テスト･解析・設計

112

Vibration Control

VIBeシリーズ

新製品

除振プラットフォーム
Vibration Isolation Platform

光学テーブル• 保守不要の経済的な顕微鏡除振装置• 空気ホースやコンプレッサが不要

テーブルアクセサリー• 荷重範囲：除振装置1台あたり2 〜 180 lbs/アイソレータ

このVIBe VIB-1218プラットフォームは、3つのVIB-BRKTマウントブラケットとIB-1018除振装置を装備したものです。

ブレッドボード

新VIBe除振ベースプレートは、コンパクトで効果的な使いやすいプラットフォームで、顕微鏡、検査機器、分析機器などの高感度の装置に対する振動の影響を大幅に低減します。VIBeユニットは、いずれも黒色の粉体塗装が施されたスチールプレートでできています。また垂直方向と水平方向の両方の振動を除去する特許権を得たIBシリーズ除振装置を装備しているため、空気ライン、コンプレッサ、あるいは除振効果のために必要なその他のアクセサリは備えていません。
VIBeは、全部で4種類の標準形状があり (長方形と三角形が2種類ずつ)、幅広い用途のニーズに対応できる設計になっています。長方形のプラットフォームのサイズは12"×18"と18"×24" の2種類で、除振ベアリングを装備して5 ポンドから350 ポンドまでの積載量を支持することができます。三角形のモデルは、すべての主要な顕微鏡メーカーの幅広い顕微鏡製品ラインナップを設置できるように設計されています。特殊な形状とサイズのご要望に対応することも可能です。

VIBプラットフォームの図

除振脚VIBeシリーズのIB除振ベアリングは、部品番号により個別に指定されている積載量の範囲で使用できます。軽量機器に使用するIB-1018と重量のある機器に使用するIB-50100は、1ベアリングあたりそれぞれ10 〜 18 ポンドおよび50 〜 100 ポンドの総積載量を除振します。IB除振装置はパッシブかつ機械的であるため、空気ホース、保守、補助ハードウェアなどは必要ありません。

除振プラットフォーム

IBベアリングは全部で6つのモデルがあり、除振装置1台あたり10~100 ポンドの範囲の荷重をカバーします。そのためユーザーは、適切なサイズのプラットフォームを設定してベースプレート上の決められた位置にベアリングを配置することにより、機器の支持と除振を行うことができます。 顕微鏡の場合には、後方の重量が前方より50%重くなるのが通常ですが、このような荷重が均一でない場合の対応も可能です。

7.75

5.71
8.24
18.00

各ベアリングは独立型のユニットで、規定の荷重範囲に対して垂直方向と水平方向の両方の除振を行います。除振装置の垂直方向の共振周波数は6.7 Hzで9 Hzから除振を開始し、水平方向の共振周波数は6.3 Hzで8 Hzから除振を開始します。この性能は、一般的なラボで生じる振動ノイズを85%低減できる十分な効果を発揮します。IBベアリングは、プラットフォームのレベル調整が可能なネジ溝付き開口部を備えた特殊設計のブラケットによってVIBeベースプレートに実装されます。

VIB-G001

11.50

VIBeシリーズの除振ベースプレートは、積載物の大きさや形状に応じて何百通りもの構成が可能で、さらにさまざまな特注にも対応いたします。通常は、VIBeベースプレート、3つまたは4つのIB除振ベアリング、およびベアリングに適合するマウントブラケットによって構成されます。NewportVIBeの構成は、簡単な3つのステップにより行われます。

8.26

9.00
21.69

VIB-G002

振動の基礎知識

ハニカム＆グラナイト構造

ワークステーション＆14.50

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認くださいVibration Control

テスト･解析・設計

用途に合わせた適切なVIBeコンポーネントの選択

113

垂直102010

伝達率

正しいコンポーネントを選択するための最初のステップは、除振対象機器の大きさと重量の確認です。適切な耐荷重のベアリングを支持ポイントごとに選択できるように、機器の重量分布も確認するようお勧めします。

-200.10.01

110-40100

光学テーブル

次に、対象機器の設置面積全体を確実に支持するために、適切なVIBeベースプレートを選択します。
機器の重心が高い場合や荷重が移動するような場合には、大きめのベースプレートを選択し、さらに4つのIBベアリングを使用して安定性を向上させる必要があります。

dB

垂直周波数 (Hz)

ベースプレートの大きさと形状を選択したら、対象機器を確実に支持して除振するために必要なIBベアリングを選択します。例として、重量が125 ポンドで、荷重が均一にかかり、重心が低く、設 水平10置面積が16"×20" の機器を想定してみます。ベースプレートはVIB-1824が最適で、その重量は46 ポンドです。総重量の171 ポンドを支持するには、1つあたりの耐荷重が42.8 ポンド以上のベアリン1グが4つ必要になります。所要の重量に使用できるIBベアリングが複数存在する場合は、荷重範囲の中央値が総重量に近い方のIBを選択します。この例では、IB-2947とIB-3775の両方が適切に機能します。この用途で荷重が追加されることが無いと仮定すれば、IB-2947が正しい選択肢となります。
0.1

20

伝達率

00.01

1

テーブルアクセサリー

顕微鏡に使用する場合は、前方と後方の重量分布を確認して適切なベアリングを選択することが重要です。そこで、重量が100 ポンドで前方と後方の重量分布がそれぞれ40%と60%であり、形状がVIB-G002 (重量は21.6 ポンド) に適合する顕微鏡を想定してみましょう。この場合、耐荷重が50.8ポンドのベアリングを前方に1つ、35.4 ポンドのベアリングを後方に2つ配置する必要があります。
したがって、後方にはIB-2340、前方のベアリングにはIB-3775を選択するのがベストです。

dB-20

10-40100

水平周波数 (Hz)

ブレッドボード

除振仕様
モデル
VIP320 & VIP3200

垂直除振、共振*

水平除振、共振*

共振時振幅、垂直共振時振幅、水平(Hz)

(dB)

(dB)

6.8

6.3

1716(Hz)*共振ピークの公称値、定格荷重満載時の除振およびダンピング
除振脚発注のご案内IB-1018除振装置、荷重範囲10-18 lb

IB-1630

IB-1630除振装置、荷重範囲16-30 lb

IB-2340

IB-2340除振装置、荷重範囲23-40 lb

IB-2947

IB-2947除振装置、荷重範囲37-75 lb

IB-3775

IB-3775除振装置、荷重範囲50-100 lb

IB-50100

IB-50100除振装置、荷重範囲50-100lb

VIB-BRKT

IB除振装置マウントブラケット、マウントネジ2本を含む

VIB-1218

12 in.×18 in. VIBeシリーズプラットフォーム
18 in.×24 in. VIBeシリーズプラットフォーム

VIB-G001「Y」字型VIBeシリーズプラットフォーム、14.4 in×18 in.

VIB-G002「Ｔ」字型VIBeシリーズプラットフォーム、11.5 in×21.7 in.

18.00
VIB-1218

ハニカム＆グラナイト構造

VIB-1824

12.00

ワークステーション＆仕様

IB-1018

除振プラットフォーム

モデル

18.00

24.00

VIB-1824

振動の基礎知識定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

テスト･解析・設計

114

除振脚

ブレッドボード

テーブルアクセサリー

光学テーブル

VIP320 除振プラットフォーム

除振プラットフォーム

ワークステーション＆ハニカム＆グラナイト構造
振動の基礎知識

Vibration Control

モデル

内容

VIP320-1218-1035

VIBe 除振プラットフォーム、12 x 18 in.、10 - 35 lbs

VIP320-1218-135210

VIBe 除振プラットフォーム、12 x 18 in.、135 - 210 lbs

VIP320-1218-1555

VIBe 除振プラットフォーム、12 x 18 in.、15 - 55 lbs

VIP320-1218-5590

VIBe 除振プラットフォーム、12 x 18 in.、55 - 90 lbs

VIP320-1824-150350

VIBe 除振プラットフォーム、18 x 24 in.、150 - 350 lbs

VIP320-1824-3070

VIBe 除振プラットフォーム、18 x 24 in.、30 - 70 lbs

VIP320-1824-50105

VIBe 除振プラットフォーム、18 x 24 in.、50 -105 lbs

VIP320-1824-70140

VIBe 除振プラットフォーム、18x 24 in.、70 -140 lbs

VIP320-1824-95180

VIBe 除振プラットフォーム、18 x 24 in.、95 - 180 lbs

VIP320-2430-120260

VIBe 除振プラットフォーム、24 x 30 in.、120 - 260 lbs

VIP320-2430-140320

VIBe 除振プラットフォーム、24 x 30 in.、140 - 320 lbs

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認くださいVibration Control

VIP320-2430-275400

VIBe 除振プラットフォーム、24 x 30 in.、275 - 400 lbs

VIP320-2430-340520

VIBe 除振プラットフォーム、24 x 30 in.、340 - 520 lbs

VIP320-2430-40110

VIBe 除振プラットフォーム、24 x 30 in.、40 - 110 lbs

VIP320-2430-65120

VIBe 除振プラットフォーム、24 x 30 in.、65 - 120 lbs

VIP320-2430-70125

VIBe 除振プラットフォーム、24 x 30 in.、70 - 125 lbs

VIP320-2430-75140

VIBe 除振プラットフォーム、24 x 30 in.、75 - 140 lbs

VIP320-2430-80200

VIBe 除振プラットフォーム、24 x 30 in.、80 - 200 lbs

VIP320-2638-100300

VIBe 除振プラットフォーム、26 x 38 in.、100 - 300 lbs

ブレッドボード

VIBe 除振プラットフォーム、24 x 30 in.、20 - 75 lbs

テーブルアクセサリー

VIP320-2430-2075

光学テーブル

内容

テスト･解析・設計

モデル

115

除振脚
ワークステーション＆除振プラットフォーム

ハニカム＆グラナイト構造
振動の基礎知識定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

テスト･解析・設計

116

Vibration Control

モデル

内容

VIB-BRKT

アイソレータマウンティングブラケット、Includes 2 Mounting Screws、
VIBeシリーズ

VIB-G001

Yシェイプアイソレーションベースプレート、14.4 x 18 inch、
VIBeシリーズ

VIB-G002

Tシェイプアイソレーションベースプレート、11.5 x 21.7 inch、
VIBeシリーズ

VIP-1218

アイソレーションベースプレート、12 x 18 inch、
VIBeシリーズ

VIP-1824

アイソレーションベースプレート、18 x 24 inch、
VIBeシリーズ

除振プラットフォーム

振動の基礎知識

ハニカム＆グラナイト構造

ワークステーション＆除振脚ブレッドボード

テーブルアクセサリー

光学テーブル

VIPベースプレート

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください