炉内サーマルイメージングシステム
炉内の熱処理プロセスの温度監視用

FurnaceSpection SD/MB（0.85μm）

600～1800℃

特徴
サーマルイメージカメラ（MCS640）内蔵
測定波長：0.85μｍ、640ｘ480 画素、60フレーム/sec
ボアスコープレンズ
測定画角は、50°（H)ｘ38°（V)
本体カメラハウジングは、空冷、IP66に対応
設置型（SD)、持ち運びできる移動型（MB)を用意
SDは、自動退避機能付で異常時にカメラを保護します。
システムの特徴

FurnaceSpection SD

炉内を監視することで、設備の予防保全を行うことができます。
リアルタイムで素早く、正確にプロセスの異常を発見、多くのアプリケーションに対応できます。
柔軟なソフトウェアで天然ガスで加熱される製品の温度、耐火物の温度測定に威力を発揮します。
LumaSpecR/T ソフトウェア
同時に複数台のカメラの監視
高度な分析
OPCサーバー使用可能
アナログやデジタルの入出力を使用できます。
イーサネットによる通信
サーバー1台で、10台までのカメラを接続できます。
アプリケーション
石油化学プラントにおける配管の温度監視
製錬、ガラスや金属熱処理中の炉内温度測定
金属アニールにおけるサイクルタイムの削減

炉内のサーマルイメージ像

システム設置例

測定点の温度表示例

仕様
IRカメラ

自動リトラクト機器と設置

（SD)

温度範囲

600～1800℃

コントロール

自動退避

測定波長0.85μm

エアーフィルタ

2段階のフィルターシステム

画素数

640ｘ480

エアーレギュレータ

内蔵

フレームレート

60Hz

取付方法

取付プレートへの溶接又はボルト締め

センサ

非冷却型2次元センサ

本体ハウジング（エアー又は電気が供給されなくなった時）開閉時のWaterwall

隙間

IP66

穴越しのWeld-on

64ｍｍφ

冷却方式

Vortexクーリング(空冷）

炉内圧力負圧、圧力制御又は正圧

動作温度

60℃以下

カメラ本体重量

0.7kg(シリコン）

約5cm

ネットワークボアスコープレンズ
本体スコープ材質

ステンレス

空冷/パージ

測定画角（FOV)

50°（H)ｘ38°（V)フォーカス調整方法

手動

レンズの保護保護用サファイヤ窓

カメラ管理数

10台まで

カメラ接続

1000Base

フィールドスイッチキャビネット NEMA4

1台のサーバーで管理可能,1fts
T

Ethernet/IP65のエンクロージャー

イーサネットスイッチ内蔵
コントロールルームへの接続

光ファイバーリンク：50/125μm
マルチモードファイバー

850/1350nm 波長を使用

エアーパージ付
レンズ直径

42mm

サーバー/ソフトウェア
機能イメージ比較、差分
トレンドプロファイル、ラインプロファイル

必要な用力
設置エリア

Class1,Div2に適合

電気

110-240VAC

ROIベースの分析、ROIアラーム

2系統

ライブイメージの保存

15A

リモート監視用にHTMLの出力（6台カメラ接続時）

電気キャビネット

NEMA4 /IP65

エアー

425L/min

0.7MPa/カメラ

566L/min

0.14MPa/レンズ

ビデオシーケンス記録
サーバー

EXCELへのエキスポート
10台まで接続可能,1fps

外形寸法：SD

単位：インチ [］は、mm

ご注文について

FurnaceSpection SD
コードNO.

詳細

912-0009-02

FS Air Cooled Housing, Air Cooled Lens, 24'' (61 cm) borescope lens,standard 50° FOVWall Box for 24'' Camera
Auto Retraction Device with local controls, power supply for camera andstainless braided air lines
Air Filtration System
Standard SD wall mounting plate, Weld-On, 304 Stainless SteelStandard SD wall mounting plate, Bolt-On, 304 Stainless Steel

112-0002-02
812-0003-01
812-0002-01
112-0010-01
112-0003-01

FurnaceSpection MB
コードNO.

詳細

LumaSpec R/T ソフトウェア

本社本社〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号: 072-678-3453: 072-678-3516
Tel Tel: 072-678-3453
FaxFax: 072-678-3516
パイロメータ営業部
パイロメータ営業部〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel Ｆ: 045-438-1191 Fax : 045-438-1192
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

Tel: 03-3454-3691: 03-3454-3691 Fax
Fax: 03-5422-7815: 03-5442-7815
東京支店
Tel
東京支店
Tel: 045-438-4566: 045-438-4566 Fax
Fax: 045-438-4568: 045-438-4568
横浜営業所 Tel
横浜営業所
Tel: 052-689-5611: 0562-57-2680 Fax
Fax: 052-601-5951: 0562-57-2681
名古屋支店 Tel
名古屋営業所
Tel: 079-444-1300: 079-444-1300 Fax
Fax: 079-444-1301: 079-444-1301
高砂営業所 Tel
高砂営業所
Tel: 086-448-5421: 086-448-5421 Fax
Fax: 086-444-9149: 086-444-9149
岡山営業所 Tel
岡山営業所
Tel: 082-568-5099: 082-568-5099 Fax
Fax: 082-568-5098: 082-568-5098
広島営業所 Tel
広島営業所
Tel: 093-671-5834: 093-671-5834 Fax
Fax: 093-662-3652: 093-662-3652
北九州営業所 Tel
北九州営業所
Tel: 097-558-3222: 097-558-3222 Fax
Fax: 097-552-3131: 097-552-3131
大分営業所 Tel
大分営業所
Tel: 095-871-0115: 095-871-0115 Fax
Fax: 095-871-1001: 095-871-1001
長崎営業所 Tel
長崎営業所
Tel: 072-678-1313: 072-678-1313 Fax
Fax: 072-679-2006: 072-679-2006
高槻工場
Tel
高槻工場
Tel: 095-871-0115: 095-871-0115 Fax
Fax: 095-871-1001: 095-871-1001
長崎工場
Tel
長崎工場