歯科充填用アクリル系レジン

ボンドフィルSB Ⅱ

包 装・価 格
歯科充填用アクリル系レジン
歯科接着用レジンセメント
歯科動揺歯固定用接着材料

歯科裏層用高分子系材料
高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
高分子系歯科小窩裂溝封鎖材

Repairingveneers

ボンドフィルSBⅡ（管理医療機器）
医療機器認証番号 305AKBZX00045000

ボンドフィルSB Ⅱ セット

標準価格 ￥27,000

液材

1本（8mL）

ダッペンスタンド（3穴）

1個

キャタリストV

1本（0.7mL）

ディスポダッペンカップ

20枚

粉材（マルチ）1本（3g）

ディスポ用筆柄（曲）1本

粉材（オペーシャス） 1本（3g）

ディスポチップ筆積Ｌ（ピンク） 1ケース
（10本入り）

ティースプライマー

1本（3mL）

ディスポチップ筆積ＬＬ（紫）

スポンジ（L・S）

1箱

1ケース（10本入り）

単品

接着性 × 耐久性

マルチに対応できるしなやか系接着充填材
キャタリストV™

0.7mL ¥17,500

液材粉材
粉材
ティースプライマー™
（マルチ） （オペーシャス）
3mL ¥3,8008mL ¥6,6003g ¥2,8503g ¥2,850

関連製品

Fillingwedge-shapeddefects

歯科用エッチング材

歯科用エッチング材

歯科金属用接着材料

V−プライマースーパーボンド PZプライマー™ M&Cプライマー™

歯科セラミックス用接着材料

歯科セラミックス用接着材料

3mL ¥2,850

3mL ¥2,850

3mL ¥3,550

セット ¥8,400（A液 5mL/B液 5mL）

セット ¥8,800（A液 5mL/B液 5mL）

表面処理材 高粘度レッド

表面処理材 高粘度グリーン

歯面処理材 ティースプライマー（管理医療機器） 医療機器認証番号 222AFBZX00100000
歯科用エッチング材 表面処理材 高粘度レッド（管理医療機器） 医療機器認証番号 21200BZZ00294000
歯科用エッチング材 表面処理材 高粘度グリーン（管理医療機器） 医療機器認証番号 21600BZZ00590000
歯科金属用接着材料 V−プライマー（管理医療機器） 医療機器認証番号 20600BZZ00452000
歯科セラミックス用接着材料 スーパーボンド PZプライマー（管理医療機器） 医療機器認証番号 224AFBZX00102000
歯科セラミックス用接着材料 M&Cプライマー（管理医療機器） 医療機器認証番号 231AFBZX00022000■「ボンドフィルSB」「スーパーボンド」はサンメディカル株式会社の登録商標です。 ■「キャタリストV」「ティースプライマー」「V−プライマー」「PZプライマー」「M&Cプライマー」はサンメディカル株式会社の商標です。
■ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2024年2月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■製造販売「ボンドフィルSB Ⅱ」の情報がご覧いただけます。
www.sunmedical.co.jp

サ ンメ ディカ ル検索

Filling theincisal area

スマートフォンからのアクセス
はコチラ →■発売（医療従事者様専用）

E090-01

Bonding and filling
fractured natural teeth

より使いやすく！
！
「ボンドフィルSBドフィルSB Ⅱ」がさらに進化しました
Ⅱ」がさらに多目的に！ 幅広い症例に対応でより使いやすく！
！
「ボン1 硬化待ち時間が短縮

2 シェードの選択が不要

リニューアルポイント

3 操作性が向上

4 良好なX線造影性

リニューアルポイント

リニューアルポイント

充填前

リニューアルポイント

硬 化 待ち時 間
10分

ボンドフィルSB プラス

光照射なし

5分

ボンドフィルSBⅡ

ボンドフィルSB プラス

光照射※20秒
ボンドフィルSBⅡ
0A1

マルチ（厚さ1mm）

A2

A3

A4

B3

C3

D3

「マルチ」は様々な歯冠色に対応します。
臼歯部・前歯部・くさび状欠損など１色で充填できます。

7分

3分
510

ボンドフィルSB Ⅱ

ボンドフィルSB プラス（分）※LED照射器（光量1,000mW/cm2以上）の場合

オペーシャス「ボンドフィルSBⅡ」は操作可能時間はそのままで、従来品（厚さ1mm）「ボンドフィルSB プラス」よりも硬化待ち時間が短くなりました。

「オペーシャス」は金属遮蔽性があります。

そのため、充填後の即日研磨も容易になり、チェアタイムの短前装冠のリペアや着色歯の充填に便利です。

縮が可能になりました。

粉材の改良により、筆積みでの操作性が向上しました。

色調適合性に優れた造影性フィラーを配合しています。

そのため、歯頸部充填の際に歯周ポケットへ流れ込みにくくアルミニウム100%相当のX線造影性があり、髄床底穿孔のなりました。

封鎖など充填部位の確認が必要な症例にも使用できます。

また、複雑窩洞や隅角部への充填の際にも形が崩れにくく、築盛しやすくなっています。

（自社試験による）

従来の優れた機 能はそ のまま！
「キャタリストV」の成分である重合開始剤「TBB」の働きにより、水分や空気と反応し高い接着性と辺縁封鎖性を発揮します。
そのため、強い咬合圧が加わる切端咬耗の充填や動揺歯の暫間固定、防湿

微小引張接着強さ（MPa）
適用部位

歯面処理材

また、髄床底穿孔の封鎖やパッチ充填など照射光が届きにくい症例においエナメル質ても「キャタリストV」の働きでしっかりと硬化します。

象牙質が困難な歯頸部への充填や根面キャップなどの症例に適しています。

ボンドフィルSBⅡ
光照射あり

光照射なし

ティースプライマー

2525

ティースプライマー

4248※ヒト歯に対する接着強さ（37℃24hr水中浸漬後）

しなやかな硬化体特性

優れた耐変色性「スーパーボンド 」の 重 合 機 構を応 用した充 填材

コンポジットレジン同等の耐変色性を有しているため、長期複雑な応力が加わる部位への適用においても、適度な柔軟的に審美性が保たれます。

性により、充填物の脱離や破折を防ぎます。

変色試験

3点曲げ試験

ボンドフィルSB Ⅱ

当社フロアブルレジン

浸漬前

浸漬前

（自社試験による）

色素 侵 入 試 験

浸漬後

浸漬後割断面未充填の窩洞適 度な耐 摩 耗 性

湿潤状態で「ボンドフィルSBⅡ」を充填した。

アラバマ式摩耗試験「有機質複合フィラー」を配合することで、垂直方向に15万回繰り返し荷重をしなやかな硬化体特性を失うことなく適度なポリマー圧子耐摩耗性を実現しました。それにより、対合試験体（円盤状）加え、メチレンブルー水溶液（細菌し、割断面を観察した。

湿潤状態の小臼歯に充填

水中にて繰り返し荷重
15万回

メチレンブルー水溶液浸漬後
割断

ボンドフィルSBⅡ色素侵入は認められず、良好な辺縁封鎖性が確認できた。

未充填の窩洞には色素侵入が認められる。

歯の摩耗を防ぎます。

1.6

繰り返し荷重そ の 後、水 中にて頬 側 咬 頭 部からよりもサイズの小さな色素）に浸漬「ボンドフィルSBⅡ」は従来のコンポジットレジンよりも柔軟性に優れた特性を持っています。

※55℃/21日間 水中浸漬（自社試験による）

小臼歯歯頸部をくさび状に形成し、当社フロアブルレジン

ボンドフィルSB Ⅱ

摩耗量（mm 3）

高い接着性と良好な封鎖性

40万回後

PMMA + 水

1.41.2
1.00.80.60.40.2

摩耗量測定

0

当社アクリルレジン ボンドフィルSBⅡ 当社フロアブルレジン（自社試験による）

」がさらに多目的に！ 幅広い症例に対応できる操作ステップ
ボンドフィルSB Ⅱの準備

液 材 キャタリストV
3滴
1滴
活性化液

前装部のリペア

筆積操作のポイント

充填におすすめのディスポチップ

金属や陶材、硬質レジンが混在する前装部破折の修復には、高い接着性と適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBⅡ」が適しています。

粉 材 ティースプライマー
適量
1滴

ディスポチップ 筆積用
筆に活性化液を十分に浸み込ませる

筆 先1mmを粉 材 の 中に入 れ、ゆっくりと円を描くように採取する※活性化液は調製後3分以内に使用を終了してください

６ 硬質レジン前装部の破折

歯科充填用材料Ⅰ（光重合型複合レジン）が適用できます

アルミナサンドブラスト処理後「M&Cプライマー」にて前処理「ボンドフィルSBⅡ(オペーシャス、マルチ）」を積層充填し、光照射

硬化後、形態修正・研磨

CAD/CAMインレーの装着
フィラー配合による耐摩耗性と、高い接着性、耐変色性がある「ボンドフィルSBⅡ」は、セメントラインが露出するCAD/CAMインレーの装着に適しています。

くさび状欠損部の充填
側方咬合圧が加わる歯頸部の充填には、適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBⅡ」を使用することで、脱離や破折を防ぎます。

６ のインレー窩洞５４ くさび状欠損形成後、「ティースプライマー」
にて前処理「ボンドフィルSBⅡ（マルチ）」を充填

硬化後、形態修正・研磨咬合によって強い応力が集中する切端部の充填には、高い接着性と適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBⅡ」を使用することで、チッピングを防ぎます。

「ティースプライマー」にて前処理「ボンドフィルSBⅡ（マルチ）」を充填

硬化後、咬合調整・研磨

根面キャップ

防湿が困難な残根面への充填には、水分や空気と反応し高い接着性と辺縁封鎖性がある「ボンドフィルSBⅡ」が適しています。

形成後CAD/CAMイ ン レ ー 内 面 を「M&Cプライマー」にて前処理
後、「ボンドフィルSBⅡ（マルチ）」を筆積みで移送

装着後、余剰セメント除去・硬化

ブラケット接着

切端咬耗部の充填

321 123 の切端咬耗「ティースプライマー」にて前
処理「ティースプライマー」にて前処理「ボンドフィルSBⅡ（マルチ）」を充填

硬化後、形態修正・研磨「ボンドフィルSBⅡ」は、硬化待ち時間が短縮したことと、操作性が向上し垂れにくくなったことで、矯正装置の接着にも使用できるようになりました。

歯面を「ティースプライマー」
にて前処理「ボンドフィルSBⅡ（マルチ）」を筆積みで移送

ブラケットの位置決め、光照射

ブラケット接着後動揺歯の暫間固定「ボンドフィルSBⅡ」は、しなやかな硬化体特性があるため、複雑な応力が加わる動揺歯の固定にも適しています。

清掃後、「ティースプライマー」
にて前処理「ボンドフィルSBⅡ（マルチ）」を筆積み

光照射20秒

硬化後、咬合調整・研磨