ポータブル pH 計 PT-10
取扱説明書

ザルトリウス株式会社

1／21 頁

クイック ガイド
1.後ろ側のフタを開け、9V の電池を取り付けます。

3. モード（mode）を押し、ディスプレイに表示される pH 又は mV（相対mV）を選択します。

2. 電極を BNC コネクタと ATC コネクタに接続します。

4. 最大３つの標準液を使います。電極を標準液に浸し、液をかき混ぜ、そしてそれぞれ standardize〔標準化（校正）〕ボタンを押し標準化（校正）します。

5. ディスプレイはｐＨ、mV、または相対6. ｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタンを押し、電極校mV で現在の測定値を表示します。

正を見直し、標準液セットをクリア（消去）します。

2／21 頁目 次
クイックガイド·············································································································································2/21 頁
ボタンと表示の説明································································································································5/21 頁
電極の取り付けと保守 ··························································································································7/21 頁
pH 測定の為の標準化（校正）············································································································9/21 頁
pH モードにおけるｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタンの使用 ··························································· 12/21 頁
ｍV 測定（相対 mV 測定）のための標準化（校正） ································································· 14/21 頁
mV モードにおけるｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタンの使用 ·························································· 15/21 頁
温度補償の簡単な説明····················································································································· 16/21 頁
トラブルシューティング························································································································ 17/21 頁
メータの仕様··········································································································································· 19/21 頁

3／21 頁ザルトリウス㈱（Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ）の pH メータをお買い上げいただき有難うございます。これは精密機器ですから取り扱いには充分ご注意ください。
ご使用を開始する前にこの取扱説明書をお読み下さい。

Manufactured in the U.S.A. by:

4／21 頁ボタンと表示の説明

ｓｅｔｕｐ（セットアップ）キー：
標準液の消去、校正履歴、標準液及びそのセットの自ｅｎｔｅｒ〔エンター（ｅｎｔｅｒ）〕キー：

動認識をするのに押しまオプション選択時に押します。

す。
ｓｔｓｎｄａｒｄｉｚｅ〔標準化（校正）〕キー：標準液の自動認識時に押しまｍｏｄｅ（モード）キー：

す。

ｐＨとｍＶモードを切り替える時に押します。

電源スイッチ：電源のオン/オフに使用します。

5／21 頁

背面パネルのコネクター（ATC：Automatic Temperature Compensation）

6／21 頁ｐH 電極の取り付けと保守
このポータブル pH 計では下記の電極・プローブが使用できます。
・BNC コネクタ付き複合 pH 電極
・3-in-1 複合電極〔BNC コネクタ、ATC 用 2.5mm フォーンジャック（温度補償）〕
・別の ATC（温度補償）用 2.5mm フォーンジャック
・BNC コネクタ付き ORP 電極

1. 電極から保護キャップを取ります。

2.

pH 電極を使用する前に、電極が乾いている場合は電極充塡液、KCl 溶液、または電極保存液に一晩浸して下さい。

3. pH 計の BNC コネクタからキャップを外します。電極のコネクタを接続（押し込みそしてロックされるまで右に回す）します。正確な測定の為、ATC（自動温度補償）プローブをATC ポートに差し込みます。

7／21 頁ｐH 電極の取り付けと保守〔続き〕

4. それぞれの測定の間で、電極を5. pH 電極を KCl 溶液か電極保存液の中すすぎ、吸い取るようにして乾かに保管します。常に使用中は充塡口をします（拭かないで下さい）。

開け、保管時は閉めて下さい。内部液が充塡口より 2.5cm 以下になった時に充塡液を補充して下さい。

8／21 頁

pH 測定の為の標準化（校正）
電極の反応は 1 本 1 本違うのでｐＨ計と電極を標準化（校正）し、ばらつきを補償します。標準化（校正）の回数が増えるほど、精度は良くなります。少なくとも毎日 1 回は標準化（校正）して下さい。

1. 電極を標準液に浸します。穏2. ディスプレイが pH モードを表示するやかにかき混ぜて下さい。表までｍｏｄｅ（モード）ボタンを押したり放示値が安定するまで待ちます。

したりします。

3. 2 点または 3 点の標準化（校正）をす

4.

ｓｔｓｎｄａｒｄｉｚｅ〔標準化（校正）〕ボタンを押します。pH

る時は記憶されている標準液をクリ

計は現在の標準液を点滅で表示し、点滅している標ア（消去）します。

準液を認識します。表示が安定した時、又はｅｎｔｅｒ〔エンター（ｅｎｔｅｒ）〕ボタンを押した時に標準液は入力されます。JIS 標準液〔4.01、6.86、9.18〕を選択するには setup（セットアップ）ボタンを 3 回押します。

9／21 頁

pH 測定の為の標準化（校正）〔続き〕
5. pH 計は現在の電極のスロープ％を6. 2 番目の標準液の入力をするには、電最初の標準液では 100％として表示

極を 2 番目の標準液に浸し、かき混ぜ、します。2 番目又は 3 番目の標準液表示が安定するまで待ち、再度、ｓｔｓｎｄａｒｄｉｚｅの入力では pH 計は電極の状態をチ〔標準化（校正）〕ボタンを押します。pH 計は標ェックしスロープを表示します。

準液を認識します。

7. 次に pH 計は電極の診断テストをし、デ

8. スロープのＥｒｒｏｒ（エラー）表示は電極ィスプレイに電極の状態をスロープ％が適切に働いていないことを示します。

で表示します。

電極の応答は 90～105％の間でなければなりません。Slope Error（スロープエラー）の測定は受理も使用も保存もされません。ｅｎｔｅｒ〔エンター（ｅｎｔｅｒ）〕ボタンを押し続けて下さい。

10／21 頁

pH 測定の為の標準化（校正）〔続き〕
9. 3 番目の標準液の入力をするには、電極

10. 標準液入力の後はｓｔｓｎｄａｒｄｉｚｅを 3 番目の標準液に浸し、かき混ぜ、表示〔標準化（校正）〕アイコンは消え、が安定するまで待ち、再度、ｓｔｓｎｄａｒｄｉｚｅ

測定中又は安定（S）アイコンが表〔標準化（校正）〕ボタンを押します。pH 計

示され、pH 計が測定可能状態は標準液を認識します。結果はステップに戻ったことを示します。

7・8 と同じです。

11. pH 計と電極を試料の期待 pH 値がその中

注：ATC（自動温度補償）プローブを使に入るよう、少なくとも 2 点校正して下さい。

用の場合、pH 計は継続して温度調マグネットスターラを使用すると電極の反整します。従って、標準液は名目応が速くなります。

値と少し異なります。温度の初期設定（default）値は 25℃です。

11／21 頁pH モードでの ｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタン の使用
ｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタンで入力された全ての標準液・標準化（校正）消去、校正履歴の見直し、また標準液セットの選択ができます。

注：ｓｅｔｕｐ（セットアップ）モードから抜けるにはｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタンを測定モードになるまで押します。

1. ｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタンを押すと pH

2. ｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタンを再度押し、計はＣｌｅａｒ〔クリア（消去）〕アイコンを電極の状態を表示させます。pH 計が 2点滅表示します。入力された全ての標つの標準液を受理した場合「Good準液を消去する場合には、ｅｎｔｅｒ〔エンElectrode」、最初と 2 番目の標準液間ター（ｅｎｔｅｒ）〕ボタンを押します。pH 計のスロープ、2 つの標準液のアイコンをは全ての標準液を消去し、測定モード表示します。に戻ります。

3. ｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタンを再度押すと、2 番目と 3 番目の標準液間の電極のスロープ（3 番目の標準液が入力されている場合）を表示します。また 2 番目と 3 番目の標準液アイコンを表示します。
注：これらの表示は標準液が保存されている場合にのみ表示されます。

12／21 頁pH モードでのセットアップ（setup）の使用〔続き〕

4. ｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタンを再度

5. 標準液セットを選択し入力するには押し、標準液セットアイコンを点滅

ｅｎｔｅｒ〔エンター（ｅｎｔｅｒ）〕ボタンを押し表示させ、最初の標準液セット（アます。ｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタンを再メリカの標準液セット）アイコンを表度押すと次の標準液セットになりま示させます。

す。続けてｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタンを押すと 3 番目の標準液（NIST/JIS）
セットが表示されます。

13／21 頁

ｍV 測定（相対 mV 測定）のための標準化（校正）mV 測定は電極の診断、滴定 あるいは酸化還元電位（ORP）測定などに使います。ORP は溶液の酸化力や還元力の指標です。一定量の酸化剤や還元剤を溶液内に維持したい時には ORP でモニタできます。
1. 電極を標準液に浸します。

2. ｍV モードが表示されるまで mode（モード）ボタンを押したり放したりします。

3. standardize 標準化（校正）ボタンを押4. シグナルが安定したら、またはｅｎｔｅｒ〔エンター

すとｍV 標準が入力され、相対 mV（入力）〕ボタンを押した時に現在の絶対 mVが読み取れます。

値が相対ゼロｍV に設定されます（オフセットの設定）。

14／21 頁mV モードにおける ｓｅｔｕｐ（セットアップ）ボタン の使用
1. 相対 mV で設定したオフセットを解除し2. mV 標準をクリアしたい時にはｅｎｔｅｒて絶対 mV に戻りたい時にはｓｅｔｕｐ（セ〔エンター（入力）〕ボタンを押すと絶ットアップ）ボタンを押します。メータは対 mV モードに戻ります。

Ｃｌｅａｒ〔クリア（消去）〕アイコンを点滅表示し、現在の相対 mV オフセット値を表示します。

15／21 頁

温度補償の簡単な説明
注：温度補償機能は ATC プローブが接続してある時のみ作動します。
温度のｐH 測定への影響には 2 個の要因があります。
1. 標準液のｐH 値は温度によって変化します。
標準液の温度が変わればｐH 値も変わります。この様子は通常は標準液のラベルに記載してあります。アメリカ標準の標準液の例を下の表に示します。
ｐＨモードで標準化（校正）を行うとｐＨ値は現在の温度における値に調整されます。
たとえば名目 pH7.00 のバッファーを使って液温20℃で標準化を行うとメータは 7.00（25℃における値）ではなく、7.02(20℃における値)とみなして標準化します。
2. 電極の効率は温度によって変化します。
ｐH が 1.00 変化すると液温が 25℃の時、電極出力は約 59.17mV 変化しますが、下の図に示したように液温が変化すると出力が変わります。
メータはこの変化も自動的に補正して正しいｐH を表示します。

16／21 頁

トラブルシューティング
1. 電極からの信号が測定範囲外の時

2. 電 極 の 応 答 が 異 常 な 時 に は メ ー タ はには表示は- - - - となりまＥｒｒｏｒ（エラー）と表示します。標準化（校正）す。これは電極が液中に入っていな中にこの表示が出たときにはその電極の勾い時などにみられます。

配が正しい勾配の 90%以下か 105%以上であることを示します。Ｅｒｒｏｒ（エラー）という表示には電極が不良の場合と標準液が不良の場合とがあります。

3. 温度プローブに異常があるとメータは

4. ｐH 電極をテストするには電極を確実なｐH7- - - ℃と表示します。温度プローブの標準液に浸します。Mode（モード）ボタンをが接続されていない時にはメータは押し、ｍV モードを選択し、ミリボルト数を読デフォルトの 25℃であると解釈します。

みます。メーターがｍV モードにあり、相対ｍV モードではないことを確認します。ｐH4 および pH10 標準液についても同様に繰り返します。読み取った値が下記の範囲内であればOK です（液温が 25℃に近い場合）。

17／21 頁

トラブルシューティング〔続き〕
5.

メータが正しく機能しているかどうかをテストするには BNC（入力）短絡キャップをは取り付け、mode ボタンを押し、ｍV モードを選択し、ミリボルト数を読みます。メータがｍV モードにあり、相対ｍV モードではないことを確認します。メータの表示値が 0±0.3 mV であれば正常です。前回の標準化以後の長期ドリフトが 0.1 mV／月以内であれば合格です。

18／21 頁

メータの仕様
pHmV

温度

測定範囲

0.00 ～ 14.00 pH

最小表示

0.01 pH

精度

0.005 pH

測定範囲

-1800.0 ～ +1800.0 mV

最小表示

0.1 mV精度

0.2 mV

測定範囲-5.0 ～ 105.0°C

最小表示

0.1°C

精度

0.3°C

標準化（校正）1, 2 または 3 点校正

自動標準液識別16 種類
2, 4, 7, 10, 12
1, 3, 6, 8, 10, 13
1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.46

自動温度補償可ｱｸｾｻﾘｰ標準電極301560.1 3-in-1 電極 ゲルタイプ 〔再充填不可〕

AC アダプタ（100V）

102155.1

温度プローブPY-T01 （10KΩATC）

19／21 頁

20／21 頁

ザルトリウス㈱21／21 頁