受験番号

ガンマ線透過写真撮影作業主任者試験Ａ

ガンマ線Ａ
１／５

（ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識）問

１

放射線の量と単位に関し、次のうち誤っているもの

問

はどれか。

３

被ばく線量測定のための放射線測定器に関し、次のうち誤っているものはどれか。
さら（１）カーマは、間接電離放射線の照射により、単位質（１）熱ルミネッセンス線量計は、放射線に曝されたフ量の物質中に生じた二次荷電粒子の初期運動エネル

ッ化リチウム等の検出素子を加熱して生じる蛍光をギーの総和であり、単位はＪ/㎏で、その特別な名称

測定することにより、線量を読み取る。
（２）半導体式ポケット線量計は、放射線の固体内でのとしてＧy が用いられる。

電離作用を利用した線量計で、検出器としてＰＮ接（２）吸収線量は、あらゆる種類の電離放射線の照射に合型シリコン半導体が用いられている。

より、単位質量の物質に付与されたエネルギーであ（３）光刺激ルミネッセンス(ＯＳＬ)線量計は、放射線

り、単位はＪ/kgで、その特別な名称としてＧy が用に曝された炭素添加酸化アルミニウムなどの検出素いられる。

子に光を当てると発する蛍光を利用した線量計で、（３）照射線量は、光子の照射により、単位質量の空気

画像情報を得ることもできる。

中に発生したすべての電子が、空気中で完全に停止（４）ＰＤ型ポケット線量計は、充電により先端がＹ字するまでに生成した正又は負のいずれかのイオンの全電荷の絶対値であり、単位はＣ/㎏である。

状に開いた石英繊維が、放射線の入射により閉じて（４）実効線量は、人体の特定の組織が受けた吸収線量

くることを利用した線量計で、機械的な衝撃には強いが湿度の影響を受けやすい。

に、その組織の相対的な放射線感受性を示す組織荷（５）フィルムバッジは、写真乳剤を塗付したフィルム

重係数を乗じたものであり、単位はＪ/㎏で、その特を現像したときの黒化度により被ばく線量を評価す

別な名称としてＳvが用いられる。
（５）eＶ(電子ボルト)は、エネルギーの単位として使用る測定器で、各フィルターを通したフィルム濃度のされ、１eＶは１Ｖの印加電圧を加えた場合の電子に変化から、被ばく放射線の実効エネルギーを推定す与えられる運動エネルギーで、約１.６×１０− １９

ることができる。

Ｊに相当する。

問２

放射線検出器とそれに関係の深い事項との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
（１）電離

箱 …………………… 飽和領域

（２）比例計数管 …………………… ガス増幅
（３）ＧＭ計数管 …………………… 消滅ガス
（４）半導体検出器 ………………… グロー曲線（５）シンチレーション検出器 …… 光電子増倍管

問

４ガンマ線の測定に用いる電離箱式、シンチレーショ

ン式(ＮaＩ(Ｔl)使用のもの)、ＧＭ計数管式の各サーベ
イメータについて、これらの特性の比較に関し、次のうち誤っているものはどれか。
ただし、いずれもエネルギー補償をしていないものとする。
（１）エネルギー特性が最も良好なものは、電離箱式である。
（２）方向特性が最も良好なものは、ＧＭ計数管式である。
（３）最も低い線量率まで測定できるものは、シンチレーション式である。
（４）湿度の影響を最も受けやすいものは、電離箱式である。
（５）最も高い線量率まで測定できるものは、電離箱式である。

ガンマ線Ａ
２／５
問

５

管理区域設定のための外部放射線の測定に 関し、次問

７のうち誤っているものはどれか。

放射線の測定に関する用語について、誤っているものは次のうちどれか。

（１）測定点には、壁等の構造物によって区切られた境（１）ＧＭ計数管で放射線を計数するとき、分解時間内界の近辺の箇所を含むようにする。

に入射した放射線は計数されないため、その分、計（２）測定点の高さは、作業床面上約１ｍの位置とする。

数値が減少することを数え落しという。

（３）測定は、あらかじめ計算により求めた線量率の低（２）測定器の積分回路の時定数は、測定器の指示の即い箇所から逐次高い箇所へと行っていく。

応性に関係した定数で、時定数の値を大きくすると、（４）あらかじめバックグラウンド値を調査しておき、指示値の相対標準偏差は小さくなるが、応答速度はこれを測定値に加算した値を測定結果とする。

遅くなる。

（５） 測定器は、方向依存性が小さいものを使用する。

（３）フェーディングとは、積分型の測定器において、放射線が入射して作用した時点からの時間経過に応じて線量の読み取り値が減少していく現象をいう。
（４）ＧＭ計数管が放射線の入射により一度作動し、一時的に検出能力が失われた後、出力波高値が正常の波高値にほぼ等しくなるまでに要する時間を回復時間という。
（５）気体中で１個のイオン対を生成するのに必要な放射線のエネルギーをＧ値といい、放射線の種類やエネルギーにあまり依存せず、気体の種類に応じてほぼ一定の値をとる。

問

６

ガンマ線透過写真撮影作業に係る事故に対する処置等に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問

８

電離箱式サーベイメータを用い、積算線量当量のレンジを使用して、ある場所で、ガンマ線を測定したと（１） 人命及び身体の安全を第一とし、物損は第二とする。

ころ、１０μSv まで指針が振れるのに１００秒かかっ（２）事故が発生したときは、第一発見者は、ガンマ線

た。

透過写真撮影作業主任者に速やかに通報する。
（３）事故現場から作業者を退避させ、立入禁止の表示を行う。
（４）事故の 状況を安全側に評価するため、事故の区域、このときの１cm 線量当量率は次のうちどれか。
ただし、このガンマ線に対するサーベイメータの校正定数は０.９５とする。
（１）３２２μSv/ｈ

被ばく人数、被ばく量等を少なく評価する。

（２）３４２μSv/ｈ（５） 撮影作業に伴う各種の事故を想定し、日ごろから（３）３６２μSv/ｈ

訓練しておく 。

（４）３８２μSv/ｈ（５）４０２μSv/ｈ

ガンマ線Ａ
３／５（関係法令）
問

９次の図は、鉄板を透過した６０Coによるガンマ線の１cm

問１１

常時３００人の労働者を使用する金属製品製造業の線量当量透過率と、鉄板の厚さとの関係を示したもの

事業場の安全衛生管理体制として、法令上、誤っていである。１ TBqの６０Co点状線源から２ｍ離れたところのるものは次のうちどれか。

１cm線量当量率を５.６μSv/hにするために必要とする（１）総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

鉄板のおよその厚さは(１)〜(５)のうちどれか。

（２）衛生管理者を１人以上選任しなければならない。

６０

ただし、１MBqの Co点状線源から１ｍ離れたところの１cm線量当量率は、０.３５４μSv/hとする。

（３）衛生推進者を選任する必要はない。
（４）産業医を選任しなければならない。
（５）安全委員会と衛生委員会の設置に代えて、安全衛（１）１８cm（２）２３cm

生委員会を設置することができる。

１０−１（３）２８cm（４）３３cm

１０−２（５）３８cm

１０−３
透過率

１０−４

１０−５

１０−６

１０−７

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０

厚さ(cm)

問１０

図のように、 １９２Irの点状線源を装備した透過写真撮

問１２

ガンマ線透過写真撮影作業主任者 の選任又は職務に影用ガンマ線照射装置を用いて検査鋼板の透過写真撮

関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

影を行うため、鋼板に向け１回平均２２５秒の照射を（１）一つの管理区域内で２台のガンマ線照射装置を用

１週間につき３５回実施する場合、線源から管理区域

いて透過写真の撮影の作業を行うとき、作業主任者の境界の外側にある点Ｑまでの距離として、最も短いは１人選任すればよい。
（２）作業主任者を選任したときは、作業主任者の氏名ものは(１)〜(５)のうちどれか。
ただし、線源から１ｍの距離にある点Ｐにおける照及びその者に行わせる事項について、作業場の見や射時の１cm線量当量率を２６mSv/hとし、線源容器等かすい箇所に掲示する等により、関係労働者に周知さらの散乱線の影響は無視するものとする。また、３かせなければならない。
（３）作業主任者の職務の一つに、ガンマ線透過写真撮

月は１３週とする。

影業務に就く労働者に対して特別教育を行うことが

検査鋼板

ある。
ガンマ線源

・→

Ｐ

・

Ｑ

・

（４）作業主任者の職務の一つに、伝送管の移動及び放射線源の取出しが法令の規定に適合して行われてい（１）１８ｍ（２）２１ｍ（３）２４ｍ（４）２７ｍ（５）３０ｍるかどうかについて確認すること がある。
（５）作業主任者の職務の一つに、被ばく線量測定のための放射線測定器が法令の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること がある。

ガンマ線Ａ
４／５
問１３

ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業

務を行う場合の管理区域に関する 次の文中の内に入れるＡ及びＢの語句又は数値の組合せとして、法問１５

放射線業務従事者の被ばく限度に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
（１）男性が受ける実効線量の限度は、緊急作業に従事

令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

する場合を除き、５年間につき１００mSv､かつ､「・管理区域を設定する際の外部放射線による実効線

１年間につき５０mSvである。

量の算定は、

Ａ

線量当量によって行う。

・管理区域には、 Ｂ（２）女性（妊娠する可能性がないと診断されたもの及以外の者を立ち入らせてはび妊娠と診断されたものを除く。）が受ける実効線ならない。」

量の限度は、１月間につき５mSvである。

ＡＢ（１）７０μm

放射線業務従事者（２）３mm

必要のある者（３）３mm

放射線業務従事者（４）１cm

必要のある者（５）１cm

放射線業務従事者

問１４

外部放射線の防護に関する次の措置に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（３）妊娠と診断された女性が腹部表面に受ける等価線
量の限度は、妊娠中につき２mSvである。
（４）緊急作業に従事する男性が皮膚に受ける等価線量の限度は、当該緊急作業中に１Ｓvである。
（５）緊急作業に従事する男性が眼の水晶体に受ける等
価線量の限度は、当該緊急作業中に３００mSvである。

問１６

次の放射線業務(ガンマ線照射装置を取り扱う業務)従事者と、その者が管理区域内で受ける外部被ばくに（１）放射線装置室内でガンマ線照射装置を使用するとよる線量を測定するために、放射線測定器を装着すべ

きは、放射線源送出し装置以外の遠隔操作装置を用きすべての部位の組合せとして、法令上、誤っている

いて線源容器から放射線源を取り出すことができる。

ものはどれか。

（２）装置の外側における外部放射線による１cm線量当（１）最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が量率が２０μSv/ｈを超えないように遮へいされた

胸・上腕部であり､次に多い部位が頭･頸部である男構造の ガンマ線照射装置については、放射線装置室性の放射線業務従事者 ………………………… 胸部

けい以外の場所に設置することができる。

（２）最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が（３） 放射性物質を装備しているガンマ線照射装置を使手指であり、次に多い部位が頭・頸部である女性用する放射線装置室の出入口で、人が通常出入りす（妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。）

るものには、装備している放射性物質が１１１TBqの放射線業務従事者 ………………… 手指及び腹部未満である場合を除いて、インターロックを設けな（３）最も多く放射線にさらされるおそれのある部位がたいければならない。

腹･大腿部であり、次に多い部位が頭・頸部である男（４）放射線装置室内に４００GBq以上の放射性物質を装性の放射線業務従事者 ……… 腹・大腿部及び胸部備しているガンマ線照射装置を設置して使用する場（４）最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が合は、装置で照射しているときに、その旨を自動警

腹・大腿部であり、次に多い部位が手指である男性

報装置を用いて関係者に周知させなければならない。

の放射線業務従事者 …………… 腹・大腿部及び胸部（５） ガンマ線照射装置を設置している放射線装置室に（５）最も多く放射線にさらされるおそれのある部位がついては、遮へい壁等の遮へい物を設けて、労働者

手指であり、次に多い部位が頭・頸部である男性のが常時立ち入る場所における外部放射線による実効

放射線業務従事者 ……… 手指、頭・頸部及び胸部

線量を、１週間につき１mSv以下にしなければならない。

ガンマ線Ａ５／５
問１７

外部被ばく線量の測定結果の記録に関する次の文中の問１９内に入れるＡからＣの語句又は数値の 組合せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
（１）管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常「男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者の実効線量については、と、１年ごと及びＢごとの合計(て実効線量が１年間につき者にあってはＡ

Ｃ

Ｂ

Ａ

電離放射線健康診断（以下「健康診断」という。）

時従事していない労働者に対しては、健康診断を行

ごう必要がない。

間におい（２）雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行う健康を超えたことのない診断においては、検査項目のうち、使用する線源のごと及び１年ごとの合計)を算定し、種類等に応じて、白内障に関する眼の検査を省略す

記録しなければならない。」

ることができる。

Ａ

Ｂ

Ｃ

（１）１月

３年

１７mSv

めるときは、被ばく歴の有無（被ばく歴を有する者

（２）１月

５年

２５mSv

については、放射線による被ばくに関する事項）の

（３）３月

３年

２０mSv

調査及びその評価を省略することができる。

（４）３月

５年

２０mSv

（４）健康診断の項目に異常の所見があると診断された

（５）３月

３年

２５mSv

労働者については、その結果に基づき、健康を保持（３）定期の健康診断において、医師が必要でないと認するため必要な措置について、健康診断実施日から３月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
（５）定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、電離
放射線健康診断結果報告書を、所轄労働基準監督署
長に提出しなければならない。

問１８

透過写真撮影用ガンマ線照射装置の定期自主検査に

問２０

放射線源を線源容器から取り出して使用する構造の関し、法令上、 誤っているものは次のうちどれか。

工業用の透過写真撮影用ガンマ線照射装置であって移（１）線源容器のシャッター及びこれを開閉するための動させて使用することができるもの(以下「照射装置」

装置の異常の有無については、原則として１月以内という。）の構造について、ガンマ線照射装置構造規ごとに１回、定期に自主検査を行わなければならな格に違反しているものは次のうちどれか。

い。

（１）照射装置の線源容器は、放射線源から１ｍの距離（２） 放射線源のホルダーの固定装置の 異常の有無につにおける空気カーマ率が１００μGy/ｈ以下になるよ

いては、原則として１月以内ごとに１回、定期に自うに放射線を遮へいすることができるものとなって

主検査を行わなければならない。

いる。

（３）線源容器の遮へい能力の異常の有無については、（２）線源容器には、照射装置を使用しない場合に照射原則として６月以内ごとに１回、定期に自主検査を

口又は放射線源が通過する開口部から放射線が漏え行わなければならない。

いすることを防止するための迷路が設けられている。

（４）１月以内ごとに１回、定期に行った自主検査については、検査の結果等を記録し、これを１年間保存しなければならない。
（５）６月以内ごとに１回、定期に行った自主検査については、検査の結果等を記録し、これを３年間保存しなければならない。

（３）照射装置は、操作器、操作管及び伝送管により構成される放射線源送出し装置を有している。
（４）照射装置の放射線源送出し装置の操作管は、長さが５ｍのものとなっている。
（５）照射装置の線源容器の見やすい箇所に表示されている放射能標識は、半径２.５cmのものとなっている。

（午前終り）

受験番号

ガンマ線透過写真撮影作業主任者試験Ｂ

ガンマ線Ｂ
１／４

（ガンマ線照射装置に関する知識）問

１

同位体又は放射性壊変に関し、次のうち誤っている

問

４

ものはどれか。

太い線束のガンマ線を遮蔽体に照射したときの減弱を表す式における再生係数に関し、誤っているものは（１） 同位体どうしは、質量数が異なる。

次のうちどれか。

（２） 電子捕獲では、原子番号が１減少し、質量数は変（１）再生係数は、線束の広がりが大きいほど大きくな

わらない。

る。

（３）α壊変では、原子番号が２減少し、質量数が４減（２）再生係数は、遮蔽体の厚さが厚くなるほど大きく

少する。

なる。

（４）β ＋ 壊変では、原子番号が１増加し、質量数は変（３）再生係数は、入射ガンマ線のエネルギーに応じてわらない。

異なる値をとる。

（５）一般に、原子核の壊変に伴い、原子核から放出さ（４）再生係数は、遮蔽体の物質に応じて異なる値をとれる電磁波をガンマ線という。

る。
（５）再生係数は、入射ガンマ線の線量率が大きいほど大きくなる。

問２

透過写真撮影用ガンマ線照射装置の線源に用いられ
る

１９２

（１）

Ir に関し、次のうち誤っているものはどれか。

１９２

Ir 線源は、 金属イリジウムを原子炉内で放射化して製造される。
（２） １９２Ir 線源は、 ステンレス鋼製のカプセルに溶接密封されている。
（３） １９２Ir は、β− 壊変を行いガンマ線を放出する放射性核種である。
（４） １９２Ir は、１６９Y b に比べて、放射されるガンマ線のエネルギーが低い。
（５） １９２Ir の 半減期は、約７４日である。
問

５

線源送出し方式の透過写真撮影用ガンマ線照射装置の構造に関し、次のうち正しいものはどれか。
（１）コリメーターは、伝送管の先端に取り付け、線源ホルダーが伝送管の先端に到達したときにこれを停問

３

ガンマ線が物質に入射したときの物質との相互作用に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）光電効果は、ガンマ線が軌道電子に全エネルギーを与えて消滅し、電子が原子から飛び出す現象である。
（２）光電効果により原子から飛び出す電子を 光電子という。
（３）光電効果の生じる確率は、物質の原子番号が大き止させるものである。
（２）線源脱落防止装置は、線源ホルダーを照射管に移動させたときに、線源ホルダーを固定するためのものである。
（３）操作器は、線源の送出しなどの操作を遠隔的に行うためのもので、電動用操作器には線源の位置を示
す装置がついているが、手動用操作器にはついていない。
らくなるほど増大する。
（４）コンプトン散乱により散乱したガンマ線の波長は、入射ガンマ線の波長より長い。
（５）電子対生成は、０.５１MeV以上のエネルギーを持つガンマ線によって生じる。

（４）伝送管は、鋼やリン青銅の線を螺旋状に巻いたフレキシブルなパイプで、操作器に接続する。
（５）警報装置は、照射装置のシャッターが開かれたときや線源が所定の位置から移動したときに、その状態を関係者に周知させるための装置である。

ガンマ線Ｂ２／４
問６

透過写真撮影用のガンマ線照射装置及びエックス線照射装置についての次の文中の問内に入れるＡか

８の取扱い、点検に関し、次のうち誤っているものはど

らＣの語句の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)れか。

のうちどれか。

（１）照射装置を設置する際は、 線源容器を被写体の近「・ガンマ線照射装置による撮影時間は、エックス

くの平らな場所に水平に置き、照射管を取り付けた線照射装置による撮影時間に比べて一般にＡ

伝送管を線源容器の前部の所定の場所に取り付ける。

。

（２）操作管を線源容器に取り付ける際は、線源容器後・ガンマ線は、エックス線に比べてエネルギーが一般にＢ部の線源ホルダーの接続金具にレリーズワイヤを確、ガンマ線照射装置により撮影し実に接続してから、操作管を取り付ける。

た透過写真は、エックス線照射装置により撮影した透過写真に比べて解像度がＡ

線源送出し方式の 透過写真撮影用ガンマ線照射装置

Ｃ（３）撮影が終了 したときは、速やかに線源を線源容器。」に格納してから、撮影済みのフィルムを被写体から

Ｂ

Ｃ

（１）長い

大きく

良い

（４）作業終了後は、 線源の格納状態 や線源脱落防止装

（２）長い

大きく

悪い

置の作動状況を点検するとともに、漏れ線量率を測

（３）短い

小さく

悪い

定してから運搬容器に収納する。

（４）短い

大きく

悪い

（５）操作器の線源送出し機構の点検では、所定の曲率

（５）短い

小さく

良い

半径で伝送管を曲げ、規定の長さのレリーズワイヤ

取り出す。

に取り付けた標準線源が異常なく先端まで移動し、かつ、線源容器中心まで戻ることを確認する。

問７

透過写真撮影用ガンマ線照射装置の種類又は形式に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問

９

最初３６０GBqであった放射性核種(半減期３２日)の１７６日後のおよその強度は、次のうちどれか。

（１） Ｐ形装置は、移動回転半径が３ｍ以下の車輪、固

（１）

６GBq

定装置及びつり金具を備えた移動式装置である。

（２）

７GBq

（２）照射方式には、特定の方向のみに照射するものと

（３）

８GBq

（４）

９GBq

あらゆる方向に照射することができるものとがある。
（３）単一方向照射式には、円錐状の限られた角度でγ線を照射するものと、水平の２π方向にγ線を照射するものとがある。
（４）単一方向照射式のシャッターの開閉は、遠隔操作
又はタイマー操作によって行われる。
（５）線源送出し照射式(線源送出し方式)では、パノラ
マ撮影が可能である。

（５）１０GBqガンマ線Ｂ
３／４
問１０

あるガンマ線に対する鉛の半価層を測定したところ

問１２

２.８８mmであった。

放射線影響とその修復に関し、次のうち誤っている
ものはどれか。

このガンマ線のおよそのエネルギーは(１)〜(５)の（１）放射線によるＤＮＡの主な損傷には、塩基損傷とうちどれか。

ＤＮＡ鎖切断があるが、ガンマ線のような間接電離

ただし、ガンマ線のエネルギーと鉛の質量減弱係数との関係は下図のとおりとし、loge２＝０.６９３とする。

放射線では、塩基損傷は生じない 。
（２）放射線によるＤＮＡ鎖切断では、２本鎖切断より

３

また、この鉛の密度は１１.４g/cm であるとする。

も１本鎖切断の方が発生頻度も修復される割合も高い。

質量減弱係数1.0（３）放射線により損傷を受けたＤＮＡの修復が不完全で、細胞の生命の維持に決定的な損傷を残していれ

0.8

ば、その細胞は死滅してしまう。
0.6（４）放射線により損傷を受けたＤＮＡの修復が誤って行われると、突然変異を起こすことがある 。

0.4（cm /g）（５）同一の線量を１回で被ばくする場合と、何回かに0.2

分けて間隔をおいて被ばくする場合では、一般に、

2１回で被ばくする場合の方が影響が大きい。
0.2

0.4

0.6

0.8

エネルギー（MeV）（１）０.２MeV（２）０.３MeV（３）０.４MeV

問１３

関し、次のうち正しいものはどれか。
（１）確定的影響では、被ばく線量と影響の発生率との（４）０.５MeV（５）０.７MeV

放射線の被ばくによる確率的影響又は確定的影響に関係がシグモイド曲線で示される。
（２）確定的影響の評価は、実効線量により行われる。
（３）確率的影響では、被ばく線量が増加すると、障害の重篤度が増す。

（次の科目の免除者は、問１１〜問２０は解答しないこと。）（４）しきい線量は、確率的影響には存在するが、確定的影響には存在しないと考えられている。

（ガンマ線の生体に与える影響に関する知識）
問１１（５）発がんを除くすべての身体的影響は、確率的影響

ガンマ線の生体への作用に関し、次のうち誤っていに分類される。

るものはどれか。
（１）ガンマ線の生体への直接作用では、ガンマ線によって飛び出した二次電子が生体高分子の電離又は励起を引き起こし、生体高分子に損傷を与える。
（２）ガンマ線の生体への間接作用では、ガンマ線によ

問１４

放射線被ばくによる身体的影響に関し、次のうち正しいものはどれか。

って飛び出した二次電子が水分子の電離又は励起を（１）細胞再生系の組織が被ばくした場合、急性影響の引き起こしてラジカルを生成し、そのラジカルが生潜伏期の長さには、幹細胞が成熟するまでの時間と体高分子に損傷を与える。

成熟した細胞の寿命が関係する。

（３）生体中にシステインなどのＳＨ基を有する化合物が存在すると、ガンマ線の生体への作用が軽減されることは、間接作用では説明できない。
（４）生体内に存在する酸素の分圧が高くなると、ガンマ線の生体への作用が増強される。
（５）低ＬＥＴ放射線であるガンマ線が生体高分子に与える損傷は、直接作用による割合より間接作用による割合の方が大きい。

（２）あらゆる晩発影響の重篤度は、被ばく線量に依存する。
（３）白内障は、潜伏期が３〜４週間であり、急性影響に分類される。
（４）晩発影響である白血病の潜伏期は、その他のがんに比べて一般に長い。
（５）皮膚障害のうち紅斑は、潜伏期が４か月程度であり、晩発影響に分類される。

ガンマ線Ｂ
４／４
問１５

ヒトが一時に全身に放射線を被ばくした場合の急性影響に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）１〜２Ｇyの被ばくでは、放射線宿酔の症状が生じ

問１８細胞の放射線感受性に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）細胞分裂の周期のＭ期(分裂期)の細胞は、Ｓ期ることがある。

(ＤＮＡ合成期)後期の細胞より放射線感受性が高い。

（２）ＬＤ 5 0 / 6 0 は 、 半致死線量とも呼び、被ばくした（２）細胞分裂の周期のＧ １ 期(ＤＮＡ合成準備期)後期

ヒトのうち半数の人が、６０日以内に死亡する線量の細胞は、Ｇ２期(分裂準備期)初期の細胞より放射線である。

感受性が低い。
か（３）被ばくした人のうち半数のヒトが、６０日以内に細胞より放射線感受性が高い。

死亡する線量は、約４Ｇyであると推定されている。
（４）３〜５Ｇy程度の被ばくによる死亡は、主に消化（４）皮膚の 基底層の細胞 は、 表面の角質層の細胞より放射線感受性が高い。

器官の障害によるものである。
（５）１００〜１２０Ｇyの被ばくに起因する死亡は、（５）一般に、形態や機能が未分化な細胞ほど放射線感受性が高い。

中枢神経系の障害によるものである。

問１６皮膚が放射線に被ばくしたときに生じる皮膚反応・皮膚影響について、そのしきい値の小さい順に並べたものは、次のうちどれか。

問１９（１）被ばくにより骨髄中の幹細胞が障害を受けると、しょう

末梢血液中の血球数は減少していく。

（１）色素沈着 ＜ 水疱 ＜ 潰瘍（２）末梢血液中の血球数の変化は、０.２５Ｇy程度の（３）潰瘍 ＜ 色素沈着 ＜ 水疱（４）水疱 ＜ 潰瘍 ＜ 色素沈着

放射線被ばくによる造血組織及び血液への影響に関し、次のうち誤っているものはどれか。

ほう（２）色素沈着 ＜ 潰瘍 ＜ 水疱じゅう（３）小腸の腺窩細胞(クリプト細胞)は、絨毛先端部の被ばくから認められる。
（３）末梢血液の血球のうち、被ばく後最も早く減少が（５）水疱 ＜ 色素沈着 ＜ 潰瘍

現れるものは、リンパ球である。
（４）末梢血液の血球のうち、被ばく後最も遅く減少が現れるものは、赤血球である。
（５）末梢血液中の赤血球の減少により、出血傾向が現
れる。

問１７

組織・臓器の放射線感受性に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）皮膚は、筋肉より放射線感受性が高い。
（２）眼の水晶体は、角膜より放射線感受性が高い。
（３）腸粘膜は、肝臓より放射線感受性が高い。
（４）小児における甲状腺の放射線感受性は、成人におけるそれより高い。
（５）骨組織の放射線感受性は、成人においても小児においても同じである。

問２０

胎内被ばくに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
（１）着床前期に被ばくして生き残った胎児には、出生後、精神発達の遅滞がみられる。
（２）胎内被ばくを受け出生した子供にみられる発育遅延は、遺伝的影響である。
（３）胎内被ばくを受け出生した子供にみられる精神発達の遅滞は、確率的影響に分類される。
（４）胎内被ばくにより胎児に生じる奇形は、確定的影響に分類される。
（５）胎内被ばくによる胚死亡の発生のしきい線量は、ヒトでは約１Ｇyである。

（終り）