MANUAL DE INSTRUCCIONESMEDIDOR DE TIERRASCON PICAS

KYORITSU
K4102AKYORITSU 4102A

Contenido
1. Precauciones de Seguridad ..........................................................................................1
2. Características ...............................................................................................................3
3. Especificaciones ............................................................................................................3
4. Descripción ....................................................................................................................6
5. Lectura ............................................................................................................................7
6. Antes de Medir ...............................................................................................................7
7. Funcionamiento .............................................................................................................8
8. Cambio de las baterías ................................................................................................13
9. Nota Sobre la Tapa y Bandolera .................................................................................14
10. Limpieza de la cubierta de la aguja ..........................................................................15

KYORITSU 4102A

1.Precauciones de Seguridad
Este instrumento esta diseñado, fabricado y comprobado de acuerdo con las siguientes
normativas.
IEC1010, Sobre tensión CAT III 300V Grado Polución 2
IEC 61010-2-31
IEC 61557-1,5
IEC 60529(IP54)JIS C 1304-95
Este manual de instrucciones contiene advertencias y medidas de seguridad que deben
ser seguidas por el usuario para garantizar un manejo seguro del instrumento yconservarlo en buen estado. Así pues, lea este manual de instrucciones cuidadosa ycompletamente antes de utilizar el instrumento.

•
•
•
•

ADVERTENCIA
Antes de utilizar el instrumento lea y comprenda las instrucciones de manejo contenidas eneste manual.
Guarde este manual de instrucciones a mano para utilizarlo como referencia cuando sea
necesario.
Asegúrese de utilizar el instrumento únicamente en las aplicaciones para las que ha sido
diseñado y de seguir los procedimientos de medición descritos en el manual.
Asegúrese de entender y seguir todas las instrucciones de seguridad indicadas en este
manual.

No seguir las indicaciones anteriores puede producir daños al instrumento y/o daños al equipo
en prueba.

El símbolo marcado en el instrumento significa que el usuario debe leer la sección
relevante de este manual de instrucciones para una utilización segura del instrumento.
Asegúrese leer atentamente las notas de este manual indicadas con este símbolo .
PELIGRO está reservado para las condiciones y acciones que probablemente pueden
causar daños serios o fatales.
ADVERTENCIA está reservada para las condiciones y acciones que pueden causar
daños serios o fatales.
PRECAUCIÓN está reservada para las condiciones y acciones que pueden
causar daños al usuario o al instrumento.

1

KYORITSU 4102A

•
•
•
•

PELIGRO
Antes de realizar mediciones asegúrese de que el selector de funciones está situado en la
posición deseada.
No intente realizar mediciones con presencia de gases inflamables. Por otra parte, el uso delinstrumento puede producir chispas que pueden llegar a producir explosiones.
No exceda nunca el valor máximo permitido del margen de medición.
No abra nunca el compartimiento de las baterías mientras realiza mediciones.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ADVERTENCIAS
Nunca intente realizar mediciones si observa alguna anomalía, como la carcasa rota,
cables de prueba rotos y partes metálicas expuestas.
No mueva nunca el selector de funciones con los cables de prueba conectados al equipo
en comprobación.
No instale recambios ni realice ninguna modificación del instrumento. Devuelva elinstrumento a su distribuidor para repararlo o calibrarlo.
No intente reemplazar las baterías si la superficie del instrumento está húmeda.
Antes de abrir el compartimiento de las baterías para el cambio de las mismas, sitúe
siempre el selector de margen en la posición "OFF".

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que los cables y puntas de prueba están conectados firmemente en losterminales de instrumento.
Asegúrese de situar el selector de margen en la posición “OFF” después de utilizar el
instrumento. Cuando no vaya a utilizar el instrumento durante un largo periodo de tiempo,
guárdelo en el envoltorio después de retirar las baterías.
No debe exponer el instrumento directamente al sol, temperaturas extremas o al rocío.
Para la limpieza del instrumento utilice un trapo húmedo y detergente. No utilice abrasivos
ni disolventes.
Si el instrumento está húmedo, asegúrese de secarlo antes de guardarlo en su envoltorio.

2

KYORITSU 4102A

2.Características
El modelo 4102 A es un medidor de la resistencia de tierra diseñado para la medición en
líneas de distribución de potencia, instalaciones domesticas y aplicaciones eléctricas.
También dispone de una escala de voltaje CA para medir la tensión de tierra.
∗ Diseñado según la norma de seguridad IEC 61557∗ Construcción a prueba de salpicaduras en conforme a la norma IEC 60529 (IP54). Se
pueden realizar mediciones incluso en condiciones adversas.
∗ Los cables de medición simplificada pueden ser utilizados con pinza de cocodrilo ypunta de prueba.
∗ Indicador OK. Que advierte cuando la resistencia de tierra de las picas auxiliares
excede el límite permitido para la medición.

3. Especificaciones• Margen de Medición y Precisión (a 23±5ºC y 75% HR o inferior)MargenMargen de Medición
Precisión
Voltaje de tierra
0-30 V± 3,0%Lec. a fondo de escala.
Resistencia de tierra± 3,0%Lec. a fondo de escala.
(Resistencia de las picas
0-12Ω
x1Ω
auxiliares 100Ω ±5%)x10Ω0-120Ω(Tensión de tierra 10V o inferior)x100Ω
0-1200Ω• Normativas de Seguridad Aplicables
•
•
•
•
•

IEC 61010-1 SobretensiónCAT III 300V Grado de Polución 2
IEC 61010-2-31
IEC 61557-1,5
IEC 60529 (IP54)
JIS C 1304-95

3

KYORITSU 4102A• Medidor Analógico• Cuadro móvil con suspensión de bandas.
• Método de Medición• Medición del voltaje de tierra
Indicación de la media.
• Medición de la resistencia de tierra
inversor de Intensidad Constante
Frecuencia:
Margen x1Ω
Margen x10Ω
Margen x100Ω

Aprox. 3mA CA
Aprox. 2mA CA
Aprox. 1mA CA• Error máximo de funcionamiento
El error de funcionamiento (B) es el error obtenido dentro de las condiciones de funcionamiento
clasificadas, y es calculado con el error intrínseco (A), el cual es el error del instrumento
utilizado, y el error (Ei) producido por las variaciones.

(

A
E1
E2
E3
E4
E5
E7
E8

:
:
:
:
:
:
:
:

)

2
2
2
2
2
2
2
B = ±⎛⎜ A + 1.15x E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E7 + E8 ⎞⎟⎝⎠Error intrínseco
Variación producida por el cambio de posición
Variación producida por el cambio de la tensión de alimentación
Variación producida por el cambio de temperatura
Variación producida por la interferencia de tensiones
Variación producida por la resistencia del electrodo de tierra
Variación producida por el cambio de la frecuencia del sistema
Variación producida por el cambio de la tensión del sistema• Margen para obtener el error máximo de funcionamiento
Gama de medición dentro del cual se aplica el error de funcionamiento máximo (±30%)•••

Margen x1Ω :Margen x10Ω :Margen x100Ω :6-12Ω
10-120Ω
100-1200Ω• Número de mediciones
10000 veces o más.
(Medición 6Ω durante 5 segundos en el margen de x1Ω y realizando pausas de 25s)

4

KYORITSU 4102A• Temperatura y Humedad de funcionamiento
0 a 40ºC, humedad relativa 85% o inferior (sin condensación)• Temperatura y Humedad de almacenamiento-20 a 60ºC, humedad relativa 85% o inferior (sin condensación)• Alimentación
9V CC: 6x R6• Protección contra sobre cargas
Margen de tensión de tierra y resistencia de tierra: 276V CA/CC (10 segundos)• Resistencia de aislamiento
10MΩ o más a 1000V entre los terminales del circuito y la carcasa.
• Rigidez dieléctrica
3700V CA durante un minuto entre los terminales del circuito y la carcasa.
• Dimensiones
105 x 158 x 70
• PesoAproximadamente 600g
• Accesorios
7095 Cables de prueba
x1 juego8032 Picas auxiliares
x2
7127 Cables medición simplificada
x1 juego(con pinza de cocodrilo y punta de prueba)
9084 Estuche
x1
Correax1
Manual de instrucciones
x1
Baterías R6
x6
Certificado de conformidad
x1

5

KYORITSU 4102A

4.Descripción

2) Led OK
4) Botón de ajuste a cero6) Terminales de Medición
8) Picas Auxiliares
10) Pinzas de Cocodrilo de Seguridad

1) Carátula
3) Pulsador “PRESS TO TEST”
5) Selector de Funciones
7) Cables de Prueba9) Cables Medición Simplificada
11) Puntas de Prueba

6

KYORITSU 4102A

5.Lectura

MargenTensión de Tierra
Resistencia de Tierra

Margen de Medición

0 – 30V
0 - 12Ω
0 - 120Ω
0 - 1200Ω

Escala

A
B
B
B

30
12
12
12

Factor escala

x1
x1
x10
x100

6.Antes de Medir
6-1 Ajuste a cero mecánico
Con el fin de realizar las mediciones con la mayor precisión, gire el botón de ajuste a
cero del medidor con un destornillador y con el selector de funciones situado en la
posición “OFF” y asegúrese de situar la aguja en la graduación “0” situada a laizquierda de la escala.

6-2 Conexión de los cables de prueba
Antes de realizar ninguna medición asegúrese que los cables de prueba estánfirmemente conectados a los terminales de entrada del instrumento. Un mal contacto
puede provocar una medición errónea.

6-3 Comprobación del Voltaje de las Pilas
Sitúe el selector de funciones en la posición “BATT CHECK” y presione el pulsador“PRESS TO TEST”. La aguja se moverá. Asegúrese que la aguja se sitúa en la posición
derecha dentro de la indicación “BATT GOOD” de la escala. De lo contrario las baterías
están agotadas. Cámbielas según la sección 8 Cambio de las Baterías.

7

KYORITSU 4102A

7. Funcionamiento
PELIGRO• Este instrumento genera una tensión máxima del orden de 50V CA a travésde los terminales de entrada E-C, o E-P en la función de Resistencia de Tierra.
Con el fin de evitar un choque eléctrico fortuito extreme la precaución• Cuando mida la tensión del tierra, no aplique tensiones superiores a 30V
entre los terminales de tierra.
• Cuando mida la resistencia de tierra, no aplique tensión entre los terminales demedición.

7-1 Principio de Medición
Este instrumento realiza la medición de la resistencia de tierra con el método de caída depotencial, este es un método para obtener el valor de la resistencia de tierra Rx aplicando
una intensidad constante I entre el objeto medido E (electrodo de tierra), C (electrodo deintensidad), y midiendo la diferencia de potencial producida entre E y P (electrodo potencial).
Rx = V/I

7-2 Medición Precisa (con los cables de prueba 7095)
1) Conexión de los cables de prueba
Clave las picas auxiliares P y C profundamente en el terreno. Estas deben de estar
alineadas en un intervalo de 5 a 10m desde la toma de tierra a medir. Conecte el cable deprueba verde al tierra a medir, el cable de prueba amarillo a la pica auxiliar P y el cable deprueba rojo a la pica auxiliar C, en el mismo orden de los terminales E, P, C del instrumento.
Nota:
8

KYORITSU 4102A
Asegúrese de clavar las picas auxiliares en una parte húmeda del terreno. Cuando las picas
auxiliares deban clavarse en partes secas, rocosa o arenosas, moje con agua el terreno paraque se humedezca.
En el casos concretos, moje las picas auxiliares o póngales un trapo húmedo etc. cuando realice
mediciones.

2) Medición del Voltaje de Tierra
Sitúe el selector de funciones en la posición ”EARTH VOLTAGE” para comprobar latensión del conexionado 1). Si se mueve la aguja es que existe tensión. Asegúrese de quela tensión es inferior a 10V.
Cuando el instrumento indique una lectura superior a 10V, puede provocar excesivos
errores en la medición de la resistencia de tierra. Para evitar esto quite la alimentación delequipo estudiado o tome otras medidas para reducir el voltaje de tierra.
3) Medición Precisa
Sitúe el selector de funciones la posición x100Ω y presione el pulsador “PRESS TO TEST”
para realizar la prueba. El LED se iluminará durante la medición. Sitúe el selector de
funciones en la posición x10Ω o x1Ω cuando la resistencia sea inferior. El valor indicado esla resistencia de tierra medida.
Nota:
Si la resistencia de tierra de la pica auxiliar C es demasiado elevada para realizar mediciones, laaguja se moverá sin que el LED se ilumine. Reduzca la resistencia de tierra, por ejemplo,
humedeciendo la parte del terreno donde está clavada la pica auxiliar y compruebe que loscables de prueba realicen un buen contacto.

9

KYORITSU 4102A

PRECAUCIÓN• Cuando conecte los cables de prueba, asegúrese de que estén separados. Si la
medición se realiza con los cables enrollados o en contacto entre ellos, lalectura del instrumento puede verse afectada por la tensión de inducción.

• Si la resistencia de tierra de las picas auxiliares es demasiado elevada, puede dar
una medición errónea. Asegúrese de clavar las picas auxiliares P y C en partes
húmedas del terreno. Asegúrese también de que el contacto entre los terminales
de entrada y los cables de prueba sea firme.

7.2 Medición Simplificada de la Resistencia de Tierra (con los cables de prueba 7127).
Utilice este método cuando no disponga de espacio suficiente para clavar las picas
auxiliares. Con este método pueden utilizarse, en lugar de las picas auxiliares C y P, unelectrodo de tierra con una resistencia de tierra baja, tal como una tubería metálica, el
neutro o un terminal de tierra de un edificio.
Utilice los cables de medición simplificada con las pinzas de cocodrilo o las puntas deprueba según convenga.
1) Conexión
Realice la conexión como se indica en la figura siguiente.
Nota:
Cuando no utilice los cables de medición simplificada, cortocircuite los terminales P y C con un
cable para tal fin.

10

KYORITSU 4102A
PELIGRO• Asegúrese de utilizar un electroscopio antes de comprobar tierras de áreas industriales.
• No utilice este instrumento para verificar el tierra de centros transformadores. Esto es
peligroso ya que el voltaje no puede indicarse aún cuando está activo en caso dedesconexión del electrodo de tierra a medir, mala conexión de los conductores de pruebaetc.
• No intente medir la tensión de un centro transformador con este instrumento. Este no hasido diseñado para este propósito. Cuando utilice los cables de medición simplificada
MODELO 7127, los terminales P y C están cortocircuitados y la impedancia es muy baja.
Los interruptores diferenciales pueden dispararse cuando se realicen mediciones detensión.

2) Medición del Voltaje de Tierra
Para comprobar la tensión de tierra sitúe el selector de funciones en la posición ”EARTH
VOLTAGE”. Si la aguja se desplaza, existe tensión en el tierra. Asegúrese de que la tensión esinferior de 10V, esta tensión puede producir errores en la medición de la resistencia del tierra.
Para evitar esto quite la alimentación del equipo estudiado o tome otras medidas para reducir elvoltaje de tierra.
3) Medición Simplificada
Sitúe el selector de funciones en la posición x100Ω y presione el pulsador “PRESS TO TEST”.
El LED se iluminará durante la medición . Sitúe el selector de funciones en la posición x10Ω yx1Ω cuando el valor del tierra sea inferior. El valor indicado es la resistencia del tierra medido.
Nota:
Si la resistencia de tierra de la pica auxiliar C es demasiado elevada para realizar mediciones, laaguja se moverá sin que el LED se ilumine. Reduzca la resistencia de tierra, por ejemplo,
humedeciendo la parte del terreno donde está clavada la pica auxiliar y compruebe que loscables de prueba realicen un buen contacto.
4) Valor de la Medición Simplificada
Para la medición simplificada se utiliza el método de dos terminales. En este método, el valor dela resistencia de tierra del electrodo re conectado al terminal P es añadido al valor real de laresistencia de tierra Rx y se muestra como valor indicado Re.
Re = Rx + re
Si conoce el valor re de antemano, el valor real de la resistencia el tierra Rx se calcula de laforma siguiente:
Rx = Re - re11

KYORITSU 4102A

8. Cambio de las Baterías
PELIGRO• No abra el compartimiento de las baterías si el exterior del instrumento está
húmedo.
• No cambie las baterías mientras realice mediciones. Para evitar daños apague elinstrumento y desconecte los cables de prueba del mismo antes de abrir elcompartimiento de las baterías.

ATENCIÓN
• No mezcle baterías nuevas y utilizadas.
• Instale las baterías orientadas según se indica en el interior del compartimiento delas baterías, observando la correcta polaridad.

1. Apague el instrumento y desconecte los cables de prueba del mismo.
2. Afloje los dos tornillos de la parte inferior del instrumento y retire la tapa de lasbaterías.
3. Cambie las seis baterías al mismo tiempo respetando la polaridad.
Baterías : 6xR6
4. Coloque de nuevo la tapa de las baterías y apriete los tornillos.

12

KYORITSU 4102A

9. Nota Sobre la Tapa y Bandolera
9.1 Tapa de la carcasa
La tapa de la carcasa puede adaptarse a la carcasa tal como se muestra en el dibujo.

1. Abra la tapa

2. Gírela 180 grados

3. Sitúela debajo de la carcasa

4. Fije la tapa a la carcasa.

13

KYORITSU 4102A

9.2 Como fijar la bandolera
Fije la bandolera como se indica en la figura 6.

10. Limpieza de la cubierta de la aguja
Para evitar la electricidad estática se ha aplicado un aditivo antiestático en la cubierta de laaguja del instrumento, por ello, no lo frote bruscamente con un trapo seco etc. incluso si estásucio. Si pasado el tiempo el instrumento se carga de electricidad estática, limpie la cubierta con
un trapo empapado de detergente comercial con un aditivo antiestático.

Nota:
Este medidor de la resistencia de tierra se ha fabricado según las normas de calidad de nuestra
compañía y se entrega en las mejores condiciones después de pasar una rigurosa inspección.
Pero en épocas secas la electricidad estática, debido a la característica del plástico, en
ocasiones se acumula en la cubierta de la aguja.
Cuando la aguja se desvía tocando la superficie de este medidor o no sea posible realizar elajuste a cero, no intente hacer medidas.
Cuando la electricidad estática se acumula en la cubierta del medidor y afecta a la lectura,límpiela utilizando un paño humedecido con detergente o líquido antiestático.

14

KYORITSU 4102A

Kyoritsu se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños descritos
en este manual de instrucciones sin obligación de notificarlo.