本製品はカメラ、顕微鏡の保持アームです。用途以外には使用しないでください。

L-503

取扱説明書
業務用

フレキシブルアーム

梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。
この取扱説明書には下記のマークをつけています。
拡大損害が予想される事項

このたびは ホーザン L-503 フレキシブ
ルアーム をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品はカメラや顕微鏡を取り付け、作業台へ直接固定するアームです。作業範囲を広く確保することができます。

● この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
● 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
● 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

1

もくじ
各部の名称 ………………………………………… 2-3
安全上のご注意 ……………………………………… 3
使用方法 …………………………………………… 3-6
・準備 ……………………………………………… 3-5・使用方法 …………………………………………… 6
日常点検 ……………………………………………… 7
メンテナンス・保管方法 …………………………… 7
製品の廃棄について ………………………………… 7
故障かな？と思ったら ……………………………… 7
お問い合わせ窓口 …………………………………… 8
基本仕様 ……………………………………………… 8オプション …………………………………………… 8

各部の名称
ローレットネジ

中間リング（小）クランプノブＢ

角度調整固定ノブ ×2

クランプノブＡ

アームＡ
ホルダー軸
カメラネジ

アームＢ

中間リング（大）ジョイントノブ
支柱

ナット

ワッシャー

保護板

クランプ
クランプ固定ネジ

梱包内容
シャフト

ワッシャー

「使用方法」の手順に沿って組み立ててください。

2

取扱説

明書

六角レンチ（5mm）結束バンド ×4
カメラ等のケーブル類をアームへまとめるときにご使用ください。

各部の名称
寸法図
300

300245120ﾟ

510

φ20
1/4-20 UNC
カメラネジ

75

φ27.2120ﾟ

開幅10〜5041100

安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。
拡大損害が予想される事項

禁止行為

必ず行う

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。
…重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意…傷害や物的損害を想定してのご注意
なお、 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。
傷害や物的損害を想定してのご注意
絵表示

重要事項

各固定個所は確実に締め付ける。

危害・損害

本体や観察対象物を破損するおそれがある。

各ノブ・リングを調整する際、ネジは完全器物損傷や紛失のおそれがある。に抜き取るのではなく、緩めるだけにする。

使用方法
準備
1. クランプ固定ネジに保護板をはめる

保護板は取り付ける台の保護とともにアームの揺れを抑えます。必ず取り付けてください。

クランプ保護板

クランプ固定ネジ

3

使用方法
準備
2. 作業台などの任意の位置にクランプを固定する

2本のクランプ固定ネジは均等に締め付けてください。

付属の六角レンチでクランプ固定ネジを締め付けます。
2本均等に締め付けてください。

保護板

器物損傷のおそれがある。
必要以上に締め付けないでください。
取り付ける台や本体を破損するおそれがあります。

クランプ固定ネジ
六角レンチ

3. 中間リング(大)を任意の高さに固定する

中間リング（大）は手順4で取り付けるアームのクランプ
ノブBを緩めたときの落下防止部品です。確実に締め付けて固定してください。

中間リング(大)器物損傷のおそれがある。
工具を使用して締め付けないでください。
ネジの破損だけでなく、支柱に傷をつけ、アームの回転を損なうおそれがあります。

4. アームAとアームBを接続するジョイントノブ

アームBに取り付けられているジョイントノブを緩めてシャフトシャフト・ワッシャーを取り外します。アームAとアームBを組み合わせ、シャフトを通してから、ワッシャー・アームAジョイントノブを取り付け、締め付けて固定してください。

5. アームを支柱に通し、クランプノブBを締め込み固定する
クランプノブBは締め付けた状態でご使用ください。
アームの揺れと不用意な落下を防ぎます。

おすすめ提言アームの固定位置をできるだけ低めにすると、作業台のゆがみ等によるアームの揺れを小さくすることができます。

4

アーム

ワッシャー
アームB
ジョイントノブ支柱

クランプノブB

使用方法
準備
6. ホルダー軸下部のナット・ワッシャーを一旦取り外す

ナット
ワッシャー

ナットが緩みにくい場合はモンキーレンチ等をご使用ください。

7. アームAの先端にホルダー軸を通し、クランプノブAを締め込み固定する

クランプノブA
ローレットネジ

器物損傷のおそれがある。
ローレットネジは落下防止部品です。取り外さないでください。

アームA
ホルダー軸

8. カメラ、ホルダー、顕微鏡等を取り付ける
カメラネジを使用する場合
ホルダー軸下部のオスネジはカメラネジ（1/4 ×20山）です。直接、カメラやカメラ用のホルダーを取り付けることができます。ピント調整のできないレンズは、L-507 ホルダーをご使用ください。6．で取り外したナット・ワッシャーは使用しません。紛失しないよう保管してください。
使用例
L-503+L-837+L-600-12

使用例
L-503+L-507+L-837+L-802-2

ホルダー軸

カメラネジ

L-509 ホルダーを取り付ける場合① L-509をホルダー軸の下から通し、L-509のホルダー固定ノブを締め付けて固定します。

② 6.で取り外したナット・ワッシャーを元通りに取り付けます。ナット・ワッシャーはL-509の落下防止部品です。必ず取り付けてご使用ください。
ホルダー固定ノブ

5

使用方法
使用方法
1. アームの位置や高さを調整して、観察作業を行う
各ノブやリングを緩めて調整しますが、位置決めをしたら各ノブ・リングを締めて固定してください。
④ジョイントノブ ×2

②

中間リング
（小）

クランプノブA

中間リング
（大）⑤①
角度調整ノブ ×2

ホルダー軸

クランプノブB

アームB④

クランプノブB
中間リング
（大）

③

① ホルダー軸の上下移動ホルダー（カメラあるいは顕微鏡鏡筒）を支えながら、クランプノブAと中間リング（小）を緩めて、任意の位置で固定する。

①ホルダー軸中間リング（小）器物損傷のおそれがある。
クランプノブA

必ずホルダー（カメラあるいは顕微鏡鏡筒）を支えながら、動かしてください。
② ホルダー軸の回転
中間リング（小）を固定した状態でクランプノブAを緩めて、任意の位置で固定する。
③ ホルダー軸の角度調整
角度調整ノブを緩めて、任意の角度で固定する。

③

角度調整ノブ④ アームの高さ調整
アームBを支えながらクランプノブBと中間リング（大）を緩めて、任意の位置で固定する。
⑤ アームの回転中間リング（大）を固定した状態でクランプノブBを緩めて、任意の位置で固定する。
⑥ アームA・Bの角度
アームA・Bは右図のように動きます。片方のジョイジョイントノブを緩めるとアームAの動きの軽さを調整できます。締め付けるときは上下のジョイントノブを握って締め付けてください。
※完全に固定することはできません。

6ホルダー軸⑤⑥ 真上から見た図
ジョイントノブ（上下2カ所）

クランプノブB
支柱

アームB
アームA

日常点検
安全にご使用いただくために下記の日常点検をお勧めします。

使用方法

点検項目

点検内容

処置方法

外観

壊れたり変形したりしていませんか。

変形など破損している場合は使用せずに、当社まで点検・修理をご依頼ください。

部品

各締め付け部、特に中間リング（大）・必要に応じて増し締めしてください。
（小）は緩んでいませんか。

メンテナンス・保管方法
本体の保守、お手入れ● 柔らかい布で乾拭きしてください。

保管方法
ケガや器物損傷のおそれがある。
子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

● 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

製品の廃棄について廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

故障かな？と思ったら製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。

よくあるご質問（FAQ）
Webサイトでは、頻繁にお問い合わせがある質問を製品カテゴリごとにまとめて紹介しています。
ぜひご活用ください。

http://faq.hozan.co.jp/support/
7

お問い合わせ窓口
06-6567-3132
E-mail：th@hozan.co.jp【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30〜12:00、13:00〜17:00】

https://www.hozan.co.jp/

基本仕様
支柱径27.2mmφ

ホルダー軸径20mmφ

支柱長500mm

アーム長600mm

重量3.5kg

耐荷重6kg ※取り付ける作業台側の強度によります。

■ 六角レンチ（5mm）付

オプション
Webサイトに交換部品などの情報を掲載しております。

オプション
品番

品名

仕様・用途

L-503-1

取付径変換アダプター

本製品のホルダー軸へ軸径32mmφの顕微鏡用ホルダーを取り付ける際に使用します。

L-509

ホルダー

50mmφマウントに対応したレンズやカメラを保持するためのホルダーです。上下の微調整が可能なため、観察がよりスムーズになります。

L-507

ホルダー

ピント調整機能を持たないレンズを使用する際に必要です。
ホルダー軸とカメラの間に取り付けて使用します。

マイクロスコープの選 定をサポート

製造元
本社 〒556-0021

Zoom & Focus 検索8

大阪市浪速区幸町1-2-12https://www.hozan.co.jp/

23.09