高解像度 サーマルイメージカメラ MCL640
MCL640L

MCL640HT

8～14μm8～14μm-40～120℃
0～500℃

200～1600℃

特徴
最小測定スポット径：φ0.5mm/450ｍｍにて測定画素数：640ｘ480
測定レート：50Hz

又は高精度：読み値の±2℃

9Hz

又は±2%

洗練されたデザイン
周囲温度50℃まで、冷却不要

MCL640

VCエンクロージャー（オプション）にて、屋外使用時の雨雪や直射日光、工場屋内の高温から保護可能
LAN経由によるリモート監視
生産現場に合ったプロセス制御用のアプリケーションを提供
リアルタイムデジタルイメージ伝送
高速イーサネットに対応

VCエンクロージャー(オプション)

測定/解析用ソフトウェア：LumaSpec RT （別売）
リアルタイム測定
32点までの測定箇所指定
時系列、ヒストグラム、アラーム表示、3D表示など
EXCELへのデータ出力
ビデオファイル出力

アプリケーション例：

高圧電線異常監視

測定/解析用ソフトウェア LumaSpec RT （別売）

煙突フレアスタック
異常監視

用紙巻取り
ロール温度測定

材料劣化監視仕様
MCL640L

MCL640HT-40～120℃、0～500℃

200～1600℃

型式:
温度範囲:
測定波長：

8～14μmセンサ：

非冷却型平面アレイセンサ

画素数：

640ｘ480

精度：±2℃

測定画角（FOV)：

8°/ 14°/ 26°/ 57°/ 77°（HFOVの詳細は、レンズ仕様を参照)

測定距離：

450mｍ

測定レート：

50Hｚ（標準）、放射率：10.0 ～

透過率：
最小検知温度（NETD）：
A/Dビット数：

16bit

通信機能：

ギガビットイーサネット 1000MBit/sec
電源コネクタ：4ピン
イーサネットコネクタ：RJ45

接続コネクタ：又は～マイクロボロメーター±2% (読み値に対して）∞9Hz（Eシリーズ）

100.0 ％

0.1％

単位

10.0 ～

100.0 ％

0.1％

単位

0.06℃

（30℃にて）DC12V、消費電力 10Wmax
IP54 ; NEMA43G (IEC60068-2-6/JIS C 0040)
アルミハウジング、MIL-DTL-5541F, RoHS適合
電源コネクタとIOとイーサネットコネクタは、互いに絶縁
0 ～ 50℃-20 ～ 70℃
結露しないこと
全方向
1kg
101.6ｍｍｘ89.1ｍｍｘ127ｍｍ（WxHxD)(但し、レンズ部を除く）

供給電源:
保護規格:
耐振動：
本体ハウジング:
電気絶縁：
動作温度:
保管温度:
相対湿度:
取付方向:
重量:
外形寸法：

測定レンジ 切替は、手動です。
温度範囲
レンジ1
レンジ2

MCL640-40～120℃
0～500℃

MCL640HT
200～1600℃—

外形図
185.60mm

51.31mm89.09m

48.26mm101.57mm＊上図のレンズの形式は、Telephotoです。

レンズ仕様レンズ呼称（HFOV)

77°

57°

26°

14°

型式

X-WideWideStandard

Tele-50

77.5°
58.1°
2.1mrad450mm～∞

57.3°
43°
1.6mrad450mm～∞

24.5°18.4°
0.7mrad450mm～∞

12.5°
9.4°
0.3mrad450mm～∞

画角（FOV)
水平画角（HFOV)
垂直画角（VFOV)
空間分解能（IFOV)
測定距離
測定スポット径
測定範囲
レンズ長さ

8°
Tele-75
motorized focus
8.3°
6.2°
0.2mrad6000mm～∞

φ2.8mm
φ2.1mm
φ0.9mm
φ0.5mm
φ4.1mm(測定距離450mm) (測定距離450mm) (測定距離450mm) (測定距離450mm) (測定距離6000mm)

716ｘ499mm
47mm

489ｘ355mm
35mm

212ｘ158mm
32mm

109ｘ82mm
66mm

871ｘ650mm
66mm

ピクセル（画素）と測定スポット径の関係
Distance = 1.0m

Distance = 2.5m

MCL640 with a 57°lens
1.09 x 0.79 m
1 pixel = 1.6 x 1.6 mm
2.73 x 1.97 m
1 pixel = 4.0 x 4.0 mm

最小測定スポット径は、3ｘ3ピクセル（画素）で定義されます。

システム構成例
リアルタイムで測定を行なうシステムです。
Option : LumaSpec RT

MCL640

使用ソフトウェア：LumaSpec

RT Analyzer（別売）

自動制御システム
イーサネット経由でデジタル入出力のI/O拡張、アナログ出力により、制御システムを構築できます。

MCL640
Option : LumaSpec RT

使用ソフトウェア： LumaSpec RT Control（別売）
拡張I/Oユニット： デジタル入力、デジタル出力、アナログ出力 など

VCエンクロージャー (オプション)•屋外や工場屋内にて、雨雪や高温、直射日光からMCL640を保護するように設計されています。
•動作温度0〜65℃（オプションのヒーターで、-40～65℃にて動作できます）
207mm
609.6mm103.5mm

162.4mm

174.6mm
114.3mm257.1mm171.5mm

82.6mm

57.2mm266.7mmシステム構築例

294.5mm

VCエンクロージャー(MCL640内蔵)
Ethernet

Control Room

プラント内ネットワークにて、プラント内でアラームや監視等可能

ご注文について640L-1601

MCL640L
X-Wide 77° lens, 50-Hz

640L-2602

MCL640HT
Wide 57° lens, 50-Hz

640L-1602

Wide 57° lens, 50-Hz

640L-2603

Standard 26° lens, 50-Hz

640L-1603

Standard 26° lens, 50-Hz

640L-2604

Tele-50 14° lens, 50-Hz

640L-1604

Tele-50 14° lens, 50-Hz

640L-2902

Wide 57° lens, 9-Hz

640L-1605

Tele-75 motorized focus, 8° lens, 50-Hz

640L-2903

Standard 26° lens, 9-Hz

640L-1901

X-wide 77° lens, 9-Hz

640L-2904

Tele-50 14° lens, 9-Hz

640L-1902

Wide 57° lens, 9-Hz

640L-1903

Standard 26° lens, 9-Hz

640L-1904

Tele-50 14° lens, 9-Hz

640L-1905

Tele-75 motorized focus, 8° lens, 9-Hz

812-0302-05

VCエンクロージャー

本社本社〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
TelTel: 072-678-3453
FaxFax: 072-678-3516: 072-678-3453: 072-678-3516
パイロメータ営業部
パイロメータ営業部〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4Ｆ〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4
TelＦ: 045-438-1191 Fax : 045-438-1192
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

レンズは、注文の際にご指定下さい。

本体・検査成績証以外に、以下のものが付属します。
・イーサネットケーブル：2ｍ
・電源ケーブル：2ｍ
・電源ユニット：100-240VAC,（47-63Hｚ）
・固定用アダプタ
・レンズキャップ
・マニュアル（CD－ROM）・クイックスタートマニュアル(英文）・キャリングケース
Tel
東京支店
Tel: :03-3454-3691
03-3454-3691 Fax
Fax: :03-5422-7815
03-5442-7815
東京支店
Tel
横浜営業所
Tel: :045-438-4566
045-438-4566 Fax
Fax: :045-438-4568
045-438-4568
横浜営業所
Tel
名古屋営業所
Tel: :052-689-5611
0562-57-2680 Fax
Fax: :052-601-5951
0562-57-2681
名古屋支店
Tel
高砂営業所
Tel: :079-444-1300
079-444-1300 Fax
Fax: :079-444-1301
079-444-1301
高砂営業所
Tel
岡山営業所
Tel: :086-448-5421
086-448-5421 Fax
Fax: :086-444-9149
086-444-9149
岡山営業所
Tel
広島営業所
Tel: :082-568-5099
082-568-5099 Fax
Fax: :082-568-5098
082-568-5098
広島営業所
北九州営業所
Tel: :093-671-5834
093-671-5834 Fax
Fax: :093-662-3652
093-662-3652
北九州営業所 Tel
Tel
大分営業所
Tel: :097-558-3222
097-558-3222 Fax
Fax: :097-552-3131
097-552-3131
大分営業所
Tel
長崎営業所
Tel: :095-871-0115
095-871-0115 Fax
Fax: :095-871-1001
095-871-1001
長崎営業所
Tel
高槻工場
Tel: :072-678-1313
072-678-1313 Fax
Fax: :072-679-2006
072-679-2006
高槻工場
Tel
長崎工場
Tel: :095-871-0115
095-871-0115 Fax
Fax: :095-871-1001
095-871-1001
長崎工場