Proline ® Plus 手動ピペット
取扱説明書

1

目次

はじめに............................................................................................................. 2
製品概要............................................................................................................ 2
ザルトリウスOptifit チップ......................................................................... 3
本体と付属品................................................................................................... 3
ピペットホルダー、回転式スタンド、リニアスタンド...................... 4
キャリブレーションツール ....................................................................... 4
ピペットの操作方法..................................................................................... 4
7.1.
容量設定............................................................................................. 4
7.2.
チップの装着と取り外し.............................................................. 4
7.3.
セーフコーンフィルターの取扱い............................................ 5
8. ピペッティングテクニック............................................................................ 5
8.1.
ﾌｫﾜｰﾄﾞ・ﾋﾟﾍﾟｯﾃｨﾝｸﾞ........................................................................... 5
8.2.
ﾘﾊﾞｰｽ・ﾋﾟﾍﾟｯﾃｨﾝｸﾞ. ........................................................................... 6
8.3.
ﾘﾊﾞｰｽ・ﾋﾟﾍﾟｯﾃｨﾝｸﾞの繰り返し...................................................... 6
9. よりよいピペッティングのために............................................................. 6
10. メンテナンス.................................................................................................... 7
10.1. ピペットの日常的な点検............................................................. 8
10.2. ピストン部の洗浄........................................................................... 8
10.3. ピペットの滅菌................................................................................. 9
11. 精度測定と校正............................................................................................10
11.1. 精度測定...........................................................................................10
11.2. 校正.....................................................................................................1212. トラブルシューティング..............................................................................13
13. 保障規定..........................................................................................................14
14. 精度規格..........................................................................................................14
15. スペアパーツ...................................................................................................16
16. Specifications..................................................................................................18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

1.

はじめに

2.

製品概要

Proline®Plus pipette は、0,1μL～10mLの容積の範囲で液体を分注できる手動ピペットです。ザルトリウス製スタンダードチップ・フィルター付
きチップまたはセーフコーンフィルターを併せて使用されることをお勧めします。
このピペットは汎用性のあるラボ用製品です。
ご使用前に、本取扱い説明書をよくお読み頂き、正しく安全にお使いください。

Proline®Plus はオートクレーブが可能なエアー
ディスプレイスメント（空気置換式）方式のピペットです。人間工学に基づいて設計された
Proline®Plusは軽い力でピペッティング操作ができるため、反復運動過多損傷（RSI）のリス
クが軽減されます。
また、右利き左利きの双方が使用できるデザインとなっています。
独自に開発したセーフコーンフィルターはチッ
プコーンに装着し、ピペットのコンタミネーシ
ョンや破損を防止します。Proline®Plus の操作
ボタンにより、セーフコーンフィルターを手に触れることなく安全に、かつ簡単に取り外すことができます。
Proline®Plus シングル・マルチチャンネル ピペット

ｾｰﾌ・ｺｰﾝﾌｨﾙﾀｰ
50 入り

型番

ｶﾗｰ
ｺｰﾄﾞ

ﾁｬﾝﾈﾙ

容量/μl

可変容量
/μl

適合
ﾁｯﾌﾟ/μl

親水性

疎水性

728010

ｸﾞﾚｰ

1

0.1-3

0.002

10

-

-

728020ｸﾞﾚｰ1

0.5-10

0.01

10

-

-

728030

ｲｴﾛｰ

1

2-20

0.02

200

721014-728040

ｲｴﾛｰ

1

5-50

0.1

200

721008721018728050ｲｴﾛｰ

1

10-1000.1

200, 350

721008721018728060ｲｴﾛｰ

1

20-2000.2

200, 350

721007721017728070ﾌﾞﾙｰ

1

100-1000

1

1000

721006721016728080ｸﾞﾘｰﾝ

1500-5000

105000

721005721015728090ﾚｯﾄﾞ

1

1-10 ml20

10 000721005721015728515

ｸﾞﾚｰ

1

5

10

-

-

728520

ｸﾞﾚｰ

1

10

10

-

-

728530

ｲｴﾛｰ

1

20

200

721014-728535

ｲｴﾛｰ

1

25

200

721008721018728545

ｲｴﾛｰ

1

50

200

721008721018728550

ｲｴﾛｰ

1

100

200, 350

721008721018728560

Yellow

1

200

200, 350

7210077210173

728565

Blue

1

250

1000

721006721016728567

Blue

1

500

1000

721006721016728570

Blue

1

1000

1000

721006721016728575

Green

1

2000

5000

721005721015728580

Green

1

5000

5000

721005721015728590

Red

1

10 ml

10 000721005721015728120Grey8

0.5-10

0.01

10

-

-

728130

Yellow

8

10-1000.1

200, 350

721008721018728140Orange830-3000.2

350721007721017728220Grey12

0.5-10

0.01

10

-

-

728230

Yellow

1210-1000.1

200, 350

721008721018728240Orange1230-3000.2

3507210077210173.

ザルトリウス
Optifit チップ

Prolin Plusによる高い分注精度を維持するため、ザルトリウス製スタンダードチップおよびフィルターチップの使用をお勧めします。
ザルトリウス製スタンダードチップは高品質のバージンポリプロピレンで製造しています。
また、各種容量のフィルターチップもご用意しています。
スタンダードチップは経済的なバルクパッケ
ージや省スペースでの保管が可能なリフィル
パッケージ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分、0.1MPa）可能なラック等のラインナップがあります。 滅菌済みチップはラック又はパッ
ケージでの提供となります。

4.

本体と付属品Proline®Plus パッケージは以下の付属品が含まれています:①②③④

ピペット 本体
キャリブレーションツール
ピペットホルダー
セーフコーンフィルター（サンプル、10μL以下のモデルは除く）⑤ ピンセット（セーフコーンフィルター取り外し用）
専用グリス （オートクレーブ対応）⑥⑦ クイックガイド⑧ 品質証明書（精度成績書、ISO-8655準拠）

4

本体および全ての付属品が梱包されていることを確認してください。取扱説明書はSartoriusのwebからダウンロード可能です。↓

http://support.sartorius.co.jp/ja/services/laboratory/download-center/5.

ピペットホルダー
回転式スタンド
リニアスタンド

使い勝手と安全性のため、使用後はピペット
ホルダー、回転式スタンド（別売）もしくはリ
ニアスタンド（別売）で垂直にして保管することをお勧めします。

LH-727640

ピペットホルダー (1本掛け用)

725620リニアスタンド

6.

キャリブレーション
ツール(ﾁｭｰﾌﾞｵｰﾌﾟﾅｰとしても使用できます)
キャリブレーションツールは校正だけでなく、
以下の用途にも使用できます。
1. Proline®Plus の校正 (A).
2. キャリブレーションナットのカバーの取り外し (B).
3. チューブの蓋開け (C).

7.
7.1.

B
C
A
–

製品名
6台掛け回転スタンド+

型番
LH-725630

ピペットの操作方法
容量設定

ピペットの設定容量はディスプレイ内に表示
されています。容量の変更は以下の方法で行います。
1. 操作ボタンを回し、容量を合わせます。
（時計回りが減少、反時計回りが増加。）
Note: ピペットの容量範囲を超えて可動式ボタンを回すことは避けてください。

7.2.

チップの装着と取り外し

チップ
エジェクター

Proline®Plus の高い分注精度を確保するために、ザルトリウス製純正チップの使用をお勧めします。 また、最適なチップの装着のためには、チップコーンの定期的なクリーニングが必要です。
5チップの取り外しはチップエジェクターを親指で押します。
使用済みチップは適切な容器に入れ、廃棄処理をしてください。

7.3.

セーフコーンフィルターの
			
取り扱い

Proline®Plus にはセーフコーンフィルターを取り付けることができます。この着脱式のフィル
ターは液体や（有機溶媒等の）蒸気がピペッ
ト内部への流入を防ぎ、ピペット内部のコンタ
ミネーションや破損を防止します。
セーフコーンフィルターは親水性と疎水性の２種類の取扱いがあります。親水性フィルターは一般的な用途に、又疎水性フィルターは組織培養、微生物、ウイルスなどの培養、分子生物系など、サンプルのコンタミネーション防止を必要とする用途に用います。
これらのフィルターは定期的に交換する必要があります。 交換頻度は使用される頻度に依存しますが、少なくとも月１回の交換をお勧めします。 また、サンプルの吸い込みをしてしまった場合は直ちにチップコーンの洗浄とフィルターの交換をしてください。
セーフコーンフィルターはフィルターエジェクト
機能により、手で触れずに取り外すことができます。 操作ボタンのキャップを取り外し、操作ボタンを全て押し下げるとセーフコーンフィ
ルターが外れます。
使用済みセーフコーンフィルターは適切な容器に入れ、廃棄処理してください。
チップコーンをクリーニングした後、新しいフィルターを取り付けてください。

8.

ピペッティング
テクニック

Proline®Plusの２種類の基 本的な操作方法
は、1) フォワード・ピペッティング と2) リバー
ス・ピペッティングです。
1) フォワード・ピペッティングは最も一般的なピペッティング方法で、この方法は液体の完全な吐出のため、ブローアウトを行う必要があります。
2) リバース・ピペッティングは高粘性、生物系、発泡性の液体や微量サンプルの分注に適している方法で、この方法は設定した容量を上回る
容量（予備吸引）をチップに吸引します。
吐出時はブローアウトを行わず、予備吸引した
6

容量の液体はチップに残ります。
このため、リバース・ピペッティングは同一サン
プルを同一容量で複数回分注する作業に適しているとも言えます。

8.1.
1.
2.
3.

4.

フォワード・ピペッティング

ピペットのチップコーンにチップを取り付けます。
操作ボタンを第１ストップまで押します。
チップの先端を液体表面から2～3mmまで浸し、操作ボタンをゆっくり元の位置0まで戻し、約１秒間そのまま保持します。 1
注意深く引き上げ、チップ外部に付いた 2
液体を容器の壁につけて取り除きます。
操作ボタンを第１ストップまで押して、吐出します。その後、少し待ってから、第２ストップまで操作ボタンを押します。この操作でチップが空になります。

8.2. リバース・ピペッティング
1.

2.
3.

4.

5.

ピペットのチップコーンにチップを取り付けます。
操作ボタンを第２ストップまで押します。
チップの先端を液面から2～3mmまで浸し、操作ボタンをゆっくり元の位置まで戻し、約１秒間そのまま保持します。注意 0
深く引き上げ、チップ外部に付いた液体を 1
2
容器の壁につけて取り除きます。
操作ボタンを第１ストップまで押して、吐出します。第１ストップまで押した状態のまま、少し待ちます。サンプルがチップ内に残っていますが、これは予備吸引したものです。
残ったサンプルを第２ストップまで操作
ボタンを押し、元の容器に戻すもしくは廃棄します。

8.3. リバース・ピペッティングの繰り返し

リバース・ピペッティングで繰り返し同じサンプルを分注する場合は以下のような操作になります。
6. 上記8.2 リバース・ピペッティングの1～5の操作をします。
7. 第１ストップまで操作ボタンを押した状態（チップ内にサンプルが残っています）
で、チップの先端を液面から2～3mmまで浸し、操作ボタンをゆっくり元の位置7

まで戻し、約１秒間そのまま保持します。
注意深く、引き上げ、チップ外部に付いた液体を容器の壁につけて取り除きます。
8.
操作ボタンを第１ストップまで押して、吐出します。第１ストップまで押した状態のまま、少し待ちます。
9. 1～4の操作を必要な回数繰り返します。
10. 残ったサンプルを第２ストップまで操作
ボタンを押し、元の容器に戻すもしくは廃棄します。

9.
1.

よりよい
ﾋﾟﾍﾟｯﾃｨﾝｸﾞのためにチップはチップコーンにしっかりと装着します。
2. サンプルを吸引する際はピペットを出来る限り、垂直に持ち、チップはサンプルの液面から2～3 mmまで浸します。
3. 新しいチップで分注をする前に、そのサンプルで３～５回のリンスし（吸引、吐出を繰り返す）
4. サンプルになじませるようにします。この
リンスは水より比重の重いサンプル、高粘度サンプルおよびエタノールのような蒸気性の高い溶液などに有効です。
5. ピペット、チップおよびサンプルを出来る限り同じ温度にします。
6. 周辺の気温とサンプルの温度に差がある
場合、分注毎にチップを交換します。 リ
ンスをしないことも必要です。
7. コンタミネーションを防ぐには、チップを装着したままピペットを横置きにしないよ
うにします。
8. セーフコーンフィルターは定期的な交換が必要です。
（少なくとも月１回）
9. チップを装着する際にピペットを何度もチップトレーに叩きつけるとピペットの故障の原因になりますのでご注意ください。
10. 極端な温度変化、過剰な湿気などの環境での使用はご注意ください。
（使用可
能温度は15～40℃となります）

10. メンテナンス

Proline®Plus は簡単にメンテナンスができる設計となっています。 毎日使用する場合は、３ヶ月に１度洗浄を行ない、精度測定するようにしてください。 弊社では、修理、メンテナンスお8よび精度測定を行ない、メンテナンス・サービ
ス報告書と精度検査書を提供するサービスも行なっています。
Note: Proline®Plus を販売店様経由でお送りくださる際に、必ず事前に汚染除去を行なってください。危険物使用の履歴がある場合には、その旨を必ずお知らせくださるようお願いします。
Note: Proline®Plus を洗浄する際には必ず手袋を着用してください。
Note: メンテナンス方法の詳しい内容は“メンテナンス・マニュアル”を参照してください。
メンテナンス・マニュアルは弊社ホームページ
から入手することができます。

10.1. ピペットの日常的な点検
Proline®Plusの表面が汚れていないか毎日点検する必要があります。 汚れている場合、洗浄を行います。 表面の洗浄には柔らかく糸くずの出ない布等を使用してください。 洗浄液としてエタノール（70%）、イソプロパノール（60%）もしくは中性洗剤を使用します。 洗浄液を含ませた布で軽く拭って表面の汚れを落とした後、布で拭いて乾かします。 (参照 7.3.)

10.2. ピストン部の洗浄

Proline®Plusを毎日使用している場合は、３ヶ月に１度ピストン部の洗浄を行い、グリスを塗るようにしてください。 マルチチャネル・ピペ
ットの場合は、ピストン部の洗浄とグリス塗布を有償となりますが、弊社まで送付していただ
くことをお勧めします。 シングルチャネル・ピ
ペットを場合は、以下の手順に従ってピストン部の洗浄を行なってください。
分解と洗浄
1. セーフコーンフィルターを取り外します。
（装着している場合のみ）
2. チップエジェクターカラーを反時計方向に回して緩め、取り外します。
3. 3, 10, 20, 100, 200, 1000μLの場合：チップコーンホルダーを反時計方向に回して緩め、チップコーンと共に慎重に取り外します。
4. 5000, 10000μLの場合：チップコーンを反時計方向に回して緩め、取り外します。
5. エタノール（70 %）、イソプロパノール
9

（60%）もしくは中性洗剤などの洗浄液を柔らかく糸くずの出ない布に含ませ、チップエジェクターカラー、チップコーン
ホルダー、チップコーン、ピストンを拭きます。
6. チップエジェクターカラーとチップコーンの内を綿棒で拭きます。 チップコーンの内部にあるシールを傷つけないよう注意
してください。
7. 汚れを落とした各部品を蒸留水等ですすぎ、乾燥させます。
8. 3, 10, 20, 100μLの場合：ピストンにグリスを薄く均一に塗ります。
9. 200, 1000μLの場合：ピストンシールの周りにグリスを薄く均一に塗ります。
10. 5000, 10000μLの場合：チップコーンシリ
ンダーの内側とピストンシールにグリスを薄く均一に塗ります。
		Note: グリスは製品に付属していますが、別途購入も可能です。
（型番 731141）
グリスは必ず薄く均一に塗るようにしてください。 グリスを塗り過ぎた場合、操作ボタンがスムーズに動かず、吸引不良を起こすことがありますのでご注意ください。
Note: ピペットの組み立て前に、ピストンの表面に糸くずやほこりが付着していないことを確認してください。
汚染除去
ピペット本体下部を完全に汚染除去するには、
チップエジェクターカラー、チップコーン
ホルダー、チップコーン、チップコーンシリンダー（5000、10000μL のみ）を30分間以上洗浄
液に浸します。 ピストンは、糸くずの出ない布に洗浄液を含ませて拭きます。汚れを落とした部品は蒸留水または滅菌水ですすいだ後、乾燥させます。 最後に、上記の方法に従ってピストン部にグリスを塗ります。
組み立て:
1. 3, 10, 20, 100, 200, 1000μLの場合：チップ
コーンを取り付け、チップコーンホルダー
を時計方向に回して固定します。
2. 5000, 10000μLの場合：チップコーンを取り付け、時計方向に回して締めます。チップコーンが十分に固定されていることを確認してください。 締めすぎることのな
いよう、ご注意ください。
3. チップエジェクターカラーを時計方向に回して締めます。
4. 新しいセーフコーンフィルターを取り付けます。
（使用する場合）105.

塗布したグリスを均一に広げるため、操作ボタンを数回押し込みます。
ピペットの精度測定を行ないます。

6.
7.
Note: メンテナンスを行なった後は、必ずピペットの動作を確認してください。

10.3. ピペットの滅菌

Proline®Plus は121°C（252°F）、0.1MPa、20分間のオートクレーブ滅菌が可能です。
オートクレーブ滅菌前に、セーフコーンフィル
ター（装着している場合のみ）を取り外します。次にピペットを滅菌バッグに入れ、オート
クレーブに移します。オートクレーブ滅菌後、使用前に必ず放冷し、一晩乾燥させてください。マルチチャネル・ピペットの場合、チップコ
ーンコネクティングカラーを持ったままピペッ
ター本体下部を時計方向に360°回して締めます。ピペット本体下部が固定されたことを確認します。オートクレーブ滅菌後はピペットの精度を測定することをお勧めします。また、オートクレーブ滅菌１０回毎にピストンとシールにグリスを塗ることをお勧めします。

ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞ
ｶﾗｰ
360°

11. 精度測定と校正

Proline®Plusは定期的に（３ヶ月に１回など）、そしてご自身でのメンテナンス後は必ず、校正することをお勧めします。校正における精度
測定はその用途に必要な精度、使用頻度、使用者数、分注する液体の性質に応じて精度基準を設定する必要があります。
（ISO 8655)

11.1. 精度測定

精度測定は室温が15～30°Cで測定中の温度変動が±0.5°C以内、湿度50%以上の環境で行います。 ピペット、チップおよび検査用水など
はその環境に十分な時間（２時間以上）放置
し、平衡化させます。 検査用水は蒸留水もし
くは脱イオン水を使用する必要があります。
使用する天秤は、0.01 mgまで読み取り可能なものを使用する必要があります。
（ISO 8655）
測定方法
1. 測定する容量(V s )にピペットを調節します。
2. チップをチップコーンに取り付けます。
3. ピストン内部の湿度を平衡化させるため、検査用水の吸引、吐出を５回繰り返します。
4. チップを交換し、検査用水の吸引、吐出11

を数回行い、チップをリンスします。
チップを検査用水の表面から下2～3mmの位置に差し込み、検査用水を吸引します。この間、ピペットを垂直に保つことが必要です。
6. ピペットを垂直に引き抜き、チップを秤量
容器の内壁につけます。
7. チップを秤量容器の内壁につけたまま、検査用水の表面下からすぐ上の位置に30～45°の角度で接触させながら、検査用水を容器に吐出します。 チップを秤量容器の内壁8～10 mmにわたって沿わせながら離します。
8. 重量 (mi)をmg単位で測定します。
9. 1～8の操作を繰り返し、10回の測定値を記録します。
10. 測定した重量 (mi) を容積 (V i)に換算します。
Vi = mi Z
Z = 補正係数 (表１)11. 容積に換算した値の平均値( ⊽ ) を求めます。
⊽ = (∑Vi)/10
12. 正確度 (測定の誤差%、es) を求めます。
5.

µL単位の場合: es= ⊽ - Vs
Vs = 測定した容積%単位の場合 : es = 100 (⊽ - Vs)/Vs
13. 再現性（測定の変動係数％：バラツキ）を求めます。:∑(Vi - ⊽)2n-1
n = 測定回数(10)

標準偏差に換算 s =変動係数に換算 CV = 100s/⊽

14. 求めた正確度と再現性を精度規格値もし
くは研究室内で定めている精度基準と比較します。正確度や再現性がその範囲内にある場合、そのピペットは使用することができます。定期的に正確度と再現性の測定を行い、必要に応じて校正をお勧めします。 (11.2参照).
Note: 正確度は、実際に排出される容量と測定した容量との誤差を表わし、再現性は排出される容量のバラツキを表わします（ISO 8655）。
Note: 弊社の精度規格は厳密に管理された条件下で達成されるものです（ISO 8655）。
研究室内における精度基準は、その用途求め12

られる正確度、再現性を考慮して定める必要があります。
（ISO 8655）
表1Z-values (µl/mg):
室温 (°C)気圧 (kPa)
95

100

101.3

105

20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5

1.00281.00291.00301.00311.0032
1.00331.00341.00361.00281.00291.00311.0032
1.00331.00341.00351.00361.00291.00301.00311.0032
1.00331.00341.00351.00361.00291.00301.00311.0032
1.00331.00341.00361.0037

Note: この測定方法はISO 8655に準拠しています。

11.2. 校正

Proline®Plusの校正は、蒸留水を用いて22°C
で精度測定を行い、品質管理をしています。
（ISO 8655準拠）Proline®Plus の精度規格は、
純正チップを使用した場合にのみ保証されます。 精度測定で正確度・再現性が適当でないと認められた場合は、以下の手順に従って校正を行なってください。
1. キャリブレーションツールを使用して、ピペット背面にあるキャリブレーションナ
ットのカバーを外します。
2. キャリブレーションツールの六角形のヘッドをキャリブレーションナットに差し込みます。
3. キャリブレーションナットは容量を減らしたい場合は反時計回りに、容量を増やしたい
4. 場合は時計回りに回して調整します。
5. 精度測定を再度行ないます（11.1を参照）。 妥当な結果が得られるまでこの手順を続けます。
Note: 弊社ではピペットの校正サービスも提供
しています。 詳細については、直接弊社もしくは販売店様までお問い合わせください。

1312. トラブルシューティング
チップに液滴が残る。

液漏れもしくは分注
量が少ない。

チップが適切でない。

純正チップを使用してください。

チップ内壁が均一にリンスされていない。
チップ内壁が均一にリンスされていない。
チップの装着が適当
でないチップが適切でない。

新しいチップを取り付けてください。
新しいチップを取り付けてください。
しっかりと固定してください。
純正チップを使用してください。
チップとチップコーンと チップコーンの汚れの間にほこりがを落とし、新しい
挟まっている
チップを取り付けてください。

チップコーンホルダーの チップコーンホルダ
固定が緩い
ーをしっかりと固定してください。
ピペットが破損してい メンテナンスが必要る。
です弊社取扱い販売
店までお問い合わせ下さい。
ピペットの性能が仕 操作に誤りがある。
取扱説明書の手順に様の範囲を従ってください。
外れている
チップが適切でない。 純正チップを使用してください。
校正に狂いが生じて再校正をしてくださいる。
い。
オペレーティングボタ チップコーンに吸い込 ピストン、シール、チンの押し込みがんだ液が乾燥していップコーンを洗浄し、スムーズでない、ボタ る。
グリスを塗り直してくンの動きが安定ださい。
しない。
セーフコーンフィルター フィルターを交換してが汚れている。
ください。ｖ
ピストンとシールに十分 グリスを十分に塗っなグリスが塗られてい てください。
ない。
チップエジェクター チップエジェクターカラ チップエジェクターカ
の押し込みがスムー ーが汚れている。
ラーとチップズでない、チップエジ
コーンを取り外し、洗ェクターの動きが安浄してください。
定しない。

14

13. 保証規程

Proline®Plus 手動ピペットはご購入後３年の保証期間を設けています。この期間内の不具合については無償にて修理を実施させていただ
きます。
ただし、以下の場合、保証適用外となります。
•
お客様依頼による定期メンテナンスおよび精度測定•
サンプル溶液等の吸い込みによるピスト
ン部の不具合•落下等によるピペッターの破損•
他社製チップ使用による不具合•
ANY WARRANTY WILL, HOWEVER, BE DEEMEDAS VOID IF FAULT IS FOUND TO HAVE BEEN
CAUSED BY MALTREATMENT, MISUSE,UNAUTHORIZED MAINTENANCE OF SERVICE OR
NEGLIGENCE OF REGULAR MAINTENANCE ANDSERVICE, ACCIDENTAL DAMAGE, INCORRECTSTORAGE OR USE OF THE PRODUCTS FOROPERATIONS OUTSIDE THEIR SPECIFIED
LIMITATIONS, OUTSIDE THEIR SPECIFICATIONS,CONTRARY TO THE INSTRUCTIONS GIVEN IN
THIS MANUAL OR WITH OTHER THAN THE
MANUFACTURER’S ORIGINAL TIPS.

14. 精度規格

Proline®Plusの精度規格は、16. 仕様
Specificationsをご参照ください。この精度規格は最適に管理された環境で、純正チップを使用した場合にのみ保証されます。
この精度規格はISO 8655に準拠した精度基準のガイドラインとしても利用できます。

1515. スペアパーツ
6

6

5

6

5
5

4

3

3

4

3

2

2

4

1

2000,
5000,
10 000

RepuestosParti diЗапасная

ricambioчасть1
5, 10, 20,
25, 50, 100

200, 250,
500, 1000

1

シングルチャンネル

Spare
Parts
1 	Tip ejector
collarErsatzteile
SpitzenabwurfTubed'ejection

Expulsor depuntasCollare dell'espulsorepuntaleСбрасыватель
наконечника

2 	Tip cone
holderKonushalter

Bague derétenue

Anillo soporte
de puntas

Contenitore
conoДержатель
посадочного
конуса

3 	Tip cone
complete

Spitzenkonus

Porte-cônecompletSoportede puntas
completo

Cono
ancoraggio
puntalicompletoПосадочный
конус

4 Piston
5 Calibration
nut cover

KolbenPistonPistónPistoneПоршень

Abdeckungkalibrierschraube

Dessus d'ecrou Tapa delmecanismode calibración
Bouchons

Copri dado dicalibrazioneКрышка
калибровочного
винта

6 Cap

AbdeckungenCappuccioКолпачок

16

Piécesdétachées

Tapas

7

6

4
5
1

3

2
8-channel: 10, 100, 300
12-channel: 10, 100, 300

マルチチャンネル

Spare

Ersatzteile

Parts

PiécesRepuestosdétachéesParti diЗапасная

ricambioчасть1 	Tip cone
housing

Spitzenkonusgehäuse

Moduleporte-cônes

Carcasa delSoporte depuntasAlloggiamentodel cono diancoraggio delpuntaleКорпус
поршневой
части

2 	Tip ejectorbar

Spitzenabwurfsbalken

Barred'éjection

Expulsorde puntas

Barra diespulsione delpuntaleСбрасыватель
наконечника

3 	Tip cone
complete

Spitzenkonus

Porte-cônecompletSoporte depuntascompleto

Cono ancoraggio puntali
completoПосадочный
конус

4 Piston

KolbenPistonPistónPistoneПоршень

5 Pistonassembly

Kolbenzusammensetzung

Pistonassemblé

Conjunto
de pistón

Assemblaggiodel pistoneПоршень
системы в
сборе

6 Calibration
nut coverAbdeckungen
Kalibrierschraube

Dessusd'écrou

Tapa delmecanismode calibración

Copri dado dicalibrazioneКрышка
калибровочного винта

7 Cap

Abdeckungen

Bouchons

Tapas

CappuccioКолпачок

17

仕様 Specifications

16.

（Proline®Plusの精度規格）シングルチャンネル
型番

チャン
ネル

容量範囲
µl

テスト容量
µl

系統誤差
偶然誤差
（正確度）(%) （再現性）(%)

728010

1

0.1-3

3
1.5
0.3

1.40
2.60
10.0

0.80
1.60
6.00

7280201

0.5-10

10
5
1

1.00
1.50
3.00

0.60
1.00
2.00

728030

1

2-20

20
10
2

1.00
1.40
4.00

0.50
0.90
0.30

728040

1

5-50

50
25
5

1.00
1.40
3.00

0.30
0.50
1.50

7280501

10-100

100
50
10

0.80
1.00
3.00

0.20
0.20
0.10

7280601

20-200

200
100
20

0.60
0.80
2.30

0.20
0.30
0.90

7280701

100-1000

1000
500
100

0.70
0.80
2.50

0.20
0.20
0.60

7280801500-5000

5000
2500
500

0.60
0.70
2.40

0.20
0.30
0.60

7280901

1-10 ml

10 000
5000
1000

0.60
1.20
3.00

0.20
0.30
0.60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
10
20
25
50
100
200
250
500
1000
2000
5000
10 ml

5
10
20
25
50
100
200
250
500
1000
2000
5000
10 000

1.30
0.80
0.60
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.30
0.30
0.30
0.30
0.60

1.20
0.80
0.50
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.20
0.20
0.15
0.15
0.20

容量固定
72851572852072853072853572854572855072856072856572856772857072857572858072859018

（Proline®Plusの精度規格）マルチチャンネル
型番

チャン
ネル

容量範囲
µl

テスト容量
µl

系統誤差
偶然誤差
（正確度）(%) （再現性）(%)

7281208

0.50-10

10
5
1

1.50
2.50
5.50

1.00
2.50
4.00

7281308

10-100

100
50
10

0.90
1.20
4.00

0.40
0.70
2.00

728140830-300

300
150
30

0.60
1.00
2.50

0.25
0.50
1.00

72822012

0.5-10

10
5
1

1.50
2.50
5.50

1.00
2.50
4.00

72823012

10-100

100
50
10

0.90
1.20
4.00

0.40
0.70
2.00

7282401230-300

300
150
30

0.60
1.00
2.50

0.25
0.50
1.00

19

製造元

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
FI-00880 Helsinki
FinlandPhone +358.755.951
lhinfo.finland@sartorius.com
www.sartorius.com
本社

Publication No. SUL6015-j140101 • Order No. 85037-543-60 • Ver. 01 | 2019 © Sartorius Biohit Liquid Handling Oy

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Germany
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius.com
販売元

ザルトリウス・ジャパン株式会社
本社／ 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11

大阪／ Tel.(03)6478-5203 Fax.(03)6478-5496

Tel.(03)6478-5200 Fax.(03)6478-5494
名古屋／ Tel.(03)6478-5204 Fax.(03)6478-5497

JCSS 校正 / ピペット・ドクター / リペア 等（ピペットのデモ機返却は下記へお送りください。
）㈱近鉄ロジスティクス・システムズ 東京ターミナル
3F ザルトリウス サービス担当宛て〒 140-0003 東京都品川区八潮 3-2-31
TEL: 03（6386）9549
本書で使用されている情報、仕様、イラストなどの状態は本紙記載の日付に基づきます。
ザルトリウス 社は、予告なく製品の技術、特長、仕様、デザインを変更する権利を有します。
すべての商標は、別途記載のない限りザルトリウス社に帰属します。特許は取得済み、または申請中です。

20