新製品
試料の粉砕・撹拌・分散に特化

迅速凍結粉砕装置 < IQ MILL-2070 >日本国特許第 7064786号

使いやすいシンプル操作
効率的な瞬時静音粉砕
省エネの試料予備冷却標準キット付属

軽量12 kg< 卓上可搬型のIQ MILL-2070 >機器分析の試料前処理に最適 ~ 各種試料の粉砕・攪拌・分散に特化 ~
試料前処理において、試料を粉砕する工程は時間と手間を要れてきましたが、5リットル以上の液体窒素の消費、10数分します。今回開発した迅速凍結粉砕装置 “IQ MILL-2070”は、の粉砕とその間の90 dB程度の激しい騒音という問題があり試料の粉砕工程を簡単な前処理操作へと向上させた装置です。 ました。“IQ MILL-2070”はこれらの諸問題を解決するために、特に微量試料を取り扱う機器分析において、試料を微粉砕す耐久性に優れた特殊な高弾性ベルトを利用した*、高速上下ねることは、試料の均一化や平均化による測定の再現性の向上
じれ ® 運動による瞬時静音粉砕を実現した卓上可搬型の粉に必要な前処理です。均一粉砕のために様々な方法が用いら砕・攪拌・分散装置です。（*日本国特許第 7064786号）

IQ MILL-2070 の特長
1 使いやすいシンプル操作⚫ 簡単な操作で試料の粉砕が可能
設定項目は、「粉砕速度」「粉砕時間」「サイクル数」「サイクル間の停止時間」です。
回転ノブとタッチパネルで簡単に設定できます。

粉砕速度の設定

タッチパネル操作

設定条件の変更画面

2 短時間で効率的な粉砕⚫ 同一プログラムで最大3試料の同時粉砕が可能
最大3本の試料容器が収納可能なホルダーを搭載しており、より効率的な粉砕が可能です。
⚫ パワフルな衝撃と剪断の粉砕力で粉砕時間を大幅に短縮
高速上下ねじれ® 運動による粉砕方式を採用しており、試料の迅速粉砕が可能です。
⚫ 粉砕時の優れた静粛性能
粉砕時に発生する音は55 dB程度と通常会話を妨げません。
試料容器（3か所）

試料容器内における粉砕子の高速上下ねじれ® 運動

ホルダー
つかみ穴（2か所）

3 省エネの試料冷却キット付属（室温でも粉砕可能）⚫ 液体窒素の消費量は300 mL程度（試料、粉砕子が入った試料容器1個の場合）
標準付属の試料冷却キットには冷媒容器、トング、試料冷却ホルダーが含まれます。
試料冷却キット

保温容器

冷媒容器（600 mL）
試料容器-2-トング

試料冷却ホルダー合成 / 天然ポリマーの粉砕応用例
低密度ポリエチレン
0.48 g3000 rpm x 30 秒

（極めて粉砕困難）X 2 cycles, 1回凍結粉砕

100 µm200 µm
ポリイソプレン0.53 g2500 rpm x 10 秒

（極めて粉砕困難）x 1 cycle, 1回凍結粉砕

200 µmオーリング
0.35 g（粉砕困難）

電子基板
2.1 g

3000 rpm x 10 秒

凍結粉砕
x 1 cycle, 1回（SS粉砕ロッド12使用）

200 µmµm
2002500 rpm x 30 秒

室温粉砕
x 10 cycles, 1回

100 µm

孟宗竹の皮（粉砕困難）

2000 rpm x 10 秒

室温粉砕（湿式*）
x 2 cycles, 1回*バッファー液使用

50 µm

多種多様な粉砕応用例
合成ポリマーなど

天然ポリマーなど

無機物（室温粉砕）

高密度ポリエチレン
低密度ポリエチレン
ポリプロピレンポリスチレン
ポリカーボネート
ポリ塩化ビニル
ポリ塩化ビニリデン
ポリエーテルエーテルケトン
アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体
シリコーンゴム
ポリメチルメタクリレート
ポリイソプレン（天然ゴム）
エチレン酢酸ビニル共重合体
ポリエチレンテレフタレート
ポリテトラフルオルエチレン
コピー用紙
その他

イノシシ（犬歯）
キツネ・アライグマ・タヌキ
貝
孟宗竹の皮
麻ひも木片
綿
するめ
ビーフジャーキー
貝ひも
ほや
茎わかめ
アーモンド（殻）アーモンド（可食部）
飴
観葉植物の葉
その他

セラミック（モース硬度*：9）石英（モース硬度：7）
砂（モース硬度：6 ~ 7）
茶碗
（モース硬度：約5）* 参考 ダイヤモンドのモース硬度：10

セラミック（SS粉砕ロッド12 使用）3000 rpm x 20秒

石英（SS粉砕ロッド12 使用）
2000 rpm x 40秒

詳細はこちらをご参照ください https://www.frontier-lab.com/assets/file/products/IQMILL_Appbook_J.pdf-3-試料容器 / 粉砕子

試料特性や目的に合わせて各種の“容器 / 粉砕子” が選択可能！

試料容器
製品名称

材質

容積

試料量

超硬ステンレス

7 mL

0.05 g ~ 1 g*1

試料容器L-Tiセット （オプション品）

チタン

7 mL

0.05 g ~ 1 g*1

試料容器S-SSセット（オプション品）

超硬ステンレス

2 mL

5 mg ~ 50 mg*2

試料容器LL-SSセット（※参考品）

超硬ステンレス

20 mL~ 約2.5 g

試料容器L-SSセット

試料容器L-SSセット

試料容器L-Tiセット

スペーサー

推奨試料量は *1 約0.5 g、*2 約20 mg※2024/9/4時点

試料容器関連品
製品名称

材質

試料容器S-SSセット

試料容器LL-SSセット

保温容器

インサート管

Zr 粉砕子WC 粉砕子使用目的

保温容器

ポリカーボネート

試料容器の冷却状態を保持

インサート管

ポリカーボネート

L-SS、L-Ti容器に挿入し容器からの金属粉の発生を抑制

粉砕子
製品名称

材質

寸法

Zr 粉砕子

ジルコニア（ZrO2）

1*, 2*, 3*, 5, 6, 10, 12 mmΦ

WC 粉砕子タングステンカーバイド（WC）

1*, 2*, 3*, 5, 6, 10, 12 mmΦ

SS粉砕ロッド12

超硬ステンレス

12 mmΦ, L: 20 mm

Zr粉砕ロッド12 （※参考品）

ジルコニア（ZrO2）

12 mmΦ, L: 20 mm

WC粉砕ロッド12（※参考品）

タングステンカーバイド（WC）

12 mmΦ, L: 20 mm

Ti粉砕ロッド12 （※参考品）

チタン

12 mmΦ, L: 20 mm* オプション品※2024/9/4時点

SS粉砕ロッド12仕様
粉砕温度

室温あるいは液体窒素等を用いる試料冷却

粉砕設定

回転数（rpm）

50 から 最大 3000（無段階設定）

回転時間（秒）10 から 60 （10 秒毎）

回転サイクル間の待ち時間（秒）0 から 600（10 秒毎）

回転サイクル数

1 から 20（1サイクル毎）

安全装置

マイクロスイッチと手動ロック方式による誤動作防止

本体寸法、重量

幅 270 × 奥行 340 × 高さ 300（mm）、12 kg

電源（50/60 Hz）

AC 100 - 120 V あるいは 200 - 240 V（450 VA）

標準付属品

試料容器（ステンレス製）、保温容器、インサート管、冷媒容器、トング、冷却ホルダー
ふるい、粉砕子（タングステンカーバイド、ジルコニア）、SS粉砕ロッド12※粉砕時の発生音： 55 dB*（PSペレット1 g を12 mmΦ Zr粉砕子・ 回転数 3,000 rpmで使用） *普通の会話ができるレベル

製品ラインナップ
製品名称

製品番号

内容品

IQ-2070-100

装置本体、試料容器L-SSセット（1個）、粉砕子
SS粉砕ロッド12（1個）、保温容器（1個） 等

迅速凍結粉砕装置 IQ MILL-2070
試料容器L-SSスターターキット付き

IQ-2070-100SKS

装置本体、試料容器L-SSセット（3個）、粉砕子SS粉砕ロッド12（3個）、保温容器（3個） 等

試料容器L-SSスターターキット

IQ1-2062

試料容器L-SSセット（2個）、保温容器（2個） 等

迅速凍結粉砕装置

IQ MILL-2070

最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください

www.frontier-lab.com/jp TEL: 024-935-5100
高性能の熱分解装置と金属キャピラリーカラムの開発・製品化に専念して、洗練された製品をお届けしています-4-V240805J