MANUAL DE INSTRUCCIONESPINZA AMPERIMÉTRICA
DIGITAL CAKYORITSU

K2007A1

0 Advertencias de Seguridad
Este instrumento ha sido diseñado y comprobado según la publicación IEC
61010; Requisitos de Seguridad para Instrumentos Electrónicos deMedición. Este manual de instrucciones contiene Advertencias y Normas
de Seguridad que deben ser observadas por el usuario para garantizar un
funcionamiento seguro del instrumento y mantenerlo en optimas
condiciones. Por consiguiente, lea este manual de instrucciones
detenidamente antes de empezar a utilizar el instrumento.

ADVERTENCIA•

Antes de utilizar el instrumento lea y comprenda las instrucciones
de manejo contenidas en este manual.
• Guarde este manual de instrucciones a mano para utilizarlo como
referencia cuando sea necesario.
• Asegúrese de utilizar el instrumento únicamente en las aplicaciones
para las que ha sido diseñado y siga los procedimientos de medición
descritos en el manual.
• Para evitar lesiones, dañar el instrumento o el circuito a comprobar,
asegúrese de comprender y seguir todas las indicaciones de seguridad
indicadas en este manual de instrucciones. Un fallo en el seguimientode las instrucciones anteriores puede causar lesiones, daños en elinstrumento y/o dañar el equipo bajo la prueba.

• El símbolo
marcado en el instrumento significa que el usuario debeleer la sección relevante de este manual de instrucciones para una
utilización segura del instrumento. Asegúrese de leer atentamente lasnotas de este manual indicadas con este símbolo.

PELÍGRO está reservado para las condiciones y acciones queprobablemente pueden causar daños serios o fatales.
ADVERTENCIA está reservado para las condiciones y acciones
que pueden causar daños serios o fatales.
PRECAUCIÓN está reservado para las condiciones yacciones que pueden causar daños al usuario o al instrumento.

2

PELIGRO•
Nunca realice mediciones en circuitos con más de 750V CA.
• No intente realizar mediciones con presencia de gases inflamables,
humos, vapor o polvo. Por otra parte, el uso del instrumento puede
producir chispas que pueden llegar a producir explosiones.
• Los extremos de la mordaza están diseñados para evitar cortocircuitos
en el circuito en comprobación. Si el equipo a comprobar dispone deconductores sin aislar, preste la mayor atención posible para evitar uncortocircuito.
• No intente realizar nunca mediciones si la superficie del instrumento osus manos están húmedas.
• No exceda nunca el valor máximo permitido de cada margen demedición.
• No abra nunca el compartimento de las pilas mientras realiza
mediciones.
ADVERTENCIAS
••••
••
•
•

•
•

Nunca intente realizar mediciones si observa alguna anomalía,como la carcasa rota, cables de prueba rotos y partes metálicas
expuestas.
No mueva el selector de funciones con los cables de prueba
conectados al instrumento.
No instale recambios ni realice ninguna modificación del instrumento.
Devuelva el instrumento a su distribuidor para repararlo o calibrarlo.
No intente reemplazar las pilas si la superficie del instrumentoestá húmeda.
Cuando abra el compartimiento de las pilas para el cambio de lasmismas sitúe siempre el selector de funciones en la poción OFF.
PRECAUCIÓNAntes de realizar cualquier medición asegúrese que el selector demargen está situado en la posición adecuada.
Asegúrese siempre de insertar completamente las bananas de loscables de prueba en el terminal de entrada apropiado del instrumento.
Asegúrese de situar el selector de margen en la posición OFF despuésde utilizar el instrumento. Cuando no vaya a utilizar el instrumento
durante un largo periodo de tiempo, guárdelo en el envoltorio despuésde retirar la pila. Esto es para evitar que posibles fugas de la pila
estropeen el instrumento.
No exponga el instrumento directamente al sol, temperaturas extremaso al rocío.
Para la limpieza del instrumento utilice un trapo húmedo y detergente.
3

No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Características• Mordaza en forma de gota para facilitar el acceso en lugares atestadosde cables y otras áreas de difícil acceso.
• Diseño de seguridad según los siguientes puntos de la IEC61010.
(Categoría de sobre tensión III 300V, grado de polución 2)(Categoría de sobre tensión II 600V, grado de polución 2)(Categoría de sobre tensión I 1000V, grado de polución 2)• Bloqueo de lectura “DATA HOLD” que permite la lectura en zonas pocoiluminadas o de difícil acceso.
• Apagado automático “SLEEP” para prolongar la duración de las pilas.
• Indicador acústico para una fácil comprobación de continuidad.
• Dispone de un margen dinámico de 4000 cuentas a fondo de escala.
• Amplio margen de frecuencia desde 40Hz a 1KHz.
• Mordaza transformadora encajada con guarda manos para mayor
seguridad.
3. Especificaciones• Márgenes de medición y precisión
Intensidad CA (∼A)
MargenMargen de Medición
Precisión
400A
0 a ±399,9A±1,5%lec.±4dgts (50/60Hz).
600A±2,0%lec.±5dgts (40∼400Hz).
0 a ±599A
Tensión CA (∼V) (Impedancia de entrada: 2MΩ)
MargenMargen de Medición
Precisión
400V±1,2%lec.±3dgts (50/60Hz).
0 a ±399,9V
750V±1,5%lec.±4dgts (40∼400Hz).
0 a ±749V
Resistencia (Ω / Z) (Selección Automática de Margen)
Margen Margen de Medición
Precisión400Ω
0 a 399,9Ω±1,5%lec.±2dgts.
(Indicador acústico audible a menos de 50±35Ω)
4kΩ0,150 a 3,999kΩ

4

Sistema deFuncionamiento
Visualizador
Aviso de pila baja
Indicación Fuera deMargen
Tiempo de Respuesta
Tiempo de Muestreo
Temperatura y Humedadpara garantizar la
precisión
Temperatura y humedadde Funcionamiento
Temperatura y humedadde almacenamiento
AlimentaciónConsumo
Modo SLEEPNormasProtección Contra
Sobrecargas
Rigidez Dieléctrica

Resistencia deAislamiento
Tamaño del Conductor
Dimensiones
Peso
Accesorios

Accesorios Opcionales

Integración Dual.
Cristal líquido con un máximo de 3999
cuentas.
Se visualiza el símbolo “BATT”
Se visualiza “OL”.
Aproximadamente 2 segundos.
Aproximadamente 2,5 veces por segundo.
23ºC ±5º, humedad relativa hasta 85% sincondensación.
0 a 40ºC, hasta un máximo del 85% dehumedad relativa sin condensación.
-20 a 60ºC, hasta un máximo del 85% dehumedad relativa sin condensación.
Dos pilas R03 (1,5V CC) o equivalente.
Aproximadamente 2,5mA.
Disminuye el consumo automáticamente
después de 10 minutos de la última selección(consumo aprox. 35µA).
IEC61010-1 CAT III 300V, grado de polución 2
CAT II 600V, grado de polución 2
CAT I 1000V, grado de polución 2
IEC61010-2-031
IEC61010-2-032
IEC61326 (EMC)
Intensidad CA: 720A durante 10 segundos.
Tensión CA: 900V CA durante 10 segundos.
Resistencia: 600V CA durante 10 segundos.
3700V CA (RMS 50/60Hz) durante 1 minuto
entre el circuito eléctrico y la carcasa o partes
metálicas de la mordaza.
10MΩ o más a 1000V entre el circuito eléctrico
y la carcasa.
Aproximadamente 33mm de diámetro máximo.
195 x 78 x 36mm.
Aproximadamente 260g (pilas incluidas).
Cables de prueba M-7066.
Dos pilas R03.
Estuche M-9097.
Manual de Instrucciones.
Multi-Tran M-8008.
Energizer M-8021.
54. Descripción del Instrumento• Visualizador

65. Preparación Para las Mediciones
5 – 1 Comprobación de la Tensión de las Pilas
Sitúe el selector de funciones en alguna posición que no sea “OFF”.
Cuando aparezcan los segmentos claramente sin el símbolo “BATT”,
proceda a realizar las mediciones.
Cuando no aparezcan los segmentos o aparezcan con el símbolo “BATT”,
cambie las pilas según se indica en la sección 8: Cambio de las Pilas.
NOTAS
El apagado automático desconecta el instrumento después de cierto
periodo de tiempo de haber seleccionado una de las funciones. Por ello elvisualizador puede que no indique nada aun estando seleccionada una delas funciones. Para conectar el instrumento en este caso, sitúe el selector
de funciones en la posición “OFF” y selecciones de nuevo la función
deseada o presione el pulsador “DATA HOLD”. Si el visualizador sigue
sin indicar nada, las pilas están agotadas. Cambie las pilas.

5 – 2 Verificación de la Posición del Selector de Funciones yFuncionamiento
Asegúrese de que el selector de funciones está situado en la posición
adecuada, el instrumento en el modo de funcionamiento correcto y laretención de lectura “DATA HOLD” desactivada. De otra forma no podrá
realizar la medición.

76. Funcionamiento
6 – 1 Medición de Intensidad CA••••PELIGRONo realice mediciones en circuitos con tensiones superiores a 750V CA.
Esto puede
provocar un choque eléctrico fortuito o daños al
instrumento o equipo en pruebas.
La mordaza ha sido diseñada para minimizar la posibilidad decortocircuitar los conductores del circuito en prueba. Si el equipo enprueba dispone de partes conductoras accesibles, para evitar posibles
cortocircuitos extreme siempre las precauciones.
No realice mediciones cuando la tapa de las pilas esté fuera delinstrumento.
No realice mediciones con los cables de prueba conectados alinstrumento.

1) Sitúe el selector de funciones en la posición “400A” ó “600A”.
2) Presione el gatillo para abrir la mordaza y amordace el conductor acomprobar.
3) Tome la lectura del visualizador.
Notas:• Durante las mediciones de intensidad, asegúrese que la mordaza estácerrada correctamente. De otro modo, no se podrán realizar mediciones
precisas. El tamaño máximo del conductor a medir es de 33mm dediámetro.
• Cuando realice mediciones de intensidades elevadas, la mordaza puede
zumbar. Esto no afecta a la precisión del instrumento.

8

6 – 3 Medición de Tensión CAPELIGRO• No realice mediciones en circuitos con tensiones superiores a 750V CA.
De lo contrario, puede producir un choque eléctrico fortuito, dañar el
instrumento o circuito en prueba.
• No realice mediciones sin la tapa del compartimento de la pila.
1) Sitúe el selector de funciones en la posición “400V” ó “750V”. Sí él2) Conecte el cable de prueba rojo en el terminal de entrada V y el cablede prueba negro en el terminal de entrada COM.
3) Conecte las puntas de prueba al circuito en prueba y tome la lectura delvisualizador.

6 – 3 Medición de Resistencia
PELIGRO• Asegúrese siempre de que el circuito en prueba está desconectado.
• No realice mediciones sin la tapa del compartimento de la pila.
”.
1) Sitúe el selector de funciones en la posición “Ω /2) Conecte el cable de prueba rojo en el terminal “Ω” y el cable de prueba
negro en el terminal “COM”.
3) Compruebe que el visualizador indica “OL”. Luego una las puntas deprueba y compruebe que el visualizador indica “0” y el indicador
acústico se activa.
4) Conecte las puntas de prueba al circuito a comprobar. Vea la lectura enel visualizador. El indicador acústico se activará si la lectura es inferiora 50Ω.
9

NOTAS
Cuando las puntas de prueba están cruzadas, el visualizador indicará
una pequeña resistencia en lugar de “0”. Esta es la resistencia de loscables de prueba.
Si uno de los cables de prueba está cortado, indicará “OL”.

10

7. Otras Funciones
7 – 1 Apagado Automático
NOTA
Cuando el instrumento se ha apagado automáticamente consume una
pequeña intensidad. Asegúrese de situar el selector de funciones en laposición “OFF”, cuando no tenga que utilizar el instrumento.
Con el fin de prolongar la duración de las pilas esta función evita que elinstrumento quede conectado. Esta función desconecta (reduciendo elconsumo) el instrumento después de 10 minutos de realizar una seleccióno de actuar sobre cualquier pulsador.
Para conectar de nuevo el instrumento, presione cualquier pulsador ositúe el selector de funciones en la posición "OFF" y seleccione de nuevo
una de las funciones.
Como desactivar el Apagado Automático
Para desactivar el apagado automático, conecte el instrumento mientras
se presiona el pulsador “DATA HOLD”. Después de conectarse elinstrumento se visualizará “P. OFF” durante aproximadamente 3 segundos.
Para activar de nuevo el apagado automático, sitúe el selector defunciones en la posición “OFF”, luego seleccione de nuevo una de las
funciones sin presionar el pulsador “DATA HOLD”.
7 – 2 Bloqueo de la Lectura “Data Hold”
Esta función se utiliza para mantener retenida la lectura en el visualizador.
Presione el pulsador “DATA HOLD” para retener la lectura. La lectura
permanecerá retenida sin tener en cuenta las variaciones de la entrada.
Cuando se active la retención de lectura el símbolo “H” se visualizará enla parte superior izquierda del visualizador.
Para desactivar la retención de lectura presione de nuevo el pulsador“DATA HOLD”.
NOTA• Si está seleccionada la retención de lectura “DATA HOLD” y se activa
el apagado automático, la retención de lectura se desactivará.

8. Cambio de las Pilas11ADVERTENCIA
Para evitar un choque eléctrico fortuito, antes de proceder al cambio delas pilas asegúrese de que el selector de funciones está situado en laposición “OFF” y desconecte los cables de prueba del instrumento.

PRECAUCIÓN• No mezcle pilas nuevas y viejas.
• Asegúrese de colocar las pilas respetando la polaridad tal como se
indica en el compartimiento de las pilas.
Cuando se visualice “BATT”, cambie las pilas. Cuando las pilas estén
completamente gastadas, el visualizador no indicará el símbolo “BATT” niningún segmento.
1) Sitúe el selector de funciones en la posición “OFF”.
2) Destornille y retire la tapa de las pilas de la parte posterior delinstrumento.
3) Cambie las pilas respetando la polaridad. Utilice dos pilas nuevas tipo
R03 o equivalente.
4) Coloque de nuevo y atornille la tapa de las pilas.

12

9. Accesorios Opcionales• MODELO K8008 Multi-Tran
El Multi-Tran modelo K8008 está diseñado para incrementar lacapacidad de medición de la pinza amperimétrica. Utilizando el Multitran, no solo amplia el margen de medición hasta 3000A, si no quetambién puede amordazar grandes conductores o embarrados.
1) Sitúe el selector de funciones en la posición “400A”.
2) Tal como se muestra en la siguiente figura, amordace el modelo
K2007A en el toroidal del modelo K8008.
3) Amordace el modelo K8008 en el conductor o embarrado bajo prueba.
4) Tome la lectura del modelo K2007A y multiplíquelo por 10.

13• Modelo Energizer K8021
El modelo Energizer K8021 permite realizar mediciones de intensidad
con la pinza amperimétrica en cables con dos conductores juntos.
También dispone de un terminal para la medición de tensión.
- Medición de Intensidad –1) Sitúe el selector de funciones de la K2007A en la posición “400A”.
2) Tal como se muestra en la figura de la izquierda, amordace laK2007A en el agujero “x1” del Energizer.
3) Tome la lectura del visualizador. (Intensidad máxima: 10A)
4) Para medir bajas intensidades con más precisión, amordace en elagujero “x5” ó “x10” del Energizer. Tome la lectura del visualizador ydivídala por 5 ó por 10.
- Medición de Tensión –1) Sitúe el selector de funciones de la K2007A en la posición “400V”.
2) Tal como se muestra en la figura de la derecha, con los cables deprueba conectados a los terminales “V” y “COM” de la K2007A,
conecte una de las puntas de prueba en el terminal “VOLTLEAD” delEnergizer y la otra punta de prueba al terminal “VOLTLEAD” situado
en la otra cara del Energizer.
3) Tome la lectura del visualizador. (Máxima tensión de medición: 300V)

14

Kyoritsu se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños descritos en este manual
de instrucciones sin obligación de notificarlo.