From Eye to Insight

ワークフローを最適化
S9 i／S9 D／S9 E アポクロマート実体顕微鏡

快適な作業のためにワークフローを最適化

S9 シリーズ実体顕微鏡で作業速度を最大 20％ 向上 *検査、作業、スクリーニングや解剖など、長時間の拡大観点深度により、今までにない立体感を実現します。広いエ察は疲れる作業と諦めていませんか。ライカはクリアでリアの拡大像をシャープに捉えることで、ピントやサンプ立体感ある見えと、快適な作業を提供するため、S9 実

ルの位置調整など煩雑な顕微鏡の調節に手間取ることな体顕微鏡シリーズを開発しました。卓越した光学技術とく、見たいところをすばやく観察、作業することができます。

FusionOptics テクノロジーにより、従来の 3 倍深い焦

観たい対象物を見るまでのステップ数

観たい対象部を特定

ピントを合わせた後、詳細観察のため倍率を上げる

より深い部位確認のため、再度ピント調整、また倍率を上げる作業するために試料にアクセス

結果を記録し転送

画像の共有が簡単 - 拡大像を共有、写真撮影も簡単

最大で実体顕微鏡検査の標準的ワークフローの例 *... S9 シリーズは観察作業の効率を上げ、最大 20％時間節約 *広い視野 観たい場所にスピー
ディーにアクセス

FusionOptics - 細部を高解像度かつ、12mm までの深さ方向ならピントは合ったまま。

* ライカの S6 標準産業用実体顕微鏡と比較した場合

広い作業スペース - 試料に早く、簡単にアプローチ、操作。

20 %時間を節 約 !

一目ですべてを知る

すぐれた立体感

全体像の確認から細部の観察に素早く切り換え

深 さ 12 mm まで ピントが シャープ に 保 た れ、ピント

S シリーズは高倍率（最大 55 ×）で、ズーム比が 9:1。1合わせを何度もする必要はありません。ライカ独自の台で全体像から細部の観察まで、クリアな見えで確認でき、FusionOptics テクノロジーで高い解像度と深い焦点深度短時間で作業できるようになります。

を両立しました。より自然な観察像が得られ、作業効率が上がります。

ライカの FusionOptics テクノロジー
従来の実体顕微鏡で実装されている左右対称な光路と異なり、左右非対称の革新的新技術「FusionOptics」を採用。長年の物理的障壁をクリアし、高解像と優れた立体感を両立しました。右側光路からは高い解像度の像を、左側光路からは深い焦点深度の像をインプット、人間の脳で役割の違う像が融合され、かつてない像を実現しています。

FusionOptics テクノロジーなし

FusionOptics による見えの違い

FusionOptics テクノロジーを使用

3D 観察焦点深度 12 mm
視野径 37.7 mm

観たい対象部にスピーディーにアプローチ

広い作業スペースで快適な作業

S9 実体顕微鏡は作動距離 122 mm を実現（全モデル共通）、顕微鏡下での試料の検査や作業が快適に行えます。
オペレーターは標準タイプのピンセットまたはその他の操作ツールを使用して、試料に容易にアクセスできます。

組み合わせ自由、ライカ実績の豊富なスタンド

S9 顕微鏡にはライカ実績ある各種スタンドを提供。対象物や作業に応じて最適なスタンドを組み合わせることができます。また目を覗く接眼レンズ部分の角度は 35に デザイン。頭部がいつも自然な姿勢に保たれ、肩や°眼精疲労が軽減します。観察条件の再現性のため、ズー
ムにはクリックストップを付属し、信頼性の高い結果が得られます。

スタンドとして、スイングアームとフレックスアームタ
イプも提供。サイズの大きい、高さのある資料なども、柔軟にサポートします。主な用途例：> 電子部品> 精密機械
> 自動車産業
人間工学的作業条件を実現する
スイングアームスタンド> プラスチック製部品> 科学捜査> 医療機器製造> 解剖、スクリーニング

大型試料用のフレックスアームスタンド

時間を節約：拡大像をデジタルで共有
情報共有とディスカッションにイメージング用ソフトウェア

S9 i 実体顕微鏡は 1,000 万画素のカメラを内蔵。ライ

写真撮影や各種画像解析用に、ライカ専用ソフトウェア（コマ）でストレスなく観察できま
ブ速度は最高 35 fps

LAS X を提供。プラットフォームは、産業用とライフサす。デジタル像は PC や HD モニター、モバイル機器

イエンス用で共通、複雑なイメージングやレポート作成に転送できます。情報の共有性が高まり、トレーニングなども簡単に、再現性よく実施できます。LAS X はモの実施や、ノウハウ蓄積につながります。

ジュール式で、各種画像解析のためのオプションを必要なときに追加して、拡張できます。

モバイル機器を使用するには、iTunes または Google
Play Store から AirLab アプリをダウンロードしてくだ
さい。Apple Mac の場合は、Acquire をダウンロードします。

デジタルカメラ内蔵S9 iの 接続モード
イーサネットモードは、利用可能な

USB モードは、カメラを PC または Mac に USB2 ケーブルで直接ネットワークにカメラをイーサネット接続できます。

（RJ45）ケーブルで接続可能です。

USB モード

イーサネット モード

LAN ネットワークに接続し、離れた場所にある任意の PC ま
たは Mac 上に画像を保存もで。きます。

ネットワークに Wi-Fi経由で接続可能なモバイル機器があれば、それを使用することもできます。

HDMI モードは、HD モニターやテレビなどの HDMI 端子に接続し、PCレスでモニター上に直接ライブ表示できます。

HDMI モード

S9 シリーズ
観察専用

デジタルカメラ内蔵、一体型モデル

カメラポート付、デジタル拡張性

接眼レンズを通して目視で検査、観結果を素早くデジタルとして共有、記必要なときに、カメラを追加できる

察し、作業する場合に最適な S9 Eモデル。コストパフォーマンスに優れています。

録し、レポートを作成するのに最適な S9 i 。1,000 万画素 CMOS カ

メラ を本体に内蔵、USB 、HDMI 、または イーサネットコネクターを介してお手持ちの PC 、HD モニターまたはモバイル機器にライブ像を取り込むことができます。

S9 D。目視で立体視しながら、モニターを介しての観察・撮影が同時に実施できます。

エレクトロニクスの対象部
位 の 小 型 化 にも対 応。 55× の倍率と 9:1 のズーム比で、全体像の確認から細部の観察まで１台で素早く切り換え可能。

豊富な照明アクセサリーで、自動車部品など反射率の高い、凹凸のあるなど、様々な対象物の観察に対応。

カメラ取付、内蔵モデルで、注釈、測長、レポート作成にも対応。医療機器などの各種検査の記録用に最適。

122 mm の広い作業スペー
スで、ライフサイエンス研究でのモデル生物のスクリー
ニング、マニピュレーションなども快適 。

仕様
S9 E

S9 D

グリノー式 10° 、アポクロマート補正レンズ

光学系、収束角度
ズーム比

9:1、アポクロマート

鏡筒角度

35°
帯電防止

静電気放電（ESD）

2 × 1011 Ω / sq、1 000 V to 100 V 放電時間 2 秒以下

表面抵抗率04/2017· Order No.: 10IDS15010JP · Copyright © 2017 Leica Microsystems (Schweiz) AG. All rights reserved. 内容は予告なく変更することがあります。
LEICA とライカのロゴは Leica Microsystems IR GmbH の登録商標です。FusionOptics は Leica Microsystems (Schweiz) AG の欧州における商標です。

S9 i

総合倍率（標準組合せ）

6.1 × – 55 ×

最大分解能

500 lp / mm

最大開口数（NA）

0.167

作動距離（標準組合わせ）122 mm

最大視野径（標準組合わせ）37.7 mmありズーム上限 / 下限ストップ機能
三眼タイプ

–

内蔵カメラ

–

50% カメラ、50% 目視固定––
10 MP 解像度
ライブ表示速度35fps（1,024 × 768）
センサーサイズ6.44 mm × 4.6 mm,1/2.3" CMOS
ピクセルサイズ1.67 μm × 1.67 μm
補助対物レンズ

アポクロマート 0.5 ×、0.63 ×、0.75 ×、1.6 ×、2.0 ×

ローアイポイント / 視度固定式 /調整式、アイカップ付き

10 × / 23、16 × / 16、20 × / 12

ハイアイポイント / 視度固定式 /調整式、アイカップ付き

10 × / 23、16 × / 15、25 × / 9.5、40 × / 6

瞳孔間距離50 –76 mm

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com

CONNECT
WITH US!