Proline® 手動ピペット

目次

1. はじめに............................................................................................................. 2
2. 製品概要............................................................................................................ 22.1.
ザルトリウス Proline 容量可変ピペット................................ 22.2.
ザルトリウス Proline 容量固定ピペット................................ 3
2.3.
ザルトリウス Optifit チップ........................................................ 3
3. 本体と付属品................................................................................................... 4
4. ピペットホルダーの設置............................................................................. 4
5. 製品概要............................................................................................................ 5
6. ピペットの操作方法..................................................................................... 66.1.
容量設定............................................................................................. 6
6.2.
チップの装着と取り外し............................................................. 66.3.
2 in 1 .................................................................................................... 66.4.
セーフコーンフィルターの取り扱い....................................... 77. ピペッティング テクニック...................................................................... 77.1.
フォワードピペッティング............................................................ 77.2.
リバースピペッティング................................................................. 87.3.
リバース ピペッティングの繰り返し.................................... 88. 保管方法............................................................................................................ 89. 精度測定と校正.............................................................................................. 89.1.
精度測定............................................................................................. 99.2.
校正.....................................................................................................1110. メンテナンス..................................................................................................1110.1. 洗浄.....................................................................................................1110.2. ピストン部の洗浄.........................................................................12
11. トラブルシューティング.............................................................................13
12. 保証規程..........................................................................................................1413. スペアパーツ..................................................................................................16
14. Specifications...............................................................................................18

2

1.

はじめに

Prolineは0,1μL～5mLの容積の範囲で液体を分注できる手動ピペットです。ザルトリウス製のスタンダードチップ・フィルター付きチップまたはセーフコーンフィルターを併せて使用されることをお勧めします。
このピペットは汎用性のあるラボ用製品です。
ご使用前に、本取扱い説明書をよくお読み頂き、正しく安全にお使いください。

2.

製品概要

Prolineはエアーディスプレイスメント（空気置換式）方式のピペットです。
人間工学に基づいて設計されたProlineは軽い力でピペッティング操作ができるため、反復運動過多損傷（RSI）のリスクが軽減されます。
また、右利き左利きの双方が使用できるデザインとなっています。
独自に開発したセーフコーンフィルターはチップコーンに装着し、ピペットのコンタミネーションや破損を防止します。Prolineの操作ボタンにより、セーフコーンフィルターを手に触れることなく安全に、かつ簡単に取り外すことができます。

2.1.

ザルトリウス Proline
容量可変ピペット

Proline シングル・チャンネルピペット
Proline マルチ・チャンネルピペット

ｾｰﾌ・ｺｰﾝﾌｨﾙﾀｰ
50 入り

型番

容量/μl

可変容量/μl

ﾁｯﾌﾟ/µl

親水性

疎水性

7200100.1-2.5

0.05

10--

720015

0.5-100.1

10, 200--

720080

2-20

0.5

200

7210087210187200255-50

0.5200, 350721008

72101872005010-1001200, 350

72100772101772007020-2001200, 350

721007721017720060100-1000

51000

7210067210167201101000-5000

50

5000

721005721015

3

型番

容量/μl

ｾｰﾌ・ｺｰﾝﾌｨﾙﾀｰ
50 入り 親水性ﾁｯﾌﾟ/µl

可変容量/μl

7202108-ch 0.50-10

01

10-

7202208-ch 5-50

0.5200, 350

7210147202408-ch 50-300

5350

72101472031012-ch 5-10

0.1

10-

72032012-ch 5-50

0.5200, 350

72101472034012-ch 50-300

5350

7210142.2. ザルトリウス Proline
容量固定ピペット
Proline シングル・チャンネルピペット

ｾｰﾌ・ｺｰﾝﾌｨﾙﾀｰ
50 入り

型番

容量/μl

ﾁｯﾌﾟ/µl

親水性

疎水性

722001

5

10, 200--

722004

10

10, 200--

72201020200, 350

72100872101872201525

200, 350

72100872101872202050200, 350

721008721018722025100

200, 350

721007721017722030200200, 350

721007721017721016722035250

1000

721006722040500

1000

7210067210167220451000

1000

7210067210167220502000

5000

7210057210157220555000

5000

7210057210152.3. ザルトリウス Optifit ﾁｯﾌﾟ

Prolineによる高い分注精度を維持するため、ザルトリウス製スタンダードチップおよびフィルターチップの使用をお勧めします。
ザルトリウス製スタンダードチップは高品質のバージンポリプロピレンで製造しています。
また、各種容量のフィルターチップも準備しています。
スタンダードチップは経済的なバルクパッケージや省スペースでの保管が可能なリフィルパッケージ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分、0.1MPa）可能なラック等のラインナップが4あります。 滅菌済みチップはラック又はパッケージでの提供となります。

3.

本体と付属品Prolineのパッケージは本体および以下の付属品が含まれています。
① ピペット 本体② キャリブレーションツール
③ クイックガイド④ 品質証明書（精度成績書、ISO-8655準拠）
本体および全ての付属品が梱包されていることを確認してください。
取扱説明書はSartoriusのwebページよりダウンロード可能です。
http://support.sartorius.co.jp/ja/services/laboratory/download-center/4.

ピペットホルダーの設置

使い勝手と安全性のため、使用後はピペットホルダー、もしくはリニアスタンド（別売Cat.
No.725620）で垂直にして保管することをお勧めします。
① ピペットホルダーを取り付ける棚等の表面をエタノール等でクリーニングします。
② ホルダー接着部の保護紙をはがします。
③ 棚等に押し付けて、ホルダーを取り付けます。
④ ピペットをホルダーに掛けます。

リニアスタンド

55.

製品概要

Proline シングル・チャンネル
操作 ﾎﾞﾀ ﾝ
ﾛｯﾄﾞ (ABS)

操作ボタン(ﾌﾟｯｼｭ ﾎﾞﾀﾝ)(PA)

ｸﾞﾘｯﾌﾟｶﾊﾞｰ
(PA)

ﾁｯﾌﾟｴｼﾞｪｸﾀｰ(PA)			

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｶﾊﾞｰ
(PC)

ﾊﾝﾄﾞﾙ
(ASA/PC)

Proline マルチ・チャンネル
ﾁｯﾌﾟｴｼﾞｪｸﾀｰ
ｶﾗｰ (PA)

操作ﾎﾞﾀﾝﾛｯﾄﾞ(ABS)

ｸﾞﾘｯﾌﾟｶﾊﾞｰ
ﾁｯﾌﾟｺｰﾝ(PA)
2.5­­–1000 µl (PVDF)		
2000–5000 µl (PPS)

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｶﾊﾞｰ(PC)

操作ﾎﾞﾀﾝ(PA)
ﾁｯﾌﾟｴｼﾞｪｸﾀｰ
(PA)

ﾊﾝﾄﾞﾙ
(ASA/PC)

ﾁｯﾌﾟｺｰﾝ
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(ASA/PC)		
ﾁｯﾌﾟｺｰﾝ,
ｿﾌﾄ ｼｰﾘﾝｸﾞ
ﾁｯﾌﾟｴｼﾞｪｸﾀｰ
(PVDF)ﾊﾞｰ (PETP)(TPU)(PVDF)
ﾊｰﾄﾞﾁｯﾌﾟｺｰﾝ
(PC)

66.

6.1.

ピペットの操作方法
容量設定

Proline手動ピペットの容量設定はハンドルのディスプレイ部に表示されています。容量可変モ
デルは以下の方法で、その容量設定を変更できます。
1.
2.
3.

操作ボタンを回して、容量表示を変更します。
設定容量がディスプレイに全て表示します。
設定容量範囲はそのピペットの仕様によります。

6.2. チップの装着と取り外しProlineの高い分注精度を確保するためには、ザルトリウス製チップの使用をお勧めします。
また、最適なチップの装着を確保するためには、チップコーンを定期的にクリーニングすることも必要です。
チップコーンをチップに押し込み、確実にシールをします。
最適なシールがされた状態では、チップとチップコーンにシールリングが見えるようになります。
チップの取り外しはチップエジェクターを親指で押します。使用済みチップは適切な容器に入れ、処理してください。			

6.3. 2 in 1
10μL固定容量モデルおよび0.1～10μL容量可
変モデルは10μLおよび300μLのチップを使用することができます。
標準では10μLチップ用エジェクターカラーを装着しています。300μLチップを使用する場
合、付属の300μLチップ用エジェクターカラーに交換します。
1. チップエジェクターを押し込みます (1.).
2. キャリブレーションツールのピン側をエジェクターバーとエジェクターカラーの間に差し込み、ロック機構を外します。(2.).
3. エジェクターカラーを取り外します。(3.).
4. 300μLチップ用エジェクターカラーを差し込み、エジェクターバーのロック穴にカラ

1.

3.
2.

7

5.
6.

ーのロックピンを押し込みます。
この際、エジェクターバーは押し込んでおきます。
チップエジェクターがスムーズに動くことを確認します。

6.4. セーフコーンフィルターの取り扱い

Proline（10μLモデルは除く）はチップコーンにセーフコーンフィルターを取り付けることができます。この着脱式のフィルターは液体や（有機溶媒等の）蒸気がピペット内部への流入を防ぎ、ピペット内部のコンタミや破損を防止します。
セーフコーンフィルターは親水性と疎水性の２種類を準備しています。親水性フィルターは一般的な用途、疎水性フィルターは組織培養、微生物、ウイルスなどの培養系、分子生物系など、サンプルのコンタミ防止を必要とする用途に用います。
これらのフィルターは定期的に交換する必要があります。交換頻度は使用される頻度に依存しますが、少なくとも月１回の交換をお勧めします。
Note: また、サンプルの吸い込みをしてしまった場合は直ちに交換をしてください。

7.

ピペッティング
テクニック

正確なピペッティングを行うには、以下の項目を考慮する必要があります。
1. ピペット、チップおよびサンプルをできるだけ同じ温度にします。
2. チップはチップコーンにしっかりと装着します。
3. サンプルを吸引する際はピペットを出来る限り、垂直に持ち、チップはサンプルの液面から2～3 mmまで浸します。
4. 新しいチップで分注をする前に、そのサンプルで３～５回のリンスし、（吸引、吐出を繰り返す。）サンプルになじませるようにします。このリンスは水より比重の重いサンプル、高粘度サンプルおよびエタノールのような蒸気性の高い溶液などに有効です。
5. 常に操作ボタンはスムーズにゆっくりと操作します。
8初期ポジション

7.1.

フォワード・ピペッティング

最も一般的なピペッティング方法です。この方法は液体の完全な吐出にブローアウトを行う必要があります。
1.
2.
3.
4.

5.

7.2.

操作ボタンを第１ストップまで押します。
チップの先端を液体表面から2～3mmまで浸し、操作ボタンをゆっくり元の位置まで戻し、約１秒間そのまま保持します。
注意深く、引き上げ、チップ外部に付いた液体を容器の壁につけて取り除きます。
操作ボタンを第１ストップまで押して、吐出します。その後、少し待ってから、第２ストップまで操作ボタンを押します。この操作でチップが空になります。
操作ボタンを離し、最初の位置に戻します。必要に応じてチップを交換してピペッティングを繰り返します。

第1ストップ第2ストップ

リバース・ピペッティング

この方法では、設定した容量を上回る容量（予備吸引）をチップに吸引します。吐出時はブローアウトを行わず、予備吸引した容量の液体はチップに残ります。リバース ピペッティングは高粘性、生物系、発泡性の液体や微量サンプルの分注に適しています。
1.
2.
3.
4.

5.

8.

操作ボタンを第２ストップまで押します。
チップの先端を液面から2～3mmまで浸し、操作ボタンをゆっくり元の位置まで戻し、約１秒間そのまま保持します。
注意深く、引き上げ、チップ外部に付いた液体を容器の壁につけて取り除きます。
操作ボタンを第１ストップまで押して、吐出します。第１ストップまで押した状態のまま、少し待ちます。サンプルがチップ内に残っていますが、これは予備吸引したものですので、吐出する必要はありません。
残ったサンプルを第２ストップまで操作ボタンを押し、元の容器に戻すもしくは廃棄します。

保管方法

Prolineの使用後は垂直に立てて保管することをお勧めします。ピペットホルダー、もしくはリニアスタンドを使用すると最適です。

99.

精度測定と校正

9.1.

精度測定

Prolineは定期的に（３ヶ月に１回など）、そしてご自身でのメンテナンス後は必ず、校正することをお勧めします。校正における精度測定はその用途に必要な精度、使用頻度、使用者数、分注する液体の性質に応じて精度基準を設定する必要があります。
（ISO 8655-1)

精度測定は室温が15～30°Cで測定中の温度変動が±0.5°C以内、湿度50%以上の環境で行います。 ピペット、チップおよび検査用水などはその環境に十分な時間（２時間以上）放置し、平衡化させます。 検査用水は蒸留水もしくは脱イオン水を使用する必要があります。 使用する天秤は、0.01 mgまで読み取り可能なものを使用する必要があります。
（ISO 8655）
測定方法
1. 測定する容量( V s )にピペットを調節します。
2. チップをチップコーンに取り付けます。
3. ピストン内部の湿 度を平 衡化させるため、検査用水の吸引、吐出を５回繰り返します。
4. チップを交換し、検査用水の吸引、吐出を数回行い、チップをリンスします。
5. チップを検査用水の表面から下2～3mmの位置に差し込み、検査用水を吸引します。この間、ピペットを垂直に保つことが必要です。
6. ピペットを垂直に引き抜き、チップを秤量容器の内壁につけます。
7. チップを秤量容器の内壁につけたまま、検査用水の表面下からすぐ上の位置に30～45°の角度で接触させながら、検査用水を容器に吐出します。 チップを秤量容器の内壁8～10 mmにわたって沿わせながら離します。
8. 重量 (mi)をmg単位で測定します。
9. 1～8の操作を繰り返し、10回の測定値を記録します。
10. 測定した重量 (mi) を容積 (V i)に換算します。
Z = 補正係数 (表１)
Vi = mi Z
11. 容積に換算した値の平均値( ⊽ ) を求めます。
⊽ = (∑Vi)/10
12. 正確度 (測定の誤差%、es) を求めます。
µL単位の場合: es= ⊽ - Vs
10

Vs = 測定した容積%単位の場合 : es = 100 (⊽ - Vs)/Vs
13. 再現性（測定の変動係数％：バラツキ）を求めます。:∑(Vi - ⊽)2n-1n = 測定回数(10)

標準偏差に換算 s =変動係数に換算 CV = 100s/⊽

14. 求めた正確度と再現性を精度規格値もし
くは研究室内で定めている精度基準と比較します。正確度や再現性がその範囲内にある場合、そのピペットは使用することができます。定期的に正確度と再現性の測定を行い、必要に応じて校正をお勧めします。 (12.2参照).
Note: 正確度は、実際に排出される容量と測定した容量との誤差を表わし、再現性は排出される容量のバラツキを表わします（ISO 8655）。
Note: 弊社の精度規格は厳密に管理された条件下で達成されるものです（ISO 8655）。
研究室内における精度基準は、その用途求められる正確度、再現性を考慮して定める必要があります。
（ISO 8655）
表1Z-values (µl/mg):
室温 (°C)気圧 (kPa)95

100101.3

105

20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5

1.00281.00291.00301.00311.0032
1.00331.00341.00361.00281.00291.00311.0032
1.00331.00341.00351.00361.00291.00301.00311.0032
1.00331.00341.00351.00361.00291.00301.00311.0032
1.00331.00341.00361.0037

Note: この測定方法はISO 8655に準拠しています。

11

9.2. 校正

Prolineの校正は、蒸留水を用いて22°Cで精度測定を行い、品質管理をしています。 （ISO8655準拠）Prolineの精度規格は、純正チップを使用した場合にのみ保証されます。 精度測定で正確度・再現性が適当でないと認められた場合は、以下の手順に従って校正を行なってください。
1. キャリブレーションツールを使用して、ピペット背面にあるキャリブレーションナットのカバーを外します。
2. キャリブレーションツールの六角形のヘッドをキャリブレーションナットに差し込みます。
3. キャリブレーションナットは容量を減らしたい場合は反時計回りに、容量を増やしたい
4. 場合は時計回りに回して調整します。
5. 精度測定を再度行ないます（9.1を参照）。 妥当な結果が得られるまでこの手順を続けます。
Note: 弊社ではピペットの校正・点検サービスも提供しています。 詳細については、直接弊社もしくは販売店様までお問い合わせください。

10. メンテナンス
Prolineは簡単にメンテナンスしていただけるように設計されています。毎日使用する場合は、３ヶ月に１度ピストン部の洗浄を行ない、精度測定するようにしてください。弊社では、修理、メンテナンスおよび精度測定を行ない、メンテナンス・サービス報告書と精度検査書を提供するサービスも行なっています。

Note: 注）Prolineを販売店様経由で送付される際、必ず事前に汚染除去を行なってください。危険物使用の履歴がある場合には、その旨を必ずお知らせくださるようお願いします。

10.1. 日常的な点検
Prolineの表面が汚れていないか毎日点検することを推奨しています。 汚れている場合、洗浄
12+–を行います。表面の洗浄には柔らかく糸くずの出ない布等を使用してください。 洗浄液としてエタノール（70%）、イソプロパノール（60%）もしくは中性洗剤を使用します。 洗浄液を含ませた布で軽く拭って表面の汚れを落とした後、布で拭いて乾かします。

10.2. ピストン部の洗浄
1.
2.

チップエジェクターを押し込みます。
キャリブレーションツールのピン側をエジェクターバーとエジェクターカラの間に差し込み、ロック機構を外します。
3. チップエジェクターとチップエジェクターカラーを取り外します。
4. キャリブレーションツールのレンチ側をチップコーンの根元に差し込み、反時計回りに回します。5mLモデルのチップコーンは工具を用いないで、反時計回りに回して取り外します。
5. チップコーン、ピストンおよびスプリングを取り外します。
6. チップコーン、チップエジェクター、チッ
プエジェクターカラー、ピストン、O-リングおよびスプリングなどは洗浄液（エタノール、イソプロパノール、中性洗剤等）を含ませた糸くずの出ないやわらかい布で拭きます。汚れが酷い場合は、洗浄液に30分以内浸します。
7. 洗浄液に浸した場合、蒸留水で洗浄後、乾燥させます。
8. チップコーンを再装着する前に、ピストンO-リングに専用シリコングリスを塗布します。
9. 再組み立て後、操作ボタンを何度か動かし、内部のグリスを均一にします。
10. 精度測定を行います。
Note: 10μL 以下のモデル（型番 720005,720000, 722001, 722004）はO-リングの取り外しはできません。
Note: グリスは別途ご購入ください。
（型番 721670）
グリスは必ず薄く均一に塗るようにしてください。 グリスを塗り過ぎた場合、操作ボタンがスムーズに動かず、吸引不良を起こすことがありますのでご注意ください。

1.

3.
2.

2.

1.

2.

13

11.

トラブルシューティング

不具合

原因

対策

チップに液滴が残る。

チップが適切でない。

純正チップを使用してください。

チップ内壁が均一にリンスされていない。

新しいチップを取り付けてください。

チップの装着が適当でない。

しっかり固定してください。

チップが適切でな
い。

純正チップを使用してください。

液漏れもしくは分注量が少ない。

チップとチップコーン チップコーンの汚の間にほこりが挟まっ れを落とし、新しいている。
チップを取り付けてください。
ピストンとO-リングに 適切な量のグリス過剰なグリスが塗布 を塗布してくださされている。
い。
O-リングが外れている、もしくは劣化している。

O-リングおよびピストンの交換が必要です。

操作の不具合がある。

正しいピペッティン
グをしてください。

校正の変化、不適切 再校正をしてくだなサンプルで使用して さい。
しまった。

操作ボタンの不具合、動きが一定でない。

ピペットが破損している。

メンテナンスが必要です。

ピストンに汚れがある。

ピストン、チップコーン、O-リングの洗浄とグリスの塗布をしてください。

サンプル（有機溶媒） ピストン、チップコの蒸気が侵入してい ーン、O-リングの洗浄とグリスの塗布る。
をしてください。
吸引量が少ない。

サンプルが吸い込ま ピストン、チップコれている、もしくはグ ーン、O-リングの洗リスが不足している。 浄とグリスの塗布をしてください。

チップエジェクター チップコーンもしくは チップコーン、チッの不具合、動きが チップエジェクターカ プエジェクターカラ
一定でない。
ラーが汚れている。 ーの洗浄をしてください。
1412. 保障規定
保証期間
Prolineはご購入後３年の保証期間を設けています。この期間内の不具合については無償にて修理を実施させていただきます。
ただし、以下の場合、保証適用外となります。
•お客様依頼による定期メンテナンスおよび精度測定•
サンプル溶液等の吸い込みによるピストン部の不具合•落下等によるピペットの破損•
他社製チップ使用による不具合
ANY WARRANTY WILL, HOWEVER, BE DEEMED AS
VOID IF FAULT IS FOUND TO HAVE BEEN CAUSEDBY MALTREATMENT, MISUSE, UNAUTHORIZEDMAINTENANCE OF SERVICE OR NEGLIGENCE
OF REGULAR MAINTENANCE AND SERVICE,ACCIDENTAL DAMAGE, INCORRECT STORAGE
OR USE OF THE PRODUCTS FOR OPERATIONSOUTSIDE THEIR SPECIFIED LIMITATIONS, OUTSIDETHEIR SPECIFICATIONS, CONTRARY TO THE
INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS MANUAL OR WITHOTHER THAN THE MANUFACTURER’S ORIGINAL
TIPS.
ご購入頂いたピペットはザルトリウスの品質管理体制の元、点検され出荷されております。

1513. スペアパーツ
Push button
Grip cover
Tip ejector
Tip ejector springHandleCounter

Piston assembly

Tip ejector collar

PistonPiston spring
Secondary spring

Secondary spring

Spring support

O-ringTip cone filter

Push button

Grip cover
Tip ejector

Tip ejector spring

HandlePiston assembly

Tip cone housing

Tip ejector bar

PistonPiston spring

Spring support
Tip cone

Elastomer
Tip cone filter

仕様 Specifications

14.

（Proline®の精度規格）シングルチャンネル

型番

チャンネル

容量範囲µl

テスト容量µl

系統誤差
偶然誤差（正確度）(%) （再現性）(%)

720005

10.1-2.5

2.5
1.25
0.25

2.50
3.00
12.00

2.00
3.00
6.00

720015

10.5-10

105
1

1.00
1.50
3.00

0.80
1.50
2.00

72008012-2020
10
2

1.00
1.40
3.00

0.50
0.90
3.00

720020

15-50

50
25
5

1.00
1.40
3.00

0.30
0.60
2.00

720050110-100

100
50
10

0.80
1.00
3.00

0.20
0.40
1.00

720070120-200

200
100
20

0.60
0.80
2.50

0.20
0.30
0.90

7200601100-1000

1000
500
100

0.70
0.80
2.50

0.20
0.25
0.70

720110110005000

5000
2500
500

0.60
0.70
1.20

0.20
0.30
0.30

722001

155

1.30

1.20

722004

110

10

0.80

0.80

722010

12020

0.60

0.50

722015

12525

0.50

0.30

722020150

500.500.30

722025

1100

100

0.50

0.30

722030

1200

200

0.40

0.20

722035

1250

250

0.40

0.20

722040

1500

500

0.30

0.20

722045

11000

1000

0.30

0.20

722050

12000

2000

0.30

0.15

722055

15000

5000

0.30

0.15

容量固定

（Proline®の精度規格）マルチチャンネル
型番

チャン
ネル

容量範囲
µl

テスト容量
µl

系統誤差
偶然誤差
（正確度）(%) （再現性）(%)

7202108

0.50-10

10
5
1

1.50
2.50
5.50

1.50
2.50
4.00

720220

8

5-50

50
25
5

1.00
1.50
3.00

0.50
1.00
2.00

720240850-300

300
15050

0.70
1.00
1.50

0.25
0.50
0.80

720310120.50-10

1051

1.50
2.50
4.00

1.50
2.50
4.00

720320125-50

50
25
51.00
1.50
3.00

0.50
1.00
2.00

7203401250-300

300
15050

0.70
1.00
1.50

0.25
0.50
0.80

製造元

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1FI-00880 Helsinki
FinlandPhone +358.755.951
lhinfo.finland@sartorius.com
www.sartorius.com
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Germany
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius.com
販売元
ザルトリウス・ジャパン株式会社
本社／ 〒 140-0001 東京都品川区北品川 1-8-11

大阪／ Tel.(03)6478-5203 Fax.(03)6478-5496

Tel.(03)6478-5200 Fax.(03)6478-5494
名古屋／ Tel.(03)6478-5204 Fax.(03)6478-5497

www.sartorius.co.jp
JCSS 校正 / ピペット・ドクター / リペア 等（ピペットのデモ機返却は下記へお送りください。
）㈱近鉄ロジスティクス・システムズ 東京ターミナル
3F ザルトリウス サービス担当宛て〒 140-0003 東京都品川区八潮 3-2-31
TEL: 03（6386）9549
本書で使用されている情報、仕様、イラストなどの状態は本紙記載の日付に基づきます。
ザルトリウス 社は、予告なく製品の技術、特長、仕様、デザインを変更する権利を有します。
すべての商標は、別途記載のない限りザルトリウス社に帰属します。特許は取得済み、または申請中です。

Publication No. SUL6011-j140101 • Order No. 85037-543-54 • Ver. 01 | 2018 © Sartorius Biohit Liquid Handling Oy

本社