Image:
Field scientist taking sample

Image:
Product in use

Image:
Sample taken at home

Image:
Sample in lab environment

簡単接続| リークフリー
優れた安定性
Easy
to install| Leak |free| Stable

SilFlow®

GCの接続技術を向上させます

www.trajanscimed.com

昨今のガスクロマトグラフィー手法では、配管をベースとした流路切り替え方式から、より柔軟なシステム構築が可能となる平面構造のマイクロチャンネルデバイス(接続素子)を使った方式へと移行しつつあります。

SilFlow®(シルフロー)は、高不活性で低デッドボリューム、リークフリー、簡単に設置可能な画期的なマイクロチャンネルデバイスで、最高のクロマトグラフィーの性能をご提供いたします。

簡単接続 | リークフリー | 優れた安定性

クロマトグラフィーをより便利に
SilFlowは、用途に合わせて3ポート型、4ポート型、ディーンズスイッチ型の様々なデザインのデバイスが選択できます。3ポートでは簡単な流路分岐やバックフラッシュ、4ポートではメイクアップガスを追加する流路分岐やバックフラッシュ、ディーンズスイッチではより複雑なハートカットや流路切り替えのフローシステムが構築できるようになっています。
SilFlowスプリッター推奨アプリケーション例：
One Injection to Two Capillary Columns
1回の注入で2つのキャピラリーカラムへ分岐検出器
Detector

インジェクター
Injector

カラム1 1Column

プレカラムを利用した流路の分岐
Pre Column With Split To Analytical Column

検出器
Detector

インジェクター
Injector

カラム22
ColumnPre
プレカラム
Column™ 3ポートスプリッター
SilFlow
GCSilFlow
GC 3 Port Splitter

Detector
検出器

検出器
Detector

Analytical
分析カラム
Column

SilFlow
GC™ 3ポートスプリッター
SilFlow
GC 3 Port Splitter

BackFlush
バックフラッシュ

1つのカラムから2つの検出器へ分岐
One Column To Two Detectors
Injector
インジェクター

分割
Splitフロー
Flow

Detector
検出器

キャリアガスCarrier Gas

インジェクター
Injector

検出器
DetectorPre
プレカラム
Columnカラム
Column

SilFlow
GC™ 3ポートスプリッター
SilFlow
GC 3 Port Splitter

検出器
Detector

Analytical
分析カラム
Column

SilFlow
GC™ 4ポートスプリッター
SilFlow
GC 4 Port Splitter

インジェクター
Injector
ポジション1
Position 1

Aux Gas (He)SilFlow GC Deans’スイッチはBPX5（フェニルポリシルフェニレンシロキサン）GCカラムやBPX50 GCカラムに接続し、流路方向を切り替えて分析補助ガス（He）
検出器へ
To Detector

GC Deans'スイッチGC
Dean's Switch
P/N 123703
BPX50
BPX50
GC
Column*GCカラム*BPX5
BPX5GC
Column*GCカラム*

検出器へ
To Detector* カラムの選択はアプリケーションによって異なります。

化学的に不活性• SilFlowのステンレススチール製デバイスの内部流路は、Trajan独自の不活性処理技術によって不活性処理が施されています。
• SilFlowはクロマトグラムに影響を与えずにシステムに組み込むことができます。
2000001900001660000

560000180000345170000

2460000

5600002460000

1600003600003465360000
1500002600001600001660000

6024681012a)a)カラムのみ。
Column only.

260000140000024681012160000b) 不活性処理していない金属コネク
Column with metal connector
ター付きカラム。
without special deactivation.

024681012c) 不活性処理済みのSilFlow付きカラム
Column with deactivated SilFlowswitch)。
(GC Deans’
Dean's switch).

低デッドボリューム接続• SilFlow MCDでは、グラファイトフェラルやグラファイト/Vespel®
フェルールとの寸法精度の違いからコンタミネーションの恐れがあるため使用していません。

DETAIL B• 金属性SilTite®(シルタイト)フェラルを使うことでコンタミネーションのリスクを低減し、また、使用開始時の増し締めの手間を省きます。

• SilTite FingerTite®金属フェルールは最適なピーク形状が得られるように最小限のデッドボリュームで接続できるようデザインされています。

B

SECTION A-A

SilTite FingerTiteフェルールを用いたSilFlowへのフューズドシリカの接続

優れた動作安定性
SilFlowの技術仕様：• 耐圧性能 - SilFlowシステムは、25,000 psi（170,000 kPa）の圧力まで使用することができます。

• 熱追従性 - SilFlowは20℃/minの昇温レートまで追従することができ、またその独特なデザインはコールドスポットとサンプル凝縮を抑えます。

• 最高温度 - 温度の使用範囲は定めていませんが、通常のGCで使用される温度(≦420℃)程度では全く問題ありません。

簡単にリークフリー接続
SilFlowは、SilTite FingerTiteツールを用いて手締めでカラムを本体に接続します。
ナットに被せて締めるタイプのツールであるため、レンチを使った接続操作よりも、かなり手軽な接続操作となっています。
フェラルの先端は、手締め程度の締めつけトルクでも充分にシールするように設計されているため強い力で締めなく てもリークフリーの接続が可能です。

SilTiteFingerTiteツール
SilTiteFingerTite tool

SilFlowフェルールとナッ
SilFlow ferrules and nutト

GCの接続技術を向上させます製品詳細Port A  Port B  

Port C  Port D

GC Kit (1.1)

1.1 mm OD

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID--GC Kit (0.53)

0.53 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID--

入数Part no.  

価格

キット

123720¥94,100キット

123721¥94,100キット

123722¥94,100

SilFlow GC 3ポート

キット内容：SilFlow GC 3 ポート スプリッター MCD 0.53 mm ID, SilFlow フェルール 0.4 / 0.5 / 0.7 mm ID 各10個, プレスエージツール 0.4 / 0.5 / 0.7 mm,
SilFlow ナット 4個, SilFlow ブランキングフェルールとピン 2セット, SilTite FingerTite ツール, 取付金具とネジ

GC Kit (0.25/0.32)

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID--

キット内容：SilFlow GC 3 ポート スプリッター MCD 0.25 mm ID, SilFlow フェルール 0.4 / 0.5 mm ID 各10個, プレスエージツール 0.4 / 0.5 mm,
SilFlow ナット 4個, SilFlow ブランキングフェルールとピン 2セット, SilTite FingerTite ツール, 取付金具とネジ

GC MCD (1.1)

1.1 mm OD

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID--

1123723¥62,900

GC MCD (0.53)

0.53 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID--

1123724¥62,900

GC MCD (0.25/0.32)

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID--

1123725¥62,900

GC Kit (1.1)

1.1 mm OD

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID-

キット

123730¥106,700

GC Kit (0.53)

0.53 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID-

キット

123731¥106,700

GC Kit (0.25/0.32)

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID-

キット

123732¥106,700

SilFlow GC 4ポート

キット内容：SilFlow GC 4 ポート スプリッター MCD 0.25 mm ID, SilFlow フェルール 0.4 / 0.5 mm ID 各10個, プレスエージツール 0.4 / 0.5 mm,
SilFlow ナット 5個, SilFlow ブランキングフェルールとピン 2セット, SilTite FingerTite ツール, 取付金具とネジ

GC MCD (1.1)

1.1 mm OD0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID-

1123733¥75,400

GC MCD (0.53)

0.53 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID-

1123734¥75,400

GC MCD (0.25/0.32)

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID-

1123735¥75,400

入数

Part no.  

価格

キット1237031¥130,700

11237261¥95,400

製品詳細   

入数

Part no.  

価格

SilFlow ナット

10123704¥12,200

SilTite FingerTite ツール1123717¥5,900

SilFlow ブランキングフェルール と ピン（閉塞用）

5123715¥4,300SilFlow フェルール 0.35mm ID ( 0.32 mm OD カラム用 )10123713¥8,200

SilFlow フェルール 0.4mm ID ( 0.36 mm OD カラム用 )10123706¥12,200

SilFlow フェルール 0.5mm ID ( 0.43 mm OD カラム用 )10123707¥12,200

SilFlow フェルール 0.7mm ID ( 0.68 mm OD カラム用 )10123709¥8,000

SilFlow フェルール 0.8mm ID ( 0.79 mm OD カラム用 )10123742¥8,000

SilFlow フェルール 1.1mm ID ( 1.07 mm OD カラム用 )5123705¥6,500

SilFlow フェルール 0.55mm ID ( 0.45 mm OD 金属カラム用 )10123743¥8,000

SilFlow フェルール 0.75mm ID ( 0.71 mm OD 金属カラム用 )10123744¥8,000

SilFlow ステンレスチューブ 75 cm x 1.1 mm OD (片端に1/16 “ スリーブ付き)

1123755¥4,300

SilFlow GC ディーンズスイッチ
製品詳細Column 1

Column 2Detector

SW1SW2GC Kit

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

1.1 mm OD

1.1 mm OD

キット内容：SilFlow GC ディーンズスイッチ スプリッター MCD 0.25 mm ID, SilFlow フェルール 0.4 / 0.5 / 1.1 mm ID 各10個, プレスエージツール 0.4 / 0.5 mm,
SilFlow ナット 6個, SilFlow ブランキングフェルールとピン 2セット, SilTite FingerTite ツール, 取付金具とネジ,
2 m x 0.1 mm ID x 0.363 mm OD フューズドシリカチューブ 1本, 2 m x 1.1 mm OD ステンレスチューブ 2本

GC MCD

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

0.25/0.32 mm ID

1.1 mm OD

1.1 mm OD

Not suitable for use with 0.53 mm ID columns. Includes 1.1 mm OD tubing.
SilFlow GC 交換用部品

BR-0364-A_RevI_JP © Trajan Scientific Australia Pty Ltd 03/2019

SilFlow GC 交換用フューズドシリカチューブ
OD (mm)ID (mm)  

長さ  

入数Part no.  

価格

0.363

0.052m1123750¥6,500

0.363

0.12m

1123751¥6,5000.363

0.152m1123752¥6,500

0.363

0.22m

1123753¥6,500

トレイジャン サイエンティフィック ジャパン株式会社〒 231-0011 横浜市中区太田町 6-85RK CUBE 3F
Tel : 045 222 2885 Fax : 045 222 2887
email : japan@trajanscimed.com● 2023 年 4 月 1 日現在の情報であり、製品情報、価格等は予告無く変更される場合がございます。掲載価格は希望小売価格（税別）です。

SilFlow_042 © Trajan Scientific Japan 04/2023

www.trajanscimed.com