 計のR Fテストアセンブリと異 なり、ゴア
PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリは、曲げた状態でも優れた位相と振幅の安定性を維持します。新品で挿入損失を測定したところ、ゴアのテストアセンブリでは滑らかな波形で安定した電気特性を示したのに対し、他社の波形は大幅に乱れており、電気的な問題が将来発生する可能性を示唆しています（図2）。
®

図 2：18GHz での新品テストアセンブリの挿入損失

図 4：新品テストアセンブリを曲げた状態での位相安定性

加速試験において、他社のテストアセンブリは曲げ回数がわずか100回と300回で性能が大きく変化したのに対し、
ゴア PHASEFLEX マイクロウェーブ/RFテストアセンブリは、10,000回経過後も性能に変化が見られませんでした（図5および図6）。

図 5：長期にわたる損失安定性

曲げた状態において、他社のテストアセンブリは、信号品質に影響がある損失と位相安定性に大きな変化がありました（図3および図4）。一方で、
ゴア PHASEFLEX マイクロウェー
ブ/RFテストアセンブリは、損失と位相の安定性に変化は見られず、校正を行わなくても信号品質が保持されることが示されています。

図 3：新品テストアセンブリを曲げた状態での損失安定性

6 ゴア® PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ

図 6：長期にわたる位相安定性

高密度およびモジュール型試験用途向けに位相 / 振幅の高い安定性とコストパフォーマンスを提供

写真提供：Keysight Technologies社

最大32本、あるいはそれ以上のテストアセンブリを接続してマイクロウェーブ/RF部品や高速伝送デバイス/アセンブリの試験を行う複雑な計測器において、
ゴア PHASEFLEX マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ「0Nタイプ」は、最大50GHzに対応する安定した電気特性により、一貫して再現性の高い測定を実現します。

高い保護機能と電気特性を備え、小口径かつ軽量なテストアセンブリである「0Nタイプ」は、以下のようなモジュール型、マルチポートVNA、マルチサイトの試験用途に最適です。
■

5Gシステムの試験と接続要素技術およびデバイスの研究開発や生産ラインの検査■ 高速伝送デジタル試験機器やアセンブリ■ モジュール型試験装置（PXIe、AXIeなど）■ RFスイッチ■

詳細については、gore.co.jp/test0N の「技術情報」をご覧ください。

ゴア® PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ 7

110GHzテストアセンブリ

耐久性を高めたゴアの110GHzテストアセンブリは、損傷することなく曲げて配置し、また元の状態に戻すことが可能です。その間の歪み、屈曲や温度変化にも安定して対応し、優れた挿入損失性能とVSWRを維持します（図7および8）。
さらに信頼性の高い電気特性と機械特性を提供します（表 4）。なお注 文の際の品 番 については 、表 7 を参 照ください。

表 4：110GHz テストアセンブリ仕様
電気特性

ケーブル型番最大周波数 (GHz)VSWR（代表値）

挿入損失（代表値、dB）

インピーダンス（公称、Ω）
位相安定（代表値、度）2

振幅安定（代表値、dB）2
誘電率（公称）

伝播速度（公称、%）

遮蔽効果（dB、18GHz時）3

時間遅延（公称）[ns/m（ns/ft）]

1CX
110
1.34:12.14
50±1.0< ±0.05
1.687
77> 100
4.33 (1.32)

機械 / 環境特性
中心導体ケーブル型番

外径 [mm（in）]

1
図 7：VSWR 代表値

公称重量 [g/m（g/ft）]

最小屈曲半径 [mm（in）]
温度範囲(˚C)

圧壊耐性 [kgf/cm (lbf/in）]
123

図 8：挿入損失（代表値、dB）
18 ゴア® PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ

CX

単線
4.2 (0.167)
55.8 (17)10.2 (0.40)-55～12544.6 (250)

表中の電気仕様は 16 cm（6.3 in）のアセンブリ
ケーブルを半径 25.4mm（1in）の円筒に沿わせて 90 度曲げた状態
米軍調達規格 MIL-STD-1344 method3008 に準拠

熱真空テストアセンブリ

ゴア PHASEFLEX マイクロウェーブ/RFテストアセンブリは熱真空（TVac）用途にも使用できます。本データシートに記載されたケーブルとコネクタのオプションはすべて、品番の末尾にT/Vが付いた製品であれば熱真空用途向けにも使用できます。
これらのアセンブリはASTM-595に基づく試験でTML値が1.0%以下、CVCM値が0.10%以下の低ガス放出材料を使用®

®

コネクタについてゴア PHASEFLEX マイクロウェーブ/RFテストアセンブリが最適な性能を発揮するように設計されたコネクタを用意しています（表5）。

して製造されます。

クリティカルなハードウェアの整合性■ 使用適合性にフォーカスした製品■ 熱真空用途に関する40年以上の経験優れた試験結果■ 再現性と信頼性の高い製品■ 長期にわたり実証済みの広範な熱真空ソリューション

プログラムのスケジュールを保証■ ゴアのグローバルな経験とリージョナル・サポートを活用可能■ ゴアのアプリケーション・エンジニアが、最適なテストアセンブリソリューションの選択をサポート■ トラブルシューティングや測定異常時の対応に伴う遅延や試験待ち時間のリスクを軽減
トータルコストを削減■ ゴアのポートフォリオは長期的に高い性能を提供し、総合的に最も高い価値を実現■ 試験予算に適合するソリューション
■ トラブルシューティングや欠陥または安定性の低い試験機器の交換に伴うコスト増のリスクを軽減

熱真空チャンバー

クレジット：NASAゴア® PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ 9

表5：アセンブリ仕様一覧
ケーブル型番

コネクタ規格1

最大周波数(GHz)10H

0X

0S

0U

0Q

0P

0M

0W

0R

0T

5R

0K

0D

0N

0Z

0F

CX

1818181818181826.5

26.5

26.5

324040505070

110

TNC Male (High Power)

5

ZLK

ZLK

TNC Wedge Male (High Power)

5

ZVX

ZVX

7/16 Male

7

ZLY

ZLY

7/16 Female

7

ZLZ

ZLZ

Type N Male

18

N01

N01

N01

N01

Type N Female

18

N02

N02

N02

N02

SMA Male

18

R01

R01

R01

R01

R01

R01

R01

R01

R01

SMA Box Right-Angle Male18

R71

R71

R71

R71

R71

R71

R71

R71

R71

SMA Female

18

R02

R02

R02

R02

R02

R02

R02

TNCA Male

18

C01

C01

C01

C01

C01

C01

TNCA Box Right-Angle Male

18

C71

C71

C71

C71

C71

C71

TNCA Female

18

C02

C02

C02

C02

Precision N Male (Field Grade)

18

Precision N Male (InstrumentGrade)

18

Q01

Q01

Q01

Q01

Q01

Q01

Precision N Right-Angle Male

18

Q71

Q71

Q71

Q71

Q71

Q71

Precision N Female (Field Grade)

18

Precision N Female (InstrumentGrade)

18

Q02

Q02

Q02

Q02

Q02

Q02

7 mm Hermaphroditic

18K00

K00

K00

3.5 mm Male

26.5

D01

D01

D01

D01

D01

D01

D01

3.5 mm Female

26.5

D02

D02

D02

D02

D02

D02

3.5 mm Ruggedized PortFemale

26.50HA0HA

3.5 mm Ruggedized DUT Male26.50HB

0HB

2.92 mm Male40

2.92 mm Box Right-Angle Male

40ZQA

2.92 mm Female

400CP

2.4 mm Male50

2.4 mm Female50

1.85 mm Male

700CB

1.85 mm Female

700CA

1.0 mm Male

1100AB

1.0 mm Female

1100AA

N01

R02C02

ZKU
Q01

ZKV

K00

ZMQ

テストアセンブリの最大動作周波数は、コネクタもしくはケーブルの対応最大周波数のいずれか低い方とします。

10 ゴア® PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ

0CQ

0CQ

0CQ

0CQ

0CP

0CP

0CP

0CJ

0CJ

0CJ

0CK

0CK

0CK

トルク値

ゴアのコネクタの推奨嵌合トルクの値は図6になります。
これらの値はラボ環境での試験・測定を想定しています。
図6：嵌合トルク値

13：熱真空チャンバー向けテストアセンブリの場合のみ、末尾にT/Vが付きます。
ゴアでは、手順に従うだけでさまざまなコネクタオプション、アセンブリ長、周波数のテストアセンブリの品番作成と見®
積もりの依頼が可能なツール『ゴア マイクロウェーブ/RF®
アセンブリビルダー（GORE Microwave/RF AssemblyBuilder）』を用意しています。
詳細は以下のウェブページを参照ください。
gore.com/rfcablebuilder

最大周波数(GHz)

推奨嵌合トルク値
in-lbs (Nm)

7/16

715 - 25 (1.69 - 2.82)

Type N

12.4

9 - 15 (1.02 - 1.68)

TNC

12.4

10 - 12 (1.13 - 1.35)

TNCA

18

10 - 12 (1.13 - 1.35)

Precision N

18

10 - 12 (1.13 - 1.35)

7 mm

18

10 - 12 (1.13 - 1.35)

SMA

18

8 - 10 (0.90 - 1.13)

3.5 mm26.5

8 - 10 (0.90 - 1.13)

2.92 mm40

8 - 10 (0.90 - 1.13)

品番

ケーブル
型番

2.4 mm50

8 - 10 (0.90 - 1.13)

CX0AB0ABC10.0

1.85 mm70

8 - 10 (0.90 - 1.13)

1.0 mm110

3.5 - 4.5 (0.40 -0.50)

コネクタタイプ

ご注文についてゴア PHASEFLEX マイクロウェーブ/RFテストアセンブリは、12桁の品番が設定されています。
品番は下図のように左から順番に、ケーブル型番、コネクタAの規格、コネクタBの規格、テストアセンブリ長を表しています。
®

1 2ケーブル型番®

3 4 5コネクタ A

6 7 8コネクタ B

9 10 11 1213

テストアセンブリ長 - T/V

1、2：連続する2文字のコードでケーブル型番を表します。
表2と表3を参照ください。

3、4、5 と 6、7、8：それぞれ連続する3文字のコードでコネクタAとコネクタBの規格を表します。表5または表6を参照く
ださい。

また、各 種テストアセンブリの 挿 入 損 失 、V S W R 、他 のパラメーターの計算と比較が可能なオンライン・ツール®
『ゴア マイクロウェーブ/RFアセンブリカリキュレーター
®
（GORE Microwave/RF Assembly Calculator）』もご利用いただけます。詳細は以下のウェブページを参照ください。
tools.gore.com/gmcacalc

表 7：110GHz テストアセンブリ品番表（参考）アセンブリ長cm (in)

コネクタA

コネクタB

CX

1.0 mm Male

1.0 mm Male

10.0 (3.9)

CX0AA0ABC10.0

CX

1.0 mm Female

1.0 mm Male

10.0 (3.9)

CX0AA0AAC10.0

CX

1.0 mm Female

1.0 mm Female

10.0 (3.9)

CX0AB0ABC13.0CX

1.0 mm Male

1.0 mm Male

13.0 (5.1)

CX0AA0ABC13.0CX

1.0 mm Female

1.0 mm Male

13.0 (5.1)

CX0AA0AAC13.0CX

1.0 mm Female

1.0 mm Female

13.0 (5.1)

CX0AB0ABC16.0CX

1.0 mm Male

1.0 mm Male

16.0 (6.3)

CX0AA0ABC16.0

CX1.0 mm Female

1.0 mm Male

16.0 (6.3)

CX0AA0AAC16.0CX

1.0 mm Female

1.0 mm Female

16.0 (6.3)

CX0AB0ABC20.0

CX

1.0 mm Male

1.0 mm Male

20.0 (7.9)

CX0AA0ABC20.0

CX

1.0 mm Female

1.0 mm Male

20.0 (7.9)

CX0AA0AAC20.0

CX

1.0 mm Female

1.0 mm Female

20.0 (7.9)

CX0AB0ABC24.0

CX

1.0 mm Male

1.0 mm Male

24.0 (9.4)

CX0AA0ABC24.0

CX

1.0 mm Female

1.0 mm Male

24.0 (9.4)

CX0AA0AAC24.0

CX

1.0 mm Female

1.0 mm Female

24.0 (9.4)

CX0AB0ABC30.0CX

1.0 mm Male

1.0 mm Male

30.0 (11.8)

CX0AA0ABC30.0CX

1.0 mm Female

1.0 mm Male

30.0 (11.8)

CX0AA0AAC30.0CX

1.0 mm Female

1.0 mm Female

30.0 (11.8)

9、10、11、12：連続する4文字のコードでテストアセンブリ長を表します。
アセンブリ長は四捨五入後の小数点以下1位までのインチで表記され、小数点第1位が存在しない場合は0（ゼロ）を記載します。
例えば長さが24 inのテストアセンブリは0240と、小数点第1位の0（ゼロ）を含めて4桁で表記され24 in
36 in（91 cm）、ます。
標準長として12 in（30 cm）、（61 cm）、48 in（122 cm）、60 in（152 cm）を用意しています。
ゴア® PHASEFLEX® マイクロウェーブ/RFテストアセンブリ 11

本製品は工業製品に限定してご使用ください。
食品、医薬品、化粧品および医療機器の製造、加工ならびに包装工程にはご使用いただけません。

記載された技術情報および推奨事項は全て、ゴアにおける過去の経験または試験結果に基づくものです。
可能な限り正確な情報を記載していますが、法的責任を伴うものではありません。
製品の動作性能は、運転データが全てそろわない限り判断できないため、お客様の実際のご使用状況において適合性と機能性をご確認ください。
上記情報は変更されることがあ り、仕様書として使用することはできません。
ゴア製品の売買には、ゴアの販売条件が適用されます。

日本ゴア合同会社〒108-0075 東京都港区港南 1-8-15 Wビル 14F
TEL: 03-6746-2570 FAX: 03-6746-2571
gore.co.jp/phaseflex

GMCA-0025-R7-DAT-JUN23

GORE、
Together, improving life および記載のデザイン
W. L. Gore & Associatesの商標です。
© 2023 W. L. Gore & Associates G.K.
ゴア、（ロゴ）は、