本製品は検査・観察用のカメラです。
用途以外には使用しないでください。

取扱説明書

L-852
モニター出力カメラ

このたびはホーザン L-852 モニター
出力カメラ をお買い上げ いただき、まことにありがとうございます。本 製品はHDMIケーブルでモニターと接 続してご利用いただけるフルHDカメラです。

業務用梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。
この取扱説明書には下記のマークをつけています。
拡大損害が予想される事項● この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
● 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
● 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

1

もくじ
各部の名称 ……………………………………… 2-3
安全上のご注意 ………………………………… 4-5
本体の使用方法 ………………………………… 5-20
・準備 …………………………………………… 5-6・使用方法 ……………………………………………6・基本操作 ……………………………………… 7-9・機能説明 …………………………………… 10-20
日常点検 …………………………………………… 21
メンテナンス・保管方法 ………………………… 21
製品の廃棄について ……………………………… 22
故障かな？と思ったら …………………………… 22
お問い合わせ窓口 ………………………………… 22
基本仕様 …………………………………………… 23
オプション ………………………………………… 24

各部の名称
ストレージ用USB端子

電源用USB端子

カメラネジ※

Cマウント

固定ネジ ×4※

映像出力用HDMI端子
電源ランプ※ カメラネジ・固定ネジは４側面とも同様

2

マウス用USB端子各部の名称
梱包内容

取扱説
明書

保護キャップ（本体に装着）本体
HDMIコネクター

USBコネクタースイッチ
USBコネクター
HDMIケーブル

USB電源ケーブル

ACアダプター● USBメモリ● USBマウス● マウス用電池（動作確認用につき、寿命の保障はございません。）

用意するもの● HDMI入力・フルHDに対応したモニター●Cマウントのレンズ● ベース、ホルダー、照明など（必要に応じて）寸法図
1-32UNF
525211.64428

φ50 28

1/4-20UNC 4-M4 深さ63安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。
拡大損害が予想される事項

禁止行為
水ぬれ禁止

必ず行う

分解禁止

ぬれ手禁止

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。
…死亡、重傷をともなう重大事故のおそれがある内容のご注意…傷害や物的損害のおそれがある内容のご注意
なお、 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。
死亡、重傷をともなう重大事故のおそれがある内容のご注意
絵表示

重要事項

水・薬品・油等の液体に浸さない。
濡れた手で操作しない。

危害・損害

ショート・感電・火災・故障のおそれがある。

発熱物・発火物の近くで使用しない。

発煙のおそれがある。

分解、改造をしない。

火災・感電・ケガ・故障のおそれがある。

傷害や物的損害のおそれがある内容のご注意
絵表示

重要事項

危害・損害

次のような場所では使用・保管しない。
・振動のある場所
・ホコリの多い場所
・高温／多湿の場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所
・強い磁気の発生する場所
・直射日光の当たる場所

故障のおそれがある。

コードやケーブルは傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、ねじったり、たばねたり、重いものを挟み込んだりしない。

火災・感電・ショートのおそれがある。

安定した場所に設置する。

落下・転倒による故障のおそれがある。

レンズと組み合わせた状態で直射日光に向けない。

撮像素子の破損のおそれがある。

レンズとの接続時は締め込みすぎない。
重いレンズを取り付けた状態で、カメラ部のみを持たない。

4Cマウントの破損のおそれがある。

本体の使用方法
準 備
1. Cマウントの保護キャップを取り外す
2. レンズを取り付ける
3. ホルダー、照明など周辺機器を取り付ける
必要に応じて取り付けてください。

4. USBマウスを接続する
本体背面のマウス用USB端子にUSBマウスを接続します。

マウス用USB端子

5. 本体とモニターを接続する

コンセント

HDMIケーブルのHDMIコネクターを本体背面の映像出力用HDMI端子とモニターのHDMI入力端子に接続します。

付属のHDMIケーブル以外をご使用の場合

USBコネクター

HDMIケーブルを延長のために交換される場合は、二重シールドされた長さ5ｍまでのHDMI2.0以上のケーブルをお勧めします。
モニター側の性能にもよりますが、5ｍを超えると信号が減衰し、受像できない場合がありますので、ケーブル等の規格・仕様をよくご確認ください。

スイッチ

USBコネクター（スイッチに近い側）
STORAGEPOWER IN
DC5V

MOUSE

VIDEO OUT

6. USB電源ケーブルを接続する
USB電源ケーブルのUSBコネクター（Type-C）を本体背面の電源用USB端子に、USBコネクター（Type-A）をACアダプターに差し込みます。
ACアダプターはコンセントに差し込んでください。
※ 付属のUSB電源ケーブル・ACアダプター以外を使用すると動作しない場合があります。

L-852

モニターのHDMI入力端子

HDMI
コネクター

HDMIコネクター

5

本体の使用方法
準 備
USBメモリの接続方法
本体背面のストレージ用USB端子にUSBメモリを接続します。
USBメモリを接続しなくても使用できますが、次の機能が使用できません。
・ 静止画/動画撮影
・ 寸法測定の保存、エクスポート※ 本機にフォーマット機能はありません。データを全削除する場合やUSBメモリが認識されない場合は、パソコンなどを使用してFAT32形式でフォーマットをしてください。

故障やデータ破損のおそれがある。
USBメモリの抜き差しは電源がOFFのときに行ってください。

使用方法
1. 起動する
USB電源ケーブルのスイッチをONにします。電源ランプが点灯し、数秒後にリアルタイムの映像がモニターに表示されます。

2. 基本設定を行う
８ページ「日時設定」「言語設定」（英語・中国語・スペイン語）を行います。

3. 拡大観察を行う
作動距離やレンズを調整してピントを合わせ、拡大観察をします。
各機能の基本操作は次ページ以降をご確認ください。
画面の構成、操作方法・・・ 7ページ
基本設定 ・・・・・・・・・・・ 8ページ
アイコン一覧・・・・・・・・・ 8〜9ページ

4. 使用後は電源をOFFにする
USB電源ケーブルのスイッチをOFFにします。電源ランプが消灯します。

6

本体の使用方法
基本操作
画面の構成
起動すると、リアルタイムの映像が表示されます。マウスを操作すると各種機能が使用できます。

①メインメニューEn②設定メニュー

③計測メニュー

操作方法
アイコンは、マウスポインタを合わせてから左ボタンをクリックします。
機能によっては右ボタンを使用する場合もありますが、説明文中で特に記載がない場合は左ボタンを使用してください。

マウスホイール

調整バーは、ツマミ部分にマウスポインタ左ボタンで左右にドラッグします。

調整バーを合わせ、右ボタン左ボタン

ツマミ50

マウス操作から反映までに時間を要する場合があります。
操作が反映されてから次の操作を行ってください。

7

本体の使用方法
基本操作
基本設定
日時設定
① マウスを操作して画面右下の日時表示をクリックします。
② Time Setting の下に表示された日付(年/月/日)と時刻(時：分：秒)にマウスポインタを合わせ、マウスホイールを回して設定を変更します。
③ affirm をクリックします。

マウスポインタ
日時表示

言語設定① 日時表示の左側にある「言語設定」をクリックします。
② 設定したい表示言語をクリックします。
※ 本書は英語に設定した場合で解説しています。

言語設定

アイコン一覧
① メインメニュー
撮影やズームなど、主な操作を行います。(機能説明：10〜13ページ)
静止画撮影

動画撮影

プレビュー

モノクロ表示

ズームイン

ズームアウト

水平反転

垂直反転

表示画面のロッククロスライン表示

比較表示

4画面表示

HDR表示

オートホワイト
バランス切替

露出切替

リセット② 設定メニュー
画質調整やライン表示などの設定を行います。(機能説明：14〜16ページ)
画質調整①5033ms

露出オート

明るさ

露光時間

オートホワイト
バランス

90

ゲイン
(赤/緑/青)50505500

Reset

8リセット

色温度
周波数

本体の使用方法
基本操作
アイコン一覧
画質調整②・ライン表示設定
5050505050

コントラスト彩度

ガンマ

シャープネス

ノイズ低減

H11Flags Reset

ライン設定のリセット

全てのラインの表示/非表示

選択中のラインの表示/非表示

編集する
ラインの選択ラインの線幅を変更

ラインの色を変更

表示パターンの選択

保存先・バージョン情報/media/usb

撮影データ保存先（変更はできません）

FW-L-852-20231128-V176

バージョン情報③ 計測メニューリアルタイムの映像で距離や角度、面積などを計測します。(機能説明：17〜20ページ)

座標

フリーハンド

2点間距離(水平)2点間距離(垂直)

矢印

2点間距離

平行線距離

垂直・点間距離

3点角度

長方形

多角形

円弧

円（半径指定）円（2点指定）円（3点指定）直線・円心間距離

同心円間距離同心2点間距離

テキスト

色指定

線幅設定

全削除

保存エクスポート

校正設定元に戻す

終了

校正データの選択

9

本体の使用方法
機能説明
1. メインメニュー
画面下部にマウスポインターを移動させるとメインメニューが表示されます。
映像の上でクリックするとメインメニューの表示が消えます。

静止画撮影

動画撮影

静止画/動画を撮影します。
撮影後、保存ファイル名が画面中央に表示されます。ファイル名は00000から始まる連番（静止画・動画共通）となります。
例：IMG00004.JPG(静止画)、VID00006.avi(動画)
動画撮影中には画面左下に撮影時間が表示され、再度アイコンをクリックすると撮影を終了します。撮影中は他の機能が使用できません。

プレビュー
保存した静止画/動画を表示します。
表示したい静止画/動画をクリックすると拡大表示や動画の再生が可能です。

● 一覧表示● 静止画/動画を拡大表示

削除※2
選択削除
次のページへ
前のページへ
ホーム画面へ※1ページ

次へ(動画のみ)再生・一時停止
前へ
一覧表示へ

※2 削除
※1 選択削除
拡大表示している静止画/動画を削除
をクリックするとチェックボックスします。 をクリックすると選択肢がが表示され、複数の静止画/動画を削除表示されますので、YESを選択するできます。削除する静止画/動画を選択と削除できます。
し、再度をクリックすると選択肢が表示されますので、YESを選択すると削除できます。
一覧表示の画面で右クリックして削除することも可能です。

10

本体の使用方法
機能説明
1. メインメニュー
ズームイン(拡大)ズームアウト(縮小)アイコンを長押しすると映像を拡大/縮小※します。
マウスホイールを操作することでも拡大/縮小が可能です。
1〜10倍の間で調整可能で、拡大時に画面をドラッグすると表示エリアの移動ができます。
※ 画面左下に表示される倍率はデジタルズームの倍率であり、実際に得られる倍率とは異なります。デジタルズームは表示している映像のみ有効です。デジタルズームをした状態で撮影しても１倍の状態で保存されます。

【ズーム使用時】
モニター表示範囲
モニター表示範囲
画面ドラッグ

水平反転

垂直反転

映像を水平方向、垂直方向に反転します。
アイコンをクリックすると画面が反転し、画面左下に現在の状態が表示されます。
水平・垂直方向を併せて反転させることも可能です。

【映像反転イメージ】

258-L

Normal Image
通常Horizontal Mirror
水平のみ反転

L-852
Vertical Mirror
垂直のみ反転

L-852

L-852

Ver&Hori Mirror
垂直水平反転（180°回転）モノクロ表示映像をモノクロで表示します。
モノクロ表示にすると画面左下に「Black and White」と表示されます。
アイコンを再度クリックすると「Normal Image」と表示され、カラー表示に戻ります。

11

本体の使用方法
機能説明
1. メインメニュー
表示画面のロック
表示画面を現在の映像で固定します。
固定中は画面左下に「FROZEN」と表示されます。
固定時には他の操作は行えません（クロスライン、ライン表示を除く）。
固定中の表示画面を保存することはできません。一時的な保持に使用してください。
アイコンを再度クリックすると「UNFROZEN」と表示され、固定が解除されます。

クロスライン表示
画面上にクロスラインを表示します。
クロスライン表示中に撮影した静止画/動画には、クロスラインは保存されません。
アイコンを再度クリックすると、クロスラインが非表示になります。

比較表示
リアルタイムの映像と保存した静止画を並べて表示します。アイコンをクリックすると左下のような画面に切り替わり、静止画が最新のものから順に一覧で表示されます。表示したい静止画を選択することで2画面表示に切り替わります。
メニューバーの操作方法は下記の通りです。
ホーム画面へ

前へ

次へ

選択削除

※ 2画面表示時は、表示範囲が半分になります。画面をドラッグして、表示範囲を調整してください。

静止画①

静止画②
リアルタイムの映像

12

静止画③

静止画④

静止画⑤

静止画⑥

選択した静止画

静止画⑦

静止画⑧

リアルタイムの映像

本体の使用方法
機能説明
1. メインメニュー
4画面表示
映像を4画面に複製します。
各画面をダブルクリックすると画面を固定することができます。
4画面表示中は静止画・動画の撮影や画質調整など、一部機能の使用が制限されます。

HDR表示
映像をHDR（ハイダイナミックレンジ）で表示します。
HDR機能を使用することで映像の明暗差が少なくなり、白飛びや黒つぶれを抑えることができます。

オートホワイトバランス切替
オートホワイトバランスのモードを交互に切り替えます。
Auto White Balance：ホワイトバランスを自動調整します。
ROI White Balance ：任意の領域をもとにホワイトバランスを自動調整します。
枠はドラッグで移動、マウスホイールでサイズ変更ができます。
※ ホワイトバランスとは周囲の光の色に応じて映像の色みを補正し、白い対象物を白く映すための機能です。

露出切替
露出のモードを交互に切り替えます。
Auto Exposure：露出を自動で調整します。
Manual Exposure：設定メニューで設定した露出が反映されます。
※ 露出とは光の取り込む量によって映像の明るさを調整する機能です。

リセット表示設定や画質調整（設定メニューでの画質調整も含む）をリセットします。
クロスライン表示とライン表示はリセットされません。

13

本体の使用方法
機能説明
2. 設定メニュー
画面左下のをクリックすると設定メニューが開きます。設定メニューは3つのタブで構成されています。の画質調整①
設定

機能説明

露出オートをクリックすると露出を自動調整します。メインメニューの露出切替も連動して Auto Exposure に切り替わります。

映像の明度を調整します。
明るさ

露出（時間）

映像1コマあたりの光を取り込む時間を設定します。長くすると映像が明るくなりますが、フレームレートが低下します。調整時はメインメニューの露出切替も連動して Manual Exposure に切り替わります。
をクリックするとホワイトバランスを自動調整します。 メインメ
ニューのオートホワイトバランス切替も連動して Auto White Balanceに切り替わります。

オートホワイトバランス

をクリックするとクリック時の映像をもとにホワイトバランスを調整します。自動調整は行われなくなります。

映像の色合いを調整します。
調整時はホワイトバランスの自動調整が行われなくなります。
ゲイン(赤/緑/青)

色温度

周波数14

色温度を調整します。
調整時はホワイトバランスの自動調整が行われなくなります。
電源周波数を設定します。
蛍光灯などのちらつきが発生する場合に有効です。
ご使用地域の電源周波数（50Hz/60Hz）に合わせてください。

本体の使用方法
機能説明
2. 設定メニュー
画質調整②・ライン表示設定
設定

機能説明

映像の明暗の差を調整します。
コントラスト
映像の鮮やかさを調整します。
彩度
ガンマ補正を行います。

ガンマ

映像のエッジ（輪郭）を強調します。
シャープネス
映像のノイズを低減します。
ノイズ低減
H1

ライン表示（16ページをご覧ください。）
1

保存先・バージョン情報
設定

機能説明

保存先を変更することはできません。
撮影データ保存先

バージョン情報

現在のカメラのバージョン確認ができます。Webサイトにてファームウェアのアップデートを案内する場合がございます。

15

本体の使用方法
機能説明
2. 設定メニュー
ライン表示について
水平ライン８本(H1〜H8)、垂直ライン８本(V1〜V8)、センタークロスライン（Cross）を表示します。それぞれ表示/非表示や位置などが設定できるほか、表示パターンを８つまで保存できます(初期状態では全て同じです)。

表示パターンの選択
1

H1H2
H3
H4
H5
H6H7H8V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8+

画質調整②・ライン表示設定をクリックすることで表示パターン50(1〜8)を選択できます。各パターンは個別に設定することができます。

505050

ライン表示のON/OFF

50をクリックすることですべてのライン表示H1を一括してON/OFFできます。変更は選択中の表示パターンにのみ反映されます。

ライン表示の設定

5．リセット

1. ラインの選択設定するラインを選択します。

1．ラインの選択

H1

2. ラインの幅選択しているラインの幅を設定します。
3. ラインの色選択しているラインの色を設定します。

1

4. 選択中のラインの表示/非表示

13．ラインの色

2．ラインの幅

4. 選択中のラインの表示/非表示のチェックを外すと、選択しているラインが非表示になります。
5. リセット
Flags Reset をクリックすると、選択している表示パターンの設定が初期状態に戻ります。

ラインの位置調整
ラインをドラッグすると位置の調整ができます。

16

本体の使用方法
機能説明
３. 計測メニュー
メインメニューのをクリックすると計測メニューが表示されます。
計測を行うにはあらかじめ校正が必要です。
※ マウス操作で校正するため、操作の加減で計測結果にずれが生じます。本機の計測機能は簡易的なものとしてご使用ください。

校正について拡大された映像から実際の寸法を割り出せるように、両者の比率を設定します。
事前にレンズのズーム調整リングやピント調整リングを調整し、計測したい倍率に合わせてから、次の手順で校正を行ってください。

校正データの作成① スケール(直尺や方眼スケールなどの長さが分かるもの)を置き、 ①スケールにピントを合わせるピントを合わせます。
※ 作動距離を調整してピントを合わせてください。レンズのピント調整リングなどを操作すると倍率がずれてしまいます。
②をクリックして校正設定を開きます。

③をクリックして校正データを新規作成します。校正メニュー⑤２点を選択が非表示になったあと、2点をクリックして長さがわかる直線を選択してください。の代わりにをクリックして３点で円を選択することも可能です。
④ 各種設定を入力・選択します。
A 名称設定：クリックすると入力できます。
B 長さ設定： ③で選択した２点間の長さ（円の場合は直径）を入力し、単位を選択します。
C 有効桁数：計測値の表示桁数を選択します。
⑤ Confirm をクリックして校正メニューを終了します。
※ 校正データは23パターンまで保存できます。

校正データの編集・削除①⑥長さを入力

L-802-2 A 名称設定
20.00

B 長さ設定 mm

1327.00
0.0151mm/Pix
0.01
C 有効桁数

削除をクリックして選択されていない状態にします。

② A をクリックして編集・削除したい校正データを選択します。
③・・をクリックして選択された状態にすると、A と B が修正できます。
また、をクリックすると削除できます。

L-802-2 A 名称設定 校正データの選択
defaultmm
20.00
L-802-2
L-815
Wide1327.00
L-815 Tele
0.0200mm/pix
L-630 WD100mm
L-630 WD150mm
0.01

17本体の使用方法
機能説明
３. 計測メニュー
スケールバーの表示設定
画面右下にスケールバーを表示することができます。
校正メニュー右下の Turn on をクリックしてチェックを入れると表示、チェックを外すと非表示となります。
※ 全ての校正データに反映されます。
※ 表示内容を変更することはできません。

1.51mm

スケールバーの長さ100Pix0.02mm/Pix

L-802-2
20.00
1327.00mm
スケールバーの表示設定

0.0151mm/Pix0.01

計測について校正データをもとに、リアルタイムの映像から距離や角度、面積などを計測します。

校正データの選択
計測メニューのをクリックすると、保存した校正データが表示されます。
計測する条件に合った校正データを選択してください。

校正データの選択

計測方法
計測ツールを選択し、マウス操作でリアルタイムの映像の計側したい個所を指定します。
計測値が表示されたらクリックしてください。クリックしたところに計測値が固定されます。

描画の移動・削除
映像の上を右ボタンでクリックすると、計測ツールの選択が解除され、マウスカーソルがに戻ります。その状態で描画をドラッグすると移動、ダブルクリックすると削除できます。

18本体の使用方法機能説明
３. 計測メニュー
計測ツール一覧
座標
フリーハンド十字線を描画し、その座標を表示します。
フリーハンドで線を描画し、その長さを計測します。

2点間距離(水平)水平な2点間の距離を計測します。

2点間距離(垂直)垂直な2点間の距離を計測します。

矢印

矢印を描画します。

2点間距離2点間距離を計測します。

平行線距離

平行線の距離を計測します。

直線-点間距離直線までの距離を計測します。

3点角度

3点間の角度を計測します。

長方形

長方形の周長(C)と面積(S)を計測します。

多角形

多角形の周長（L）と面積（S）を計測します。

円弧

円弧の長さを計測します。

円(半径指定)中心と半径を指定して円を描画し、直径(D)、円周(C)、面積(S)を計測します。

円(2点指定)2点を指定して円を描画し、直径(D)、円周(C)、面積(S)を計測します。

円(3点指定)3点を指定して円を描画し、直径(D)、円周(C)、面積(S)を計測します。

直線-円心間距離

直線と円心の距離を計測します。

同心円間距離同心円の半径の差を計測します。

19

本体の使用方法
機能説明
３. 計測メニュー
計測ツール一覧
円心2点間距離テキスト

テキスト（アルファベット・記号）を入力します。

色指定

描画やテキストの色を選択します。

線幅設定

描画の線幅を設定します。

全削除

描画・テキストを全削除します。

保存

表示映像・描画・テキストを静止画として保存します。

エクスポート
元に戻す
終了

20

2つの円の中心間距離を計測します。

計測結果を .xls 形式で保存します。
描画・テキストを１つ前の状態に戻します。
メインメニューに戻ります。

日常点検
安全にご使用いただくために下記の日常点検をお勧めします。
点検項目

点検内容

処置方法

設置場所

次のような場所に設置していませんか。
・振動のある場所
・静電気、電気的ノイズの発生しやすい場所
・ホコリの多い場所
・強い磁気の発生する場所
・高温／多湿の場所
・直射日光の当たる場所

これらの条件に当てはまらない設置場所に変更してください。

コード

コード類が痛んだり、差し込みがゆるんだりしていませんか。

断線など破損している場合は使用せずに、当社まで点検・修理をご依頼ください。

部品

ネジなどの部品は正しく取り付けられていますか。

正しく取り付けることができない場合は当社まで点検・修理をご依頼ください。

発熱

異常に熱くなることはありませんか。

異常がある場合は使用せずに、当社まで点検・修理をご依頼ください。

メンテナンス・保管方法
本体の保守、お手入れ表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。
シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。

● 本体・コード類にホコリが付着している場合は取り除いてください。

保管方法
ケガや器物損傷のおそれがある。
子どもの手の届かない安全なところに保管してください。
長期間使用しない場合は、保護キャップを取り付けて保管してください。

● ACアダプターをコンセントから抜き、ケーブル類を本体から取り外して保管してください。
● 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

21

製品の廃棄について廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

故障かな？と思ったら症状考えられる原因

モニターに映像が表示されない

モニターの電源がONになっていない。

モニターの電源をONにしてください。

モニターの入力切替が適切でない。

HDMIケーブルを接続したHDMI入力端子に入力切替してください。

映像は表示されているが画面が暗い。

保護キャップの外し忘れ、レンズの絞り調整などをご確認ください。

HDMIケーブル・USB電源ケーブルを正しく接続していない。

5ページを参照して正しく接続してください。

対処方法

使用中に画面が動かなくなった本体の処理能力に負荷がかかっている。

USB電源ケーブルのスイッチをOFFにした後、再度ONにして起動してください。
※保存したデータは消失するおそれがあります。
※連続的な操作（アイコンを何度もクリックするなど）を抑えると症状の発生を減らすことができます。

USBメモリが認識されないUSBメモリのファイルシステムがFAT32ではない。

パソコンなどを使用してFAT32形式でフォーマットを行ってください。

USBメモリが故障している（パソコンなど他の機器でもUSBメモリが認識されない場合）

故障していないUSBメモリをご用意ください。

本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。
取扱説明書およびWebサイト「よくあるご質問」を読んでも解決しない場合は、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。

よくあるご質問（FAQ）
Webサイトでは、頻繁にお問い合わせがある質問を製品カテゴリごとにまとめて紹介しています。
ぜひご活用ください。

http://faq.hozan.co.jp/support/

22

お問い合わせ窓口
06-6567-3132
E-mail：th@hozan.co.jp【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30〜12:00、13:00〜17:00】

https://www.hozan.co.jp/

基本仕様
撮像素子

1/2.8" CMOSイメージセンサ

出力コネクター

HDMI

有効画素数

1920×1080（200万画素）

保存画素数

静止画 1920×1080（200万画素）
動画1920×1080（200万画素）

記録ファイル形式

静止画 JPG

記録媒体USBメモリ（USB2.0 / 最大128GB）

フレームレート

最大60fps

レンズマウント

Cマウント

ソフトウェア専用OS搭載基本機能：プレビュー、静止画・動画撮影
表示機能：デジタルズーム（1〜10倍）、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示
調整機能：露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ軽減、RGB
簡易計測機能：座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、
直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離

動画 AVI（30fps固定）

電源

DC5V（ACアダプター付）

消費電力

3W

重量166g■ USBマウス・HDMIケーブル（2m）
・USB電源ケーブル（1.5m）
・ACアダプター・USBメモリ 付

23

オプション
Webサイトに交換部品などの情報を掲載しております。

オプション
品番
L-125

品名

仕様

スケールシート

線ピッチ:0.1mm/0.5mm
測定時の校正に適しています。

関連ソフトウェア（Image Editor）について保存した画像をパソコンで編集するためのソフトです。図形やテキストの挿入が可能です。
詳細・ダウンロードは当社Webサイトをご覧ください。
ホーザンWebサイト ＞ サポート＆サービス＞ ソフトウェアダウンロード

マイクロスコープの選 定をサポート

製造元
本社 〒556-0021

Zoom & Focus 検索

大阪市浪速区幸町1-2-12https://www.hozan.co.jp/
24.0824