电源控制器PIA4800系列产品目录PIA

4800S

ERI

P O W E R S U P P LY C O N T R O L L E R

电源控制器
PIA4800 系列
可控制各类电源和电子负载装置
采用具备卓越扩展性的插入方式，应对多通道
搭载高速串行通信功能https://global.kikusui.co.jp/ES通过插入方式应对多通道！
电源控制器 PIA4800系列● Body Design & Equipment

PIA4810

PIA4820

TP-BUS（专用 BUS）
SHUT DOWN
通过接点输入，关闭连接的电源输出。

前面板

前面板
GPIB

控制板插槽 1 〜 4
插 入 控 制 板 O P01- P I A 或 者 O P02P I A 的插槽。M a x 可以安装 4 块。
（可以混在一起）※ 照片是安装 4 块控制板（另售）时

RS232CTP-BUS（专用 BUS）

后面板

PIA4810 是模拟式以及数字式的电源控

PIA4820 是通过 TP-BUS 连接 PIA4810

PIA4830 是数字式控制专用的电源控制制器。具备 GPIB、RS232C 以及 4 个插

或者 PIA4830，增设控制通道的扩展单器，数字控制搭载了 TP-BUS 的本公司槽。此插槽上，可以安装 4 块专用控制元。与 PIA4810 相同，Max 可安装 4 块产直流电流。

板。每块控制板可以模拟式控制 2 个通控制板。

O P01- P I A / O P02- P I A 是 P I A4810/

道的直流电源或者电子负载装置，因此

因此，通过 TP-BUS，Max 可在 PIA4810

PIA4820 专用的控制板。每块可模拟控合计可以控制 8 个通道。

上连接 3 台扩展单元 PIA4820，因此，制 2 个通道的直流电源或者电子负载而且，如果是本公司 PWR 系列带数字

Max 可控制 32 个通道。而且，进一步装置。OP01-PIA 通过控制板，拥有电

远程控制的直流电源装置，可通过 TP-通过并用 GPIB 和 TP-BUS，Max 可控制

压 / 电流的设定和回读功能，OP02-PIA

BUS（Twist Pair-BUS）直接连接起来，448 个通道。

只具备电压 / 电流的设定功能。

Max 可模拟控制 32 个通道。

2POWER SUPPLY CONTROLLER..................................................................

P I A 4 8 0 0
S E R I E S

PIA4830

TP-BUS（专用 BUS）

SHUT DOWN
通过接点输入，关闭连接的电源输出。

前面板
GPIB

控制板插槽 1 〜 4
插入控制板 OP01-PIA 或者 OP02PIA 的插槽。Max 可以安装 4 块。
（可以混在一起）※ 照片是安装 4 块控制板（另售）时

SERVICERS232CGPIB 控制时，根据软件指示，指定被插入控制板的节点地址的按钮。

后面板!
插入方式

后面板

通道 !
个2制控每块可
OP01-PIA

采用基于插入方式（后面部）的扩展性和灵活性卓越的结构。

连接简单!

OP02-PIA备有 2 种控制板。
用户可根据需要选购。

采用便于扩展的 TP-BUS。
TP-BUS 可延长到 200m。

PIA4800 系列产品阵容型号

品名备注

PIA4810电源控制器可模拟及数字控制

PIA4820

扩展单元

Max 可在 PIA4810 及 PIA4830 上连接 3 台

PIA4830

电源控制器

数字控制专用OP01-PIA

控制板

控制

OP02-PIA

控制板

只限电压、电流设定3扩展性和灵活性高从大规模到小规模
可构建各式电源系统。
系统构成

【补充说明】【连接示例 1】采用PIA4810（1台）的2〜8个通道的电源控制系统

OP01-PIA或OP02-PIA
GPIB
PIA4810
或OP01-PIA或OP02-PIA
GPIBRS232CPIA4810
Max安装或OP01-PIA或OP02-PIA
4块（8通道）RS232CSLOTINMax
安装GPIB
PIA4810或4块（8通道）
SLOT IN
RS232CMax安装SLOT IN

GPIB
PIA4810
或GPIB
RS232C PIA4810
或RS232CGPIB
PIA4810
或RS232C

4块（8通道）PAN-A系列

PMC-A系列

PAN-A系列

PMC-A系列

1. 以“连接示例 2”的系统为基本的情况下，进一步灵活运用 GPIB 地址，Max 可以
控制 448 个通道。
（32 个通道 ×14 个地址＝ 448 个通道）2. 如“连接示例 3”或者“连接示例 4”，通过 TP-BUS 可直接连接进行控制的机型，只限带数字远程控制功能的直流电源。
3. 以“连接示例 4”系统为基本的情况下，进一步灵活运用 GPIB 地址，可以构建【连接示例 2】采用PIA4810（1台）和PIA4820（3台）的32个通道的电源控制系统

SLOT IN

TPBUS
TPBUS
TPBUS

PIA4820
PIA4820
PAN-A系列
PMC-A系列PIA4820
PIA4820

PIA4820SLOT IN

TPBUS
TPBUS

200m
TPBUS

200m

PIA4820

PIA4820SLOT IN

TPBUS
TPBUS

TPBUS

Max 448 个通道以上的系统。

PIA482032 个通道 ×14 个地址＝ 448 个通道

PIA4820

相同连接构建系统。

SLOT IN

此外，即使使用 PIA4810，也可以通过

4. 通过 TP-BUS 增设 PIA4820（扩展单元），原则上 Max 3 台。超过 3 台时，请另行

SLOT IN
8ch

SLOT IN 200mSLOT IN
8ch
8ch

SLOT IN
8ch

SLOT
8ch INSLOT
8ch INSLOT
8ch INSLOT
8ch IN5. 连接的 TP-BUS 可延长到 200m。

GPIB
8ch8ch8ch
PIA4820
PMR系列
PIA4810
或TPTP【连接示例 3】中途直接连接电源（混在一起）
的电源控制系统
GPIB
RS232CPIA4810 BUS PIA4820 BUS PMR系列
或TPTPRS232C
BUS
BUS
GPIB
PIA4820
PMR系列
PIA4810200m
或TPTPRS232C
BUS
BUS
200m
SLOT IN
SLOT IN

8ch
PIA4820

6. 关于其他连接，请另行咨询。

TPBUS
TPBUS
TPBUS

咨询。

PIA4820
PIA4820SLOT IN

SLOT IN
8ch

SLOT IN 200m
8ch

SLOT IN
8ch

SLOT
8ch INSLOT
8ch INSLOT
8ch IN

8ch

8ch

8ch

【连接示例 4】采用PIA4830的电源控制系统
GPIB
PIA4830
或TPRS232C
BUS

PAS系列

TPBUS

PAS系列

TPBUS

PAS系列

Max能够控制

32台200m● Max 可连接数PAS 系列
PWR 系列432 台
32 台

POWER SUPPLY CONTROLLER..................................................................

P I A 4 8 0 0
S E R I E S
控制内容

●控制内容
【通过OP01-PIA/OP02-PIA进行模拟控制时】 ○ ：可以控制△ ：可以进行有条件控制

连接模式（参照右下图）

报警O
N/
OF
F

过热

O
F
F

过电压保护动作

模式

CC模式

CV

输出监视

输入电源

输出电流值

读回输出电压值

/

本地切换

O
FF

远程输入电源开关O
N/OFF过电压保护设定

设定/控制输出电缆※蓝字为另售产品输出电流设定输出电压设定

终端单元

机型名称

功能

需要的周边选件通过OP01-PIA进行控制
PAD-LA【A】

TU02【B】○○○○○△※1△※1△※1○○△※1△※1△※1○○

OP01-PIA附带

○○用户自制○○【B】

SC05-PIA※3○○

PAD-LA

【B】

用户自制

○○○

PAN-A

【B】

用户自制

○○○

PMC-A

【B】

SC04-PIA

○○○

PMC-A

TU02

○用户自制

【B】

PAN-A※2【A】

OP01-PIA附带○通过OP02-PIA进行控制○※4○○○※1 需要由本公司进行改装，安装DIN连接器。（部分机型不支持。）※2 额定输出电压超过500V的机型无法通过OP01-PIA进行控制。
※3 旧机型（机壳为白色和灰色，J2连接器为14针的类型）请使用SC03-PIA。而且，此时可
以控制的项目只限“设定输出电压”、“输出电流的设定”2个。
※4 直线性5% of FS【通过TP-BUS连接进行数字控制时】 ○ ：可以控制 × ：不可控制
机型名称【连接模式】PWRPAS

设定输出电压○○设定输出电流○○查询输出电压设定值○○查询输出电流设定值○○读回输出电压值○○读回输出电流值○○

指定/查询OUTPUT通道号××指定显示的OUTPUT通道号××设定过电压保护动作点○○查询过电压保护动作点○○设定过电流保护动作点○○查询过电流保护动作点○○

各种监视（CV模式、CC模式、输出ON/OFF、保护功能动作等）○○输出ON/OFF○○

切断电源开关

○○面板锁定ON/OFF○○PS ：电源主机/TU ：终端单元
PIA ：PIA4810主机/OP ：控制板

【A】
PS

输出

【B】

TU

电缆
PIA

PSOP

输出电缆
PIAOP

5

连接图【使用 OP01-PIA 时】【连接示例 PAN-A（1）】
控制内容● C.V 模式监控 *● C.C 模式监控 *● 警报监控 *● 输出电压的设定● 输出电流的设定● 输出电压的回读● 输出的 ON/OFF* 附带条件时可以控制。( 详情请浏览第 5 页的表。)※PAN600-2A 除外
左述构件

注 ：TU02-PIA 安装在后面板上。

直流电源主体PAD-A 系列

控制器主体

PIA4810控制板

OP01-PIA

终端单元TU02-PIA

扁平电缆

OP01-PIA 随附件（连接 OP01-PIA 和 TU02-PIA）【连接示例 PAN-A（2）】控制内容● 输出电压的设定● 输出电流的设定※PAN600-2A 除外
左述构件
直流电源主体PAN-A 系列

控制器主体

PIA4810控制板

OP01-PIA

用户制作电缆请准备 4 根导线（连接 OP01-PIA 和 PAN-A）

注 ：用户制作电缆的电源侧连接时，要剥去电缆皮后插入。

【连接示例 PMC-A（1）】
控制内容● 输出电压的设定● 输出电流的设定● 输入电源关闭监控● C.V 模式监控● C.C 模式监控● 输出的 ON/OFF 监控● 警报监控● 输出电压的回读● 输出电流的回读

左述构件

6直流电源主体

PMC-A 系列

控制器主体

PIA4810控制板

OP01-PIA扁平电缆

SC05-PIA（连接 OP-1-PIA 和 PMC-A）POWER SUPPLY CONTROLLER..................................................................

P I A 4 8 0 0
S E R I E S
连接图【使用 OP02-PIA 时】【连接示例 PAD-LA（1）】
控制内容● 输出电压的设定● 输出电流的设定● 输出的 ON/OFF
左述构件
直流电源主体PAD-LA 系列

控制器主体

PIA4810控制板

OP02-PIA屏蔽线

2 芯屏蔽线

注 ：使用 PIA3200 控制器时，必须对 ROM 交换进行改造。

【连接示例 PMC-A（2）】控制内容● 输出电压的设定● 输出电流的设定● 输出的 ON/OFF左述构件
直流电源主体PMC-A 系列

控制器主体

PIA4810

控制板OP02-PIA

屏蔽线

SC04-PIA（连接 OP02-PIA 和 PMC-A）

规格（控制板）项目OP01-PIA

通道数

22

输出

0 〜＋ 10V

0 〜＋ 10V

分辨率

0.025％ of FS

0.025％ of FS

直线性 ※10.013％ of FS

0.013％ of FS

温度系数 ※250ppm ／℃ of FS

50ppm ／℃ of FS设定电压的设定

电流的设定

输出（H）

0 〜＋ 10V

0 〜＋ 10V

输出（M）

0 〜＋ 1.5V

0 〜＋ 1.5V

输出（L）
分辨率

回读

电压的回读

电流的回读

0 〜＋ 0.4V

0 〜＋ 0.4V

0.025％ of FS

0.025％ of FS

直线性 ※10.025％ of FS

0.025％ of FS

温度系数 ※2100ppm ／℃ of FS

100ppm ／℃ of FS输入

0 〜＋ 10V

OP02-PIA 没有回读功能。

分辨率0.025％ of FS

直线性 ※10.025％ of FS

温度系数 ※2100ppm ／℃ of FS

输入（H）

0 〜＋ 10V

输入（L）
分辨率

FS 是额定电压／额定电流。

OP02-PIA

0 〜＋ 1V
0.025％ of FS

直线性 ※10.025％ of FS

温度系数 ※2100ppm ／℃ of FS※1 ：23±5℃、80％ rh 以下，经过 30 分钟升温后※2 ：表示标准值。

7规格（主体）项目内容
PIA4810

TP-BUS

PIA4820连接极性无绞合线 ：0.32mm2（AWG22）

适合电线SHUT
DOWN

输入

输入信号

输入接点信号 1 秒以上，
关闭连接的所有直流电源装置的输出输入接点信号 1 秒以上，
关闭连接的所有直流电源装置的输出＋端子4.7kΩ 下提升为＋ 5V

4.7kΩ 下提升为＋ 5V－端子控制系统共用

控制系统共用适合电线单线 ：φ0.65（AWG22）
绞合线 ：0.32mm2（AWG22）
素线径 φ0.18 以上

单线 ：φ0.65（AWG22）
绞合线 ：0.32mm2（AWG22）
素线径 φ0.18 以上电压范围通过底面的电压切换开关选择下述电压范围
AC90V ～ AC110V ／ AC106V ～ AC125V ／ AC180V ～ AC220V／ AC211V ～ AC250V

频率AC85 〜 AC250V

48Hz 〜 62Hz

消耗功率50VA 以下

17VA 以下动作周围温度、湿度范围

0℃〜 40℃、10% 〜 90%（不过，无凝水）保存周围温度、湿度范围

-20℃〜 70℃、10% 〜 90%（不过，无凝水）

绝缘电阻

输入—外壳

DC500V、30MΩ 以上

TP-BUS—外壳

DC1000V、30MΩ 以上

CH 端子—外壳绝缘耐压DC500V、30MΩ 以上

输入外壳AC1500V、1 分钟

输入—TP-BUS

AC1500V、1 分钟

TP-BUS—外壳AC600V、1 分钟

CH 端子—外壳AC600V、1 分钟

输入—CH 端子AC1500V、1 分钟

质量约 5kg

约 2kg

尺寸

141.9W×123.4（160）
H×350（365）Dmm

70.4W×123.4（150）H×350（365）Dmm

随附件输入电源电缆 ：1
PIA4800 Utilities CD ：1
TP-BUS 连接器 ：1
TP-BUS 用芯材 ：1
主机使用说明书 ：1

输入电源电缆 ：1
TP-BUS 连接器 ：1
TP-BUS 用芯材 ：1
主机使用说明书 ：1

输入电源电缆 ：1
PIA4800 Utilities CD ：1
TP-BUS 连接器 ：1
TP-BUS 用芯材 ：1主机使用说明书 ：1

附带软件（PIA4800 Utilities CD）的运行环境关于测量仪驱动程序(免费下载)支持Windows 10/7（32bit）/XP、VISA的GPIB（CD版）

除了CD-ROM中储存的支持ActiveX的驱动程序之外，本公司主页还发布了多环境测量仪驱动程序（IVI-COM/C）。

外形尺寸图（mm）
PIA4810 ／ PIA4820

8PIA4830

通过随附的 TP-BUS 连接器连接以下部件带数字远程控制功能的直流电源 ：可连接 32 台（PAS, PWR）
扩展单元 PIA4820 ：可连接 3 台( 总长度 ：200m 以下、绞合次数 ：1 次／ cm 以上 )PIA4830

POWER SUPPLY CONTROLLER..................................................................

P I A 4 8 0 0
S E R I E S选购件■终端单元
TU01-PIA（PAD-L/LP系列专用）
TU02-PIA（PAD-LA、PAN-A系列专用）■GPIB电缆
408J-101（约1.0m）
408J-102（约2.0m）
408J-104（约4.0m）■屏蔽型26芯扁平电缆适用于OP01-PIA、PAD-LA、PAD-L/LP、PAK-A、PAN-A

SC01-10（约1.0m）
SC01-20（约2.0m）■屏蔽型电缆（PMC-A系列用）
适用于OP01-PIA、PMC-A，约1.0m/14针连接器用①SC03-PIA
适用于OP02-PIA、PMC-A，约1.0m②SC04-PIA
适用于OP01-PIA、PMC-A，约1.0m/26针连接器用③SC05-PIA①②③装入机柜用选购件
PIA4810 ／ PIA4820

PIA4830( 英制尺寸 EIA 规格 )( 英制尺寸 EIA 规格 )( 米制尺寸 JIS 规格 )( 米制尺寸 JIS 规格 )※ 当把本机装入机柜时，为了散热，在本机的上下方必须留有 1 块宽度的空间。
（1 块宽度 ：EIA 规格 44.45mm、JIS 规格 50mm）
其他详情请向购买店或者本公司营业所咨询。

注 ：PIA4800 系列中，可以安装在 RMF4 或者 RMF4M 中的只有 PIA4810 和 PIA4820。
PIA4830 只能安装 KRA3 或者 KRA150。

9通过 USB 对 直流电源 进行数字控制●实物尺寸的！
单简便！
方使用

电源控制器

PIA4850

顺序控制和数据记录！
在Wavy 中 ...

在

Excel 中 ...

在(Visual Basic)

LabVIEW 中 ...

时序制作软件［Wavy］
可以象使用画图和表计算软件的感觉那样利用鼠标来制作和编辑。
可从我公司 Web 上下载试用版 ! !

PIA4850 配 备 了 TP-BUS， 是 通 过 USB
控制本公司生产的直流电源的电源控制器。
可 以 通 过 PC 对 配 备 TP-BUS 的 PAS 系列、PWR 系列等进行数字控制，还可读回输出值、监控状态。使用简单、体积小巧，而且无需 AC 适配器 ( 使用总线电源动作 )，即可在需要的时候轻松连接使用。

● 支持 USB2.0● 支持 Windows 10/8/7/Vista/XP/2000● 使用总线电源动作，无需 AC 适配器。
● 还能读回输出值、监控状态。
● Max 能够控制 32 台 ※2 配备 TP-BUS※1 的直流电源（机型不必统一）Max 能够延伸到 200m。也适合远程监控！
严丝合缝附带固定用磁铁板。
可以粘贴在电源主机上。

简单易行

TP-BUS 采用菊花链连接。
增设简单，接线也井井有条。
※1 ：TP-BUS（Twist-Pair BUS）是菊水的原创接口。
※2 ：如果连接中包括 PMR 系列，则上限为 31 台。

10

POWER SUPPLY CONTROLLER..................................................................

P I A 4 8 50
控制内容

○ ：可以控制

规格（主体）

× ：不可控制
项目系列名称PWRPAS设定输出电压○○设定输出电流○○查询输出电压设定值○○查询输出电流设定值○○输出电压值读回○○输出电流值读回

○○指定 / 查询 OUTPUT 通道号

××

指定显示的 OUTPUT 通道号××设定过电压保护动作点○○查询过电压保护动作点○○设定过电流保护动作点○○查询过电流保护动作点○○输出 ON/OFF○○切断电源开关○○面板锁定 ON/OFF○

内容TP-BUS○连接通过随附的 TP-BUS 连接器连接以下部件扩展单元 PIA4820 : 可连接 4 台（总长度 ：200m 以下、绞合次数 ：1 次／ cm 以上）

控制台数

PAS 系列 ：Max 32 台
PWR 系列 ：Max 32 台

极性无

适合电线

绞合线 ：0.32mm2（AWG22）总长度 ：200m 以下
0.20mm2（AWG24）总长度 ：20m 以下

USB

符合 USB2.0 规格。符合 USBTMC-USB488 设备等级规格。
通讯速度 12Mbps（Full speed） 大功率设备（消费电流 ：200mA）

兼容操作系统

Windows Vista Home Premium,Business.Ultimate   （32 bit 版本）Windows 7（32 bit 版本）VISA 规格

Ver. 3.0 以上动作周围温度、湿度范围

0℃〜 40℃、10％ rh 〜 90％ rh（不过，无凝水）保存周围温度、湿度范围

ー 20℃〜 70℃、10％ rh 〜 90％ rh（不过，无凝水）接地位置

室内使用，2000 ｍ 以下
2014/35/EU EN61010-1（Class III、污染度 2 ＊）

安全性

低电压指令

外形尺寸／质量

95W×58D×18H mm ／约 100g

※通过其他机型（模拟控制机型）进行控制的相关内容请参阅PIA4800系列。

USB 电缆（1m）
随附件

TP-BUS 连接器、TP-BUS 电缆（1m）
底部固定用磁铁片
CD（主机使用说明书・驱动文件・示例程序等）※ 污染是附着异物（固体, 液体, 或者气体）会引起绝缘耐力和表面电阻率下降的状态。
污染度2则是指只有非导电性的污染, 可能会不时地因结露发生暂时导电性的状态。

串联挂接方式电源也可使用USB！

关于需要的驱动程序及组件

VISA（ 包括 USB-TMC 驱动程序）应用程序软件Wavy

VB、VBA、VC++LabVIEW

需要需要无需部分情况下需要

IVI-COM/C
PIA4800测量仪驱动程序

IVI SharedComponents※驱动程序可以从本公司网站下载。

外部模拟控制型电源
（不配备TP-BUS）同样可以控制。
即便是没有配备TP-BUS的电源，也可以另外使用PIA4820，通过
PIA4850进行控制。连接方法和控制的内容等相关信息请参阅网站。

USB

PIA4850

TP-BUS

PIA4820

TP-BUS

TP-BUSSLOTIN

TP-BUS
PAS系列

PAS系列

SC01-10/SC01-20

OP01-PIA

SC03-PIA
SC05-PIA

PWR系列

TU02-PIAPAN-A系列
PMC-A系列11时序创建软件

Wavy■ 时序动作所需要的试验条件数据的创建及编辑作业简单易行。
■ 通过使用试验条件数据文件保存功能，例行试验的条件管理简单易行。
■“图形窗口”以光标形式在设定值图形上显示执行情况，能够确认时序执行过程。
■“监控图形”通过绘制正在执行的监控值，能够直观地观测实际输出。
■ 获取的监控数据能够作为试验结果保存。

从本公司的WEB 体验版
可以下载 !!

Wavy for PAS&PWR
用于帮助电源的自动测验、执行的软件。
也可使用鼠标描绘＆和表格的计算来编辑波形。

【工作环境】Windows 8 ／ Windows 7 ／ Vista※ 详细情况请参考 KIKUSUI 产品综合样本或 KIKUSUI 网页。

●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

1-310-214-0000 https://kikusuiamerica.com/3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。
■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2022年12月发行

202212PDFCC41