电池测试系统
PFX2000系列样本

PFX

2000SER电!!

·放脉冲充

支持生功能

搭载有功率再※PFX2021

B AT T E R Y T E S T S Y S T E M电池测试系统PFX2000系列
5V／5A、25W×2通道 (PFX2011)搭载有支持10μA分解能、低比率的Low范围 (PFX2011)
支持20V／10A、200W的高功率 (PFX2021)

IE

S

PFX2000— 电池测试系统 —支持从桌上型小规模系统到Max240通道大规模系统电池评测，具有高度灵活性。
PFX2000系列是在以往众多的电池评价用特制系统经验基础

PFX2021 (200W单元) 配备有「20值CC脉冲、20值CP脉冲」

上，使用本公司的专门技术开发出来的电池测试系统。

的放电模式。脉冲放电时的电流测量，采用VF变换器，可针本产品采用将充放电电源单元 (PFX2011或PFX2021) 收放于框

对变化的电流进行高速测量，实现高精度的容量测量，因此架 (PFX2332) 内的单元结构。由此，可根据所需的通道数，准适用于电脑、数码相机等的充放电仿真。并且，搭载有将放确应对从一节电池的小型测试到Max120单元 (全部为PFX2011

电时的内部损失转化为工作 (充电) 电力的「功率再生功能」

时，Max240通道) 的大规模系统。并且只要更换维护所需的单，进一步丰富了充放电电源的功能。

元 (支持HOT PLUG)，即可继续测试，而不必停止整个系统，

此外，PFX2000系列的控制用应用程序软件 (BPChecker2000)

实现了高可用性。

，支持Espec公司制恒温槽控制 (连动测试) (Max6台)。如果与

各通道之间独立，可按不同测试条件、时机进行控制。保护功选购件的阻抗测量单元 (PFX2211) 组合使用，可实现包括阻能 (OVP、UVP、OHP等) 也很完善，可防止工作异常或操作失抗取值在内的温度特性测试的自动化。

误时，给被测试品造成损坏。

PFX

20

独 立 2 C H ( 5 V / 5 A

1PF

阻抗X测

2202量12 5 W )产品阵容

2PFX2021

充放电电源单元 (20V／10A／200W×1CH)

PPFX2011

充放电电源单元 (5V／5A／25W×2CH)

PFX23325单元用框架2 0 0 W ( 2 0 V ／ 1 0 A )搭 载 有 功 率 再 生 功 能PFX2121

控制单元

PFX2211阻抗测量单元SD002

应用程序软件 (BPChecker2000)

F

X

2

【注意事项】
旧型号的5单元用框架 (PFX2331) 上无法使用PFX2021。

111

单

元

单节电池、移动电话特性评价…

PFX2011 5V-5A 25W 2CH●CH独立
单元内的2CH是独立的。可在不同测试条件下分别控制。

●8值CC脉冲模式
恒流脉冲放电模式，再现GSM及PDC的burst形态。

●High/Low电流范围
可在分解能0.1mA的High范围和分解能0.01mA的Low范围的两种范围之间切换。在Low范围时，可以实现1mA下的再现性和精度，因此适用于移动设备的待机电流仿真…

●脉冲充电可实现恒流脉冲、PWM脉冲等高级的充电器仿真…

笔记本电脑、数码相机等特性评价…

PFX2021 20V-10A 200W
●20值CP脉冲放电功能
使用了DC/DC变换器的恒功率负载的变动仿真…

●20值CC脉冲放电功能标准装备有恒流20值脉冲放电模式。

●搭载有VF变换器脉冲放电下过渡时的变化也可毫无遗漏地测量出来。对容量、电量进行实时测量。

●功率再生功能搭载有将放电时的内部损失转化为工作电力的节能模式●脉冲充电可实现恒流脉冲、PWM脉冲等高级的充电器仿真…

各主要参数 (PFX2011和2021的规格比较)单元型号

PFX2011PFX2021输出数

2

1充电电流范围充电电压范围

0.0mA〜5000.0mA (High 范围)
0.00mA〜500.00mA (Low 范围)
0.0000V〜5.0000V

充电模式放电电流范围

0mA〜10000mA
0〜20.000V

CC／CC-CV／PWM脉冲
0.0mA〜5000.0mA (High 范围)
0.00mA〜500.00mA (Low 范围)

0mA〜10000mA

放电电压范围

－0.5000〜5.0000V

Max充放电功率25.00W

200.00W

放电模式

CC／CP／CC8值脉冲

CC／CP／CC20值脉冲／CP20值脉冲

测量参数－2.000〜20.000V

电压／电流／容量／电量／温度／High电压／Low电压

支持HOT PLUG
在STANDBY状态下，不需断开单元用框架的电源即可更换充放电电源单元。

3系统构成RS485
电缆USB-RS485
转换器

USB
电缆

不包括在产品构成中，请用户自行准备。

【主要构成品】
PFX2011×1
PFX2332×1
PFX2121×1
SD002×1【主要构成品】
PFX2011×5
PFX2332×1
PFX2121×1
SD002×1

Max

4【主要构成品】
PFX2011×120
PFX2332×24
PFX2211×2
PFX2121×2
SD002×1

特征脉冲充放电功能

温度测量功能高输入电阻的电池电压检测用端子搭载有脉冲充电模式，可支持高级的充电器仿真搭载有以热敏阻抗(PFX2332的附件)为测温体的电池电压检测用端子为高输入电阻 (10GΩ)，漏电和充电方法的研究、开发。此外PFX2021还配备简易温度测量功能，可对各通道进行温度测量。

流极小，因此在休止时不会发生电池放电现象。

有20值的CP及CC脉冲放电。适用于笔记本电脑

此外，除了在保护功能上可设置OTP (过温度保及数码相机用电池组的放电仿真。

护) 外，还可以将dT/dt (单位时间内的温度上升)

1单元中内置有独立2ch、MaxTemp (Max温度) 指定为充电终止条件。

两个通道独立，可针对各自的通道设定不同的测丰富充放电终止条件

试条件。(只限PFX2011)

可指定电压、时间、温度等充电终止及放电终系统可靠性提高止条件。

搭载有OVP (过电压 (过充电) 保护)、UVP (低电支持HOT PLUG

压 (过放电) 保护)、OHP (过热保护) 等各种保护

在STANDBY状态下，不需断开单元用框架的电源

高精度测量功能

功能、及watchdog timer (系统监控)，可提高系

即可更换充放电电源单元。

电压·电流的测量采用24位AD变换器，可实现统的可靠性。特别是在OVP 及UVP上，具有软件高精度的测量。此外，内置有温度控制标准电压保护和硬件保护的双重保护功能。此外在充电／框架间采用TP-BUS连接

回路，确保了高度的稳定性。脉冲充放电时，使放电／休止的切换时，采用MOS FET，能切实保

5单元用框架间及与控制单元的连接采用TP-BUS。

用16位DA变换器和高速AD变换器，可产生复杂证长期连续循环运行时的可靠性。

从TP-BUS上取下框架时，不需要切断其他框架的电流波形、对任意点进行电压、脉冲电流的测的电源。

量。并且，搭载有平均电流测量专用V/F变换器，功率再生功能可真实测量脉冲电流的过渡状态 (只限于PFX2021)

搭载有功率再生功能，在放电测试时如果发生了

支持多通道控制单元

。可将因脉冲的上升沿、下降沿的失衡引起的电

某种程度以上的内部损失，可将这部分损失转化

一台控制单元PFX2121支持多达120个通道 (控流测量误差控制在Min化。

为工作功率。由此可实现系统的小型化，节省电制对象均为PFX2011时)。此外，与PC间的连接力，降低废热量的产生。

为USB形式，只要是搭载USB的PC，就不需要再(只限PFX2021)

准备其他接口。并且1台PC可连接2个控制单元。

充电模式工作概念图

放电模式工作概念图

CC-CV (恒流—恒压)

CC (恒流)CP (恒功率)【终止条件】时间、CV时间、电流、温度【终止条件】时间、电压

【终止条件】时间、电压CC (恒流)CC脉冲 (恒流8值／20值脉冲)*CP脉冲 (恒功率20值脉冲) *只限PFX2021

Max【终止条件】时间、电压、-ΔV、温度、ΔT／Δt

CC PWM (恒流PWM脉冲)

Max

Max

Min

【终止条件】时间、Low电压【终止条件】时间、Low电压
*上图为PFX2011的8值脉冲时。20值脉冲只限PFX2021的规格。

Max【终止条件】时间、OFF时间

5应用程序软件SD002 BPChecker2000
通过使用BPChecker2000，可以在PC上对电池的充放电特性测试条

BPChecker2000是PFX2000系列专用应用程序软件。

件进行设定和测试，也可以对测试结果进行解析。BPChecker2000可
利用USB 端口控制 2系统的120ch控制单元 (PFX2121)，因此Max可控制240ch的充放电电源通道。此外，如果追加一台阻抗测量单元(PFX2211)，可以对连接到该系统控制单元的Max120ch 的充放电电源通道测量阻抗。并且，可使用USB-RS485转换器来进行控制，还
可以从外部控制Espec公司制恒温槽，实现与槽内温度同步的测试。

●程序构成 BPChecker2000由以下五支程序构成。
Test Condition Editor

Test Executive

本程序可以建立并编辑与充放电有关的各种测试条件。测试条件将充电

本程序根据Test Condition Editor创建的测试条件文件，执行充放电测+放电汇总到一个工作表 (SHEET) 中，共可以在15个工作表中设定充电试。在测试的开始、+放电的条件。还可以对每一个工作表设定重复次数 (repeat)，也可以设停止、执行过程中进

定执行充放电循环及所有工作表的重复次数 (loop)。

行监示。可实时地以图表显示各通道的充放电趋势。

Graph Viewer
本程序将Test Executive生成的测试数据转化为图表，显示在画面上并打印出来。这是个将每个循环的充放电数据以图表显示的应用程序软件。它可将多个 (Max99个) 数据叠加显示并进行统计处理。

Hardware Configuration Wizard
本程序用来识别被连接到控制单元的充放电电源单元，设置与其他硬件设备 (阻抗测量单元及恒温槽等) 的连接环境。

Group Administrator
本程序被用来建立、删除测试群组。
【推荐的运行环境】■CPU：Pentium IV 1GHz以上■OS：Windows XP（SP2 以降、x86）、Vista (x86、x64)、7(x86、x64)、8(x86、x64)■内存：512MB以上■HD硬盘容量：推荐安装需要超过50MB的硬盘空间容量，数据需要超过10GB硬盘空间容量。
■CD-ROM：安装应用程序软件时需要■鼠标：必须
■显示器：1024×768以上■打印机：要求能够对应所选用的OS。
■USB端口：多于所使用控制单元数量以上的空USB端口6【恒温槽控制】※使用恒温槽时
■Espec公司的可以用通信协议变换器/USB-RS485进行控制的恒温槽■VISA软库：NI-VISA Ver3.3以上的版本, Agilent IO Libraries Suite 15.0以上的版本, KI-VISA Ver3.1.3以上的版本, 上述所选用的GPIB卡对应动作的版本。

相关产品·系统·夹具制作事例介绍
我们承接包括电池支架等夹具的系统制作 (另行收取费用)【夹具例】●圆柱型、方型电池用

【夹具例】●聚合物、层叠型电池用【相关产品】●2通道电池测试仪【相关产品】●充放电系统

不需要多个通道时，也可以为您配备单体的2通道机。组成一个具具有10通道恒温槽的系统。恒温槽内安装有夹具。也可以提供带夹备充放电测试所需各种元素的ALL-IN-ONE装置。

具的系统。详情敬请垂询。

详情敬请垂询。

内容: ●充放电电源装置 (2ch) ●控制单元●单一单元专用框架●专用应用程序软件●用于连接被测试物件的负载电缆 (采用鳄鱼夹连接)※不包括电脑。本产品附带的专用应用程序软件 (BPChecker2000 BASIC Edition)，只限于2
通道工作的规格。无法连接阻抗测量单元。其他规格与应用程序软件BPChecker2000 FULL
Edition (SD002) 相同。

【其他】

特制规格如果您需要多通道系统、一次电池、电能双层电容器、燃料电池等，也可以与我公司联系，详情敬请垂询。

请垂询

7

规格
PFX2011

PFX2021输出数

21充电电流范围

0.0mA〜5000.0mA (High范围)、 0.00mA〜500.00mA (Low范围)

0mA〜10000mA

充电电压范围

0.0001〜5.0000V

0.000〜20.000V

放电电流范围

0.0mA〜5000.0mA (High范围)、 0.00mA〜500.00mA (Low范围)

0mA〜10000mA

放电电压范围

-0.5000V〜5.0000V-2.000V〜20.000VMax充放电功率

25.00 W

200.00 W

额定输出时

300VA MAX

800VA MAX无负载时60VA MAX

50VA MAX

范围

0.0mA〜5000.0mA (High范围)、 0.0mA〜500.00mA (Low范围)

0mA〜10000mA

精确度*1±(0.05%＋1.0mA) (High范围)、 ±(0.05%＋0.10mA) (Low范围)±(0.15%＋2.0mA)

分解能

0.1mA (High范围)、 0.01mA (Low范围)1mA

脉动*21mArms (High／Low范围)3mArms范围0.0000mV〜5000.0mV

0.000V〜20.000V

精确度*3±(0.03%＋1.0mV)±(0.10%＋3.0mV)

分解能

0.1mV

1mV

脉动*22mVrms

5mVrms范围

0.01W〜25.00W (High范围)、 0.001W〜2.500W (Low范围)

0.02W〜200.00W

精确度*4±(0.10%＋10.0mW) (High范围)、 ±(0.10%＋2.0mW) (Low范围)±(0.50%＋20.0mV)

分解能*510mW (High范围)、 1mW (Low范围)

10mW

范围

0.0mA〜5000.0mA (High范围)、 0.0mA〜500.00mA (Low范围)

0mA〜10000mA

分解能

0.1mA (High范围)、 0.01mA (Low范围)

1mA

精确度*1

±(0.07%＋1.0mA) (High范围)、 ±(0.07%＋0.10mA) (Low范围)±(0.15%＋3mA)

设定数8值

20值

响应*650 μ s (TYP)

70 μ s (TYP)范围*7

0.50ms〜65000.00msec

分解能

10 μ s精确度±(0.05%＋0.05mｓ)

范围

0.0mA〜5000.0mA (High范围)、 0.00mA〜500.00mA (Low范围)

0.0mA〜10000.0mA

精度*8±(0.04%＋0.8mA) (High范围)、 ±(0.04%＋0.08mA) (Low范围)±(0.15%＋1.5mA)

分解能

0.1mA (High范围)、 0.01mA (Low范围)

0.1mA

范围

-0.5000V〜5.0000V-2.0000V〜20.0000V

精度*8±(0.02%+1.0mV)±(0.10%＋2.0mV)

分解能

0.1mV

测量点

High／Low、任意范围-0.5000V〜5.0000V-2.0000V〜20.0000V

精度±(0.05%+1.0mV)±(0.15%＋2.0mV)

测量值*9平均电流范围

0.0mA〜5000.0mA (High范围)、 0.00mA〜500.00mA (Low范围)

0.0mA〜10000.0mA

精度±(0.10%＋1.0mA) (High范围)、 ±(0.10%＋0.10mA) (Low范围)±(0.20%＋3.0mA)

分解能

0.1mA (High范围)、 0.01mA (Low范围)0.1mA

额定输出消耗功率(每一单元)
设定精确度恒流充放电

恒电压充电

恒功率放电

脉冲恒流放电

脉冲时间宽度测量精度
电流测量电压测量

脉冲电池电压脉冲充放电时电流●产品阵容型号*1: 对于设定电流，在额定范围内*2: Max值、在10Hz〜500kHz*3 对于设定电压，在额定范围内*4: 对于设定功率，电池电压在
0.5V以上 (PFX2011)、2V以上 (PFX2021)*5: 恒功率放电的电压工作范围 (保证值) 0.5V〜5V (PFX2011)、2V〜20V (PFX2021)*6: 额定电流设定时脉冲电流波形
的10%〜90%。7m负载电缆前端短路*7: 以脉冲的一半值测量脉冲时间宽度*8: 对于实测值，在额定范围内*9: 测量每500ms的平均电流■阻抗测量用电缆品

名TL02-PFX (1M)

※电缆长:1m

PFX2011充放电电源单元 (2CH)

TL02-PFX (3M)

※电缆长:3ｍ

PFX2021

充放电电源单元 (1CH)

TL02-PFX (5M)

※电缆长:5ｍ

PFX23325单元用框架PFX2121

控制单元 (MAX 120CH)

PFX2211阻抗测量单元SD002

应用程序软件BPChecker■负载电缆 (7m)
TL04-PFX
TL06-PFX
TL05-PFX
TL07-PFX※PFX2011用、套件
※PFX2011用、已安装完毕的产品※PFX2021用、套件
※PFX2021用、已安装完毕的产品●销售代理店Southwood 4F,6-1 Chigasaki-chuo,Tsuzuki-ku,Yokohama,224-0032,Japan
Phone: (+81)45-482-6353,Facsimile: (+81)45-482-6261,www.kikusui.co.jp

1-310-214-0000 www.kikusuiamerica.com
3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产
品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2021年11月发行

202111KPDFCC41