Optical Measurement

187

光パワー＆エネルギーメータ

積分球ディテクタ

Integrating Sphere Detectors• NIST規格に合わせてキャリブレーション

光学ディテクタ• 2インチ、3.3インチ、5.3インチ• SiディテクタまたはInGaAsディテクタを使用• ディテクタの厳密な位置に影響されない測定

レーザー
ダイオード

819D積分球の構成は、レーザダイオードからの出力ビーム等、発散性ビームの測定に理想的です。

光源

819C積分球の校正は、平行レーザービーム等のコリメート光の測定に理想的です。

仕様
ディテクタタイプ

波長範囲

1 in.

InGaAs800 - 1,650 nm

819C-IG-3.3-CAL

3.3 in.

InGaAs800 - 1,650 nm

819C-IG-5.3-CAL

5.3 in.

InGaAs800 - 1,650 nm

819C-SL-2-CAL2

2 in.

シリコン

400 - 1,100 nm

819C-SL-3.3-CAL3.3 in.

シリコン

400 - 1,100 nm

819C-SL-5.3-CAL2

5.3 in.

シリコン

400 - 1,100 nm

819C-UV-2-CAL

2 in.

819C-UV-5.3-CAL

5.3 in.

819D-IG-2-CAL

2 in.

220 - 1,100 nm
220 - 1,100 nm
0.25 in.

InGaAs800 - 1,650 nm

819D-IG-3.3-CAL

3.3 in.

InGaAs800 - 1,650 nm

819D-IG-5.3-CAL

5.3 in.

InGaAs800 - 1,650 nm

2 in.

シリコン

400 - 1,100 nm

3.3 in.

シリコン

400 - 1,100 nm

シリコン

400 - 1,100 nm

819D-SL-5.3-CAL2

5.3 in.

819D-UV-2-CAL

2 in.

220 - 1,100 nm

819D-UV-5.3-CAL

5.3 in.

220 - 1,100 nm

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

テクニカル
ノート

819D-SL-2-CAL2
819D-SL-3.3-CAL

オートバランス
ディテクタ

入力ポートサイズ

2 in.

ディテクション
エレクトロニクス

積分球サイズ

819C-IG-2-CAL

ビームポジション
ディテクタ

積分球およびアクセサリについては、P185を参照してください。

モデル

ビーム
プロファイラディテクタ

校正されたオリジナル構成から構成部品を変えてしまうと、システムの校正は有効ではなくなることにご注意ください。非常に高出力光の測定を行う場合、積分球システムの昇温が測定精度に影響を及ぼすことがあります。その場合、積分球の温度を調節する必要があります。Newportでは、毎年、光パワーメータとともにシステムを校正することをお勧めしています。

光モジュレータ／光学チョッパ

Siディテクタを備えた積分球モデルは、波長範囲が400 〜 1,100 nmの範囲の測定に適しています。
一方、高性能InGaAsディテクタを備えたモデルは、800 〜 1,650 nmの範囲に適しています。すべての積分球には、標準機能としてN極にSMA光ファイバコネクタが付いていて、システム全体の校正に影響を与えないように、波長測定や任意の追加の分析のために少量の光を採取できるようにします。819Dシリーズの標準的な入力ポートサイズは0.25インチです。

ディテクタ

ハイスピードディテクタ＆レシーバ

Newportの校正済み積分球ディテクタは、発散光／平行光を測定できるように、819Cおよび819Dシリーズのディテクタと積分球から構成されており、SiディテクタタイプとInGaAsディテクタタイプがあります。積分球を使用して検出する光束は、入射する光束のわずか一部分でしかありません。
光がディテクタに到達する前に何回も反射することで生じる減衰により、積分球は高出力レーザーのパワーを測定する上で理想的な手段です。校正済み積分球システムは、2インチ、3.3インチ、5.3インチのサイズでご用意しています。

汎用ディテクタ• 信号の減衰により高出力ビームの測定に有利

Optical Measurement発散光と平行ビームの入力にあたっての検討事項

関連製品

積分球を使用する主要な利点の1つは、ディテクタの読み取り値が、ディテクタの位置決めやディテクタの有効面積の過剰充填、つまり飽和に関連する問題から生じる誤差に影響を受けないように、入力ビームを拡散できる点です。ディテクタは、入力光が完全に拡散された状態を測定する必要があります。したがって、構成を選択・決定する際には、入力ビームが直接ディテクタに入射し、ディテクタにおける測定に影響を与えることが無いかどうかです。そのために、それぞれの積分球は遮蔽板を備えています。

発注のご案内モデル

仕様

819C-IG-2-CAL

平行ビーム用積分球ディテクタ、2インチ積分球、800-1,650 nm

819C-IG-3.3-CAL

平行ビーム用積分球ディテクタ、3.3インチ積分球、800-1,650 nm

819C-IG-5.3-CAL

平行ビーム用積分球ディテクタ、5.3インチ積分球、800-1,650 nm

819C-SL-2-CAL2平行ビーム用積分球ディテクタ、2インチ積分球、400-1,100 nm

819C-SL-3.3-CAL

平行ビーム用積分球ディテクタ、3.3インチ積分球、400-1,100 nm

819C-SL-5.3-CAL2平行ビーム用積分球ディテクタ、5.3インチ積分球、400-1,100 nm

819C-UV-2-CAL

平行ビーム用積分球ディテクタ、2インチ積分球、200-1,100 nm

819C-UV-5.3-CAL

平行ビーム用積分球ディテクタ、5.3インチ積分球、200-1,100 nm

819D-IG-2-CAL

発散ビーム用積分球ディテクタ、2インチ積分球、800-1,650 nm

819D-IG-3.3-CAL

発散ビーム用積分球ディテクタ、3.3インチ積分球、800-1,650 nm

819D-IG-5.3-CAL

発散ビーム用積分球ディテクタ、5.3インチ積分球、800-1,650 nm

819D-SL-2-CAL2

発散ビーム用積分球ディテクタ、2インチ積分球、400-1,100 nm

819D-SL-3.3-CAL

発散ビーム用積分球ディテクタ、3.3インチ積分球、400-1,100 nm

819D-SL-5.3-CAL2

発散ビーム用積分球ディテクタ、5.3インチ積分球、400-1,100 nm

819D-UV-2-CAL

発散ビーム用積分球ディテクタ、2インチ積分球、200-1,100 nm

819D-UV-5.3-CAL

発散ビーム用積分球ディテクタ、5.3インチ積分球、200-1,100 nm

P157を参照してください

テクニカルノート

オートバランス
ディテクタ

ディテクション
エレクトロニクス

ビームポジション
ディテクタ

ビーム
プロファイラ光モジュレータ／
光学チョッパハイスピードディテクタ＆レシーバ

汎用ディテクタ

光学ディテクタ

光パワー＆エネルギーメータ

188

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください