DBD シリーズ
DBD-250Ei
DBD-250SHh

ISO9001 認 証 取 得組 織 名足利工場

対象範囲

CNC歯車試験機の設計
開発から製造販売まで

DBD-250Ei
DBD-250SHｈ
ＤＢＤシリーズは、従来の手動式オーバーボール検査器具に対し不具合を一掃すべく開発いたしま
した、ＣＮＣオーバーボール測定装置です。測定作業者の経験値による測定結果のバラツキ、奇数歯歯車計測の際の作業性など、様々な課題を解決いたしました。孔付歯車は基より、軸付歯車のオーバーボール測定が可能になりました。

製品の特徴 Features
DBD series are new inspection units with better
accuracy and more stable measuring results compared to existing manual and semi-automatic
inspection devices. It solved the conventional
problems such as result variation due to operators’
experiences and the complication of the process forthe odd number teeth gear and much more.
Now, these machines permit the over ball measurements of not only ring gears but also shaftgears.

DBD-250Ei
孔付歯車専用のオーバーボール測定機

DBD-250Ei

DBD-250SHh● 従来測定方式に必要であったマスターギヤ・ブロックゲージが不要です。
The master gear and gage block which wererequired in the conventional measuring method are
no longer necessary.

● 段付シャフトギヤの連続測定（５段）や、歯車の分割測定（90°分割など）が全自動にて測定可能。
It permits continuous measurement of cluster shaftgear(5 gears) and divided measurement (90°and soon) automatically.

● 光学リニアスケールによりデータを取得するため、安定した計測が可能です。
Acquisition of data using optical linear scale madestable measurement possible.

● 歯車の歯幅方向の測定位置が任意に複数設定できる為に、クラウニングのバイアスIN-OUTの正確な測定が可能です。
Bias IN-OUT of the crowning lead can be measured
accurately with arbitrary setting of measuring
height at tooth width.

● 標準仕様にて、内歯のビトイーン径の測定が高精度に行えます。
Standard specification includes highly accurate
measurement of internal teeth between dia.

● 奇数歯の測定もパソコンに諸元を設定する事で、全自動にて測定が可能です。
Automatic odd teeth measurement is possible withspecification setting to PC.

です。外径250mmまでの外歯／内歯のオーバーボール径が測定できます。偶数歯／奇数歯共に、容易に測定を行なう事が可能です。
DBD-250Ei is a over ball measurement
machine specialized for ring gears.

測定画面

It permits the OBD measurement ofMeasurement screen

up to OD 250mm for both external
and internal teeth.
You can measure both odd and eventeeth easily.

Peripheral

DBD-250SHh
軸付歯車専用のオーバーボール測定機です。外径250mmまでの外歯歯車のオーバーボール径が、全自動測定できます。偶数歯／奇数歯共に自動的にオフセットし、歯幅方向の高さが設定できる
為、歯 す じ ク ラ ウ ニ ン グ の バ イ ア ス
IN-OUTの正確な測定が可能です。更に歯溝の振れも測定可能です。
DBD-250SHh is a over ball measurement machine specialized forshaft gears.
It permits the automatic OBD measurement of external teeth up to OD
250mm. It is designed to measure Bias
IN-OUT of the crowning lead accurately with automatic offset of evenodd teeth and height setting at thetooth width functions.
In addition, tooth space runout can bemeasured.

DBD-250Ei

DBD-250SHh

測定項目
Test item

孔付ギヤ（平、ハスバ、テーパーギアなど）のオーバーボール測定専用
OBD Meas. of Ring gear(Spur/Helical/Taper. Etc.)

軸付外歯歯車のオーバーボール径及び歯溝の振れ（平、ハスバ）
OBD and tooth space runout Meas.
of shaft external gear （Spur／Helix）

測定可能外径Outer diameterMax.250mm

Max.250mm

測定歯幅Gear width

任意設定
Arbitrary setting

任意諸元設定Arbitrary Spec. setting

測定モジュール
Meas. modulem0.2～7.0

m0.2～7.0

入力項目
Input items

測定ボール径・上下限値・測定高さ
Ball Dia.・Max-Min value・Meas. Height

歯車基本諸元、測定パターン
Basic spec.・ Meas. pattern

測定時間
Measuring time

スタートから5秒以内
within 5 sec.

スタートから5秒以内
within 5 sec.

判定項目
Judgment items-NG/OK/+NG判定 Judgment
実測値 Measuring data

許容値に対するOK／NG判定 Judgment
実測値 Measuring data
歯溝の振れTooth space runout

大きさ/重量size/weigh500(W)x750(D)x500(H)mm /約40kg

1080(W)x750(D)x1360(H)mm

電 源Power supply

AC85～240V free bolt

AC100V 50/60Hz 5A