WEB監視システム

遠隔水位監視ソリューション

SESAME-WEB

計測データをＷＥＢ上でほぼリアルタイムで確認、フレキシブルなデータ分析も可能です

タイムライン

グラフをクリックすると画像を表示

ため池管理システム
豪雨や大規模地震等により多くのため池が被災し、大きな被害が生じたことを踏まえ、地方公共団体等において詳細調査を実施し、対策が必要であるかどうかの判断が行われています。

監視カメラ

特に下流域への影響が大きい”防災重点ため池“を中心に、遠隔水位監視のソリューション「ため池管理システム」がため池の防災・減災対策を実現します。
カメラ用ライト

水位・降雨量 （日変化）

水位・降雨量 （週変化）））

水位・降雨量 （月変化）

水位計＋雨量計＋カメラで多地点の状況把握

太陽電池
雨量計

お使いのPC・スマホからいつでもチェック（遠隔監視）
緊急時には警報メールでお知らせ

平常時

増水時

警戒レベルを超えるとカメラ撮影間隔が短く

簡単設置
 自律型（10年間の継続利用実績）
 太陽電池での無給電⾧期観測可能

低コストで高性能

現場状況を正確に把握することができます。

圧力式水位計へ 実績豊富なデータロガー、トランスミッティング装置
 圧力式、電波式、超音波式水位計に接続
 パトライト設置可能【 本社 】 〒060-0005
北海道札幌市中央区北5条西6丁目1-23 道通ビル802
TEL: 011-555-5000 / FAX: 011-555-3000

WEB監視システムでデータを見える化【東京事務所】 〒359-0003

埼玉県所沢市中富南4-26-14
TEL: 090-2870-3107【 URL 】 https://midori-eng.com【 e-mail 】 info@midori-eng.co.jp※記載内容については品質向上のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
2022.11（第1.1版）

 フレキシブルなデータ分析、見てわかりやすいグラフ・画像の連動
 データはCSV形式でダウンロード
 マルチデバイス対応
 クラウドサービス使用のためデータ設備導入費不要

機器仕様

システム構成図
地方自治体で統合運用へ
太陽電池で⾧時間駆動

自治体

仕様項目

半導体式圧力センサー

水利組合

SESAME-WEB
システム使用環境-20～50℃

耐久性

５年程度の連続使用が可能

セキュアで安定なクラウドサーバー(Amazon Web Service) でデータを保管＆ウェブアプリ提供

通信方式

３G・４G(LTE)

雨量計

水位計側部
位置情報

警報メール

グラフ表示

計測範囲

0-5mから0-20m

最小読取単位観測精度(((非接触型 超音波式共通

一般配信

携帯の電波が届く場所ならリアルタイムでデータ送信

非接触型 電波式

電波式・超音波式水位計
モデルあり

0-10mから0-20m
3.125mm（0～10m時）±0.1%FS±10mm（0.5m 以遠時）

保護等級

IP68

IP65

IP67

使用環境

-40℃～+80℃(-5～+50℃）-20℃～+70℃-40℃～+80℃

ケーブル⾧
お使いのPC・スマホ・タブレットからネット経由でいつでもチェック!

実績のある圧力水位計モデル

0-3mから0-10m±0.25%FS

任意計測制御部

監視カメラ(ロガー1台につきカメラ3台まで)

4～20mA入力:1点 （水位）, 0~2V入力 : 1点
温度:２点（抵抗測定も可）

設置事例

カメラ仕様

データロガー機能

パルス出力:2点（異常時に点灯するパトランプなど）
記録媒体 : メモリーカード および 内部メモリーシステム仕様超音波水位計

電波式水位計とカメラ

SESAME-CAMERA USB モデル
3G・4G(LTE)

電源仕様

使用環境

-20～40℃（寒冷地対応）
太陽電池 20W+ディープサイクルバッテリーDC12V・12Ah（標準仕様）
商用電源可バッテリー容量電源
無日照保証日数【ソーラー電源】無日照7日程度（約2000回）
7.04㎏（カメラ 530g +太陽電池+金具）

鉛ディープサイクルバッテリー（商用電源可）
12V12Ah

3m 直出しオプション

カメラ計3台まで増設可

センサー

CMOS

インターフェイス

USB2.0/USB Video Class

撮影間隔指定可有効画素数

最大200万画素

設定可能解像度

320X240 / 640X480 / 800X600 / 1280X720 / 1920X1080

撮影範囲

固定カメラ（旋回無し）において水平画角90°以上

最低被写体照度

カラー 0.05ルクス

外付赤外線照明標準装備
照射距離30m以上 照射角度60度以上

耐久性

5年程度の連続使用が可能

カメラ本体サイズ

φ9㎝ × 高さ7㎝

12V22Ah

太陽光パネル容量20W

無日照保証日数

9日間

12V12Ah

収納ボックス

赤外線照明 1.1㎏

ケーブル
カメラ仕様

圧力式水位計

電源部

品名
通信方式

重量

パルス入力:1点 (雨量)材料

ポリカーボネート＋ABS樹脂

収納機器

制御装置、データロガー、通信モジュール

構造・形状

W500×D500×H200 mm

保護等級

IP65

水位計側部

0.15kg（除ケーブル） 4.2kg（除ケーブル） 1.0 kg（除ケーブル）

機器重量
計測制御部
電源部 2次電池

2.0kg 基板(ケース入り)+配線部
3.4kg

ソーラーパネル

3.4kg

2.5kg

収納ボックス

総重量(除ケーブル）

6.8kg
8.8kg

17.1Kg24.5Kg17.9Kg機器仕様

システム構成図
地方自治体で統合運用へ
太陽電池で⾧時間駆動

自治体

仕様項目

半導体式圧力センサー

水利組合

SESAME-WEB
システム

使用環境

-20～50℃

耐久性

５年程度の連続使用が可能

セキュアで安定なクラウドサーバー(Amazon Web Service) でデータを保管＆ウェブアプリ提供

通信方式

３G・４G(LTE)

雨量計

水位計側部
位置情報

警報メール

グラフ表示

計測範囲

0-5mから0-20m

最小読取単位観測精度(((非接触型 超音波式共通

一般配信

携帯の電波が届く場所ならリアルタイムでデータ送信

非接触型 電波式

電波式・超音波式水位計
モデルあり

0-10mから0-20m
3.125mm（0～10m時）±0.1%FS±10mm（0.5m 以遠時）

保護等級

IP68

IP65

IP67

使用環境

-40℃～+80℃(-5～+50℃）-20℃～+70℃-40℃～+80℃

ケーブル⾧
お使いのPC・スマホ・タブレットからネット経由でいつでもチェック!

実績のある圧力水位計モデル

0-3mから0-10m±0.25%FS

任意計測制御部

監視カメラ(ロガー1台につきカメラ3台まで)

4～20mA入力:1点 （水位）, 0~2V入力 : 1点
温度:２点（抵抗測定も可）

設置事例

カメラ仕様

データロガー機能

パルス出力:2点（異常時に点灯するパトランプなど）
記録媒体 : メモリーカード および 内部メモリーシステム仕様超音波水位計

電波式水位計とカメラ

SESAME-CAMERA USB モデル
3G・4G(LTE)

電源仕様

使用環境

-20～40℃（寒冷地対応）
太陽電池 20W+ディープサイクルバッテリーDC12V・12Ah（標準仕様）
商用電源可バッテリー容量電源
無日照保証日数【ソーラー電源】無日照7日程度（約2000回）
7.04㎏（カメラ 530g +太陽電池+金具）

鉛ディープサイクルバッテリー（商用電源可）
12V12Ah

3m 直出しオプション

カメラ計3台まで増設可

センサー

CMOS

インターフェイス

USB2.0/USB Video Class

撮影間隔

指定可

有効画素数

最大200万画素

設定可能解像度

320X240 / 640X480 / 800X600 / 1280X720 / 1920X1080

撮影範囲

固定カメラ（旋回無し）において水平画角90°以上

最低被写体照度

カラー 0.05ルクス

外付赤外線照明標準装備
照射距離30m以上 照射角度60度以上

耐久性

5年程度の連続使用が可能

カメラ本体サイズ

φ9㎝ × 高さ7㎝

12V22Ah

太陽光パネル容量20W

無日照保証日数9日間

12V12Ah

収納ボックス

赤外線照明 1.1㎏

ケーブル
カメラ仕様

圧力式水位計

電源部

品名
通信方式

重量

パルス入力:1点 (雨量)材料

ポリカーボネート＋ABS樹脂

収納機器

制御装置、データロガー、通信モジュール

構造・形状

W500×D500×H200 mm

保護等級

IP65

水位計側部

0.15kg（除ケーブル） 4.2kg（除ケーブル） 1.0 kg（除ケーブル）

機器重量
計測制御部
電源部 2次電池

2.0kg 基板(ケース入り)+配線部
3.4kg

ソーラーパネル

3.4kg

2.5kg

収納ボックス

総重量(除ケーブル）

6.8kg
8.8kg

17.1Kg24.5Kg17.9Kg

WEB監視システム

遠隔水位監視ソリューション

SESAME-WEB

計測データをＷＥＢ上でほぼリアルタイムで確認、フレキシブルなデータ分析も可能です

タイムライン

グラフをクリックすると画像を表示

ため池管理システム
豪雨や大規模地震等により多くのため池が被災し、大きな被害が生じたことを踏まえ、地方公共団体等において詳細調査を実施し、対策が必要であるかどうかの判断が行われています。

監視カメラ

特に下流域への影響が大きい”防災重点ため池“を中心に、遠隔水位監視のソリューション「ため池管理システム」がため池の防災・減災対策を実現します。
カメラ用ライト

水位・降雨量 （日変化）

水位・降雨量 （週変化）））

水位・降雨量 （月変化）

水位計＋雨量計＋カメラで多地点の状況把握

太陽電池
雨量計

お使いのPC・スマホからいつでもチェック（遠隔監視）
緊急時には警報メールでお知らせ

平常時

増水時

警戒レベルを超えるとカメラ撮影間隔が短く簡単設置
 自律型（10年間の継続利用実績）
 太陽電池での無給電⾧期観測可能

低コストで高性能

現場状況を正確に把握することができます。

圧力式水位計へ 実績豊富なデータロガー、トランスミッティング装置 圧力式、電波式、超音波式水位計に接続
 パトライト設置可能【 本社 】 〒060-0005
北海道札幌市中央区北5条西6丁目1-23 道通ビル802
TEL: 011-555-5000 / FAX: 011-555-3000

WEB監視システムでデータを見える化【東京事務所】 〒359-0003

埼玉県所沢市中富南4-26-14
TEL: 090-2870-3107【 URL 】 https://midori-eng.com【 e-mail 】 info@midori-eng.co.jp※記載内容については品質向上のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
2022.11（第1.1版）

 フレキシブルなデータ分析、見てわかりやすいグラフ・画像の連動
 データはCSV形式でダウンロード
 マルチデバイス対応
 クラウドサービス使用のためデータ設備導入費不要