REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACREDITAÇÃO – ENSAIO DE CÂMARAS PARA TRATAMENTOTÉRMICO DE MADEIRAOEC009



2012-04-26

1 Objetivo
O presente documento tem como objetivo definir os requisitos específicos de acreditação para efetuar ensaios em câmaras detratamento térmico da madeira, em complemento ao estabelecido no DRC001, DRC005 e documentos conexos, sendo emitido em
articulação com a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (http://www.dgadr.pt/) e face aos compromissos
nacionais e comunitários assumidos para combate ao nemátodo da madeira do pinheiro.

2 Campo de AplicaçãoAs disposições contidas no presente documento aplicam-se a todos os laboratórios que pretendam obter e manter a acreditaçãopara ensaiar câmaras de tratamento térmico da madeira, sendo a sua aplicação verificada no decorrer das avaliações do IPAC.
Este documento substitui e anula a anterior Circular 5/2009, emitida em 2009-04-07.

3 Norma de Acreditação
Considerando que a atividade de avaliação da conformidade em causa é a realização de ensaios a equipamentos e instalações decontrolo climático, ela enquadra-se no esquema de acreditação de laboratórios de ensaio pela norma de acreditação NP EN
ISO/IEC 17025, complementada pelo Guia de Aplicação OGC001 e documentos nestes referenciados.

4 Requisitos Específicos
4.1 Preparação do ensaio – condições de carga da câmaraa) Os ensaios de homogeneidade e estabilidade, em temperatura, devem ser efetuados com a câmara em vazio.

4.2 Estudo de homogeneidade da câmaraa) Devem ser usados 15 sensores, destes, 9 sensores devem ser colocados nos vértices e centro do paralelepípedo que representao interior da câmara e 6 sensores colocados no centro das diagonais entre os sensores colocados nos vértices. Todos ossensores, com exceção do sensor colocado ao centro da câmara, devem ser colocados à distância de 30 cm, respetivamente
das paredes, chão e teto da mesma, conforme o esquema seguinte:

761158Vértices e centro

14Faces

91315

123

210Pág. 1 de 314

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACREDITAÇÃO – ENSAIO DE CÂMARAS PARA TRATAMENTOTÉRMICO DE MADEIRAOEC009

2012-04-26

4.3 Estudo de estabilização da câmaraa) Deve abranger pelo menos 30 minutos após todos os sensores colocados pelo Laboratório atingirem pelo menos os 65ºC.
b) Deve contemplar no mínimo 2 medições por minuto em cada sensor.

4.4 Relatórios de Ensaio da câmaraa) Deve identificar inequivocamente cada câmara ensaiada, sempre que possível referindo textualmente ou graficamente a sua
localização - qualquer identificação ou inscrição não-permanente ou amovível não deve ser considerada para estes fins.
b) Deve igualmente identificar de forma clara (gráfica ou textualmente) a localização dos sensores usados - caso não seja feitauma representação gráfica à escala, deve estabelecer um sistema de coordenadas e referenciar a posição de cada sensor com
as respetivas coordenadas. O método recomendado é o da representação gráfica tridimensional por níveis de altura da câmara.
c) Deve ser utilizada uma forma de identificação inequívoca em cada câmara ensaiada fazendo a correspondência com a
identificação do relatório ou certificado emitido.
d) No reporte das temperaturas registadas por cada sensor do Laboratório, devem ser indicadas, com recurso a gráfico outabelas, as temperaturas mínimas, médias e máximas obtidas.

4.5 Certificados de Calibração dos sensores da câmaraa) Caso seja solicitada a calibração dos sensores térmicos da câmara, o Laboratório deve proceder como usualmente, calibrando
cada par unidade de medição/unidade de leitura.
b) Tal como previsto na NP 4487:2009, cada sensor deve ser calibrado entre 5 e 95ºC, com um ponto a 48ºC, um ponto a 56ºC eoutro ponto a 64ºC. (podendo ainda o cliente necessitar de outros pontos previstos na NP 4487:2009)c) Deve o Laboratório usar meios adequados a permitir uma incerteza compatível com a resolução dos sensores (r<= 0,5ºC).
d) Deve constar do Certificado de Calibração emitido a identificação explícita de quais os sensores calibrados - o recurso àidentificação atribuída pela DGADR é prioritária, podendo complementarmente ou na ausência desta usar-se o nº série ou uma
forma de identificação indelével adotada pelo cliente, já que as vulgares etiquetas de calibração podem não resistir ao usocontinuado pelo cliente.

4.6 Renovação dos estudos da câmara e da calibração dos sensores
Os Laboratórios devem abster-se de fazer qualquer recomendação própria quanto aos prazos a observar, referindo apenas osprazos estabelecidos pela DGADR.
Nota: a designação de sensores da câmara contempla os equipamentos designados como sondas na NP 4487:2009 e está conformeo Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM).

5 Identificação do âmbitoOs laboratórios acreditados para este ensaio são identificados, no Anexo Técnico Eletrónico (ATE), através da inclusão de umalinha distinta, de acordo com o seguinte exemplo:NºProduto

EnsaioNrProduct

TestMétodo de Ensaio
Test MethodCategoria
Category

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA CONTROLO CLIMÁTICOEQUIPMENT AND INSTALLATIONS FOR CLIMATIC CONTROL

NºCâmaras climáticas para Estudo da Uniformidade e Estabilidade em
tratamento da madeiratemperatura”Procedimento
do laboratório”

interno1Pág. 2 de 3

A pesquisa de entidades acreditadas para este ensaio pode ser feita na página eletrónica do IPAC
(http://www.ipac.pt/pesquisa/pesq_lae.asp), selecionando o produto em causa (Câmaras climáticas…) ou o respetivo setor(Equipamentos e Instalações para Controlo Climático) acima identificados.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACREDITAÇÃO – ENSAIO DE CÂMARAS PARA TRATAMENTOTÉRMICO DE MADEIRA
OEC009

2012-04-26

6 Prazo de ImplementaçãoTendo em conta que não são feitas alterações substanciais à metodologia que estava em vigor, o prazo de implementação é deum mês a contar da emissão deste documento.

Pág. 3 de 3Durante este prazo os laboratórios deverão enviar ao IPAC os procedimentos técnicos de ensaio, evidenciando o cumprimento dodisposto neste documento, para que possa ser atualizado o respetivo Anexo Técnico Eletrónico (ATE).