主な仕様
圃場見守りシステム

システム仕様
品名

SESAME-AGRI-ｇ

SESAME-AGRI-ｄ

親機⇔クラウド：3G・4G（LTE）、親機⇔子機：LPWA（プライベートLoRa）

通信方式

LPWA：Low Power Wide Areaの略称（低消費電力で遠距離通信を目的とした方式）

親機⇔子機：LPWA（プライベートLoRa）-20～50℃

使用環境
太陽電池20W＋ディープサイクルバッテリーDC12V・12Ah（標準仕様）

電源

太陽電池5W＋バッテリーNi・MH_7.2V（標準仕様）※ご使用の環境・伝送間隔・オプションによっては，太陽電池やバッテリー容量の増強が必要になる場合があります。

センサー

カメラ、簡易型総合気象計

収納ボックス
備考

SESAME-AGRI

強制通風式温湿度計、土壌水分計

材質：ポリカーボネート＋ABS樹脂、収納機器：制御装置、データロガー、通信モジュール、バッテリー
保護等級：IP65、サイズ：W300×Ｄ500×Ｈ165㎜（標準仕様）

保護等級：IP65、サイズ：W160×Ｄ210×Ｈ100㎜（標準仕様）

親機

子機

ハウス内外の見える化：WEB画面• 各パネルの配置はカスタマイズ可能（弊社にて設定）• タイムラインや最新の計測値、グラフなどのパネルに表示する計測項目も変更できる• 管理者は閲覧ユーザーの追加・抹消や警報値を設定できる• 各グラフをクリック→ カメラ画像表示

複数のハウスを管理
 データ 収 集サーバー （親 機 ）1 台 に対し て 、複 数の 子機が接 続可能
 太陽電 池 による無給 電⾧ 期 観測 可 能
 データ 収 集サーバー （親 機 ）と 子 機の間 は 無線の た め配線不 要

低コストで高性能・多機能
例:ハウス内画像表示
地点を選択

データ・グラフ解析• 複数の地点・項目の選択、表示期間の設定によりグラフ・データ解
析ができる• データはCSV形式でダウンロードできる• データはクラウドサーバーに保存、いつでも過去データが見える

選択した複数地点のハウス内温度を比較したグラフが表示（例）【 本社 】 〒060-0005
北海道札幌市中央区北5条西6丁目1-23 道通ビル802
TEL: 011-555-5000 / FAX: 011-555-3000

URL 】 https://midori-eng.com
e-mail 】 info@midori-eng.co.jp

正確な温湿度管理（強制通風式温湿度計）

 農作物 の 開花期、 成 熟 期 の予 想に 用い られ る 積算 温 度 には 正 確 な温度が 必 要
 ハウス 内 外では、 温 度 セ ンサ ーは 日射 除け だ けを 備 え た“ 自 然通風 式 温度計”が広 く利用さ れている
 風の影 響 が小さい ハ ウ ス 内で は、 正確 な温 度 測定 の た め周 辺 空 気とセン サ ー温度 を平衡に する必要 がある ※ ハウ ス 内では、強 制 的 に ファ ンを 回す 強 制通風 式 の温 湿度 センサー が必須
 強制通 風 式と自然 通 風 式 の温 度差 は最 大 5 ℃（ 当 社計 測）WEB監視システムでデータを見える化 PC、タブレット、スマートフォンから閲覧できる
 フレキシブルなデータ分析、見てわかりやすいグラフ・画像の連動
 データはCSV形式でダウンロード
 クラウドサービス使用のためデータ設備導入費不要
 データはクラウドサーバーに保存、いつでも過去データが見える

シンプルでわかりやすい作業日誌【東京事務所】 〒359-0003
埼玉県所沢市中富南4-26-14
TEL: 090-2870-3107【【 実績豊富 な データ ロ ガ ー、 伝 送装 置 オプショ ン センサ ー の 取り 付 けも 可能 （土 壌水分計 ） ハウス内 だ けでは な く 、ハ ウ ス外 の環 境も 測定可能 （ 簡易型 総 合気象計 ） カメラの 取 付も可 能※記載内容については品質向上のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。

2024.07（第2.1版）

 作業日誌に画像のUPも簡単 シンプルでわかりやすい作業日誌 作業時のデータ（例:電源電圧、ハウス内・外気温など）も見える

手間をかけずにハウス内・外の環境モニタリング

手間をかけずにハウス内・外の環境モニタリング

SESAME-AGRIでSESAME-WEBシステム

温湿度・土壌水分の情報をモニタリング・グラフ化で、ハウス内環境がひと目でわかる
測定データはクラウド上に蓄積されているので、過去との比較が容易
ハウス外の簡易型総合気象計は、局地的な雨なども記録
カメラの画像でハウス内・外の状況を確認

セキュアで安定なクラウドサーバー(Amazon Web Services) でデータを保管＆ウェブアプリ提供

グラフ表示

警報メール

位置情報

強制通風式温湿度計
SESAME-AGRI-ｇ（ゲートウェイ:親機）(((・正確な温度測定には、日射除けだけでは不十分→ 風の影響が少ないハウス内では、周辺空気とセンサー温度を平衡にする必要がある

太陽電池で⾧時間駆動

SESAME-AGRI-ｄ（デバイス:子機）

お使いのPC・スマホ・タブレットからネット経由でいつでもチェック!

日々の作業をメモ → 見える化：“農業日誌“のWEB画面初期画面
横方向吸い込み整流板
・縦型設置
・横から吸い込み項目

仕様・規格等標準：φ12、80mm程度まで

適用センサー

最大：ケーブル折り曲げ状態で先端から105mm
オプションで延⾧可

風速風量3ｍ/ｓ以上、センサー径による

材質・構造

縦型 横方向からの吸い込み式、2重塩ビによるシールド構造

電源電圧範囲ファン自体では5～13.8Vまで

電源

12V，0.11A / 5V，0.22A

動作環境-10～60℃、0～85％RH

取付可能

別途タルキクランプ、T字金具が必要

パイプ径

クリックすると詳細画面を表示

詳細画面

例：φ25、38，48.6用

外形・重量

外形：171（⾧さ）×110（径）mm
重量：約0.5㎏（ケーブル⾧：1ｍ 当社センサー及び取付金具付）

設置例：SESAME-AGRI-ｄ

自然通風式の温度は強制通風式より約5℃高い

接続センサー・カメラの例

プロットだけではなく範囲を着色

太陽電池パネル

資材:農薬名、希釈倍率、散布量

アンテナ
単管で自立

強制通風式
温湿度計

収納ボックス：制御装置・通信ジュール
バッテリ等を内蔵
センサー位置地表30cm

強制通風式温湿度計

土壌水分計

マスタ管理（管理者設定）で選定した項目を表示＜例＞
1)電源電圧、2)ハウス内気温、3)外部気温など
ハウス内カメラ画像など
自分でスマホで撮影した画像のアップロード

カメラ手間をかけずにハウス内・外の環境モニタリング

手間をかけずにハウス内・外の環境モニタリング

SESAME-AGRIでSESAME-WEBシステム

温湿度・土壌水分の情報をモニタリング・グラフ化で、ハウス内環境がひと目でわかる
測定データはクラウド上に蓄積されているので、過去との比較が容易
ハウス外の簡易型総合気象計は、局地的な雨なども記録
カメラの画像でハウス内・外の状況を確認

セキュアで安定なクラウドサーバー(Amazon Web Services) でデータを保管＆ウェブアプリ提供

グラフ表示

警報メール

位置情報

強制通風式温湿度計
SESAME-AGRI-ｇ（ゲートウェイ:親機）(((・正確な温度測定には、日射除けだけでは不十分→ 風の影響が少ないハウス内では、周辺空気とセンサー温度を平衡にする必要がある太陽電池で⾧時間駆動

SESAME-AGRI-ｄ（デバイス:子機）

お使いのPC・スマホ・タブレットからネット経由でいつでもチェック!

日々の作業をメモ → 見える化：“農業日誌“のWEB画面
初期画面
横方向吸い込み整流板
・縦型設置
・横から吸い込み項目

仕様・規格等標準：φ12、80mm程度まで

適用センサー

最大：ケーブル折り曲げ状態で先端から105mm
オプションで延⾧可

風速風量3ｍ/ｓ以上、センサー径による材質・構造

縦型 横方向からの吸い込み式、2重塩ビによるシールド構造

電源電圧範囲ファン自体では5～13.8Vまで

電源

12V，0.11A / 5V，0.22A

動作環境-10～60℃、0～85％RH

取付可能

別途タルキクランプ、T字金具が必要

パイプ径

クリックすると詳細画面を表示

詳細画面

例：φ25、38，48.6用

外形・重量

外形：171（⾧さ）×110（径）mm
重量：約0.5㎏（ケーブル⾧：1ｍ 当社センサー及び取付金具付）

設置例：SESAME-AGRI-ｄ

自然通風式の温度は強制通風式より約5℃高い

接続センサー・カメラの例

プロットだけではなく範囲を着色

太陽電池パネル

資材:農薬名、希釈倍率、散布量

アンテナ
単管で自立

強制通風式
温湿度計

収納ボックス：
制御装置・通信ジュール
バッテリ等を内蔵
センサー位置地表30cm

強制通風式温湿度計

土壌水分計

マスタ管理（管理者設定）で選定した項目を表示＜例＞
1)電源電圧、2)ハウス内気温、3)外部気温など
ハウス内カメラ画像など
自分でスマホで撮影した画像のアップロード

カメラ

主な仕様
圃場見守りシステム

システム仕様
品名

SESAME-AGRI-ｇ

SESAME-AGRI-ｄ

親機⇔クラウド：3G・4G（LTE）、親機⇔子機：LPWA（プライベートLoRa）

通信方式

LPWA：Low Power Wide Areaの略称（低消費電力で遠距離通信を目的とした方式）

親機⇔子機：LPWA（プライベートLoRa）-20～50℃

使用環境
太陽電池20W＋ディープサイクルバッテリーDC12V・12Ah（標準仕様）

電源

太陽電池5W＋バッテリーNi・MH_7.2V（標準仕様）※ご使用の環境・伝送間隔・オプションによっては，太陽電池やバッテリー容量の増強が必要になる場合があります。

センサー

カメラ、簡易型総合気象計

収納ボックス
備考

SESAME-AGRI

強制通風式温湿度計、土壌水分計

材質：ポリカーボネート＋ABS樹脂、収納機器：制御装置、データロガー、通信モジュール、バッテリー
保護等級：IP65、サイズ：W300×Ｄ500×Ｈ165㎜（標準仕様）

保護等級：IP65、サイズ：W160×Ｄ210×Ｈ100㎜（標準仕様）

親機

子機

ハウス内外の見える化：WEB画面• 各パネルの配置はカスタマイズ可能（弊社にて設定）• タイムラインや最新の計測値、グラフなどのパネルに表示する計測項目も変更できる• 管理者は閲覧ユーザーの追加・抹消や警報値を設定できる• 各グラフをクリック→ カメラ画像表示

複数のハウスを管理
 データ 収 集サーバー （親 機 ）1 台 に対し て 、複 数の 子機が接 続可能
 太陽電 池 による無給 電⾧ 期 観測 可 能
 データ 収 集サーバー （親 機 ）と 子 機の間 は 無線の た め配線不 要

低コストで高性能・多機能
例:ハウス内画像表示
地点を選択

データ・グラフ解析• 複数の地点・項目の選択、表示期間の設定によりグラフ・データ解析ができる• データはCSV形式でダウンロードできる• データはクラウドサーバーに保存、いつでも過去データが見える

選択した複数地点のハウス内温度を比較したグラフが表示（例）【 本社 】 〒060-0005
北海道札幌市中央区北5条西6丁目1-23 道通ビル802
TEL: 011-555-5000 / FAX: 011-555-3000

URL 】 https://midori-eng.com
e-mail 】 info@midori-eng.co.jp

正確な温湿度管理（強制通風式温湿度計）

 農作物 の 開花期、 成 熟 期 の予 想に 用い られ る 積算 温 度 には 正 確 な温度が 必 要
 ハウス 内 外では、 温 度 セ ンサ ーは 日射 除け だ けを 備 え た“ 自 然通風 式 温度計”が広 く利用さ れている
 風の影 響 が小さい ハ ウ ス 内で は、 正確 な温 度 測定 の た め周 辺 空 気とセン サ ー温度 を平衡に する必要 がある ※ ハウ ス 内では、強 制 的 に ファ ンを 回す 強 制通風 式 の温 湿度 センサー が必須
 強制通 風 式と自然 通 風 式 の温 度差 は最 大 5 ℃（ 当 社計 測）WEB監視システムでデータを見える化 PC、タブレット、スマートフォンから閲覧できる
 フレキシブルなデータ分析、見てわかりやすいグラフ・画像の連動
 データはCSV形式でダウンロード
 クラウドサービス使用のためデータ設備導入費不要
 データはクラウドサーバーに保存、いつでも過去データが見える

シンプルでわかりやすい作業日誌【東京事務所】 〒359-0003
埼玉県所沢市中富南4-26-14
TEL: 090-2870-3107【【 実績豊富 な データ ロ ガ ー、 伝 送装 置 オプショ ン センサ ー の 取り 付 けも 可能 （土 壌水分計 ） ハウス内 だ けでは な く 、ハ ウ ス外 の環 境も 測定可能 （ 簡易型 総 合気象計 ） カメラの 取 付も可 能※記載内容については品質向上のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。

2024.07（第2.1版）

 作業日誌に画像のUPも簡単 シンプルでわかりやすい作業日誌
 作業時のデータ（例:電源電圧、ハウス内・外気温など）も見える