データシート：SHT3x-DIS
温湿度センサー・校正、線形化および温度補償を完全に施した測定値をデジタル信号で出力
・I2C に対応したデジタル通信インターフェイス
最大通信速度は 1MHzI2C アドレスの選択設定が可能(2 種類)

・広範囲な電源電圧：2.4V～5.5V
・標準測定精度：± 1.5%RH および± 0.2°C(SHT35 の場合)
・極めて短い起動時間および測定時間・超小型の 8 ピン DFN パッケージ
製品概要
SHT3x-DIS は当社の次世代温湿度センサーです。当社
温湿度センサーの新しいプラットフォームの中核を成す新型 CMOSens®センサーチップを採用し、これにより当社従来品よりも動作性能および信頼性がさらに高くなり、測定精度スペックも改善されています。例えば動作性能については、信号処理能力が強化されて最大通信速度は 1 MHz となり、2 種類の I2C
アドレスを選択設定することが可能になりました。

また外装形状は超小型 DFN パッケージで、実装
面積は 2.5 x 2.5 mm2 、高さは 0.9 mm です。さらに電源電圧も 2.4V から 5.5V まで広範囲にわたって対応可能です。従いまして多種多様な用途に幅広くご使用いただくことが可能です。
SHT3x-DIS は、湿度センサー業界をリーディン
グしている当社が 15 年間にわたって蓄積した知見を駆使して製品化したセンサーです。

当社 CMOSens®技術の利点
 高い信頼性と長期の測定精度安定性
 15 年以上の実績をもつ業界で実証済みの技術
 量産性が高い部品設計が可能
 工程能力が高い
 高 SN 比(信号雑音比)

本書の目次
1

センサー機能の性能 ...................................... 22仕様..................................................................... 63各端子の配置および機能.............................. 84

動作および通信 ............................................... 95

外装パッケージ ............................................. 156

出荷包装 .......................................................... 177

品質................................................................... 188発注に関するご案内 .................................... 18

www.sensirion.com

図 1 SHT3x-DIS の機能ブロック図。 温湿度の測定データは、当社工場で所定メモリーに書き込んだ校正データを基に校正され、さらに線形化および温度・電源電圧に対する補償が施されます。

Version 3 – 2016 年 8 月

1/20

データシート SHT3x-DIS

1 センサー機能の性能
相対湿度センサー機能の仕様
パラメータ

条件

値

単位

標準値
最大値
標準値
最大値
標準値
最大値
測定コマンドにおける繰返し精度の設定レベル：低測定コマンドにおける繰返し精度の設定レベル：中測定コマンドにおける繰返し精度の設定レベル：高標準値
25°C の場合
拡大範囲 4標準値 7±3
図 2 参照±2
図 3 参照±1.5
図 4 参照
0.25
0.15
0.10
0.01
±0.8
0～100
86
<0.25

%RH
%RH
%RH
%RH
%RH
%RH
%RH
%RH
%RH
s
%RH/年

パラメータ

条件

値

単位

SHT30 の測定精度許容差 1

温度の標準条件範囲内(0～65°C)
温度の標準条件範囲内(-40～90°C)
温度の標準条件範囲内(-40～90°C)
測定コマンドにおける繰返し精度設定レベル：低測定コマンドにおける繰返し精度設定レベル：中測定コマンドにおける繰返し精度設定レベル：高
標準値
-

±0.3
±0.3
±0.2
0.24
0.12
0.06
0.015
-40~125

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

SHT30 の測定精度許容差 1
SHT31 の測定精度許容差 1
SHT35 の測定精度許容差 1
繰返し精度 2
分解能
ヒステリシス
規定範囲 3応答時間 5
長期ドリフトτ63%

表 1 相対湿度センサー機能の仕様

温度センサー機能の仕様

SHT31 の測定精度許容差 1
SHT35 の測定精度許容差 1
繰返し精度 2
分解能
規定範囲
応答時間 8

τ63%

>2

s

長期ドリフト

最大値

<0.03

°C/年

表 2 温度センサー機能の仕様

1
2
3
4
5
6
7
8

標準および最大許容差の詳細については、当社技術文書の“Sensirion Humidity Sensor Specification Statement”をご参照ください。
この繰返し精度は、測定環境条件を一定に保ったなかで、測定コマンドで選択設定される各繰返し精度レベル(本文書の表 8 および表 9参照)にて連続的に多数回測定したデータの標準偏差を 3 倍した値(3σ値)です。センサーの物理的な出力値におけるノイズの度合いを示します。測定コマンドにより、高、中および低の３レベルの繰返し精度が設定可能です。
規定範囲とは、湿度または温度センサー仕様が保証されている範囲を指します。
湿度および温度の推奨動作範囲の詳細については、本書の 1.1 項を参照ください。
ステップ変化に対して 63%まで追従するのに要する時間です(25℃、空気流速 1 m/s)。実際の時間は、センサーの設置設計に依存します。
応答時間短縮(ART)機能がある周期的連続測定コマンド(本文書の 4.7 項参照)を使うと、応答時間を半分に短縮化させることが可能です。
温度と相対湿度の標準動作範囲での動作時における標準値(本書の 1.1 項参照)。最大値は 0.5％RH/年未満。溶媒蒸気やガス放出性のあるテープ、粘着剤、包装材など、湿度センサーの汚染要因物質がある環境ではより高いドリフト値を示すことがあります。さらに詳しくは当社技術文書の “Handling Instructions” をご参照ください。
温度に関する応答時間は、最終的な使用形態おけるセンサーへの熱の伝わり方(伝導、対流および放射)、センサーの熱的接触面積およびセンサー周囲の環境設計に大きく依存します。

www.sensirion.com

Version 3 – 2016 年 8 月

2/20

データシート SHT3x-DIS

相対湿度許容差ΔRH(%RH)

相対湿度許容差ΔRH(%RH)

湿度センサー性能に関するグラフ

最大許容差
標準許容差

最大許容差
標準許容差

相対湿度

相対湿度

相対湿度許容差ΔRH(%RH)

図2 SHT30の温度25℃における相対湿度の測定精度許容差

図3 SHT31の温度25℃における相対湿度の測定精度許容差

最大許容差
標準許容差

相対湿度
図4 SHT35の温度25℃における相対湿度の測定精度許容差

www.sensirion.com

Version 3 – 2016 年 8 月

3/20

相対湿度(%RH)

相対湿度(%RH)

データシート SHT3x-DIS

温度
図5 SHT30の温度範囲0～80℃における相対湿度の測定精度
許容差

図6 SHT31の温度範囲0～80℃における相対湿度の測定精度
許容差

相対湿度(%RH)

温度

温度
図7 SHT35の温度範囲0～80℃における相対湿度の測定精度
許容差

www.sensirion.com

Version 3 – 2016 年 8 月

4/20

データシート SHT3x-DIS

温度センサー性能に関するグラフ

最大許容差

温度許容差ΔT(℃)

温度許容差ΔT(℃)

最大許容差
標準許容差

標準許容差

温度

温度

温度許容差ΔT(℃)

図 8 SHT 30 の 温 度 の 測 定 精 度 許 容 差

図 9 SHT 31 の 温 度 の 測 定 精 度 許 容 差

最大許容差
標準許容差

温度
図 1 0 SHT 35 の 温 度 の 測 定 精 度 許 容 差

www.sensirion.com

Version 3 – 2016 年 8 月

5/20

データシート SHT3x-DIS

1.1

推奨動作条件本センサーは、温度および湿度の標準範囲として推奨される 5℃～60℃および 20%RH～80%RH で動作させた場合に最も性能を発揮します。標準範囲外の条件、特に高湿度に長期間曝露した場合、相対湿度
測定値の一時的なオフセット(例：80%RH 以上が続いた場合は 60 時間後に+3%RH)が生じることがあります。標準温湿度範囲に戻った後、センサーは徐々にそのまま校正状態を回復します。極端な条件に曝露する時間が長くなると経時劣化が加速することがあります。
湿度センサー機能の安定した動作を確保するためには、揮発性有機化合物への曝露も避ける必要があり、当社技術文書の”Assembly of SMD Packages for SHTxx and STSxx Sensirion Humidity andTemperature Sensors”の”Storage Conditions and Handling Instructions”に記載する条件を守る必要があります。また、これは輸送中および製造中の環境だけでなく、本センサーの市場運用中の環境にも適用されることにもご留意ください。

2 仕様
2.1 電気的仕様
条件

パラメータ

記号

電源電圧
パワーオンリセット(POR)起動と電源オフ
の閾値電圧

VDD

2.4

3.3

5.5

V

VPOR

2.1

2.3

2.4

V

電源電圧の
変動スルーレート

VDDslew

-

-

20

-

0.2

2.0

-

45

70

測定動作時

-

800

1,500

平均値

-

2

-

0.8xVDD

1.5xVDD

2.1xVDD

4.5

-

33

待機状態時
(単発測定モード中)

待機状態時(周期的連続測定モード中)

供給電流

アラート端子の駆動電流
ヒーター電力IDD

最小値 標準値 最大値 単位

IOH
PHeater ヒーター使用時

備考

電 源 電 圧 の VDDmin と
VDDmax の間での変動は当該スルーレートよV/ms り 遅 く な け れ ば な らない。これより早いとリセットに至る場合がある。
単発測定モード中にµA センサーが測定していない時の平均電流
周期的連続測定モード中にセンサーが測µA
定していない時の平均電流センサーが測定中のµA
時の平均消費電流
平均消費電流(単発測定モードで、繰返し精度レベル設定を最もµA低くした測定コマン
ドにより毎秒 1 回測定のとき)本文書の 3.5 項もごmA
参照ください。
mW 電源電圧に依存

表 3 電気的仕様(温度条件が 25°C の場合)

www.sensirion.com

Version 3 – 2016 年 8 月

6/20

データシート SHT3x-DIS

2.2 動作に関する時間的仕様
パラメータ

記号

条件

最小値 標準値 最大値 単位

備考
電源電圧 VDD が VPORに達してセンサーが待機状態になるまでの時間
センサーがソフトリ
セットコマンドへのACK を返して待機状態に入るまでの時間

電源電圧の変化によるパワーオンリセットのtPU ハードリセットを掛けた後、所要時間
VDD ≥ VPOR であること

-

0.5

1

ms

ソフトリセットの
所要時間

tSR ソフトリセット後

-

0.5

1

ms

リセットパルスの
時間幅

tRESETN

1

-

-

µs

本文書の 3.6 項参照

測定コマンドでの繰返し精度設定レベル：低測定コマンドでのtMEAS,m 繰返し精度設定レベル：中

-

2.5

4

ms

-

4.5

6

ms

測定コマンドでのtMEAS,h 繰返し精度設定レベル：高

-

12.5

15

ms

測定コマンドにおける繰返し精度の設定
レベル（3 水準）に応じて、測定時間、ノイズおよび消費電力の大きさは変わります。

tMEAS,l

測定時間

表 4 動作に関する時間的仕様(温度が-40°C～125°C 、電源電圧 VDD が 2.4V～5.5V の場合)

2.3

最大および最小絶対定格

本センサーへのストレスレベルが表 5 に示す値を超える場合、本センサーに恒久的な損傷が生じることがあります。あるいは本センサーの信頼性が影響を受ける可能性があります。これらはあくまで定格値で、これらの条件下におけるデバイスの機能的動作を保証するものではありません。
パラメータ

定格

以下の各端子への最大印加電圧
端子 1(SDA); 端子 2(ADDR); 端子 3(ALERT); 端子 4(SCL); 端子 6(nRESET)

単位-0.3～6V-0.3～VDD+0.3

V

±100

mA
°C
°C
kV
V

電源電圧 VDD

端子毎の入力電流(各端子共通)
動作温度範囲
保存温度範囲ESD 耐量/ HBM (人体モデル)9
ESD 耐量/CDM (デバイス帯電モデル)10-40～125-40～1504750

表 5 最大および最小定格(各最大および最小値の適用は短時間に限ります)

9 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2014, AEC-Q100-002 準拠。
10 ANSI/ESD S5.3.1-2009,AEC-Q100-011 準拠。

www.sensirion.com

Version 3 – 2016 年 8 月

7/20

データシート SHT3x-DIS

3 各端子の配置および機能

本センサーには 8 個の端子があり、超小型 DFN パ
ッケージにおいて表 6 に示すように配置されてい
ます。
端子
番号
1
2
3
4
5
6
7
8

名称

端子の機能概要

SDA

シリアルデータの入出力端子
I2C アドレス選択用入力端子：信号レベルが
ADDR
HIGH または LOW 状態になるように接続(未接続状態は禁止)アラート信号の出力端子：当該信号を利用しALERT
ない場合は未接続にすることが必要
SCL シリアルクロック信号の入出力端子
VDD 電源電圧の印加端子リセット信号の入力端子：
nRESET
Low にするとリセット開始
不使用の場合は未接続にすることを推奨
電気的機能なし：接地が必要
R

VSS

SCL および SDA 端子部の内部回路は両方ともオー
プンドレインで、内部においてダイオード経由で
VDD 端子および VSS 端子に接続されています。各端子には、プルアップ用の外部抵抗を電源ラインに接続する必要があります(図 11 参照)。I2C バス
上のデバイスが信号レベルを強制的に変えることができるのは、グランドレベル方向のみです。
プルアップ用外部抵抗(例えば 10kΩ)は信号レベ
ルを HIGH に引き上げるために必要です。抵抗値を決めるためには、バスの静電容量と通信周波数を考慮する必要があります(より詳細は、例えば
NXP 社の I2C バス仕様書 11 の 7.1 項を参照してくだ
さい 11)。なお、プルアップ抵抗はマイクロコント
ローラの I/O 回路に備わっている場合があるのでご注意ください。本センサー推奨アプリケーショ
ン回路は、図 11 に示すとおりです。
電源ライン

グランド端子

表 6 端子の配置(上面からの透視図)。点線部は底面から見える端子とダイパッド。ダイパッドは内部でVSS 端子に接続されています。

図 11 標準アプリケーション回路（端子の位置は現物どおりではないことにご注意ください。実際の位置は
表 6 をご参照ください。)

3.3

ダイパッド(センターパッド)

3.1

VDD 端子および VSS 端子(電源用端子)

本センサーの電気的仕様は表 3 に示されているとおりです。VDD 端子と VSS 端子の間は 100nF のコンデンサでデカップリングする必要があります。
また当該コンデンサは、可能な限り本センサーの近くに設置する必要があります。標準的なアプリ
ケーション回路は図 11 に示すとおりです。

本センサーのダイパッドは、外装パッケージの裏
側中央においてセンターパッドとして露出しています。電気的に VSS 端子と接続されているので、外部への配線接続は必須ではありません。しかし、機械的な理由によりプリント基板にはんだ付けす
ることを推奨いたします。本センサーの設置設計の詳細については、当社技術文書の”SHTxx Design
Guide”をご参照ください。

3.2

SCL 端子および SDA 端子(通信用端子)

3.4

SCL 端子で送受信するシリアルクロック信号は、
マイクロコントローラと本センサーとの通信の同期用に使われます。クロック周波数は 0Hz～
1,000kHz の間で任意に選べます。本センサーは I2C
仕様書 11 に基づくクロックストレッチコマンドにも対応しています。
SDA 端子は本センサーのデータ送受信に使われます。データ通信を確実に行うためには、I2C 規格に規定されたタイミング仕様に合致させる必要があります。
11 当該仕様書の参照先：
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf

www.sensirion.com

ADDR 端子(I2C アドレス選択用端子)

ADDR 端子を適切に配線することにより I2C アド
レスの選択設定が可能です(選べるアドレス値は
表 7 参照)。当該端子は、電源ラインまたはグランドに接続する使い方、あるいは印加電圧レベルを切り替える使い方が可能です。後者の使い方により、本センサーの I2C アドレスは動作中でも変更が可能になりますが、ひとつだけ制限事項があります。I2C の START コンディションを起こしてから一連の通信が完了するまでは印加電圧レベ
ルを一定に保つ必要があります。また、同一バス
上に本センサーを 3 個以上接続することも可能になりますが、ADDR 端子に接続するラインをセン
サー毎に個別に設ける必要があります。

Version 3 – 2016 年 8 月

8/20

データシート SHT3x-DIS
なお、I2C 読取り／書込みヘッダの上位 7bit 部分には I2C アドレスが当てられ、最下位ビットはヘッダが読取り用か書込み用で変わります。デフォルト
アドレス用の配線は表 7 および図 11 に示すとおりです。本端子は未配線にすべきではありません。
I2C アドレス値
選択設定条件(16 進数表記)
0x44
ADDR 端子(端子 2) をI2C アドレス A(デフォルト) 接地
ADDR 端子(端子 2) を
0x45
I2C アドレス B
電源ラインに接続
表 7 I2C デバイスアドレスの選択設定条件
I2C アドレス名

3.5

ALERT 端子(アラート発信用端子)

ALERT 端子は、マイクロコントローラの割込み端子に接続して使うことができます。その出力信号は、別途プログラムで設定するアラート発信限界値と相対湿度あるいは温度の測定値との関係によって決まります。当該端子を使わない場合は、未接続状態にしておく必要があります。当該端子の出力レベルは、アラート発信条件に当てはまると HIGH に切り替わります。その場合の最大駆動
負荷は表 3 を参照ください。なお、HIGH の状態での出力電流量によっては本センサーが自己発熱する可能性があることにご注意ください。この発熱は、当該端子の用途をマイクロコントローラの割込み端子への接続あるいは外部トランジスタのスイッチングに限定すれば防止可能です。当該端子の機能の詳細は当社技術文書の”Alert Mode of
SHT3x-DIS”をご参照ください。

3.6

nRESET 端子(リセット用端子)

nRESET 端子は、本センサーにリセットを掛ける
ことができる端子です。リセットを確実に行うためには、1µs 以上の長さのパルス信号を入力する必要があります。当該端子を使わない場合は、未接続状態にしておくことを推奨します。この機能の詳細は、本文書の 4 章をご参照ください。

4 動作および通信
本センサーが対応している I2C バス動作速度のカ
テゴリは Fast-mode ですが、速度についてはさらに
1,000kHz まで対応しています。またコマンドを適切に使い分けることにより、クロックストレッチの有効化について選択設定できます。I2C 通信プロ
トコルの詳細については、NXP 社の I2C バス仕様
書 12 をご参照ください。
本センサーのコマンドおよび通信データは 16bit長で構成されます。さらにこれらは CRC チェック
サムで保護され、通信の信頼性向上が図られています。具体的には、本センサーへの 16bit 長のコマ
ンドには 3bit の CRC チェックサムが既に含まれています。本センサーが送受信するデータには、
12 当該仕様書の参照先：
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf

www.sensirion.com

8bit 長の CRC チェックサムが必ず後続して付随します。
本センサーに対して書込む方向の場合、チェックサムの送信は必須です。本センサーは正しいチェックサムを伴ったデータしか受取りません。本センサーから読込む方向の場合、チェックサム照合の要否はマイクロコントローラに委任されます。

4.1

電源投入および通信開始

本センサーは、電源電圧が表 3 に規定する閾値電
圧 VPOR に達した後に起動動作(パワーオンリセット)を開始します。当該閾値電圧に到達後、本センサーには待機状態に入るまでの所定時間 tPU を与える必要があります。待機状態になると、マイク
ロコントローラからのコマンドを受けることが可能になります。
本センサーとの通信は、処理単位毎に START コン
ディション(S)で始まり、STOP コンディション(P)で終わります(I2C バス仕様書の規定どおり)。STOP
コンディションの実行は任意です。本センサーは、起動完了後に測定動作あるいは通信を行っていないときは、省エネルギーのために待機状態へ自動的に入ります。なお、この待機状態を外部操作で制御することはできません。

4.2

測定開始

ひとつの測定通信シーケンスを構成する情報は、START コンディション、I2C 書込み用ヘッダ(7bit
長の I2C アドレスに書込みビットとして 0 を加えたもの)および 16bit 長の測定コマンドです。本センサーは、当該情報に対して 1byte 毎に正常受信の合図を出します。具体的には、8 番目のクロック(SCL)信号の立下りタイミングの後に、ACK ビットとして SDA 端子の電圧を LOW レベルに引き下げます。表 8 に完全な形の当該シーケンスを示します。
本センサーは測定コマンドを認識すると温度と相対湿度の測定を始めます。

4.3

単発測定コマンド本センサーは、単発測定コマンドを受けると、温度と相対湿度の測定をそれぞれ 1 回行います。各測定データは、送信時にはそれぞれ 16bit 長のデー
タとして温度、相対湿度の順に出力されます。また、各測定データの後には CRC チェックサムが付随します。詳細は 4.4 項をご参照ください。
単発測定コマンドは 16bit 長で、表 8 に示すように複数のタイプが用意されています。各コマンドでは繰返し精度レベル(高、中および低)とクロックストレッチの設定(有効または無効)が異なります。
当該測定コマンドで設定する繰返し精度レベル
は、測定時間ひいては総電力消費量に影響します。
当該影響について本文書の第 2 章に記載しています。

Version 3 – 2016 年 8 月

9/20

データシート SHT3x-DIS
コマンドコード(16 進数表記)
繰返し精度 クロックストレッチ MSB 部
LSB 部
レベル
設定
(上位 8bit) (下位 8bit)
06
高
0D
0x2C
中
有効
10
低
00
高
0B
0x24
中
無効
16
低
設定条件

例）コマンドコード 0x2C06：
繰返し精度レベルは高、クロックストレッチは有効
アドレス

コマンド(MSB部)

書込み用ヘッダ

長 測定コマンド

SCLに
干渉せず
測定動作
実施中
クロック
ストレッチ

無効

クロック
ストレッチ

有効

コマンド(LSB部)

アドレス
読出し用ヘッダ
SCLに
干渉せず

SCLに
干渉せず

アドレス

測定動作中

測定完了

読出し用ヘッダ

SCLに干渉LOWへ引下げ
測定動作中

温度測定値(MSB部)

温度測定値(LSB部)

長 温度測定値

湿度測定値(MSB部)

チェックサム

湿度測定値(LSB部)

長 相対湿度測定値

チェックサム

表8 単発測定コマンド (灰色部分：本センサーの出力信号。無色部分：マイクロコントローラの制御信号)

4.4

単発測定モードでの測定値の読出し

本センサーが測定を完了させた後、マイクロコン
トローラは START コンディションと I2C 読出し用
ヘッダを本センサーへ送ることにより測定結果(温度と相対湿度の一組分の測定値)を読み出すことができます。すなわち、本センサーは読出し用
ヘッダを受信したことを通知し、2byte 長データ
(温度測定値)、その 1byte 長 CRC チェックサム、
2byte 長データ(相対湿度測定値)およびその 1byte
長 CRC チェックサムを順次送信します。これら
一連のデータ送信を進めるためには、マイクロコ
ントローラは 1byte 毎に ACK ビットで応答する必要があります。当該応答がないと、データ送信が中断されます。
本センサーはまず温度測定値を送信し、その後に
相対湿度測定値を送信します。マイクロコントロ
ーラは相対湿度測定値の CRC チェックサムを受信した後、NACK ビットで応答し、STOP コンディ
ションを送る必要があります(表 8 参照)。
I2C バスのマイクロコントローラは、どのバイトデータの後でも NACK ビットを送ることでデータ受信処理を途中で止めることができます。この方
www.sensirion.com

法を利用すれば、一連のデータ中に不要なもの(例
えば CRC チェックサムあるいは 2 番目に送信される相対湿度測定値など)がある場合、データ受信時間を節約できます。
温度測定値と相対湿度測定値が両方とも必要でも CRC チェックサム照合処理は省きたい場合、1番目に送信される 2byte 長の温度測定データを
CRC チェックサムも含めてまず受信し、当該チェックサムを照合せずに 2 番目に送信される 2byte
長の相対湿度測定データを受信した後に NACK ビ
ットを送ってデータ受信処理を終わらせることを推奨します。
クロックストレッチを行わない場合
クロックストレッチングを行わない測定コマン
ドが発信された場合、本センサーは I2C 読出し用
ヘッダに対しては、送信すべき測定データがなけ
れば NACK ビットを返します。
クロックストレッチを行う場合
クロックストレッチングを行う測定コマンドが発信された場合、本センサーは I2C 読出し用ヘッ
ダに対して ACK ビットを返し、その後に SCL 信号
ラインを LOW に引き下げます。当該ラインは、温湿度測定が完了するまで引下げられます。測定が完了すると本センサー速やかに当該ラインの引下げ状態を解放し、測定データを送信します。

4.5

周期的連続測定コマンド

本センサーは、周期的連続測定コマンドを受けると、温度と相対湿度の測定を周期的に繰返します。
各測定値は、それぞれ 16bit 長のデータとして温度、相対湿度の順に出力されるようにデータ変換されます。
周期的連続測定コマンドは 16bit 長で、表 9 に示す
ように複数のタイプが用意されています。各タイ
プでは繰返し精度レベル(高、中および低)と測定頻度(1 秒当たりの測定回数：0.5、1、2、4 および
10)が異なります。クロックストレッチの有効化は、
当該モードでは設定できません。
繰返し精度レベルおよび測定頻度は、測定時間と電流消費量に影響します。当該影響について本文
書の第 2 章に記載しています。
周期的連続測定コマンドが発信された場合、本センサーが測定でビジー状態になっている時は(測定の所要時間は表 4 参照)、まず測定中止コマン
ドを発信すること(本文書の 4.8 項参照)を推奨します。本センサーは、当該コマンドを受信すると実行中の測定を終了させ、単発測定モードに入ります。

Version 3 – 2016 年 8 月

10/20

データシート SHT3x-DIS
設定条件
繰返し精度
測定頻度[mps*]
レベル＊測定回数／秒の意味
高
0.5
中
低
高
1
中
低
高
2
中
低
高
4
中
低
高
10
中
低

コマンドコード(16 進数表記)
MSB 部
LSB 部
(上位 8bit) (下位 8bit)
32
0x20
24
2F
30
26
0x21
2D
36
20
0x22
2B
34
22
0x23
29
37
0x27
21
2A

4.7 応答時間短縮可能な周期的連続測定コマンド(ART コマンド)

表 11 に示す周期的連続測定コマンドを利用すると 、 応 答 時 間 の 短 縮 化 を 可 能 に す る ART(Accelerated Response Time)機能を利用できます。当該コマンドを受けると、本センサーは 4mps の周期での測定を行います。

この ART コマンドでの測定実行と測定値読出しの各手順は、4.5 項および 4.6 項の場合と同一です。
周期的な測定の中止は 4.8 項に規定する手順により行えます。
当該機能は当社評価キットの EK-H5 で評価することができます。
コマンドコード(16 進数表記)
コマンド
MSB 部
LSB 部
(上位 8bit) (下位 8bit)
0x2B
32
ART 機能付き周期的連続測定コマンド
I2Cアドレス例）コマンドコード 0x2130：
繰返し精度レベルは高、測定頻度は 1mps
I2Cアドレスコマンド(MSB部)

I2C書込み用ヘッダ

I2C書込み用ヘッダ

コマンド(LSB部)

16bit長 測定コマンド

表9 周期的連続測定コマンド(灰色部分：本センサーの出力信号。無色部分：マイクロコントローラの制御信号)。注意：測定頻度を最多に設定すると、本センサーは自己発熱を起こす場合があります。

4.6 周期的連続測定モードでの測定値の読出し

表 10 に示すコマンドにより、測定データの送信が始まります。本センサーは、測定データがないとI2C 読出し用ヘッダに対して NACK ビットで応答し(表 10 の読出し用ヘッダ後の 9 ビット目)、通信終了となります。なお、当該コマンドで測定データが読み出された後、測定データ用メモリーはクリア
され、測定データが存在しない状態になります。

測定データ取込み
I2Cアドレスコマンド(MSB部)

I2C書込み用ヘッダ

表 12 に示す測定中止コマンドで、実行中の周期的連続測定を中止させることができます。周期的連続測定を実行中の本センサーにコマンド(測定データ取込みコマンドを除く)を送る場合は、その前に当該コマンドで実行中の測定を中止させることを推奨します。本センサーは当該コマンドを受信すると実行中の測定を完了させて単発測定モードに入ります。測定完了に要する時間は設定された繰返し精度レベルに依存し、最長で 15ms です。

測定中止コマンド
I2Cアドレス
I2C書込み用ヘッダ

コマンド(MSB部)

コマンド(LSB部)

16bit長 測定コマンド

表 12 測定中止コマンド (灰色部分：本センサーの出力信号。無色部分：マイクロコントローラの制御信号)

I2C読出し用ヘッダ

温度測定値(LSB部)

16bit長 温度測定値

チェックサム

湿度測定値(LSB部)

16bit長 相対湿度測定値

チェックサム表 10 測定データ取込みコマンド (灰色部分は本センサーの出力信号。無色部分はマイクロコントローラの制御信号)
www.sensirion.com

コマンドコード(16 進数表記)
MSB 部
LSB 部
(上位 8bit) (下位 8bit)
0x30
93

コマンド

コマンド(LSB部)

I2Cアドレス

湿度測定値(MSB部)

16bit長 測定コマンド

4.8 測定中止コマンド(周期的連続測定中止用)

16bit長 測定コマンド

温度測定値(MSB部)

コマンド(LSB部)

表11 ART(応答時間短縮化)機能付きの周期的連続測定コマ
ンド (灰色部分：本センサーの出力信号。無色部分：マイクロコントローラの制御信号)

コマンドコード(16 進数表記)
MSB 部
LSB 部
(上位 8bit) (下位 8bit)
0xE0
00

コマンド

コマンド(MSB部)

4.9 リセット本センサーは、ソフトリセットコマンドまたは
nRESET 端子へのパルス信号を入力することでシステムリセットを行わせることができます。また、本センサーは、電源投入後の起動動作中に自らシステムリセットを行います。リセット動作中、本センサーはいかなるコマンドにも応じません。

Version 3 – 2016 年 8 月

11/20

データシート SHT3x-DIS
電源電圧をオフにすること以外の方法で本センサーを完全にリセットさせるためには、nRESET
端子を使うことを推奨します。

通信バスのリセット
本センサーとの通信が途切れた場合、次の信号操作を行えば通信バスがリセットされます。
SDA が HIGH になっている間に SCL のトグルを
9 回以上行う。
この操作の後には、次のコマンドを送るための通信開始シーケンスを行う必要があります。当該リセットでは、リセットされるのは通信バスだけで、本センサーのステータスレジスタの内容は保持されます。
ソフトリセット／再初期化
本センサーは、VDD 端子への印加電圧をオフにしなくても、内部システムを強制的に所定状態にさせるソフトリセットの仕組みを備えています。ソ
フトリセットの実行コマンドは、本センサーが待機状態のときに送ることができます。本センサー
は当該コマンドを受けると内部システムをリセットし、内部の所定メモリーから校正用データを再度読み出します。当該コマンドは表 13 に示すとおりです。
なお参考情報として、本センサーは測定動作を行
うときも、校正用データを事前に毎回読み込むようにデフォルト設定されています。
コマンドコード(16 進数表記)
MSB 部
LSB 部
(下位
8bit)
(上位 8bit)
0x30
A2

コマンド
ソフトリセット実行
I2Cアドレス
I2C書込み用ヘッダ

コマンド(MSB部)

ます。nRESET 端子は内部でプルアップ抵抗を介して電源ラインに接続されているので、LOW レベ
ルで有効化されます。当該リセットをかけるためには 1µs 以上 LOW レベルに引き下げる必要があります。
コマンド
1 バイト目（ゼネラルコールアドレス）
2 バイト目
コマンド全体ゼネラルコールアドレス

リセットコマンド部

ゼネラルコール１バイト目

ゼネラルコール２バイト目

4.10 ヒーター

本センサーは、表 14 に示すコマンドで内蔵ヒーターの稼働化と停止を選択できます。ヒーターの動作状態情報はステータスレジスタに記録されます。リセットを行った後、デフォルト条件としてヒーターは停止状態に設定されます。
コマンドコード(16 進数表記)
MSB 部
LSB 部
(上位 8bit) (下位 8bit)
0x30
6D
0x30
66

コマンド
ヒーター稼働ヒーター停止表13 ソフトリセットコマンド(灰色部分：本センサーの出力信号。
無色部分：マイクロコントローラの制御信号)

www.sensirion.com

0x06
0x0006

ハードリセットVDD 端子への印加電圧をオフにして再度オンにすることでハードウエアリセットが行われます。な
お当該印加電圧をオフにしているときは、本センサー内部の ESD 保護ダイオードを経由して電流が流れ込まないように、端子 1(SDA)、端子 4(SCL)
および端子 2(ADDR)には電圧が印加されないようにする必要があります。

16bit長 測定コマンド

nRESET 端子によるリセット
nRESET 端子を LOW レベルに引き下げると(表 6 参照)、ハードリセットと同様なリセットが実行され0x00

表 14 ゼネラルコールによるリセットコマンド (灰色部分：本センサーの出力信号。無色部分：マイクロコントローラの制御信号)

コマンド(LSB部)

I2C のゼネラルコールによるリセット
本センサーのリセットは、I2C バス仕様書 12 に規定されたゼネラルコールでも実行可能です。この場合のリセットは、nRESET 端子によるリセットと機能的に同一です。重要なこととして、ゼネラ
ルコールに対応しているデバイスは、同一 I2C バ
ス上にあるとすべてこのリセットを行います。本
センサー特有のリセット方法ではありません。また当該リセットは本センサーが I2C コマンドを処理できる状態になっている場合のみ有効です。このリセットの実行コマンドは表 14 に示すとおり
で、2byte で構成されます。

コマンドコード(16 進数表記)

I2Cアドレス
I2C書込み用ヘッダ

コマンド(MSB部)

コマンド(LSB部)

16bit長 測定コマンド

表15 ヒーター用コマンド (灰色部分：本センサーの出力信号。無色部分：マイクロコントローラの制御信号)

4.11 ステータスレジスタ
本センサー内部のステータスレジスタにある情報は、ヒーターの動作状態、アラートに関する状
態、直前に受信したコマンドの実行状態および直前に受信した書込みデータのチェックサム照合結果に関するものです。当該レジスタ情報について、読出し実行コマンドは表 16 に示すとおりで、具体的内容は表 17 に示すとおりです。

Version 3 – 2016 年 8 月

12/20

データシート SHT3x-DIS

コマンド
ステータスレジスタの読出し
I2Cアドレス
I2C書込み用ヘッダ

I2Cアドレス
I2C読出し用ヘッダ

コマンド(MSB部)

コマンドコード(16 進数表記)
MSB 部
LSB 部
(上位 8bit) (下位 8bit)
0xF3
2D

表 18 に示すコマンドにより、ステータスレジスタ
内のビット 15、11、10 および 4 のデータは消去され、”0”が入力されます。
コマンドコード(16 進数表記)
コマンド
MSB 部
LSB 部
(上位 8bit) (下位 8bit)
0x30
41
ステータスレジスタのデータ消去

コマンド(LSB部)

16bit長 測定コマンド

レジスタ情報(MSB部)

ステータスレジスタのデータ消去

レジスタ情報(LSB部)

16bit長 測定コマンド

I2Cアドレス
チェックサム表 16 ステータスレジスタ読出し用コマンド (灰色部分：本センサーの出力信号。無色部分：マイクロコントローラの制御信号)ビット

各ビットの説明15

発信中のアラートの有無‘0’：発信中アラートなし‘1’：ひとつ以上の発信中アラートあり
14 予備
13 ヒーターの動作状態‘0’：ヒーター停止中‘1’：ヒーター稼働中
12 予備
11 相対湿度のアラート発信状態‘0’：アラート発信なし‘1’：アラート発信中
10 温度のアラート発信状態‘0’：アラート発信なし‘1’：アラート発信中
9‐5 予備
4 リセット履歴‘0’：リセット履歴なし(ステータスレジ
スタのデータ消去コマンドをその時点で最後に受信した以降)‘1’：リセット履歴あり(ハードリセッ
ト、ソフトリセットコマンドまたは電源電圧低下によるリセット)
3‐2 予備
1 その時点で最後に受取ったコマンドの実行状態‘0’：当該コマンドを正常に実行‘1’：当該コマンドは未実行(コマン
ド自体が無効またはコマンドのチェックサムが異常なため)
0 その時点で最後に受取った書込み
データのチェックサム照合結果‘0’：当該データのチェックサムは正常‘1’：当該データのチェックサムは異常表 17 ステータスレジスタの内容
www.sensirion.com

デフォルト
値
‘1’
‘0’
‘0’
‘0’
‘0’

‘0’
‘00000’コマンド(MSB部)

I2C書込み用ヘッダ

コマンド(LSB部)

16bit長 測定コマンド

表18 ステータスレジスタリセット用コマンド (灰色部分：本センサーの出力信号。無色部分：マイクロコントローラの制御信号)

4.12 チェックサムの計算方法
本センサーは、ひとまとまりのデータを出力する
たびに、8bit 長の CRC チェックサムを CRC アルゴ
リズムに基づいて送信します。当該アルゴリズムの特性は表 18 に示すとおりで、ひとつ前に出力された 2byte 分のデータの内容を使って CRC を計算
します。
特性
値
CRC-8
名称
8bit
幅
適用対象
読出しデータおよび書込みデータ多項式
0x31（x8 + x5 + x4 + 1）
0xFF
初期化
反射入力
偽
反射出力
偽
0x00
最終 XOR
CRC (0xBEEF) = 0x92
例
表 19 CRC アルゴリズムの特性

4.13 測定データの物理量値への換算方法
‘1’

‘00’

本センサーは、測定データを符号なし整数型の16bit 値で出力します。当該出力データは線形化、温度補償および電源電圧補償が実施済みです。この生データを物理量値に換算するためには、以下の計算式を用います。
相対湿度の換算式(単位：%RH)‘0’S
RH = 100 ⋅ 16RH
2 −1
SRH：本センサーが出力する相対湿度の測定データ(生データ)を 10 進数値にしたもの‘0’

温度の換算式(単位：°C)

S
T = −45 + 175 ⋅ 16 T
2 −1
ST：本センサーが出力する温度の測定データ(生データ)を 10 進数値にしたもの

Version 3 – 2016 年 8 月

13/20

データシート SHT3x-DIS

4.14 通信のタイミング
パラメータ
SCL クロック周波数

記号

条件

最小値

fSCL

0

当該時間が経過後、(リピート)START コンディションのtHD;STA 最初のクロックパ
ホールド時間ルスが生成される。

標準値 最大値 単位
1000
kHz
-

備考

0.24

-

-

µs

0.65
0.26
0
0
100

-

-

250
300
300
0.9

µs
µs
ns データ送信時
ns データ受信時
ns
ns
ns
µs

tSU;STA

0.6

-

-

µs

tSU;STO

0.6

-

-

µs

-

400
0.3xVDD
1xVDD
0.66

pF
V
V
V

SCL クロックの LOW 期間
SCL クロックの HIGH 期間

tLOW
tHIGH

SDA ホールド時間

tHD;DATSDA セットアップ時間
SCL/SDA 立ち上がり時間
SCL/SDA 立ち下がり時間
SDA 有効時間
リピート START コンディションのセットアップ時間
STOP コンディションのセットアップ時間
バスライン上の容量性負荷
LOW レベルの入力電圧
HIGH レベルの入力電圧
LOW レベルの出力電圧

tSU;DATtR
tF
tVD;DAT

CB
VIL
-0.5
VIH
0.7xVDDVOL シンク電流：3 mA-

表 20 通信タイミングの仕様 (I2C バス仕様の Fast –mode 対応、25°C で電源電圧 VDD が標準値の場合)。数値は I2C
バス仕様書(UM10204, Rev. 6, 2014 年 4 月 4 日)に準じたものです。

データ入力

データ出力

図 12 デジタル入力/出力端子のタイミング図。SDA の方向は本センサーから見たものです。太字の SDA ライン
はセンサーにより制御され、通常の SDA ラインはマイクロコントローラにより制御されます。SDA ラインの有効
読取時間のトリガは、そのすぐ前のトグルの立ち下がりエッジです。

www.sensirion.com

Version 3 – 2016 年 8 月

14/20

データシート SHT3x-DIS

5 外装パッケージ
本センサーの外装パッケージは開口空洞がある
DFN タイプです。DFN は Dual Flatpack No-leaded の略称です。外装パッケージの上面中心部に湿度測定用の開口部が設けられています。
内部のセンサーチップはシリコン製でリードフ
レームにマウントされています。リードフレーム
は銅製で Ni/Pd/Au ニッケル/パラジウム/金めっきが施されてています。チップとリードフレームは、
エポキシ系の成形コンパウンドでオーバモール
ドされていますが、センターパッドと各端子は機械的および電気的接続のために表面に露出しています。なお、本センサー側面の壁部分はダイシングカットされたままの状態であるため、当該側面に露出しているリードフレーム端子部の切断面はめっきで覆われていないことにご留意ください。

図 9 に示すように、ひとつは端子１の位置表示マークで、該当位置のパッケージ上面角部に表示されます。二つ目として、その隣に型名が表示されます(小文字の x は測定精度のランクに応じて変わる部分です)。三つ目は、図 9 下部の 6 文字で構成されるトレーサビリティ用の情報です。最初の2 桁の XY は、センサーの出力信号タイプを表し、
I2C バス用デジタル出力の場合は DI になります。
3 桁目の A は製造西暦年の下 1 桁を表します(2014年の場合は 4、2015 年の場合は 5）。
後続 3 桁の BCD
はアルファベットでのトラッキングコードです。
当該コードから、製造、校正および試験工程についてバッチ単位の追跡が可能ですが、これらの解読情報のご提供は、正当なご要求に対してのみとさせていただきます。

なお、外装パッケージの下側から見ると、センターパッドの四隅のうち、ひとつが隅切りされていなお、当該外装パッケージは以下の標準規格に準て、その場所からも端子１の位置が分かります。
拠しています(ただし湿度測定用の開口部を除く)。 隅切り部の寸法は、図 14 において T1 および T2として示されています。
JEDEC Publication 95, Design Regulation 4.20, “Small
scale plastic quad and dual inline, Square andrectangular, No-lead packages (with optional thermalenhancement)”, Small Scale (QFN/SON), Issue: D.01,
Date: September 2009
また、本センサーの IPC/JEDEC J-STD-020 に基づく
感湿レベル(MSL: Moisture Sensitivity Level)は 1 です。
しかし、本センサーは納入日から 1 年以内に工程投入されることを推奨します。

5.1 トレーサビリティ
本センサーは、製品識別とトレーサビリティを容易にするため、3 種類の情報を外装パッケージ上面にレーザーマーキングで全数表示しています。
図 13 レーザーマーキングされている本センサーの外装パッケージ上面

www.sensirion.com

Version 3 – 2016 年 8 月

15/20

データシート SHT3x-DIS

5.2 外装パッケージの外形

図 14 外装パッケージの寸法図(寸法値は表 20 参照)
パラメータ

記号 最小値 標準値 最大値 単位

パッケージ高さ
端子高さ
端子横幅
パッケージ横幅センサーパッド横幅

A
A3
b
D
D2

0.8

パッケージ縦幅センサーパッド縦幅
端子間隔幅
端子奥行幅

E
E2
e
L

2.4
1.7

センサー窓の直径
センターパッド隅切り部
表 21

-

0.2
2.4
1

0.9
0.2
0.25
2.5
1.1

1

-

0.3
2.6
1.2
2.6
1.9

0.3

2.5
1.8
0.5
0.35

S

-

-

1.5

T1xT2

-

0.3x45°

-

-

-

0.4

備考

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
すべての公差を含んだ参考値。
通常は当該値より小。
mm 端子 1 の位置の目印として利用可。
mm

外装パッケージの寸法 (寸法記号は図 10 参照)

5.3 ランドパターン

図 15 に本センサーの実装用ランドパターンを示します。プリント基板上において本センサーの端子およびセンターパッドをはんだ付けするためのメタルマスク開口領域の形状を示しています。
当該ランドパターンに対して、ソルダーレジスト(プリント基板の最表面で銅配線を覆う絶縁層)については NSMD(Non- Solder Mask Defined)タイプで設計されることを推奨します。当該タイプにする場
合、ソルダーレジスト開口部とランドパターンの
隙間は、いかなる部分でも 60μm 以上 75μm 以下となるようにする必要があります。また、本セン
サーの端子ピッチはわずか 0.5mm なので、端子用ランドパターンには、ソルダーレジスト開口部を１つずつ設けるのではなく、外装パッケージ片側にある４つの端子全体にひとつの開口部を設けることを推奨します。
www.sensirion.com

はんだペースト印刷用ステンシルとしては、レー
ザー切断後に電解研磨して肉厚 0.1mm または0.125mm の台形断面に仕上げたステンレス製ステ
ンシルの使用をお奨めします。 端子用ランドパ
ターンに対するステンシル開口部について、寸法は当該パターンと同じにし、位置はパッケージ中
心から離れる方向へ 0.1mm のオフセットを取る必要があります。センターパッド用ランドパター
ンに対するステンシル開口部は、当該パターン部の約 70～90%の大きさにする必要があります(例えば、約 0.9mm×1.6mm の大きさ)。
はんだ付け方法に関する情報および組立工程での保管・取扱い時にさらに考慮すべき推奨事項に
つ い て は 、 当 社 技 術 文 書 の ”Assembly of SMD
Packages for SHTxx and STSxx Sensirion Humidity andTemperature Sensors”をご参照ください。

Version 3 – 2016 年 8 月

16/20

データシート SHT3x-DIS

図 15 推奨ランドパターン(左側)およびステンシル開口部(右側)の形状および寸法。点線は外装パッケー
ジの輪郭線。斜線部はランドパターン(左側)およびステンシル開口部(右側)。

6. 出荷包装図 16 テープ内のセンサーの方向を示したキャリアテープの寸法図(単位：mm)。本図でヘッダーテープ
は右側、トレーラーテープは左側にあります

www.sensirion.com

Version 3 – 2016 年 8 月

17/20

データシート SHT3x-DIS

7 品質

本センサーには、AEC Q 100 で規定された認証試
験方法を基準とした試験が実施されます。

7.1 使用材料
本センサーは鉛(Pb)、カドミウム(Cd)および水銀(Hg)を含まず、RoHS および WEEE の要件に完全に準拠しています。

8 発注に関するご案内
本センサーは、テープ包装してリール単位で出荷しています。発注単位は表 8 に示すとおり複数あります。リールは非帯電性の ESD バッグに密封収納されています。出荷梱包仕様の詳細は当社文書の” Information on Shipping Package, Tape and reel andLabels for the SHT3x Sensor series”に記載しています。

当該文書が必要な場合は、当社までお問い合わせ
ください。
名称

個数/リール

発注番号

SHT30-DIS-B2.5KS
SHT30-DIS-B10kS
SHT31-DIS-B2.5kS
SHT31-DIS-B10kS
SHT35-DIS-B2.5KS
SHT35-DIS-B10KS

2,500
10,0002,500
10,0002,500
10,0001-101400-01
1-101173-01
1-101386-01
1-101147-01
1-101388-01
1-101479-01

表 22 本センサーの発注単位と発注番号9 関連する当社技術文書
本センサーとそのアプリケーションに関するさらに詳しい情報については、次の当社技術資料をご参照ください。

文書名

内容
出典
SHT3x 温湿度センサーのテープ、Information on Shipping Package, Tape andリールおよび包装袋に関する情報 ご要求によりご提供。
reel and Labels for the SHT3x Sensor series(図面)。
当社ウエブの温湿度センサー ダウンロード
当社温湿度センサーの実装方法おAssembly of SMD Packages
センターからダウンロード可能:
よび保管・取扱方法
www.sensirion.com/humidity-download
当社温湿度センサーの性能を実用 当社ウエブの温湿度センサー ダウンロード
時に引き出すための設計ガイドラ センターからダウンロード可能:
SHTxx Design Guide
イン
www.sensirion.com/humidity-download
当社ウエブの温湿度センサー ダウンロード
当社温湿度センサーを正しく取扱
Handling Instructions
センターからダウンロード可能:
うためのガイドライン
www.sensirion.com/humidity-download
当社ウエブの温湿度センサー ダウンロード
当社温湿度センサーの仕様の定義 センターからダウンロード可能:
Sensor Specification Statement
www.sensirion.com/humidity-download

表 23 本センサー(SHT3x-DIS)に関連する情報を記載した技術資料

www.sensirion.com

Version 3 – 2016 年 8 月

18/20

データシート SHT3x-DIS

改定履歴
日付
2015 年 10 月
2016 年 6 月

改訂版
1
2

2016 年 8 月

3www.sensirion.com

ページ

変更点

2～4
6
7
7
11

SHT35 の仕様を追加。
ESD の仕様を改訂。
表 6 の｢端子の機能概要｣欄の記載事項を一部改訂。
表 6 の改訂に応じて図 11 も改定。
測定データ用メモリーに関する情報について、｢当該コマンドで測定データが読み出された後、測定データ用メモリーはクリアされ、測定データが存在しない状態になります。｣と改訂。
表 22 に SHT35 の発注に関する情報を追加。
表 3 を改訂。
表 4 を改訂。
ESD 試験規格の情報を改訂。
表 6 を改訂。
図 11 及び表 6 を改訂。

17
6
7
7
8
8

Version 3 – 2016 年 8 月

19/20

データシート SHT3x-DIS

重要な通知
●

警告、人身障害本製品は、安全装置または緊急停止装置として使用してはならず、また製品の故障が（死亡も含む）負傷につながるおそれのあるその他の用途に使用しないでください。本製品は、その意図する用
途、または認められた用途以外には使用しないでください。本製品の設置、取扱、使用、または整備を行う前に、データシートと各アプリケーションノートを参照してください。以上の指示事項に従わないと、死亡または重大な負傷を招くおそれがあります。
買手が SENSIRION の製品を、意図しない用途、または認められていない何らかの用途のために購入または使用する場合、買手は、
SENSIRION にその製品の設計または製造に関する過失があったとの主張がなされた場合であっても、その意図しない用途、または認められていない用途に伴って起きた負傷または死亡についての請求に基づき直接または間接的に生じる一切の請求、費用、損
害賠償、経費、および相応な弁護士費用から SENSIRION およびその役員、従業員、子会社、関連会社、販売店を守り、免責し、被害を被らないようにするものとします。
ESD 対策
本部品はその固有の設計により、静電気の放電（ESD）に対する感度が高くなっています。ESD が誘発する損傷および/または劣化を防ぐために、本部品の取扱に際しては慣習および法令に基づく
ESD 対策を取ってください。
詳しくはアプリケーションノート「ESD、ラッチアップ、EMC」
をご覧ください。

欠陥のある製品は買手の費用負担により SENSIRION の工場に返却してください。
● 修理または交換後の製品の保証期間は当初の保障期間の未経過
期間に限定されるものとします。
本保証は装置の意図する正しい用途のために SENSIRION が推奨する仕様の範囲内で設置および使用されていないものについては適用されません。本保障に明記された保証を除き、SENSIRION は明示的であるか暗示的であるかを問わず、製品に関するいかなる保証も行いません。市場性または特定の目的への適合性が制限を設けることなく含まれる一切の保証は明示的に除外され、否認されます。
SENSIRION は本製品の欠陥のうち、データシートに定める操作条
件下で、かつ商品の正しい使用条件下で生じた欠陥に対してのみ責任を負います。SENSIRION は、技術的仕様に従わずに商品を操作または保管した期間については、明示的であるか暗示的である
かを問わず、あらゆる保証を明示的に否認します。
SENSIRION は、同社製品を応用/使用した製品や回路が引き起こす問題（結果的、具初的に起こる問題を含め、これに限定されません）に対しては、免責とさせていただきます。すべての操作パラメーター（推奨するパラメーターを含み、かつこれに限定されません）はお客様のアプリケーションに合わせてお客様の技術専門家が実証してください。推奨するパラメーターは応用製品ごとに変わる可能性があり、また現に変わるものです。
SENSIRION は、別途の通知なしに以下の権利を留保します。
（i）製品仕様および/または本書に記載する情報を変更する権利、および（ii）本製品の信頼性、機能、設計を改善する権利。

保証
SENSIRION は、本製品の元の購入者に対して、引渡日から 12 ヶ所（1 年）の期間、本製品が SENSIRION の公表する製品仕様書に定める品質、材質、および仕上がりのものであることを保証します。
この期間内に欠陥のあることが証明された場合には、SENSIRION
は以下の各条件が満たされることを前提に、SENSIRION の裁量により、買手に対して無償で本製品の修理および/または交換を行う
ものとします。

本文書について●著作権© 2016, SENSIRION●

欠陥が発生してから 14 日以内にその欠陥について書面にて
SENSIRION に通知してください。
それらの欠陥は、SENSIRION の設計、材質、または仕上がりの不具合から生じたものであることを SENSIRION が合理的に納得できるものでなければなりません。

本文書は、以下の当社技術文書の英文版を和訳したものです。
記載内容に疑義が生じた場合は、当該英文版を正とします。
文書名：Datasheet SHT3x-DIS (Version 3)

CMOSens® は Sensirion の登録商標です。
版権所有

当社の本社および日本現地法人
当社本社

センシリオン株式会社:SENSIRION AG
Laubisruetistr. 50
CH-8712 Staefa ZH
Switzerland

Tel: 03-3444-4940
Fax:03-3444-4939
info@sensirion.co.jp
http://www.sensirion.co.jp

Tel: + 41 44 306 40 00
Fax: + 41 44 306 40 30
info@sensirion.com
http://www.sensirion.com/

Find your local representative at: http://www.sensirion.com/repswww.sensirion.com

Version 3 – 2016 年 8 月

20/20