使用法［ 第11版 ］

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2
ジャーマンインダストリーパーク

TEL：045 - 482- 6937

Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp.

4032

目

次

1.… はじめに………………………………………………………………………………

4

2. 試薬の使用上の注意… ………………………………………………………………

4

3. 専用カップの取扱い上の注意… ……………………………………………………

4

4. 測定に関する注意… …………………………………………………………………

5

5. 測定時の基本的な操作について………………………………………………………

6

6. 測定項目・試薬一覧… ………………………………………………………………

8

7. 通常の測定方法………………………………………………………………………

10

8. 項目別の測定方法… …………………………………………………………………

14

Al			

アルミニウム……………………………………………………………………

14

As			

ひ素… …………………………………………………………………………………

15

As-D		

ひ素（低濃度）… ………………………………………………………………………

17

B-C		

ほう素（高濃度）…………………………………………………………………

18

B			

ほう素… ………………………………………………………………………

19

Cd			

カドミウム………………………………………………………………………

20

Cl-500塩化物（高濃度）…………………………………………………………………

21

Cl			

塩化物… ………………………………………………………………………

22

ClO-C		

残留塩素（高濃度）………………………………………………………………

23

ClO-DPD

残留塩素（遊離）…………………………………………………………………

24

T-ClO		

総残留塩素………………………………………………………………………

25

ClO2		

二酸化塩素………………………………………………………………………

26

NaClO2亜塩素酸ナトリウム… …………………………………………………………

27

NaClO2-D

亜塩素酸ナトリウム（低濃度）… ………………………………………………

29

CN-2		

遊離シアン………………………………………………………………………

30

CNT		

全シアン…………………………………………………………………………

31

T

CN -D		

全シアン（低濃度）………………………………………………………………

32

COD		

化学的酸素要求量………………………………………………………………

33

Color		

色度… …………………………………………………………………………

34

Cr6+		

6価クロム………………………………………………………………………

35

6+

Cr -D		

6価クロム（低濃度）… …………………………………………………………

36

CrT			

全クロム…………………………………………………………………………

37

Cu			

銅… ……………………………………………………………………………

38

Cu-M-2

銅（排水）…………………………………………………………………………

39

DET		

陰イオン界面活性剤… …………………………………………………………

40

F			

ふっ素（遊離）……………………………………………………………………

41

Fe			

鉄… ……………………………………………………………………………

42

Fe-D		

鉄（低濃度）………………………………………………………………………

43

Fe2+		

2価鉄……………………………………………………………………………

44

2+

Fe -D		

2価鉄（低濃度）… ………………………………………………………………

45

Fe3+		

3価鉄……………………………………………………………………………

46

FOR		

ホルムアルデヒド………………………………………………………………

47

GLU		

グルコース………………………………………………………………………

48

H2O2-C

過酸化水素（高濃度）… …………………………………………………………

49

H2O2		

過酸化水素………………………………………………………………………

50

HYD		

ヒドラジン………………………………………………………………………

51

KMnO4

過マンガン酸カリウム消費量… ………………………………………………

52

MAL		

M アルカリ度 ＜酸消費量（pH4.8）＞… ………………………………………

53

PAL		

P アルカリ度 ＜酸消費量（pH8.3）＞… ………………………………………

54

Mn			

マンガン…………………………………………………………………………

55

Mo			

モリブデン………………………………………………………………………

56

Ni-D		

ニッケル（DPM）… ……………………………………………………………

57

－ 2 －

Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

		

■

		

NH4		

アンモニウム……………………………………………………………………

58

NH4-N		

アンモニウム態窒素… …………………………………………………………

59

NH4-D		

アンモニウム（低濃度）… ………………………………………………………

60

NH4-N-D

アンモニウム態窒素（低濃度）… ………………………………………………

61

NO2-C		亜硝酸（高濃度）…………………………………………………………………

62

NO2-N-C

亜硝酸態窒素（高濃度）… ………………………………………………………

63

NO2		

亜硝酸… ………………………………………………………………………

64

NO2-N		

亜硝酸態窒素……………………………………………………………………

65

NO3-C

硝酸（高濃度）… …………………………………………………………………

66

NO3-C_1

硝酸（高濃度）（亜硝酸の混在が1mg/L 以下の場合）… ………………………

67

NO3-C_2

硝酸（高濃度）（亜硝酸の混在が1 ～ 10mg/L の場合）…………………………

68

NO3-N-C

硝酸態窒素（高濃度）… …………………………………………………………

69

NO3-N-C1

硝酸態窒素（高濃度）（亜硝酸態窒素の混在が0.3mg/L 以下の場合）… …………

70

NO3-N-C2

硝酸態窒素（高濃度）（亜硝酸態窒素の混在が0.3 ～ 3mg/L の場合）……………

71

NO3

硝酸… …………………………………………………………………………

72

NO3_1		

硝酸（亜硝酸が混在しない場合）…………………………………………………

73

NO3_2		

硝酸（亜硝酸の混在が0.2mg/L 以下の場合）… ………………………………

74

NO3_3		

硝酸（亜硝酸の混在が0.2 ～ 5mg/L の場合）… ………………………………

75

NO3-N

硝酸態窒素………………………………………………………………………

76

NO3-N_1

硝酸態窒素（亜硝酸態窒素が混在しない場合）… ………………………………

77

NO3-N_2

硝酸態窒素（亜硝酸態窒素の混在が0.06mg/L 以下の場合）… ………………

78

NO3-N_3

硝酸態窒素（亜硝酸態窒素の混在が0.06 ～ 1.5mg/L の場合）… ……………

79

OIL-M		

油分 - 鉱物油…………………………………………………………………………

80

OIL-V		

油分 - 植物油…………………………………………………………………………

81

OIL-S		

土壌油分… ……………………………………………………………………………

82

Pb-SPK

鉛（SPK）… ……………………………………………………………………………

83

Phenolフェノール（試薬型式が WAK-PNL の場合）……………………………………

84

Phenol-2フェノール（試薬型式が WAK-PNL-2 の場合）…………………………………

85

PO4-C		りん酸（高濃度）…………………………………………………………………

86

PO4-P-C

りん酸態りん（高濃度）… ………………………………………………………

87

PO4		

りん酸… ………………………………………………………………………

88

PO4-P		

りん酸態りん……………………………………………………………………

89

PO4-D		りん酸（低濃度）…………………………………………………………………

90

PO4-P-D

りん酸態りん（低濃度）… ………………………………………………………

91

S			

硫化物（硫化水素）………………………………………………………………

92

SiO2		

シリカ… ………………………………………………………………………

93

SiO2-D

シリカ（低濃度）…………………………………………………………………

94

SO4		

硫酸… …………………………………………………………………………

95

TH			

全硬度… ………………………………………………………………………

96

TN-2		

全窒素… ………………………………………………………………………

97

TP-2		

全りん… ………………………………………………………………………

98

Turbid-F

濁度 - ホルマジン… ……………………………………………………………

99

Turbid-P

濁度 - ポリスチレン… …………………………………………………………

100

Zn-D		

亜鉛（低濃度）……………………………………………………………………

101

この使用法の内容はすべて著作権によって保護されています。
この使用法の内容の一部または全部を無断で転載することは禁じられています。

		■

この使用法は予告なく変更する場合があります。

		■

本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

		

■

		

変更・追加などは弊社ホームページ等で随時お知らせいたします。
https://kyoritsu-lab.co.jp－ 3 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

1. はじめにこのたびは、デジタルパックテスト・マルチ SP をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
デジタルパックテスト・マルチ SP は、検量線を内蔵しており、パックテスト等の簡易化された試薬により、水質測定を誰でも簡単に行なえます。本測定システムを十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの使用法をよくお読みください。

2. 試薬の使用上の注意
試薬は、( 株 ) 共立理化学研究所製をご使用ください。
測定項目ごとに試薬の種類が異なりますので、この使用法をよくご覧の上、ご使用になる試薬を選択してください。
試薬の使用法、GHS に基づく表示、SDS（弊社ウェブサイト等から請求可能）を読んでからご使用ください。
お客様でご用意いただいた試薬に関する注意事項や応急措置については、製造元から提供される SDS をご確認ください。
＜ 安全対策 ＞● 測定前後はよく手を洗ってください。試薬を吸入等しないでください。

		● 保護手袋、保護メガネ、マスク等の保護具をできるだけ着用してください。

		● 試薬や廃液を周辺環境に漏出させないでください。

＜ 応急措置 ＞
試薬・測定液が目に入ってしまったら →						

すぐに15分間以上、水で洗い流してください。
痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受けてください。

試薬・測定液が皮膚や衣服にふれたら →すぐに水で洗い流してください。

試薬・測定液が口に入ってしまったら →すぐに水で口の中を洗い流してください。

試薬・測定液を飲み込んだり、上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。
詳細は試薬の使用法および試薬の外箱の「GHS に基づく表示」、SDS をご参照ください。
＜保 管＞

子どもの手の届かない乾暗所（常温）に保管してください。

＜廃 棄＞

各関係法令に従って適切に廃棄してください。

＜ その他 ＞

ご使用の際には、有効期限をご確認ください。期限切れの試薬での測定は無効です。

3. 専用カップの取扱い上の注意
専用カップをセルとして使用します。
一部の項目では反応容器として丸セル瓶を使用します。
（10㎜セル、セミミクロセルを使用する場合はユーザー設定項目で検量線を登録できます。）
1.使用する専用カップは、「パックテスト専用カップ」（型式：WAK-CC10）をご使用ください。
2.専用カップは、ゼロ調整から測定完了まで同じ専用カップで行なってください。
3.専用カップは、側面が光路となります。光の通る面は手で持たないようにしてください。
4.水温が外気温より極端に低い場合、専用カップに結露が生じて曇り、測定異常値となる場合があります。
5.セルボックスに専用カップをセットする際には、水滴や指紋等の汚れがないように表面をきれいに拭き取り、静かに入れてください。
6.セルボックスに専用カップをセットする際には、専用カップの蓋を外してください。蓋を閉めたままにすると、測定液が漏れることがあります。
7.専用カップおよび丸セル瓶内に試薬等が残ると次の測定に誤差が生じる原因になりますので、測定後すぐに取り出し、純水で洗浄して保管してください。純水がない場合は水道水でよくすすぎ、次回測定前に検水で共洗いをしてください。
8.専用カップに傷や汚れがついていると測定誤差を生じる原因になりますので、適宜新しいものに交換してください。
9.専用カップおよび丸セル瓶の材質は以下のとおりです。廃棄する際は各自治体の指示に従い処分してください。
種類
パックテスト専用カップ
丸セル瓶

本体の材質
ポリスチレンガラス

蓋の材質
ポリエチレン
ポリプロピレン

10. セルボックスに専用カップがセットされていないときに表示される数値は無効です。

－ 4 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

4. 測定に関する注意
1.基本的な測定方法として、検水を専用カップに入れて 0 調整を行ない、測定前の検水の色をキャンセルします。その検水をチューブに吸い込むか指定の試薬を投入し【測定】を押します。かるく振り混ぜて試薬と反応させて測定液とし、測定時間内に測定液を戻した
専用カップをセルボックスに入れると、測定時間終了時に自動で測定値を表示します。
2.測定試薬には、項目によってパックテスト、水質測定用試薬セット、各種測定セット等を使用します。
		 パックテストや各種測定セットを使用する測定の場合は、それぞれの使用法をよくお読みください。
		 なお、標準色と発色とを目視で比色する場合と、本製品での測定では、反応時間、測定範囲、共存物質の影響が異なります。
		 また、測定項目によっては、特別な前処理方法、器具（別売）や試薬（別売あるいはお客様で別途購入）が必要な場合もあります。
「8. 項目別の測定方法」をよくご覧ください。
3.検水の pH は、各測定項目で設定されている pH の範囲内に調整してください。試薬には pH 緩衝剤が入っていますので中性付近の検水の pH 調整は不要ですが、強酸性、強アルカリ性、特に酸固定、アルカリ固定をした検水は必ず中和してから測定してください。
4.検水に濁りや着色が多いとゼロ調整ができない場合があります。ろ過、希釈等を適宜行なってください。
5.試薬が完全に溶けない場合があります。発色には影響ありませんが、測定液中の試薬の浮遊、専用カップ壁面への付着により正の測定
誤差を生じます。このため、測定時間中は静置してください。試薬の溶け残りや気泡が専用カップの壁面に付着した場合は、専用カップを指ではじく等して、できる限り取り除いてください。低濃度側では、誤差が大きくなりますので、特にご注意ください。
6.検水の温度は 15 〜 30℃で測定してください。温度の補正係数が記載されている測定項目もあります。なお、デジタルパックテスト・
マルチ SP の検量線と各種データは、検水温度 20℃で作成しておりますので、20℃で測定を行なうとより良い測定データが得られます。
		 検水の温度が大幅にずれる場合は、次に示すいずれかの方法で測定してください。
		 ⑴ 恒温槽等を用いて検水の温度を 20℃とした後に測定してください。
		 ⑵ 「注意」欄に温度の補正係数が記載されている場合には、測定時の検水の温度にもっとも近い温度の係数を測定値にかけて、概略値を求めてください。
7.測定値は、測定液の発色の濃淡により概略値が推測できます。発色が無いにも関わらず測定値が得られた場合は、発色試薬による pH の変化に伴う濁りの発生等が考えられます。
		 また、測定項目によっては、濃度が高すぎると発色が薄くなり、測定範囲を超える検水でも測定値が得られることがありますのでご注意ください。
8.測定値が測定範囲外の場合、「UNDER」または「OVER」と表示されます。
9.目的成分の濃度が高いと考えられる場合、あるいは測定値が測定範囲以上であった場合は、測定範囲内に入るように検水を純水で希釈してください。
10. 各項目ごとに共存物質の影響データがあります。共存物質の影響が考えられる場合には JIS K 0102 等に従い、適切な前処理をしてから測定してください。共存物質の種類によっては測定ができない場合もあります。
11. この使用法では「アンモニウム態窒素」、「亜硝酸態窒素」、「硝酸態窒素」、「りん酸態りん」等の表記には「−態窒素」「−態りん」を用いています。それぞれ「−体窒素」「−体りん」、または「−性窒素」「−性りん」とも表されます。
12. パックテスト等 弊社製試薬を用いた濃度測定は簡易分析となります。測定値は計量証明の対象にはなりません。
		 初めてご利用いただく際や、測定値に差異や疑問が生じた際には、公定法など他の方法による測定値と比較し、ご確認ください。

－ 5 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

5. 測定時の基本的な操作について
以下は測定時の基本的な操作の説明です。

検水を専用カップに 1.5mL（線まで）採る。
専用カップは平らな面に置いてください。
目の高さと液面の高さを同じにし、液面（メニスカス）の下端と専用カップの線が合うところまで検水を採ってください。
検水を丸セル瓶に 25mL（白線まで）採る。
丸セル瓶は平らな面に置いてください。
目の高さと液面の高さを同じにし、液面（メニスカス）の下端と丸セル瓶の線が合うところまで検水を採って
ください。

৹

【0 調】を押す。

೾৒【測定】を押す。

測定前の検水の色をキャンセルします。

「測定時間」に設定された時間のカウントダウンを始めます。
測定時間終了と同時に吸光度が測定され、測定値が表示されます。

チューブを軽く 5 ～ 6 回振り混ぜる。

5〜6

パックテストのチューブに検水を全量吸い込んだ後、中の液がもれないように、ゆっくり転倒させます。

チューブを 10 回程度振り混ぜる。
パックテストのチューブに検水を全量吸い込んだ後、中の液がもれないように、ゆっくり転倒させます。

○分間に○往復混ぜる。
パックテストのチューブに検水を全量吸い込んだ後、中の液がもれないように、1 秒間に 1 往復程度の速さで○ 分間に ○ 往復チューブを転倒させます。

カウントダウンが○分を切ったら専用カップに戻す。
反応中に気泡が発生し、専用カップの壁面に気泡等がつきやすいため、測定時間終了の○分前に、パックテストのチューブから、専用カップへ測定液を戻します。

－ 6 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

カップを指ではじいて、壁面の気泡を取り除く。
専用カップへ測定液を戻した後、気泡がついている場合は、カップを指ではじいて壁面の気泡を取り除きます。

○分間待つ。
マーク内に待ち時間が表示されています。
専用カップまたは丸セル瓶を平らな面に静置して待ちます。
あるいは、振り混ぜた後のチューブをそのまま静置します。
5 ～ 6 回撹拌する。
丸セル瓶の上部を持ち、円を描くように回します。

5 ～ 6 回振とうする。
丸セル瓶の、中の液がよく混ざるように上下に 5 ～ 6 往復振ります。

すぐに約 10 秒間激しく振とうする。
試薬添加後すぐに蓋をし、1 秒間に 2 往復程度の速さで約 10 秒間激しく振とうします。

－ 7 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

6. 測定項目・試薬一覧
主な試薬として、パックテスト（検水量1.5mL, 型式：WAK- ）、水質測定用試薬セット（検水量25mL, 型式：LR- ）、各種測定セット（型式：WA- ）、水質計用 DPR 試薬（型式：DPR- ）を使用します。
測定項目

測定範囲（mg/L）

測定時間

試薬型式

備考

Al

アルミニウム0.05 〜 0.40

5分

LR-Al

As

ひ素

0.20 〜 3.00

［30 分］DPR-AsAs-Dひ素(低濃度)0.009 〜 0.200［12 分］SPK-As（D）

B-C

ほう素
（高濃度）

5.0 〜 80.0

12 分

WAK-B（C）

B

ほう素

0.50 〜 6.00

40 分

WAK-B

Cd

カドミウム

0.003 〜 0.035［5 分］

SPK-CdCl-500塩化物(高濃度)20 〜 500

3分

DPR-ClCl

塩化物

2.0 〜 50.0

3分

DPR-ClClO-C

残留塩素(高濃度)

2 〜 500

1分

WAK-ClO（C）

ClO-DPD

残留塩素（遊離）

0.05 〜 3.00

1分

WAK-ClO･DP

T-ClO

総残留塩素

0.05 〜 3.00

2分

WAK-T･ClO

ClO2

二酸化塩素

0.20 〜 6.00

30 秒

WAK-ClO 2

NaClO2亜塩素酸ナトリウム

2 〜 500

1分

WAK-NaClO 2

NaClO2-D 亜塩素酸ナトリウム（低濃度）0.10 〜 2.00

1分

WAK-NaClO2（D）

CN-2

遊離シアン

0.01 〜 1.00

10 分

CN T

全シアン

0.1 〜 3.0

［30 分］

LR-CN T

全シアン検定器必要

CN T-D

全シアン（低濃度）

0.005 〜 0.150［50 分］

LR-CN-B

CN T-RA必要

COD

COD

2.0 〜 10.0

10 分

Color

色度

50 〜 1000度

0分−

0.05 〜 1.50

2分

WAK-Cr6

0.003 〜 0.100［10 分］DPR-Cr6 D

Cr

6+

6価クロム

WAK-CN-2

LR-CODｰB-2++

Cr6 +-D

6価クロム
（低濃度）

Cr T

全クロム

0.05 〜 1.50

［12 分］WAK-Cr6Cu

銅0.10 〜 5.00

1分

WAK-CuCu-M-2銅(排水)0.5 〜 10.0

2分

WAK-CuM-2

DET

陰イオン界面活性剤

0.05 〜 1.20

［3 分］

WA-DET

F

ふっ素
（遊離）

0.40 〜 1.50

10 分

WAK-F

Fe

鉄

0.10 〜 5.00

3分

WAK-Fe

Fe-D

鉄
（低濃度）

0.05 〜 2.00

3分

WAK-Fe（D）

Fe2+

2価鉄

0.10 〜 5.00

3分

WAK-Fe2

Fe2+-D

2価鉄（低濃度）

0.05 〜 2.00

3分

WAK-Fe2（D）

Fe3 +

3価鉄

1.0 〜 50.0

1分

WAK-Fe3FOR

ホルムアルデヒド

0.20 〜 1.00

5分

WAK-FOR

GLU

グルコース

0.5 〜 20.0

12 分

WAK-GLU

H2O2-C

過酸化水素
（高濃度）

1 〜 200

1分

WAK-H 2O 2（C）

H 2O 2

過酸化水素

0.10 〜 2.50

2分

WAK-H2O 2

HYD

ヒドラジン

0.03 〜 1.00

20 分

WAK-HYD

KMnO 4

過マンガン酸カリウム消費量

2.0 〜 10.0

10 分

LR-CODｰB-2

MAL

Mアルカリ度 ＜酸消費量（pH4.8）＞

20 〜 80

2分

WAK-MAL

PAL

Pアルカリ度 ＜酸消費量（pH8.3）＞

100 〜 600

1分

WAK-PALMn

マンガン

0.5 〜 20.0

3分

WAK-Mn－ 8 －+Cr-RA必要+++

試薬はCODと共通Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp測定項目

測定範囲（mg/L）

測定時間

試薬型式

5 〜 150

2分

WAK-Mo0.3 〜 10.0

2分

WAK-Ni（D）

備考

Mo

モリブデン

Ni-D

ニッケル
（DPM）

NH 4

アンモニウム0.20 〜 5.00

10 分

WAK-NH 4-4

NH 4-N

アンモニウム態窒素

0.20 〜 4.00

10 分

WAK-NH 4-4

NH 4-D

アンモニウム（低濃度）

0.05 〜 2.00

［40 分］

LR-NH 4-A-2

WA-NH 4-DR必要

NH 4-N-D

アンモニウム態窒素（低濃度）

0.05 〜 1.50

［40 分］

LR-NH 4-A-2

WA-NH 4-DR必要

NO2-C

亜硝酸
（高濃度）

3 〜 100

5分

WAK-NO 2（C）

NO2-N-C

亜硝酸態窒素（高濃度）

1.0 〜 30.0

5分

WAK-NO 2（C）

NO2

亜硝酸

0.02 〜 1.00

3分

WAK-NO 2

NO2-N

亜硝酸態窒素0.010 〜 0.300

3分

WAK-NO 2-

200 〜 2000

5分

WAK-NO3（C）-

200 〜 2000

［10 分］

WAK-NO3（C）-

45 〜 450

5分

WAK-NO3（C）-（NO2 -N≦3）
NO3-N-C2 硝酸態窒素（高濃度）45 〜 450［10 分］

WAK-NO3（C）-

1.0 〜 25.0

5分

WAK-NO3-NO3-C̲1（NO2 ≦1）
硝酸（高濃度）（NO2 ≦10）
NO3-C̲2 硝酸（高濃度）（NO2 -N≦0.3）
NO3-N-C1 硝酸態窒素（高濃度）NO3̲1

硝酸（NO2 =0）

NO 3-RA必要NO 3-RA必要NO3̲2

硝酸（NO2 ≦0.2）

1.0 〜 25.0

［8 分］

WAK-NO3

WAK-NO 2 必要NO3̲3

硝酸（NO2-≦5）

1.0 〜 25.0

［10 分］

WAK-NO3

NO 3-RA必要

NO3-N̲1

硝酸態窒素（NO2- -N=0）0.20 〜 5.80

5分

WAK-NO3-

0.20 〜 5.80

［8 分］

WAK-NO3

WAK-NO 2 必要-

NO3-N̲3 硝酸態窒素（NO2 -N≦1.5）

0.20 〜 5.80

［10 分］

WAK-NO3

NO 3-RA必要

OIL-M

油分-鉱物油5.0 〜 60.0

［15 分］WA-OIL-R

OIL-V

油分-植物油5.0 〜 60.0

［15 分］WA-OIL-R

OIL-S

土壌油分

400 〜 5000mg/kg［10 分］

SOA-OIL-RR

Pb-SPK

鉛（SPK）0.03 〜 0.50

［12 分］SPK-Pb

Phenolフェノール

0.20 〜 5.00

8分

WAK-PNL

Phenol-2 フェノール

0.20 〜 5.00

3分

WAK-PNL-2

PO 4-C

りん酸（高濃度）

2.0 〜 50.0

3分

（C）
WAK-PO 4

PO 4-P-C

りん酸態りん（高濃度）

0.7 〜 15.0

3分

WAK-PO 4
（C）

PO 4

りん酸

0.10 〜 5.00

3分

WAK-PO 4

PO 4-P

りん酸態りん0.03 〜 1.50

3分

WAK-PO 4

PO 4-D

りん酸（低濃度）

0.10 〜 3.00

5分

WAK-PO 4（D）

PO 4-P-D

りん酸態りん（低濃度）

0.03 〜 1.00

5分

WAK-PO 4
（D）

S

硫化物
（硫化水素）

0.05 〜 0.80

3分

WAK-S

SiO2

シリカ

3.0 〜 60.0

8.5 分

WAK-SiO 2

SiO2-D

シリカ（低濃度）

0.30 〜 7.00

8.5 分

WAK-SiO 2
（D）

SO 4

硫酸

5 〜 100

3分

DPR-SO 4TH

全硬度

10 〜 150

1分

WAK-THTN-2

全窒素

0.5 〜 7.0

［60 分］

TNP-N-R

高圧分解器セット、
加熱具必要

TP-2

全りん

0.10 〜 2.00

［60 分］

TNP-P-R

高圧分解器セット、加熱具必要

Turbid-F

濁度-ホルマジン

10 〜 400度

0分−

Turbid-P

濁度-ポリスチレン

10 〜 100度

0分

−

Zn-D

亜鉛
（低濃度）

0.02 〜 0.40

6分

WAK-Zn（D）

NO3-N̲2 硝酸態窒素（NO2 -N≦0.06）

油分測定試薬セット必要
表示分解能 0.5mg/L
油分測定試薬セット必要
表示分解能 0.5mg/L
補充用土壌油分試薬必要
表示分解能 100mg/kg

試薬は2023年6月より発売

測定時間：［ ］は前処理作業を含んだ、おおよその全所要時間です。
－ 9 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

7. 通常の測定方法
濃度測定操作（1 項目）
測定項目を選ぶ
1. [ メイン画面 ] の【濃度測定】を押します。

使用試薬名 測定項目名称

2. [ 測定項目一覧画面 ] が表示されます。
【▼】を押すと次のページに移行します。【▲】を押すとは前のページに移行します。
最終ページで【▼】を押すと、最初のページへ戻ります。

入力ボタン

最初のページで【▲】を押すと、最終ページへ移行します。

選択した
測定項目記号

3. 測定したい【測定項目記号】を押します。
4. 測定項目名称、使用試薬名が表示され、【入力ボタン】に測定項目記号が表示されます。

次画面へ

5.【決定】を押すと [ 濃度測定画面 ] へ移行します。

測定項目記号

測定項目を解除する
1. [ 測定項目一覧画面 ] で解除したい測定項目記号が表示されている【入力ボタン】を押します。
2.【解除】を押すとその【入力ボタン】が空白になり、測定項目が解除されます。
ゼロ調整を行なう
1. 検水を専用カップに採ります。

測定時間：

2. セルボックスに専用カップを入れます。

測定中はカウント
ダウンします測定範囲

3.【0調】を押します。
4. ゼロ調整が完了すると【0調】の色が反転します。
測定値表示欄にゼロが表示されます。
・ゼロ調整は何度でもできます。
・測定中、【0 調】は無効です。
・測定終了後に【0 調】の色の反転が戻ります。

測定値

手動測定値

測定を行なう1. ゼロ調整後、試薬と検水を混合します。同時に【測定】を押します。
2.【測定】の色が反転し、測定時間のカウントダウンが始まります。
3. 測定液を専用カップに移し、セルボックスに入れます。
4. 測定時間終了後に測定結果が表示されます。
5. 測定結果は自動保存されます。
（メモリカード有効時）
6. 測定結果は自動印刷されます。
（プリンタ有効時）・ゼロ調整前、【測定】は無効です。
・測定時間終了 30 秒前に、専用カップのセット忘れ防止のため「ピッ」とブザーが鳴ります。
・測定終了後に【測定】の色の反転が戻ります。
・測定終了後、【測定】は無効です。ゼロ調整から行なってください。
・測定中は電源を切ることができません。
・メモリカードが挿入されていても、ロックされていたり、保存件数が上限に達した場合は自動保存されません。

－ 10 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

手動測定を行なう
1.【手動】を押します。
2. 手動測定値表示欄に測定値が表示されます。
3. 測定結果は自動保存されます。
（メモリカード有効時）
4. 測定結果は自動印刷されます。
（プリンタ有効時）・手動測定はゼロ調整後、測定中、測定終了後に有効です。
・測定時間にかかわらず、【手動】を押した時点の測定値を表示します。
・測定時間のカウントダウン終了直前は手動測定ができません。
・メモリカードが挿入されていても、ロックされていたり、保存件数が上限に達した場合は自動保存されません。
測定を中止する
1.【中止】を押します。
2. ゼロ調整前の状態に戻ります。
・ゼロ調整後、【中止】が有効です。
・測定中に【中止】を押すと測定が終了し、結果が消去されます。また、再開はできません。
・測定中および測定終了後に【中止】を押すと、測定値、手動測定値は画面から消去されます。
・測定中に電源を切る場合は【中止】を押してから行なってください。
データを見る1.【データ】を押します。
2. [ 濃度測定データ画面 ] へ移行します。
3. メモリカードに保存されている過去の測定結果を閲覧できます。
・測定時間のカウントダウン中は【データ】が無効です。

次画面へ－ 11 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp濃度測定操作（4 検体並列測定）
測定例1（複数の項目の場合）
複数の測定項目、あるいは、同一測定項目で複数の検水を並行して測定します。
この機能を使うと、1 つの検水の測定時間中に他の検水の測定ができるため、時間の短縮になります。
項目1 〜 4 まで設定可能です。

測定例2（同一項目で検水が複数の場合）測定項目を選ぶ
1. メイン画面の【濃度測定】を押します。

使用試薬名 測定項目名称

2. [ 測定項目一覧画面 ] が表示されます。
3.【入力ボタン】を押します。
4. 測定したい【測定項目記号】を押します。

入力ボタン

5.	測定項目名称、使用試薬名が表示され、【入力ボタン】に測定項目記号が表示されます。
（項目1 の選択が終了）

選択した
測定項目記号

6. 3 とは別の【入力ボタン】を押します。カーソルが移動します。
次画面へ

7.	
【測定項目記号】を押すと、測定項目名称、使用試薬名が表示され、【入力ボタン】に測定

測定項目記号

項目記号が表示されます。
（項目2 の選択が終了）
8. 項目3、項目4 を設定する場合は、6 〜 7 を繰り返してください。
9.【決定】を押すと [ 濃度測定画面 ] へ移行します。
測定項目を解除する
1. [ 測定項目一覧画面 ] で解除したい測定項目記号が表示されている【入力ボタン】を押します。
2.【解除】を押すとその【入力ボタン】が空白になり、測定項目が解除されます。
項目1 のゼロ調整、測定を行なう
1. 検水を専用カップに採ります。
2. セルボックスに専用カップを入れます。

測定項目記号

3.【0調】を押します。

4. ゼロ調整が完了すると【0調】の色が反転します。項目1 の測定値表示欄にゼロが表示されます。
5. ゼロ調整後、試薬と検水を混合します。同時に【測定】を押します。
6.【測定】の色が反転し、測定時間のカウントダウンが始まります。
測定値：

7. 測定液を専用カップに移します。

黒字で表示されます。手動は、赤字で表示されます

・【0 調】【測定】は選択されている測定項目（カーソルがある項目）の状態を示しています。

－ 12 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp項目2 のゼロ調整、測定を行なう
1. 検水を専用カップに採ります。
2. 項目2 の【測定項目記号】を押します。
3.【0調】、【測定】ボタンの反転が戻ります。
4. セルボックスに専用カップを入れます。
5.【0調】を押します。
6. ゼロ調整が完了すると【0調】の色が反転します。項目2 の測定値表示欄にゼロが表示されます。
7. ゼロ調整後、試薬と検水を混合します。同時に【測定】を押します。
8.【測定】の色が反転し、項目2 の測定時間のカウントダウンが始まります。
9. 測定液を専用カップに戻します。
・項目 3、項目 4 も同様に繰り返します。
・いずれかの測定項目の測定時間のカウントダウン終了直前の場合、ゼロ調整ができません。
測定の終了
1. 測定時間が最も早く終了する測定項目に旗が表示されます。
2. 旗が表示された測定項目の専用カップをセルボックスに入れます。
3. 測定時間終了後に測定値表示欄に測定結果が黒色で表示されます。

旗

4. 測定結果は自動保存されます。
（メモリカード有効時）
5. 測定結果は自動印刷されます。
（プリンタ有効時）
6. 次に測定時間が終了する測定項目に旗が移動します。
7. 2 〜 6 を繰り返します。
手動測定を行なう
1. 手動測定を行ないたい【測定項目記号】を押します。
2.【手動】を押します。

*

3. 測定値表示欄に手動測定値が赤色で表示され、 も表示されます。
4. 測定結果は自動保存されます。
（メモリカード有効時）
5. 測定結果は自動印刷されます。
（プリンタ有効時）
・測定時間のカウントダウン終了直前の場合、手動測定ができません。

測定を中止する
1. 測定を中止したい【測定項目記号】を押します。
2.【中止】を押します。
3. 選択した測定項目のみがゼロ調整前の状態に戻ります。
・選択された測定項目のみ【中止】が有効です。
・ゼロ調整後、【中止】が有効です。
・測定中に【中止】を押すと測定が終了し、結果が消去されます。また、再開はできません。
・測定中および測定終了後に【中止】を押すと、測定値、手動測定値は画面から消去されます。
・測定中に電源を切る場合は測定を中止してから行なってください。
データを見る1.【データ】を押します。
2. [ 濃度測定データ画面 ] へ移行します。
3. メモリカードに保存されている過去の測定結果を閲覧できます。
・測定時間のカウントダウン中は【データ】が無効です。

－ 13 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

8.

項目別の測定方法

Al

アルミニウムセル ： 専用カップ
使用波長 ： 533 nm, 560 nm

発
色 ： 黄→橙→赤
測定原理 ： ECR 法
測定範囲 ： 0.05 〜 0.40 mg/L（ppm）
試
薬 ： LR-Al No.24 R-1（液体）、R-2（パック）
測定時間 ： R-2 試薬投入後 5 分

測定方法
1.【Al】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）および、丸セル瓶に25mL（白線まで）採り
ます。
（図1）

৹
図1

図2

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。専用カップの検水は捨てます。
（図2）
5. 丸セル瓶に、R-1試薬を付属のポリピペットで2mL 加え、蓋をしっかりしめて、
5 〜 6回振とうします。
（図3）
6. R-2試薬を加え、【測定】を押し、蓋をしっかりしめて、約10秒間激しく振とう
します。
（図4）

5

5

೾৒
図3

図4

7. 5分後までに丸セル瓶の測定液をゼロ調整をした専用カップに1.5mL（線まで）移し、セルボックスに入れます。
（図5）
8. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では検水中のイオン状態 (Al3+) のアルミニウムが測定されます。濁り、沈殿等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
2. アルミニウムの溶存状態は pH によって大きく異なり、また懸濁物や沈殿の状態でも存在します。目的に応じて前処理を行なった後に測定してください。
3. 発色時の最適 pH は6 です。これにならない場合は適宜中和してから測定してください。緩衝性の小さい検水は、pH2程度でも測定できます。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
5. 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定することができます。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
海水は測定できません。

重金属以外：
100mg/L以下は影 響しない

10mg/L〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl －、I －、K+、Mg2+、Na+、NH 4+、NO2 －、NO3 －、SO 42 －、陰イオン界面活性剤、残留塩素、フェノール…PO 43 －
…F －

重金属等：
10mg/L以下は影 響しない
1mg/L〃
少しでも 影 響 する－ 14 －…Ba2+、CN －、Co2+、Cu2+、Fe2+、Fe3+、Mn2+、
Mo6+（モリブデン酸）、Ni2+、Zn2+…Cr 3+…Cr 6+（クロム酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

As

ひ素

発
色 ： 無色→淡青→青セル ： 専用カップ
測定原理 ： モリブデン青法
使用波長 ： 650 nm
測定範囲 ： 0.20 〜 3.00 mg/L（ppm）
試
薬 ： DPR-As R-1（滴びん）、R-2（滴びん）、R-3（スポイトびん）、R-4（滴びん）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

特徴
本法の測定原理であるモリブデン青吸光光度法は、ひ酸イオン（As（Ⅴ））とりん酸イオン（PO43-）が同等に発色します。
検水中に、ひ酸イオン、亜ひ酸イオン（As（Ⅲ））とりん酸イオンが共存する場合、
まず、ひ酸イオンを還元により亜ひ酸イオンとして、りん酸イオンだけを発色させ、これを基準とします。
（下記「測定チャート」上列）
次に、亜ひ酸イオンを酸化によりひ酸イオンとして、元からあるひ酸イオン、りん酸イオンと共に発色させます。
（下記「測定チャート」下列）
この2回の発色の引き算により、ひ酸イオンと亜ひ酸イオンの値が得られ、これをひ素として換算しています。

注意
りん酸イオンが1mg/L 以上共存する場合は、ひ素を測定できません。

測定チャートਫ਼਷5૥ఇ

5૥ఇ

5૥ఇ

ॳগ‫ش‬ঈ
८ট৹ତਫ਼਷

5૥ఇ

5૥ఇ

5૥ఇ

ຽथॊ‫ຸ؞‬अॳগ‫ش‬ঈ
೾৒

$Vக

測定方法
まず、ゼロ調整のためにりん酸イオンのみを発色させます。

5

1. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）
図1

図2

2. R-1試薬を1滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図2）

3. R-2試薬を2滴加え、蓋をして2 〜 3回振り、10分間静置します。
（図3）

4. R-4試薬を4滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図4）

5

5

図3

図4

5. チューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、軽く5 〜 6回振り混ぜます。
（図5）

6. 専用カップに液を戻し、5分待ちます。
（図6）
図5－ 15 －

図6Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

7.【As】を押します。
8.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
9. りん酸のみを発色させた専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図7）
10.セルボックスから専用カップを取り出し、中身を空け、専用カップと蓋を純水で
洗います。
（図8）

৊ग௧৷ढ़ॵউ

৹

ෞ਷

図7

図8

図9

次に、りん酸イオンとひ酸イオン、亜ひ酸イオンを発色させ、測定値を求めます。
5

11.検水を10. の専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図9）

5

5

12.R-1試薬を1滴、R-3試薬を1滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図10）

図 10

図 11

13.R-4試薬を4滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図11）
14.チューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を押します。
（図12）
15.14. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図13）

೾৒
図 12

図 13

16.経過5分後に濃度が自動表示されます。

注意
1. この方法では、検水中のひ酸イオン（As（Ⅴ））と亜ひ酸イオン（As（Ⅲ））が測定可能で、その他の形態のひ素は測定できません。
2. 発色時の最適 pH は約2 です。pH2 〜 9 の範囲を超える検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 酸化性物質を多く含む検水は、測定できません。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、亜ひ酸イオン（As( Ⅲ )）標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない
500mg/L
200mg/L
100mg/L
50mg/L〃〃〃〃

10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する

酸化性物質、還元性物質が影響する場合があります。
海水は測定できません。

－ 16 －…B3+（ほう酸）、Cl −、CN －、K+、Na+、NH4+、SO42 －、Zn2+
…Ca2+、Mg2+、NO3 －…NO2 －
…Cr 3+、Ni2+、シリカ…Al3+、Co2+、F −、I －、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、フェノール
…Fe2+、Fe3+
…Cr 6+（クロム酸）
…残留塩素、PO 43 －
…Ba2+、Cu2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

As-D

ひ素（低濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 640 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： シリンジフィルターを用いた分離濃縮／モリブデン青法
測定範囲 ： 0.009 〜 0.200 mg/L（ppm）
試
薬 ： SPK-As(D) K-1( 液体 )、K-2( 液体 )、K-3( 液体 )、K-4( 液体 )、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定方法

0.5

1.【As-D】を押します。

1mLシリンジ.3

注 強酸性

2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。

強く押し込んで連 結 し てく ださい。

捕集済フィルター

3. パックテストひ素（低濃度）セットの使用法に従い「捕集」まで行ないます。

.

৹

ノズル

4. 1mL シリンジに、捕集済フィルターを強く押し込んで連結し、さらにフィルター
下部にノズルを取り付けます。
（図1）

図1

図2

5. K-3試薬を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図2）

図3
1.0
mL

1.0
mL

6. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図3）

0.5
.3

0.5

7. 専用カップに、K-4試薬を4滴加えます。
（図4）

押し出す

.3

吸い込む

8. 図1 でフィルター、ノズルと連結したシリンジに、専用カップ内の液をできるだけ多くゆっくりと吸い込みます。続けて、液をゆっくりと押し出し、専用カップ内に受けます。この操作をもう2回 繰り返します。
（図5）

3回出し入れ

.
液は少し
残ります。

1.0
mL

9. シリンジ内の液を出し切り、全量を専用カップに回収します。
（図6）

注 強酸性

図4

図5

0.5

11.10. のチューブを30回程度振り混ぜます。
（図8）
12.専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図9）.3

10.チューブに、専用カップの液を全量吸い込み、同時に【測定】を押します。
（図7）

出し切る
液がノズルに残る場合は、シリンジを外して空気を吸い込み、再び取り付けてから、液を出し切ってください。
溶出液

13.経過5分後に濃度が自動表示されます。

図6

೾৒
図7

30回程度

図8

図9

注意
1. この方法では、「パックテストひ素（低濃度）セット」のフィルター溶出液の測定を行ないます。操作に関する注意は「パックテストひ素（低濃度）セット」の使用法をご参照ください。
2. 検水中のひ素濃度が高いと考えられる場合、あるいは測定値が測定範囲以上であった場合は、測定範囲内に入るように検水を希釈し、再度「捕集」からやり直してください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響「パックテストひ素（低濃度）セット」の使用法をご参照ください。

－ 17 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

B-C

ほう素（高濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 490 nm

発
色 ： 薄黄→濃黄
測定原理 ： アゾメチン H 法
測定範囲 ： 5.0 〜 80.0 mg/L（ppm）
試
薬 ： WAK-B（C） K-1（液体）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 12 分

測定方法
1.【B-C】を押します。

.
P/
ਫ਼਷
P/

2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水0.2mL をポリピペット（小）で、専用カップに採ります。
（図1）
4. 専用カップ内の検水に K-1試薬をポリピペット（大）で1.5mL 加え、蓋をして
2 〜 3回振ります。
（図2）

図1

図2

5. 蓋を取り、専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図3）
6. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図4）

೾৒

৹

7. 6. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図5）
8. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図6）

図3

図4

9. 経過12分後に濃度が自動表示されます。

1分間に60往復

図5

図6

注意
1. この方法ではイオン状態のほう酸（ほう砂）を測定し、ほう素の値に換算しています。
		 ほうふっ化物（BF4－）は測定できません。
2. 検水用ポリピペット（小）は純水でよく洗うか、検水でポリピペット内を共洗いしてからご使用ください。
3. 発色時の最適 pH は6 です。pH が5 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水と K-1試薬の温度は20℃で測定してください。
		 温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
					 15℃・・・・・×0.95
25℃・・・・・×1.20
5. 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定することができます。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

5000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。（ただし、一般的な海水にはほう素が 4 〜 5mg/L
含まれています。）－ 18 －

2500mg/L〃
1000mg/L〃
500mg/L〃
250mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L〃
25mg/L〃
少しでも 影 響 する

…As3+（亜ひ酸）、Cl −、F −、I －、K+、Na+、NH 4+、
NO2 －、NO3 －、PO 43 －、フェノール
…Mg2+、Mn2+
…Ni2+、SO 42 －、Zn2+
…Ba2+、Ca2+
…Al3+、Cr 3+、陰イオン界面活性剤
…Cu2+
…CN －、Cr 6+（クロム酸）、残留塩素
…Fe2+、Sn2+
…Ag+、Fe3+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

B

ほう素
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 490 nm

発
色 ： 薄黄→濃黄
測定原理 ： アゾメチン H 法
測定範囲 ： 0.50 〜 6.00 mg/L（ppm）
試
薬 ： WAK-B チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 40 分

測定方法
1.【B】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを10回程度振り混ぜます。
（チューブ内に大きな橙色の塊が残っている場合には、さらによく振り混ぜます。）（図4）

೾৒
図3

図4

7. 専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）
8. 経過40分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法ではイオン状態のほう酸（ほう砂）を測定し、ほう素の値に換算しています。
		 ほうふっ化物（BF4－）は測定できません。
2. 発色時の最適 pH は6 です。pH が5 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 検水の温度は20℃で測定してください。
		 温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
					 15℃・・・・・×0.95
25℃・・・・・×1.25

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。（ただし、一般的な海水にはほう素が 4 〜 5mg/L
含まれています。）－ 19 －

500mg/L〃
250mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L〃
25mg/L〃
10mg/L〃
5mg/L〃
少しでも 影 響 する

…As3+（亜ひ酸）、Cl −、F −、I －、K+、Na+、NH 4+、
NO2 －、NO3 －、PO 43 －、フェノール
…Mg2+、Mn2+
…Ni2+、SO 42 －、Zn2+
…Ba2+、Ca2+
…Al3+、Cr 3+、陰イオン界面活性剤
…Cu2+
…CN －、Cr 6+（クロム酸）、残留塩素
…Fe2+、Sn2+
…Ag+、Fe3+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Cd

カドミウム
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 554 nm

発
色 ： 黄→橙→桃
測定原理 ： シリンジフィルターを用いた分離濃縮／ 5-Br-PAPS 法
測定範囲 ： 0.003 〜 0.035 mg/L（ppm）
試
薬 ： SPK-Cd K-1( 液体 )、K-2( 液体 )、K-3( 液体 )、K-4( 液体 )、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 1 分

0.5

測定方法

1mLシリンジ.3

1.【Cd】を押します。
強く押し込んで連 結 し てく ださい。

2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。

捕集・洗浄済フィルター.

3. パックテストカドミウムセットの使用法に従い「洗浄」まで行ないます。

৹

ノズル

4. 1mL シリンジに、捕集・洗浄済フィルターを強く押し込んで連結し、さらにフィルター下部にノズルを取り付けます。
（図1）

図1

図2

図3

1.0
mL

5. K-4試薬を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図2）

1.0
mL
0.5
.3

6. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図3）

0.5

押し出す

.3

吸い込む

7. 図1 でフィルター、ノズルと連結したシリンジに、専用カップ内の液をできるだけ多くゆっくりと吸い込みます。続けて、液をゆっくりと押し出し、専用カップ内に受けます。この操作をもう4回 繰り返します。
（図4）
8. シリンジ内の液を出し切り、全量を専用カップに回収します。
（図5）

5回出し入れ
液は少し
残ります。

1.0
mL

図4
0.5

9. チューブに、専用カップの液を全量吸い込み、同時に【測定】を押します。
（図6）

.3

出し切る

10.9. のチューブを30回程度振り混ぜ、試薬を完全に溶かします。
（図7）
11.専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図8）
12.経過1分後に濃度が自動表示されます。

液がノズルに残る場合は、シリンジを外して空気を吸い込み、再び取り付けてから、液を出し切ってくだ
さい。
溶出液

図5

೾৒
図6

試薬を完全に溶かします

図7

図8

注意
1. この方法では、「パックテストカドミウムセット」のフィルター溶出液の測定を行ないます。操作に関する注意は「パックテストカドミウムセット」の使用法をご参照ください。
2. 検水中のカドミウム濃度が高いと考えられる場合、あるいは測定値が測定範囲以上であった場合は、測定範囲内に入るように検水を希釈し、再度「捕集」
からやり直してください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響「パックテストカドミウムセット」の使用法をご参照ください。

－ 20 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Cl-500

塩化物（高濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 615 nm

発
色 ： 透明→白濁
測定原理 ： 希釈と硝酸銀比濁法
測定範囲 ： 20 〜 500 mg/L（ppm)
試薬 ： DPR-Cl R-1（滴ビン）, R-2（滴ビン）
測定時間 ： R-2 試薬投入後 3 分

測定方法
1.【Cl-500】を押します。

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

mL

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

mL

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

3. 付属の1mL シリンジに空気を約0.2mL 吸い込んでから、続けて検水を吸い込み、液面を0.12mL の目盛に合わせます。
（図1）

mL

2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。

P/
३জথ४

૬ਞ

ัએ॑
P/
੔ഈ৖ऽदஅीॊध
P/भั୤पऩॉऽघ‫؛‬ਫ਼਷ਫ਼਷

4. シリンジに採った検水を専用カップに移します。
（図2）

図1

図2

5. 純水を、付属のポリピペットで専用カップの線まで加えます。
（図3）
6. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図4）
7. R-1試薬を1滴加え、蓋をして2 ～ 3回振ります。
（図5）
ෞ਷

8. R-2試薬を1滴加え、すぐに蓋をして2 ～ 3回振り、【測定】を押します。
（図6）

৹

9. 専用カップの蓋を取り、セルボックスに再びセットし、静置します。
（図7）

図3

図4

10. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

5

5

図5

೾৒
図6

図7

注意
1.「Cl 塩化物」の項目をご参照ください。
2.「測定方法」5. では、純水が必要です。別途純水をご用意ください。
（水道水は使用しないでください。）
3. 付属のシリンジの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定することができます。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 10000mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
5000mg/L〃〃
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。 2000mg/L

100mg/L〃
50mg/L〃
10mg/L〃
少しでも 影 響 する－ 21 －…Al3+、B3+（ほう酸）、Ca2+、Co2+、Cr 3+、Cu2+、F −、Fe3+、K+、Mg2+、Mn2+、Na+、NH 4+、Ni2+、NO2 −、NO3 −、SO 42 −、Zn2+、フェノール…シリカ…P O 43 －、陰イオン界面活性剤…F e2+…残留塩素…Ba2+、Br －、Cr6+（クロム酸）、I－、Mo6+（モリブデン酸）…CN －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Cl

塩化物
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 615 nm

発
色 ： 透明→白濁
測定原理 ： 硝酸銀比濁法
測定範囲 ： 2.0 〜 50.0 mg/L（ppm)
試薬 ： DPR-Cl R-1（滴ビン）, R-2（滴ビン）
測定時間 ： R-2 試薬投入後 3 分

測定方法
1.【Cl】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. R-1試薬を1滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図3）
6. R-2試薬を1滴加え、すぐに蓋をして2 ～ 3回振り、【測定】を押します。
（図4）

5

5

೾৒

7. 専用カップの蓋を取り、セルボックスに再びセットし、静置します。
（図5）
図3

図4

8. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では検水中の塩化物イオン（Cl －）が測定されます。
		 臭化物イオン（Br －）、よう化物イオン（I －）が共存する場合は、正の誤差を生じます。
2. 塩化物は水道水等に含まれる消毒用の塩素ではありません。消毒用塩素を測定する場合は、「ClO-DPD 残留塩素（遊離）」の項目をご参照ください。
3. 発色時の最適 pH は9以下です。アルカリ性の検水は、希硫酸などを加えて pH を9以下に調整してください。
（塩酸は使用しないでください。）
4. 検水の温度は20 ～ 25℃で測定してください。
		 温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
					 15℃・・・・・×1.3		
30℃・・・・・×0.84
5. 操作方法により、結果にばらつきが生じます。
「測定方法」6. では、R-2試薬を添加後、なるべく早く蓋をして2 ～ 3回振り混ぜてください。
6. 専用カップをセルボックスにセットするときは蓋を取ってください。また、反応時間中は専用カップの蓋を閉めたままにすると測定液が漏れてくることがありますので、水滴をよく拭き取ってからセルボックスにセットしてください。
7. 測定後は、専用カップに濁り分が付着しますので、念入りに洗ってください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は測定できますが、塩化物イオンの濃度が高いため希釈が必要です。
（塩分3.5％の海水の場合、約1,000倍）－ 22 －

500mg/L〃
200mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…Al3+、B3+（ほう酸）、Ca2+、Co2+、Cr 3+、Cu2+、F －、Fe3+、K+、Mg2+、Mn2+、Na+、NH 4+、Ni2+、NO2 －、NO3 －、SO 42 －、Zn2+、フェノール…シリカ…PO 43 －、陰イオン界面活性剤
…Fe2+
…残留塩素
…Ba2+、Br －、Cr 6+（クロム酸）、I－、Mo6+（モリブデン酸）…CN －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

ClO-C

残留塩素 ( 高濃度 )セル ： 専用カップ
使用波長 ： 470 nm, 600 nm

発
色 ： 無色→黄→橙→赤茶
測定原理 ： よう化カリウム法
測定範囲 ： 2 〜 500 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-ClO（C） チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 1 分

測定方法
1.【ClO-C】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）

೾৒

7. 経過1分後に濃度が自動表示されます。

図3

図4

注意
1. この方法では、総残留塩素（遊離残留塩素＋結合残留塩素）が測定されます。
2. この残留塩素は消毒用の塩素です。食塩等の塩化物イオン（Cl －）を測定する場合は、「Cl 塩化物」の項目をご参照ください。
3. 発色時の最適 pH は4 です。pH が3 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
Fe2+、NO2 － 等の還元性物質は、残留塩素を消費します。NO2 － は酸化剤としても働き、正の誤差を生じる場合があります。
過酸化水素等の酸化性物質は正の誤差を生じます。

－ 23 －

200mg/L
50mg/L
20mg/L
5mg/L
2mg/L

〃
〃
〃
〃
〃

…Al3+、B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、K+、Mg2+、
Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH 4+、Ni2+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、Zn2+…Ba2+…Cr 6+（クロム酸）、陰イオン界面活性剤、フェノール…Cr 3+…Fe3+…Cu2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

ClO-DPD

残留塩素（遊離）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 552 nm, 532 nm, 670 nm

発
色 ： 無色→桃
測定原理 ： DPD 法
測定範囲 ： 0.05 〜 3.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-ClO・DP チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 1 分

測定方法
1.【ClO-DPD】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過1分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図3

図4

注意
1. この方法では検水中の遊離残留塩素が測定されます。
		 総残留塩素（＝遊離残留塩素＋結合残留塩素）を測定する場合は、「T-ClO 総残留塩素」の項目をご参照ください。
2. この残留塩素は消毒用の塩素です。食塩等の塩化物イオン（Cl －）を測定する場合は、「Cl 塩化物」の項目をご参照ください。
3. 発色時の最適 pH は7 です。pH が5 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
5. 残留塩素が500mg/L 以上の場合には測定値が低くなります。高濃度が予想される場合にはあらかじめ希釈をして測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
CN －、Fe2+、NO2 － などの還元性物質は残留塩素を消費します。酸化性物質
は正の誤差を生じます。
NH4+ は遊離残留塩素と反応して結合残留塩素となるため、遊離残留塩素は減少します。
（総残留塩素としては変わりません。）
I －が共存すると結合残留塩素も測定されます。

－ 24 －

500mg/L〃
250mg/L〃
100mg/L〃
25mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…Ca2+、Cl −、F −、K+、Mo6+（モリブデン酸）、Na+、
Ni2+、PO 43 −、SO 42 −、Zn2+…Al3+、B3+（ほう酸）、Cr 3+、Mg2+…Mn2+…NO3 −、フェノール
…Co2+
…Fe3+
…Ba2+
…Cu2+
…Ag+、Cr 6+（クロム酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

T-ClO総残留塩素
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 552 nm, 532 nm, 670 nm

発
色 ： 無色→桃
測定原理 ： よう化カリウムと DPD 法
測定範囲 ： 0.05 〜 3.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-T・ClO チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 2 分

測定方法
1.【T-ClO】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過2分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図3

図4

注意
1. この方法では検水中の総残留塩素が測定されます。
		 遊離残留塩素（＝総残留塩素－結合残留塩素）を測定する場合は、「ClO-DPD 残留塩素（遊離）」の項目をご参照ください。
2. この残留塩素は消毒用の塩素です。食塩等の塩化物イオン（Cl －）を測定する場合は、「Cl 塩化物」の項目をご参照ください。
3. 発色時の最適 pH は7 です。pH が5 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
5. 総残留塩素が500mg/L 以上の場合には測定値が低くなります。高濃度が予想される場合にはあらかじめ希釈をして測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
CN －、Fe2+、NO2 － 等の還元性物質は残留塩素を消費します。酸化性物質
は正の誤差を生じます。

－ 25 －

500mg/L〃
250mg/L〃
100mg/L〃
25mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…Ca2+、Cl −、F −、I －、K+、Mo6+（モリブデン酸）、
Na+、Ni2+、PO 43 −、SO 42 −、Zn2+…Al3+、B3+（ほう酸）、Cr 3+、Mg2+…Mn2+…NO3 −、フェノール
…Co2+
…Fe3+
…Ba2+
…Cu2+
…Ag+、Cr 6+（クロム酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

ClO 2二酸化塩素
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 552 nm, 532 nm, 670 nm

発
色 ： 無色→桃
測定原理 ： グリシンと DPD 法
測定範囲 ： 0.20 〜 6.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-ClO2 K-1（滴ビン）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 30 秒

測定方法
1.【ClO 2 】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. K-1試薬を2滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図3）
6. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図4）
7. 6. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）

.

೾৒
図3

図4

8. 経過30秒後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. 反応時間は厳守してください。反応時間を過ぎると発色が強くなります。特に、残留塩素、亜塩素酸イオン、塩素酸イオンなどの共存が考えられる場合は、
この時間を厳守してください。
2. 発色時の最適 pH は7 です。pH が5 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
4. 二酸化塩素が200mg/L 以上の場合には測定値が低くなります。高濃度が予想される場合にはあらかじめ希釈をして測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
CN －、Fe2+、NO2 － 等の還元性物質は二酸化塩素を消費します。
酸化性物質は正の誤差を生じます。
I － が共存すると残留塩素も測定されます。

－ 26 －

500mg/L〃
250mg/L〃
50mg/L〃
25mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、Cr 3+、F −、K+、Mg2+、
Mn2+、Na+、Ni2+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、Zn2+…Al3+、亜塩素酸イオン、塩素酸イオン…NH 4+…Mo6+（モリブデン酸）…Co2+…Fe3+、フェノール…Ba2+…Cu2+、残留塩素…Ag+、Cr 6+（クロム酸）、Fe2+、NO2 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NaClO 2

亜塩素酸ナトリウム
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 470 nm, 600 nm

発
色 ： 無色→黄→橙→赤茶
測定原理 ： よう化カリウム法
測定範囲 ： 2 〜 500 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NaClO2 K-1（滴ビン）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 1 分

測定方法
1.【NaClO 2 】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

5. K-1試薬を4滴加えます。
（図3）

図2

ஷैऩः

6. すぐにパックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を押します。
（図4）
7. 6. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）

.

೾৒
図3

図4

8. 経過1分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では、残留塩素、二酸化塩素も測定されます。
2. 測定時は塩素ガスが発生するおそれがありますので、必ず換気しながら測定してください。
3. 発色時の最適 pH は1 です。pH10以上の検水は希硫酸で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
5.「測定方法」
5. で K-1試薬を添加した後は振りまぜず、すぐにチューブに吸い込んでください。振ったり、時間をかけると測定値が低くなる場合があります。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水および水道水は影響しません。
残留塩素、二酸化塩素も同様に発色して測定されます。また、過酸化水素などの、酸化性物質は正の誤差を生じます。
Fe2+、NO2 － 等の還元性物質は、亜塩素酸ナトリウムを消費します。NO2 －は酸化剤としても働き、正の誤差を生じる場合があります。
検水にでんぷんを含む場合には、発色が茶色〜黒色になり測定できない
ことがあります。

－ 27 －

100mg/L〃
20mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…Al3+、B3+（ほう酸）、Ca2+、F −、I −、K+、Mg2+、
Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH4+、Ni2+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、Zn2+、アミノ酸、塩素酸ナトリウム、グルコース、シリカ、フェノール…陰イオン界面活性剤…アルブミン…Ba2+、でんぷん…Cu2+、Fe3+…Fe2+、残留塩素…Cr 6+（クロム酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NaClO 2-D

亜塩素酸ナトリウム（低濃度）発
色 ： 無色→桃
測定原理 ： よう化カリウムと DPD 法
測定範囲 ： 0.10 〜 2.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NaClO2（D） K-1（小パック）、K-2（滴ビン）、K-3（滴ビン）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 1 分

セル ： 専用カップ
使用波長 ： 552 nm, 532 nm, 670 nm

測定方法
1.【NaClO 2 -D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. K-1試薬を加えます。
（図3）
6. K-2試薬を1滴加え、蓋をしめて10回振ります。
（図4）

.

7. K-3試薬を2滴加えます。
（図5）

K-2

図3

8. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図6）
9. 8. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図7）

図4

ஷैऩः

.

೾৒
図5

図6

10. 経過1分後に濃度が自動表示されます。

図7

亜塩素酸ナトリウムと残留塩素（0.5mg/L 以下）を区別して測定する場合①【NaClO2-D】を押します。
②【決定】を押し、測定画面に切替えます。
③ 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図8）

図8

図9

④ パックテスト総残留塩素（WAK-T・ClO）のチューブに専用カップの検水を全量吸い込み、軽く5 〜 6回振り混ぜます。
		 総残留塩素を発色させます。
（このとき、亜塩素酸ナトリウムは発色しません。）
		（図9）⑤ 専用カップにチューブ内の液を戻し、セルボックスに入れ、【0調】を押します。
		（図10）

৹
図 10

図 11

⑥ セルボックスから専用カップを取り出し、中身を空け、純水または検水ですすぎ
ます。
（図11）
⑦ 検水を⑥の専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図12）
図 12
⑧ これ以降は、上記「測定方法」5. 以降に従って操作を行なってください。

－ 28 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

注意
1. この方法では、残留塩素（次亜塩素酸など）、二酸化塩素も測定されます。
亜塩素酸ナトリウムと残留塩素を区別して測定したい場合は、【亜塩素酸ナトリウムと残留塩素（0.5mg/L 以下）を区別して測定する場合】をご覧ください。その際は、パックテスト総残留塩素（WAK-T・ClO）を別途ご用意ください。但し、0.5mg/L 以上の残留塩素が共存する場合は適用できません。
2. 測定時は塩素ガスが発生するおそれがありますので、必ず換気しながら測定してください。
3. K-2試薬添加後の pH は、約1 です。発色時の pH は、約5 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。ただし、9mmol/L 炭酸ナトリウム溶液による抽出液は、pH 調整せずに測定できます。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
水道水中に入っている残留塩素により発色します。残留塩素、二酸化塩素も同様の発色をします。
また、過酸化水素などの酸化性物質によっても発色します。
Fe2+、NO2 － 等の還元性物質は、亜塩素酸ナトリウムを消費します。
NO2 －は酸化剤としても働き、発色する場合があります。

－ 29 －

500mg/L〃
50mg/L〃
10mg/L〃
2mg/L〃
少しでも 影 響 する…Al3+、B3+（ほう酸）、Ca2+、CI −、F −、I −、K+、
Mg2+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH4+、
Ni2+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、Zn2+、アルブミン、
塩素酸ナトリウム、くえん酸、グリシン、グルコース、
グルタミン酸、酒石酸、シリカ、でんぷん、フェノール…Co2+…陰イオン界面活性剤…Fe3+…Cu2+、陽イオン界面活性剤…Cr 6+（クロム酸）、Fe2+、NO 2 −、SO32 −、アスコルビン酸、残留塩素、過酸化水素、二酸化塩素Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

CN-2

遊離シアン
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 607 nm, 535 nm, 680 nm

発
色 ： 無色→（赤）→青
測定原理 ： 4- ピリジンカルボン酸法
測定範囲 ： 0.01 〜 1.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-CN-2 K-1（小パック）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 10 分

測定方法
1.【CN-2】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. K-1試薬を加え、蓋をして5 〜 6回振ります。
（図3）
6. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図4）
7. 6. のチューブを軽く10回程度振り混ぜます。
（図5）

.

೾৒
図3

図4

図5

図6

8. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図6）
9. 経過10分後に濃度が自動表示されます。

注意
1. この方法では検水中の遊離シアン（主として、シアン化物イオン（CN －）と塩化シアン（CNCl））が測定されます。
		 鉄シアン錯塩等を含んだ全シアンを測定する場合は、「CNT 全シアン」「CNT-D 全シアン（低濃度）」の項目をご参照ください。
2. 発色時の最適 pH は 6 です。水酸化ナトリウムで pH12 に調整した検水はそのまま測定できます。pH が 5 〜 12 の範囲をこえる検水は希水酸化ナト
リウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3.「測定方法」7. で振り混ぜた後は、チューブ内の測定液を専用カップにすぐに且つ静かに戻してください。何度も振り混ぜたり、時間をかけると濁りを生じることがあります。
4. 検水の温度は 20 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

誤検出される物質としては、チオシアン酸とエチレンアミン類の一部（テトラエチレンペンタミン、ペンタエチレンヘキサミン）だけが判明しています。
残留塩素等の強酸化性物質や、亜硫酸塩等の還元性物質が存在すると、負の誤差を生じます。
海水は測定できません。
工場廃水等で妨害物質が含まれている場合には、蒸留・通気法等によって前処理をしてください。

－ 30 －

200mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L〃
20mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…As3+（亜ひ酸）、B3+（ほう酸）、Cl −、F −、K+、
Mg2+、Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH 4+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、エチレンジアミン四酢酸（EDTA）、フェノール…NO2 −、Zn2+…Ca2+、アスコルビン酸、陰イオン界面活性剤、シリカ…Al3+、Cr 3+、Cr 6+（クロム酸）…Cu2+…Ba2+、Fe2+、Fe3+…残留塩素…ホルムアルデヒド…Co2+、I −、Mn2+、Ni2+、SCN −、SO32 −、エチレンアミン類の一部、陽イオン界面活性剤Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

CN T

全シアン
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 540 nm

発
色 ： 黄→橙→茶
測定原理 ： 蒸留とピクリン酸法
測定範囲 ： 0.1 〜 3.0 mg/L（ppm)
試薬 ： LR-CN Ｔ No.46 R-1（粉末）、R-2（パック）
測定時間 ： 捕集液調製後 0 分
特殊用具 ：「全シアン検定器」（型式：WA-CNT または WA-CNT-2）が必要です。
使用方法 ：「全シアン検定器」の使用法をお読みください。

測定方法
1.【CN T 】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
ෞ਷

3. 純水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. 専用カップを取り出し、純水を捨て、全シアン検定器で蒸留・発色させて25mLに調整した捕集液を同じ専用カップに1.5mL 移します。
（図3）৊ग௧৷ढ़ॵউ

6. セルボックスに再びセットし、【測定】を押します。
（図4）
7. 濃度が自動表示されます。

఑ૐั

ෞ਷

図3

೾৒
図4

注意
1. 蒸留時は蒸留器のガラス部分も熱くなりますので、やけどにご注意ください。
2. R-1試薬の代わりに希硫酸を使用する場合、フラスコ内の突沸を避けるため、必ず沸騰石を入れてください。
3. 蒸留時は部屋の換気を十分に行なってください。

共存物質の影響「全シアン検定器」の「技術資料」をご参照ください。

－ 31 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

CN T-D

全シアン（低濃度）発
色 ： 無色→（赤）→青
測定原理 ： 蒸留と 4- ピリジンカルボン酸−ピラゾロン法
測定範囲 ： 0.005 〜 0.150 mg/L（ppm)
試薬 ： LR-CN-B No.14B R-1（小パック）、R-2（大パック）
測定時間 ： R-2 試薬投入後 20 分
特殊用具 ：「全シアン（低濃度）セット」（型式：WA-CNT（L））が必要です。
使用方法 ：「全シアン（低濃度）蒸留用試薬」（型式：CNT-RA）の使用法をお読みください。

セル ： 専用カップ
使用波長 ： 638 nm, 590 nm

測定方法
1.【CN T -D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
純水

3. 純水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）
		 専用カップの純水は捨てます。

図1

図2

捕集液

5.「全シアン（低濃度）蒸留用試薬」の使用法に従い、得られた捕集液入りの丸セル
瓶に、R-1試薬を加えます。
（図3）

5

6. 蓋をしっかりしめて、約10回振とうし、3分間待ちます。
（図4）
7. 丸セル瓶に R-2試薬を加え、【測定】を押し、蓋をしっかりしめて、すぐに30秒間に60回以上、激しく振とうします。
（図5）
8. 20分後までに、丸セル瓶の測定液を4. の専用カップに1.5mL（線まで）移し、セルボックスに入れます。
（図6）

図3

図4

5

೾৒

9. 経過20分後に濃度が自動表示されます。

30秒間に60回以上

図5

図6

注意
1. 捕集液の温度は15 〜 30℃で測定してください。
2. R-2試薬は一部しか溶解しませんので、「測定方法」6. で振とうした後は試薬が溶け残っていてもそのまま静置してください。

－ 32 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

COD

化学的酸素要求量セル ： 専用カップ
使用波長 ： 525 nm

発
色 ： 赤紫→緑
測定原理 ： アルカリ性過マンガン酸カリウム法
測定範囲 ： 2.0 〜 10.0 mg/L（ppm)
試薬 ： LR-COD-B-2 No.44 R-1（液体）、R-2（液体）、中和剤（滴ビン）
測定時間 ： R-2 試薬投入後 10 分

測定方法
1.【COD】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を専用カップに1.5mL（線まで）および、丸セル瓶に25mL（白線まで）採ります。
		（図1）

৹
図1

図2

4. 専用カップをセルボックスに入れ【0調】を押します。専用カップの検水は捨てます。
		（図2）
5. 丸セル瓶に R-1試薬を付属の注射筒で0.5mL 加え、蓋をしっかりしめて、5 〜 6回
撹拌します。
（図3）

5

5

೾৒

6. 丸セル瓶に R-2試薬を付属のポリピペットで1mL 加え、【測定】を押します。
（図4）
図3

図4

図5

図6

7. 蓋をしっかりしめて、5 〜 6回撹拌します。
（図5）
8. 10分後までに丸セル瓶の測定液をゼロ調整をした専用カップに1.5mL（線まで）移し、セルボックスに入れます。
（このとき、丸セル瓶の液で専用カップを共洗いします。）（図6）9. 経過10分後に濃度が自動表示されます。
10. 丸セル瓶内の測定後の廃液に中和剤を約8滴添加してほぼ中性付近になったことを確認し、廃棄します。

注意
1. 発色時の最適 pH は12以上です。酸性の検水は、希水酸化ナトリウム溶液等を加えて pH を6以上に調整してください。
2. 検水の温度は15 〜 25℃で測定してください。
3.「測定方法」8. で測定液を専用カップに採る前には共洗い（測定液で専用カップを2 〜 3回すすぐ）してください。
4. 海水は測定できません。

JIS 法に対する本測定法の位置づけ
日本では工場排水の管理に一般的に JIS K 0102 17. の100℃、30分の酸性過マンガン酸カリウム法（CODMn）が用いられていますが、本測定法は JIS K
0102 19. アルカリ法（CODOH）を応用して簡単でしかも短時間に測定できるようにしたものです。
JIS のアルカリ法では、沸騰水浴中20分間で消費された過マンガン酸カリウムの量を滴定によって求めますが、この測定法では、常温10分間に消費された
過マンガン酸カリウムの量を吸光度の低下から換算して、それを COD 値として求めています。
検定はグルコース（ブドウ糖）標準液で行なっていますが、検水中の被酸化物が過マンガン酸カリウムによって酸化される度合いは、その物質の種類や割合
によって異なります。
また、アルカリ法と酸性法自体でも反応条件や測定条件が異なりますので、この方法で得られる数値はあくまでも概略値であり、工場排水の測定等に使用されるときには、十分な注意が必要となります。
この方法と JIS 法との値が合致しない場合もありますので、相関を求めた上でご使用ください。

－ 33 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Color色度
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 460 nm

検水の黄色い着色を測定
検定 ： 塩化白金酸コバルト標準液
測定範囲 ： 50 〜 1000 度
試
薬 ： 使用しません
測定時間 ： 0 分

測定方法
1.【Color】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
純水

3. 純水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. 専用カップを取り出し、純水を捨て、検水を同じ専用カップに1.5mL 採ります。
		（図3）
6. セルボックスに再びセットし、【測定】を押します。
（図4）
৊ग௧৷ढ़ॵউ

7. 色度が自動表示されます。

೾৒

ෞ਷

図3

図4

注意
1. この方法は水に溶解またはコロイド状で存在する淡黄色から黄褐色系統の色の場合にだけ適用するもので、それ以外の着色および濁りは測定の妨害になります。
2. 水道水質基準（5度以下）はこの方法では測定できません。

－ 34 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Cr 6+

6 価クロムセル ： 専用カップ
使用波長 ： 542 nm, 580 nm, 670 nm

発
色 ： 無色→淡赤→赤→赤紫
測定原理 ： ジフェニルカルバジド法
測定範囲 ： 0.05 〜 1.50 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-Cr6+ チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 2 分

測定方法
1.【Cr 6＋ 】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過2分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図3

図4

注意
1. この方法では、検水中の6価クロム (Cr6+) が測定されます。
		 3価クロム (Cr3+) を含めた全クロムを測定する場合は、「CrT 全クロム」の項目をご参照ください。
2. 発色時の最適 pH は2以下です。pH9以上の検水は希硫酸等で中性以下にしてください。
		 特に生コンクリート業などの廃液など pH が高い場合にはご注意ください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
還元性物質が検水中に共存すると、6 価クロムが 3 価クロムに還元されます。
このような場合には全クロムとして測定してください。

－ 35 －

500mg/L〃
250mg/L〃
25mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
2mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…Ba2+、Ca2+、Cl −、CN −、Co2+、I −、K+、Mg2+、
Mn2+、Na+、NH4+、Ni2+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、Zn2+、フェノール…Al3+、F −…B3+（ほう酸）…NO2 −…Ag+…Cu2+、Mo6+（モリブデン酸）
…Fe3+
…残留塩素
…V5+（バナジン酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Cr 6+-D

6 価クロム（低濃度）セル ： 専用カップ発
色 ： 無色→淡赤→赤紫
使用波長 ： 542 nm, 580 nm, 670 nm
測定原理 ： ジフェニルカルバジド発色／膜濃縮吸光光度法
測定範囲 ： 0.003 〜 0 .100 mg/L（ppm)
試薬 ： DPR-Cr6+D R-1（パック）、R-2（液体）、R-3（液体）
測定時間 ： 測定液調製後 0 分
使用方法 ：「水質計用 DPR 試薬 6 価クロム・低濃度」（型式：DPR-Cr6+D）の使用法をお読みください。

測定方法
1.【Cr6＋ -D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3.「膜濃縮」の操作までは、水質計用 DPR 試薬6価クロム・低濃度（型式：DPR-Cr6＋ D）の使用法（「測り方」①〜⑥）に従います。

純水

৹

4. 純水（または水道水）を専用カップの標線（1.5mL）を超えるように採ります。
（図1）
図1

ෞ਷

図2

図3

5. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）
౒ख༈

6. 専用カップを取り出し、専用カップ内の水を完全に捨てます。内壁に水滴が残存する場合は、ティッシュペーパー等で吸い込んで除去します。
（図3）

2.5
mL

0.5

2.5

0.5

mL

2
2.5

1.5
1
0.5

mL

2
1.5
1
0.5

9. 専用カップに蓋をして、強く押さえながら5 〜 6回振り混ぜて均一にし、蓋をはずします。
（蓋をしたままだと液が漏れてきます。）（図6）

ইॕঝॱ‫ش‬1.5

8. 7. の2.5mL シリンジに濃縮済のフィルターを取りつけ、液を1滴ずつゆっくりと押し出し、全量を専用カップに回収します。シリンジ内の液を半分ほど出し終えたら、一度押し棒を最上部（2.5mL の目盛）まで引き戻します。
		 再度、残りの液を1滴ずつゆっくりと出し、押し棒が最下部まで到達して液を出しきったら完了です。
（図5）

੔ഈ৖ऽद
அीॊध
P/भั୤
पऩॉऽघ‫؛‬

2

P/
३জথ४

P/
३জথ४

1

7. 2.5mL シリンジに空気を約0.5mL 吸い込んでから、続けて R-3試薬を吸い込み、液面を1.9mL の目盛に合わせます。
（図4）

ัએ॑
P/

૬ਞ

図4

5

৊ग௧৷ढ़ॵউ

図5

5〜6

10. 専用カップをセルボックスに再びセットし、【測定】を押します。
（図7）
11. 濃度が表示されます。

೾৒
図6

図7

注意
1. この方法では「水質計用 DPR 試薬 6価クロム・低濃度」で得られた測定液の吸光度から、6価クロム濃度を求めます。操作に関する注意は試薬の使用法をご参照ください。
2. R-1試薬添加後は pH1、R-2試薬添加後は pH2、測定液は pH3 〜 4 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 試薬添加後の液は強酸性になりますので、測定中は保護具を着用し、ゆっくり操作してください。各シリンジとフィルターとのネジ部接続が緩いと、液漏れするおそれがありますのでご注意ください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響「水質計用 DPR 試薬 6価クロム・低濃度」の使用法をご参照ください。

－ 36 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Cr T

全クロム

発
色 ： 無色→淡赤→赤→赤紫
測定原理 ： 酸化とジフェニルカルバジド法
測定範囲 ： 0.05 〜 1.50 mg/L（ppm)
試薬 ： Cr-RA R-1（滴ビン）、R-2（滴ビン）、R-3（滴ビン）、WAK-Cr6+
特殊用具 ： ビーカー、加熱具一式
測定時間 ： チューブに吸い込み後 2 分

セル ： 専用カップ
使用波長 ： 542 nm, 580 nm, 670 nm
チューブ

前処理方法
以下の手順に従って前処理を行なってください。

R-2

1. 検水をビーカーに15mL 採り、R-1試薬を5滴加えます。
（図1）

R-1

2. 検水を軽く沸とうする程度に加熱しながら、かきまぜても淡く赤紫色が残るまで、
R-2試薬を加えます。
（図2）
3. 加熱を止め、R-3試薬を1滴加え、淡い赤紫色を消します。赤紫色が消えなければ、さらに R-3試薬を1滴加えます。
（図3）
		 検水の量が減った場合は、純水を加えて15mL にしてください。
4. ビーカーの検水を15 〜 30℃まで冷まし、専用カップに1.5mL( 線まで）採ります。
（図4）
		 以下の「測定方法」に従って、測定してください。

図1

図2

R-3

図3

図4

測定方法
1.【Cr T 】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 前処理済みの検水の入った専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図5）
4. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に
【測定】を
押します。
（図6）

৹
図5

೾৒
図6

5. 4. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図7）
6. 経過2分後に濃度が自動表示されます。
図7

注意
この方法では、3価クロム (Cr3+) と6価クロム (Cr6+) をあわせた全クロムが測定されます。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
海水は測定できません。その他の共存物質の影響は6価クロムの測定に準じます。詳細は「Cr6＋ 6価クロム」の項目をご参照ください。

－ 37 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Cu

銅
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 482 nm, 520 nm

発
色 ： 無色→淡橙→橙
測定原理 ： バソクプロイン法
測定範囲 ： 0.10 〜 5.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-Cu チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 1 分

測定方法
1.【Cu】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に
【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）

೾৒

7. 経過1分後に濃度が自動表示されます。

図3

図4

注意
1. この方法では検水中の1価、2価のイオン状態（Cu+、Cu2+）の銅が測定されます。
		 濁り、沈殿、錯体等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
2. 発色時の最適 pH は6 です。pH が2 〜 10 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
酸化性物質が影響する場合があります。

－ 38 －

250mg/L
100mg/L
50mg/L
20mg/L
10mg/L
5mg/L
2mg/L
1mg/L

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、
Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH4+、Ni2+、NO2 −、NO3 −、PO 43 −、SO32 −、SO 42 −、残留塩素、フェノール…Co2+、Mn2+…Ba2+…Zn2+、陰イオン界面活性剤…Cr 3+、Cr 6+（クロム酸）…A g+…F e2+、Fe3+…Al3+…CN −Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Cu-M-2

銅（排水）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 451 nm, 500 nm, 550 nm

発
色 ： 無色→黄褐色
測定原理 ： DDTC 法
測定範囲 ： 0.5 〜 10.0 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-CuM-2 チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 2 分

測定方法
1.【Cu-M-2】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に
【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く10回程度振り混ぜます。
（図4）

೾৒

7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図5）

図3

図4

8. 経過2分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では、検水中のイオン状態 (Cu2+) の銅が測定されます。
		 濁り、沈殿、錯体等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
2. 発色時の最適 pH は10 です。pH が3 〜 10 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
20%(w/w) 以下のエタノールは妨害しません。

－ 39 －

50mg/L〃

25mg/L
10mg/L
5mg/L
1mg/L

〃
〃
〃
〃

…Al3+、B3+（ほう酸）、Ba2+、Br −、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、Na+、
NH4+、NO2 −、NO3 −、PO43 −、SO42 −、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、グルコース、シリカ、フェノール…Cd2+、Cr 6+（クロム酸）、陽イオン界面活性剤、残留塩素…Pb2+、Zn2+…Cr 3+、Fe3+…F e2+、Ni2+…Co2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,CorpDET

陰イオン界面活性剤
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 620 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： メチレンブルー壁面付着法
測定範囲 ： 0.05 〜 1.20 mg/L（ppm)
試薬 ： 陰イオン界面活性剤測定セット（型式：WA-DET） R-1（滴ビン）、R-2（液体）
測定時間 ： 測定液調製後 0 分
使用方法 ：「陰イオン界面活性剤測定セット」の使用法をお読みください。

測定液の調製
1. 陰イオン界面活性剤測定セットの使用法「測り方④」で、R-2試薬をポリピペット
で1.5mL 加えます。
（目視の場合とは R-2試薬の添加量が異なります。）
		（図1）← 1.5mL

2. チューブ壁面全体に R-2試薬が行き渡るように、キャップをしてチューブを激しく振り混ぜ、これを測定液とします。
（図2）

R-2

図1

図2

測定方法
1.【DET】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。

ෞ਷৹

3. 純水（または水道水）を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図3）
図3

図4

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図4）
5. 専用カップを取り出し、純水を捨て、調製した測定液を同じ専用カップに全量
移します。
（図5）
6. セルボックスに再びセットし【測定】を押します。
（図6）

測定液

೾৒

7. 濃度が自動表示されます。
図5

図6

注意
1. 陽イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、油は少量の存在でも負の誤差を生じます。
		 これらの物質が高濃度共存すると考えられる場合は、あらかじめ検水を10倍に希釈してから測定し、得られた値を10倍にしてください。
		 ※希釈方法：チューブに検水を 2mL 採り、純水（または水道水）をチューブの標線まで加えてください。
		 ※非イオン界面活性剤が 1mg/L 以上含まれる河川水は、試薬添加前の状態でよく振ると、水面上に細かい泡が立ちます。
2. 測定値が0.5mg/L 以上の河川水では、非イオン界面活性剤等の共存物質も多量に含まれている可能性が高く、実際の陰イオン界面活性剤濃度は測定値よりさらに高い場合があります。
3. 発色時の最適 pH は7 です。pH が3 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は20℃で測定してください。
		 温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
					 10℃・・・・・×0.75
15℃・・・・・×0.85					 25℃・・・・・×1.25
30℃・・・・・×1.85
5. 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定することができます。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

100mg/L以下は影 響しない
10mg/L〃…Ca2+、Cl −、Cu2+、F −、K+、Mg2+、Na+、NH 4+、
NO2 −、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、残留塩素…Fe2+、Fe3+

海水は測定できません。

－ 40 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

F

ふっ素（遊離）セル ： 専用カップ
発
色 ： 赤→紫使用波長 ： 616 nm, 521 nm
測定原理 ： ランタン - アリザリンコンプレキソン法
測定範囲 ： 0.40 〜 1.50 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-F チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 10 分（検量線データ Ver.2.02.0 より測定時間を短縮しました。）

測定方法
1.【F】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に
【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く10回程度振り混ぜます。
（図4）

೾৒

7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図5）

図3

図4

8. 経過10分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では、蒸留分離抽出液または自然水等、共存物質の少ない検水を対象にしており、検水中のイオン状態 (F － ) のふっ素が測定されます。
		 ほうふっ化物 (BF4－ ) は測定できません。全ふっ素測定前処理の蒸留操作は JIS K 0102 34.1 に従ってください。
2. 発色時の最適 pH は5 です。pH が3 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
4. ふっ素イオンが100mg/L 以上の場合は、測定値が低くなります。高濃度が予想される場合にはあらかじめ希釈して測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 重金属以外：
100mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
50mg/L〃
10mg/L〃

海水は測定できません。
重金属等：
ふっ素は、アルミニウムや鉄などの金属元素とは、フルオロ錯体を形成し、10mg/L以下は影 響しない
1mg/L〃
カルシウムなどのアルカリ土類金属とは、ふっ化物の懸濁または沈殿で少しでも 影 響 する
存在し、この方法では測定されない場合があります。

－ 41 －…B3+（ほう酸）、Cl −、I −、K+、Mg2+、Na+、NH 4+、
NO2 −、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、陰イオン界面活性剤、フェノール
…残留塩素
…Ca2+

…Ba2+、CN −、Cr 3+、Cr 6+（クロム酸）、Mn2+…Fe2+、Fe3+、Mo6+（モリブデン酸）…Al3+、Co2+、Cu2+、Ni2+、Zn2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Fe

鉄
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 510 nm, 540 nm

発
色 ： 無色→淡橙→橙
測定原理 ： 還元と o - フェナントロリン法
測定範囲 ： 0.10 〜 5.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-Fe チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【Fe】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）

೾৒

7. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

図3

図4

注意
1. この方法では検水中のイオン状態 (Fe2+、Fe3+= 溶存鉄 ) の鉄が測定されます。
		 鉄の溶存状態は pH によって大きく異なり、また懸濁物や沈殿の状態でも存在します。目的に応じて前処理を行った後に測定してください。
2. 発色時の最適 pH は6 です。これにならない場合は適宜中和してから測定してください。緩衝性の小さい検水は、pH2程度でも測定できます。
3. 水道水等の総鉄（全鉄）を測定する場合には、検水20mL に1mol/L 硫酸を2 〜 3滴（0.1 〜 0.2mL）程度加えて加熱し、冷却後にそのままチューブに吸い込めば、中和しなくても測定できます。
4. 水耕栽培等で用いられる EDTA 鉄もそのまま測定できます。
5. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 重金属以外：
100mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
10mg/L
〃
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、Na+、
NH4+、NO2 −、NO3 −、PO43 −、SO42 −、フェノール…陰イオン界面活性剤、残留塩素

重金属等：

10mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
酸化性物質が影響する場合があります。

1mg/L－ 42 －〃…Ba2+、Co2+、Cr 3+、Cr 6+（クロム酸）、Cu2+、
Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、Ni2+、Zn2+…Al3+、CN −Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Fe-D

鉄（低濃度）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 535 nm, 460 nm

発
色 ： 無色→淡赤→赤測定原理 ： 還元とバソフェナントロリン法
測定範囲 ： 0.05 〜 2.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-Fe（D） チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【Fe-D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に
【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図3

図4

注意
1. この方法では検水中のイオン状態 (Fe2+、Fe3+= 溶存鉄 ) の鉄が測定されます。
		 鉄の溶存状態は pH によって大きく異なり、また懸濁物や沈殿の状態でも存在します。目的に応じて前処理を行った後に測定してください。
2. 発色時の最適 pH は7 です。これにならない場合は適宜中和してから測定してください。緩衝性の小さい検水は、pH2程度でも測定できます。
3. 水道水等の総鉄（全鉄）を測定する場合には、検水20mL に1mol/L 硫酸を2 〜 3滴（0.1 〜 0.2mL）程度加えて加熱し、冷却後にそのままチューブに吸い込めば、中和しなくても測定できます。
4. 水耕栽培等で用いられる EDTA 鉄もそのまま測定できます。
5. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は測定できません。
酸化性物質が影響する場合があります。

－ 43 －

500mg/L〃
50mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
2mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、
Mn2+、Na+、NH 4+、NO3 −、SO 42 −…フェノール…Cr6+（クロム酸）、Mo6+（モリブデン酸）、Ni2+、NO2 −…Zn2+…PO 43 −…Cr 3+、残留塩素…Ba+、CN −…Al3+、Co2+、Cu2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Fe 2 ＋

2 価鉄
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 510 nm, 540 nm

発
色 ： 無色→淡橙→橙
測定原理 ：o - フェナントロリン法
測定範囲 ： 0.10 〜 5.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-Fe2+ チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【Fe 2+ 】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図3

図4

注意
1. この方法では検水中の2価のイオン状態（Fe2+）の鉄が測定されます。
2. 鉄の溶存状態は pH によって大きく異なり、また懸濁物や沈殿の状態でも存在します。
		 水道水等の総鉄（全鉄）を測定する場合は、「Fe 鉄」または「Fe-D 鉄（低濃度）」の項目をご参照ください。
3. 発色時の最適 pH は5 です。pH が2 〜 9 の範囲を超える検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 重金属以外：
100mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
10mg/L
〃
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
少しでも 影 響 する
海水は影響しません。
酸化性物質（残留塩素、Cr6+ 等）は Fe2+ を Fe3+ にします。

…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、Na+、
NH4+、NO2 −、NO3 −、PO43 −、SO42 −、フェノール…陰イオン界面活性剤
…残留塩素

重金属等：
10mg/L以下は影 響しない
1mg/L

－ 44 －〃
少しでも 影 響 する…Al3+、Ba2+、Cr 3+、Fe3+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、
Ni2+、Zn2+−2+2+…CN 、Co 、Cu…Cr 6+（クロム酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Fe 2 ＋ -D

2 価鉄（低濃度）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 535 nm, 460 nm

発
色 ： 無色→淡赤→赤測定原理 ： バソフェナントロリン法
測定範囲 ： 0.05 〜 2.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-Fe2+（D） チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【Fe 2+ -D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に
【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図3

図4

注意
1. この方法では検水中の2価のイオン状態（Fe2+）の鉄が測定されます。
2. 鉄の溶存状態は pH によって大きく異なり、また懸濁物や沈殿の状態でも存在します。
		 水道水等の総鉄（全鉄）を測定する場合は、「Fe 鉄」または「Fe-D 鉄（低濃度）」の項目をご参照ください。
3. 発色時の最適 pH は5 です。pH が2 〜 9 の範囲を超える検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 重金属以外：
1000mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
500mg/L〃
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
50mg/L〃
少しでも 影 響 する

海水は測定できません。
酸化性物質（残留塩素、Cr6+ 等）は Fe2+ を Fe3+ にします。

…B3+（ほう酸）、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、Na+、
NH4+、NO2 −、NO3 −、PO43 −、SO42 −、フェノール…Ca2+…陰 イオン界面活性剤…残 留塩素

重金属等：
10mg/L以下は影 響しない
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する－ 45 －…Al3+、Ba2+、Cr 3+、Fe3+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、
Ni2+…Zn2+…Co2+、Cu2+…CN −、Cr 6+（クロム酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Fe 3 ＋

3 価鉄
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 505 nm, 620 nm

発
色 ： 無色→淡紅→赤褐色
測定原理 ： スルホサリチル酸法
測定範囲 ： 1.0 〜 50.0 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-Fe3+ チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 1 分

測定方法
1.【Fe 3+ 】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）

೾৒

7. 経過1分後に濃度が自動表示されます。

図3

図4

注意
1. この方法では検水中の3価のイオン状態（Fe3+）の鉄が測定されます。
2. 鉄の溶存状態は pH によって大きく異なり、また懸濁物や沈殿の状態でも存在します。
		 水道水等の総鉄（全鉄）を測定する場合は、「Fe 鉄」または「Fe-D 鉄（低濃度）」の項目をご参照ください。
3. 発色時の最適 pH は1 です。pH が1 〜 9 の範囲を超える検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は測定できません。
還元性物質（アスコルビン酸 等）は、Fe3+ を Fe2+ にします。

－ 46 －

500mg/L
200mg/L
50mg/L
10mg/L
1mg/L

〃
〃
〃
〃
〃

…A g+、Al3+、B3+（ほう酸）、Ba2+、Ca2+、Cl −、Co2+、Cr 3+、Fe2+、K+、Mg2+、Mn2+、
Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH4+、Ni2+、NO3 −、PO43 −、SO42 −、Zn2+、残留塩素、シリカ、フェノール…Cr 6+（クロム酸）、Cu2+、I −、陰イオン界面活性剤…NO2 −、V5+（バナジン酸）…F −…陽イオン界面活性剤…CN −Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

FOR

ホルムアルデヒドセル ： 専用カップ
使用波長 ： 660 nm

発
色 ： 黄→黄緑→緑
測定原理 ： MBTH 法
測定範囲 ： 0.20 〜 1.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-FOR K-1（小パック）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 2 分

測定方法
1.【FOR】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. K-1試薬を加え、蓋をしめて5 〜 6回振って溶かし、3分間放置します。
（図3）
6. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に
【測定】を
押します。
（図4）

.

೾৒
図3

7. 6. のチューブを軽く10回程度振り混ぜます。
（図5）

図4

8. 専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図6）
9. 経過2分後に濃度が自動表示されます。
図5

図6

注意
1. 発色時の最適 pH は3 です。pH が5 〜 8 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は20℃で測定してください。
		 温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
					 10℃・・・・・×1.30
30℃・・・・・×0.60

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 重金属以外：
100mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
50mg/L
〃
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
20mg/L〃
1mg/L

海水は測定できません。
酸化性物質、還元性物質が影響する場合があります。

〃…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、K+、Mg2+、Na+、NH 4+、NO3 −、PO 43 −…I −、SO 42 −、フェノール…陰 イオン界面活性剤、残留塩素…NO2 −

重金属等：
10mg/L以下は影 響しない
5mg/L
1mg/L

－ 47 －〃〃…Al3+、Ba2+、Co2+、Cu2+、Fe2+、Fe3+、Mn2+、
Ni2+、Zn2+…Cr 6+（クロム酸）…CN −Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

GLU

グルコース
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 539 nm, 610 nm

発
色 ： 淡黄→淡紫→紫測定原理 ： 酵素を用いた 4- アミノアンチピリン法
測定範囲 ： 0.5 〜 20.0 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-GLU チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 12 分

測定方法
1.【GLU】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹
図1

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く30回振り混ぜます。
（図4）

೾৒

7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）

図3

30
回

図4

8. 経過12分後に濃度が自動表示されます。
		 プリンタが ON 状態であればプリントアウトされます。

図5

注意
1. 発色時の最適 pH は7 です。pH が6 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は20 〜 30℃で測定してください。水温が20℃より低いと測定値が低くなることがあります。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
海水は濁りを生じるため測定できません。
残留塩素や過酸化水素などの酸化性物質によっても発色する場合があります。
また、還元性物質が発色を弱める場合があります。

重金属以外：
1000mg/L以下は影 響しない

500mg/L〃
200mg/L〃
100mg/L〃
重金属等：
50mg/L〃
20mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する－ 48 －…B3+（ほう酸）、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、Na+、NH 4+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、くえん酸、こはく酸、
酒石酸、フルクトース、スクロース、
ラクトース…Mo6+( モリブデン酸 ) 、NO2 －、Zn2+、シリカ…Mn2+、Ni2+、でんぷん…Ba2+、Co2 ＋、Cr3+、フェノール…Ca2+、Cr 6+( クロム酸 )、陰イオン界面活性剤…Al3+、CN －、ガラクトース…Ag+、Cu2+、マンノース、陽イオン界面活性剤
…Fe3+
…残留塩素
…Fe2+、マルトースⒸ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

H 2O 2-C

過酸化水素（高濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 470 nm, 550 nm

発
色 ： 無色→黄→橙→赤茶
測定原理 ： よう化カリウム法
測定範囲 ： 1 〜 200 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-H2O2（C） チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 1 分

測定方法
1.【H 2 O 2 -C】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）

೾৒

7. 経過1分後に濃度が自動表示されます。

図3

図4

注意
1. 発色時の最適 pH は4 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2.	検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

100mg/L
50mg/L
5mg/L

〃
〃
〃

…Al3+、B 3+（ほう酸）、Ca 2+、Cl −、F −、K+、
Mg 2+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH4+、
Ni2+、NO3 −、PO43 −、SO42 −、フェノール…Ba2+…Cr 6+（クロム酸）、Zn2+、陰イオン界面活性剤…Cu2+、Fe3+

海水は影響しません。
Fe2+、NO2 －等の還元性物質は、過酸化水素を消費します。NO2 －は酸化剤としても働き、正の誤差を生じる場合があります。
残留塩素やオゾン等の酸化性物質は正の誤差を生じます。

－ 49 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

H 2O 2

過酸化水素
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 539 nm, 590 nm

発
色 ： 無色→淡紫→紫測定原理 ： 酵素を用いた 4- アミノアンチピリン法
測定範囲 ： 0.10 〜 2.50 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-H2O2 チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 2 分

測定方法
1.【H 2 O 2 】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過2分後に濃度が自動表示されます。
		 プリンタが ON 状態であればプリントアウトされます。

೾৒
図3

図4

注意
1. 発色時の最適 pH は7 です。pH が6 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
3. 検水中の過酸化水素濃度が25mg/L までは測定値が「OVER」と表示されますが、50mg/L 以上になると発色が薄くなり、測定範囲を超える検水でも測定値が得られることがありますのでご注意ください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
海水は影響しません。
Fe2+、NO2－等の還元性物質は過酸化水素を消費します。
また、残留塩素やオゾン等の酸化性物質は正の誤差を生じます。

重金属以外：
1000mg/L以下は影 響しない

500mg/L〃
250mg/L〃
50mg/L〃
20mg/L
〃
重金属等：
2mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する－ 50 －…A g+、B3+（ほう酸）、Ba2+、Ca2+、Cl −、I −、K+、
Mg2+、Na+、NH4+、Ni2+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、Zn2+…F −、Fe3+、NO2 −…フェノール…Cr3+、Cr6+（クロム酸）、Cu2+、陰イオン界面活性剤…Al3+、Co2+、Mn2+…Mo6+（モリブデン酸）…CN −…Fe2+、残留塩素Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

HYD

ヒドラジン
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 455 nm, 480 nm

発
色 ： 無色→濃黄
測定原理 ：p - ジメチルアミノベンズアルデヒド法
測定範囲 ： 0.03 〜 1.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-HYD K-1( 液体 )、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 20 分

測定方法
1.【HYD】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. K-1試薬を2滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図3）
6. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図4）
7. 6. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図5）

.

೾৒
図3

図4

8. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図6）
9. 経過20分後に濃度が自動表示されます。
1分間に60往復

図5

図6

注意
1. 発色時の最適 pH は2以下です。pH が9以上の検水は希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響

重金属以外：

内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
海水は影響しません。

1000mg/L以下は影 響しない

500mg/L〃
200mg/L〃
100mg/L〃
重金属等：
50mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する－ 51 －…Al3+、B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、Co2+、Cu2+、F −、Fe2+、I −、K+、Mg2+、Mn2+、Na+、NH4+、Ni2+、NO3 −、PO43 −、SO42 −、Zn2+、シリカ、フェノール…CN −、Mo6+（モリブデン酸）、SO32 −…Cr 3+…陰イオン界面活性剤
…Fe3+
…Ba2+
…V5+（バナジン酸）…Cr 6+（クロム酸）、NO2 −、残留塩素Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

KMnO 4

過マンガン酸カリウム消費量セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 525 nm

発
色 ： 赤紫→緑
測定原理 ： アルカリ性過マンガン酸カリウム法
測定範囲 ： 2.0 〜 10.0 mg/L（ppm)
試薬 ： LR-COD-B-2 No.44 R-1（液体）、R-2（液体）、中和剤（滴ビン）
測定時間 ： R-2 試薬投入後 10 分

測定方法
1.【KMnO 4 】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を専用カップに1.5mL（線まで）および、丸セル瓶に25mL（白線まで）採ります。
		（図1）

৹
図1

図2

4. 専用カップをセルボックスに入れ【0調】を押します。専用カップの検水は捨てます。
		（図2）
5. 丸セル瓶に R-1試薬を付属の注射筒で0.5mL 加え、蓋をしっかりしめて、5 〜 6回
撹拌します。
（図3）

5

5

೾৒

6. 丸セル瓶に R-2試薬を付属のポリピペットで1mL 加え、【測定】を押します。
（図4）
図3

図4

図5

図6

7. 蓋をしっかりしめて、5 〜 6回撹拌します。
（図5）
8. 10分後までに丸セル瓶の測定液をゼロ調整をした専用カップに1.5mL（線まで）移し、セルボックスに入れます。
（このとき、丸セル瓶の液で専用カップを共洗いします。）（図6）9. 経過10分後に濃度が自動表示されます。
10. 丸セル瓶内の測定後の廃液に中和剤を約8滴（約0.5mL）添加してほぼ中性付近になったことを確認し、廃棄します。

注意
1. 発色時の最適 pH は12以上です。酸性の検水は、希水酸化ナトリウム溶液等を加えて pH を6以上に調整してください。
2. 検水の温度は15 〜 25℃で測定してください。
3.「測定方法」8. で測定液を専用カップに採る前には共洗い（測定液で専用カップを2 〜 3回すすぐ）してください。
4. 海水は測定できません。

公定法との相関過マンガン酸カリウム消費量の測定法は、上水試験方法（日本水道協会）等に定められていますが、この測定法は JIS K 0102 19. アルカリ法（CODOH）を応用して簡単でしかも短時間に測定できるようにしたものです。
上水試験方法では、沸騰水浴中5分間で酸性下で消費された過マンガン酸カリウムの量を滴定によって求めますが、この測定法では、常温10分間にアルカリ性下で消費された過マンガン酸カリウムの量を吸光度の減少量から求めています。
検定はグルコース（ブドウ糖）標準液で行なっていますが、検水中の被酸化物が過マンガン酸カリウムによって酸化される度合いは、その物質の種類や割合
によって異なります。
この方法で得られる数値はあくまでも概略値であり、上水試験方法との値が合致しない場合もありますので、相関を求めた上でご使用ください。

－ 52 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

MAL

M アルカリ度 ＜酸消費量（pH4.8）＞
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 470 nm, 560 nm

発
色 ： 黄色→緑色→青緑色
測定原理 ： pH 指示薬を用いた緩衝能測定法
測定範囲 ： 20 〜 80 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-MAL チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 2 分

測定方法
1.【MAL】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に
【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを15回程度振り混ぜ、試薬を完全に溶かします。
（図4）

೾৒

7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図5）

図3

試薬を完全に溶かします

図4

8. 経過2分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では、検水中の M アルカリ度（OH －・HCO3－・CO32－など、酸を消費する成分の総量）が測定されます。
2. 測定値は、炭酸カルシウム換算濃度（CaCO3 mg/L）で表示されます。
		 当量濃度（規定度、単位 meq/L）に変換する場合は、以下の式で換算できます。
					 当量濃度（meq/L）＝ 測定値（CaCO3 mg/L）× 0.020
		 工場排水などの混入がない通常の天然水（pH 6 〜 8）の場合、M アルカリ度はほぼすべてが HCO3－（炭酸水素イオン・重炭酸イオン）に由来し、以下の式で換算できます。
					 炭酸水素イオン濃度（HCO3－ mg/L）＝ 測定値（CaCO3 mg/L）× 1.22
3. 汗や手の汚れが測定値に影響しますので、手をよく洗ってから測定してください。
4. pH 4.8以下の検水は、定義より M アルカリ度＝ 0 になります。検水の酸度が高い場合、濃黄色〜橙色を呈する場合があります。
5. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
6. 検水の量が多すぎると高めに、少なすぎると低めの測定値になります。誤差を小さくするためには、メスピペットなどで規定量の1.5mL を計量してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水も測定できますが、測定範囲を超える場合があります。
10%(w/w) 以下のエタノールは妨害しません。
りん酸塩（HPO42－、PO43－）・ほう酸塩（BO2－、B4O72－など）・アンモニア（NH3）由来のアルカリ度も測定値に反映されます。
りん酸塩は、PO43－として200mg/Lを超える高濃度で誤差を生じます。

－ 53 －

200mg/L
50mg/L
20mg/L
10mg/L
5mg/L

〃
〃
〃
〃
〃

…H3BO3（ほう酸）、Ba2+、Br −、Ca2+、Cl −、I −、K+、
Mg2+、Mn2+、Na+、NH4+、N2H5+（ヒドラジニウム）、
NO3 −、SO42 −、グルコース、フェノール…H2PO 4 −…陰 イオン界面活性剤…非イオン界面活性剤…F −、NO2 −…残 留塩素、陽イオン界面活性剤Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

PAL

P アルカリ度 ＜酸消費量（pH8.3）＞
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 488 nm, 623 nm

発
色 ： 黄色→茶色→紫色
測定原理 ： pH 指示薬を用いた緩衝能測定法
測定範囲 ： 100 〜 600 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-PAL チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 1 分

測定方法
1.【PAL】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に
【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを15回程度振り混ぜ、試薬を完全に溶かします。
（図4）

೾৒

7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図5）

図3

試薬を完全に溶かします

図4

8. 経過1分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では、検水中の P アルカリ度（OH －・CO32－など、酸を消費する成分の一部）が測定されます。
2. 測定値は、炭酸カルシウム換算濃度（CaCO3 mg/L）で表示されます。
		 当量濃度（規定度、単位 meq/L）に変換する場合は、以下の式で換算できます。
					 当量濃度（meq/L）＝ 測定値（CaCO3 mg/L）× 0.020
3. 汗や手の汚れが測定値に影響しますので、手をよく洗ってから測定してください。
4. pH 8.3以下の検水は、定義より P アルカリ度＝ 0 になります。強酸性の検水は赤色〜橙色に発色する場合があります。
5. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
6. 検水の量が多すぎると高めに、少なすぎると低めの測定値になります。誤差を小さくするためには、メスピペットなどで規定量の1.5mL を計量してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水も測定できます。
5%(w/w) 以下のエタノールは妨害しません。

－ 54 －

500mg/L
50mg/L
20mg/L
1mg/L

〃
〃
〃
〃

…Ba2+、Br −、Ca2+、Cl −、HCO3 −、F −、I −、K+、
Mg2+、Na+、NO2 −、NO3 −、HPO 42 −、SO42 −、グルコース、フェノール…非イオン界面活性剤…陰 イオン界面活性剤…陽イオン界面活性剤…残 留塩素Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Mn

マンガン
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 537 nm

発
色 ： 無色→淡紅→紅測定原理 ： 過よう素酸カリウム法
測定範囲 ： 0.5 〜 20.0 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-Mn チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【Mn】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）

೾৒

7. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

図3

図4

注意
1. この方法では検水中の2価から6価のイオン状態のマンガンが測定されます。
		 濁り、沈殿等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
2. 7価のマンガンイオン（紅色）も含めて測定する場合は、あらかじめ還元してから測定してください。または、多量の還元剤を加えて紅色を消した検水でゼロ調整を行ない、その検水を捨てて専用カップをよく洗った後に、もう一度検水を採り、通常通りチューブに吸い込み測定してください。
3. 発色時の最適 pH は7 です。pH が5 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。特に緩衝性が強い検水は pH を6 〜 7 に調整してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
還元性物質が多量に存在すると、負の誤差を生じます。
例えば、亜硫酸水素ナトリウムの場合、10g/L 以上の共存で測定値に影響します。

－ 55 －

500mg/L
200mg/L
100mg/L
50mg/L
20mg/L
5mg/L

〃
〃
〃
〃
〃
〃

…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、K+、Mg2+、
Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH 4+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、陰イオン界面活性剤、残留塩素、ホルムアルデヒド…Ni2+…Al3+、Ba2+、Zn2+…Cu2+、Fe2+、Fe3+…Cr 6+（クロム酸）、NO2 −…CN −、Co2+…Cr 3+、I −、フェノールⒸ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Mo

モリブデン
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 555 nm, 670 nm

発
色 ： 無色→黄色→褐色→赤色
測定原理 ： カテコール変法
測定範囲 ： 5 〜 150 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-Mo チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 2 分

測定方法
1.【Mo】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過2分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図3

図4

注意
1. この方法では検水中のイオン状態のモリブデン酸（MoO42－）が測定され、モリブデンの値に換算しています		 濁り、沈殿、錯体等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
2. 二硫化モリブデンは測定できません。
3. 得られた値に1.67 を掛けると、モリブデン酸としての測定値が得られます。
4. 発色時の最適 pH は7 です。pH が4 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
5. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水も測定できます。
りん酸イオン、けい酸イオンはモリブデン酸と錯体を形成し、低めの値になることがあります。

－ 56 －

500mg/L〃
200mg/L〃
20mg/L〃
10mg/L〃
2mg/L〃
少しでも 影 響 する…Ba2+、Ca2+、Cl －、F －、I －、K+、Mg2+、Mn2+、
Na+、NH 4+、NO2 －、NO3 －、SO32 －、SO 42 －、Zn2+、陰イオン界面活性剤、ヒドラジン、フェノール…CN －、Co2+、残留塩素…B3+（ほう酸）、Cr 3+、Cr 6+（クロム酸）、Ni2+…Cu2+…Fe2+、Fe3+…Al3+…V5+（バナジン酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Ni-D

ニッケル（DPM）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 550 nm, 535 nm, 670 nm

発
色 ： 無色→淡桃→桃
測定原理 ： ニオキシム法
測定範囲 ： 0.3 〜 10.0 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-Ni（D） チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 2 分

測定方法
1.【Ni-D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図4）
7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図5）

೾৒
図3

1分間に60往復

図48. 経過2分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では検水中のイオン状態 (Ni2+) のニッケルが測定されます。
		 濁り、沈殿、錯体等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
2. 発色時の最適 pH は4 です。pH が4 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。

－ 57 －

500mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L〃
20mg/L〃
10mg/L
〃
2mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、Cr 3+、F −、I −、K+、
Mg2+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH4+、
NO2 −、NO3 −、PO43 −、SO42 −、Zn2+、フェノール…Ag+、残留塩素…陰イオン界面活性剤…Ba2+、Cr 6+（クロム酸）…Al3+、Co2+
…Fe3+
…Fe2+
…CN −
…Cu2+

Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NH 4

アンモニウムセル ： 専用カップ
使用波長 ： 643 nm, 590 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： インドフェノール青法
測定範囲 ： 0.20 〜 5.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NH4-4 チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 10 分

測定方法
1.【NH 4 】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

5. パックテストのチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図3）

図2

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

6. 5. のチューブを30秒間に30往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図4）

೾৒

7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図5）30秒間に30往復

図3

図4

8. 経過10分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. 発色時の最適 pH は13 です。pH が5 〜 13 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
3. 結果にばらつきが生じやすいので、精度の高い結果を得るために次の点にご注意ください。
		 ●	
検水をチューブに吸い込むときは、チューブの穴を専用カップの底につけたまま指を離し、一気に全量吸い込んでください。
		 ●	
チューブに検水を吸い込んだら直ちに振り始めてください。
		 ●	
振り方は、検水がチューブの両端を行き来するように左右に転倒させます。30秒間（1秒間に1往復）振ってください。
4.「測定方法」6 で振り混ぜた測定液はすぐに専用カップに戻してください。チューブ内で静置すると濁りを生じる場合があります。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
海水は測定できません。
海水や共存物質の多い検水を測定する場合、濁りや異常発色により誤差を生じますので、蒸留してアンモニウムイオンを分離してから測定してくだ
さい。
蒸留は、JIS K 0102 42.1 蒸留法に従って行なってください。

重金属以外：
1000mg/L以下は影 響しない
500mg/L
250mg/L
100mg/L
50mg/L
5mg/L

〃
〃
〃
〃
〃

…B3+（ほう酸）、Cl −、F −、I −、K+、Na+、NO3 −、SO 42 −、陰イオン界面活性剤、残留塩素…フェノール…PO 43 −…Ca2+…Mg2+、NO2 −…ホルムアルデヒド

重金属等：－ 58 －

250mg/L以下は影 響しない
100mg/L〃
50mg/L〃
25mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する

…Zn2+
…Ba2+、Cr 6+（クロム酸）、Ni2+…Al3+…Cr 3+、Mo6+（モリブデン酸）…Ag+、Cu2+
…Mn2+
…Co2+
…Fe2+、Fe3+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NH 4-N

アンモニウム態窒素
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 643 nm, 590 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： インドフェノール青法
測定範囲 ： 0.20 〜 4.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NH4-4 チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 10 分

測定方法
1.【NH4-N】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

5. パックテストのチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図3）

図2

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

6. 5. のチューブを30秒間に30往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図4）

೾৒

7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図5）30秒間に30往復

図3

図4

8. 経過10分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. 発色時の最適 pH は13 です。pH が5 〜 13 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
3. 結果にばらつきが生じやすいので、精度の高い結果を得るために次の点にご注意ください。
		 ●	
検水をチューブに吸い込むときは、チューブの穴を専用カップの底につけたまま指を離し、一気に全量吸い込んでください。
		 ●	
チューブに検水を吸い込んだら直ちに振り始めてください。
		 ●	
振り方は、検水がチューブの両端を行き来するように左右に転倒させます。30秒間（1秒間に1往復）振ってください。
4.「測定方法」6 で振り混ぜた測定液はすぐに専用カップに戻してください。チューブ内で静置すると濁りを生じる場合があります。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
海水は測定できません。
海水や共存物質の多い検水を測定する場合、濁りや異常発色により誤差を生じますので、蒸留してアンモニウムイオンを分離してから測定してくだ
さい。
蒸留は、JIS K 0102 42.1 蒸留法に従って行なってください。

重金属以外：
1000mg/L以下は影 響しない
500mg/L
250mg/L
100mg/L
50mg/L
5mg/L

〃
〃
〃
〃
〃

…B3+（ほう酸）、Cl −、F −、I −、K+、Na+、NO3 −、SO 42 −、陰イオン界面活性剤、残留塩素…フェノール…PO 43 −…Ca2+…Mg2+、NO2 −…ホルムアルデヒド

重金属等：－ 59 －

250mg/L以下は影 響しない
100mg/L〃
50mg/L〃
25mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する

…Zn2+
…Ba2+、Cr 6+（クロム酸）、Ni2+…Al3+…Cr 3+、Mo6+（モリブデン酸）…Ag+、Cu2+
…Mn2+
…Co2+
…Fe2+、Fe3+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NH 4-D

アンモニウム（低濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 637 nm, 590 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： 蒸留とインドフェノール青法
測定範囲 ： 0.05 〜 2.00 mg/L（ppm)
試薬 ： LR-NH4-A-2 No.17A R-1（液体）、R-2（小パック）、R-3（液体）
測定時間 ： R-3 試薬投入後 5 分
特殊用具 ：「アンモニウム（低濃度）セット」（型式 WA-NH 4（L）-2）が必要です。
使用方法 ：「アンモニウム分離濃縮用試薬」（型式：WA-NH4-DR）の使用法をお読みください。

測定方法
1.【NH4-D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
捕集液

3. 蒸留後25mL に調整した捕集液を丸セル瓶に全量採ります。
		 純水を専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

5

純水

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）
		 専用カップを取り出し、純水を捨てます。

৹

図1

図2

図3

5. 丸セル瓶に、R-1試薬を付属のポリピペットで3mL 加えます。
（図3）
5

6. 丸セル瓶に R-2試薬を加え、蓋をしっかりしめて、すぐに10秒間激しく振とうし、
3分間待ちます。
（図4）
7. 丸セル瓶に R-3試薬を付属のポリピペットで2mL 加え、【測定】を押し、蓋をしっかりしめて、5 〜 6回撹拌します。
（図5）
8. 5分後までに、丸セル瓶の測定液を4. の専用カップに1.5mL（線まで）移し、セルボックスに入れます。
（図6）

図4

R-3
5

೾৒

9. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図5

図6

注意
1. 蒸留時は蒸留器のガラス部分も熱くなりますので、やけどにご注意ください。
2. 捕集液の温度は20℃で測定してください。
		 温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
15℃・・・×1.2
25℃・・・×0.75
30℃・・・×0.65
		 40℃以上では、赤色の異常発色を生じます。
3. 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定することができます。

－ 60 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NH 4-N-D

アンモニウム態窒素（低濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 637 nm, 590 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： 蒸留とインドフェノール青法
測定範囲 ： 0.05 〜 1.50 mg/L（ppm)
試薬 ： LR-NH4-A-2 No.17A R-1（液体）、R-2（小パック）、R-3（液体）
測定時間 ： R-3 試薬投入後 5 分
特殊用具 ：「アンモニウム（低濃度）セット」（型式 WA-NH 4（L）-2）が必要です。
使用方法 ：「アンモニウム分離濃縮用試薬」（型式：WA-NH4-DR）の使用法をお読みください。

測定方法
1.【NH4-N-D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
捕集液

3. 蒸留後25mL に調整した捕集液を丸セル瓶に全量採ります。
		 純水を専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

5

純水

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）
		 専用カップを取り出し、純水を捨てます。

৹

図1

図2

図3

5. 丸セル瓶に、R-1試薬を付属のポリピペットで3mL 加えます。
（図3）
5

6. 丸セル瓶に R-2試薬を加え、蓋をしっかりしめて、すぐに10秒間激しく振とうし、
3分間待ちます。
（図4）
7. 丸セル瓶に R-3試薬を付属のポリピペットで2mL 加え、【測定】を押し、蓋をしっかりしめて、5 〜 6回撹拌します。
（図5）
8. 5分後までに、丸セル瓶の測定液を4. の専用カップに1.5mL（線まで）移し、セルボックスに入れます。
（図6）

図4

R-3
5

೾৒

9. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図5

図6

注意
1. 蒸留時は蒸留器のガラス部分も熱くなりますので、やけどにご注意ください。
2. 捕集液の温度は20℃で測定してください。
		 温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
15℃・・・×1.2
25℃・・・×0.75
30℃・・・×0.65
		 40℃以上では、赤色の異常発色を生じます。
3. 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定することができます。

－ 61 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 2-C亜硝酸（高濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 560 nm

発
色 ： 無色→淡黄→赤褐色
測定原理 ： グリース変法
測定範囲 ： 3 〜 100 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NO2（C） チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定方法
1.【NO2-C】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、そのまま約4分間反応を待ちます。
（図4）
7. カウントダウンが1分を切ったら、専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）

೾৒
図3

5〜6
図4

8. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. 発色時の最適 pH は3 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
3. このパックテストでは、気泡が多量に発生しますのでご注意ください。カップ内壁に気泡などが付着した場合には、専用カップを指ではじくなどして、できる限り取り除いてください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 重金属以外：
100mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
50mg/L〃
5mg/L〃

海水は影響しません。
重金属等：
一般に、亜硝酸イオンは、残留塩素等の酸化性物質とは共存しませんが、10mg/L以下は影 響しない
亜硝酸イオンが存在しなくても残留塩素およびクロロアミン類が存在する
1mg/L〃と発色して亜硝酸と誤認する場合があります。

－ 62 －…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、
Na+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、陰イオン界面活性剤、フェノール…NH 4+…残留塩素…Al3+、Ba2+、CN −、Co2+、Cr 3+、Cu2+、Fe2+、
Fe3+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、Ni2+、Zn2+…Cr 6+（クロム酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 2-N-C

亜硝酸態窒素（高濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 560 nm

発
色 ： 無色→淡黄→赤褐色
測定原理 ： グリース変法
測定範囲 ： 1.0 〜 30.0 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NO2（C） チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定方法
1.【NO2-N-C】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、そのまま約4分間反応を待ちます。
（図4）
7. カウントダウンが1分を切ったら、専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）

೾৒
図3

5〜6
図4

8. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. 発色時の最適 pH は3 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
3. このパックテストでは、気泡が多量に発生しますのでご注意ください。カップ内壁に気泡などが付着した場合には、専用カップを指ではじくなどして、できる限り取り除いてください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 重金属以外：
100mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
50mg/L〃
5mg/L〃

海水は影響しません。
重金属等：
一般に、亜硝酸態窒素は、残留塩素等の酸化性物質とは共存しませんが、10mg/L以下は影 響しない
亜硝酸態窒素が存在しなくても残留塩素およびクロロアミン類が存在する
1mg/L〃と発色して亜硝酸と誤認する場合があります。

－ 63 －…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、
Na+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、陰イオン界面活性剤、フェノール…NH 4+…残留塩素…Al3+、Ba2+、CN −、Co2+、Cr 3+、Cu2+、Fe2+、
Fe3+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、Ni2+、Zn2+…Cr 6+（クロム酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 2

亜硝酸
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 539 nm, 570 nm

発
色 ： 無色→淡赤→赤測定原理 ： ナフチルエチレンジアミン法（GR 変法）
測定範囲 ： 0.02 〜 1.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NO2 チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【NO 2 】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図3

図4

注意
1. 発色時の最適 pH は3 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
3. 亜硝酸は空気中にも存在し、純水にも溶け込んでいることがありますので、低濃度の測定には十分ご注意ください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
一般に、亜硝酸イオンは、残留塩素等の酸化性物質とは共存しませんが、亜硝酸イオンが存在しなくても残留塩素およびクロロアミン類が存在すると赤く発色して亜硝酸と誤認する場合があります。

－ 64 －

500mg/L〃
250mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L〃
25mg/L〃
10mg/L〃
2mg/L〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、
Mn2+、Na+、NH4+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、
フェノール
…Co2+
…CN −、Cr 3+…Cu2+、Mo6+（モリブデン酸）、Zn2+
…Ni2+
…Fe2+
…Al3+、V5+（バナジン酸）…Cr 6+（クロム酸）、Fe3+…Ag+、Ba2+、残留塩素Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 2-N

亜硝酸態窒素セル ： 専用カップ
使用波長 ： 539 nm, 570 nm

発
色 ： 無色→淡赤→赤測定原理 ： ナフチルエチレンジアミン法（GR 変法）
測定範囲 ： 0.010 〜 0.300 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NO2 チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【NO2-N】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図3

図4

注意
1. 発色時の最適 pH は3 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
3. 亜硝酸は空気中にも存在し、純水にも溶け込んでいることがありますので、低濃度の測定には十分ご注意ください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
一般に、亜硝酸イオンは、残留塩素等の酸化性物質とは共存しませんが、亜硝酸イオンが存在しなくても残留塩素およびクロロアミン類が存在すると赤く発色して亜硝酸と誤認する場合があります。

－ 65 －

500mg/L〃
250mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L〃
25mg/L〃
10mg/L〃
2mg/L〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、
Mn2+、Na+、NH4+、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、
フェノール
…Co2+
…CN −、Cr 3+…Cu2+、Mo6+（モリブデン酸）、Zn2+
…Ni2+
…Fe2+
…Al3+、V5+（バナジン酸）…Cr 6+（クロム酸）、Fe3+…Ag+、Ba2+、残留塩素Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3-C

硝酸（高濃度）

この項目では検水により、下記の2 つの測定方法を使い分けてください。
測定方法により、試薬が異なりますのでご注意ください。

1.

NO 3-C_1 硝酸（高濃度）（亜硝酸の混在が 1mg/L 以下の場合）
測 定 範 囲：200 〜 2000 mg/L（ppm）
試
薬：WAK-NO（C）
3
硝酸（高濃度）の測定操作を行ないます。

2.

NO 3-C_2 硝酸（高濃度）（亜硝酸の混在が 1 〜 10mg/L の場合）
測 定 範 囲：200 〜 2000 mg/L（ppm）
試
薬：硝酸測定用前処理剤（NO 3-RA）、 WAK-NO（C）
3
最初に亜硝酸を前処理剤で除去してから硝酸（高濃度）の測定を行ないます。

－ 66 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3-C_1

硝酸（高濃度）（亜硝酸の混在が 1mg/L 以下の場合）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 560 nm

発
色 ： 無色→淡黄→茶測定原理 ： 還元とグリース変法
測定範囲 ： 200 〜 2000 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NO3（C） チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定方法
1.【NO3-C_1】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

5. パックテストのチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図3）
6. 5. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜたあと、そのまま
約3分間反応を待ちます。
（図4）

図2

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

೾৒
図3

1分間に60往復

図4

7. カウントダウンが1分を切ったら、専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）
8. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. 発色時の最適 pH は3 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は20℃で測定してください。温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
					 10℃・・・・・×0.80
30℃・・・・・×1.1
3. 結果にばらつきが生じやすいので、精度の高い結果を得るために次の点にご注意ください。
		 ● 
検水をチューブに吸い込むときは、チューブの穴を専用カップの底につけたまま指を離し、一気に吸い込んでください。
		 ● 
チューブに検水を吸い込んだら直ちに振り始めてください。
		 ● 
振り方は、検水がチューブの両端を行き来するように左右に転倒させます。
				 1分間（1秒間に1往復）振ってください。
		●
激しく振ると、測定値が低くなります。
4. 検水に亜硝酸イオンが高濃度で共存する場合、硝酸イオンよりも強く発色し測定値に大きく影響しますので、妨害を除去する以下の項目で測定してください。
		「NO3 -C_2 硝酸（高濃度）（亜硝酸の混在が1 〜 10mg/L の場合）」
5. このパックテストでは、気泡が多量に発生しますのでご注意ください。カップ内壁に気泡などが付着した場合には、専用カップを指ではじくなどして、できる限り取り除いてください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 重金属以外：
100mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
10mg/L〃
海水は影響しません。
酸化性物質や還元性物質が影響する場合があります。

…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、
Na+、NH 4+、PO 43 −、SO 42 −、フェノール、
陰イオン界面活性剤
…残留塩素

重金属等：
10mg/L以下は影 響しない
1mg/L〃
少しでも 影 響 する

－ 67 －…Al3+、Ba2+、CN −、Cr 3+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、
Zn2+…Cr 6+（クロム酸）、Fe3+、Ni2+…Co2+、Cu2+、Fe2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3-C_2

硝酸（高濃度）（亜硝酸の混在が 1 〜 10mg/L の場合）

発
色 ： 無色→淡黄→茶測定原理 ： 還元とグリース変法
測定範囲 ： 200 〜 2000 mg/L（ppm)
試薬 ： 硝酸測定用前処理剤（NO3-RA）（パック）、WAK-NO3（C） チューブ
特殊用具 ： ビーカー、加熱具一式
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

セル ： 専用カップ
使用波長 ： 560 nm

測定の前にまず、混在している亜硝酸イオンを前処理剤で除去します。
1. 検水を、ビーカーに30mL 採り、硝酸測定用前処理剤（NO3-RA）を加え、5 〜 6回
撹拌します。
（図1）
2. 加熱し、2分間沸騰させた後、常温まで冷まします。
（図2）
		 冷却後、検水の量が減った場合は、純水を加えて30mL にしてください。

NO3-RA

図1

図2

3. ビーカーの検水を専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図3）

図3

測定方法
1.【NO3-C_2】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 前処理済みの検水の入った専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
		（図4）
4. パックテストのチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図5）

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

৹
図4

೾৒
図5

5. 4. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜたあと、そのまま
約3分間反応を待ちます。
（図6）
6. カウントダウンが1分を切ったら、専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図7）

1分間に60往復

図6

図77. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

注意「NO3-C_1 硝酸（高濃度）（亜硝酸の混在が1mg/L 以下の場合）」の項目をご参照ください。

－ 68 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3-N-C

硝酸態窒素（高濃度）

この項目では検水により、下記の2 つの測定方法を使い分けてください。
測定方法により、試薬が異なりますのでご注意ください。

1.

NO 3-N-C1 硝酸態窒素（高濃度）（亜硝酸態窒素の混在が 0.3mg/L 以下の場合）
測 定 範 囲：45 〜 450 mg/L（ppm）
試
薬：WAK-NO（C）
3
硝酸態窒素（高濃度）の測定操作を行ないます。

2.

NO 3-N-C2 硝酸態窒素（高濃度）（亜硝酸態窒素の混在が 0.3 〜 3mg/L の場合）
測 定 範 囲：45 〜 450 mg/L（ppm）
試
薬：硝酸測定用前処理剤（NO 3-RA）、 WAK-NO（C）
3
最初に亜硝酸を前処理剤で除去してから、硝酸態窒素（高濃度）の測定を行ないます。

－ 69 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO3-N-C1 硝酸態窒素 （高濃度）（亜硝酸態窒素の混在が 0.3mg/L 以下の場合）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 560 nm

発
色 ： 無色→淡黄→茶測定原理 ： 還元とグリース変法
測定範囲 ： 45 〜 450 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NO3（C） チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定方法
1.【NO3-N-C1】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

5. パックテストのチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図3）
6. 5. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜたあと、そのまま
約3分間反応を待ちます。
（図4）

図2

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

೾৒
図3

1分間に60往復

図47. 専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）
8. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. 発色時の最適 pH は3 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は20℃で測定してください。温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
					 10℃・・・・・×0.80
30℃・・・・・×1.1
3. 結果にばらつきが生じやすいので、精度の高い結果を得るために次の点にご注意ください。
		 ● 
検水をチューブに吸い込むときは、チューブの穴を専用カップの底につけたまま指を離し、一気に吸い込んでください。
		 ● 
チューブに検水を吸い込んだら直ちに振り始めてください。
		 ● 
振り方は、検水がチューブの両端を行き来するように左右に転倒させます。
				 1分間（1秒間に1往復）振ってください。
		 ● 
激しく振ると、測定値が低くなります。
4. 検水に亜硝酸イオンが高濃度で共存する場合、硝酸イオンよりも強く発色し測定値に大きく影響しますので、妨害を除去する下記の項目で測定してください。
		「NO3-N-C2 硝酸態窒素（亜硝酸態窒素の混在が0.3 〜 3mg/L の場合）」
5. このパックテストでは、気泡が多量に発生しますのでご注意ください。カップ内壁に気泡などが付着した場合には、専用カップを指ではじくなどして、できる限り取り除いてください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 重金属以外：
100mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
10mg/L〃
海水は影響しません。
酸化性物質や還元性物質が影響する場合があります。

…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、
Na+、NH 4+、PO 43 −、SO 42 −、フェノール、
陰イオン界面活性剤
…残留塩素

重金属等：
10mg/L以下は影 響しない
1mg/L〃
少しでも 影 響 する－ 70 －…Al3+、Ba2+、CN −、Cr 3+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、
Zn2+…Cr 6+（クロム酸）、Fe3+、Ni2+…Co2+、Cu2+、Fe2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO3-N-C2

硝酸態窒素 （高濃度）（亜硝酸態窒素の混在が 0.3 〜 3mg/L の場合）

発
色 ： 無色→淡黄→茶測定原理 ： 還元とグリース変法
測定範囲 ： 45 〜 450 mg/L（ppm)
試薬 ： 硝酸測定用前処理剤（NO3-RA）（パック）、 WAK-NO3（C） チューブ
特殊用具 ： ビーカー、加熱具一式
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

セル ： 専用カップ
使用波長 ： 560 nm

測定の前にまず、混在している亜硝酸イオンを前処理剤で除去します。
1. 検水を、ビーカーに30mL 採り、硝酸測定用前処理剤（NO3-RA）を加え、5 〜 6回
撹拌します。
（図1）
2. 加熱し、2分間沸騰させた後、常温まで冷まします。
（図2）
		 冷却後、検水の量が減った場合は、純水を加えて30mL にしてください。

NO3-RA

図1

図2

3. ビーカーの検水を専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図3）

図3

測定方法
1.【NO3-N-C2】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 前処理済みの検水の入った専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
		（図4）
4. パックテストのチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図5）

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

৹
図4

೾৒
図5

5. 4. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜたあと、そのまま
約3分間反応を待ちます。
（図6）
6. カウントダウンが1分を切ったら、専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図7）

1分間に60往復

図6

7. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図7

注意「NO3-N-C1 硝酸態窒素（高濃度）（亜硝酸態窒素の混在が0.3mg/L 以下の場合）」の項目をご参照ください。

－ 71 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3

硝酸

この項目では検水により、下記の3 つの測定方法を使い分けてください。
測定方法により、試薬が異なりますのでご注意ください。

1.

NO 3_1 硝酸（亜硝酸が混在しない場合）
測 定 範 囲：1.0 〜 25.0 mg/L（ppm）
試
薬：WAK-NO 3
硝酸の測定操作を行ないます。

2.

NO 3_2 硝酸（亜硝酸の混在が 0.2mg/L 以下の場合）
測 定 範 囲：1.0 〜 25.0 mg/L（ppm）
試
薬：WAK-NO 2、 WAK-NO 3
亜硝酸の試薬で発色させた検水でゼロ調整をしてから、硝酸の測定を行ないます。

3.

NO 3_3 硝酸（亜硝酸の混在が 0.2 〜 5mg/L の場合）
測 定 範 囲：1.0 〜 25.0 mg/L（ppm）
試
薬：硝酸測定用前処理剤（NO 3-RA）、 WAK-NO 3
最初に亜硝酸を前処理剤で除去してから、硝酸の測定を行ないます。

－ 72 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3_1

硝酸（亜硝酸が混在しない場合）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 539 nm, 580 nm

発
色 ： 無色→淡赤→赤測定原理 ： 還元とナフチルエチレンジアミン法
測定範囲 ： 1.0 〜 25.0 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NO3 チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定方法
1.【NO3_1】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

5. パックテストのチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図3）
6. 5. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図4）
7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図5）

図2

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

೾৒
図3

1分間に60往復

図48. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. 発色時の最適 pH は3 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
3. 結果にばらつきが生じやすいので、精度の高い結果を得るために次の点にご注意ください。
		 ● 
検水をチューブに吸い込むときは、チューブの穴を専用カップの底につけたまま指を離し、一気に吸い込んでください。
		 ● 
チューブに検水を吸い込んだら直ちに振り始めてください。
		 ● 
振り方は、検水がチューブの両端を行き来するように左右に転倒させます。
				 1分間（1秒間に1往復）振ってください。
4. 検水に亜硝酸イオンが共存する場合、硝酸イオンよりも強く発色し測定値に大きく影響しますので、妨害を除去する下記の項目で測定してください。
		「NO3_2 硝酸（亜硝酸の混在が0.2mg/L 以下の場合）」
		「NO3_3 硝酸（亜硝酸の混在が0.2 〜 5mg/L の場合）」

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は測定できません。
酸化性物質や還元性物質が影響する場合があります。

－ 73 －

800mg/L〃
200mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
0.5mg/L〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、K+、Mg2+、Mn2+、Na+、NH 4+、
PO 43 −、フェノール…Cl −…Al3+、Ca2+、F −、Ni2+…CN −、Fe3+…Co2+、Cr 3+、Fe2+、Zn2+…Ba2+、I −…Cu2+、Mo6+（モリブデン酸）、Sn2+、残留塩素…Cr 6+（クロム酸）、SO32 −…NO2 −Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3_2

硝酸（亜硝酸の混在が 0.2mg/L 以下の場合）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 539 nm, 580 nm

発
色 ： 無色→淡赤→赤測定原理 ： 還元とナフチルエチレンジアミン法
測定範囲 ： 1.0 〜 25.0 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NO2 チューブ、 WAK-NO3 チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定の前にまず、亜硝酸イオンを発色させます。
1. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）
2. パックテスト亜硝酸（WAK-NO2）のチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、
軽く5 〜 6回振り混ぜます。
（図2）

図1

図2

図3

3. 専用カップに液を戻し、3分待ちます。
（図3）

測定方法
1.【NO3_2】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。

同じ専用カップ

3. 亜硝酸を発色させた専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図4）
4. セルボックスから専用カップを取り出し、中身を空け、純水で洗います。
（図5）

৹
図4

図5

図6

5. 検水を4. の専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図6）
6. パックテスト硝酸（WAK-NO3）のチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図7）
7. 6. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図8）
8. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図9）

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

೾৒
図7

1分間に60往復

図89. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図9

注意「NO3_1 硝酸（亜硝酸が混在しない場合）」の項目をご参照ください。

－ 74 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3_3

硝酸（亜硝酸の混在が 0.2 〜 5mg/L の場合）

発
色 ： 無色→淡赤→赤測定原理 ： 還元とナフチルエチレンジアミン法
測定範囲 ： 1.0 〜 25.0 mg/L（ppm)
試薬 ： 硝酸測定用前処理剤（NO3-RA）（パック）、 WAK-NO3 チューブ
特殊用具 ： ビーカー、加熱具一式
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

セル ： 専用カップ
使用波長 ： 539 nm, 580 nm

測定の前にまず、混在している亜硝酸イオンを前処理剤で除去します。
1. 検水を、ビーカーに30mL 採り、硝酸測定用前処理剤（NO3-RA）を加え、5 〜 6回
撹拌します。
（図1）
2. 加熱し、2分間沸騰させた後、15 〜 30℃まで冷まします。
（図2）
		 冷却後、検水の量が減った場合は、純水を加えて30mL にしてください。

NO3-RA

図1

図2

3. ビーカーの検水を専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図3）

図3

測定方法
1.【NO3_3】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 前処理済みの検水の入った専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
		 （図4）
4. パックテストのチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図5）

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

৹
図4

೾৒
図5

5. 4. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図6）
6. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図7）
1分間に60往復

図6

7. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図7

注意「NO3_1 硝酸（亜硝酸が混在しない場合）」の項目をご参照ください。

－ 75 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3-N

硝酸態窒素

この項目では検水により、下記の3 つの測定方法を使い分けてください。
測定方法により、試薬が異なりますのでご注意ください。

1.

NO 3-N_1 硝酸態窒素（亜硝酸態窒素が混在しない場合）
測 定 範 囲：0.20 〜 5.80 mg/L（ppm）
試
薬：WAK-NO 3
硝酸態窒素の測定操作を行ないます。

2.

NO 3-N_2 硝酸態窒素（亜硝酸態窒素の混在が 0.06mg/L 以下の場合）
測 定 範 囲：0.20 〜 5.80 mg/L（ppm）
試
薬：WAK-NO 2、 WAK-NO 3
亜硝酸の試薬で発色させた検水でゼロ調整をしてから、硝酸態窒素の測定を行ないます。

3.

NO 3-N_3 硝酸態窒素（亜硝酸態窒素の混在が 0.06 〜 1.5mg/L の場合）
測 定 範 囲：0.20 〜 5.80 mg/L（ppm）
試
薬：硝酸測定用前処理剤（NO 3-RA）、 WAK-NO 3
最初に亜硝酸を前処理剤で除去してから、硝酸態窒素の測定を行ないます。

－ 76 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3-N_1

硝酸態窒素（亜硝酸態窒素が混在しない場合）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 539 nm, 580 nm

発
色 ： 無色→淡赤→赤測定原理 ： 還元とナフチルエチレンジアミン法
測定範囲 ： 0.20 〜 5.80 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NO3 チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定方法
1.【NO3-N_1】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

5. パックテストのチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図3）
6. 5. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図4）
7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図5）

図2

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

೾৒
図3

1分間に60往復

図48. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. 発色時の最適 pH は3 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
3. 結果にばらつきが生じやすいので、精度の高い結果を得るために次の点にご注意ください。
		●
検水をチューブに吸い込むときは、チューブの穴を専用カップの底につけたまま指を離し、一気に吸い込んでください。
		●チューブに検水を吸い込んだら直ちに振り始めてください。
		●
振り方は、検水がチューブの両端を行き来するように左右に転倒させます。
				 1分間（1秒間に1往復）振ってください。
4. 検水に亜硝酸イオンが共存する場合、硝酸イオンよりも強く発色し測定値に大きく影響しますので、妨害を除去する下記の項目で測定してください。
		「NO3-N_2 硝酸態窒素（亜硝酸態窒素の混在が0.06mg/L 以下の場合）」
		「NO3-N_3 硝酸態窒素（亜硝酸態窒素の混在が0.06 〜 1.5mg/L の場合）」

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は測定できません。
酸化性物質や還元性物質が影響する場合があります。

－ 77 －

800mg/L〃
200mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
0.5mg/L〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、K+、Mg2+、Mn2+、Na+、NH 4+、
PO 43 −、フェノール…Cl −…Al3+、Ca2+、F −、Ni2+…CN −、Fe3+…Co2+、Cr 3+、Fe2+、Zn2+…Ba2+、I −…Cu2+、Mo6+（モリブデン酸）、Sn2+、残留塩素…Cr 6+（クロム酸）、SO32 −…NO2 −Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3-N_2

硝酸態窒素（亜硝酸態窒素の混在が 0.06mg/L 以下の場合）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 539 nm, 580 nm

発
色 ： 無色→淡赤→赤測定原理 ： 還元とナフチルエチレンジアミン法
測定範囲 ： 0.20 〜 5.80 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-NO2 チューブ、 WAK-NO3 チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定の前にまず、亜硝酸態窒素を発色させます。
1. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）
2. パックテスト亜硝酸（WAK-NO2）のチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、
軽く5 〜 6回振り混ぜます。
（図2）

図1

図2

図3

3. 専用カップに液を戻し、3分待ちます。
（図3）

測定方法
1.【NO3-N_2】を押します。
同じ専用カップ

2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 亜硝酸を発色させた専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図4）
4. セルボックスから専用カップを取り出し、中身を空け、純水で洗います。
（図5）

৹
図4

図5

図6

5. 検水を4. の専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図6）
6. パックテスト硝酸（WAK-NO3）のチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図7）
7. 6. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図8）

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

೾৒
図7

1分間に60往復

図88. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図9）9. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図9

注意「NO3-N_1 硝酸態窒素（亜硝酸態窒素が混在しない場合）」の項目をご参照ください。

－ 78 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

NO 3-N_3

硝酸態窒素 （亜硝酸態窒素の混在が 0.06 〜 1.5mg/L の場合）

発
色 ： 無色→淡赤→赤測定原理 ： 還元とナフチルエチレンジアミン法
測定範囲 ： 0.20 〜 5.80 mg/L（ppm)
試薬 ： 硝酸測定用前処理剤（NO3-RA）（パック）、 WAK-NO3 チューブ
特殊用具 ： ビーカー、加熱具一式
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

セル ： 専用カップ
使用波長 ： 539 nm, 580 nm

測定の前にまず、混在している亜硝酸態窒素を前処理剤で除去します。
1. 検水を、ビーカーに30mL 採り、硝酸測定用前処理剤（NO3-RA）を加え、5 〜 6回
撹拌します。
（図1）
2. 加熱し、2分間沸騰させた後、15 〜 30℃まで冷まします。
（図2）
		 冷却後、検水の量が減った場合は、純水を加えて30mL にしてください。

NO3-RA

図1

図2

3. ビーカーの検水を専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図3）

図3

測定方法
1.【NO3-N_3】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 前処理済みの検水の入った専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
		 （図4）
4. パックテストのチューブの穴を検水の中に入れ、指を離し検水を一気に全量吸い込みます。同時に【測定】を押します。
（図5）

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

৹
図4

೾৒
図5

5. 4. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図6）
6. すぐ に 専 用 カップ に チュ ー ブ 内 の 測 定 液 を 静 か に 戻し、セ ル ボック ス に 再びセットし静置します。
（図7）
1分間に60往復

図6

7. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図7

注意「NO3-N_1 硝酸態窒素（亜硝酸態窒素が混在しない場合）」の項目をご参照ください。

－ 79 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

OIL-M

油分 - 鉱物油
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 660 nm

発
色 ： 透明→白濁
測定原理 ： ポリニッパム抽出物質測定法
測定範囲 ： 5.0 ～ 60.0 mg/L（ppm)（表示分解能：0.5mg/L)
試
薬 ： WA-OIL-R
測定時間 ： 測定液調製後 0 分
特殊用具 ：「油分測定試薬セット」（型式：WA-OIL）が必要です。
使用方法 ：「油分測定試薬セット」の使用法をお読みください。

測定方法
1.【OIL-M】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
純水

3. 純水（または水道水）を専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. 専用カップを取り出し、純水を捨て、「油分測定試薬セット」で調製した測定液を同じ専用カップに1.5mL 採ります。
（図3）
6. セルボックスに再びセットし、【測定】を押します。
（図4）
ෞ਷

7. 測定値が表示されます。

೾৒ั৊ग௧৷ढ़ॵউ

図3

೾৒
図4

注意
この方法では、水中の鉱物油（A 重油、エンジンオイルなど）を測定することができます。
操作に関する注意は「油分測定試薬セット」の使用法をご参照ください。

－ 80 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

OIL-V

油分 - 植物油
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 660 nm

発
色 ： 透明→白濁
測定原理 ： ポリニッパム抽出物質測定法
測定範囲 ： 5.0 ～ 60.0 mg/L（ppm)（表示分解能：0.5mg/L)
試
薬 ： WA-OIL-R
測定時間 ： 測定液調製後 0 分
特殊用具 ：「油分測定試薬セット」（型式：WA-OIL）が必要です。
使用方法 ：「油分測定試薬セット」の使用法をお読みください。

測定方法
1.【OIL-V】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
純水

3. 純水（または水道水）を専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. 専用カップを取り出し、純水を捨て、「油分測定試薬セット」で調製した測定液を同じ専用カップに1.5mL 採ります。
（図3）
6. セルボックスに再びセットし、【測定】を押します。
（図4）
ෞ਷

7. 測定値が表示されます。

೾৒ั৊ग௧৷ढ़ॵউ

図3

೾৒
図4

注意
この方法では、水中のサラダ油などの植物油を測定することができます。
操作に関する注意は「油分測定試薬セット」の使用法をご参照ください。

－ 81 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

OIL-S

土壌油分

セ
ル ： 専用カップ発
色 ： 透明→白濁
使用波長 ： 660 nm
測定原理 ： エタノール溶出 ポリニッパム混濁法
測定範囲 ： A 重油換算 400 〜 5000 mg/kg（表示分解能：100mg/kg)
試
薬 ： SOA-OIL-RR R-1（固体をあらかじめエタノールに溶解）、R-2（液体）、R-3（液体）
測定時間 ： 測定液調製後 0 分
特殊用具 ：「補充用土壌油分試薬」、「土壌油分用カラム（15 本入）」、「土壌油分用ビン」、「土壌油分カラム用コネクタ」が必要です。
使用方法 ：「補充用土壌油分試薬」の使用法をお読みください。

測定方法
1.【OIL-S】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
純水

3. 純水（または水道水）を専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. 専用カップを取り出し、純水を捨て、「補充用土壌油分試薬」で調製した検液を同じ専用カップに1.5mL 採ります。
（図3）
6. セルボックスに再びセットし、【測定】を押します。
（図4）
ෞ਷

7. 測定値が表示されます。

ਫ਼ั৊ग௧৷ढ़ॵউ

図3

೾৒
図4

注意
1. この方法では、「補充用土壌油分試薬」で得られた検液（測定液）の濁度を測定し、A 重油の値に換算します。操作に関する注意は「補充用土壌油分試薬」の使用法をご参照ください。
2. 表示される値は A 重油換算値であり、油の種類によって検量線が異なります。A 重油以外の油汚染が予想される場合には、表示値に下記の係数を乗じて補正できます。
		
エンジンオイル … 表示値×0.9
		
A 重油 … 表示値×1.0
		
軽油 … 表示値×1.0
		
灯油 … 表示値×1.5		
ガソリン … 検出できません
3. 表示される値は、水分も含めた有姿状の土壌1kg あたりの油分（mg）に相当します。
		 乾燥重量あたりの値に換算する場合は、別途含水率を測定して補正してください。
4. 測定に使用する99.5％のエタノールが本体にかからないよう、ご注意ください。

－ 82 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Pb-SPK

鉛（SPK）

発
色 ： 黄→橙→赤
測定原理 ： 高選択性分子認識ゲル (MetaSEP AnaLig®) を用いた鉛の分離、濃縮と PAR 法による測定範囲 ： 0.03 〜 0.50 mg/L（ppm)
試薬 ： SPK-Pb K-1（液体）、K-2（液体）、K-3（液体）、K-4（液体）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分
使用方法 ：「パックテスト鉛セット」（型式 SPK-Pb）の使用法をお読みください。

セル ： 専用カップ
使用波長 ： 519 nm

測定方法
1.【Pb-SPK】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. パックテスト鉛セットの使用法「5. 溶出液の回収」に従い、溶出液を専用カップに
採ります。
（図1）

溶出液

৹
図1

図2

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）
5. チューブに、専用カップの溶出液を全量吸い込み、同時に【測定】を押します。
		（図3）
6. 5. のチューブを30回程度振り混ぜます。チューブ内に橙色の塊が残っている
場合には、さらによく振り混ぜます。
（図4）

೾৒
図3

30回程度

図4

7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし、静置します。
（図5）
8. 経過3分後に濃度が自動表示されます。
図5

注意
1. この方法では、「パックテスト鉛セット」の溶出液の測定を行ないます。操作に関する注意は「パックテスト鉛セット」の使用法をご参照ください。
2. 検水中の鉛イオンの濃度が高いと考えられる場合、あるいは測定値が測定範囲以上であった場合は、測定範囲内に入るように検水を希釈し、「パックテスト
鉛セット」で再度溶出液の回収まで行なってください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
4. チューブ内の橙色の塊はできるだけ溶かしてください。無色の試薬は溶け残っても測定には影響ありません。

共存物質の影響「パックテスト鉛セット」の使用法をご参照ください。

－ 83 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Phenol

フェノール（試薬型式が WAK-PNL の場合）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 508 nm

発
色 ： 淡黄→橙→赤
測定原理 ： 酵素を用いた 4- アミノアンチピリン法
測定範囲 ： 0.20 〜 5.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-PNL K-1（滴ビン）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 8 分

測定方法
1.【Phenol】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. K-1試薬を1滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図3）
6. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図4）

.

7. 6. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）

೾৒
図3

図4

8. 経過8分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法は、試薬型式 WAK-PNL 専用です。試薬型式 WAK-PNL-2 を使用する場合は、測定項目 Phenol-2 を選択してください。
2. フェノール類は、JIS 法ではフェノール類と p - クレゾール類に区別されますが、この方法ではフェノール類のみが測定されます。p - クレゾール類は測定されませんのでご注意ください。
3. 発色時の最適 pH は8 です。pH が5 〜 10 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
酸化性物質や還元性物質が影響する場合があります。

－ 84 －

500mg/L
200mg/L
100mg/L
50mg/L
20mg/L
10mg/L
5mg/L
1mg/L

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

…B3+（ほう酸）、Ba2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、
Na+、NO2 −、NO3 −、SO 42 −、Zn2+…Ca2+、Cd2+、NH 4+…As3+（亜ひ酸）、PO 43 −、陰イオン界面活性剤…Mo6+（モリブデン酸）、SCN −…Ag+、Cr 6+（クロム酸）…Co2+、Cr 3+、Cu2+、Fe3+、Ni2+、残留塩素…Mn2+、SO32 −…CN −、Pb2+…Al3+、Fe2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Phenol-2フェノール（試薬型式が WAK-PNL-2 の場合）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 525 nm, 670 nm

発
色 ： 淡黄→桃→赤
測定原理 ： 4- アミノアンチピリン法
測定範囲 ： 0.20 〜 5.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-PNL-2 チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【Phenol-2】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）

೾৒

7. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

図3

図4

注意
1. この方法は、試薬型式 WAK-PNL-2専用です。試薬型式 WAK-PNL を使用する場合は、測定項目 Phenol を選択してください。
2. フェノール類は、JIS 法ではフェノール類と p - クレゾール類に区別されますが、この方法ではフェノール類のみが測定されます。p - クレゾール類は測定されませんのでご注意ください。
3. 発色時の最適 pH は約9 です。pH が4 〜 10 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は直接測定できません。
（純水で2倍以上に希釈すると影響しません。）
酸化性物質や還元性物質が発色に影響する場合があります。
10%（w/w）以下のエタノールは影響しません。

－ 85 －

500mg/L
200mg/L
100mg/L
50mg/L
20mg/L
2mg/L

〃
〃
〃
〃
〃
〃

…B3+（ほう酸）、Ba2+、Br －、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Mg2+、Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH 4+、
NO2 −、NO3 −、PO 43 −、SO 42 −、Zn2+、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、エチレンジアミン
四酢酸（EDTA）、くえん酸、グルコース、チオ硫酸ナトリウム五水和物（ハイポ）…Al3+、アスコルビン酸、陰イオン界面活性剤…Ni2+、過酸化水素…Co2+…Fe2+、Fe3+…Cr 3+、Cu2+、残留塩素…Mn2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

PO 4-C

りん酸（高濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 550 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： モリブデン青法
測定範囲 ： 2.0 〜 50.0 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-PO4（C） K-1（液体）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【PO4-C】を押します。

.
P/
ਫ਼਷
P/

2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水0.2mL をポリピペット（小）で、専用カップに採ります。
（図1）
4. 専用カップ内の検水に K-1試薬をポリピペット（大）で1.5mL 加え、蓋をして
2 〜 3回振ります。
（図2）

図1

図2

5. 蓋を取り、専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図3）
6. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図4）
7. 6. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）

৹
図3

೾৒
図4

8. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では検水中のイオン状態（PO43−）のりん酸が測定されます。
		 加水分解性りん、全りんは測定できません。加水分解性りんおよび全りんを測定する場合には、JIS K 0102 46. に従って前処理を行なってください。
2. 検水用ポリピペット（小）は純水でよく洗うか、検水でポリピペット内を共洗いしてからご使用ください。
3. 発色時の最適 pH は1 です。pH が1 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水および K-1試薬の温度は20℃で測定してください。
		 温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
					 15℃・・・・・×1.05
25℃・・・・・×0.95
5. 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定することができます。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。

－ 86 －

500mg/L〃
200mg/L〃
100mg/L〃
10mg/L〃
少しでも 影 響 する…Al3+、B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl －、Cr 3+、Fe2+、K+、
Mg2+、Mn2+、Na+、NH 4+、Ni2+、NO3 －、SO 42 －、Zn2+、フェノール…NO2 －…F －、Fe3+、残留塩素…CN －、Cr6+（クロム酸）、Mo6+（モリブデン酸）、シリカ…Cu2+…As5+（ひ酸）、Ba2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

PO 4-P-C

りん酸態りん（高濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 550 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： モリブデン青法
測定範囲 ： 0.7 〜 15.0 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-PO4（C） K-1（液体）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【PO4-P-C】を押します。

.
P/
ਫ਼਷
P/

2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水0.2mL をポリピペット（小）で、専用カップに採ります。
（図1）
4. 専用カップ内の検水に K-1試薬をポリピペット（大）で1.5mL 加え、蓋をして
2 〜 3回振ります。
（図2）

図1

図2

5. 蓋を取り、専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図3）
6. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図4）
7. 6. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）

৹
図3

೾৒
図4

8. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では検水中のりん酸イオン状態（PO43−）のりんが測定されます。
		 加水分解性りん、全りんは測定できません。加水分解性りんおよび全りんを測定する場合には、JIS K 0102 46. に従って前処理を行なってください。
2. 検水用ポリピペット（小）は純水でよく洗うか、検水でポリピペット内を共洗いしてからご使用ください。
3. 発色時の最適 pH は1 です。pH が1 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水および K-1試薬の温度は20℃で測定してください。
		 温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
					 15℃・・・・・×1.05
25℃・・・・・×0.95
5. 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定することができます。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。

－ 87 －

500mg/L〃
200mg/L〃
100mg/L〃
10mg/L〃
少しでも 影 響 する…Al3+、B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl －、Cr 3+、Fe2+、K+、
Mg2+、Mn2+、Na+、NH 4+、Ni2+、NO3 －、SO 42 －、Zn2+、フェノール…NO2 －…F －、Fe3+、残留塩素…CN －、Cr6+（クロム酸）、Mo6+（モリブデン酸）、シリカ…Cu2+…As5+（ひ酸）、Ba2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

PO 4

りん酸
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 650 nm, 580 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： モリブデン青法
測定範囲 ： 0.10 〜 5.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-PO4 K-1（滴ビン）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【PO 4】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. K-1試薬を4滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図3）
6. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図4）
7. 6. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）

.

೾৒
図3

図4

8. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では検水中のイオン状態（PO43−）のりん酸が測定されます。
		 加水分解性りん、全りんは測定できません。加水分解性りんおよび全りんを測定する場合には、JIS K 0102 46. に従って前処理を行なうか、「 TP
全りん」の項目をご参照ください。
2. 発色時の最適 pH は1 です。pH が1 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 検水の温度は20℃で測定してください。
		 温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
					 15℃・・・・・×1.05
25℃・・・・・×0.95

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は直接測定できません。
（純水で5倍以上に希釈すると影響しません。）－ 88 －

800mg/L〃
500mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L〃
20mg/L〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、Cl −、CN −、K+、Na+、NH4+、NO3 −、SO42 −、Zn2+…Al3+、Mn2+…Mg2+、NO2 −…Cr 3+、Fe2+、Fe3+、Ni2+、シリカ、フェノール…Co2+、Cu2+、F −、I −、残留塩素…Ca2+、Cr 6+（クロム酸）、Mo6+（モリブデン酸）…As5+（ひ酸）、Ba2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

PO 4-P

りん酸態りんセル ： 専用カップ
使用波長 ： 650 nm, 580 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： モリブデン青法
測定範囲 ： 0.03 〜 1.50 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-PO4 K-1（滴ビン）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【PO4-P】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. K-1試薬を4滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図3）
6. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図4）
7. 6. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）

.

೾৒
図3

図4

8. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では検水中のりん酸イオン状態（PO43−）のりんが測定されます。
		 加水分解性りん、全りんは測定できません。加水分解性りんおよび全りんを測定する場合には、JIS K 0102 46. に従って前処理を行なうか、「TP 全
りん」の項目をご参照ください。
2. 発色時の最適 pH は1 です。pH が1 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 検水の温度は20℃で測定してください。
		 温度が異なる場合には、測定値に次の係数をかけると補正することができます。
					 15℃・・・・・×1.05
25℃・・・・・×0.95

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は直接測定できません。
（純水で5倍以上に希釈すると影響しません。）－ 89 －

800mg/L〃
500mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L〃
20mg/L〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、Cl −、CN −、K+、Na+、NH4+、NO3 −、SO42 −、Zn2+…Al3+、Mn2+…Mg2+、NO2 −…Cr 3+、Fe2+、Fe3+、Ni2+、シリカ、フェノール…Co2+、Cu2+、F −、I −、残留塩素…Ca2+、Cr 6+（クロム酸）、Mo6+（モリブデン酸）…As5+（ひ酸）、Ba2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

PO 4-Dりん酸（低濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 540 nm, 570 nm

発
色 ： 無色→淡紫→紫測定原理 ： 酵素を用いた 4- アミノアンチピリン法
測定範囲 ： 0.10 〜 3.00 mg/L（ppm）
試
薬 ： WAK-PO4（D） チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定方法
1.【PO 4-D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図3

図4

注意
1. この方法では検水中のイオン状態（PO43−）のりん酸が測定されます。
		 加水分解性りん、全りんは測定できません。加水分解性りんおよび全りんを測定する場合には、JIS K 0102 46. に従って前処理を行なってください。
2. 発色時の最適 pH は7 です。pH が6 〜 9 の範囲をこえる検水は希塩酸または希水酸化ナトリウム溶液等で中和してから測定してください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は測定できません。
残留塩素や過酸化水素等の酸化性物質によって発色する場合があります。
例えば、残留塩素1mg/L で0.15mg/L の表示値となります。
また、還元性物質が発色を弱める場合があります。

－ 90 －

500mg/L〃
250mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L〃
20mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…Ba2+、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Na+、NH4+、NO2 −、NO3 −…B3+（ほう酸）…フェノール…Zn2+…Cu2+、Ni2+、SO 42 −…Mg2+
…Al3+、Cr 3+、Cr 6+（クロム酸）…Fe3+、Mn2+…CN −…Fe2+、残留塩素Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

PO 4-P-D

りん酸態りん（低濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 540 nm, 570 nm

発
色 ： 無色→淡紫→紫測定原理 ： 酵素を用いた 4- アミノアンチピリン法
測定範囲 ： 0.03 〜 1.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-PO4（D） チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定方法
1.【PO4-P-D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）
7. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図3

図4

注意
1. この方法では検水中のイオン状態（PO43−）のりん酸が測定されます。
		 加水分解性りん、全りんは測定できません。加水分解性りんおよび全りんを測定する場合には、JIS K 0102 46. に従って前処理を行なってください。
2. 発色時の最適 pH は7 です。pH が6 〜 9 の範囲をこえる検水は希塩酸または希水酸化ナトリウム溶液等で中和してから測定してください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は測定できません。
残留塩素や過酸化水素等の酸化性物質によって発色する場合があります。
例えば、残留塩素1mg/L で0.05mg/L の表示値となります。
また、還元性物質が発色を弱める場合があります。

－ 91 －

500mg/L〃
250mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L〃
20mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…Ba2+、Ca2+、Cl −、F −、I −、K+、Na+、NH4+、NO2 −、NO3 −…B3+（ほう酸）…フェノール…Zn2+…Cu2+、Ni2+、SO 42 −…Mg2+
…Al3+、Cr 3+、Cr 6+（クロム酸）…Fe3+、Mn2+…CN −…Fe2+、残留塩素Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

S

硫化物（硫化水素）
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 670 nm, 620 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： メチレンブルー変法
測定範囲 ： 0.05 〜 0.80 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-S K-1（滴ビン）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分

測定方法
1.【S】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

5. K-1試薬を2滴加えます。
（図3）

図2

ஷैऩः

6. すぐにパックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を押します。
（図4）
7. 6. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）

.

೾৒
図3

図4

8. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では検水中の硫化水素（H2S）、硫化水素イオン（HS －）、硫化物イオン（S2－）の状態の硫黄を測定できます。硫酸、亜硫酸は測定できません。
2. 検水中の硫化物が硫化物イオン（S2－）だけであると考えられる場合には、得られた結果に1.06 をかけると硫化水素に換算できます。
3. 発色時の最適 pH は2 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 重金属以外：
100mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
10mg/L〃
海水は影響しません。
酸化性物質、還元性物質が影響する場合があります。
金属イオンは、硫化物イオンと混在すると金属硫化物となり、硫化物イオン
として検出できなくなります。その場合には JIS 法等を参考にして、金属硫化物の分離操作を行なってください。

1mg/L〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、K+、Mg2+、Na+、NH 4+、NO3 −、PO 43 −、SO 42-、フェノール、
陰イオン界面活性剤…I −…NO2 −、SO32…残留塩素

重金属等：－ 92 －

10mg/L以下は影 響しない
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…Al3+、Ba2+、CN −、Co2+、Cr 3+、Fe2+、Fe3+、
Ni2+、Zn2+…Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）…Cr 6+（クロム酸）…Cu2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

SiO 2シリカ
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 650 nm, 560 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： モリブデン青法
測定範囲 ： 3.0 〜 60.0 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-SiO2 希釈水、K-1（滴ビン）、K-2（滴ビン）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定方法
ൌ๸਷
P/

1.【SiO 2 】を押します。
ਫ਼਷
P/

2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水0.2mL をポリピペット（小）で、専用カップに採ります。
（図1）
4. 専用カップ内の検水に希釈水をポリピペット（大）で1.5mL 加え、蓋をして2 〜 3
回振ります。
（図2）

৹
図1

図2

図3

5. 蓋を取り、専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図3）
.

6. K-1試薬を2滴加え、蓋をして2 〜 3回振り、3分間放置します。
（図4）
7. K-2試薬を1滴加え、蓋をして2 〜 3回振り、30秒間放置します。
（図5）

図4

8. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図6）
.

9. 8. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図7）

図5

10. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

೾৒
図6

図7

注意
1. シリカはイオン状シリカ、溶存およびコロイド状シリカ、全シリカに区分され、いずれも二酸化けい素（SiO2）として表示されますが、この方法ではイオン状シリカ（SiO32－）が測定されます。溶存およびコロイド状シリカ、全シリカを測定する場合には、JIS K 0101 44.2 あるいは44.3 に従って、それぞれ前処理をした後で測定してください。
2. 検水用ポリピペット（小）は純水でよく洗うか、検水でポリピペット内を共洗いしてからご使用ください。
3. 発色時の最適 pH は約2 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水および希釈水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
5. 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定することができます。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
海水は影響しません。
酸化性物質、還元性物質が影響する場合があります。
硫化水素は微量でも妨害します。硫化水素の共存が考えられる場合には、あらかじめ酸性にして煮沸し、除去してから測定してください。

5000mg/L以下は影 響しない

1000mg/L
200mg/L
100mg/L
50mg/L－ 93 －〃〃〃〃…Al3+、B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、CN −、Co2+、
Fe2+、I −、K+、Mg2+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、
Na+、NH 4+、Ni2+、NO3 −、SO 42 −、Zn2+、
陰イオン界面活性剤、残留塩素、フェノール、
ホルムアルデヒド…Cr 6+（クロム酸）、Cu2+、F −、Fe3+、NO2 −…PO 43 −…Ba2+、Cr 3+…V5+（バナジン酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

SiO 2-D

シリカ（低濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 650 nm, 560 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： モリブデン青法
測定範囲 ： 0.30 〜 7.00 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-SiO2（D） K-1（滴ビン）、K-2（滴ビン）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分

測定方法
1.【SiO 2 -D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. K-1試薬を2滴加え、蓋をして2 〜 3回振り、3分間放置します。
（図3）
6. K-2試薬を1滴加え、蓋をして2 〜 3回振り、30秒間放置します。
（図4）

.

7. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図5）

図3

8. 7. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図6）

.

9. 経過5分後に濃度が自動表示されます。
図4

೾৒
図5

図6

注意
1. シリカはイオン状シリカ、溶存およびコロイド状シリカ、全シリカに区分され、いずれも二酸化けい素（SiO2）として表示されますが、この方法ではイオン状シリカ（SiO32－）が測定されます。溶存およびコロイド状シリカ、全シリカを測定する場合には、JIS K 0101 44.2 あるいは44.3 に従って、それぞれ前処理をした後で測定してください。
3. 発色時の最適 pH は約2 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
酸化性物質、還元性物質が影響する場合があります。
硫化水素は微量でも妨害します。硫化水素の共存が考えられる場合には、あらかじめ酸性にして煮沸し、除去してから測定してください。

－ 94 －

500mg/L
200mg/L
100mg/L
20mg/L
10mg/L〃〃〃〃〃…Al3+、B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、CN −、Co2+、
Fe2+、I −、K+、Mg2+、Mn2+、Mo6+（モリブデン酸）、
Na+、NH 4+、Ni2+、NO3 −、SO 42 −、Zn2+、
陰イオン界面活性剤、残留塩素、フェノール、
ホルムアルデヒド…NO2 −…Cr 6+（クロム酸）…Cu2+、F −、Fe3+…PO 43 −…Ba2+、Cr 3+、V5+（バナジン酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

SO 4

硫酸
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 615 nm

発
色 ： 透明→白濁
測定原理 ： 塩化バリウム比濁法
測定範囲 ： 5 〜 100 mg/L（ppm)
試薬 ： DPR-SO4 R-A（滴ビン）、R-1（滴ビン）、R-2（滴ビン）
測定時間 ： R-2 試薬を添加後 3 分

測定方法
1.【SO 4 】を押します。
R-A

2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

図1

図2

4. R-A 試薬を1滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図2）
5. R-1試薬をよく振ったあと、1滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図3）
6. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図4）

5

7. R-2試薬を1滴加え、蓋をして、10秒間に30回以上振とうし、【測定】を押します。
		（図5）

৹

図3

図4

8. 専用カップの蓋を取り、セルボックスに再びセットし、静置します。
（図6）
9. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

5
10秒間に30回以上

೾৒

図5

図6

注意
1. この方法では、イオン状態の硫酸（SO42－）が測定されます。
2. 発色時の最適 pH は約2 です。pH が2 〜 9 の範囲をこえる検水は希塩酸または希水酸化ナトリウム溶液等で中和してから測定してください。
（硫酸は使用しないでください。）
3. 検水の温度は20 〜 30℃で測定してください。
4. 操作方法により、結果にばらつきが生じます。
「測定方法7.」では、振り方を一定にしてください。振り方が弱いと測定値が低めに、強いと測定値が高めに出る傾向があります。
5. 専用カップをセルボックスにセットするときは蓋を取ってください。また、反応時間中は専用カップの蓋を閉めたままにすると測定液が漏れてくることがありますので、水滴をよく拭き取ってからセルボックスにセットしてください。
6. 測定後は、専用カップに濁り分が付着しますので、念入りに洗ってください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考え 重金属以外：
1000mg/L以下は影 響しないられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
500mg/L〃
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
200mg/L〃
少しでも 影 響 する

海水は測定できますが、硫酸イオンの濃度が高いため希釈が必要です。
（人工海水の場合、約 100 倍）
亜硫酸イオン、チオ硫酸イオンなどは酸化還元状態により、硫酸イオンとなり測定される場合があります。
酸性下で難溶性のバリウム塩を生じる陰イオンが含まれる場合は測定できません。

…B3+（ほう酸）、Ca2+、Cl −、F −、K+、Na+、NH 4+、
NO2 −、NO3 −、フェノール…PO 43 −…残留塩素…陰 イオン界面活性剤

重金属等：－ 95 －

200mg/L以下は影 響しない
100mg/L〃
20mg/L〃…Fe3+…Cr 6+（クロム酸）…Al3+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

TH

全硬度
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 569 nm, 550 nm, 670 nm

発
色 ： 淡紫→紫測定原理 ： フタレインコンプレクソン法
測定範囲 ： 10 〜 150 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-TH チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 1 分

測定方法
1.【TH】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図3）
6. 5. のチューブを10回程度振り混ぜます。
（チューブ内に試薬が残っている場合には、さらによく振り混ぜます。）（図4）

೾৒
図3

図4

7. 専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図5）
8. 経過1分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では、カルシウム硬度：マグネシウム硬度の比率が、2：1 〜 3：1 の範囲の検水が測定できます。検量線は、2.5：1 を基準として作成しています。
2. カルシウム硬度の比率が高い検水では測定値が高くなり、マグネシウム硬度の比率が高い検水では測定値が低くなります。
3. 検水中の全硬度値が10mg/L 未満の場合、発色はしますが、測定値は「Under」と表示されます。
4. 発色時の最適 pH は10 です。pH が5 〜 10 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
5. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は測定できません。
海水等を測定した際、多量の濁りが発生し、測定値が得られる場合があります。異常値ですのでご注意ください。

－ 96 －

100mg/L〃
50mg/L〃
10mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
少しでも 影 響 する…Cl －、K+、Na+、NH 4+、NO2 －、NO3 －、PO 43 －、SO 42 －、陰イオン界面活性剤、フェノール…B3+（ほう酸）、F －、I －、シリカ…Ba2+…CN －、Mo6+（モリブデン酸）、…Al3+…Co2+、Cr 6+（クロム酸）、Ni2+、残留塩素…Cr 3+、Cu2+、Fe2+、Fe3+、Mn2+、Zn2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

TN-2

全窒素
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 539 nm, 580 nm

発
色 ： 淡赤→赤
測定原理 ： アルカリ性ペルオキソ二硫酸カリウム分解
				＋ 還元 ー ナフチルエチレンジアミン法
測定範囲 ： 0.5 〜 7.0 mg/L（ppm）
試
薬 ： 全窒素試薬（高圧分解）（型式：TNP-N-R）
測定時間 ： チューブに吸い込み後 5 分
特殊用具 ：「高圧分解器セット」（型式：TNP-MAS）および加熱具が必要です。
使用方法 ：「全窒素試薬（高圧分解）」（型式：TNP-N-R）の使用法をお読みください。

測定方法
1.【TN-2】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 分解液（室温20℃までもどす）を専用カップに全量採り、R-3試薬を2滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図1）

5

৹

分解液

図1

図2

4. 蓋を取り、セルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）
5. チューブの穴を分解液の中に入れ、指を離し分解液を一気に全量吸い込みます。
同時に【測定】を押します。
（図3）

穴をカップの底につけ指を離してください。
チューブは倒れません。

೾৒

6. 5. のチューブを1分間に60往復、左右に転倒させて振り混ぜます。
（図4）

図3

1分間に60往復

図47. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図5）
8. 経過5分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では分解液中の硝酸イオン（NO3 ー）の状態の窒素が測定されます。
2. 分解液の温度が20℃まで冷めてから測定してください。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。
海水は 10 倍に希釈してから分解、測定してください。
酸化性物質や還元性物質が影響する場合があります。（ただし、本測定法では分解液中に還元性物質は残存していないと思われます。）
上記以外の物質でも発色時に濁りが生じた場合は測定できません。
（赤紫色の発色がないにもかかわらず、測定値が得られた場合は、発色試薬による pH の変化に伴う濁りの発生などが考えられますのでご注意ください。）

1000mg/L以下は影 響しない
200mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L
〃
5mg/L
〃
1mg/L
〃
0.5mg/L〃－ 97 －…B3+（ほう酸）、K+、Mg2+、Na+、PO43 −、フェノール…Al3+、Ca2+、F −、Ni2+…Fe3+…Co2+、Zn2+…Ba2+…Cu2+、Mo6+（モリブデン酸）…Cr 6+（クロム酸）Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

TP-2

全りん
セ
ル ： 専用カップ
使用波長 ： 650 nm, 580 nm

発
色 ： 無色→淡青→青
測定原理 ： 酸性ペルオキソ二硫酸カリウム分解 ＋ モリブデン青法
測定範囲 ： 0.10 〜 2.00 mg/L（ppm）
試
薬 ： 全りん試薬（高圧分解）（型式：TNP-P-R）
測定時間 ： チューブに吸い込み後 3 分
特殊用具 ：「高圧分解器セット」（型式：TNP-MAS）および加熱具が必要です。
使用方法 ：「全りん試薬（高圧分解）」（型式：TNP-P-R）の使用法をお読みください。

測定方法
1.【TP-2】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
分解液

3. 分解液（室温20℃までもどす）を専用カップに採り、セルボックスに入れ、【0調】
を押します。
（図1）

৹
図1

図2

4. R-3試薬を4滴加え、蓋をして2 〜 3回振ります。
（図2）
5. チューブに、専用カップの分解液を全量吸い込み、同時に【測定】を押します。
（図3）
6. 5. のチューブを軽く5 〜 6回振り混ぜて、すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。
（図4）

R-3

೾৒
図3

図4

7. 経過3分後に濃度が自動表示されます。

図5

注意
1. この方法では分解液中のりん酸イオン（PO43 －）の状態のりんが測定されます。
2. 分解液の温度が 20℃まで冷めてから測定してください。
		 温度が 30 〜 40℃の場合には、得られた測定値× 0.8 が概略値となります。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。
上記以外の物質でも発色時に濁りが生じた場合は測定できません。
（青色の発色がないにもかかわらず、測定値が得られた場合は、発色試薬による pH の変化に伴う濁りの発生などが考えられますのでご注意ください。）－ 98 －

800mg/L〃
500mg/L〃
100mg/L〃
50mg/L〃
20mg/L〃
少しでも 影 響 する…B3+（ほう酸）、Cl −、CN −、K+、Na+、NO3 −、SO 42 −、
Zn2+
…Al3+
…Mg2+
…Fe3+、Ni2+、シリカ…Co2+、Cu2+、F −…Ca2+、Cr 6+（クロム酸）、Mo6+（モリブデン酸）…As5+（ひ酸）、Ba2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Turbid-F

濁度 - ホルマジン
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 660 nm

検水の濁りの度合いを測定
検定 ： ホルマジン標準液
測定範囲 ： 10 〜 400 度
試
薬 ： 使用しません
測定時間 ： 0 分

測定方法
1.【Turbid-F】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
ෞ਷

3. 純水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. 専用カップを取り出し、純水を捨て、検水を同じ専用カップに1.5mL 採ります。
（図3）
同じ専用カップ

6. セルボックスに再びセットし【測定】を押します。
（図4）

検水

7. 濁度が自動表示されます。

೾৒

ෞ਷

図3

図4

注意
この方法では、JIS K 0101 9.2 透過光濁度の測定原理を用いており、検水を通過した波長660nm の透過光の強度から、透過光濁度を求めます。
散乱光測定法 ( 単位：NTU)、JIS K0801 濁度自動計測器で用いられる透過散乱方式、表面散乱方式（単位：FTU）とは測定原理が異なります。

－ 99 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Turbid-P

濁度 - ポリスチレン
セル ： 専用カップ
使用波長 ： 660 nm

検水の濁りの度合いを測定
検定 ： ポリスチレン標準液
測定範囲 ： 10 〜 100 度
試
薬 ： 使用しません
測定時間 ： 0 分

測定方法
1.【Turbid-P】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
ෞ਷

3. 純水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）

図1

図2

5. 専用カップを取り出し、純水を捨て、検水を同じ専用カップに1.5mL 採ります。
（図3）
同じ専用カップ

6. セルボックスに再びセットし【測定】を押します。
（図4）

検水

7. 濁度が自動表示されます。

೾৒

ෞ਷

図3

図4

注意
1. 検水をよく振り混ぜてから測定してください。
2. 水道水質基準（2度以下）はこの方法では測定できません。

－ 100 －Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp

Zn-D

亜鉛（低濃度）セル ： 専用カップ
使用波長 ： 553 nm

発
色 ： 黄→橙→桃
測定原理 ： 5-Br-PAPS 法
測定範囲 ： 0.02 〜 0.40 mg/L（ppm)
試薬 ： WAK-Zn（D） K-1（小パック）、K-2（液体）、チューブ
測定時間 ： チューブに吸い込み後 1 分

測定方法
1.【Zn-D】を押します。
2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL（線まで）採ります。
（図1）

.

৹

4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。
（図2）
図1

図2

図3

5. K-1試薬を加え、蓋をしてよく振って試薬を完全に溶かします。
（図3）
6. K-2試薬をポリピペットで0.3mL 加え、蓋をして2 〜 3回振り、蓋を開けて5分間静置します。
（図4）

5

.

min

7. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】
を
押します。
（図5）

図4

೾৒
図5

8. 7. のチューブを軽く30回程度振り混ぜます。
（図6）
9. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセット
し静置します。
（図7）

30
回

図6

10. 経過1分後に濃度が自動表示されます。

図7

注意
1. この方法では検水中のイオン状態（Zn2+）の亜鉛が測定されます。
		 濁り、沈殿等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
2. 発色時の最適 pH は9 です。pH が5 〜 10 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 検水の温度は15 〜 30℃で測定してください。
4. チューブ内の橙色の塊はできるだけ溶かしてください。無色の試薬は溶け残っても測定には影響ありません。
5. 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定することができます。

共存物質の影響
内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。
右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

1000mg/L以下は影 響しない

海水は影響しません。

－ 101 －

50mg/L
20mg/L
10mg/L
1mg/L

〃
〃
〃
〃

…B3+（ほう酸）、Ba2+、Ca2+、Cl－、F －、I －、K+、Mg2+、
Mo6+（モリブデン酸）、Na+、NH4+、NO2 －、NO3 －、PO 43 －、SO 42 －、フェノール
…陰イオン界面活性剤、残留塩素
…CN －、Cr 3+
…Ag+、Al3+、Cr 6+（クロム酸）
…Co2+、Cu2+、Mn2+、Fe2+、Fe3+、Ni2+Ⓒ 2023 Kyoritsu Chemical-Check Lab.,Corp