INHERITOR®

INHERITOR®

INHERITORは、Tapered Rectangle型 (1)(2)のステムです。

5.5mm オフセットSTDHOSTD、HOの違いによらず骨切り面以下はサイズごとに同形状です。

HOはSTDより水平方向に5.5mm延長

Surface Roughness

しています。

ステムの表面粗さは、Ra 4〜8μmです。

（断面図）

Tapered Rectangle 型（1）参考文献： 近藤宰司 他, Bone Joint Nerve, Vol.7, No.1, 103-114（2017）
近藤らは、代表的なTapered Rectangle型ステムであるZweymüllerステムで経験した術後20年以上経過した85例92関節について報告しています。
（2）参考文献： Khanuja et al., J. Bone Joint Surg. Am., 93,500-509（2011）
Khanujaらは、セメントレス人工股関節をステムデザインと初 期 固 定 部 位 によって6つに分 類し、それぞれの臨 床成績について報告しています。
その一つにT ap e r e d R e ctan g l e 型が含まれます。

®

DUALCUP

AZUL※写真はイメージです®

AZUL
高純度アルミナとジルコニアの長所を兼ね備えたセラミックス骨頭ボール
BIOCERAM AZUL（バイオセラム アズール）
は高純度アルミナに約20％のジルコニアを配合した人工関節の摺動面用のセラミックス材料です。

電子ビーム積層造形法を採用
素材粉末を層状に敷き詰め、高出力のレーザー
ビ ー ムで 直 接 焼 結して 造 形 を 行う製 造 法 を採用しました。カップ母材だけでなく、骨梁のような3Dポーラス構造も一体的に形成することができます。

3Dポーラスを搭載

・チタン合金素材
・強固なスクラッチフィット
・積層造形法一体成形→ポーラス部の剥離を回避
平均気孔径640μmの立体構造

DUALCUP
ポリエチレンの特性はそのままに、摺動面を低摩耗化

耐摩耗性に優れたクロスリンクPEを採用

MPCにより処理（Aquala）された摺動面は、親水性が付与されるため、水の薄膜層ライナーには耐摩耗性に優れたクロスリンクが形成されることになり、高い潤滑性が得られます。その結果、耐摩耗性が向上するポリエチレン（エクセルリンク）を採用しています。

ことが、試験データにおいても確認されていることから、臨床においてもポリエチレンワンタッチで装着が可能です。

摩擦トルク (kgf･cm)

摩耗の低減が期待できます。 ※MPC(2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine)

潤滑性の比較

25

表面の摩擦特性を評価すると、摩擦トルクは20

Aquala処理されたCLPE（MPC-CLPE）
では、

15
10P<0.01

50CLPE

MPC-CLPE（アクアラライナー in vitro テスト）

従来のクロスリンクポリエチレンに対して、80〜90％低減していることが確認されました。

ワンタッチ固定式

INHERITOR ステム
STD（スタンダード）

HO（ハイオフセット）［単位 :mm］

オフセット長

商品No.

［単位 :mm］

オフセット長サイズ ステム長 オフセット長

商品No.

商品名サイズ ステム長 オフセット長※ AMH09-500071

INHERITOR STD #01

01126.032.8※ AMH09-500082

INHERITOR HO #01

01

126.0

38.3

AMH09-500072

INHERITOR STD #00130.233.9

AMH09-500083

INHERITOR HO #00130.239.4

AMH09-500073

INHERITOR STD #1

1134.635.0

AMH09-500084

INHERITOR HO #1

1134.640.5

AMH09-500074

INHERITOR STD #2

2139.036.0

AMH09-500085

INHERITOR HO #2

2139.041.5

AMH09-500075

INHERITOR STD #33143.837.2

AMH09-500086

INHERITOR HO #33143.842.7

AMH09-500076

INHERITOR STD #44148.638.4

AMH09-500087

INHERITOR HO #44148.6

43.9

AMH09-500077

INHERITOR STD #55153.639.6

AMH09-500088

INHERITOR HO #55153.645.1

AMH09-500078

INHERITOR STD #66158.1

40.1

AMH09-500089

INHERITOR HO #66158.1

45.6

AMH09-500079

INHERITOR STD #7

7162.840.8

AMH09-500090

INHERITOR HO #77162.846.3※ AMH09-500080

INHERITOR STD #88167.641.3※ AMH09-500091

INHERITOR HO #88167.646.8※ AMH09-500081

INHERITOR STD #99172.641.9※ AMH09-500092

INHERITOR HO #99172.647.4

３°
1２ 角
頸体

1°13 角
頸体

ステム長

商品名

ステム長

12/14ボールと組み合わせて使用してください。
上記※付けたサイズはオプション品のため別途お問い合わせください。
材質はチタン合金（Ti-6Al-4V）です。

12/14ボールと組み合わせて使用してください。
上記※付けたサイズはオプション品のため別途お問い合わせください。
材質はチタン合金（Ti-6Al-4V）です。
INHERITORステム [ 医療機器承認番号：22800BZX00161000]

骨頭ボール

デュアルカップCLDCS（φ26mm骨頭用）
12/14 AZULボール
骨頭径
φ26mm

φ28mm

φ32mm

φ36mm

骨頭径(mm)

商品No

商品名(内径-外径)

40SCLDC2640

DUALCUP 26-40+041SCLDC2641

DUALCUP 26-41

1214AZULボール 26:+3.5+3.542

SCLDC2642

DUALCUP 26-42

AMH04-400056

1214AZULボール 28:-3.5-3.543

SCLDC2643

DUALCUP 26-43

AMH04-400057

1214AZULボール 28:+0+044

SCLDC2644

DUALCUP 26-44

AMH04-400058

1214AZULボール 28:+3.5+3.545

SCLDC2645

DUALCUP 26-45

AMH04-400061

1214AZULボール 32:-3.5-3.546

SCLDC2646

DUALCUP 26-46

AMH04-400062

1214AZULボール 32:+0+047

SCLDC2647

DUALCUP 26-47

AMH04-400063

1214AZULボール 32:+3.5+3.548

SCLDC2648

DUALCUP 26-48

AMH04-400064

1214AZULボール 32:+7+749

SCLDC2649

DUALCUP 26-49

AMH04-400065

1214AZULボール 36:-3.5-3.550

SCLDC2650

DUALCUP 26-50

AMH04-400066

1214AZULボール 36:+0+051

SCLDC2651

DUALCUP 26-51

AMH04-400067

1214AZULボール 36:+3.5+3.552

SCLDC2652

DUALCUP 26-52

AMH04-400068

1214AZULボール 36:+7+753

SCLDC2653

DUALCUP 26-53

54

SCLDC2654

DUALCUP 26-54

商品No

商品名ネック長(mm)AMH04-400053

1214AZULボール 26:+0

AMH04-400054＊上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質はジルコニア強化アルミナ・セラミックスです。
BIOCERAM AZULヘッド [ 医療機器承認番号：22600BZX00510000]＊上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質は「アウターカップ：Co-Cr-Mo合金」、「インナーカップ：Excellink UHMWPE」です。
デュアルカップ CLDCS［医療機器承認番号：22600BZX00246000］

12/14 メタルボール
骨頭径

商品No

商品名φ22mm

AMH03-400031

12/14メタルボール 22:+0+0

AMH03-400032

12/14メタルボール 22:+3.5+3.5

AMH03-400033

12/14メタルボール 26:-3.5-3.5

AMH03-400034

12/14メタルボール 26:+0+0

AMH03-400035

12/14メタルボール 26:+3.5+3.5

AMH03-400036

12/14メタルボール 28:-3.5-3.5

AMH03-400037

12/14メタルボール 28:+0+0AMH03-400038

12/14メタルボール 28:+3.5+3.5

AMH03-400040

12/14メタルボール 32:-3.5-3.5AMH03-400041

12/14メタルボール 32:+0+0AMH03-400042

12/14メタルボール 32:+3.5+3.5

AMH03-400043

12/14メタルボール 32:+7+7φ26mm

φ28mm

φ32mm

ネック長(mm)SQRUM TTシェル [ 医療機器承認番号：22500BZX00323000]
Aqualaライナー [ 医療機器承認番号：22300BZX00234000]

材質はCo-Cr合金です。
12/14メタルボール [ 医療機器承認番号：22500BZX00200000]

BIOCERAM AZUL、SQRUM、Aquala、Excellink、INHERITORは京セラ株式会社の登録商標です。
当カタログに記載の情報は2020年4月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。

メディカル事業部

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612‐8501

東 京 事 業 所 東京都品川区東品川3丁目32-42 I・Sビル 〒140‐8810
大 阪 事 業 所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F） 〒532-0003

https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html

Tel : 03‐5782‐7006 Fax:03‐5782‐8515
Tel : 06-6350-1017 Fax:06-6350-8157

札 幌 営 業 所 札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001 Tel:011-280-6020 Fax:011-281-6525

岡 山 営 業 所 岡山市北区磨屋町10-16（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826 Tel:086-803-3620 Fax:086-225-2289

東 北 営 業 所 仙台市青葉区中央3丁目2-1（青葉通プラザビル6F）〒980-0021 Tel:022-216-5176 Fax:022-216-7116

広 島 営 業 所 広島市南区京橋町1-7（アスティ広島京橋ビルディング11F）〒732-0828 Tel:082-568-8538 Fax:082-568-8539

大宮第2営業所 さいたま市大宮区桜木町1-11-9（ニッセイ大宮桜木町ビル3F）〒330-0854 Tel:048-640-7779 Fax:048-641-5828

九 州 営 業 所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト7F）〒812-0013 Tel:092-452-8140 Fax:092-452-8177

名 古 屋 営 業 所 名古屋市東区葵3丁目15-31（住友生命千種ニュータワービル6F）〒461-0004 Tel:052-930-1481 Fax:052-938-1377※このカタログは環境にやさしい大豆インキを使用しています。
■禁無断転載、複写Ⓒ 2022 KYOCERA Corporation
201102M M-110-5 00020