トルクレンチテスタ

トルクキャリブレータ＆コントローラ

TCC2

トルクレンチの校正・管理業務がこの１台で可能。
ワイドレンジ・高精度なトルクテスタ。
MEASUREMENT

esc

13/8/9Serial Number

Model NameCh

Accuracy (%)

TOH000-A12345

CEM100N3X15D

1

3.00.0000

ZeroClear

MEMORY

14:00

Click TypeN.m

Set Torque

1

2

3

4

5

20.00020.00020.00020.00020.00020.00040.00040.00044.00040.00040.00040.00060.00060.00060.00060.00063.50060.00080.00080.00080.00080.00080.00080.000100.00100.00100.00100.00100.00

TCC100N2●校正業務に最適！工具管理機能を搭載。
●ワイドな測定範囲。2機種分以上のDOTEシリーズを1台に集約。
●カラータッチパネル液晶で簡単操作。
●0.2N･m～1000N･mまでシリーズ4機種。
トルクドライバにも対応可能な機種があります。

東日のトルク機器

測定方向

トルクキャリブレータ＆コントローラ

TCC2

特長

●工具管理機能を搭載。
トルクドライバやトルクレンチの型式、測定ポイント、管理精度、測定者等を予め登録しての測定が可能。
過去に測定した複数データの参照や、外部ストレージ（USB メモリ、ハードディスク等）を使用してデータを CSV 形式で転送することもできます。

データ選択欄

測定データの参照画像例

測定データの中から必要なデータのみを選択して転送することも可能です。

●カラータッチパネル液晶で簡単操作。
○色分けされたアイコンにタッチする○選択されたチャンネルや測定モードだけで簡単操作。

を色分けして表示、視認性を向上させ設定や測定ミスを低減。

メインメニュー画面

マニュアル測定画面例●東日 DOTE シリーズ 2 機種分以上のワイドレンジで高精度な測定ができます。

測定範囲の違うトルクセンサ（トルクバ）を 2 か所持つことでワイドレンジと高精度測定を実現。
大小さまざまなトルクレンチやトルクドライバのトルク管理に最適です。
※下段の「TCC2 で校正可能な東日トルク機器（参考）」をご参照ください。

TCC2で校正可能な東日トルク機器（参考）
トルク測定範囲
TCC2 型式CH

1［N･m / cN･m］
最小～最大1digit

4 ～ 100

0.01

トルクレンチ

差込角

最大□a

有効長 ［mm］

575

12.7

2

1 ～ 25

0.002

482

9.53

1

4 ～ 100

0.01

575

12.7

20 ～ 600

0.05

cN･mcN･m

20 ～ 500

0.05

21482

6.35

1035

19.05

TCC500N2
2

4 ～ 100

0.01

769

12.7

150 ～ 1000

0.1

1700

25.4

TCC1000N2
2

20 ～ 500

0.05

DB，FTDSF，F

CEM3，STC2型式（Min ～ Max）

型式（Min ～ Max）

型式（Min ～ Max）

［mm］

TCC100N2TCC100N2-DQL，RTD
型式（Min ～ Max）

121219.05

最大 QL25 QL50 QL100
最小51020

最大 QL5 QL10 QL15 QL25最小1235

最大 QL10 QL15 QL25 QL50 QL100
最小2351020DB50 DB100

F46 F92

5510CEM10 CEM2012233DB12 DB25 DB50 DB100

SF12 F23 F46 F92

1235103最小 201330

50 0.2 0.3 0.61352DB200 DB280 DB420

F130 F190 F280 F420

最小 202020404060

最大 QL25 QL50 QL100
最小510203040302SF6 SF12 F230.2 0.5 0.65070204CEM10 CEM20 CEM50 CEM10010最大 QL100 QL140 QL200 QL280 QL420
3010SF12 F23QL5 QL10 QL15 FTD200 FTD400 DB1.5 DB3 DB6 DB12 DB25 SF1.5 SF324DB12 DB25

最大 RTD120 RTD260 RTD500 QL260 100 0.4

CEM20 CEM50 CEM10010341040802CEM100 CEM200 CEM360 CEM500204072 100

DB50 DB100

F46 F92

CEM20 CEM50 CEM100554101020

STC200 STC400 CEM101020最大 QL420 QLE550 QLE750 QLE1000

DBE560 DBE700 DBE850 DBE1000

最小 60 100 150 20050最大 QL100 QL140 QL200 QL280 QL420

DB200 DB280 DB420

F130 F190 F280 F420

CEM100 CEM200 CEM360 CEM500

最小 2020202030404060

F280 F420 F560 F700 F850 F1000 CEM360 CEM500 CEM850

70 100 10030504070 100 100 100 100 72 100 1703050

70：□寸法 6.35mm のトルク機器：□寸法 9.53mm のトルク機器：□寸法 12.7mm のトルク機器：□寸法 19.05mm のトルク機器：□寸法 25.4mm のトルク機器：：最小又は最大トルク値が CH 毎の測定範囲外のトルク機器

4072 100

寸法 6.35mm のトルクドライバ

仕様●TCC2 寸法図

全長L’

本体

全幅

B

B1

ロッカ台

●TCC2 共通仕様
表示部

ロッカ台固定レバー
差込角

10 インチ

測定データ履歴保存。（型式、製番、測ポールダイプレート

本体

スレート PC

トルクレンチ / ドライバ登録データ、□a

定ポイント、測定回数、精度、チャンL1

トルクレンチ最大有効長L

工具管理機能トルクバ “CH2”

ネル、測定者、過去履歴データ）。但し、右・左単一方向測定トルクレンチを登録した場合と両方向測定トルクレンチ

トルクバ “CH1”のデータを登録した場合は保存できる

ポール
ハンドル
H最大本数が異なります。

H1

全高測定モード

本体

ゼロ調整
使用温度範囲電源

AC

クリック式測定モード / 直読式測定モード / マニュアル測定モード
オート（オートゼロスイッチ）
0 ～ 40℃ 結露不可
100 ～ 240V 50/60Hz
精度 ±1%+1digit

トルクレンチ

トルク測定範囲
型式

TCC100N2

TCC500N2
TCC1000N2[mm]

質量

最大有効長

□a

全長

全幅

全高L [mm]

[mm]

L’B

H

L1

B1H1

約 [kg]

4 ～ 100

0.01

575

12.7

1 ～ 250.002

482

9.53575

12.7714388375480

270

230

35482

6.351206502

43071035528375

1906574526

1000

400328115

最小～最大

124 ～ 1000.01

20 ～ 600

0.05

cN･mcN･m

120 ～ 500

0.05

1035

19.05

24 ～ 1000.0176912.7

150 ～ 1000

0.1

1700

25.4

220 ～ 500

0.05

1212

19.05

2

寸法

1digit[N･m/cN･m]
CH

1
TCC100N2-D

差込角

本体

●TCC2 付属品
型式

六角対辺アダプタ

TCC100N2□12.7-10・13・19

TCC100N2-D□12.7-12・14・17□12.7-10・13・19

TCC500N2□12.7-12・14・17□19.05-17・22・27□19.05-19・24・30□19.05-17・22・27

TCC1000N2□19.05-19・24・30□25.4-36・46□25.4-41・50

ダウンアダプタ

その他

DA3-2
DA4-3
DA4-3
DA4-3
DA6-4

表示部 PC 用クレードル、
表示部 PC 用 AC アダプタ、

六角対辺アダプタ

DA ダウンアダプタ
STA ローディング装置

電源コード、USB コード（No.385）

DA6-4DA8-6

注：TCC100N2-D には STA ローディング装置（LTD/RTD 用）、変換ソケットが付属します。

ご注文の仕方東日 型式 をご明示ください。

[ 例 ] 東日 TCC100N2

オプション品●TDT3/TCC100N2-D 用ローディング装置

LTA

直読式トルクドライバ（FTD・FTD-S・STC2等）用のローディング装置です。ローディン型

グを機械的に行うので、測定者による測定速式

LTA

度、加力などによる誤差がなく、安定した測定ができます。
LTA

校正装置

校正装置を固定する必要が無く、左右の校正が可能です。
校正装置は 5 つの部品から構成され、機種を通じて共通に使用できる部品もあります。
型式検定レバー

TCCTCL-S1

検定スタンドKL-DOTCL36N
KL-DOTCL100N
KA-TCCTCL2（検定アダプタ）

構成検定ワイヤ適用機種

リアクションユニット 吊棒付き吊台

WR-TCC100N
ワイヤ数：2 本

KS-TCCTCL-S

TCC100N2WT1
WT0.1

RU-TCC100N2

TCCTCL-S2KL-TDTCL600CN
KL-DOTCL100N
P-TCCTCL100N-D（検定補助治具）

WR-TCC100N-D
ワイヤ数：3 本

TCCTCL-L1KL-TCTCL100N-7
KL-DOTCL700N
JR-TCCTCL2（変形連結棒）

WR-TCC500N
RU-TCC500N2
ワイヤ数：4 本

WT5
WT1
WT0.5

TCC500N2

WR-TCC1000N
RU-TCC1000N2
ワイヤ数：2 本WT5WT1

TCC1000N2

TCC100N2-D

KS-TCCTCL-L使用例：TCC100N2+TCCTCL100N2
TCCTCL-L2

KL-DOTCL700N
KL-DOTCL1000N
JR-TCCTCL2（変形連結棒）

関連製品●デジタルトルクドライバテスタ

TDT3

測定方向

ローディング機構の採用で測定誤差を解消した高精度トルクドライバテスタ

精度 ±1%+1digit
型式

TDT600CN3

トルク測定範囲［cN･m］

差込角［mm］

最小～最大1digit

TDT60CN3

2 ～ 600.005

六角対辺 6.35 オス

TDT600CN3

20 ～ 600

0.05（マイナス 0.7 溝付）

寸法 ［mm］

質量

全長

全幅

全高約［kg］

230

220

22511

TDT600CN3+LTA（別売り）

取扱店

トルクの事ならお気軽に、ご相談ください

0120-169-121
フリーコールトル

クトーニチ（フリーコール受付時間：土・日・祝祭日を除く8：30～17：15）●東日製作所製品は改善改良のため予告なく仕様その他を変更する場合があります。
●不許複製。許可無く Web サイトへの掲載を禁止します。
●ⒸTOHNICHI Mfg. CO., LTD. All Rights Reserved.

URL

https://www.tohnichi.co.jp

22.10.S