光ファイバー放射温度計
高速応答・小スポット・高精度･･････
金属熱処理全般

金属熱処理全般

溶融金属測定用

IS50-LOplus
IGA50-LOplus（0.7～1.1μm）（1.45～1.8μm）
550～1400℃
600～1600℃
650～1800℃
750～2500℃
900～3300℃
550～1800℃ ＊シリコンウェハー測定用

300～1300℃
350～1800℃
450～2500℃

IS50/67-LOplus（0.676μm）
1100～3500℃
溶融金属測定用

IS50/55-LOplus（0.55μm）

250～1350℃ ＊300～2000℃ ＊1000～2300℃

アルミ表面測定用

IS50-Si-LOplus
IS50-AL-LOplus（0.9μm）（近赤外）
400～1300℃
500～1600℃

400～1000℃

高速応答： 1msec以下（ただし、L型：＊は、ワイドレンジのため、温度下限付近では、応答時間を自動延長し、ノイズを低減）

小スポット：φ0.45/88mmから本体にレーザパイロットボタン、温度表示器を内蔵
レンズ：2タイプ、計8種類のレンズを用意、測定範囲は、88ｍｍ～4500mmをカバーします。
可動焦点レンズ採用(TypeⅡ）：
任意の位置でスポット径を最適に絞れます。
高精度：±（測定値の0.3％＋1）℃ 1500℃以下±（測定値の0.5％）℃
1500℃以上

ワイドレンジ：最小50℃幅のスケーリング機能で従来機種との置き換えが簡単に
アナログ/デジタル出力：
ライトパイプ仕様

最高値保持回路内蔵：移動物体の測定に位置確認：
レーザーパイロットライトにより容易に位置確認
冷却水不用の耐熱設計：

添付の専用計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定

ライトパイプ仕様も製作可能です。
（お問い合わせ下さい。）

アプリケーション
・金属金型
・プリヒート・アニーリング・テンパリング
・溶接・鍛造・ハードニング・焼結・溶融・ソルダリング
・圧延・ロウ付け・レーザ応用測定

仕様
IS50-LOplus

型式:
主な用途:
温度範囲:

IGA50-LOplus

IS50/67-LOplus

金属熱処理全般金属熱処理全般
溶融金属測定用
550～1400℃ （MB14)300～1300℃ （MB13)
1100～3500℃
600～1600℃ （MB16)350～1800℃ （MB18)650～1800℃ （MB18)450～2500℃ （MB25)
750～2500℃ （MB25)
250～1350℃ （MB13.5L)
900～3300℃ （MB33)
300～2000℃ （MB20L)
550～1800℃ （MB18L) 350～2500℃ （MB25L)
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 51℃
0.7～1.1μm
1.45～1.8μm
0.676μm（MB35)

スケーリング:
検出波長:
検出器:
Siフォトダイオード
InGaAsフォトダイオード Siフォトダイオード精度:(ε＝1、ｔ90＝1ｓ、Tamb=23℃)≦1500℃
測定値の0.3％+1℃←←＞1500℃
測定値の0.5..％
←←
分解能:
0.1℃
←←
再現性:
←←
測定値の0.1%+1℃
応答時間←←
t90=最小値
1msec
本体
0.01s、0.05ｓ、0.25ｓ、1ｓ、3ｓ、10ｓ
通信インターフェース経由
0.01s、0.05ｓ、0.25ｓ、1ｓ、3ｓ、10ｓ
放射率補正 e:20～100％（0.1％ステップで変更可）
レンズ焦点：
TypeⅠ（小型、固定焦点型）、TypeⅡ（標準、可動焦点型及び固定焦点型）
焦点距離：
TypeⅠ（120,260,700mm）、TypeⅡ（87～4500mm） より選択
位置確認:
レーザパイロットライト （本体にスイッチ内蔵）（レーザパイロットライト：レーザクラス2、最大出力＜1ｍW, 630-640nm）
出力信号:
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニヤ出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下 （DC24V時）
表示器:
デジタルLCD表示： 温度表示およびパラメータの設定
テスト電流出力:
10 mA（0～20ｍA 出力時) または12ｍA（4～20ｍA 出力時) テストボタンにて出力
通信機能:
RS232C又はRS485 (アドレス指定可)、半2重、ボーレート1200 ～ 115200
パラメータ:
放射率補正εスケーリング
応答時間：t90
0 ... 20ｍA/4 ... 20ｍA
RS232/RS485
最大値保持解除: ｔCL

計測ソフトウェア:

本器設定ボタン
通信経由での設定 （InfraWin)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
○
以下の要因で解除
・インターバル時間設定による解除（off, 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 5s, 25s）
・外部同期信号解除または通信経由による解除
・自動解除（次の測定対象物が来た時）○○°C / °F、アドレス、ボ-レート、ウェイト時間 ｔｗ
InfraWin 添付 （Windows PC上で動作）

供給電源:
消費電力:
絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:

DC24VまたはAC24V(12～30VDCまたはAC) （AC:48 ～ 62Hz）
max. 2 W
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁、本体とも絶縁
IP65 (DIN 40 050)
0 ～ 60℃ 但し、結露しないこと

その他（内部温度55℃以上で,レーザパイロットライト消灯、75℃以上でアナログ出力は0ｍAとなります。）

保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:-20 ～ +70℃
600g
145ｍｍｘ80ｍｍｘ57ｍｍ（LxBxH)
電磁イミュニティに関するEU指令に適合

特殊用途用
IS50/55-LOplus

型式:
主な用途:
温度範囲:

金属熱処理全般
1000～2300℃

検出波長:
検出器:

IS50-Si-LOplus

IS50-AL-LOplus
アルミ表面測定用
400～1000℃ （MB10)

0.55μmシリコンウェハー測定用
400～1300℃ （MB13)500～1600℃ （MB16)
0.9μm

Siフォトダイオード

Siフォトダイオード

Siフォトダイオード

上記、項目以外の仕様は、共通です。

（MB23)

近赤外光ファイバーセンサーヘッドに入射した物体からの放射光は、レンズを経由して、光ファイバー（SUSフレキ保護チューブ入り）に入り、温度変換器へと導かれます。センサーヘッドは、レンズのみで構成されており、センサと電子機器は、温度変換器に収納されています。ファイバーとセンサヘッドは、周囲の温度が250℃まで冷却なしで耐えることができます。

仕様：
ファイバ型式:
ファイバー長:モノファイバ
2.5ｍ、 最長：30ｍ

最小曲げ半径:
耐熱温度:120ｍｍ
センサーヘッド側：

250℃max、

温度変換器側：125℃max

センサーヘッド
本器は、2種類のセンサーヘッドTypeⅠ（小型、固定焦点型）、TypeⅡ（標準、可動焦点型及び固定焦点型）を用意しています。
センサーヘッドは、同じタイプの他のセンサーヘッドと交換できます。再校正の必要はありません。
固定焦点型は、焦点の位置以外でのスポット径は計算により求めることができます。
可動焦点型は、任意の測定距離でスポット径を絞ることができます。
センサーヘッド

焦点距離a [mm]

スポット径
M [mm]

アパーチャー径D

ファイバー：赤ファイバー：青ファイバー：緑

IS50-LO

IS50-Si-LO/MB13

IS50-AL-LO[mm]IGA50-LO
IS50/67-LO
IS50/55-LO
IS50-Si-LO/MB16

小型（TypeⅠ）（固定焦点型）標準（TypeⅡ）（可動焦点型）

120260700
88 ～ 11095 ～ 129
105 ～ 161
200 ～ 346
247 ～ 606
340 ～ 4500

標準（TypeⅡ）（固定焦点型）

87200
600
4500

1.2

2.2

3.4

2.6

5

8.5

7.2

14

21.6

0.45 ～ 0.6

0.8 ～ 1.1

1.1 ～ 1.6

0.5 ～ 0.75

0.9 ～ 1.3

1.3 ～ 2.1

0.6 ～ 1.0

1.1 ～ 1.7

1.6 ～ 2.8

0.8 ～ 1.5

1.5 ～ 2.8

2.1～ 3.9

1.1 ～ 2.7

2.0 ～ 5.2

2.8 ～ 7.2

1.5 ～ 22

2.8 ～ 42

3.9 ～ 58

0.45

0.8

1.1

0.81.52.12.75.2

7.222425877717161517161517171717

固定焦点型レンズのスポット径の計算方法
焦点距離以外でのスポット径は、以下の計算式で算出できます。
出荷時にはターゲットサイズ表を添付致します。

ライトパイプ仕様についてレンズのセンサーヘッドの代わりに、ライトパイプ仕様も製作可能です。詳細はお問い合わせ下さい。
主な仕様：ライトパイプ材質：石英/サファイア、パイプ径：φ2、パイプ長さ：指定、シース：有/無外形図

焦点位置は、焦点位置固定ネジを弛めて、インナーチューブの位置を移動させることで変更できます。

ご注文について
IS50-LOplus
MB14MB16
MB18
MB25
MB33
MB18L

3882-500
3882-520
3882-540
3882-560
3882-580
3882-600

IGA50-LOplus
MB13MB18MB25
MB13.5L
MB20L
MB25L

3882-700
3882-720
3882-7403882-760
3882-780
3882-800

IS50/67-LOplus
MB353882-690

IS50/55-LOplus
MB233882-680

IS50-Si-LOplus
MB13
MB163882-660
3882-640

IS50-AL-LOplus
MB103882-840

変換器本体、光ファイバ 2.5ｍ、センサーヘッドTypeⅠ又はTypeⅡ（センサーヘッドは、注文の際にご指定下さい。）
検査合格証、InfraWin計測ソフト、ユーザマニュアルを含みます。
接続用ケーブルは含みません。機器との接続には、ケーブル付専用電源BOXを用意しております。

アクセサリ
取付金具・パージ管

3834-370
TypeⅠ用 取付金具13834-380
TypeⅠ用 取付金具23835-170
TypeⅠ用エアーパージﾞ管3820-330
3820-740

3834-230
TypeⅡ用 取付金具

3835-180
TypeⅡ用エアーパージ管

3834-390
TypeⅠⅡ兼用
ボールアンドソケット取付金具

3835-240
TypeⅡ用90°ミラー付エアーパージ管ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（ 他に、10ｍ/15ｍ/20ｍ/25ｍ/30m
耐熱型ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ （200℃まで使用可能）
延長用光ファイバーケーブル (5/7.5/10/15/30m )DC24V電源、指示計各種

計測ソフト:InfraWin

放射温度計専用電源BOX 5000-001+USB
・ケーブルは全て付属
・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！

)

以下の機能が使用できます。
■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛51℃)■バーグラフ温度表示■グラフトレンド（リアルタイム表示）■データロギング（グラフ表示）■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■測定距離／面積計算のヘルプ機能

RS-USB変換ケーブル標準添付です。
最新版は、インターネット経由でダウンロードできます。

本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番 ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691
Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5422-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001