光ファイバー2色放射温度計
高速応答・小スポット・高精度･･････

IGAR12-LO

ISR12-LO（0.8/1.05μm）

600 ～1300℃
750 ～1800℃
900～2500℃
1000～3300℃
1000～3500℃（1.28/1.65μm）

300 ～1000℃
350～1300℃
450～1700℃
500～2200℃
550～2500℃
600～3000℃

高速応答： 2msec（ただし、温度下限付近では、応答時間を自動延長し、ノイズを低減）

2色、単色モードに加えて、メタルモードを搭載。
K(比率補正）値が不明な金属化合物などの測定に最適
レンズ：2タイプ、計8種類のレンズを用意、測定範囲は、88ｍｍ～4500mmをカバーします。
小スポット：φ0.45/88mmから可動焦点レンズ採用(TypeⅡ）：
任意の位置でスポット径を最適に絞れます。
高精度：±（測定値の0.4％～0.7％＋1）℃(機種・温度範囲による)
アナログ/デジタル出力：
DC4～20mA/DC0～20mA ＋ RS232C/RS485
最高値保持回路内蔵：移動物体の測定に
位置確認：
レーザーパイロットライトにより容易に位置確認
冷却水不用の耐熱設計：
250℃の耐熱型光ファイバーケーブル

標準添付の専用計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定
テスト電流出力付で外部設置の温度指示計との接続テストが簡単

アプリケーション・金属金型・プリヒート・アニーリング・テンパリング
・溶接・鍛造・ハードニング・焼結・溶融・ソルダリング
・圧延・ロウ付け・レーザ応用測定

パラメータの設定は、本体で行えます。

仕様

通信機能:

IGAR12-LO
MB 10:
300 ～1000℃
MB 13:
350～1300℃
MB 17:
450～1700℃
MB 22:
500～2200℃
MB 25:
550～2500℃
MB 33:
600～3300℃
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 51℃
0.8μｍ /1.05μｍ
1.52μｍ /1.64μｍ （MB10）
1.28μｍ /1.65μｍ （MB10以外）
SiInGaAs
光電流を直ちに、デジタル化処理
測定値の0.4%+1℃≦1500℃
測定値の0.5%+1℃≦1500℃
測定値の0.6%+1℃>1500℃
測定値の0.7%+1℃>1500℃
1℃(表示器)、0.1℃（通信経由） 出力信号：温度範囲の＜ 0.025 %
測定値の0.2%＋1℃
測定値の0.3%＋1℃
2 ms (ただし、温度下限付近では、応答時間を自動延長し、ノイズを低減）
設定： 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 3s, 10ｓ
0.800～1.200 0.001単位
0.100～1.000 0.001単位
88mm/φ0.45～4500mm/φ22、センサーヘッド（TypeⅠ、Ⅱ）、計8種類から選択
2％～50％ 1％単位
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニヤ出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下
単色モード/2色モード/メタルモード 切替
4桁 7セグメントLED表示： 文字高さ 13mm
10 mA テストボタンにて出力レーザパイロットライト（レーザパイロットライト：レーザクラス2、最大出力＜1ｍW, 655nm）
RS232C又はRS485(アドレス指定可)、半2重、ボーレート2400 ～ 115200

パラメータ設定:
放射率補正(ε)
比率補正(K)
応答時間 (t90)
測定モード （1/2/M)
0～20ｍA/4～20ｍA切替
スケーリング
最大値保持解除: ｔCL: 本器（OFFLINE)
○:
○:
○:
○
:
○:
○
:
○
:

温度範囲:

スケーリング:
検出波長:
検出器:
信号処理:
精度(不確定性）:(ε＝1、ｔ90＝1ｓ)

分解能:
再現性:
応答時間 t90:
比率補正 K（＝ε1／ε2）:
放射率補正 e:測定距離と面積:
スイッチオフリミット ：
出力信号:
出力モード:
表示器:
テスト電流出力:
位置確認:

ISR12-LOMB 13:
600 ～1300℃
MB 18:
750 ～1800℃
MB 25:
900～2500℃
MB 33:
1000～3300℃1000～3500℃
MB 35:・インターバル時間設定による解除

通信経由（ONLINE)
○
○
○
○
○
○
○

備考
単色モード時
2色、メタルモード時

off, 0.1s, 0.25s, 0.5ｓ、1s, 5s, 25s

・外部同期信号解除または通信経由による解除
・自動解除（次の測定対象物が来た時）

その他の設定計測ソフトウェア: RS232/RS485、スイッチオフリミット、 °C / °F、アドレス、ボ-レート： InfraWin 添付 （Windows PC上で動作）

供給電源:
消費電流:
絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:
保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:

DC24VまたはAC24V(12～30VDCまたはAC) （AC:48 ～ 62Hz）
max. 600ｍA
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁、本体とも絶縁
IP65 (DIN 40 050)
0 ～ 50℃-20 ～ +70℃
2.2Kg
140ｍｍｘ180ｍｍｘ71ｍｍ（LxWxH)
電磁イミュニティに関するEU指令に適合デジタル信号処理の特徴
本器の測定モードとその特長

12シリーズの信号は、全てデジタルで処理されます。検出器に入った信号は、直ちにデジタル化され、信号処理されます。
アナログ出力は、0 ... 20 mA または 4 ... 20 mAが選択できます。また、シリアルインターフェースは、デジタル化処理により、任意の温度幅のスケーリングが可能です。最小温度スパンは、51℃です。
デジタル化による周囲温度の温度補償とともに、センサ出力信号のデジタル化によるリニヤ処理で高い精度を
RS485シリアルインターフェースでは、複数の放射温度計をバス制御できます。
2色モード：

メタルモード：単色モード：

・ 放射率を設定することなく温度測定が可能です。
・ 窓や埃などの光量変化の影響を受けません。
・ 視野欠け状態で測定可能、測定スポット径の1/3程度で測定できます。
金属や金属化合物のK値（比率補正）が不明な場合でも温度の推定ができます。
まず、メタルモードで予め測定を行い、この結果よりK値を決定します。
放射率を設定して温度を表示します。

センサーヘッド
本器は、2種類のセンサーヘッド（TypeⅠ：小型、固定焦点型、TypeⅡ：標準、可動焦点型）を用意しています。
センサーヘッドは、同じタイプの他のセンサーヘッドと交換できます。再校正の必要はありません。
固定焦点型は、焦点の位置以外でのスポット径は計算により求めることができます。
可動焦点型は、任意の測定距離でスポット径を絞ることができます。

ISR12-LO
焦点距離a [mm]M

標準（TypeⅡ）

120260700
88 ～ 110

スポット径
MB13
青
2.25
140.8 ～ 1.1（可動焦点型）

95 ～ 129

0.9 ～ 1.3

0.5 ～ 0.75

105 ～ 161
200 ～ 346
247 ～ 606
340 ～ 4500

1.1 ～ 1.7
1.5 ～ 2.8
2.0 ～ 5.2
2.8 ～ 420.6 ～ 1.0
0.8 ～ 1.5
1.1 ～ 2.7
1.5 ～ 22

焦点距離a [mm]

スポット径MB10
青2.2
5
140.8 ～ 1.1
0.9 ～ 1.3
1.1 ～ 1.7
1.5 ～ 2.8
2.0 ～ 5.2
2.8 ～ 42M

センサーヘッド
使用ファイバー小型（TypeⅠ）（固定焦点型）

カラーマーク[mm]

MB18/MB25/MB33/MB35

赤1.2
2.6
7.2
0.45 ～ 0.6

IGAR12-LO
センサーヘッド
使用ファイバー小型（TypeⅠ）（固定焦点型）標準（TypeⅡ）（可動焦点型）

カラーマーク
120
260
700
88 ～ 11095 ～ 129
105 ～ 161
200 ～ 346
247 ～ 606
340 ～ 4500[mm]

MB13/MB17/MB22/MB25/MB33

赤1.2
2.6
7.2
0.45 ～ 0.6
0.5 ～ 0.75
0.6 ～ 1.0
0.8 ～ 1.5
1.1 ～ 2.7
1.5 ～ 22

光ファイバー
ファイバー長さ：
耐熱温度：
最小曲げ半径：2.5m/5ｍ/7.5ｍ/10ｍ/15ｍ/30ｍ （標準：2.5ｍ、選択下さい。）
最大 250℃/レンズ側、 125℃/本体側
カラーマーク 青：300mm 赤：120mm （連続使用時）

外形図

温度変換器を固定するには、カバー内にあるねじ穴（4箇所）を使用してください。

ご注文について
ISR12-LOMB 13:
600 ～1300℃
MB 18:
750 ～1800℃
MB 25:
900～2500℃
MB 33:
1000～3300℃
MB 35:
1000～3500℃

IGAR12-LO
MB 10:
300 ～1000℃
MB 13:
350～1300℃
MB 17:
450～1700℃
MB 22:
500～2200℃
MB 25:
550～2500℃
MB 33:
600～3300℃

3855-100
3855-1103855-1203855-1303855-140

3855-200
3855-210
3855-300
3855-2203855-230
3855-240

センサーヘッドは、注文の際にご指定下さい。変換器本体、光ファイバ 2.5ｍ、センサーヘッドTypeⅠ又はTypeⅡ
検査合格証、InfraWin計測ソフト、ユーザマニュアルを含みます。
接続用ケーブルは含みません。機器との接続には、ケーブル付専用電源BOXを用意しております。

アクセサリ
取付金具・パージ管

3834-370
TypeⅠ用 取付金具13834-380
TypeⅠ用 取付金具23835-170
TypeⅠ用エアーパージﾞ管3820-330
3820-740

3834-230
TypeⅡ用 取付金具

3835-180
TypeⅡ用エアーパージ管

3834-390
TypeⅠⅡ兼用
ボールアンドソケット取付金具

3835-240
TypeⅡ用90°ミラー付エアーパージ管ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（ 他に、10ｍ/15ｍ/20ｍ/25ｍ/30m
耐熱型ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ （200℃まで使用可能）
延長用光ファイバーケーブル (5/7.5/10/15/30m )DC24V電源、指示計各種)

計測ソフト:InfraWin

放射温度計専用電源BOX 5000-001+USB
・ケーブルは全て付属
・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！

標準添付、以下の機能が使用できます。

3852-580
RS232C/USB変換アダプター■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛51℃)■温度表示■グラフトレンド■データロギング■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■温度換算・測定距離／面積計算
・放射率補正計算のヘルプ機能

3826-750
RS485/USB変換アダプター

本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番 ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

東京支店
横浜営業所
名古屋支店
高砂営業所
岡山営業所
広島営業所
北九州営業所
大分営業所
長崎営業所
高槻工場
長崎工場

Tel : 03-3454-3691Tel : 045-438-4566
Tel : 0562-57-2680
Tel : 079-444-1300
Tel : 086-448-5421
Tel : 082-568-5099
Tel : 093-671-5834
Tel : 097-558-3222
Tel : 095-871-0115
Tel : 072-678-1313
Tel : 095-871-0115

Fax : 03-5442-7815
Fax : 045-438-4568
Fax : 0562-57-2681
Fax : 079-444-1301
Fax : 086-444-9149
Fax : 082-568-5098
Fax : 093-662-3652
Fax : 097-552-3131
Fax : 095-871-1001
Fax : 072-679-2006
Fax : 095-871-1001