小型機器カタログ2023

株式会社グライナー・ジャパン

サーマルサイクラー

DEMO

TurboCycler™ 2

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

リモートモニター可能 7 インチ大型モニタータッチスクリーン搭載モデル● 7インチカラータッチスクリーン、コンパクトデザイン● ラボ用グローブ装着でも楽々操作● Wi-Fi モジュールで、リモートモニター可能（特別サービス）● 高熱伝導性と温度均一性実現

最大温度上昇速度 5.5℃/秒● オリジナルプログラムソフト “対話形式で簡単入力”● USBによるプログラム移動及び保存可能● 2年保証
製品番号

製品名

J804305

グラジェントターボサイクラー 2 96ウエルタイプ■ アプリケーション
Basic PCR
Touch down PCR
Experiment optimization Nested PCR
Fast PCR
RT-PCR

Wi-Fiモジュール いつでもモニターリング2■ エルゴノミック設計■ グラジェント温度設定幅 1-24℃■ コンパクト設計■ リッドの温度を幅広く設定可能

特殊合金を用いたハンドルで開けやすいリッド
高い耐久性リッド設計

グラジェント機能標準装備
実験系の最適化

スペースを有効利用
独自のエアーベント方式により、並列してセッティング可能

次世代シーケンス用のサンプル調製などに便利

カタログNo.

J804305

プログラム保存数

500

ブロックタイプ/ サンプル数

96-well, 0.2ml / 96

ユーザーホルダー数100

ブロック加熱技術

ペルチェ素子パスワードプロテクションあり

ブロック温度設定範囲

4.0℃ - 99.9℃

ステイタスレポート

HTML アウトプット、USB

最大温度上昇速度

5.5 ℃／秒

リアルタイム温度プロファイルレポート CSV アウトプット、UBS

最大温度下降速度

3.3 ℃／秒

ディスプレイ

7インチカラー LCD/タッチパネル方式

温度制御±0.3 ℃

データポートUSB

温度均一性±0.3 ℃

ヒートリッド

105℃ / 120℃ 固定 or オフ

調整可能温度勾配〇 low/ highオートリスタート機能〇

温度グラジェント機能

〇

外形寸法

高さ23cm 幅25cm 奥行41 cm

温度グラジェント範囲

30-99℃

重量9.5 kg

グラジェント温度設定幅

24℃

電源電圧

AC100-240V, 50/60 Hz, 750 W

USBメモリーに保存可能

サーマルサイクラー

DEMO

TurboCycler™ Lite
簡単パネル操作グラジェント機能搭載● 5インチモノクロスクリーン● 最大温度上昇速度 3.0℃/sec● 操作容易なキーパッド● 2年保証

ラボ用グローブ
装着でも楽々操作● グラジェント機能付き
製品番号

製品名

J804391

Wi-Fi アップグレイドモジュール

J804392

コンプレッションマット（10枚入り）

J804306

ターボサイクラーライト

触れるだけで反応するキーパッド

96ウエルタイプ

1-24℃のグラジェント温度設定幅

カタログNo.

J804306

グラジェント温度設定幅

24℃

ブロックタイプ/サンプル数

96-well, 0.2ml / 96

プログラム数200

ブロック加熱技術

ペルチェ素子ユーザーホルダー数50

ブロック温度設定範囲

4.0℃ - 99.9℃

パスワードプロテクションあり

最大温度上昇速度

3.0℃／秒ディスプレイ

モノクロLCM

最大温度下降速度

2.0℃／秒

ヒートリッド35℃ -120℃ or オフ

温度制御±0.3℃ヒートリッド制御±1.0 ℃

温度均一性

±0.5℃

オートスタート機能〇

温度可能温度勾配〇 High/Low

外寸

高さ22.5cm 幅24.5cm 奥行41.5 cm

温度グラジェント機能〇

重量9.5 kg

温度グラジェント範囲

30-99℃

電源電圧

AC100-240V, 50/60 Hz, 500W

※仕様は予告なしに変更する場合がございます。

グライナー電動ピペッター

Greiner Sapphire-Maxipette● 自立型デザイン● ピペットホルダー標準装備● 180gの軽量タイプ● UV耐性● 短い充電時間● 3カラー（青、紫、赤）によるバッテリーの状態を確認可能

対応可能ピペットサイズ

1-100 mlサイズ

吸引スピード>7.5 ml / 秒

充電時間

約4時間

電源

AC100-240V 50/60 Hz

パワージャック

mini-USBフィルター

疎水性 25 mm (直径) / 0.2 um

バッテリー

リチウムイオン 3.7 V / 1,100 mAh

本体重量180 g

製品番号

製品名J847050Sapphire-Maxipette3簡易でタイムラプス可能な細胞イメージャー

EzScope 101 Live Cell Imaging System

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

● インキュベータ内で使用可能● インキュベータから取り出さずに観察可能● タイムラプス撮影可能（最大1,000枚）● 4台を1台のPCで管理可能● 高コントラスト明視野● レンズ交換可能（x10 標準 / x20 オプション）● 電動レンズフォーカス（PCから調整可能）● EzCapture ソフトウェア（細胞イメージ、編集、解析）● リモート機能使用可能（遠隔地からモニター可能）
製品番号

製品名

J804601

EzScope本体一式（10X 対物レンズ付き）

J804691

EzScope用 20倍対物レンズ

J804692

EzScope用XYステージ （アダプター4種付き）

構 成• EzScope 101本体(10x 対物レンズ付）• USB Flash Drive• DC 5Vアダプター• クイックガイド• LEDランプアーム• USBデータケーブル＊PCは含まれません。1ユニットには、i3 CPU, 4GB RAM Windows10、複数ユニット使用時には、i5 CPU, 8GB RAMをご用意ください。

■ 仕様
光学

明視野（透過）白色LED

対物レンズ

10x, 20x（オプション）

カメラ

1.3 MP CMOS センサー

イメージ解像度

1280 x 1024 pixels

エクスポートフォーマット

Tiff（イメージ）、AVI（ビデオ）

ソフトウェア

EzCapture

視野

2.6×2.0 mm（10x対物レンズ）

解像度

2μm/pixel（10x対物レンズ）
1μm/pixel（20x対物レンズ）

Live Viewフレームレート> 8 フレーム/秒

フォーカス

電動

様々なアプリケーションに！
■ ライブセルイメージ■ 細胞増殖＆コンフルエンス■ 細胞遊走アッセイ■ 創傷治癒アッセイ■ 幹細胞研究■ 保存マニュアルXYステージ（オプション） SBS規格
ラボウェアホルダー（オプション）

35mm 培養ディッシュ／スライド60mm 培養ディッシュ／スライド
T-25培養フラスコ
T-75培養フラスコ

Synovinal Mesenchymal
Stem Cell

MDA-MB-231

Cancer Cell Line

Cardiac Muscle Cell

■ 一般

4

コンピューターの仕様

i3 CPU, 4GB RAM, Windows 10OS
i5 CPU, 8GB RAM, Windows 10OS
（複数台ユニット使用の場合）

接続

USB 2.0/3.0, 4ユニット以下

ACアダプター

Input: AC100-240V, 50/60Hz
Output: DC 5V, 2A

サイズ（W×D×H）

225×131×205mm

重量2.0 kg

作業環境

0℃ - 42℃、5% - 95%、相対温度、結露を避ける

認証

CE, RoHS, PSE

微量高精度分光光度計

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

EzDrop 1000
● 測定できる波長が190～1000 nmと広範囲● DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度がボタン1つで測定可能● 1サンプルあたりの測定時間は3秒（CV値 1%未満）● アームを下す際の衝撃を和らげているため、閉じたときの影響を軽減● コンパクトでスペースセーブ
製品番号製品名J804001

EzDrop 1000

リモートデモ
受付中

石英ガラス

直観的なグラフィックインターフェース
タッチパネルによる操作

ナノハイドロフォビックレイヤー
OD600、核酸、蛋白質280、タンパク質アッセイの測定を選べる。また、カスタマイズした測定も可能。
ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。

■ 仕様

LEDアシストライトにより溶液の滴下をサポート

石英ガラス/疎水性コートによりドロップを形成し、測定エラーを防ぐ■ ソフトウェア

サンプル量

最小 1 μl

OSLinux

サンプル数1

登録フォルダ数

50フォルダ

経路長

0.5 mm/0.05 mm

パスワード設定可能

光源

パルスキセノンフラッシュランプ

検出タイプ

CMOS 2048エレメント

測定波長190～1000 nm

帯域幅

1.3 nm

波長の精度

1.0 nmスペクトラル分解能

1.5 nm（FWHM Hg 253.7 nm）

吸光度の精度0.001 A（0.5 mm相当）

吸光度の精度誤差

3%（320 nmで0.97吸光度の時）

吸光度測定範囲（1 cm相当）

0.02～300 A

検出範囲検出部分の素材
測定時間

dsDNA：2～15000 ng/μL
BSA：0.10～400 mg/mL
ハイドロフォビックレイヤーコートのステレ
ンス網と石英ガラス■ 概要ディスプレイ

7インチのカラータッチパネル

データポートType-AのUSBメモリー（1ポート）

寸法

縦 206×横 166×高さ 333 mm

重さ

3.5 kg未満

内部メモリ

32 GB

電源アダプター

インプットAC 100～240 V、50/60 Hz
アウトプットDC 24 V、2.08 A

品質保証

CEマーク、RoHS

3秒未満

5

ハイスピードマイクロチューブ遠心機

Greiner Mini Centrifuge, High-Speed● 分子生物学で必要とされている16,000gを可能とし、実験室の新しいスタンダード遠心機です。
● コンパクト、早い加減速時間、非常に静かなノイズレベルを実現しました。
● 標準装備のローターは、1.5ml/2.0mlを使用でき、別売アダプターで0.2ml/ 0.5mlも使用可能です。
大画面ディスプレイ

rpm/RCF(g)切り換え設定可能

使用可能なチューブ1.5ml若しくは2.0ml ×12本

最大遠心力

16,100 RCF(g)最大回転数

15,500 rpm

加速時間18秒

減速時間10 秒

ノイズレベル

54dB

サイズ

27×22×15cm（W×D×H）

重さ

4.8 kg

電源

100V, 50/60Hz

製品番号

製品名

J841050

グライナー ハイスピードマイクロ遠心機■ アクセサリー
製品番号

製品名

J841900

アダプター

0.5ml 8ヶ入り

J841901

アダプター

0.2ml 8ヶ入り

グライナー 卓上プレート遠心機

Greiner Plate Centrifuge
PCR反応後の遠心に便利● PCR プレート及びマイクロプレート用遠心機● 独自アングル設定、サンプル漏れ防止可能● コンパクト設計、2 枚のプレートを同時に遠心可能

6

サイズ

23×26×19.7 cm（ W×D×H）

収納枚数

プレート2枚（スカート付PCRプレートであれば4枚まで搭載可能）

最大回転数

2,100 rpm

最大遠心力

400 RCF（g）

重量4 kg

電源

100V, 50-60Hz

製品番号製品名

J846050

グライナー 卓上プレート遠心機

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

マイクロプレート用シェーカー

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

Greiner Plate Shaker● 低室温にて使用可能● マイクロプレート用プラットフォーム標準装備
振とう速度200- 1500 rpm

タイマー

1分から99時間

軌道範囲

3mm

サイズ

28×27×12 cm（W×D×H）

収容数

マイクロプレート

重量5.5 kg

動作温度

4℃～ 65℃

電源

100-240V, 50-60 Hz, 250W

4枚

製品番号

製品名

J849050

グライナー マイクロプレート用シェーカー

グライナー 卓上ミニ遠心機

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

Greiner Mini Centrifuge● Clik-n-LokTM ローター装着システム● 0.2ml 8 連チューブローター（4本掛け）、1.5/ 2.0 ml チューブ用ローター標準装備、各容量の遠心可能● 蓋の開閉による操作でON/OFFのコントロール可能
最大回転数

6,000 rpm

最大遠心力2,000 RCF (g)サイズ

11.4×15×11.4 cm（W×D×H）

重量1 kg

電源100-240V, 50/60Hz

収納サイズ

1.5/2.0ml チューブ×8本
0.2ml 8連チューブ×4本

標準付属品 PCR8連用ローター、チューブアダプター 0.5ml 8 ヶ入り, 0.2ml 8 ヶ入り
製品番号

製品名

J843050

グライナー 卓上ミニ遠心機

グライナー ボルテックスミキサー

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

Greiner Vortex Mixer● パワフルボルテックスミキサー● Q-Drive 技術にてスムースなミキシングが可能● ミキシング中でも機器本体は安定
回転数

200 ～ 3200 rpm

重量3.8 kg

サイズ

13×16×17 cm（W×D×H）

電源

115V, 60Hz, 180W

製品番号

製品名

J844050

グライナー ボルテックスミキサー■ ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ● 試験管などのミキシング可能● 直径：7.5cm

J844903製品番号

製品名J844903

ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ

7

スマートフォンの機種は選びません

New SmartDocTM2.0は、革新的及び経済的なモデルで、DNAの観察、ゲルの切り出し、画像撮影などに最適なシステムです。
同システムは、ゲル切出し用プラットホーム、ブルーライトベース、オレンジカバーフィルターを標準装備しております。
● 長波長の蛍光試薬に対応
SmartGlowTM, SYBR® Green, GelGreenTM 他● 465nm の青色光による照射のため、DNAのダメージを抑制● お手持ちのトランスイルミネーターでも使用可能● スマートフォンならではの高画像● DNAの切出し可能● SmaroDoc用オレンジカメラフィルター（ブルーライト仕様）アクリル製 標準装備

J804401

J804491

Smart phone イメージング

ゲル観察及びゲル切出し

撮影用フード ブルーライトベース

アングルオレンジフィルター※スマートフォンの機種は選びません（標準装備）

Smart Phone イメージングとUVトランスイルミネーター
撮影フードはUVトランスイルミネーターにもご使用頂けます。

※UV撮影用に別途カメラフィルターが必要となります。
※UVトランスイルミネーターは含まれておりません。
SYBR® is a registered trademark of ThermoFisher scientific.
Gel GreenTM is a trademark of Biotium.

製品番号

製品内訳

J804401

SmartDoc 2.0システム スマートフォン対応ゲル撮影装置

J804491

SmartDoc 撮影用フード、撮影・確認用オレンジフィルター付き

■ 別売
製品番号8

製品内訳

J804492

SmartDoc用UVブロックマット（UVトランスイルミネーター 表面18×18cm以上使用時）

J804493

SmartDoc用535nmフィルター（UV仕様、Green ステイン対応）ガラス製

J804494

SmartDoc用590nmフィルター（UV仕様、EtBr対応）ガラス製

サンプルと人に優しいブルーライトトランスイルミネーター登場

SMARTBLUE™
● 465nm長波長蛍光試薬に最適
Application; SYBR Green, SYPRO Orange, SYBR Safe, GFP, FITC● 光源”LED”ならでは表面均一性を実現● 二段階のアンバーフィルター設定可能
ゲル切出しを容易に作業
撮影時に取り外し容易

本体寸法

30.5×21.5×5cm（W×D×H）

フィルターサイズ

17×12 cm（W×D）

重さ

1.2 kg

電源100-240V, 50/60 Hz

製品番号

製品名J804303

SMARTBLUE トランスイルミネーター

The SmartBlue™ device uses technology under license from Clare Chemical Research, Inc. and iscovered under US and International Patents.

ハイスピードベンチトップ遠心機

Turbo Fuge
Turbo Fugeは、分子生物学で必要とされている21,400gを可能としました。
消費電力も最小限に抑えることにも成功し、実験室の新しいベンチトップタイプの遠心機です。
● 遠心終了後に自動で蓋が開閉します。
● 標準ローターはエアロゾル密閉性で、危険なサンプルの遠心に使用できます。
● オートクレーブ可能なアルミ式ローターを搭載● インバランス検出センサーにより、より安全な操作性を実現● 操作が確認しやすい、バックライト機能あり。
● 耐久性の高いメタルチャンバーを使用● チューブを入れやすいリッド角度設計（３０°から４０°）
使用可能チューブ

1.5ml /2.0 ml ×24本

遠心力50-21,400×ｇ

回転数

100-15,000rpm

加速時間15秒

減速時間

1 ６秒

タイマー

30秒～ 9時間59分

ノイズレベル<68 dB

消費電力

100 V, 50/60 hz

最大消費電力230W

重量10kg

本体サイズ（W×D×H）

29×48×26cm

製品番号

製品名

J804701

ハイスピードベンチトップ遠心機

動作中はパネルのバックライ 数値を入力中はパネルのトが赤バックライトが青9グライナー UV スタンド

回転ピペットスタンド UVランプ付き

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

お手持ちのピペットをより安心してお使い戴くために！
6本のピペットを整理でき、さらに99%のコンタミネーションを防ぐことができる世界初のピペットスタンドです。
この新しいUVスタンドは254nm UVライトにピペットシャフトを完全に照射することのできる高効率リフレクター /コンセントレイターを用いています。この照射により好ましくない汚染菌を分解し、PCRや他の感受性の高い手順におけるクロスコンタミネーションを防ぎます。
主なピペットメーカーのシングルチャンネルピペットをUVスタンドの中に置くだけで、28分間で自動的に除菌できます。
DNA分解能力を有するUV-Cにピペットシャフトを360°照射することで、クリーンなピペットに仕上げます。
キャパシティー

6本立て

ランプ

254nm, 殺菌能力の高いUV-C 放射
ロングライフ水銀ランプ（2,000時間）

主なピペットメーカーへ適応

0.2 µl -1000 µl 各機種

サイクルタイム

28分間で自動的に作業終了

外装素材

UV耐性ポリカーボネイト

リフレクター（反射鏡)

鏡面、アルミニウムコート、ポリエステルフィルム

サイズ

直径17cm, 高さ33cm

電源

100V-240V, 50/60Hz, 1A

製品番号

製品名／規格J804801

回転ピペットスタンド UVランプ付き

グライナー ミニドライバス

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

Greiner Mini Dry Bath● サンプル蒸発及びチューブ蓋への結露防止（サーモリッド付き）● コンパクト設計、手のひらサイズ● ブロック交換可能● 腐食防止加工のアルミブロック使用
用途

酵素反応、イムノアッセイ等に対応

製品番号
サイズ（W× D×H）

J848051

84805010.5×15×11.5 cm

11.2×15×10 cm

重量1 kg

電源100-240V, 50-60 Hz, 50W

温度精度± 0.3℃

温度設定

848050± 0.5℃
0.1℃単位

製品番号

製品名

J848051

グライナーミニドライバス サーモリッド付き

848050グライナー ミニドライバス

サーモリッド付き※ブロックは、含まれておりません。

■ Greiner Mini Dry Bath 専用ブロック

10

製品番号

製品名

848916

1.5ml×15本用ブロック

8489232.0ml×15本用ブロック

848902

0.2ml×40本 orPCR8ストリップ×5

J848051※本体価格にブロック、チューブは含まれておりません。

小型旋回振とう機

ROTO-MINI Plus
● コンパクト設計● 軽量設計、持ち運びが容易● 異なるサイズのチューブの振とう可能● 回転プレートを容易に交換可能● 回転スピード調節可能（5-70rpm）● 使用環境温度 室温+5℃～ 60℃

チューブホルダー（標準装備）

1.5/2.0 ml×2枚、5-7 ml×2枚、15ml 遠心管用×2枚、50ml遠心管用×1枚

サイズ

27.5×15.2×16.5 cm（W×D×H）

重量

1.4 kg

消費電力

100V. 50/60 Hz

製品番号

製品名

J804501

小型旋回振とう機モード
Mix 機能：振とう
Pause機能：動作停止
Rock 機能：シーソー状態■ アクセサリー（チューブホルダー）※実際の製品には、チューブは含まれておりません。

製品番号

製品名

J804591

チューブホルダー 1.5/2.0ml×11 本掛け（2枚入り）

J804592

チューブホルダー

5-7ml tube×5本掛け（2枚入り)

J804594

チューブホルダー

50ml×6 本掛け（1枚入り）

MINIMAG™ マグネティックスターラー● コンパクトなスターラー● 攪拌ボリューム: 最大1.5リットル● 多種多様容器(ビーカー、フラスコ、ボトルなど)の攪拌に最適● インキュベーター内および冷蔵室での使用可能

速度範囲

100~1500rpm

プラットフォーム寸法8.5×8.5 cm

動作温度+4~+45℃ (最大65℃ )サイズ（W× D×H）

12×12×3 cm

重量0.2 kg

電源電圧100V 50-60Hz 2W.
0.2A (5V DC 電源)

製品番号

製品名

J804308

MINIMAG™ マグネティックスターラー

デジタルホットプレートスターラー● 最大攪拌体積：5 L● デジタル表示● 耐久・化学抵抗力の高い陶磁器のトップ
プレート● 高度なマイクロプロセッサ制御● 定常監視システムによる精密な温度制御● 強力なモータードライブシステムより大きく、より粘性のサンプルの効率的な混合● トッププレートの温度が50°Cを超えると安全LEDが点灯

温度設定

室温 ＋5 ～ 400℃

速度範囲150~1500rpm

プラットフォーム寸法17.8×17.8 cm

動作温度+4~+45℃ (最大65℃ )サイズ（W× D×H）

18×27.9×10.1 cm

重量2.9 kg

電源電圧100V 50-60Hz

製品番号

製品名

J804309

デジタルホットプレートスターラー

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

115ml チューブ用遠心機

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

Greiner Micro Centrifuge 5● 5ml チューブ用遠心機● 蓋の開閉による操作でON/OFF のコントロール可能
最大回転数

5,500 rpm

最大遠心力2,000 RCF (g)サイズ

14×20×14 cm（W×D×H）

重量1 kg

電源100-240V, 50/60Hz

収納サイズ

5.0ml チューブ×4本, 1.5/2.0ml チューブ×4本

標準装備

製品番号

製品名

J842050

グライナー マイクロ遠心機 5

製品番号

製品名

J842900

マイクロ遠心機（J842050）用クライオバイアルアダプター（4ケ入り）

J842900

グライナー ミニボルテックスミキサー

クライオバイアル
１ml及び2mlに対応（4ml及び5mlには使用不可）

使用方法はYouTubeでご確認頂けます。

Greiner Mini Vortex Mixer● パワフルボルテックスミキサー
50ML 遠心管までミキシング可能● 手のひらサイズ● 2800 rpm 固定● Insta-Touch 方式、ヘッドにあてるだけの簡単操作
手の平に乗る小型サイズ
サイズ

9.6×9.7×6.4 cm（ W×D×H）

重量400 ｇ

電源100-240V, 50-60Hz, 0.6A

Insta-TouchTM
タッチスタート方式

製品番号

製品名845050

グライナー ミニボルテックスミキサー

製品の価格は、ホームページをご覧ください。
価格表URL：GBOJP-000000000_BS_Products_Price_List.pdf

株式会社グライナー・ジャパン

グライナー・ジャパン取扱店〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44
TEL 03-3505-8875 FAX 03-3505-8945
URL https://www.gbo.com/ja_JP.html■お願いおよび注意事項【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

Document Number 202212007