Scheda tecnica

DA 400
Impianto di filtraggio
per pressurizzazione

Luglio 2015

Impianto di filtraggio per pressurizzazione DA 400

Aria di pressurizzazione
I sistemi di misura lineari incapsulati e angolari di HEIDENHAIN possono essere alimentati con aria pressurizzata per incrementare il grado di protezione, offrendocosì una sicurezza aggiuntiva contro la contaminazione. L’aria compressa convogliata
direttamente nel sistema di misura per generare la pressurizzazione deve essere purificata da un microfiltro e conforme alle seguenti classi di qualità a norma ISO 8573-1(edizione 2010):• impurità solide:dimensione particelleclasse 1
numero particelleper m3
da 0,1 µm a 0,5 µm
 20 000
da 0,5 µm a 1,0 µm
 400
da 1,0 µm a 5,0 µm
 10• punto di rugiada max: classe 4(punto di rugiada a 3 °C)• volume complessivo di olio classe 1(volume di olio max 0,01 mg/m3)

Per un'alimentazione ottimale dell'aria pressu- DA 400 è composto da tre gruppi filtranti(prefiltro, microfiltro e filtro al carbone attirizzata dei sistemi di misura, è richiesta unaquantità di aria compressa da 7 l/min a 10 l/min vo) e dal regolatore di pressione con manometro. La funzionalità della pressurizzazioper ogni sistema di misura lineare ovvero dane può essere efficacemente controllata
1 l/min a 4 l/min per ogni sistema di misuragrazie a manometro e pressostato (disponiangolare. Per la regolazione della quantità diaria si raccomandano i raccordi HEIDENHAIN bili come accessori).
con strozzamento calibrato integrato (vedereAccessori). I raccordi calibrati garantiscono le L'aria compressa convogliata nell'impiantoportate prescritte a una pressione di ingresso DA 400 deve soddisfare, in riferimento alle
contaminazioni, i requisiti delle seguenti
di ca. 1 · 105 Pa (1 bar).
classi di qualità a norma ISO 8573-1 (edizione 2010):
DA 400Per la purificazione dell’aria compressa HEIclasse 5
DENHAIN offre l'impianto di pressurizzazione • impurità solide:dimensione particelle numero particelle
DA 400, appositamente concepito per il colleper m3
gamento di aria compressa ai sistemi di misura.
da 0,1 µm a 0,5 µm
non specificata
da 0,5 µm a 1,0 µm
non specificata
DA 400 dispone di filtri speciali che garantiscoda 1,0 µm a 5,0 µm
 100 000no un filtraggio uniforme dell'aria anche in pre- • punto di rugiada max: classe 6
senza di portate ridotte. Questo impianto risulta(punto di rugiada a 10 °C)
inoltre estremamente insensibile rispetto a im- • volume complessivo di olio classe 4
provvise oscillazioni di pressione nella rete di(volume di olio max 5 mg/m3)
alimentazione, che possono venir causate
dall'inserimento di utenze sulla macchina.

Dati tecnici

DA 400

Tipologia

impianto per la purificazione e la regolazione dell'aria compressa

Sistemi di misura collegabili

max 10 sistemi di misura lineari, sistemi di misura angolari o trasduttori rotativi

Configurazione• prefiltro fino a particelle della dimensione di 5 µm, scarico automatico condensa• microfiltro per sporco, olio e acqua fino a particelle della dimensione di 0,01 µm,scarico automatico condensa• filtro al carbone attivo per l'assorbimento di vapore di olio
• regolatore di pressione per la regolazione della pressione in uscita

Sovrapressione di esercizio

tip.
max
min.

7 · 105 Pa
12 · 105 Pa
4 · 105 Pa
a meno di 6 · 105 Pa e con aria compressa satura di vapore acqueo è necessario collegare
a monte un essiccatore aria aggiuntivo

Classi di qualitàaria in ingresso: 5/6/4 (ISO 8573-1: 2010)
aria in uscita:1/4/1 (ISO 8573-1: 2010)

Sovrapressione in uscita

regolabile da 0,5 · 10 Pa a 3 · 10 Pa
la sovrapressione in uscita regolabile dipende dal numero di sistemi di misura collegati edalla configurazione della rete ad aria compressa

Temperatura di lavoro

da 5 °C a 30 °C

Portatamax 360 l/min ( 21,6 Nm3/h)

Raccordi

aria compressa in ingresso:
G 1/4”
separatore di condensa prefiltro/microfiltro: nipplo di inserimento 6 x 1
aria compressa in uscita:
G 1/4”

Manutenzionecambio filtri

Peso

ca. 1 kg

55

fino a 3 sistemi di misura collegati: ogni 2 anni
fino a 10 sistemi di misura collegati: ogni anno

510 Pa  1 bar
Scheda tecnica DA 400

7/2015

Regolatore di aria
compressada 1 bara 4 barPressione di esercizioda 4 bar a 12 bar

Scarico condensa

 5.6
 6.8

Esempio di collegamento per flessibile 6 x 1
Collegamento in parallelo

Esempio di collegamento per flessibile 6 x 1
Collegamento in serie

Scheda tecnica DA 400

7/2015*) spazio necessario per cambio filtri

Accessori

Raccordo per flessibile 6 x 1
per sistemi di misura lineari su terminale
con raccordo calibrato e guarnizione

ID 226270-02

Raccordo per flessibile 6 x 1
per sistemi di misura lineari su base di montaggio
con raccordo calibrato

ID 275239-01

Raccordo per flessibile 6 x 1
per sistemi di misura angolari
con raccordo calibrato e guarnizione

ID 207835-041)

ID 207834-021)

ID 630380-01

Raccordo filettato girevole 90° M5
con guarnizione

Raccordo filettato girevole 180° M5
con guarnizione
per LS 4x7/LC 4x51)

Distanziatore

1±0,2 barda 7 l/min a
10 l/min1±0,2 barda 7 l/min a
10 l/min1±0,2 barda 1 l/min a
4 l/min

ID 230905-01

Pressostato DS-DA400
ID 810471-01
pressione di comando regolabile da 0,2 bar a 2 bar

Flessibile per aria compressa, lunghezza 25 m
6 x 1 (Di = 4 mm)
8 x 1,25 (Di = 5,5 mm)Connettore a T
collegamento ad attacco rapido 6 x 1

Collegamento a vite G1/4"
per flessibile 6 x 1 (DA 400 lato uscita)
per flessibile 8 x 1,25 (DA 400 lato ingresso)
Piastra adattatore AP-DA400
per fissaggio di DA 400
al posto di DA 300
Elementi filtranti
Prefiltro
VF-DA 400
Microfiltro
FF-DA 400
Filtro al carbone attivo AK-DA 4001)

ID 207881-09
ID 207881-35
ID 310094-02

ID 310092-01
ID 310092-03
ID 748674-01

ID 810415-01
ID 810416-01
ID 810421-01

è richiesto anche un raccordo.

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 583301 Traunreut, Germany{ +49 8669 31-0
| +49 8669 32-5061
E-mail: info@heidenhain.dewww.heidenhain.de894509 · 02 · A · 04 · 7/2015 · PDF

Per ulteriori informazioni• Catalogo Sistemi di misura lineari permacchine utensili a controllo numerico• Catalogo Sistemi di misura angolari con
cuscinetto proprio