2017.7.14

天びん Secura Quintix Practum シリーズとパソコンの接続
補足説明書
ザルトリウス・ジャパン株式会社
技術サービスセンター
本補足説明書は Secura Quintix Practum シリーズ天びんとパソコン（PC）の接続方法を接続ケーブル別に解説しています。

１、 Secura Quintix Practum シリーズ天びんを YCC03-D09 （USB == RS232 9pin）で PC と接続し、通信ソフトでのデータ転送の設定となります。
(1) 天びんの設定① 天びん表示部メニューキーをタッチ ⇒ 設定 ⇒ USB ポート ⇒ デバイス/プロトコル ⇒USB-RS232 SBI を選びます。
② メニューキー ⇒ 設定 ⇒ USB ポート ⇒ RS232 校正 画面で通信設定を PC の通信ソフトに合わせます。
例） 通信ソフト「ザルトイン」で使用する場合
ボーレート 1200 , データビット 7 ビット , パリティ 奇数 , ストップビット 1 ビット ,ハンドシェイク ハードウエア の設定をします。

２、 Secura Quintix Practum シリーズ天びんを YCC04-D09 (USB == USB) で PC と接続し、通信ソフトでのデータ転送の設定となります。
(1) 天びんの設定① 天びん表示部メニューキーをタッチ ⇒ 設定 ⇒ USB ポート ⇒ デバイスプロトコル ⇒ PCSBI に設定します。
もし、PC 画面に「新しいハードウエアが見つかりました」というウイザードが表示された場合、キャンセルボタンをクリックしてウイザードを閉じます。
(2) ドライバーソフトのインストール：① メニュー ⇒ 設定 ⇒ 追加設定 ⇒ USB 記憶装置 ⇒ 接続 で、PC の「コンピュータ」画面にリムーバルディスクが表示されます。 リムーバルディスクを開き、Driver フォルダを開きます。
② OS が Windows XP , Vista , 7 , 8 / 8.1 , 10 の場合は、「Win XP and Newer」 を開きます。
ファイル Install Driver.exe をダブルクリックして開きます。
デバイスドライバーのインストールが始まります。
③ インストールが完了したらリムーバルディスクを閉じるため一旦 USB ケーブルを PC から取り外します。 天びんが USB 記憶装置と認識されているのを閉じた後、再度 USB ケーブルをPC につなぎます。
p. 1

(3) PC での確認
① PC でデバイスマネージャを開き（注１）、ポート（COM と LPT）にある USB serial port が COMポート番号を確認します。 ザルトイン等の通信ソフトの COM ポート番号をデバイスマネージ
ャで確認した番号に設定します。
ボーレート、パリティなど通信設定は変更不要です。（注２）

図１．

Windows7 デバイスマネージャでの確認例 上図では赤矢印の行で COM7 と認識されています。

注１） デバイスマネージャの開き方
デバイスマネージャは Windows に付属するアプリケーションです。
Windows XP , Windows Vista , Windows 7 , Windows 8 各バージョンによる違い、画面設定の違いで若干の違いはありますが、どれも基本的に同じです。
例１：コンピュータ（マイコンピュータ）から開く方法
デスクトップ画面の「コンピュータ」アイコンを右クリック ⇒ プロパティをクリック ⇒ システムのプロパティを表示 ⇒ ハードウエア ⇒ 「デバイスマネージャ」をクリックします。
例２： コントロールパネルから開く方法
スタートボタン ⇒ コントロールパネル ⇒ 「デバイスマネージャ」をクリックします。
企業内ネットワーク用に仕様変更された PC ではデバイスマネージャを開くことができない場もあります。
注２） RS232C ケーブルで接続の場合は天びんと PC、お互いの通信設定を合わせますが、YCC04-D09 は通信設定を合わせる必要はありません。 初期設定のままで動作します。

p. 2

３、 Secura Quintix Practum シリーズ天びんを YCC04-D09 (USB == USB) で PC と接続し、通信ソフトは使用しません。キーボードインターフェイスとして Excel 等に重量値を入力する方法となります。
天びんのバージョンにより使用法が一部異なります。 バージョンの確認は以下となります。

 天びん表示部のメニューアイコンをタッチ ⇒ 設定 ⇒ デバイス情報 で確認できます。
Version APC: の情報確認後はひょう量状態に戻ってください。
（１） 天びんデバイス情報 Version APC: 01-70-02.14 以降の場合の天びん設定。
（Version APC: 01-70-02.12 以前の場合は（注３）も参照ください。）① 天びんとパソコンを YCC04-D09 ケーブルで接続します。
② 天びん画面のメニューにタッチ⇒設定（レンチのアイコン）をタッチ⇒USB ポートをタッチ、デバイス/プロトコルをタッチ⇒PC スプレッドシートフォーマットを選びチェックマークをタッチします。
③「＞」（戻る）をタッチ、メニュー画面でひょう量アイコンをタッチしてひょう量状態に戻ります。

PC スプレッドシードフォーマットによる入力は Excel 等への入力に適した入力方法で、パソコンのキーボードからの入力と同様となります。
（２） 日本語 Windows PC での重量値入力方法① 天びん画面のメニューキーにタッチ⇒設定をタッチ⇒USB ポートをタッチ、デバイス/プロトコルをタッチ⇒PC スプレッドシートフォーマットを選び出力形式は「数字のみ」をタッチします。
② USB ポート⇒「キーボードのエミュレーション」⇒「ユニバーサル（NumLock オン）」をタッチします。
「＜」（戻る）をタッチ、ひょう量状態へ戻ります。
③ Excel を開き、パソコン・キーボードの NumLock キーを押して NumLock をオンにします。
NumLock オンにしていない場合、Excel シートの列方向へ飛び石のようにデータが入力されます。 詳細は（注４）を参照してください。
④ 天びん表示部にある印字アイコンをタッチすると重量値が Excel シートに入力されます。
注３） 天びんデバイス情報

Version APC: 01-70-02.12 以前の場合① USB-USB ケーブルでの接続は上記（１）同様です。
② 日本語 Windows PC で重量値の入力方法は上記（２）の③で Excel を開き、PC の IME より、言語の設定を JP（日本語）から EN（英語）へ変更します。最初に使用する場合は言語バーに英語を追加します。
③ 天びん表示部のツールバーにある印字アイコンをタッチすると重量値が Excel シートに入力されます。 A 列がアクティブ・セルの場合、A 列に文字データ、B 列にID コード、C 列に重量値、D 列に重量単位の入力となります。
言語設定を英語に変更しない場合 +/- の符号が文字化け入力されます。
p. 3注４） Excel から NumLock 状態を確認する方法
Excel 画面に NumLock の状態を表示する機能がありますが、初期設定は表示しない設定となっています。 Excel2007 以降で表示させる方法は、① Excel ワークシート表示枠下（図２の矢印先）の部分を右クリックします。
② ステータスバーのユーザー設定ウインドウが表示されます。（図１）③ 項目 NumLock をクリックして選択します。

図１

ステータスバーを右クリック時の表示

図２

NUMLOCK 表示状態

NumLock キーがオンになっていると図２赤矢印のようにステータスバーに表示されます。
その他、詳細設定は天びんユーザーマニュアルを参照してください。

p. 4