平成１６年度第１回作業環境測定士試験（放射性物質）

受験番号

問

１

放射１／４

放射性壊変に関する次の記述のうち、誤っているもの

問

４はどれか。
１

放射能は、放射性核種の個数と壊変定数との積として表わされる。

２

放射能が１ベクレルの線源は、毎秒１個の放射線

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１Ｘ線はγ線よりもエネルギーが低い。

２α粒子は、 Ｈe原子核である。

３

特性Ｘ線は、軌道電子の転移により生じる。

４陽電子が消滅すると、エネルギーが約 0.51 MeV４の光子が生じる。

を放出する。
３

半減期は、壊変定数に逆比例する。

４

半減期の10倍の時間経過により、放射能はおよそ５β線のエネルギースペクトルは、連続スペクトルである。

1/1000に減衰する。
５

問

２

平均寿命は、半減期より長い。

次の放射線に関連した物理量について、カッコ内に示

問

５

１

した単位が誤っているものはどれか。
１カーマ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
エネルギーが 5.5 MeV のα線の空気中における飛程は、約 4 cm である。

〔Sv〕

２壊 変 定 数〔s−１ 〕

３質量減衰係数〔m ２ ･kg −１ 〕

４粒子フルエンス率〔m −２ ･s−１ 〕

３デルタ(δ)線は、電離作用をもつ二次電子である。

５吸 収 線 量

４

エネルギーが 1 MeV のγ線は、水との相互作用で２β線に対する空気のＷ値（１イオン対を生成するのに費やされるエネルギー）は約 34 eV である。

〔Gy〕

は主に光電効果によりエネルギーを失う。
５

エネルギーが 1 MeV の中性子線は、水との相互作用では主に弾性散乱によりエネルギーを失う。

問

３

原子または原子核に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１質量数は、原子核を構成する陽子と中性子の個数の合計に等しい。

２

質量数が大きな安定な原子核では、陽子数は中性子数より多い。

３原子番号は、原子核を構成する陽子の数と同じで

問

６

次の記述の イ、ロ、ハのして、正しいものは下のうちどれか。
「自然環境の空気に含まれる放射性核種のうち、イはガス状であり、空気中で粒子状となるロなどの娘核種を生成する。これらは地殻中にある原子番号が高い原子の原子核では、一般に中性子数は陽子数より多い。

５

質量数と原子番号はともに同じであるが、原子核のエネルギー状態が異なるものを核異性体という。

ハを親核種とする壊変系列の核種として知られている 。」
イロ

ハ

１

３４０２３２２

１４２１２２３２

３２２０

２１４２３２４２２２

２１４２３８５２２２２１２２３５ある。
４に入る核種の組合せと

ＨＣ

Rn
Rn
Rn

ＫPbPbPbPb

Th

ThTh
ＵＵ放射２／４
問

７

γ線スペクトロメトリーにより

１３７Ｃ s試 料（ 0.662

問９MeVγ線を放出）の放射能を測定したところ、ピーク面「バックグラウンド計数率が 10 cps の計測器を用いこの試料の放射能として、正しい値に最も近いものはて試料の放射能を測定する際、試料およびバックグラウ次のうちどれか。

ンドをそれぞれ20分間計測するとすれば、最低検出可能

ただし、 １３７ Ｃ sのγ 線 放出の 割合は 84.6％、効率

放射能は約曲線から得られる 0.662 MeVγ線に対するピーク効率は８に入る数値として、正しい値に最も近いものは下のうちどれか。

積は毎秒40カウントであった。

問

次の記述のベクレルである。

ただし、計測器の計数効率は 10％であり、検出下限0.025 とする。

計 数 率 n min は 、 n min ＝ ３ √２σ で与えられるものと１1350 Bq

する。ここでσは、バックグラウンド計数率の標準偏差２1520 Bqである 。」

３1890 Bq

１4４2150 Bq２6５2350 Bq３8４10５12

放射能測定において、試料とバックグラウンドとの測定に費やす全測定時間が一定である場合、求める正味計数率の測定精度が最良になるための、最適な測定時間の

問１０

単一の端窓型ＧＭ計数管を用いた放射能測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１て推定することができる。

配分を示す式は、次のうちどれか。
ただし、 ｔ １ ＝試料測定時間２

計数効率は、50％を超えることはない。

ｔ ２ ＝バックグラウンド測定時間３

低エネルギーのベータ線に対する計数効率は低い。

ｎ １ ＝試料計数率４

計数効率は、同一核種またはエネルギーが類似す

ｎ ２ ＝バックグラウンド計数率とする。

る核種の標準線源を用いて求める。
５１

ｔ１ ｎ１＝ｔ２ ｎ２２ｔ１ｎ１＝ｔ２ ｎ１＋ｎ２３

ｔ１ ｎ１＋ｎ２＝ｔ２ｎ２

４ｔ１＝ｔ２ｎ１ｔ１＝ｔ２ｎ１＋ｎ２５核種の種類は、アルミニウム吸収板セットを用い低レベルの放射能であっても、数え落しの補正を必要とする。

ｎ２ｎ２

放射３／４
問１１

γ線スペクトロメータのエネルギー校正用線源として、

問１４

適当な核種のみの組合せは次のうちどれか。
１９０Ｓr

１３７２２２Ｎa６０３３２Ｐ

１３１４５７Ｃo２０４５２１０Ｐb

環境空気中のトリチウム化水蒸気のバブラーを用いた液体捕集法による測定において、トリチウム化水蒸気のＣs

濃度限度の10分の１の濃度を定量するために必要な最小Ｃo限の試料空気量として、正しい値に最も近いものは下のＩうちどれか。

Ｔl２１０

ただし、トリチウム化水蒸気の濃度限度は 8 ×
10 −１ Bq/cm ３ 、捕集水に対する計測器の検出下限濃度はＰo

5 Bq/cm ３ 、捕集水量は 30 cm ３ 、バブラーの水蒸気捕集効率は 100％とする。

問１２１2 ﾘｯﾄﾙ

２20 ﾘｯﾄﾙ３50 ﾘｯﾄﾙ

４200 ﾘｯﾄﾙ

５500 ﾘｯﾄﾙ

液体シンチレーション計数器による放射能測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１

水溶液試料の放射能測定には乳化剤を含む液体シンチレータを用いる。

２

試料の化学成分の濃度および種類は計数効率に影響する。

３

試料の着色は計数効率を低下させる原因になる。

４液体シンチレータはＰＰＯなどの蛍光物質の粉末をアセトン等の有機溶媒に溶解させて調製される。

５３
１４

問１３

Ｈに対する計数効率は、同一試料におけるＣに対するそれよりも低い。

放射性核種 Ａ とその放射能を測定するための放射線検出器 Ｂ との次の組合せのうち、不適当なものはどれか。
ＡＢ

１２４ ＮaＧe半導体検出器

２３５ Ｓ

ガスフロー計数管問１５

環境空気中の放射性物質 Ａ とその捕集材または捕集器
具 Ｂ との次の組合せのうち、誤っているものはどれか。
ＡＢ

１ＰuＯ２

ガラス繊維系ろ紙

２１３３Ｘe水バブラー

３６０Ｃo２ Ｏ ３

セルローズ・ガラス系ろ紙

１３１

活性炭カートリッジ

３８５ Ｋr４３Ｈ

ＺnS(Ａg)シンチレーション検出器

４Ｈ５２３９ Ｐu

Ｓi半導体検出器

５ＨＴＯ

ガス捕集用電離箱

ＩＯ４シリカゲル

放射４／４
問１６

環境空気中の放射能濃度を測定するため、捕集効率

問１９75％の捕集材を用いて試料空気 500 ﾘｯﾄﾙ を採取した 。

空気中の放射能濃度を測定するときの試料採取に関す
る次の記述のうち、正しいもののみの組合せはどれか。

この捕集材を計数効率が 0.3 cps/Bq の計測器で10分イ間測定したところ、3500カウントの計数が得られた。

に対するよりも無機ヨウ素に対する方が高い。

環境空気中の放射能濃度として、正しい値に最も近い

ロ

ものは次のうちどれか。

問１７

試料の採取に活性炭カートリッジを用いるときは、下流側に粒子捕集用ろ紙を置く必要がある。

ただし、計測器の自然計数は毎分20カウントとする。
10−６活性炭含浸ろ紙の捕集効率は、一般に有機ヨウ素

ハBq/cm３吸引する試料空気量は、検出下限濃度が濃度限度

１4.4 ×２2.8 × 10−５ Bq/cm３

３4.9 × 10−５ Bq/cm３

４2.9 × 10−３ Bq/cm３

１イロ

５3.1 × 10−２ Bq/cm３

２イハ

３ロ

ハ

４ロ

ニ

５ハニの1/10を超えないように決める。
ニ

試料採取点の高さは、作業に支障のない高さで床上 2 ｍ 以上とする。

ガス捕集用電離箱による放射能測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１

トリチウムガスは放射性アルゴンよりも電離箱内壁の放射能汚染を生じやすい。

２

試料空気に含まれる水分とダストは、電離電流測定の精度に影響する。

３

α線に対する電離効率は、β線に対するものより高い。

４

電離効率は電離箱の大きさによって変わる。

５

電離箱に飽和電離電流が生じるような電圧を印加しない方がよい。

問１８

次の イ から ニ までの環境空気中の放射能濃度の測定のうち、試料採取時の捕集効率を求めておく必要のないも

問２０

環境空気中のトリチウム化水蒸気濃度を測定するため、冷却凝縮捕集法により試料水を採取した。ののみの組合せは下のうちどれか。

この時の気温は 30 ℃、湿度は 80％であった。

イ

固体捕集法による放射性ヨウ素濃度の測定

試料水 0.50 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ 中のトリチウム放射能は 25 Bq でロ

冷却凝縮捕集法によるトリチウム化水蒸気濃度のあった。

測定
ハ

環境空気中のトリチウム化水蒸気濃度として、正しいろ過捕集法による粒径 0.3 μm 以下の粒子の放射値に最も近いものは次のうちどれか。

性ニッケル濃度の測定

ただし、30 ℃における飽和水蒸気密度は 3.0 ×−５g/cm３ とする。

ニ

直接捕集法による放射性キセノン濃度の測定

１イロ

１1.2 × 10−３Bq/cm ３２イハ２

2.4 × 10−３Bq/cm ３３ロ

ハ３

1.2 × 10−２Bq/cm ３Bq/cm ３Bq/cm ３10４ロ

ニ４

2.4 × 10−２５ハニ

５

3.0 × 10−２