19-5793; Rev 0; 3/11

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
概要

特長

MAX31855は、冷接点補償を実行し、K、J、N、T、またはEタイプ熱電対からの信号をデジタル化します(SおよびRタイプ熱電対についてはお問い合わせください)。データ
は、符号付き14ビット、SPI™対応の読取り専用形式で出力されます。このコンバータは、温度を0.25℃まで分解するため、最高+1800℃と最低-270℃の読取りが可能となり、Kタイプ熱電対の場合-200℃〜+700℃の温度範囲で±2℃の熱電対精度を示します。フルレンジ精度とその他の熱電対タイプについては、｢Thermal Characteristics(熱特性)｣の仕様を参照してください。

♦♦冷接点補償♦♦分解能：14ビット、0.25℃♦♦K、J、N、T、およびEタイプ熱電対のバージョンが入手可能(SおよびRタイプ用の入手性については、
お問い合わせください) (表1を参照)♦♦簡易なSPI対応インタフェース(読取り専用)♦♦熱電対のGNDまたはVCCへの短絡検出♦♦熱電対のオープン検出
型番はデータシートの最後に記載されています

アプリケーション
産業用

関連部品およびこの製品とともに使用可能な推奨製品については、
japan.maxim-ic.com/MAX31855.relatedを参照してください。

電気器具
HVAC
車載用

標準アプリケーション回路

VCC

0.1µF
MAX31855
GND

MICROCONTROLLER
SO

MISO

T+

SCK

SCK

T-

CS

SS

SPIはMotorola, Inc.の商標です。
����������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  1
本データシートは日本語翻訳であり、相違及び誤りのある可能性があります。 設計の際は英語版データシートを参照してください。

価格、納期、発注情報についてはMaxim Direct (0120-551056)にお問い合わせいただくか、Maximのウェブサイト
(japan.maxim-ic.com)をご覧ください。

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
Absolute Maximum Ratings
Operating Temperature Range......................... -40NC to +125NC
Junction Temperature......................................................+150NC
Storage Temperature Range ........................... -65NC to +150NC
Lead Temperature (soldering, 10s).................................+300NC
Soldering Temperature (reflow) ......................................+260NC

Supply Voltage Range (VCC to GND)...................-0.3V to +4.0V
All Other Pins............................................. -0.3V to (VCC + 0.3V)
Continuous Power Dissipation (TA = +70NC)
SO (derate 5.9mW/NC above +70NC)........................470.6mW
ESD Protection (All Pins, Human Body Model)..............±2000kV

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

Package Thermal Characteristics (Note 1)
SO
Junction-to-Ambient Thermal Resistance (BJA).........170NC/W
Junction-to-Case Thermal Resistance (BJC)................40NC/W
Note 1: Package thermal resistances were obtained using the method described in JEDEC specification JESD51-7, using a fourlayer board. For detailed information on package thermal considerations, refer to japan.maxim-ic.com/thermal-tutorial.

Recommended Operating Conditions(TA = -40NC to +125NC, unless otherwise noted.)
PARAMETERSYMBOLPower-Supply Voltage

VCC

Input Logic 0

VIL

Input Logic 1

CONDITIONS(Note 2)

VIH

MIN

TYP

MAX

UNITS

3.0

3.3

3.6

V

-0.3

+0.8

V

2.1

VCC +
0.3

V

TYP

MAX

UNITS

900

1500

FA

+100

nA

DC Electrical Characteristics(3.0V P VCC P 3.6V, TA = -40NC to +125NC, unless otherwise noted.)
PARAMETERPower-Supply Current

SYMBOL

CONDITIONS

MIN

ICC
TA = -40NC to +125NC, 100mV across thethermocouple inputs

Thermocouple Input Bias Current-100Power-Supply Rejection
Power-On Reset Voltage
Threshold

-0.3
VPOR

(Note 3)

2Power-On Reset Voltage
Hysteresis

NC/V
2.5

0.2

Output High Voltage

VOH

IOUT = -1.6mA

Output Low Voltage

VOL

IOUT = 1.6mA

V
V

VCC 0.4

V
0.4

V����������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  2*｢Electrical Characteristics (電気的特性)｣の表に示すパラメータ値(min、typ、maxの各制限値)は、このデータシートの他の場所で引用している値より優先されます。

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
Thermal Characteristics(3.0V P VCC P 3.6V, TA = -40NC to +125NC, unless otherwise noted.) (Note 4)
PARAMETERSYMBOL

MAX31855K Thermocouple
Temperature Gain and Offset
Error (41.276FV/NC nominal
sensitivity) (Note 4)

MAX31855J Thermocouple
Temperature Gain and Offset
Error (57.953FV/NC nominal
sensitivity) (Note 4)

MAX31855N Thermocouple
Temperature Gain and Offset
Error (36.256FV/NC nominal
sensitivity) (Note 4)

MAX31855T Thermocouple
Temperature Gain and Offset
Error (52.18FV/NC nominal
sensitivity) (Note 4)

MAX31855E Thermocouple
Temperature Gain and Offset
Error (76.373FV/NC nominal
sensitivity) (Note 4)

CONDITIONS

MIN

TYP

MAX

TTHERMOCOUPLE = -200NC to +700NC,
TA = -20NC to +85NC (Note 3)-2+2

TTHERMOCOUPLE = +700NC to +1350NC,
TA = -20NC to +85NC (Note 3)-4+4

TTHERMOCOUPLE = -200NC to +1350NC,
TA = -40NC to +125NC (Note 3)-6+6

TTHERMOCOUPLE = -40NC to +750NC,
TA = -20NC to +85NC (Note 3)-2+2

TTHERMOCOUPLE = -40NC to +750NC,
TA = -40NC to +125NC (Note 3)-4+4

TTHERMOCOUPLE = -200NC to +700NC,
TA = -20NC to +85NC (Note 3)-2+2

TTHERMOCOUPLE = +700NC to +1300NC,
TA = -20NC to +85NC (Note 3)-4+4

TTHERMOCOUPLE = -200NC to +1300NC,
TA = -40NC to +125NC (Note 3)-6+6

TTHERMOCOUPLE = -250NC to +400NC,
TA = -20NC to +85NC (Note 3)-2+2

TTHERMOCOUPLE = -250NC to +400NC,
TA = -40NC to +125NC (Note 3)-4+4

TTHERMOCOUPLE = -40NC to +700NC,
TA = -20NC to +85NC (Note 3)-2+2

TTHERMOCOUPLE = +700NC to +900NC,
TA = -20NC to +85NC (Note 3)-3+3

TTHERMOCOUPLE = -40NC to +900NC,
TA = -40NC to +125NC (Note 3)-5+5

TA = -20NC to +85NC (Note 3)-2+2

TA = -40NC to +125NC (Note 3)-3+3

Cold-Junction Temperature Data
Resolution

TA = -40NC to +125NC

Thermocouple Conversion
Power-Up TimetCONV_PU(Note 6)

0.0625

70

200

NC

NC

Internal Cold-Junction
Temperature Error(Note 5)

NC

NC

0.25

tCONV

NC

NC

Thermocouple Temperature Data
Resolution

Temperature Conversion Time
(Thermocouple, Cold Junction,
Fault Detection)

UNITS

NC
NC

100

ms

ms

����������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  3*｢Electrical Characteristics (電気的特性)｣の表に示すパラメータ値(min、typ、maxの各制限値)は、このデータシートの他の場所で引用している値より優先されます。

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
Serial-Interface Timing Characteristics(See Figure 1 and Figure 2.)
PARAMETERSYMBOL

CONDITIONS(Note 7)

MIN

ILEAK

Input Capacitance

CIN

Serial-Clock FrequencyfSCL

SCK Pulse-High Width

tCH

100

SCK Pulse-Low Width

tCL

100

MAX

UNITS

+1

µA

5

MHz

8

SCK Rise and Fall TimeCS Fall to SCK Rise

TYP

-1

Input Leakage Current

pF
ns
ns
200

tCSS

SCK to CS Hold

ns

100

ns

100

ns

CS Fall to Output Enable

tDV

100

ns

CS Rise to Output Disable
SCK Fall to Output Data Valid

tTR

40

ns

tDO

40

ns

CS Inactive Time

(Note 3)200ns

Note 2: All voltages are referenced to GND. Currents entering the IC are specified positive, and currents exiting the IC are negative.
Note 3: Guaranteed by design; not production tested.
Note 4: Not including cold-junction temperature error or thermocouple nonlinearity.
Note 5: Specification is 100% tested at TA = +25NC. Specification limits over temperature (TA = TMIN to TMAX) are guaranteed bydesign and characterization; not production tested.
Note 6: Because the thermocouple temperature conversions begin at VPOR, depending on VCC slew rates, the first thermocouple
temperature conversion may not produce an accurate result. Therefore, the tCONV_PU specification is required after VCC isgreater than VCCMIN to guarantee a valid thermocouple temperature conversion result.
Note 7: For all pins except T+ and T- (see the Thermocouple Input Bias Current parameter in the DC Electrical Characteristics
table).

����������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  4*｢Electrical Characteristics (電気的特性)｣の表に示すパラメータ値(min、typ、maxの各制限値)は、このデータシートの他の場所で引用している値より優先されます。

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
シリアルインタフェースの図
図1

CS

SCK

SO

D31

D8

D7

D6

D5

D4

D2

D3

D1

D0

図1. シリアルインタフェースのプロトコル

tCSS
CS
tCH

tCL

SCK
tDV

tDO

tTR

SO
D31

D3

D2

D1

D0

図2. シリアルインタフェースのタイミング����������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  5

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
標準動作特性(VCC = +3.3V, TA = +25NC, unless otherwise noted.)

1.0

VCC = 3.3V

0.8

VCC = 3.0V

0.6
0.4

0.7

0.2

0.5
0.4

NOTE: THIS DATA WAS TAKENIN PRECISION BATH SO HIGHTEMPERATURE LIMIT IS 90°C

0.3
0.2
0.1
0
-0.1

0
-40 -20

0

20

40

60

80

-0.2

100 120

-40

-20

0

20

40

60

80

100

TEMPERATURE (°C)

ADC ACCURACY vs. ADC INPUT VOLTAGE
ACROSS TEMPERATUREADC ACCURACY vs. ADC INPUT VOLTAGE
ACROSS VCC

0.1

AT +85°C

-0.2
-0.3
-0.4

AT +25°C-0.5

VCC = 3.0V

-0.1
-0.2
ADC ACCURACY (°C)

0
-0.1

0

MAX31855 toc03

AT -40°C

0.2

MAX31855 toc04

TEMPERATURE (°C)

0.3

ADC ACCURACY (°C)

VCC = 3.3V

0.6
MEASUREMENT ERROR (°C)

VCC = 3.6V

1.2
SUPPLY CURRENT (mA)

MAX31855 toc01

1.4

MAX31855 toc02

INTERNAL TEMPERATURE SENSOR
ACCURACY

SUPPLY CURRENT vs. TEMPERATURE-0.3

VCC = 3.3V

-0.4
-0.5
-0.6

VCC = 3.6V

-0.7
-0.8

-0.6

-0.9

VCC = 3.3V

-0.7
0INTERNAL TEMPERATURE = +25°C

-1.0
20

40

ADC INPUT VOLTAGE (mV)

60

0

20

40

60

ADC INPUT VOLTAGE (mV)����������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  6

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
端子説明

ピン配置

TOP VIEW
+

端子
1

名称
GND

機能

2

T-

熱電対入力。表1を参照してください。
GNDに接続しないでください。
熱電対入力。表1を参照してください。

グランド

GND 1

8 DNC

3

T+

T- 2

7 SO

4

VCC

電源電圧

5

SCK

シリアルクロック入力

6CS

アクティブローのチップセレクト。シリアル
インタフェースをイネーブルするには、CSをローに設定してください。

7

SO

シリアルデータ出力8DNC

接続しないでください

T+

MAX31855

3

6

VCC 4

CS

5 SCK

SO

ブロック図

VCC

MAX31855

COLD-JUNCTIONCOMPENSATIONT+S5DIGITALCONTROL

VCC
SCK
SO
CS

S4
ADC

TS1
S2

FAULT
DETECTIONGND

S3REFERENCE
VOLTAGE����������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  7

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
詳細MAX31855は、14ビットのアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を内蔵した、高度な熱電対-デジタルコンバータです。
このデバイスは、冷接点補償の検出と補正、デジタルコント
ローラ、SPI対応インタフェース、および関連する制御ロジッ
クも内蔵しています。このデバイスは、外付けのマイクロコントローラ(µC)と組み合わせて、温度自動調整、プロセス制御、または監視アプリケーションで使用するように設計されています。このデバイスは、それぞれ特定のタイプの熱電対(K、J、N、T、またはE—SおよびRタイプについてはお問い合わせください)向けに最適化され調整された数
種類のバージョンで提供されます。熱電対のタイプは、型番のサフィックスで表します(例：MAX31855K)。すべての選択肢については、｢型番｣の表を参照してください。

温度変換
このデバイスは、熱電対の信号をADCの入力チャネルと互換性のある電圧に変換するための信号コンディショニング
ハードウェアを内蔵しています。T+およびT-入力は、熱電対ワイヤからのノイズ誤差の混入を低減させる内部回路に接続されています。

熱電圧をそれと等価な温度値に変換する前に、熱電対の冷接点側(デバイスの周囲温度)と0℃仮想リファレンスとの差を補正する必要があります。Kタイプ熱電対の場合、電圧は約41µV/℃で変化するため、熱電対の特性を次の線形式で近似することができます。
VOUT = (41.276FV/NC) x (TR - TAMB)
ここで、VOUTは熱電対の出力電圧(µV)、TRはリモート熱電対接合部の温度(℃)、TAMBはデバイスの温度(℃)です。
その他の熱電対タイプも、同様の(ただし利得の項が異なる)
直線近似を使用します。MAX31855は、温度と電圧の間に直線的関係があるものと想定していることに注意してください。すべての熱電対はある程度の非直線性を示すため、デバイスの出力データに適切な補正を適用してください。

冷接点補償
熱電対の機能は、熱電対ワイヤの両端間の温度差を検出することです。熱電対の｢熱｣接点を、動作温度範囲にわたって読み取ることが可能です(表1)。基準接点、または｢冷｣端部(デバイスが実装されている基板と同じ温度にします)は、-55℃〜+125℃の範囲に対応します。冷端部の温度

表1. 熱電対ワイヤの接続および公称感度
TYPE

T- WIRE

T+ WIRETEMP RANGE (°C)

SENSITIVITY (µV/°C)

COLD-JUNCTIONSENSITIVITY (µV/°C)(0NC TO +70NC)

K

AlumelChromel-200 to +1350

41.276(0NC to +1000NC)

40.73

J

Constantan

Iron-40 to +750

57.953(0NC to +750NC)

52.136

N

Nisil

Nicrosil-200 to + 1300

36.256(0NC to +1000NC)

27.171

S*

Platinum/
Rhodium

Platinum+50 to +1600

9.587(0NC to +1000NC)

6.181

T

Constantan

Copper-250 to +400

52.18
(0NC to +400NC)

41.56

E

Constantan

Chromel-40 to +900

76.373(0NC to +1000NC)

44.123R*

Platinum/
Rhodium

Platinum-50 to +1770

10.506(0NC to +1000NC)

6.158*お問い合わせください。

����������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  8

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータが変動している間も、デバイスは反対側の端部の温度差を正確に検出し続けます。
このデバイスは、冷接点補償を使用して基準接点の温度変化の検出と補正を行います。それには、最初に内部のダイ温度を測定します(基準接点と同じ温度に維持されているはずです)。次に、熱電対の出力からの電圧を基準接点で測定して、それを補償なしの熱電対温度値に変換します。
その後、この値をデバイスのダイ温度に加算することによって、熱電対の｢熱接点｣温度を計算します。｢熱接点｣温度は、冷接点(または基準接点)温度より低い場合もあることに注意してください。
このデバイスは、熱電対の冷接点とデバイスが同じ温度の場合に最高の性能を示します。冷接点関連の誤差が発生する 可 能 性 が あ る た め、 発 熱 す る デ バ イス や 部 品 を
MAX31855の近くに配置しないでください。

変換機能
変換時間(tCONV)の間に、内部冷接点温度の温度変換、外部
熱電対の温度変換、および熱電対フォルト検出の、3つの機能が実行されます。
内部冷接点補償回路の温度変換の実行時には、外部熱電対からの信号への接続がオープンになり(スイッチS4)、
冷接点補償回路への接続がクローズされます(スイッチS5)。内部のT-グランド基準は引き続き維持され(スイッチ
S3がクローズ)、フォルト検出回路への接続はオープンになります(スイッチS1およびS2)。
外部熱電対の温度変換の実行時には、内蔵のフォルト検出
回路への接続がオープンになり(｢ブロック図｣のスイッチ
S1およびS2)、冷接点補償回路を接続するスイッチがオープンになります(スイッチS5)。内部グランド基準接続(スイッチS3)およびADCへの接続(スイッチS4)はクロー
ズされます。これによって、ADCはT+およびT-端子間で検出される電圧を処理することができます。
フォルト検出中は、外部熱電対および冷接点補償回路からADCへの接続がオープンになります(スイッチS4および
S5)。T-の内部グランド基準もオープンになります(スイッチS3)。内蔵のフォルト検出回路への接続はクローズされます(スイッチS1およびS2)。フォルト検出回路がT+およびT-入力からVCCまたはGNDへの短絡をテストするとともに、熱電対のオープン状態を監視します。出力データのビット
D0、D1、およびD2は、正常時にはローです。ビットD2がハイになることで熱電対のVCCへの短絡を示し、ビットD1
がハイになることで熱電対のGNDへの短絡を示し、ビットD0がハイになることで熱電対のオープン回路を示します。
これらの条件のいずれかが存在する場合、SOの出力デー
タのビットD16 (正常時はロー)もハイになって障害が発生したことを示します。

シリアルインタフェース｢標準アプリケーション回路｣は、デバイスとマイクロコン
トローラのインタフェース例を示しています。この例では、デバイスは熱電対から読み取った値を処理して、シリアル
インタフェースを介してデータを送信します。SOからデー
タを読み取るには、CSをローに駆動してSCKにクロック信号を印加してください。変換は常にバックグラウンドで実行されています。フォルトおよび温度データは、CSがハイのときにのみ更新されます。
CSをローに駆動することで、最初のビットがSO端子に出力されます。冷接点補償された熱電対の温度をシリアルイン
タフェースで完全に読み取るには、14クロックサイクルが必要です。熱電対と基準接点の両方の温度を読み取るためには、32クロックサイクルが必要です(表2および表3)。
出力ビットの読取りは、クロックの立下りエッジで行ってください。最初のビット(D31)は、熱電対の温度の符号ビッ
トです。ビットD[30:18]に、変換された温度がMSBから
LSBの順で格納されます。ビットD16は、正常時にはローであり、熱電対入力がオープンまたはGNDまたはVCCに短絡されている場合にハイになります。基準接点の温度データ
はD15から始まります。CSは変換データのクロックアウト
中に任意の時点でハイにすることができます。
図1および図2に、シリアルインタフェースのタイミングと順序を示します。表2および表3に、SO出力のビット位置
および機能を示します。

����������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  9

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
表2. メモリマップ—ビット位置および機能
14-BIT THERMOCOUPLERESTEMPERATURE DATA
D31

BIT

VALUE

D30

Sign

…

MSB 210(1024NC)…

D18

LSB 2-2(0.25NC)

D17

Reserved

FAULT

12-BIT INTERNAL TEMPERATURE

BIT

DATA

D16

1=
Fault

D15

D14

…

MSB
Sign

26

…

(64NC)D4

LSB 2-4(0.0625NC)

RES
D3

Reserved

SCV

SCG

OC

BIT

BIT

BIT

D2

D1

D0

1=

1=

Short

Short

to

to

VCC

GND

1=
Open
Circuit表3. メモリマップ—説明
ビット

名称

説明

D[31:18]

14-Bit Thermocouple
Temperature Data

これらのビットには符号付き14ビットの熱電対の温度値が格納されます。表4を参照
してください。

D17

Reserved

D16

Fault

このビットの読み値は、SCV、SCG、またはOCのいずれかのフォルトがアクティブの場合に1になります。デフォルト値は0です。

D[15:4]12-Bit Internal Temperature
Data

これらのビットには、基準接点の温度を示す符号付き12ビット値が格納されます。
表5を参照してください。

D3

Reserved

このビットの読み値は常に0です。

このビットの読み値は常に0です。

D2

SCV Fault

このビットは熱電対がVCCに短絡している場合に1になります。デフォルト値は0です。

D1

SCG Fault

このビットは熱電対がGNDに短絡している場合に1になります。デフォルト値は0です。

D0

OC Fault

このビットは熱電対がオープン(接続なし)の場合に1になります。デフォルト値は0です。

表4. 熱電対の温度のデータ形式

表5. 基準接点の温度のデータ形式

TEMPERATURE(NC)DIGITAL OUTPUT(D[31:18])

TEMPERATURE(NC)DIGITAL OUTPUT(D[15:4])+1600.00

0110 0100 0000 00+127.0000

0111 1111 0000

+1000.00

0011 1110 1000 00+100.5625

0110 0100 1001

+100.750000 0110 0100 11+25.0000

0001 1001 0000

+25.000000 0001 1001 00

0.00000000 0000 0000

0.00

0000 0000 0000 00-0.0625

1111 1111 1111

-0.25

1111 1111 1111 11-1.0000

1111 1111 0000

-1.00

1111 1111 1111 00-20.0000

1110 1100 0000

-250.00

1111 0000 0110 00-55.0000

1100 1001 0000

注：実用的な温度範囲は熱電対のタイプによって異なります。

���������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  10

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
アプリケーション情報
ノイズについて関係する信号レベルが小さいため、熱電対の温度測定は電源の結合ノイズの影響を受けやすくなります。デバイスのVCC端子およびGNDの近くに0.1µFのセラミックバイパ
スコンデンサを配置することによって、電源ノイズの影響を最小限に抑えることができます。
入力アンプは高精度の入力検出を可能とするよう設計された低ノイズアンプです。熱電対および接続ワイヤを電気的ノイズ源に近づけないでください。

熱について
一部のアプリケーションでは、自己発熱によってデバイスの温度測定精度が低下します。温度誤差の大きさは、デバ
イスパッケージの熱伝導率、実装手法、およびエアフローの効果に依存します。デバイスの温度測定精度を向上させるために、広いグランドプレーンを使用してください。
以下の注意事項に従うことによっても、熱電対システムの精度を改善することができます。

• 測定領域から熱を逃がさない範囲で、できる限り太いワイヤを使用してください。
• 小径のワイヤが必要な場合は、測定領域のみに使用して、温度勾配の存在しない領域には延長ワイヤを使用
してください。
• ワイヤに張力がかかる原因となるため、機械的なスト
レスおよび振動を防止してください。
• 長い熱電対ワイヤを使用する場合は、ツイストペアの延長ワイヤを使用してください。
• 急峻な温度勾配を防止してください。
• 十分に温度定格の範囲内で熱電対ワイヤを使用するようにしてください。
• 過酷な環境下では適切な被覆材料を使用して熱電対ワイヤを保護してください。
• 延長ワイヤは、低温下かつ勾配の小さい領域でのみ使用してください。
• イベントログおよび熱電対の抵抗値の継続的な記録を行ってください。

���������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  11

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
型番
THERMOCOUPLE TYPE

MEASURED TEMP RANGE

MAX31855KASA+

PART

K

-200NC to +1350NC

PIN-PACKAGE

MAX31855KASA+T

K-200NC to +1350NC

8 SO

MAX31855JASA+

J-40NC to +750NC

8 SO

8 SO

MAX31855JASA+T

J-40NC to +750NC

8 SO

MAX31855NASA+N-200NC to + 1300NC

8 SO

MAX31855NASA+T

N-200NC to + 1300NC

8 SO

MAX31855SASA+*

S+50NC to +1600NC

8 SO

MAX31855SASA+T*

S+50NC to +1600NC

8 SO

MAX31855TASA+

T-250NC to +400NC

8 SO

MAX31855TASA+T

T-250NC to +400NC

8 SO

MAX31855EASA+E-40NC to +900NC

8 SO

MAX31855EASA+T

E-40NC to +900NC

8 SO

MAX31855RASA+*

R-50NC to +1770NC

8 SO

MAX31855RASA+T*

R-50NC to +1770NC

8 SO

注：すべてのデバイスが-40℃〜+125℃の温度範囲での動作を保証されています。
+は鉛(Pb)フリー/RoHS準拠パッケージを表します。
T = テープ＆リール。
*開発中の製品。入手性に関してはお問い合わせください。

パッケージ
最新のパッケージ図面情報およびランドパターン(フットプリント)はjapan.maxim-ic.com/packagesを参照してください。なお、パッケージ
コードに含まれる｢+｣、｢#｣、または｢-｣はRoHS対応状況を表したものでしかありません。パッケージ図面はパッケージそのものに関するものでRoHS対応状況とは関係がなく、図面によってパッケージコードが異なることがある点を注意してください。
パッケージタイプ
8 SO

パッケージコード
S8+4

外形図No.
21-0041

ランドパターンNo.
90-0096���������������������������������������������������������������� Maxim Integrated Products  12

MAX31855
冷接点補償
熱電対-デジタルコンバータ
改訂履歴
版数

改訂日

0

3/11

マキシム･ジャパン株式会社

説明

改訂ページ

初版

—

〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 大崎ニューシティ 4号館 20F

TEL: 03-6893-6600

M a x im は 完 全 にM a x im 製 品 に 組 込まれ た回 路 以 外 の 回 路 の 使 用に つ いて一 切 責 任を負いかねます。 回 路 特 許ライセンスは 明 言 されていません。
M a x imは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600© 2011 Maxim Integrated Products

13

MaximはMaxim Integrated Products, Inc.の登録商標です。