NCP250LP20
耐熱温度1 00℃以下o安全電流5Ao
叩∵rTl L /､Lト=‑,tJ1. ,1 円い

門口D [HL i)RH制 門TK些 削 ugT ‑｢oN⊥｢

種類別図表･風上記記載寸法の単位はmmo

コンタクトプD‑プ使穎

･1風や1風スプリング圧力記弓

先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262‑)をご覧ください｡

移動距離(mm)

初接触圧(g)スプリング定数(g/mm)

NCPLP･LB･>lJ‑1.

2/3圧縮(g)

NCP250LP20

使用方法

Iﾈ,ﾉｩ

2播c

ﾃS

鋳コンタクトプローブ + アダプターソケット 儉ｸ"

AS‑25(15) AS‑S‑25(15) 剴"コンタクトプローブのみ

ｸﾘx4

土uｲﾘ5ﾈ56(6r唳uｲﾘ7 著+UD 3 B D #U2 X5 ｸ7

TB'X宜2ﾓ#R R

H485鋳ｹWI6I ﾂD 3

̲ｹd

D 3

適合タ‑三ナル 伜

2播c# 3S

鋳 X7898, ﾉ ｩKﾄTR儻H*ﾖﾈ

ﾈﾈｨﾆ

最小取付間隔TA30T(圧着) 嘩賢 TA25S(半田付) 牽芦

2ﾓ"r

2.8

2ﾕ2ﾓ#R R ･アダプターソケットに半阻付けターミナル､タ‑ミナ)LJ付電線.フレキシブル電線の詳矧まP22‑を参照くださいo

注意l

精密な抵抗測定に使用する場合は､コンタクトプローブに電線を直接つなげてください｡アダプタ‑ソケットに電線を接続しT=場合は測定値が変勤しやすくなりますo
このページ記載のピンでは測定が困難な､より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください(P239‑参照)0

注意2 参考圧人穴径はあくまでも､参考の数値です｡必ず試し穴をあlナて最適な工具径と穴径を決めてくださいD
注意3 使用条件によっては､アタブターソケットよりピンが脱落する場合があります｡

123緜R 2.5

NCP250LB2 1
耐熱温度1 00℃以下｡安全電流5A｡

種類別図表

上記記載寸法の単位はmmo

先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262‑)をご覧くださいoNCPLP･LB･>lJ‑X

コンタクトプローブ確類

スプリング圧力記号

移動距離(mm)

スプリング定数(g/mm)

初接触圧(g)2/3圧縮(g)

NCP250L821
使用方法

コンタクトプローブのみ

ｸﾘx457h5

ｸ5ﾈ5

唳uｲﾘ7 樗ﾂﾅD 3 B D #U26(6rｸ5 ｸ7

H485鋳ｹWI6I ﾂD 3I

2播cﾈ,ﾉ3S

鋳ｩ̲ｹd

D 3

2播c# ﾃS

適合ターミナル 伜鋳 X7898, ﾉ ｩKﾉ69WH*

コンタクトプローブ + アダプターソケット 燃ｶw " AS‑30(15) AS‑S‑30(15)罫丑2ﾓ3 *ﾓ3R

2ﾕ2ﾓ3ﾖﾈ

ﾈﾈｨﾆ

最小取付間隔TA30T(圧着) 嘩賢 TA25S(半田付) 唾芦2.73‑2.77

絣R ･アダプターソケットに半田付け

AS‑S‑30はAS‑30よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットですo詳矧まP20‑を参照ください.
ターミナル､ターミナル付電線､フレキシブル電線の詳矧まP22‑を参照くださいo

注意l 精密な抵抗測定に使用する場合は､コンタクトプローブに電線を直接つなげてくださいoアダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変勤しやすくなりますo
このページ記載のピンでは測定が困難な､より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2朝型コンタクトプロープをご検討ください(P239‑参照)｡

注意2 参考圧人穴径はあくまでも､参考の数値ですo必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてくださいo
注意3 使用条件によっては､アタブターソケットよりピンが脱落する場合がありますo124蔦"紕 3.

NCP300LP20
耐熱温度1 00℃以下｡安全電流7A｡

町/E:凹 ∩H i)西口GX mH㍑∧肖.A =RB …日 以 ∩目R∩HD 口L i)RH制 門HKLl̲ 賢ー出 IEj[皿=昆一種類別図表∴∴￠24

上記記載寸法の単位はmm.

先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262‑)をご覧ください｡
NCPLP･LBでlJ‑X

コンタクトプローブ種類h8ｨ984￨ﾘｴﾈﾘbSPL

湯縒NCP300LP20
SPL1

使用方法

ｸﾘx4

澱

56(6r7h5唸5 ｸ7

コンタクトプローブ

藩牽+2ﾓ310.3

澱綯

SPH1

ｸ5ﾈ5

ｵD 3UB X5 ｸ7

2ﾕ2ﾓ3.

Br

ﾖﾒ

初接触圧(g)

鉄8ｲr

115
150

圭圧縮(g)

Sコ
220 355

40

#500

鉄コ

121

S735

涛

H485鋳ｹWI6I ﾂ

ア577夕‑ソケット

Rh8ｨ984

7.817.6b2SPH

コンタクトプローブのみ

移動距離(mm)

Iﾈ,ﾉｩ

̲ｹd

D 3R 2播c3 ﾃS

AS‑30(15)適合ターミナル 伜

鋳 X7898, ﾉAS‑S‑30(15)KﾄT)WH*

ﾖﾈ

ﾈﾈｨﾆ

TA35T(圧着) 磨

剴"縱2ﾓ"縱r

最小取付間隔蔦"紕 3.5

3.5

R ･アダプターソケットに半田付け

注意1精密な抵抗測定に使用する場合は､コンタクトプローブに電線を直接つなげてくださいoアダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなりますo
このページ記載のピンでは測定が困難な､より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトフローフもしくは2朝型コンタクトプローブをご検討ください(P239‑参照)D

注意2
注意3

参考圧人穴径はあくまでも､参考の数値です｡必ず試し穴をあIjLて叢連な=具径と穴径を決めてください｡
使用条件によっては､アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります｡

125

NCP300LBA2 1
耐熱温度1 00℃以下o安全電流7Ao∧目A =肖B 関目cx n肖.R:･･ ･‑.

｢￠3｢摘̲. ･nH.H 背爪門HGX 関口㍑

口LL普RHm 門HK

一=種類別図表

上記記載寸法の単位はmm｡

先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧秦(P262‑)をご覧くださいoNCPLP･LBでlJ‑A.

コンタクトプローブ種類h8ｨ984￨ﾘｴﾈﾘbSPL
SPL1
NCP300LBA21SPH

使岡方法

ｸﾘx4

コンタクトプローブのみ

10

湯紕
217,66.9

迭縒迭56(6r7h5コンタクトプローブ

+

ｸ5ﾈ5

ｵD 3UB X5 ｸ7.

H485鋳ｹWI6I ﾂﾈ,ﾉr

ﾖﾒ

初接触圧(g)510cｩAS‑35(15)ｲ̲ｹd775適合ターミナル 伜r

全圧縮(g)S225
迭S

D 3R 2播c3 ﾃS

8120
R170b40I

B

田121

ア97夕‑ソケット2ﾓ3R Rh8ｨ984

唐繧

SPH1

唸5 ｸ7

藩丑移動琵巨離(mm)

355
鉄涛コ
ﾖﾈ

ﾈﾈｨﾆ

鋳 X7898, ﾉ ｢､T# 処6 TA35T(圧着) 磨AS‑S‑35(15)剴22ﾒﾓ2r

最小取付間隔繝蔦"ﾃ 4.04.0

2ﾕ2ﾓ3R R ･アダプタ‑ソケットに半田付け

AS‑S‑35はAS‑35よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです○詳細はP20‑を参照ください.

ターミナル､ターミナル付電線､フレキシブル電線の詳細はP22‑を参照くださいo

注意1精密な抵抗測定に使用する場合は､コンタクトプロ‑プに電線を直接つなげてください｡アタフターソケットに電線を接続した場合は測定値が変勤しやすくなりますo
このページ記載のピンでは測定が困難な､より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプD‑プをご検討ください(P239‑参照)o

注意2
注意3126

参考圧人穴径はあくまでも､参考の数値ですo必ず試し穴をあlJて最適な工兵径と穴径を決めてください｡
使用条件によっては.アタフターソケットよりピンが脱落する場合があります｡

NCP300LB2 1
耐熱温度1 00℃以下｡安全電流7A｡

T￠31‥廿打S‖止‑ONL‥ ‥ ･‥g lES.I‥IE'Jj‥̲.過,,7｣

種類別図表

上記記載寸法の単位はmmo

先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262‑)をご覧くださいo
NCPLP･LBでlJ‑1.

コンタクトプローブ種類h8ｨ984￨ﾘｴﾈﾘbSPL

唐繧

NCP300LB21
SPL1SPH

使用方法

ｸﾘx4

コンタクトプローブ勿み

移動昆巨雛(mm)湯紕
2h8ｨ98410.

迭縒

4056(6rH485鋳IｵD 3UB ﾈ5籀7ｹWI6I ﾂ

D 3R 2播c3 +SS

ｸ5ﾈ5121

コンタクトプローブ 十 ア97夕‑ソケット

啓丑

2ﾓC

R2ﾕ2ﾓC"

ﾈ,ﾉ

初接触圧(g)ｲ̲ｹd775
適合ターミナル 伜

鋳 X7898, ﾉ ｩKﾉ69WH*r

全圧縮(g)

S225
迭
510cｩ

8120
170
RS

迭

7h5

ﾖﾒ

田

6.9
17.6 b

SPH1

唸5 ｸ7

Bヲ

355

鉄涛コ
ﾖﾈ

ﾈﾈｨﾆ

TA35T(圧着) 摩AS‑40(15) AS‑S‑40(15) 剴2經2ﾓ2經r

最小取付間隔蔦24.5

4.5

R ･アダプターソケットに半田付け

AS‑S‑40はAS‑40よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです○詳細はP20‑を参照ください○注意l

精密な抵抗測定に使用する場合は､コンタクトプEj‑ブに電線を直接つなげてくださいoアタフタ‑ソケットに電線を接続した場合は測定値が変勤しやすくなりますo
このペ‑ジ記載のピンでは測定が困難な､より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください(P239‑

注意2
注意3

参考圧人穴径はあくまでも､参考の数値ですo必ず試し穴をあけて叢適な工具径と穴径を決めてくださいC
使用条件によっては､アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります｡

参照)o127