デジタル放射温度計
CO2燃焼ガス温度測定用

IPE140/45

400 ～2000℃

高温燃焼CO2吸収波長
Special version of IPE 140 in a spectral rangeof the CO 2 absorption band

CO2燃焼ガス温度測定
10％CO2の濃度で、視野方向に40cm程度あれば測定可能
遠方でも小スポット測定を実現 ：φ70/8000mm
高速応答： 1.5msec ～10secまで応答時間設定可能（ただし、温度下限付近では、応答時間を自動延長し、ノイズを低減）

3種類の可動焦点レンズを用意、任意の距離でスポット径を最適に絞れます。
LCD表示器付、本体で温度指示を確認可能
パラメータは本体で設定可能
レーザービーム又は直視ファインダーによる位置確認
測定精度は1300℃以下は測定値の0.6％
1300℃以上は測定値の0.8％
完全デジタル回路により、優れた安定性と耐ノイズ性を実現
標準添付の専用計測ソフトでデータの記録とパラメータ設定
テスト電流出力付で外部設置の温度指示計との接続テストが簡単
インターフェースは、RS232及びバス接続ができるRS485も用意
アプリケーション
・CO2を含む燃焼ガスの温度測定

仕様
型式：
温度範囲:
スケーリング:
検出波長:
検出器:
信号処理:
精度(不確定性）:

IPE140/45
MB 20:
400～2000℃
温度範囲内にて、任意設定可能、最小スケーリングレンジ 51℃
高温燃焼CO2吸収波長PbSe
光電流を直ちに、デジタル化処理
測定値の0.6% ＜1300℃(ε＝1、ｔ90＝1ｓ、Tu＝23℃） 測定値の0.8% ＞1300℃
分解能:
0.1℃(通信経由、表示器とも)、出力信号： 温度範囲の＜ 0.1 %
再現性:
測定値の0.1%＋1℃
応答時間 t90:
1.5 ms (ただし、温度下限付近では、応答時間を自動延長し、ノイズを低減）
設定： 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 3s, 10ｓ
放射率補正 e:10.0～100.0％ 0.1％単位
出力信号:
DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA リニヤ出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下
動作表示灯:
緑色LEDウォームアップ時：点滅、 動作時：点灯
表示器:
デジタルLCD表示： 温度およびパラメータの表示
テスト電流出力:
10 mA（0～20ｍA 出力時) または12ｍA（4～20ｍA 出力時) テストボタンにて出力
位置確認:
レーザパイロットライト または 直視ファインダー
（レーザパイロットライト：レーザクラス2、最大出力＜1ｍW, 630-640nm）
通信機能:
RS232C又はRS485(アドレス指定可)、半2重、ボーレート2400 ～ 115200
操作モード接点:
接点定格：0.15Amax 測定準備中は、接点 閉。測定開始で接点 開。
パラメータ:
放射率補正εスケーリング
応答時間：t90
0 ... 20ｍA/4 ... 20ｍA
RS232/RS485
最大値保持解除: ｔCL

本器設定ボタン
○
○
○
○
○
○

その他
計測ソフトウェア:

InfraWin

供給電源:
消費電力:
絶縁対策:
保護等級:
周囲温度:

保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:－添付

通信経由での設定 （InfraWin)
○
○
○
○
－○
以下の要因で解除・インターバル時間設定による解除（off, 0.01s, 0.05s, 0.25s, 1s, 5s, 25s）
・外部同期信号解除または通信経由による解除
・自動解除（次の測定対象物が来た時）°C / °F、アドレス、ボ-レート、ウェイト時間 ｔｗ（Windows PC上で動作）

DC24VまたはAC24V(14～30VDCまたはAC) （AC:48 ～ 62Hz）
max. 6 W
電源回路・インターフェース・アナログ出力信号は互いに絶縁、本体とも絶縁
IP65 (DIN 40 050)
0 ～ 53℃
内部機器温度 ＞55℃でレーザパイロットライト動作停止
内部機器温度 ＞60℃でアナログ出力は、0mA-20 ～ +60℃
550g
195ｍｍｘ56ｍｍｘ62.5ｍｍ（LxBxH)
電磁イミュニティに関するEU指令に適合

デジタル信号処理の特徴
デジタル信号処理による特長

精度：

デジタル化による周囲温度の温度補償とともに、センサ出力信号のデジタル化によるリニヤ処理で温度範囲：デジタル化処理により、任意の温度幅のスケーリングが可能です。最小温度スパンは、51℃です。
アナログ出力は、選択されたスケーリングで出力されます。この設定は、放射温度計の再校正を必要としません。また、精度や再現性に影響を与えません。スケーリングは、変更可能ですので、多出力：

アナログ出力は、0～20 mA または 4～20 mAが選択できます。また、シリアルインターフェー
スは、RS232 または RS485が選択できます。付属の計測ソフトにより、PCを介して放射温度計のパラメータの設定や温度測定ができます。

バス制御：

RS485シリアルインターフェースでは、複数の放射温度計をバス制御できます。

測定距離と面積
本器は、可動焦点型レンズを搭載しておりますので、任意の測定距離でスポット径を絞ることができます。
可動焦点レンズの焦点距離でのスポット径を以下の表に示します。レンズは、同じタイプの他のレンズと交換できます。再校正の必要はありません。

IPE140/45
可動焦点レンズ（ﾚﾝｽﾞｶﾗｰﾏｰｸ)
Optics1-PE（赤/緑）
Optics2-PE（黒/緑）
Optics3-PE（青/緑）

測定距離115mm
135mm
170mm
210mm
280mm
500mm405mm
800mm
8000mm

測 定 面 積
MB20
φ1.1
φ1.3
φ1.6
φ1.8
φ2.6
φ4.9
φ3.3
φ7
φ70

S値(mm)
261302613026
136.2

開口径：D(mm)1714171417

焦点位置は、レンズ鏡筒部を回転させることで固定およびリリースできる構造です。
片手で調整できます。

外形図

ご注文についてIP140/45

レーザパイロット

直視ファインダー型

ライト型

MB 20:

3875-880

3875-890

レンズは、注文の際にご指定下さい。本体、可動焦点レンズ、検査合格証、InfraWin計測ソフト、ユーザマニュアルを含みます。
300～1450℃接続用ケーブルは含みません。機器との接続には、ケーブル付専用電源BOXを用意しております。
500～1800℃

アクセサリ
取付金具・パージ管・ミラー・スキャナー・エンハンサ

3834-270
ボールアンドソケット
固定金具

3834-280-2
L字型取付金具（三脚取付可）

3835-230
エアーパージﾞ管3837-290-1
冷却ジャケット

3837-240
冷却板

3835-460
3843-530
90°ミラー （IPE140用） IPE140用スキャナー（12°,5Hz,CaF2窓付）3827-200
3835-290
放射率エンハンサ
スキャナー用エアーパージ管

3820-340
3820-330
3820-740
3820-750

L型コネクタ付 接続ケーブル 5ｍ（ 他に、10ｍ/15ｍ/30m )ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ（ 他に、10ｍ/15ｍ/30m
耐熱型ストレート型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ （200℃まで使用可能）
耐熱型L型コネクタ付接続ケーブル 5ｍ （200℃まで使用可能）

3837-140
冷却ジャケット用
ボールアンドソケット固定金具)
3835-160
冷却ジャケット用
エアーパージユニット

計測ソフト:InfraWin

放射温度計専用電源BOX 5000-001+USB
・ケーブルは全て付属・コネクタ接続のため、配線作業が容易
・レーザパイロットライトスイッチ付
・ケースは、アルミダイキャスト製で、耐久性抜群！
放射温度計専用電源BOX 5000-001+USB
・PCのUSBポート接続用にRS-USB変換ケーブル付属

標準添付、以下の機能が使用できます。
■パラメータの設定（放射率、応答時間、最高値保持など）■温度スケーリング(最小目盛51℃)■温度表示■グラフトレンド■データロギング■データリスト(Excelへの転記可)■本体内部温度表示■温度換算・測定距離／面積計算
・放射率補正計算のヘルプ機能

RS-USB変換ケーブル

本社本社〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
TelTel: 072-678-3453
FaxFax: 072-678-3516: 072-678-3453: 072-678-3516
パイロメータ営業部
パイロメータ営業部〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4Ｆ〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4
TelＦ: 045-438-1191 Fax : 045-438-1192
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

東京支店
東京支店
横浜営業所
横浜営業所
名古屋営業所
名古屋支店
高砂営業所
高砂営業所
岡山営業所
岡山営業所
広島営業所
広島営業所
北九州営業所
北九州営業所
大分営業所
大分営業所
長崎営業所
長崎営業所
高槻工場
高槻工場
長崎工場
長崎工場

Tel
Tel :: 03-3454-3691
03-3454-3691
Tel
Tel :: 045-438-4566
045-438-4566
Tel:052-689-5611
Tel : 0562-57-2680
Tel
Tel :: 079-444-1300
079-444-1300
Tel
Tel :: 086-448-5421
086-448-5421
Tel
Tel :: 082-568-5099
082-568-5099
Tel
Tel :: 093-671-5834
093-671-5834
Tel:097-558-3222
Tel : 097-558-3222
Tel
Tel :: 095-871-0115
095-871-0115
Tel
Tel :: 072-678-1313
072-678-1313
Tel
Tel :: 095-871-0115
095-871-0115

Fax
Fax :: 03-5422-7815
03-5442-7815
Fax
Fax :: 045-438-4568
045-438-4568
Fax:
052-601-5951
Fax : 0562-57-2681
Fax
Fax :: 079-444-1301
079-444-1301
Fax
Fax :: 086-444-9149
086-444-9149
Fax
Fax :: 082-568-5098
082-568-5098
Fax
Fax :: 093-662-3652
093-662-3652
Fax:097-552-3131
Fax : 097-552-3131
Fax
Fax :: 095-871-1001
095-871-1001
Fax
Fax :: 072-679-2006
072-679-2006
Fax
Fax :: 095-871-1001
095-871-1001