HAL-320［スタンダードタイプ］

コンパクトで省スペース
ライトガイド照射式のＡＭ1.5Ｇ疑似太陽光源です。

スペクトル比較 ※参考値
100

●ライトガイドでフレキシブルな照射●電源内蔵でコンパクト、移動も簡単●リーズナブルな価格●外付けコントローラーで操作●調光機能(70段階)●RS232Cによる外部制御も可能

相対値（％）

80
60
40
HAL-320

200300

基準太陽光(JIS C 8904-3)
400

500

600

700
波長（nm）

800

900

1000

1100

ソーラーシミュレータ

ソーラーシミュレータ

ソーラーシミュレータ

ライトガイド照射により様々なシーンでの使用が可能です。
ソーラーシミュレータ「HAL-320」は、電源を内蔵したコンパクトサイズのAM1.5G疑似太陽光源です。
場所をとらずに設置でき、移動も簡単です。
ライトガイド照射で自由に照明方向を選べるため、プローバー、グローブボックスへの光導入を可能にしています。

使用例

ライトガイド照射で自由な引き回しができます。

●グローブボックスと接続●プローバーでサンプルを測定しながら照射
ソーラーシミュレータ

グローブボックス用
ライトガイドゲージポート

ソーラーシミュレータ

電気測定器

顕微鏡

グローブボックス太陽電池

応用分野

人工光合成研究/太陽電池研究/光触媒研究/ディスプレイ検査/化粧品研究・評価 など

人工光合成研究

太陽電池研究
ソーラーシミュレータ(HALシリーズ)

CO2O2H 2O

ソーラーシミュレータ(HALシリーズ)

電子分解

合成
H

エネルギー
N型半導体 − ＋ −P型半導体＋−＋ − ＋＋−−＋ − ＋電流ソーラーシミュレータ

結晶系・アモルファス系のJIS規格に対応した
ソーラーシミュレータ■スペクトル合致度 *1 *5■放射照度場所むら *2
等 級

照射面位置：ロッドレンズ端面から363mm
全照射面積：50mm×50mm
有効照射面積：30mm×30mm（照射光中心から±15mm）

A

アモルファス系
等級分類 ※JIS C 8904-9 : 2017
A
0.75～1.25

BC

0.6～1.4

0.4～2.0

A級エリア
30mm×30mm

太陽電池セル・モジュール別 相対エネルギー分布
アモルファス系
波長帯域(nm)照度比(％)
6.2350～400
11.8400～45014.9
450～500
14.6
500～55014.3
550～600
13.8
600～65012.9
650～700
11.5
700～750

結晶系
波長帯域(nm)照度比(％)
18.4
400～500
19.9
500～600
18.4
600～700
14.9
700～800
12.5
800～900
15.9
900～1100等 級条 件A

50mm

太陽電池セル・モジュール

結晶系

50mm
等級分類 ※JIS C 8904-9 : 2017
A±2％以下B

C±3％以下±10％以下■放射照度時間変動率 *1
項 目

等 級

放射照度短時間変動率（STI） *3 *6

B

放射照度長時間変動率（LTI） *4
等級分類 ※JIS C 8904-9 : 2017
ASTI
LTI

±0.5％以下±2％以下

B

C±2％以下±5％以下±10％以下±10％以下*1 ウォームアップ時間=30分以上、有効照射面積の中央部を計測*2 ウォームアップ時間=30分以上、有効照射面積の全面を計測*3 サンプリング時間10s、サンプリング間隔1ms*4 サンプリング時間1h、サンプリング間隔0.1s*5 出荷時点の等級であり、ランプ寿命全てにおいて保証するものではない*6 I-V測定用のみ

太陽電池関連製品 ※ソーラーシミュレータ以外にも各種ラインナップしております。詳しくはお問い合わせください。
I-V 測定分光感度測定･IPCE 測定
分光感度測定ソフト

単色光源

PC

I-V測定ソフト

ソースメータ(SMU)・PVL-5000
・MLS-1510

ソーラーシミュレータ
・HAL-320
・HAL-320W

暗室

太陽電池
光パワーメータ

固定スタンド

1SUNチェッカー
・CS-20・CS-40グローブボックス用ライトガイド 2m

ロッドレンズ固定スタンド LS-650
寸法図

ゲージポートが付いたTPO被覆のライトガイドです。
グローブボックスの接続ポートに簡単に取り付けることができます。

オプション

200

・ブレッドボード M6・暗幕 1400×1600
・遮光用ポール□12

ゲージポート650(689)

金属材料：SUS304

型式GG-25
GG-40
GG-50規格NW/KF25
NW/KF40
NW/KF50※代表的な規格適応で3種類ご用意しております。他のフランジ規格にも特注で対応致します。
250350
単位：mm

遮光めがね

1SUNチェッカー CS-20

強い光から眼を守るための遮光めがねです。光生物学的安全性のリスクを低減します。
RG3(高リスク)⇒RG0(リスクなし)

ソーラーシミュレータの1SUN(光量)を管理する簡易チェッカーです。
乾電池式で持ち運びも便利です。

※JIS T 8141 遮光番号#5対応。

構成・付属品

ほか

様*1 ランプ点灯を保証する時間を指す ただし、納入後1年未満のものに限る*2 ランプ点灯時間を積算 (単位：h)206.5200300

単位：mm【ライトガイド】
103030SUSフレキシブルチューブ

15 15φ25AL

Lφ13φ10SUSφ20

結束径φ5単位：mm【ロッドレンズ】
φ33φ38範方範
照φ12式：HAL-320
囲：350～1100nm (当社製AM1.5Gフィルターを標準搭載)
式：定常光方式
囲：I-V測定用、光照射試験用
度：1000W/m2 (1SUN相当)※基準太陽電池デバイスを用いて設定
照射面への最大入射角：15°以内
入力
電圧：定格AC100-240V±10％ 50/60Hz
皮相
電力：510VA以下 ※AC100V入力/50Hz時
500VA以下 ※AC240V入力/50Hz時
ラ ン プ タ イ プ：300Wキセノン (UV)
ランプ電圧、定格電流：14V 21A (DC) ※代表値
ラ ン プ 制 御 方 式：定電力方式
ラ ン プ 寿 命：500h*1
ランプメンテナンス：アライメントフリーカートリッジ式
冷却
方式：強制排気空冷機
能：シャッター、タイマー機能、光量調整100～30連続可変、ランプライフ*2
通信方式：RS232C ※ケーブル長は3m以下
制御方式：コントローラー
安全機
構：ランプ消灯および警告灯点灯
・ランプ異常時・上面扉開時・冷却ファン異常時
・内部温度異常時
サーキットプロテクタ使用、AC入力過電流時遮断使用
環
境：温度 10～35℃
湿度 20～80％ ※結露なきこと
寸法：本体 200(W)×300(D)×292(H)mm ※突起物を除く
コントローラー 160(W)×37(D)×99(H)mm ※突起物を除く
質量：本体 11.3kg
コントローラー 0.6kg
長
光用
射33.5

M674
210～245

単位：mm【コントローラー】
99型
波発適放

【本体】

φ10仕

●コントローラーケーブル (2m)
●専用電源ケーブル(3ピンソケット、3m)●RS232Cケーブル (1.8m)●取扱説明書φ43●本体●ランプカートリッジ●ライトガイド取付口●コントローラー●石英ライトガイド (1mまたは2m)●ロッドレンズ (RLQL80-05)

寸法図

292

ソーラーシミュレータ

オプションアクセサリー

160

37

単位：mm

■本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Asahi Spectra Co., Ltd.

朝日分光株式会社 https://www.asahi-spectra.co.jp/
国内営業部
本 社

〒114-0034 東京都北区上十条2-13-1 ガーデニアビル4F
TEL：03-3909-1151 FAX：03-3909-1152 E-mail：info@asahi-spectra.co.jp

栃 木〒329-2741 栃木県那須塩原市北赤田1576
TEL：0287-37-4763 FAX：0287-37-4001 E-mail：info_tochigi@asahi-spectra.co.jp

大 阪〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル2F
TEL：06-4807-1777 FAX：06-4807-1778 E-mail：info_osaka@asahi-spectra.co.jp

240405.0000