スペクトログラフ

モノクロメータ

140

Spectroscopy Instruments

シングルチャネルおよびラージスリットのファイババンドル用モノクロメータファイバアダプタ
Monochromator Fiber Adapters for Single Channel and Large Slit Fiber Bundles

任意の Oriel
モノクロメータ

スリット
アセンブリ
77860
アダプタ

• シンプルで低価格なデザイン• クイック結合またはスタンダードの11 mmフェルールファイバ(77860 および 77863) を保持• 矩形ラージファイババンドル (77854、77855、および 77856)

11 mm
スタンダードフェルール付きファイバを保持

FT-IR

スリット
77860ファイバアダプタ(Oriel モノクロメータにマウント)

分光機器テクニカルノート

分光機器チュートリアルズ

分光機器アクセサリモ デ ル77860お よ び77863ア ダ プ タ は、Newportの11 mmス タ ン
ダードフェルールおよび クイック接続フェルール用のシングルチャネルのOrielファイババンドルをOrielモノクロメータまたはスペクトルグラフの入力部に結合するのに使用します。

77250
モノクロメータ
77855
アダプタ

モデル77854、77855、77856 のアダプタは、Newportのラージスリット矩形−丸型変換ファイババンドル (詳細はLaser & Photonics
カタログのP324を参照してください) の矩形端を、Orielモノクロメータおよびスペクトロメータの入力部または他のフランジ付きコンポーネントに接続するのに使用します。

ラージスリット
ファイバ
バンドル

77860ファイバ アダプタ
77860ファイバ アダプタの終端は、11 mmの標準フェルールになっています。あらゆるOrielモノクロメータまたはスペクトログラフのスリットにバンドルがこのフェルールで接続されます (計測器には固定スリット アセンブリが必要です)。モノクロメータまたはスペクトログラフの入射スリットにシングルファイバを接続するのに、ファイバの終端にある77670 または77675 コンバータに加え、カプラも使用します。これらのコンバータは、SMA あるいは ST 終端を11 mm のスタンダードフェルールに変換します。

77863 ファイバ アダプタ
11 mmクイック接続フェルール終端のOrielバンドルには77863を使用します。77863のフランジ (メス) と固定スリットホルダのフランジ (オス) を結合し、スリットプレーンのファイバを支えます。スリットはファイバを変更すると交換されます。77863 はほとんどのOrielモノクロメータおよびスペクトログラフで使用できます。お客様のOriel計測器に適したアダプタを選択するには、P192のセレクションガイドを参照してください。

77250モノクロメータにマウントした 77855 ファイバ アダプタ

77854、77855ファイバ アダプタ
「ラージ スリット」のファイバ バンドルの矩形端を Oriel モノクロメータの入力部で保持するのに、これらのファイバ アダプタを使用します。ファイバを変更すると、スリットも交換されます。これらのファイバ アダプタには、マウント用の固定スリット ホルダは必要ないため、モノクロメータの開口部に直接結合します (図1を参照してください)。
入力部に使用する場合、ファイバ光の多くはグレーティングから漏れ、損失となります。ガラス バンドルの場合は特に損失は大きくなります。たとえ損失が大きくても、光量が多くまた迷光が大きな問題とならないアプリケーションには、簡単で便利に使用できる技術です。光量や迷光が問題となる場合には、77358 アダプタを使用します。出力に77854/5/6ファイバ スリットを使用する場合、ファイバ スリットを通過するすべての光はバンドルで受光されます。適合する入射固定スリットを選択するか、「ファイバ スリット」に適合するよう可変スリットを調整してください。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認くださいSpectroscopy Instruments

77358 ファイバ アダプタ

141

発注のご案内
モデル仕様

77860

モノクロメータ ファイバ アダプタ、11 mmフェルール

77863

モノクロメータ ファイバ アダプタ、11 mmフェルール、クイック切断

77670

フェルール コンバータ、11 mmスタンダード フェルール用 SMA終端
フェルール コンバータ、11 mmスタンダード フェルール用 ST終端

77855

モノクロメータ ファイバ アダプタ、ラージ スリット
ファイバ バンドル、モデル77250

77854モノクロメータ ファイバ アダプタ、ラージ スリット
ファイバ バンドル、モデルMS257™

77358

ファイバ バンドル フランジ付きマウント、15 in.シリーズ、フランジ (メス) 用矩形バンドル

詳細は当社のWebサイトを参照してください。

スペクトログラフ

77675

モノクロメータ

ラージ スリット ファイバ バンドルの矩形端をモノクロメータのスリットに結合するには、77358 を使用します。フューズドシリカのバンドルで作動させている場合、77330フォーカス レンズ アセンブリ(P182参照) と 77358 を使用します。77330を使うことで、バンドルのイメージはモノクロメータの入射スリット上にフォーカスされます。
ガラス バンドルに対しては、77358のスペーサ チューブを使用するだけでモノクロメータのスリットに直接結合できます (77330は不要です)。

MS257™ スペクトログラフ用
モノクロメータ ファイバ アダプタ

Monochromator Fiber Adapters for MS257™ Spectrograph
FT-IRMS257™

固定スリット
アセンブリ開口部(スリットではありません)• MS257™モノクロメータスペクトログラフへの入力でマルチ・トラックおよびスリットタイプのファイバを支える• Z 調整機能つきモデル
分光機器アクセサリクイック接続フェルール付きファイバ

77864
アダプタ
77864 ファイバ アダプタ (MS257 モノクロメータにマウント)

Z 調整機能付き 77502 ファイバ アダプタ

発注のご案内
モデル仕様

77502

モノクロメータ ファイバ アダプタ、Z 調整、MS257™ 用 11 mmクイック接続ファイバ

詳細は当社のWebサイトを参照してください。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

分光機器テクニカルノート

77502 には、MS257 Oriel スペクトログラフの入射部に11 mm のクイック接続終端のファイバが繋がっており、Z 軸に沿って並んでいます。これにより、4 mmの調整が可能です。77502を計測器のスリット アセンブリに直接マウントして、スリットに対向する形でファイバは接続されます。

分光機器チュートリアルズ

クイック接続用の11 mmフェルール付き Orielファイバ バンドルをMS257™スペクトログラフの入射部に結合するのに、これらのファイバ アダプタを使用します。クイック接続用の 11 mmフェルール付き
Orieファイバ バンドルには、マルチ・トラック ファイバ バンドル、「スモール スリット」矩形―丸型変換ファイバ バンドルおよびP185に詳述されている試料プローブが付属しています。これらのファイバ バンドルを他のOrielモノクロメータやスペクトログラフに接続するアダプタについては、P177を参照してください。