4042 WAK-SiO2（D）-P

共立使用法

シリカ（低濃度）

iPhone用アプリ

型式

Japan use only

App Store からダウンロード

WAK−SiO2（D）

モリブデン青比色法によるMolybdenum Blue Visual Colorimetric Method

主試薬

モリブデン酸塩、アスコルビン酸

測定範囲

SiO2 0.5〜20 mg/L(ppm)

測 り 方
3分間

30秒間

K-1

① 検 水 を専 用 カップの 2滴線（1.5mL）まで入れ、滴 ビ ン のK-1試 薬 を2滴加えます。

K- 2

1滴②蓋をして2〜3回振ります。
3分間放置します。

④蓋をして2〜3回振ります。
30秒間放置します。

③滴ビンのK-2試薬を1滴加えます。

穴をカップの底につけたまま全量吸い込む
この部分をつまんで引き抜く

SiO 2⑤チューブ先端のラインを引 き抜きます。

5〜6⑥穴を上にして、指でチューブの下 半 分を強くつまみ、中の空気を押し出します。

⑧3分後にチューブを標準色の上にのせて比色します。

3分

デジタルパックテスト、⑦そのまま穴を検水の中に入れ、つまんだ デジタルパックテスト・マルチ
SPでも測定可能です。
指をゆるめ、全量吸い込みます。液がもれないようにかるく5〜6回振り混ぜます。

--12-- -01

ZERO-34㎎/L

測定 値の読み方

指定時間後にチューブ内の液の色を標準色と比べます。一番近い標準色の値が測定値です。
チューブ内の液の色が標準色の間の場合は中間値を読み取ってください。

パックテスト 使 用前、使 用 後 の取 扱い 注 意
滴ビンのK-1、K-2試薬および測定後のチューブの内容物は強酸性です。
応急措置

内容物が目に入ってしまったら → すぐに15分間以上、水で洗い流してください。
痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受けてください。
内容物が皮膚や衣服にふれたら → すぐに水で洗い流してください。
内容物が 口に入ってしまったら → すぐに水で口の中を洗い流してください。
内容物を飲み込んだり、上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。
試薬の有害性は外箱の「GHSに基づく表示」、SDSをご参照ください。

保管

ラミネート包装を開封した後は、なるべく早くご使用ください。

廃棄事業活動で使用する場合は、各関係法令に従って適切に廃棄してください。
それ以外の場合は、チューブや滴ビン等はそのまま「燃やすゴミ」としての廃棄も推奨しています。

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク

TEL：045 - 482- 6937

Ⓒ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

パックテスト シリカ（低濃度）特徴
この製品は、JIS K 0101 44.1.2 のモリブデン青吸光光度法の発色原理を用いており、工業用水や環境水をはじめ、いろいろな検水中のイオン状態（SiO32 -）のシリカ（けい酸）を簡単な操作で測定できます。
細かい測定値が知りたい場合は、デジタルパックテスト（型式 DPM2-SiO2-D）、デジタルパックテスト・マルチSP（型式DPM-MTSP）をご利用ください。
なお、パックテストとは測定範囲、反応時間、共存物質の影響が若干異なりますのでお問い合わせください。

注意
1. シリカはイオン状シリカ、溶存およびコロイド状シリカおよび全シリカに区分され、いずれも二酸化けい素（SiO2）として表示されますが、この方法では、イオン状シリカ（SiO 3 2 - ）だけが測定されます。溶存・コロイド状および全シリカを測定する場合には、JIS K 0101 44.2あるいは44.3に従って、それぞれ前処理をした後で測定してください。
2. 発色時のpHは、約2です。pＨが2〜9の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 1000mg/Lの標準液では、標準色の「20」より強く発色します。高濃度が予想される場合には、あらかじめ希釈してから測定してください。
4. 検水の温度は15〜40℃で測定してください。
5. 1回で検水を全量吸い込めなかった時には、穴を上にして空気を押し出し、もう一度やりなおしてください。
6. 比色する時に、多少試薬が溶解せずに残っていても測定には影響ありません。
7. 比色は昼光で行なってください。直射日光や一部の蛍光灯、水銀灯、LEDでは比色が困難になることがあります。
8. 発色後にラインをチューブ先端の穴に戻すと、チューブ内の液がもれなくなります。

共 存 物 質 の影響
標準色は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。下記は、標準液に単一の物質を添加した場合の発色への影響データです。

1000mg/L 以下は影響しない ・・・ Al 3+、B 3+（ほう酸）、Ba 2+、Ca 2+、Cl -、CN -、Fe 2+、I-、K+、Mg 2+、Mn 2+、
Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH4+、NO3-、SO42-、Zn2+、陰イオン界面活性剤、500mg/L
300mg/L
200mg/L
100mg/L
20mg/L
10mg/L〃〃〃〃〃〃

残留塩素、フェノール、ホルムアルデヒド

・・・ Ni 2+、NO 2 ・・・ As 3+（亜ひ酸）・・・ Cr6+（クロム酸）
・・・ Co 2+、Cu 2+、F -、Fe 3+
・・・ PO 4 3・・・ Cr 3+、V5+（バナジン酸）

海水は影響しません。
酸化性物質、還元性物質が影響する場合があります。

Ⓒ 2024 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

【Caution】● This product is made for analyzing water quality purpose only. Do not use

for any other purpose.

● This product contains small amount of chemicals. Please read instruction

manual, GHS labels, SDS, and other necessary document thoroughly prior to use.

● Please keep this information handy for future reference.

＜Safety＞● Please wash your hands thoroughly before and after the test.
Do not inhale the chemical reagents.
● It is highly recommended to wear protective gloves, eye protection,and mask upon using this product.

● Avoid release chemical reagents or waste solution to the environment.

＜Storage＞● Please keep this product out of reach of children. Keep it in thedry and dark place at room temperature.
＜Other＞ ● Please check the expiration date shown on the box, and make sure
to use within the date.
● Specifications are subject to change without notice.

1-18-2 Hakusan, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa
226-0006, JAPAN E-mail:eng@kyoritsu-lab.co.jp2102

4022J-3032E

Silica(Low Range)

Molybdenum Blue Visual Colorimetric Method
Main Reagent:
Molybdate, Ascorbic Acid
Measuring Range: 0.5- 20 mg/L(ppm)

Model︓WAK-SiO2(D)H oo ww tt oo UH
U ss ee

K-1

K-2

3min

2drops

1drop

①

②

③

5-6

Times

⑤④

3min

5-6

SiO230secTimes⑦⑥⑧① Fill the Cell (PACKTEST Square Cup) up to the line (1.5mL) with sample and add 2 drops of K-1 Reagent(Bottle).
② Close the cap and shake the Cell for 2 to 3 times and wait for 3 min.
③ Add 1 drop of K-2 Reagent (Bottle).
④ Close the cap and shake the Cell for 2 to 3 times and wait for 30 sec.
⑤ Remove the colored line at the top of the tube to clear the aperture.
⑥ Press the tube’s side wall to expel the air and hold the tube.
⑦ Immerse the aperture of the tube into the Cell, pressing it against the bottom, and release finger totake all the sample from the Cell into the tube. Invert the tube back and forth lightly for 5 to 6 times.
⑧ After 3min, compare the actual color in the tube with Standard Color.

HowtoReadtheResult

After the reaction time, compare the color of the tube with Standard Color. The nearest color indicatesthe concentration value of the analyte in your sample. A color between two standard colors indicate
the value between them.

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

Handling of PACKTEST Before and After Use
K-1 Reagent, K-2 Reagent and content of the tube is Strong Acid.
First AidEye Contact → Immediately flush eyes with water for at least 15 minutes, followed by consult withOphthalmologist, even without any symptom.
Skin/Cloth Contact → Immediately flush contacted area with water.
Ingestion → Immediately rinse mouth.
If swallowed the content or any symptom appears, seek medical advice immediately.
Please refer to SDS for further information.

StorageUse PACKTEST tubes as soon as possible after opening the laminated package.

Disposal
For business use, please follow in the manner consistent with relevant laws and regulations.
Otherwise, the tube can be disposed as combustible waste.

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

PACKTEST Silica (Low Range)
Caution
1.This product only allows to measure Silicate ion (SiO32-) in the sample. To measure dissolved,colloidal and total silica, operate necessary pretreatment prior to measurement.
2. The optimum pH upon reaction will be around 2. If the pH of the sample exceeds 2-9, pleaseneutralize with dilute sodium hydroxide solution or dilute sulfuric acid prior to measurement.
3. A Silica standard solution of 1000mg/mL develops a color stronger than 20 on Standard Color.
When the value is expected to be high, please dilute the sample prior to use.
4. Keep the sample temperature between 15-40℃.
5. Ensure that the PACKTEST tube is filled up to half.
6. Partially undissolved reagent will not affect the measurement.
7. When comparing to the Standard Color, please be sure to read under the daylight. It may bedifficult to determine the color under the direct sunlight, certain florescent lights, mercury lamp orLED.
8. You can put the line back into the aperture to seal. This will avoid possibility of spilling the contentof the tube.

InterferenceStandard Color is prepared based on the standard solution. If there are some coexisting substancesthat may cause interference, please compare the result with official method or standard addition
method for verification. Below is the list of interference data for on color development when adding
each of the single substances to the standard solution.

≤1000mg/L will not affect… Al3+, B(III), Ba2+, Ca2+, Cl-, CN-, Fe2+, I-, K+, Mg2+, Mn2+, Mo(VI), Na+,NH4+, NO3-, SO42-, Zn2+, Anionic Surfactant, Residual Chlorine, Phenol,Formaldehyde≤500mg/L〃… Ni2+, NO2-

≤300mg/L〃… As(III)≤200mg/L〃… Cr(VI)≤100mg/L〃… Co2+, Cu2+, F-, Fe3+≤20mg/L〃… PO43-≤10mg/L〃… Cr3+, V(V)Seawater does not affect the result.
Oxidizing and reducing substances may interfere the result.

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

4022J-3032C

二氧化硅（低浓度）钼蓝比色法
主试剂： 钼酸铵、抗坏血酸测量范围： SiO2 0.5 - 20 mg/L(ppm)

类型：WAK-SiO2(D)

测量方法

K-1

3分钟

2滴

K-230秒钟

③④

1滴

①②

3分
SiO2

5～6回

⑤⑦⑥⑧

① 将测试水放入专用杯线（1.5 mL），并从滴瓶中加入 2 滴 K-1 试剂。
② 盖上盖子摇2~3 次。静置3 分钟。
③ 从滴瓶中滴入2滴K-1试剂。
④ 盖上盖子摇2~3 次。静置30 秒钟。
⑤ 拔出管子顶尖部的线。
⑥ 将孔朝上用手指用力捏住管子的下半部分，挤出里面的空气。
⑦ 将孔直接放入测试水中，松开捏住的手指，等测试水全部吸入管中。轻轻摇动混合5~6 次左右注意不能让液体外泄。
⑧ 3 分后将管子放在标准颜色上进行比色。0mg/L 无法显色，将为无色。

如何读取测量值经过指定时间后，将管中液体的颜色与标准颜色进行比较。最接近的标准颜色值是测试水的测量值。如果管内液体的颜色在标准颜色之间，请读取中间值。

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

PACKTEST 使用前和使用后的处理注意事项
K-1、K-2 试剂以及测试后的管子里的试剂是强酸性的。
应急措施管子里的试剂进入眼睛之后 →请立即用水冲洗不少于15 分钟。
即使没有疼痛或异常，一定要立即接受眼科医生的诊断。
管子里的试剂沾到皮肤或者衣服上 → 请立即用水冲洗。
管子里的试剂进入口中 → 请立即用水冲洗口腔
如果误吞咽试剂或采取上述措施后有异常，请立即接受医生诊断。
有关试剂的危害性详细信息，请参阅外盒的“基于全球统一制度的标签”的提示内容。

保管叠层包装打开后，请尽快使用。

废弃在经营活动中使用时，请根据适用的法律法规进行适当的处理。
在其他情况下，建议将管子作为“可燃烧垃圾”处理。

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

PACKTEST 二氧化硅（低浓度）注意
1. 这种方法只能测量测试水中的离子状态（SiO32-）的二氧化硅，不能测量溶解、胶体二氧化硅和总二氧化硅。
2. 显色时的pH，约是2。pH 值超过2-9 范围的测试水，请用稀氢氧化钠溶液或稀硫酸等使中和后测量。
3. 1000mg/L 的二氧化硅标准液，比标准颜色的“20”更强烈显色。如果预计浓度较高，请预先稀释后再测量。
4. 测试水的温度应在15°C 至40°C 之间测量。
5. 1 次不能将测试水全部吸入管内时，请将孔朝上挤出空气，再重新进行一次。
6. 比色时，即使试剂没有全部溶解而残留下来，也不会影响测量。
7. 请在日光下进行比色。日光直射和一些荧光灯、汞灯、LED 可能难以比色。
8. 着色后，将线插回到管尖的孔中，以防止管中的液体泄漏。

共存物质的影响标准颜色是使用标准液体做成的。如果考虑到其他物质的影响，请与法定方法进行比较或使用标准添加方法检查测量值。以下是在标准液体中添加单一物质的情况下对显色产生的影响数据。

≤1000mg/L 是不产生影响…

Al3+, B(III), Ba2+, Ca2+, Cl-, CN-, Fe2+, I-, K+, Mg2+, Mn2+, Mo(VI), Na+, NH4+,NO3-, SO42-, Zn2+, 阴离子表面活性剂, 余氯, 苯酚, 甲醛≤500mg/L〃…

Ni2+, NO2-

≤300mg/L〃…

As(III)≤200mg/L〃…

Cr(VI)≤100mg/L〃…

Co2+, Cu2+, F-, Fe3+≤20mg/L

〃

…

PO43-

≤10mg/L〃…

Cr3+, V(V)

海水不会影响。
氧化性物质和还原性物质可能会产生影响。

© 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.