ISO

ISO

9001

14001

品質保証国際規格

環境マネジメントシステム

認証

認証98648-018-77
このマークは計量法に基づく
トレーサビリティ制度のロゴです。

4

44

5
6

46

天びんの水平合せ

10

ピン配列表

52

天びんの台下ひょう量

11

ケーブルダイアグラム

53

12

54

表示部および操作の概要

1255

基本ひょう量機能

13

56

14

57
仕様

57

17

テクニカルデータ

61

構成中のキー機能

17

外形寸法図

63

メニューナビ；例：言語の設定

18

アクセサリー65

パラメータ設定：メニュー

19

適合性証明書67

パラメータ設定：概要

21
68
27

カウンティング

27

％ひょう量

29

計算

31

動物ひょう量／平均化

33

正味合計調・配合

35

合計

37

ひょう量単位の切り替え

39

比重測定

41

3

● 装置の損傷を防ぐため、天びんを使用する前に本操作マニュアルをよくお読みください。

!

!

!

危険な場所で本装置をご使用にならないでください。

ない場合がありますので、十分ご注意ください。ケーブルを接続する前に、すべてのピン配列をケーブルダイアグラムと照合し、異なる配列のラインは接続を外してください。

!

より高度な安全基準に基づく周囲条件で本天に従ってください。

!

際は、ピン配列がザルトリウス製品に適合し周辺機器と接続したり、接続を外したりするびんを操作する場合は、適用される設置規定

る場合、本装置の電源を外し、当面使用でき− お手持ちの AX 天びんとエクステンド天びんには、本装置用に製造されたザルトリウス純
正のアクセサリーおよびオプションのみを接値が変動することがあります。障害が消える

続してください。ザルトリウス純正でないケと、本装置は再び使用目的に従って使用する

ーブルや機器の接続など、ザルトリウス製装ことができます。

置の改変にともなう設置および試験につきましては、ユーザーがその責を負うものとしま

本装置のハウジング内部に水が入らないようにた布を使用してください。

本装置や電源コードに目に見える損傷があないよう、安全な場所に移動してください。

非常に強い電磁妨害を受けた場合、読み取り

してください。天びんの清掃には、軽く湿らせまいの地域の電圧と同一であることをご確認− 市販の RS-232 接続ケーブルをご使用になる

ん内部を開けることはおやめください。

際には、必ず天びんの電源を切ってから行っ電源装置に印刷されている定格電圧が、お住ください。

訓練を受けたサービス技術者以外の方が天びてください。

!

!

す。

○ 天びんのハウジングを開けないでください。
封印シールが破られていると、製造元保証は受けられません。

○ お使いの天びんに問題が生じた場合は、ザルトリウス・ジャパン（株）

または最寄りの代理店へご連絡ください。

本マニュアルで使用する記号は下記の通りです：● 必要となる手順を示します。

○ 一定の条件下で必要となる手順を示します。

＞ 特定の手順を実行した後に起こる現象を示します。

− リスト上の項目を示します。

!
4

注意を示します。

− 天びんを過度の高温、湿度、衝撃、振動などにさらさないでください。

● 本装置の開梱後、直ちに損傷の有無をご確認ください。

○ 損傷があった場合は、「サービスとメンテナンス」の章の「安全検査」の項目に従ってください。

− 丸型ガラス風防
下記の悪影響を受けない場所を選んでください：− 熱（暖房器具や直射日光）− 開いた窓やドアからの通風− ひょう量中の過度の振動− 過度の湿気○ すべての箱と梱包資材は保管していただくこ

本装置を暖かい場所に移動させると、空気中のすべてのケーブルの接続を外してください。

を抜いた状態で、天びんを室温で 2 時間放置すとをお勧めします。天びんを輸送する際は、− 天びん

水蒸気が天びんの表面に結露します。ＡＣ電源
ると、結露を防ぐことができます。

― ひょう量皿

平成６年 11 月より新計量法が施行されました。

− 宝石用トレイ（GK およびＧＷモデルのみ）用に使用するものは、検定証印または基準適合− ひょう量皿サポート（丸型ひょう量皿付モデルのみ）− AC アダプタ

AX224、AX124、ED224S、ED124S、GK1203、
GK1403、GK703、GK303 モデルにのみ付属：− 角型風防ケース− シールドリング− ベースプレート− ダストカバー

ED423S-DS、ED323S-DS、ED153-DS モデルにのみ付属：− 角型風防ケース
GK3102、GK2202、GW6202-0CEDS、
GW3202-0CEDS− 角型風防ケース− メタルディスク
AX623、AX423、ED623S(-CW） 、ED523S-PCE、

ED423S(-CW）、ED323S(-CW）、ED153 (-CW）モ
デルにのみ付属：新計量法では、非自動はかりのうち取引・証明
証印が付されている計量器を使用しなければなりません。ザルトリウス電子天びんをお買い上げいただいたお客様で特定計量器として使用される場合は、天びん側面の銘板に検定証印の有無を必ずお確かめください。

天びんに貼付されている検定証印（シール）ははがさないでください。検定証印が損傷した場
合、取引・証明用として天びんの使用ができな
くなります。

何か問題が生じた場合、ザルトリウス・
ジャパン（株）または最寄りの代理店
へご連絡ください。

ザルトリウス・ジャパン株式会社
本社
TEL：03-3740-5408
大 阪 営 業 所
TEL：06-6396-6682
名古屋営業所
TEL：052-431-2266
サービスセンター
TEL：03-5796-0401

FAX：03-3740-5406
FAX：06-6396-6686
FAX：052-431-2267
FAX：03-3474-8043
5

● 下記の順序でチャンバー内部に部品を取り付けてください。
− ベースプレート− ベースリングAX分析タイプ、（ED 分析タイプ、
GK1403、GK1203、GK703、GK303 用）※ED423S-DS、ED323S-DS、ED153-DS モデルには付属していません。
− ディスク（GK3102、GK2202用）− ひょう量皿サポート− ひょう量皿− 宝石用トレイ（GK モデルのみ）● 下記の部品を順番に取り付けてください。
− ガラス風防受けを、縁が盛り上がっている方が上向きになるように天びん上に取り付け、
しっかり固定されるまで回します。
− ひょう量皿サポート− ひょう量皿− ガラス風防− 宝石用トレイ（GK モデルのみ）− 上ブタを縁が盛り上がっている方が下向きになるように風防に取り付けます。

● 下記の部品を順番に取り付けてください。
− ひょう量皿サポート− ひょう量皿− ひょう量ボウル（GK モデルのみ）● ひょう量皿を天びん上に設置する。
● ひょう量ボウル（GW モデルのみ）

6

天びんをＡＣ電源に接続する／安全上のご注意
ザルトリウス純正のＡＣアダプタ以外は、ご使用にならないでください。
● ＡＣアダプタの 2次側を天びんに接続します。
● ＡＣアダプタの 1 次側を壁のコンセントに接続します。

モデルによっては、国別のＡＣアダプタ用電源
コードが付属しているものもあります。
● ＡＣアダプタの 2次側を天びんに接続します。
● お住まいの地域に適合する電源コードを選
び、ＡＣアダプタに接続します。
● 電源コードを壁のコンセントに接続します。
接地端子は天びんハウジングに接続します。天びんハウジングはアースが可能です。

7ご注意：本装置は FCC 規則第 15 章に定められたクラスＢのデジタル機器をお持ちの場合、下記規制要件に基づいて所定の試験が実施され、このＦＣＣ規則をお読みになり、指示に従ってくれに適合するものと認定されています。この規ださい。「但し、特定の設置条件において妨害が制要件は有害な妨害に対し、正当な保護を与え起きないという保証はありません。本装置の電るために策定されています。本装置は無線周波

源オフ／オンにより、ラジオやテレビの受信にエネルギーを発生、使用および放射します。本

妨害が起きた場合、ユーザーは下記のうちいず装置が操作マニュアルに従って設置および使用れかの方法により、妨害を取り除くことができされていない場合は、無線通信に有害な妨害をます」。

生じることがあります。
− 受信アンテナの再設定または移動本装置の規制要件およびクラスについての情報− 本装置と受信機の距離を広げるは、「適合性証明書」の項をご参照ください。ク

− 本装置の電源を、受信機とは異なる回線のコラスによっては、妨害を取り除く必要があります。

ンセントに接続する。
− 代理店に相談するか、経験豊かなラジオ／テレビの技術者に助けを求める。

クラスＡのデジタル機器をお持ちの場合、下記のＦＣＣ規則に従う必要があります。「住宅地に本装置を操作する前に、ＦＣＣクラス（クラス

おける本装置の操作により有害な妨害が生じた

ＡまたはＢ）をチェックし、「適合性証明書」に場合、ユーザーは自身の費用負担において、妨従っているかご確認ください。「適合性証明書」

害を取り除く責を負うものとする」。

の記載をよくお読みください。

8

● 周辺機器（プリンタやコンピュータなど）をインターフェースポートに接続したり、接続を外したりする場合は、必ず天びんのＡＣ電源をお切りください。

正確な計量結果を得るために、操作前に30分間、天びんのウォームアップを行ってください。これを行わないと、本装置は適正な操作を行える
温度に達しません。
取引・証明用天びんの使用について：○ ＡＣ電源に初めて接続したときや、長期間使用していなかった場合は、少なくとも24時間のウォームアップを必ず行ってください。

9

目的：−設置場所の不均衡を補正するため。
天びんを別の場所に移動させた後は必ず、再度水平をとってください。天びんの水平合せは、
前足 2本を調整するだけでできます。
● 後足 2 本を縮めます（角型ひょう量皿付モデ
ルのみ）● 図に示すように、気泡が水準器の円の中心に位置するまで、2本の前足を回します。
＞ ほとんどの場合、複数回の調整操作が必要となります。
● 角型ひょう量皿付モデルでは：最後に 2 本の後足を、天びんの台表面に接触するまで伸ばします。

● 天びんを設置場所に固定するには、チェーン
または鍵を天びん背面パネルのつまみにつな
ぎます。

10

天びんの台下ひょう量ハンガーのポートは、天びんの底面にあります。
○ 天びんの台下ひょう量は、法定計量では認められません。
● 天びん底面のカバープレートを開いてください。
重要：カバープレートを開ける際は、天びんを横向きに倒してください。天びんを決して逆さまにしないでください。

● 内蔵フック１を使用：サンプル（例；吊り線を使って）をハンガーに取り付けます。

2○ 穴 ２ （ モ デ ル AX822、 ED153、 ED822、
ED8201、ED5201、ED2201 では無し）を開1

けます。特殊ハンガーを注意深く取り付けるか、ザルトリウスに直接ハンガーをご注文ください。
○ 必要なら、通風から守るため風よけを取り付
けます。

11

番号

名称

番号

名称

１

ひょう量単位13

消去（機能クリア）

２

メニューレベル

このキーは通常、機能をキャンセルする

３

テア機能

ために使用します。

４

記号：

GLPプリントモード起動− アプリケーションプログラムの終了

５記号：

プリントモード起動− キャリブレーション／調整ルーチンの６

記号： アプリケーションプログラム起動

７

データ出力：

14

キャリブレーション／調整ルーチンの開始

読み取り値を内蔵のデータインターフェース

15

オン／オフ

経由で送信するには、このキーを押してくだ

16

記号：キャリブレーション／調整機能

さい。

17

ゼロレンジの記号（認証モデルのみ）

８

計算値インジケータ（ひょう量値ではない）

18

水準器

９

アプリケーションプログラム開始

19

選択されたひょう量単位で表示される

10

記号：グロスまたは正味値

11

アプリケーションプログラムの選択
操作メニューを開く

12

キャンセル、操作メニューの終了

ひょう量値
記号：

起動アプリケーションの記号

設定を保存し、操作メニューを終了（W,Z,%, V, R, A,C）

ひとつ上のメニューレベルへ
メニュー項目全体をスクロール
現在のメニューレベルの次項目
パラメータ設定の選択

12

りだけに適用されます。補助表示値のついた天びんまたはない天びんの使用については、天びんを設置した場所に適用される国の規則に従っ− 天びんのテアてください。

− ひょう量値のプリント●

法定計量装置（検定済天びん）として認証
天びんを使用する前に、設置場所で天びんの● 天びんのスイッチを入れる： e を押す● 必要なら天びんの０点をとる：
を押す

キャリブレーションと調整をしてください。
（この章のキャリブレーション／調整の項を参照）○○ 必要なら、メニューの設定を変更：
メニュー

認証 ID ラベルに表示されている温度レンジ
を、操作中に超えないでください。

の項を参照

例：BD ED 200
K +10...+30℃○ 必要なら、工場設定を読み込む：
メニュー

の項を参照

＊欧州経済地域（EEA）の加盟国を含む。

○ 天びんをスイッチオフ： e を押す

日本国内で取引・証明に使われる場合、必ず検定を受けた天びんを使用してください。もし検EU ＊において法定計量装置として認証天びんを定を受けていない天びんを使用した場合には罰使用：（検定済天びんとして使用）

則規定があります。詳しくは弊社営業もしくは、認証のための形式承認のタイプは、非自動はか

最寄り代理店にお問い合せください。

通常ひょう量ステップ

キー（または指示）

１．天びんをスイッチオン

e表示部／出力0.0 g

セルフテストが実行され、続いて終了後正常ならば0点が表示されます。
２．容器をひょう量皿にのせます。

（この例では： 11.5g）

+

0.0 g

３．風袋引き４．容器にサンプルを入れます

11.5 g+132.0 g

（この例では： 132 ｇ）
５．ひょう量をプリント

N+

132.0 g13

キャリブレーション／調整をブロックするには：キャリブレーションは、表示される測定値と、サンプルの真の質量との差を測定することです。
調整はこの誤差を補正すること、または誤差を許容されるレベルにまで縮めることです。

− メニュー中の CAL.-ADJ ：:BLOCKED を選択
さらに− 天びん背面のメニューアクセススイッチをオフにする

取引・証明用天びんについて：
お手持ちの天びんを法定計量用としてお使いになる前に、設置場所にて内部キャリブレーショ
ンを実行する必要があります。

キャリブレーション／調整は、以下の場合にのみ実行できます。
− 天びん上に荷重がないとき。
− 天びんの表示が０になっているとき、および− 表示が安定しているとき。

キャリブレーション／調整の結果を ISO/GLP 準
拠のプリント出力する場合は、44 ページにて詳

上記の条件に合致しないときは、エラーメッセ

細をご確認ください。

ージが表示されます（"ERR 02"）。
内部キャリブレーション／調整
外部分銅による校正／調整は、前に調整された開始前に操作メニューで CAL.-ADJ ： CAL.INT.

値よりも２％を超えた誤差がある場合は行うこを選択します。校正用内蔵分銅のモータが作動とができません。キャリブレーション／調整でし荷重され、校正／調整が終了後、自動的にモは、下記のいずれかのひょう量単位を使用するータが作動し内蔵分銅は元の位置に戻ります。

ことができます： CAL.UNI ：GRAMS, KIROGR.
● キャリブレーション／調整を選択：を押す

精度等級２級の認証天びんでの外部キャリブレーション＞ 内蔵分銅が自動的に作動します。

− 天びんが法定計量で使用される場合、外部キ＞ 天びんが調整されます。

ャリブレーションはメニューアクセススイッ
チを覆うシールによってブロックされています。

14＞ 内蔵キャリブレーション分銅が取り除かれます。

内部キャリブレーション／調整（校正用分銅内蔵モ
デルのみ）読取限度 0.1mg の ED モデル、AX、ED-CW、GK、
GW モデルおよび認証モデル（末尾に CE がつくもの）は、校正用内蔵分銅を標準装備しています。

ステップ
１．天びんをテア２．キャリブレーション／調整を開始

下記のパラメータを設定します：

SETUP ：BAL.SCAL ：CAL.-ADJ ：CAL.INT.(メニューコード 1.1.9.4）
校正用内蔵分銅は、内部キャリブレーションの際、自動的に作動および除去されます。

キー（または指示）

表示部

0.0 g
CAL.INT.

内蔵分銅が自動的に作動します。

CAL.RUN.

３．キャリブレーション/調整を実行します。

CAL.END

４．内蔵分銅が除去されます。

0.0 g

15

パラメータ（工場設定の変更）：

SETUP ：BAL.SCAL ：CAL.-ADJ ：CAL.EXT.
(メニューコード 1.1.9.1）
所要キャリブレーション分銅は工場設定されています（ 仕様の項参照）。

ステップ

キー（または指示）

表示部

0.0 g

１．天びんをテア２．キャリブレーションを開始

必要な校正用分銅値が指示されます。

CAL.EXT.
- 5000.0 g（点滅表示）
３．指示された校正用分銅を荷重します。

5000.0 g（この例では： 5000g）
分銅が軽すぎる場合：
マイナス符号−が表示されます。

分銅が重すぎる場合：
プラス符号

+

が表示されます。

分銅値が許容範囲内になると、表示部の点滅は止まります。
（±2%以内）４．キャリブレーション／調整が実行されます；
その後、キャリブレーション分銅の質量値がCAL.END.
+ 5000.0 g

表示されます。
５．キャリブレーション分銅を除去します。

16

0.0 g

お手持ちの天びんを個別の用途に合わせてセットすることができます。

記号

キー

機能
メニュー項目全体をスクロールqOu

ひとつ下のメニューレベルへ

lu

メニュー項目を確定

c（長押し）

設定を保存し、位置にかかわらずメニューを終了

ooc

設定を保存してメニューを終了oc

ひとつ上のメニューレベルへ
メニューレベルを示す

17

例：言語の設定

ステップ

キー（または指示）

１．メニューを開く：

（長押し）

表示部

APPLIC.

ひょう量モードでは：最初のメニュー項目が表示されます。
２．メニューレベル内で

繰り返し：

INPUT

上へスクロール；…

最後のメニューコードの後に、

LANGUAG.

最初のコードが再び表示されます。
３．メニューレベルを選択

ENGLISH（右へスクロール）
４．設定を変更：

ESPANOL

希望の設定が表示されるまでスクロールします。
５．メニューコードを確定：

ESPANOLo が設定がアクティブであることを示します。
６．次の上位レベルへ戻ります。

c

LENGUA（4番目のレベルから）,u○ 必要なら、他のメニュー項目も設定します。

７．設定を保存し、メニューを終了

繰り返し： c

または○設定を保存せずにメニューを終了＞ アプリケーションを再スタート

18

e
0.0 g

SETUP
セットアップBAL.SCAL. 天びんパラメータ
Balance/scale paramaters

AMBIENT 周囲環境
Ambient conditions
APPFILT. アプリケーションフィルタ Application filter
STAB.RNG. 安定性レンジ Stability range
TARING テア Taring 1)
AUTOZER. オートゼロ Auto zero
WT.UNIT 基本ひょう量単位 Basic weight unit
DISPLAY 表示精度 Display accuracy 1)
CAL./ADJ.
キー機能 Function of the
key
CAL.UNIT キャリブレーション用分銅単位
Weight unit for calibration 1)
INTERF. インターフェース
BAUD ボーレート Baud rate
Interface
PARITY パリティ Parity
STOPBIT ストップビット数 Number of stop bits
HANDSHK ハンドシェークモード Handshake mode
DATABIT データビット数 Number of data bits
DAT.REC. 出力：SBI（アスキー）またはプリント出力
Output:SBI(ASCII） or printout
PRINTOUT プリント機能の設定
PRINT（手動／自動）(manual/automatic）
Settings for print function
STOPAUT. 自動プリント中止 stop automatic printing
AUT.CYCL. 時間依存性の自動プリント
Time-dependent autom. printing
TAR./PRT. プリント後の天びんテア
Tare bal./scale after ind.print
PRT.INIT. アプリケーションパラメータのプリント
Printout of appl.paramaters
FORMAT プリント出力用ラインフォーマット
Line format for printout
GLP ISO/GLP 準拠プリント出力 ISO/GLP-compliant printout
TIME: 12 時間／24時間 12/24h
DATE: フォーマット Format

1.1.1.
1.1.2
1.1.3.
1.1.5
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.11
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.6.1
1.6.2.
1.6.3
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.
1.6.9.

EXTRAS 追加機能
Additional functions

MENU
SIGNAL 音響信号（ビープ音）Acoustic signal(beep）
KEYS キーパッド Keypad
EXT.K 外部スイッチ機能 External switch function
ONMODE パワーオンモードPawer on mode
BACKLIT 表示部バックライト Display backlighting

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.

RESET

MENU 工場設定 Factory settings

1.9.1.

1) ＝ 認証天びんは、設定を変更することはできません。

19

レベル１

レベル２

APPLIC.
アプリケーションプログラム
Application
programs

WEIGH
UNIT ひょう量単位切り替え
Toggle wt. unit
COUNT カウンティング
Counting

COMP.PRT. コンポーネントのプリント出力
Printout of components
COMP.PRT. コンポーネントのプリント出力
Printout of components
ACTIVTY. 動物の動き Animal activity
START

2.5.1.

CALC. 計算 Calculation

METHOD（オペレータ）(Operator）
DEC.PLCS. 小数位 Decimal places

2.8.1.
2.8.2.

DENSITY 比重測定
Density determination
IDNO.

DEC.PLCS. 小数位 Decimal places

2.9.1

ID 入力；最大7文字 ID input; max 7 characters

3.1.

VERSION, SER.NO., MODEL

表示部ソフトウェアバージョン、シリアルナンバー、モデル
Display software ver.,serial no.,model

4.1./.2./.3.

ENGLISH（工場設定）(factory setting）
DEUTSCHドイツ語 German
FRANC. フランス語 French
ITAL. イタリア語 Italian
ESPANOL スペイン語 Spanish
PYCCKNN ロシア語 Russian
POLSKI ポーランド語 Polish
CODES メニューがコードを表示（テキストではない）Menu shows codes(not texts）

1) ＝ 認証天びんは、設定を変更することはできません。

20

2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.

ANIMAL.W. 動物ひょう量
Animal weighing

INFO
インフォメーション
Information
LANGUAGDISP.DIG. 表示精度 Display accuracy 1)

メニューコードRESOLUT. 分解能 Resolution
REF.UPDT. 自動参照サンプル更新
Autom. ref. sample updating
DEC.PLCS. 小数位 Decimal places

PERCENT ％ひょう量
Weighing in percent
NET-TOT 正味合計調・配合
Net-total formulation
TOTAL 合計 Totalizing

INPUT 入力
Input

レベル３

2.4.1.

2.6.1
2.7.1.
2.7.2.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

o ＝工場設定√ ＝ユーザー設定

レベル１

レベル２

レベル３

レベル 4

SETUP
セットアップBAL.SCAL.
天びんパラメータ
Balance/scaleparameters

AMBIENT
周囲環境（フィルタ適合）
Ambient conditions(Filter adaptation）

V.STABLE 非常に安定
Very stableo STABLE 安定 stable
UNSTABL やや不安定 unstable
V.UNSTBL. 非常に不安定
Very unstableo FINAL.RD. 最終読取モード
Final readout mode
FILLING はかり込みモード
Filling mode
1/4DIG.（デジット）(digit）
1/2DIG.
1-DIGITo 2-DIGIT
4-DIGIT
8-DIGIT1)

APP.FILT. アプリケーションフィルタ
Application filter

STAB.RNG. 安定性レンジ
Stability range

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6

W/O STB 安定に無関係 W/o stability 1.1.5.1
o W/STB 安定後 After stability
1.1.5.2

AUTOZER. オートゼロ
Auto zero

OFF
o ON

1.1.6.1
1.1.6.2

WT.UNIT 基本ひょう量単位
Basic weight
through unit

単位一覧については、 ひょう量
単位の切替 の項参照
For list of units, see Toggling
between Weight Unitso ALL 最高精度
MINUS 1 1桁非表示
DIVIS.1 1インターバル
1 Intervalo CAL.EXT.
外部キャリブレーション／調整
Extarnal cal./adj.1)

1.1.7.1

CAL./ADJ.

キー機能
Function of thekey

1.1.7.23
1.1.8.1
1.1.8.2
1.1.8.6
1.1.9.1

1.1.9.2

CAL.UNIT.
キャリブレーション用分銅単位 1）
for calibration weight1）

1.1.1.1

TARING1） テア Taring1)

DISP.DIG. 表示精度 1)
Display accuracy

CAL.INT.

メニューコード

内部キャリブレーション／調整
Intarnal cal./adj 2）
BLOCKED
キーブロックo GRAMSKey blocked
KILOGR. キログラム Kilograms

1.1.9.3.
1.1.11.1
1.1.11.2

認証天びんは、設定を変更することはできません。

2） 校正用分銅内蔵モデルのみ。

21

o ＝工場設定√ ＝ユーザー設定

レベル１

レベル２

レベル３

レベル 4

メニューコード

SETUP
セットアップ

INTERF.
インターフェース
Interface

BAUD ボーレート rate

600
o 1200
2400
4800
9600
19200

1.5.1.3
1.5.1.4
1.5.1.5
1.5.1.6
1.5.1.7
1.5.1.8

PARITY パリティ
Parity

o ODD
EVEN.
NONE

1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.2.5

STOPBIT ストップビット数
No. of stop bitso 1 BIT
2 BITS

1.5.3.1
1.5.3.2

HANDSHK. ハンドシェークモード
Handshake mode

SFTWAREo HRDWARE
NONE

1.5.4.1
1.5.4.2
1.5.4.3

DATABIT データビット数
No. of data bitso 7 BIT
8 BITS

1.5.5.1
1.5.5.2

DAT.REC. 通信モード
Communication mode

SDT（アスキー）(ASCII）1)
1.5.6.1
o PRINTER（GLPプリント出力） 1.5.6.2(GLP-printout）

PRINT（手動／自動）(manual/automatic）

MAN.W/O 手動、安定に無関係に出力 1.6.1.1
W/o stabilityo MAN.WITH 手動、安定時出力
1.6.1.2
W/ stability
AUT.W/O 自動、安定に無関係に出力 1.6.1.3
Autom. w/o stability
AUT.WITH 自動、安定時のみ
1.6.1.4
Autom. w/ stability
o OFF.不可能 Not possible
1.6.2.1
ON r プリントキー使用
1.6.2.2
Use print keyro EACHVAL（1表示更新ごと）
1.6.3.1(1 display update）
AFTER 2（２表示更新ごと）
1.6.3.2(2 display updates）
o OFF
1.6.4.1
ON
1.6.4.2

PRINT.OUT
プリント機能Printing fct.

STOPAUT. 自動プリント中止
Stop automatic printing
AUT.CYCL.
時間による自動プリント
Time-dependent autom. printing
TAR./PRT.
プリント出力後に天びんをテア
Tare the bal./scale after individual printout
1) ＝ 認証天びんについて

SBI の設定では、補助表示値は自動的に認識されません。
パソコンなど周辺機器の設定が必要になります。

22

o ＝工場設定√ ＝ユーザー設定

レベル１

レベル２

レベル３

レベル 4

SETUP
セットアップPRINT.OUT
プリント機能Printing fct.

PRT.INIT
プリントアプリケーションパラメータ
Printing application paramatersOFF
1.6.5.1o ALL すべてのパラメータ
1.6.5.2
All parameters
MAINPAR. 主要パラメータ
1.6.5.3
Main parameters
16 CHAR. 16文字 (ID無し）
1.6.6.1
16 characters (w/o ID）
o 22 CHAR. 22文字 (ID有り）
1.6.6.2
22 characters (w/ ID）
o OFF
1.6.7.1
CAL.-ADJ キャリブレーション／調整用のみ 1.6.7.2
Only for calib. /adj.
ALWAYS すべてのプリント出力
1.6.7.3
All printout
24H 24時間フォーマット
1.6.8.1
24-hour format
12H 12時間フォーマット 午前／午後 1.6.8.2
12-hour format AM／PM
DD.MM.YY 日/月/年 Day/month/year 1.6.9.1
MM.DD. YY 月/日/年Month/day/year 1.6.9.2

FORMAT
プリント出力用ラインフォーマット
Line format for printout
GLP
ISO/GLP準拠プリント出力
Printout as ISO /GLPcompliant

TIME

DATE

EXTRAS 追加機能
Additional
functionsRESET リセットメニュー
Reset menu

1）

メニューコードo CANEDIT 設定変更可能
Can change settings
RD.ONLY 読取のみ Read only

1.8.1.1

SIGNAL 音響信号
Acoustic signal

OFF
o ON

1.8.2.1
1.8.2.2

KEYS キーパッド
Keypado FREE
LOCKED

1.8.3.1
1.8.3.2

EXT.KEY 外部スイッチ機能
Function of theexternal swictho PRINT r
Z/TARECALu
SELECT
CFc
ENTER u1.8.4.1
1.8.4.2
1.8.4.3
1.8.4.4
1.8.4.5
1.8.4.6

ONMODE パワーオンモード
Power-on modeo OFF/ON オフ／オン／スタンバイ 1.8.5.1
Off/on/standby
STANDBY オン／スタンバイ On/standby 1.8.5.2
AUTO ON 自動オン Auto on
1.8.5.3

BACKLIT
表示部バックライト
Display backlighting
MENU 工場設定
Factory settings

OFF
o ON

1.8.6.1
1.8.6.2

YES 工場設定に変更
Restore fcty. settingso NO 設定を変更しない
Do not restore settings

1.9.1.1

MENU1）

1.8.1.2

1.9.1.2

認証天びんでは、設定を変更することはできません。

23

o ＝工場設定√ ＝ユーザー設定

レベル１

レベル２

レベル３

APPLIC.
アプリケーションプログラム
Application
programs

WEIGH
UNIT 単位切替
Toggle units

DISP.dIG 表示精度１）
Display accurary

COUNTING

PERCENT ％ひょう量
Weighing in percent

NET-TOT 正味合計
Net-total
TOTAL 合計 Total

ANIMAL W. 動物ひょう量
Animalweghing

RESOLUT 分解能
Resolution
REF.UPDT
単重の自動アップデート
Autom.reference updating
DEC.PLCS 小数位
Decimal places

COMP.PRT.
個々のサンプルのプリント出力
Component printout
COMP.PRT.
個々のサンプルのプリント出力
MENU1）
ACTIVTY 動物の動き
Animal activity

START

CALC. 計算
Caliblation

2.1.
o ALL 最高精度
2.2.2.1
MINUS 1 1桁非表示
2.2.2.2
DIVIS.1 1インターバル
2.2.2.6
1 intervalo DISP.ACC. 表示精度 Display accuracy 2.3.1.1
10-FOLD. 表示精度の10分の1
2.3.1.2
10 times＞disp.
OFF
2.3.2.1
o AUTO
2.3.2.2
NONE 小数位なし No dec. places 2.4.1.1
o 1 DEC.PL. 小数第1位 1 decimal place 2.4.1.2
2 DEC.PL. 小数第２位 2 decimal places 2.4.1.3
3 DEC.PL. 小数第３位 3 decimal places 2.4.1.4
OFF
o ON

2.5.1.1
2.5.1.2

OFFo ON

2.6.1.1
2.6.1.2

CALM（おとなしい：被験対象の2％） 2.7.1.1(fluct.:2% of test obj.）
o ACTIVE（やや動く：被験対象の５％） 2.7.1.2(fluct.:5% of test obj.）
V.ACTIVE（活発に動く：被験対象の20％）2.7.1.3(fluct.:20% of test obj.）
MANUAL 手動 Manual
2.7.2.1
o AUTO 自動 Automatic
2.7.2.2
o MUL. 乗数 Multiplier
DTV. 除数 Divisor

DEC.PLCS 小数位

NONE 小数位なし No dec. places 2.8.2.1
o 1 DEC.PL. 小数第1位 1 decimal place 2.8.2.2
2 DEC.PL. 小数第２位 2 decimal places 2.8.2.3
3 DEC.PL. 小数第３位 3 decimal places 2.8.2.4

DEC.PLCS 小数位
DENSITY 比重測定
Density
Decimal places
determination

24

メニューコード

METHOD (オペレータ）(Oprator）

Decimal places

1）

レベル 4

認証天びんでは、設定を変更することはできません。

2.8.1.1
2.8.1.2

NONE 小数位なし No dec. places 2.9.1.1
o 1 DEC.PL. 小数第1位 1 decimal place 2.9.1.2
2 DEC.PL. 小数第２位 2 decimal places 2.9.1.3
3 DEC.PL. 小数第３位 3 decimal places 2.9.1.4

レベル１

レベル２

レベル３

メニューコード

INPUT
入力

ID NO.

ID入力；最大7文字許可される文字：0〜9；AからZ；
ダッシュ／ハイフン；スペース

3.1.

キー：繰り返すには、長押ししてください。
表示部

キー

表示記号

機能

最初の位置：u

次の位置へ進む
現在の位置を選択

c

設定を保存せずに終了

中央位置：
現在の位置を選択

uc

次の位置へ進む
前の位置へ戻る

最終位置：
現在の位置を選択

cu

前の位置へ戻る
保存して終了

25

レベル１

レベル２

レベル３

例

INFO

VERSION

ソフトウェアバージョンを表示

REL.32.02

4.1

情報
Information

SER.NO

シリアル番号を表示
0801234（上位および下位の表示セク
ションへ焦点を切り替えるには、キーを押す）

4.2.

MODEL

モデル名を表示
ED62025（上位から中位および下位の表示セクションへ焦点を切り替える、
および上位へ戻るには、キーを押す）

4.3.

LANGUAG26

ENGLISH（工場設定）
DEUTSCH. ドイツ語
FRANC. フランス語
ITAL. イタリア語
ESPANOL スペイン語
PYCKNN ロシア語POLSKI ポーランド語
CODES メニューがコードを表示（テキストではない）

メニューコード

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

自動参照サンプル数更新により、カウンティン
EU ＊において法定計量装置として認証天びんを

グ精度を最適化します。この機能は、メニュー

使用するとき：で起動あるいは解除できます。

認証天びんにおいて、いくつかのアプリケーションプログラムを選択できます。メートル法で自動参照サンプル数更新は、特定の安定基準なない数値は、次のように表示されます。：

どの要件が満たされた場合に実行されます。

―

パーセント

＝％

―

個数（カウンティング）＝ pcs

新しい参照サンプル数とともに、 最適化

―

計算値

＝ o、!

称 OPT が短く表示されます。

＊の略

欧州経済地域（EAA）の加盟国を含む。
● メニューからカウンティングアプリケーショ
ンを選択します：構成の章を参照● 下記のパラメータを設定します：Z
APPLIC. アプリケーションプログラム
COUNT.
カウンティングプログラムでは、ほぼ同等のひRESOLUT. 分解能 Resolution
o DISP.ACC.

ょう量を持つパーツの数量を測定することがで10-FOLD 表示精度の10分の１ 10-hold higher

きます。これを行うには、数量のわからないパーツ（参照サンプル量）のひょう量をまず測定

表示精度 Display accuracy

REF.UPDT. 自動参照サンプル数更新
Autom. ref. sample updating

し、その後、その結果から個別の単重を算出しo OFFます。このようにして、天びん上のパーツ数を表示精度 Display accuracy

AUTOM. 自動 Automatic

ひょう量から測定することができます。

o ＝工場設定

機能を起動：
Select/Menu キーを押す

プリント出力：カウンティング

希望の参照サンプル数を選択（１〜 100）：
１単位ずつ増やすには：キーを短く押す

nRef

10単位ずつ増やすには：キーを長押しwRef+ 21.14 g

数量はバッテリのメモリーに保存されます。

Qnt

+

+

10

：参照
サンプル数
：参照ひょう量500 pcs ：算出数量

27例：等しいひょう量のパーツのカウンティング
パラメータ設定： APPLIC.:COUNT（メニューコード 2.3）
ステップ

キー（または指示）

1. 天びん上に空容器を置きます

表示部／データ出力+22.6 g
0.0 g

2. 天びんをテア
3. 参照サンプル数を容器に追加（この場合：20個）
4. 参照サンプル数を変更：
5. 参照サンプル数を選択：
１単位ずつ増やすには：（1,2,3等〜100）

10 pcsREF

20 pcs+20 pcs繰り返し：
短く押す

10単位ずつ増やすには：（10,20等〜100）

6. 選択した参照サンプル数を確定

REF

長押し

u

アプリケーションをスタート

nRef

20pcs

wRef

1.07g

新しい参照数が設定されるか、電源が遮断されるまで現在の参照サンプル数が保存されます。
7. 希望の個数を追加します。
8. 必要なら、数量をプリント
9. 平均単重、ひょう量、数量間で表示を切り替えr繰り返し：

10. 天びんからサンプルを下ろします。

+

500 pcs

Qnt++

1.07 g!*535.0 g*+500 pcs*-

21 pcs*11. ステップ７から必要に応じ繰り返します。
12. 参照値を消去します。

28

c

0.0 g

500 pcs

● メニューから％ひょう量アプリケーションを選択します：
このアプリケーションプログラムでは、参照サンプルに比例するひょう量の読取値をパーセン

構成

の章を参照

● 下記のパラメータを設定します：

トで得ることができます。
APPLIC.アプリケーションプログラム Application program％ひょう量 Weighing in percent

PERCENT
機能を起動：

小数位 Decimal places

DEC.PLCS
NONE

キーを押す
希望の参照を選択（１〜 100）：

小数位なし No decimal placeso 1 DEC.PL. 小数第1位 1 decimal place

１単位ずつ増やすには：キーを短く押す

2 DEC.PL. 小数第２位 2 decimal places

10単位ずつ増やすには：キーを長押し3 DEC.PL. 小数第３位 3 decimal placeso ＝工場設定

パーセンテージは本体の不揮発性メモリーに保存されます。

プリント出力：％ひょう量
nRef

100

wxx%

111.6 g：参照％
：参照ひょう量選択された参照％
は正味 xx%Prc+

94.9 pcs ：算出参照％

29

例：％ひょう量の測定
パラメータ設定： APPLIC.:PERCENT（メニューコード 2.4）
参照％： REF 100%ステップ

キー（または指示）

表示部／データ出力

1. 天びんをテア

0.0 g

2. インフォメーション：
参照％を入力REF 100 %（参照を変更する場合：前ページを参照）
3. 100％になる参照サンプルを天びん上に置きます（この場合：111.6g）
4. 天びんを初期化

u+100.0 % *新しい参照数が設定されるか、電源が

pREF

100 %

遮断されるまで現在の参照サンプル

wxx%

111.6 g

ひょう量が保存されます。
5. サンプルを下ろします。
（例、乾燥のため）
6. 天びん上にひょう量値のわからない+

94.9 % *+サンプルを置きます。
（この例では：105.9g）
7. 必要なら、％をプリントrPrc

8. ひょう量／％間で表示を切り替え

繰り返し：

+

105.9 ｇ*+94.9 % *94.9 %

9. ひょう量と参照％の表示をクリア

c+105.9g10. 必要なら、正味残余ひょう量をプリント

r

N

+

30

105.9 g

C
● メニューから計算アプリケーションを選択します：
このアプリケーションプログラムでは、乗数または除数を使って、ひょう量値を計算すること

構成

の章を参照

● 下記のパラメータを設定します：ができます。これはたとえば、単位面積あたりのひょう量値や、紙のgsm

ひょう量値（1 平

方メートルあたりのグラム数）を測定するのに

APPLIC. アプリケーションプログラム Application program
CALC

計算 Calculation

METHOD

使用することもできます。

演算子 Operator

o MUL 乗数 Multiplier
DIV.
DEC.PLCS

機能を起動：

NONE

キーを押す
7 ケタまでの数字を選択。必要なら、小数第 1 位

小数位 Decimal places
小数位なし No decimal placeso 1 DEC.PL. 小数第1位 1 decimal place
2 DEC.PL. 小数第２位 2 decimal places（0.000001 〜 9999999）：
１単位ずつ増やすには：

除数 Divisor

キーを短く押す

3 DEC.PL. 小数第３位 3 decimal places

繰り返しキーを 押 さ ず に 値 を 増 や す に は ：キーを長押しo ＝工場設定選択された演算子は不揮発性メモリーに保存されます。

プリント出力：計算
Mul+

1.2634

：乗数

Div

+

0.6237

：除数

Res

+

79.7 o ：結果

31

例：単位面積あたりの紙のひょう量値を計算：この例では、0.210m×0.297m=0.06237m2 の表面積を持つ
A4の紙1枚を使用。単位面積あたりの紙のひょう量値を測定するには、合計ひょう量値を表面積で割ります。
パラメータ設定： APPLIC ： CALC ： METHOD ： DIV.（メニューコード 2.8.1.2）

ステップ

キー（または指示）

表示部／データ出力

1. 天びんをテア

0.00 g2. 除数入力を起動--------- 0.

3. 除数を設定 (この例では：0.06237）：
小数点位置を設定
u, 5×,--- 00000

2× u,
数字を入力

繰り返し、または長押し, u等--- 06000--- 06237

4. 除数を保存して天びんを初期化
設定が変更されるまで現在のu除数が保存されます。

+

0.0 o

Div

5. 単位面積あたりのひょう量：0.6237+79.7 o*

r

Res

+

繰り返し：

+

4.97 ｇ*+79.7 o*+0.0 o*

天びん上にA4の紙を置きます。
6.

必要なら、結果をプリント

7. ひょう量／計算値間で表示を切り替え

8. 天びんから荷重を下ろします。
9. 必要なら、ステップ５から繰り返します。

32

79.7 oV● メニューから動物ひょう量アプリケーション
を選択します：このプログラムを使うと、不安定なサンプル（実験動物など）のひょう量測定や、不安定な周

構成

の章を参照

● 下記のパラメータを設定します：

囲条件下でのひょう量測定を行うことができます。このプログラムでは、天びんは各ひょう量操作の設定された回数の平均として、ひょう量値を計算します。

APPLIC. アプリケーションプログラム Application program
ANIMALW.

動物ひょう量 Animal weighing

ACTIVTY.
CALM

動物の動き Animal activity
おとなしい（2%）Stable readouto ACTIVE. やや活発（5%）Unstable
機能を起動：

V. ACTIVE. 非常に活発（20%）

キーを押す
希望する測定回数を選択。（1〜 100）：
１単位ずつ増やすには：キーを短く押す

10単位ずつ増やすには：キーを長押し選択された測定回数は不揮発性メモリーに保存

Very unstable readout

START

スタート

MANUAL

手動 Manualo AUTOM. 自動 Automatico ＝工場設定されます。
プリント出力：動物ひょう量mDef
x-Net +

20

：平均回数410.1 g ：算出平均値

33

例：自動スタート、平均回数 20 回（測定）で動物ひょう量
パラメータ設定： APPLIC ： ANIMALW.（メニューコード2.7）
ステップ

キー（または指示）

表示部／出力1. 天びん上に動物ひょう量皿を置く

22.6 g

0.0 g

2. 天びんをテア
3. 平均回数を変更
4. 測定回数を設定：
１単位ずつ増やすとき（１、２、３...〜100）
10単位ずつ増やすとき

REF

30

REF

20

+

0.0 g*

繰り返し：
短く（10、20...〜100）

キーを押す
キーを長押し5. 測定回数を確定して自動動物ひょう量を開始
測定回数は、設定が変更されるまで
不揮発性メモリーに保存されます。

6. 最初の動物をひょう量皿に入れます。

888
20
19
--1

天びんは、動物を載せた後ある基準値に入るまで測定を開始しません。

7. 結果を読み取ります。
*

記号とともに表示された結果（＝算出値）は、サンプル（動物）が+410.1 g G*

mDef

20

x-Net + 410.1 g

ひょう量皿から取り除かれるまで固定されます。
8. 天びんから動物を下ろします。
9. 次の動物をひょう量します。
（必要なら）
次の一連のひょう量操作が自動的に開始されます。

34+

0.0 g *

R
● メニューから正味合計アプリケーションを選
択します：
このアプリケーションプログラムを使うと、設定された合計まで、異なるコンポーネントをは

構成

の章を参照

● 下記のパラメータを設定します：

かり込むことができます。合計ひょう量および、
個別コンポーネントひょう量のいずれもプリント出力できます。

APPLIC. アプリケーションプログラム Application program
ネット合計調・配合 Net-total formulation

NET-TOTL.
COMP.PRT.
OFF

―

０

から設定した合計コンポーネントひょう量まで、最高 99 までのコンポーネントをはかり込むことができます。
― 下記の方法により、コンポーネントひょう量を保存することができます（ xx コンポーネントとして保存 ）― 値が保存された後、自動的にゼロ表示― 自動プリント出力

コンポーネントのプリント出力
Printout components
オフ

o ON オンo ＝工場設定
プリント出力：正味合計調・配合
Comp 2+278.1 g： 2番目のコンポーネント

T-Comp+ 2117.5 g：コンポーネントの合計― ひょう量の終了時、c キーを押すと、合計ひょう量のプリント出力に続き、コンポー
ネントメモリーを消去します。
―

キーを長押し（2秒未満）して、コン
ポーネントひょう量と合計ひょう量を切替えることができます。

― 個別コンポーネントひょう量の合計をプリン
ト出力（T-Comp）。

35

例：サンプルを容器に入れてはかり込みます。
パラメータ設定： APPLIC ： NET-TOT.（メニューコード 2.5）
ステップ

キー（または指示）

表示部／データ出力

1. 天びん上に空容器を置く

65.0 g

0.0 g

2. 天びんをテア3. 最初のコンポーネントを入れます。
4. コンポーネントデータを保存

+

u

+

120.5 g
0.0 g * NET

Comp 1+
5. 次のコンポーネントを入れます。
6. コンポーネントデータを保存

u120.5 g+70.5 g * NET+

0.0 g * NET

Comp 2+7. 必要に応じ、さらにコンポー

70.5g

ステップ５と6を繰り返す

ネントをはかり込みます。
8. 希望の最終値まではかり込み、+

191.0 ｇ*+2117.5 ｇ

現在の合計ひょう量を表示します。
9. 合計ひょう量をプリントし、コンポー
ネントメモリーを消去します。

36c

T-Comp+2117.5 g

R● メニューから計算アプリケーションを選択します：
構成

このアプリケーションプログラムを使うと、連続する相互に独立したひょう量値を、天びんのの章を参照● 下記のパラメータを設定します：

キャパシティを超える値まで合計することができます。

APPLIC.アプリケーションプログラム Application program
合計 Totalizing 1)

TOTAL

COMP.PRT.
― 最高99 の値までの合計メモリー

OFFーネントとして保存 ）―キーを押すと、個別のひょう量値と、合計メモリー中の値を切り替えて表示することができます。

― 個別コンポーネントひょう量の合計をプリン
ト出力（S-Comp）

オフ

o ON オン― 自動プリントにより、コンポーネントひょう量を保存することができます（ ｘｘコンポ

コンポーネントのプリント出力
Printout of componento ＝工場設定
1)＝ED...−PCEには合計アプリケーションプログラム
はありません。

プリント出力：合計
Comp 2+278.1 g： 2番目のコンポーネント

S-Comp+2117.5 g：コンポーネントの合計― アプリケーションプログラムを終了して、合計ひょう量をプリントするには： c キー
を押してください。

37

例：ひょう量値を合計
パラメータ設定： APPLIC.： TOTAL ： COMP. PRT ： ON（メニューコード 2.6.1.2）
ステップ

キー（または指示）

表示部／データ出力

1. 天びんをテア

0.0 g

2. 天びん上にサンプルを置く+

380.0 g+380.0 g*

（この例では：380g）
3. メモリーに値を保存

uComp 1+380.0 g

4. サンプルを取り除きます。

+

0.0 g

5. 天びん上に次のサンプルを置きます。

+

575.0 g *+955.0 g*575.0 g*

（この例では、575g）
6. 値をメモリーに保存

u+Comp 2+
7. 合計メモリーの値を表示
8. 必要に応じ、さらにコンポー+

575.0 g955.0 gG*

ステップ５と6を繰り返す

ネントをはかり込みます。
9. 合計ひょう量をプリントし、合計メモリーを消去します。

38

c

0.0 g
S-Comp+2117.5 g

このアプリケーションプログラムを使うと、基本ひょう量単位から、４つのアプリケーションひょう量単位のいずれかへ、表示ひょう量値を変更することができます（次ページの表参照）。

― セットアップメニューで基本単位と表示精度を設定。：

構成

の章を参照

― アプリケーションメニューでアプリケーションひょう量単位と表示精度を設定。
― 上記設定はバッテリのメモリーに保存されます。
― 天びんの電源が入ると、基本単位が起動します。
例：基本単位から表示を変更（この例では、グラム〔g〕からカラット〔ct〕、さらにキログラム〔kg〕へ変更）
パラメータ設定： APPLIC.： UNIT（コード2.2）
ステップ

キー（または指示）

1. アプリケーションひょう量

表示部／データ出力NONE

o

単位の選択を開始
2. アプリケーション単位を選択；
この例では、カラット

繰り返し：

ct

3. ひょう量単位を確定(カラット）

u

ct

o

4. アプリケーション単位を選択；

u

NONE

o

繰り返し：

kg

u

kg

（次ページの表参照）

この例では、kg（次ページの表参照）
5. ひょう量単位を確定(kg）o

6. 必要なら、他のアプリケーション
単位を選択（最大４つまで）。
これで終了する場合、u を押して

NONE を確定
7. 選択を保存

c

8. 天びん上にサンプルを置きます。
9. ひょう量値の単位を変更

0.00 g+

繰り返し： u100.00 g+ 5000.00 ct+ 0.10000 kg

39

下記のひょう量単位はお手持ちのエクステンド天びんで使用可能です（法定計量では、各国法で許可された単位のみが有効です）。
メニュー項目
1）
2）
3）
4）
5）
6）
7）
1）

USERDEF.1）
GRAMS（工場設定）
KILOGR.
CARRATSMILLIGR.
MOMMES
NEWTON

単位

変換係数

表示記号

グラム

1,00000000000

グラム

1.00000000000

g

キログラム

0.00100000000

kg

カラット

5.00000000000

o

ミリグラム

1000.00000000

mg

モンメ

0.26670000000

m

ニュートン

0.00980665000

N=ユーザー設定ひょう量単位；コンピュータプログラムを使用して、RS-232 またはUSBインターフェースで天びんに読み込むことができます。

! 各国の認証法により異なりますが、法定計量で使用できないひょう量単位もあります。

40

o

W
●

メニューより比重測定アプリケーションを選択します。 構成 の章をご参照ください。

このアプリケーションプログラムを使うと、浮●下記のパラメータを設定します。

力法を使って固体の比重を測定することができます。

APPLIC.

アプリケーションプログラム
Application program

DENSITY

比重測定 Density determination
小数位 Decimal places

を押して、対応する温度での液体の比重DEC.PLCS

を入力します。次ページの水の比重表を参照しNONEてください。工場出荷時設定は、1g/cm 2 となっ

o 1 DEC.PL.

小数位なし No decimal places
小数１位 1 decimal place

2 DEC.PL. 小数２位 2 decimal place *ています。

3 DEC.PL. 小数３位 3 decimal places *
次の式が適用されます。
注：
小数点第３位までを選択した場合、第３位は大空中での重量・ 液体の比重（空中での重量−水中での重量）きな誤差を含んでいる可能性があります。それは、空気密度および使用された特別な比重測定

比重測定を開始する場合、液体の比重が一瞬表

キットの補正が考慮されていない場合です。

示されます。プラスとマイナスの値は空中の重量および水中の重量に対して保存できます。水
中での重量は、空中での重量より軽いものでな＊ソフトウェアバージョン 32.05 およびそれ以降

o＝工場設定ければなりません。そうでない場合は、エラー
メッセージが表示されます。
測定結果は小数第１位、または整数で表示することができます：詳しくは

構成

の章をご参

照ください。
ご注意：例で使用されているサンプルホルダーとサスペンションワイヤは、天びんには付属しておりません。

41

比重測定の印字例
RhoFL

0.99823 o： 液体の比重（g/cm3）

Wa+

20.0 g：

WfL+

15.0 g： 液体中での重量

4.0

：

Rho

o

空気中での重量
結果：サンプルの比重

表：
温度T（℃）における水の比重
T/ °
C

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

10.
11.
12.
13.
14.

0.999730.999630.99953
0.999410.999270.99972
0.999620.999510.999390.99926

0.999710.999610.999500.999380.999240.999700.99960
0.999490.999370.999230.99969
0.999590.999480.999350.999220.99968
0.99958
0.999470.99934
0.99920

0.99967
0.99957
0.99946
0.99933
0.999190.99966
0.999560.999440.999310.999170.99965
0.99955
0.999430.99930
0.999160.99964
0.999540.999420.999290.99914

15.
16.
17.
18.
19.

0.999130.99897
0.99880
0.99862
0.998430.99911
0.99896
0.99879
0.99860
0.998410.999100.99894
0.99877
0.99859
0.998390.99908
0.99892
0.99875
0.99857
0.998370.999070.99891
0.99873
0.99855
0.998350.99905
0.99889
0.99871
0.99853
0.99833

0.99904
0.99887
0.99870
0.99851
0.998310.99902
0.99885
0.99868
0.99849
0.998290.99900
0.99884
0.99866
0.99847
0.99827

0.998990.99882
0.99864
0.998450.99825

20.
21.
22.
23.
24.

0.99823
0.99802
0.99780
0.99756
0.99732

0.998210.99800
0.99777
0.997540.99730

0.998190.99798
0.99775
0.99752
0.99727

0.998170.99795
0.99773
0.99749
0.99725

0.99815
0.99793
0.99771
0.99747
0.997220.998130.99791
0.99768
0.997440.99720

0.99811
0.99789
0.99766
0.997420.997170.99808
0.99786
0.997640.997400.99715

0.99806
0.99784
0.99761
0.99737
0.997120.99804
0.99782
0.99759
0.99735
0.99710

25.
26.
27.
28.
29.

0.99707
0.99681
0.99654
0.99626
0.99597

0.99704
0.99678
0.99651
0.99623
0.99594

0.99702
0.99676
0.996480.99620
0.99591

0.99699
0.99673
0.99646
0.996170.99588

0.99697
0.99670
0.99643
0.996140.99585

0.99694
0.99668
0.996400.996120.99582

0.99691
0.99665
0.99637
0.99609
0.99579

0.99689
0.99662
0.99634
0.99606
0.99576

0.99686
0.99659
0.99632
0.99603
0.99573

0.99684
0.99657
0.99629
0.99600
0.9957030.

0.99567

0.99564

0.99561

0.99558

0.99555

0.99552

0.99549

0.99546

0.99543

0.9954042例：

水を使用して固体サンプルの比重を測定
20 ℃における水の比重： 0.99823g/cm3
パラメータ設定： APPLIC.： DENSITY ： DEC.PLCS ： DEC.PL.（メニューコード 2.9.1.2）

ステップ

キー（または指示）

表示部／データ出力

1. サンプルホルダーをサスペンション
ワイヤに取り付けます。

0.0g

2. 天びんをテア
3. 保存された液体比重値を修正します。
4. 液体の比重を入力してください。
（この例では、0.99823）-1. 00000
繰り返し、または長押し, u等- 0.99823※数値の入力はP25のID番号入力を参考にしてください

5. 比重値を保存し、アプリケーションu

開始します。
比重値はメモリーに保存されます。
6.

AIR 表示を確定

u7. 空気中のサンプル重量を測定：
天びん上にサンプルを置く
8. 空気中の重量値を保存

AIR?

+ 20.0 g ?*u

9. 天びんからサンプルを取り除きます。

WATER ?*

10. 液体中の重量を測定：
サンプルをつり下げホルダーに入れる
11.

WATER 表示を確定

u12. サンプルを液体に浸します。
13. 液体中の重量値を保存、

u

結果を表示、その後プリント

0.0 g ?*+

15.0 g ?*+4.0 o ?*

RhoFL
Wa
Wfl
Rho

14. 結果を消去

0.6237 o+
20.0 g+15.0 g
4.0 o

c15. 必要なら、ステップ５から開始。
43

SETUP ： PIRNT.OUT ： FORMAT ： 22CHAR.
デバイス情報、ID テキスト、および日時を一連のひょう量操作で得た値の前（GLP ヘッダー）（メニューコード1.6.6.2）− 時間用フォーマット：

および後（GLP フッター）にプリントすることができます。このパラメータには、下記のもの

SETUP ： PRINT. OUT ： TIME ： 24H（メニューコード 1.6.8.1）またはが含まれます：SETUP ： PRINT.OUT ： TIME ： 12H（メニューコード 1.6.8.2）

GLP ヘッダー− 日付用フォーマット：− 日付

SETUP ： PIRNT.OUT ： DATE ： DD.MM.YY− 測定開始時間− 天びん製造者（メニューコード 1.6.9.1）またはSETUP ： PRINT.OUT ： DATE ： MM. DD.YY− 天びん型式− 天びんシリアル番号（メニューコード 1.6.9.2）− ソフトウェアバージョン番号− 現在のサンプリング操作の ID 番号! 下記の設定のうちいずれかが構成されていGLP フッター

ると、ISO/GLP 準拠の記録は出力されませ

− 日付

ん：

− 測定終了時間

SETUP ： PRINT.OUT ： PRINT ： AUT.W/O− 測定者署名欄

または AUT.WITH（メニューコード 1.6.1.3.,
1.6.1.4）または FORMAT ： I6 CHAR.（メニュ!

ーコード1.6.6.1）● ISO/GLP 文書作成用のザルトリウスデータ
プリンタ（YDP03-0CE 等）を天びんに接続します。

ヘッダーと最初の測定値を転送するには：r キーを押してください。
● プリント出力用のメニューコードを設定（ 構成＞ ヘッダーは最初のプリント出力／データ記録の章を参照）：に含まれます。

−キャリブレーション／調整用にのみ、

アプリケーションプログラムの起動時に、ヘッ

ISO/GLP準拠のプリント出力／記録を行う：

ダーと参照データを自動的に出力するには、

SETUP ： PRINT.OUT ： GLP ： CAL.-ADJ.

u キーを押してください。

（メニューコード 1.6.7.2）または
ISO/GLP準拠のプリント出力／記録を常時オン：

アプリケーションを終了するには：

SETUP ： PRINT.OUT ： GLP ： ALWAYS ON

1）（メニューコード 1.6.7.3）

GLP フッターを送信するには： c キー
を押してください。

2） アプリケーションプログラムを終了するに− プリント出力用ラインフォーマット：データ
IDコード（22 文字；工場設定）：

44

は：もう一度 c キーを押してください。

ISO/GLP準拠のプリント出力には、下記の内容が含まれます：-------------------17-Aug-2010
10:15
SARTORIUS
Mod.
ED8201
Ser. no.
10105355
Ver. no.
00-32-02
ID
2690 923-------------------L ID
NRef
10 pcsWRef
21.14gQnt +567 pcs-------------------17-Aug-2010
10:20
Name:

点線
日付／時間（測定開始時間）
天びん製造者
型式
天びんシリアル番号
ソフトウェアバージョン
ID
点線
測定シリーズ番号
カウンティング：参照サンプル量
カウンティング：参照ひょう量
カウンティング結果
点線
日付／時間（測定終了時間）
測定者署名欄ブランク--------------------

点線

外部キャリブレーション用 ISO/GLP 準拠のプリント出力：-------------------17-Aug-2010
10:30
SARTORIUS
Mod.
ED8201Ser.no.
10105352
Ver.no.
00-32-02
ID
2690 923-------------------Cal.Ext.Test
Set+
5000.0Diff. +
0.2g
Cal. Ext.Complete
Diff.
0.0g
-------------------17-Aug-2010
10:32
Name:

点線
日付／時間（測定開始時間）
天びん製造者
型式
天びんシリアル番号
ソフトウェアバージョン
ID
点線
キャリブレーション／調整モード
キャリブレーション分銅
前回キャリブレーションしたときとの誤差
キャリブレーション手順の確定
調整後の校正値からの誤差
点線
日付／時間（測定終了時間）
測定者署名欄ブランク--------------------

点線

45

お手持ちの天びんには、コンピュータやその他

伝送レート： 1200 ボー（メニューコード

の周辺機器と接続できるよう、インターフェー

1.5.1.4）

スポートがついています。コンピュータを接続

パリティ： ODD（1. 5. 2. 3）

して、天びんやアプリケーションプログラムのストップビット： 1 STOP ビット（1. 5. 3. 1）

機能を変更、開始、監視などをすることができハンドシェーク： HANDSHK.ハードウェア、（1.

ます。

5. 4. 2）
操作モード： PRINTER（1. 5. 6. 2）
プリント： MAN.WITH 安定後手動（1.6.1.2）

インターフェースのタイプ：シリアルインター
フェース
操作モード：フルデュプレックス
スタンダード：RS-232

ピン配列

伝送レート： 600、1200、2400、4800、9600

さい。

および

ピン配列表

をご参照くだおよび19,200ボー
パリティ：奇数、偶数、無し

非認証デジットの識別

データビット数：７または 8ビット

非認証デジット（ e ≠ d

文字フォーマット： 1 スタートビット、7 ビット

プリント出力で識別するには、下記のパラメー

アスキー、パリティ、１または 2ストップビット

タを設定してください：

ハンドシェーク：

通信： PRINTER（メニューコード1.5.6.2）

2ワイヤインターフェース用：

非認証デジットは、角カッコでマークされていま

ソフトウェア（XON/XOFF）

す。

4ワイヤインターフェース用：
ハードウェア（CTS/DTR）
天びんのデータ出力フォーマット： 16 または 22
文字46のとき）を自動的に

16文字のデータ出力フォーマット
起動されていない表示セグメントは、スペースとして出力されます。
出力できる文字タイプは、文字の位置により異なります。
位置

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+

D

D

D

D

D

D

D

*

U

U

U

CR LF

または

-

.

.

.

.

.

.

.

*

*

*

または

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*：スペース

CR：キャリッジリターン

D：デジットまたは文字

LF ：ラインフィード

U：単位記号. ：小数点位置

16

特別コード
位置

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CR LF

または

H

i

g

h

または

L

o

w

l

.

E

t

.

または

C

a

x

*：スペース

High：過荷重

Cal.Ext.：キャリブレーション、外部

Low：荷重過少16

エラーコード
位置

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E

r

r

*

#

#

*

*

*

CR LF

A

P

P

.

E

R

*

*

*

CR LF

D

l

S

.

E

R

#
*
1）
R
*
R1） *

*

*

*

CR LF

R

R1） *

*

*

*

CR LF

P
*：スペース
１）

トラブルシューティングガイド

R

T

.

E

16

### ：エラー番号
をご参照ください。

47

例：ひょう量値＋ 123.56g
起動されていない表示セグメントは、スペースとして出力されます。
出力できる文字タイプは、文字の位置により異なります。
位置

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+

*

*

*

1

2

3

.

6

*

*

CR LF

*

*

1

2

3

.

5

*
]1）

g

+

5
[

g

*

*

CR LF

ポジション１：

プラスまたはマイナス記号またはスペース

ポジション２：

スペース

6

16

ポジション３-10 ： 小数点位置付ひょう量：先頭のゼロ＝スペースポジション 12-14 ： 単位記号またはスペース
ポジション 15 ：キャリッジリターン

ポジション 16 ：ラインフィード

22文字のデータ出力フォーマット
データが ID コード付で出力されると、上記 16 文字の文字列の前に、6 文字のコードがつきます。コードにより、続く値を識別することができます。
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

1

1

1

1

1

1

+

*

D

D

D

D

D

D

D

D

U

U

U

CR LF

*

*

*

*

*

-

.

.

.

.

.

.

.

.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1：ID コード文字

U：単位記号１）*：スペース

CR：キャリッジリターン

D：デジットまたは文字LF：ラインフィード

*

22

例：
1

2

3

4

5

N
N

6

7

8

9

10

+
+

1

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

1

2

3

.

5
[

6

*

g

*

*

CR LF

6

1）

g

*

*

CR LF

2

3

.

5

]

22

1） 非認証デジットの識別

非認証デジット（ e ≠ dのとき）を自動的にプリント出力で識別するには、下記のパラメータを設定してください：
通信： PRINTER（メニューコード 1.5.6.2）
非認証デジットは、角カッコでマークされています。

48

特別コード
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

S

t

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CR LF

H

i

g

h

L

o

w

l

.

E

x

t

.

t

a

C

a

*：スペース

High：過荷重

Cal.Ext.：キャリブレーション、外部

Low：荷重過少22

エラーコード
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

S

t

*

*

*

*

*

E

R

R

*

#

#

#

*

*

*

*

CR LF

R

R

1）

*

*

*

*

CR LF

R

1）

*

*

*

*

CR LF

1）

*

*

*

*

CR LF

S
S
S

t
t
t
t

a
a
a
a

t
t
t

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*：スペース
１）

トラブルシューティングガイド

*
*
*

*
*
*

A

P

D
P

l
R

P
S
T

.
.
.

E
E
E

R
R

R

22

###:エラーコード番号
をご参照ください。

49

（データ入力フォーマット）
コンピュータをお使いの天びんに接続して、天びんのインターフェースポート経由でコマンドを送信する
ことにより、天びんの機能やアプリケーションをコントロールすることができます。送信されたコマンド
はコントロールコマンドで、フォーマットが異なる場合があります。コントロールコマンドは 13 文字までで構成されます。各文字は、データ伝送の操作メニューで構成された設定に従って送信されます。
コントロールコマンド用フォーマット
フォーマット１：

Esc

!

CR

LF

フォーマット２：

Esc

!

#

̲

Esc:

エスケープ（オプション）

CR

LF

CR: キャリッジリターン！：コマンド文字

LF: ラインフィード（オプション）̲ ：アンダーライン
コマンド文字！

コマンド文字による設定

K

周囲条件：非常に安定L

周囲条件：安定M

周囲条件：不安定N

周囲条件：非常に不安定

O

キーをブロックPr キー（プリント、自動プリント；起動またはブロック）R

キーブロック解除

S

再起動／セルフテスト

T

50

キー

W

キャリブレーション／調整（メニュー設定による）

Z

内部キャリブレーション／調整 *コマンド文字*＝ 校正用分銅内蔵モデルのみ

フォーマット１：

フォーマット２：！#

コマンド文字による設定

f0̲

機能キー

f1̲

機能キー

f2̲

機能キー

s3̲

c キー

x1̲

天びん型式のプリント

x2̲

天びんのシリアル番号をプリント

x3̲

ソフトウェアバージョンをプリント

天びんと接続されたデバイス（コンピュータ）間

ソフトウェアハンドシェークは XON と XOFF 経でのデータ伝送中に、アスキー文字で構成された

由でコントロールすることができます。機器がメッセージがインターフェース経由で送信されま

スイッチオンになっていると、XON が送信され、す。エラーフリーのデータ通信を行うには、両装接続されている機器は通信可能になります。

置のボーレート、パリティ、ハンドシェークモー
ドおよび文字フォーマットが同一でなければなりません。

● ピン配列とピン配列表を参照してください。
プリントコマンドは、r キーを押すか、ソ

上記パラメータはセットアップメニュー中で、接フトウェアコマンド（Esc P）により送信す続されたデバイスのものと一致するように設定でることができます。

きます。また、天びん中のパラメータ設定により、データ出力をさまざまな条件に依存させることもできます。設定できる条件は、アプリケーシ

プリントコマンド無しで、インターフェースポー

ョンプログラムの説明に記載されています。

トへのデータ出力を行うには、 自動プリント
操作モードを起動します。安定パラメータ付、まインターフェースポートに周辺機器を接続していたは無しで、設定された表示更新インターバルにない場合は、エラーメッセージは発信されませて、データ出力を自動的に行うことができます。

ん。

プリントインターバルの長さは操作メニュー設定の AMBIENT（周囲条件）（メニューコード1.1.1.x）
および AUT.CYCL.（時間依存性自動プリント；メ

天びんのインターフェース（ザルトリウス天びん

ニューコード 1.6.3.x）により異なります。

インターフェース =SBI）には、送受信バッファ

自動プリント設定を起動すると、天びんを起動しがついています。セットアップメニューでハンドた瞬間にデータが送信されます。操作メニューでシェークパラメータを設定できます。

は、r キーを押すと自動プリントを中止でき―ハードウェアハンドシェーク（CTS/DTR）

るよう設定することができます。

―ソフトウェアハンドシェーク（XON, XOFF）

４線インターフェースを使うと、CTS後にさらに1文字送信することができます（クリアトゥーセ
ンド）51

メス型インターフェースコネクタ:!市販の RS-232 接続ケーブルをご使用になる

D-Sub 25ピン、ケーブルアースネジロック式

際の注意：
他社より購入された RS-232 のピン配列は、ザル

接続用のオス型コネクタ（同一仕様のコネクタ

トリウス製のひょう量機器と互換性がない場合を使用してください。）:

があります。接続する前に、必ず下記の表でピ

D-Sub 25 ピン、DB25P、シールドケーブルクラ

ン配列をご確認のうえ、ザルトリウス指定のも

ンプアッセンブリ（Amp type 826 985-1C）とのと異なる配線を切断してください（例、ピンネジ（Amp type 164 868-1）付

６）。
この作業を怠りますと、お使いの天びんおよび周辺機器の一部、あるいは全部に損傷を与えることがあります。

ピン配列：
ピン １：
ピン ２：
ピン ３：
ピン ４：
ピン ５：
ピン ６：
ピン ７：
ピン ８：
ピン ９：
ピン10：
ピン11：
ピン12：
ピン13：
ピン14：
ピン15：
ピン16：
ピン17：
ピン18：
ピン19：
ピン20：
ピン21：
ピン22：
ピン23：
ピン24：
ピン25：

グランドアース
データ出力（T x D）
データ入力（R×D）
内部アース （GND）
クリアトゥーセンド（CTS）
非接続
グランドアース （GND）
グランドアース （GND）
非接続
非接続+12V（ザルトリウスプリンタ電源用）
リセット̲アウト*）+5V
信号用アース （GND）
ユニバーサルリモートスイッチ
非接続
非接続
非接続
非接続
データターミナルレディ（DTR）
非接続
非接続
非接続
非接続
+5V

*）=ハードウェア再スタート

52

リモートスイッチ

RS-232C/V24プロトコルおよび 15 ｍまでの長さのケーブルを使用して、コンピュータやその他周辺機器を天びんに接続します。
重要：下記以外のピンを、天びんのケーブルコネクタに接続しないでください。

コンピュータ (PC）

天びん

V24

53

エラーコードは約 2秒間、メイン表示部に表示されます。その後プログラムは自動的にエラーコードが出る前のモードに戻ります。
表示部

原因：

表示部にセグメントが現れない 電源が入っていない。

解決策
電源をチェックしてください。

AC アダプタが接続されていない。

電源をチェックしてください。

HIGH

荷重が天びんのキャパシティを超えている。

天びんの荷重を下ろしてください。

LOW または ERR54

何かがひょう量皿に触れている。

天びんのひょう量皿に触れているものを取り除いてください。

APP.ERR

データを保存できない：ひょう量皿上の荷重が軽すぎるか、アプリケー
ションの起動中にひょう量皿にサンプルが載っていない。

荷重を増やしてください。

DIS.ERR.

データ出力が出力フォーマットに合っていない

操作メニューの設定を変更してください。

PRT.ERR.

プリンタ出力のインターフェースポートがブロックされている

メニュー工場設定をリセットするか、最寄りのザルトリウスサービスセンタ
ーへご連絡ください。

ERR02

キャリブレーションパラメータが一致しない；− 天びんがテアされていない− ひょう量皿上に荷重がある

ゼロが表示されているときのみ、キャリブレーションを行ってください。
−
を押して天びんをテア− 天びんから荷重を下ろす

Err 10

第2テアメモリーにデータがあるとき（正味合計）、キーがブロックされる；一度にテア機能が１つしか使えない。

c キーを押してテアメモリーを消去し、テアキーをリリースしてください。

Err 11

テアメモリーが許可されない

キーを押してください。

ひょう量読み出し値が恒常的に 設置場所の周囲条件が不安定（強い変化する
通風や振動）
ひょう量皿と天びんハウジングの間に異物が挟まっている。

他の場所に天びんを設置してください。

ひょう量値が明らかに間違って 天びんがキャリブレーション／調整いる
されていない
ひょう量前に天びんがテアされていない

天びんをキャリブレーション／
調整してください。
ひょう量前に天びんをテアするか、目盛りをゼロにしてください

異物を取り除いてください。

その他のエラーが発生した場合、最寄りのザルトリウス サービスセンターへご連絡ください。
連絡先についての情報は：http://www.sartorius.co.jp でご確認いただけます。

54

ご要望があれば、ザルトリウスより個別の保守契約をご提供することが可能です。
修理は、訓練を受けた保守技術者が行います。訓練を受けていない方による修理は、ユーザーに危険を及ぼす恐れがあります。
● 壁のコンセントから AC アダプタを抜きます（主電源）。インターフェースケーブルを天びんのポートにつないでいる場合は、ケーブル
もポートから外します。
!天びんハウジング内に、液体の入らないように注意してください。
○ 天びんハウジングの上下のプラスチック製部
分は、特殊な塗装によりコーティングされていますので、通常使われている溶剤で損傷を受けることはありません。
!次の部分には溶剤や侵食性のある洗剤を使用しないでください：キーパッドオーバーレイ、
パワージャック、データインターフェース● クリーニング後、乾いたやわらかい布で天びんを拭いてください。
分析天びんでは、ひょう量皿を下記の方法で外し、清掃してください。
● シールドディスクの下まで下げて、ひょう量システムを損傷しないよう、ひょう量皿サポートとともに慎重に持ち上げます。
! 液体が天びんハウジングの内部に入らないよ
うにしてください。

すべてのステンレス製部品は、定期的にクリーニ
ングしてください。ステンレス製ひょう量皿を外し、他のものとは別にして、十分に清掃してください。天びんについているステンレス製部品の清掃には、湿らせた布かスポンジをご使用ください。ステンレスへの使用に適したものなら、家庭用の洗剤を使用することもできます。ステンレス製の表面は、ふき取るだけにしてください。その後、装置全体の洗剤を十分にふき取り、洗剤成分が残らないようにしてください。その後、装置を乾燥させます。必要に応じ、オイルを塗布して装置表面を保護してください。
55

天びんの安全な操作が保証されないという兆候

無事に装置の設置が終了し、パッケージが不要がみられたときには：になった場合は、リサイクルにお出しください。

● 電源を切り、装置を AC 電源からすみやかにパッケージは環境にやさしい素材でつくられて外してください。

おり、2次原料の貴重な供給源となります。電池は有害ゴミですので、分別して捨ててくださ＞さしあたり使えないように、装置を安全な場い。空の電池は、お住まいの地域に備え付けて所に保管してください。

ある回収ボックスに入れてください。ザルトリ
ウスでは、ご要望に基づき、使用済み電池を回最寄りのザルトリウス

サービスセンターへご収する GRS ボックスをご提供しております

連絡ください。修理は、訓練を受けた技術者が（GRS は行います。

す）。

ドイツ電池廃棄物機構の頭文字で装置を廃棄する場合は、お住まいの地域の清掃局へご連絡ください。ゲッティンゲンのザルトリウ
ス AG は、装置およびパッケージをお引取りし、適用法に従って廃棄いたします。*ドイツ以外の地域にお住まいのお客様は、お住まいの地域の清掃局へご連絡のうえ、同様のサービスについてお尋ねください。
*本サービスはドイツ国内のみでの提供となりま
す。

56

仕

様

自動校正用分銅内蔵

先頭または末尾に AX、ED..- CW、GK、GW のモデル、または読取限度 0.0001g のモデル、およびすべての認証モデル

AC電源／電圧、周波数

230V または 115V の AC アダプタ
+15%〜 20%、45-60Hz

消費電力

最大 16VA ；通常 8VA（STNG6）YRB05Zバッテリパックでの平均操作可能時間（バックライトオン時）

35 時間

周囲条件
ここに記載する仕様は、下記の周囲条件で使用する場合に保証されます。
動作温度範囲

+10 〜 +30 ℃

許容周囲動作温度+5 〜 +40 ℃+5〜+40℃の周囲動作温度の範囲内では、正常に機能することが保証されます。
モデル別仕様型式

ED224S

ED124S

GK1403

GK1203

GK703,
GK703-ST

GK303

ひょう量

220g

120g

1400ct1200ct

700ct

300ct

読取限度

0.0001 g

0.0001 g

0.001ct

0.001 ct

0.001 ct

0.001 ct

テアレンジ（減算）

220g

120g

1400ct1200ct

700ct

300ct

繰り返し性

≦±

0.0001g

0.0001g0.001ct

0.001ct

0.001ct

0.001ct

直線性偏差≦±0.0002g0.0002g0.002ct

0.002ct

0.002ct

0.002ct

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2・ 10-6

2・ 10-6

2・ 10-6

2・ 10-6

2・ 10-6

2・ 10-6安定所要時間（代表値） s
感度ドリフト（10-30℃）≦±/K

周囲条件への適応

４つの最適化されたフィルタレベルから１つを選択；
表示更新： 0.1-0.4（選択されたフィルタレベルにより異なる）

外部キャリブレーション
分銅（精度クラス）g

200(E2）100(E2） 200(E2） 200(E2） 100(E2）

50(E2）

本体重量（約）

kg

4.8

4.8

4.7

4.7

4.7/3.9

4.7

ひょう量皿の大きさ

mm

90 φ

90φ

90φ

90φ

90φ/35φ90 φ

ひょう量有効高さ

mm

230

230

160

160

160/38160

本体寸法（W× D× H）mm

230 ×303×330

230×303×260
モデルGK703-ST：
230×303×138

57

型式

ED623S,ED423S,

ED323S,

ED153,

GK3102

GK2202

ED623S-CW ED423S-CW, ED323S-CW, ED153-CW,
ED423S-DS

ED323S-DS

ED153-DS

ひょう量

620g

420g

320g

150g

3100ct2200ct

読取限度

0.001 g0.001 g0.001 g0.001 g0.005ct

0.005 ct

テアレンジ（減算）

620g

420g

320g

150g

3100ct2200ct

繰り返し性≦±0.001 g0.001 g0.001 g0.001 g0.005ct

0.005 ct

直線性偏差

≦±

0.002g0.002g0.002g0.002g0.01ct0.01ct安定所要時間（代表値） s

1

1

1.1

1.3

感度ドリフト（10-30 ℃） ≦±/K

2・ 10-6

2・ 10-6

2・ 10-6

周囲条件への適応

４つの最適化されたフィルタレベルから１つを選択；
表示更新： 0.05-0.4（選択されたフィルタレベルにより異なる）

1
6
3.3・10
2・10-6

1
2・10-6

外部キャリブレーション
分銅（精度クラス）g

500(E2)200(E2)200(F1)100(F1)

本体重量（約）kg

3.2/3.6

3.2/3.6/4.4

3.2/3.6/4.4

2.6/3.0/3.8 4.4

4.4

ひょう量皿の大きさ

mm

115 φ

115φ

115φ

115φ

115φ

本体寸法（W×D× H）mm

型式

230×303×136 230×303×136（ED …-DS : 230×303×330）

ED6202S,

ED4202S,

GW6202,ED4202S-CW GW3202,

ED6202S-CW

ED3202S,

500(E2)115φ200(E2)230×303×260

ED2202S,

ED822,

ED2202S-CW ED822-CW

ED3202S-CW

ひょう量

g

6200

4200

3200

2200

820

読取限度

g

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

テアレンジ（減算）

g

6200

4200

3200

2200

820

繰り返し性

≦± g

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

直線性偏差

≦± g

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

安定所要時間（代表値）s

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

感度ドリフト（10-30℃）

2・ 10-6

2・ 10-6

2・ 10-6

2・ 10-6

5・ 10-6≦±/K

周囲条件への適応

４つの最適化されたフィルタレベルから１つを選択；
表示更新： 0.05-0.4（選択されたフィルタレベルにより異なる）

外部キャリブレーション
分銅（精度クラス）g

5000（E2） 2000（E2） 2000（F1） 2000（F1） 500（F1）

本体重量（約）kg

3.1/3.1/3.5

3.1/3.5

3.1/3.1/3.5

3.1/3.5

2/2.6

ひょう量皿の大きさmm

180 × 180

180×180

180×180

180×180150φ

本体寸法（W×D× H）mm

230×303×91

58

230×303×87

型式

ED8201,GW7201

ED8201-CW

ED5201,

ED2201,ED5201-CW

ED2201-CW

ひょう量

g

8200

7200

5200

2200

読取限度

g

0.1

0.1

0.1

0.1

テアレンジ（減算）

g

8200

7200

5200

2200

繰り返し性

≦± g

0.1

0.1

0.1

0.1

直線性偏差

≦± g

0.1

0.1

0.1

0.1

安定所要時間（代表値）

s

1

1

1

1

≦±/K

10 ・10-6

感度ドリフト（10-30 ℃）
周囲条件への適応

４つの最適化されたフィルタレベルから１つを選択；
表示更新： 0.05-0.4（選択されたフィルタレベルにより異なる）

外部キャリブレーション
分銅（精度クラス）g

5000（F1）

5000（F1）

5000（F1）

2000（F1）

本体重量（約）kg

2.7/3.5

2.7

2.7/3.5

2.7/3.5

ひょう量皿の大きさmm

180×180

本体寸法（W× D× H）

mm

230 × 303 × 91

型式

ED623S-0CE ED523S-PCE ED423S-0CE

ED323S-0CE ED153-0CE
ED153-PCE

精度等級

1)
1)

最大ひょう量(Max)
補助表示値

1)

テアレンジ（減算）1)

目量
最小ひょう量(Min)1)

2級

2級

2級

2級

2級

g

620

520

420

320

150

g

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

g

620

520

420

320

150

g
g

0.01
0.02

0.01
0.02

0.01
0.02

0.01
0.02

0.01
0.02

1

1

1

1

1

0.02-520

0.02-420

0.02-320

0.02-150

安定所要時間（代表値） s1)

使用範囲
許容周囲動作温度g℃0.02-620+10 〜 +30

本体重量（約）kg

3.6

ひょう量皿の大きさmm 115 φ

本体寸法（W× D× H）mm 230×303×136
1）

CD＝非自動はかり用委員会指令 90/384/EEC ：欧州経済地域に適用

59

型式

ED6202S-0CE,

ED4202S-0CE,

ED3202S-0CE,

GW6202-0CE,

ED4202S-PCE

GW3202-0CE,

GW6202-0CEDS
精度等級

1)

ED2202S-0CE

GW3202-0CEDS

2級

2級

2級

2級

g

6200

4200

3200

2200

g

0.01

0.01

0.01

0.01

g

6200

4200

3200

2200

g
g

0.1
0.5

0.1
0.5

0.1
0.5

0.1
0.5

安定所要時間（代表値） s

1.1

1.1

1.1

1.1

0.5-4200

0.5-3200

0.5-22001)

最大ひょう量(Max)
補助表示値

1)

テアレンジ（減算）1)

目量
最小ひょう量(Min)1)1)

使用範囲
許容周囲動作温度g℃

0.5-6200+10 〜 +30

本体重量（約）kg

3.5, GW..-0CEDS: 4.9

ひょう量皿の大きさmm 180×180, GW..-0CEDS: 150φ

本体寸法（W×D× H）mm 230×303×91, GW..-0CEDS: 230×303×260
1）

CD＝非自動はかり用委員会指令 90/384/EEC ：欧州経済地域に適用

型式

ED822-0CE

ED8201-0CE

ED5201-0CE,

ED2201-0CE

2級

2級

2級

2級

g

820

8200

5200

2200

g

0.01

0.1

0.1

0.1

g

820

8200

5200

2200

g
g

0.1
0.5

1
5

1
5

0.1
5

安定所要時間（代表値） s

1.1

1

1

1.1

5-82005-52005-2200

精度等級 1)
1)

最大ひょう量(Max)
補助表示値

1)

テアレンジ（減算）1)

目量
最小ひょう量(Min)1)1)

使用範囲
許容周囲動作温度g℃

0.5-820+10 〜 +30

本体重量（約）kg

3.5

ひょう量皿の大きさmm 180×180

本体寸法（W×D× H）mm 230×303×91
1）

60

CD＝非自動はかり用委員会指令 90/384/EEC ：欧州経済地域に適用

型式

AX224

AX124

ひょう量

g

220

120

読取限度

mg

0.1

0.1

（減算式）

g

220

120

繰返し性

≦± mg

0.2

0.2

直線性
操作温度範囲許容操作温度範囲

≦± mg
℃
℃

0.3

感度ドリフト（10-30 ℃）
安定所要時間（平均）

≧±/K
S

0.3
10 〜 30
5〜 40
2×10 -63

積分時間（ディジタルフィルタ）

4段階選択可能表示シーケンス（選択積分時間による）0.1− 0.4

外部校正用分銅値

g

正味重量

kg

4.4

ひょう量皿寸法mm

90φ

ひょう量室有効高さmm

230

本体寸法（W+D+H）mm

230×310×330

型式

200（E2）100（E2）

AX623

AX423

ひょう量

g

620

420

読取限度

g

0.001

0.001

（減算式）

g

620

420

繰返し性

≦± g

0.002

0.002

直線性
操作温度範囲許容操作温度範囲

≦± g
℃
℃

0.004

0.004

感度ドリフト（10-30 ℃）
安定所要時間（平均）≧±/KS

10 〜 30
5〜 40
2×10 -6
1.5

1.5

積分時間（ディジタルフィルタ）

4段階選択可能表示シーケンス（選択積分時間による）

0.05− 0.4

外部校正用分銅値

g

500（E2）200（E2）

正味重量

kg

4.5

ひょう量皿寸法mm

115φ

本体寸法（W+D+H）mm

230×310×136＊仕様はお断りなしに変更させていただく場合があります。

61

型式

AX6202AX4202

AX2202

AX822

ひょう量

g

6,200

4,200

3,100

800

読取限度

g

0.01

0.01

0.01

0.01

（減算式）

g

6,200

4,200

3,100

800

繰返し性

≦± g

0.02

0.02

0.02

0.02

直線性
操作温度範囲許容操作温度範囲

≦± g
℃
℃

0.04

0.04

0.04

0.04

感度ドリフト（10-30 ℃）
安定所要時間（平均）≧±/Ks

2×10 -6

2× 10 -6

5× 10 -6

10 〜 30
5〜 40
2× 10 -6
1.5

積分時間（ディジタルフィルタ）

4段階選択可能表示シーケンス（選択積分時間による） s

0.05− 0.4

外部校正用分銅値g

5000（E2）

2000（E2）

2000（F1）500（F1）

正味重量

kg

3.1

3.1

3.1

2

ひょう量皿寸法mm

180×180

180×180

180×180150φ

本体寸法（W+D+H）mm

230×310×91＊仕様はお断りなしに変更させていただく場合があります。

62

230×310× 87単位： mm

単位： mm63

単位： mm

単位： mm64

外部キャリブレーション分銅：
型式

精度クラス

グラム

注文番号

ED423S/....DS

E2

200

YCW5228-00

ED623S

E2500

YCW5528-00

ED4202S

E2

2000

YCW6228-00

ED6202S

E25000

YCW6528-00

ED153S/....DS

F1

100

YCW5138-00

ED323S/....DS

F1

200

YCW5238-00

ED3202S, ED2202S

F1

2000

YCW6238-00

ED822

F1

500

YCW5538-00

ED2201F1

2000

YCW6238-00

ED8201, ED5201

F1

5000

YCW6538-00

製品

注文番号

データプリンタ

YDP20-0CE

製品
比重測定キット

注文番号
1）

日付、時刻、統計評価、− ED224S、ED124S 向け

処理カウンタ機能− AX224、AX124

YDK01
YDK01B

データケーブル
リモートディスプレイ 1）

YRD03Z− USB ポート使用、コンピュータとの接続用

反射型

YCC01-USBM2（データインターフェース接続用）

外付バッテリパック

YRB05Z− コンピュータ接続用、25 ピン

L60002N− コンピュータ接続用、9ピン

L60002I

1）

認証天びんには該当しません

電池残量表示（LED）付；
ACアダプタで充電可（バッテリパックのフル充電時間： 15 時間）；操作時間に
ついては

仕様

の項参照。

バッテリパックを充電するには：
ACアダプタを天びんから抜き、バッテリパックに差し込む

65

ユニバーサルリモートコントロールスイッチ

注文番号

下記機能のリモートコントロール用：

r、、（詳細についてはまたは機能キー
構成の章をご参照ください）

Tコネクタ付フットスイッチ

YFS01

Tコネクタ付ハンドスイッチ

YHS02

T型コネクタYTC01

ご注意：
T型コネクタは、PC や YDP20-0CE プリンタなど、複合的な高性能周辺機器との接続は想定しておりません。
除震用天びん台− 正確なひょう量操作のために人造大理石製、衝撃吸収材付

66

YWT09

C

67

68

69

ザルトリウス・ジャパ ン 株式会社

本 社／〒140-0001
東京都品川区北品川 1-8-11

T E L . （03）3740-5408

FAX.（03）3740-5406

技術サービスセンター／〒140-0002
東京都品川区東品川 4-13-34

T E L . （03）5796-0401

FAX.（03）3474-8043

LH技術サービスセンター／〒162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町 1-2-34

T E L . （03）5228-0323

FAX.（03）5228-0324

JCSS校正室／〒168-0074
東京都杉並区上高井戸 1-14-4

T E L . （03）5316-1555

FAX.（03）3304-0308

大 阪／〒532-0003
大阪市淀川区宮原 4-3-39

T E L . （06）6396-6682

FAX.（06）6396-6686

名古屋／〒461-0002
名古屋市東区代官町 35-16

T E L . （052）932-5460

FAX.（052）932-5461

Publication.No : WAX6001-J13022