ポリマー解析の基礎研究や品質管理に最適すべての分析者に使いやすい 進化したシングルショット・パイロライザー

プロパイロライザー
PY-7070S

より使いやすくシンプルに
小型のボディ & 省エネ
高性能で高信頼フロンティア・ラボ株式会社
http://www.frontier-lab.com/jp

プロパイロライザー PY-7070S● プロパイロライザー PY-7070S は、ガスクロマトグラフ (GC) 用の試料前処理装置（加熱炉型熱分解装置）です。対象試料はプラスチック、ゴム、塗料、染料、繊維、木材など不溶性材料や複合材料を含むさまざまな高分子材料や添加剤です。
● 本装置を用いた熱分解ガスクロマトグラフィー分析法（Py-GC/MS）は、特別な前処理を施さずに、わずか0.1 mg程度の試料で測定できます。ほかの分析手法では得難い独自の情報が得られることから、未知ポリマーや添加剤の定性・定量おいて極めて有効です。
● 瞬間熱分解法（シングルショット法）は室温に保持した試料カップ中の試料を、高温の熱分解炉中心部へ落下させて瞬時に分解させ、その生成物を迅速にカラムへ導入してパイログラムを得る方法です。プロパイロライザー PY-7070S は、この瞬間熱分解法（シングルショット法）に特化したパイロライザーです。

加熱炉型 熱分解装置の特長
加熱炉型熱分解装置は、ヒーターで予め所定の温度に加熱した加熱炉内に、小さな試料カップなどに保持した試料を自由落下により導入して、加熱・熱分解します。

1. 各社GCに簡単に設置・専用の架台を取り付けるだけで、GCに簡単に設置できます。
設置可能なGCは仕様欄をご参照ください。
・加熱炉の温度制御は Windows OS 対応のソフトウェアにより操作します。
GC, GC/MS

2. シンプルな試料採取・固体・液体試料を試料カップに直接採取して、パイロライザーにセットするのみです。その後、高温に設定した炉に導入して、試料を熱分解します。
・試料カップは、クリーニング後に繰り返し使用できるため、ランニングコストの低減が可能です。パイレックスガラス
試料カップに採取サンプリング（マイクロパンチャー使用）製の試料カップもあります。

3. ポリスチレン (PS) のパイログラム再現性を保証
Styrene monomer (S)PY-GC/MS使用Methyl stearate (Me-St)
Styrene trimer (SSS)

・スチレン三量体(SSS)と内部標準物質のステアリン酸メチル(Me-St) の ピ ー ク 面 積 比 の 再 現 性 は RSD 値 で 2 % 以 下(n=3)を保証します。

Styrene dimer (SS)・設置場所が異なるラボで使用された場合でも、その再現性を保証します。
ポリスチレン（PS）のパイログラム（熱分解温度：550 ºC）-2-

すべてが新しい プロパイロライザー PY-7070S の特長

保持ピンを引くだけで簡単！ 新・試料カップ導入法
待機位置に置いた試料カップは、落下ノブを引くだけで加熱炉へ自由落下し、試料を瞬間熱分解します。従来の試料カップ保持用スティックとシングルショット・サンプラーは不要です。
試料カップ

保持ピン
落下ノブ

落下ノブを引く

簡単な分析条件の設定と動作状況モニター
表示の左画面で加熱炉の温度条件と周辺装置などの設定を行い、右画面で各装置の動作状態をモニターします（図1）。
また、他のPCや、メインPCのLAN上にあるスマートフォンなどのモバイル端末からも、動作状態のモニタリングができます（図2）。
PC1ASSingle-Shot Analysis

PC1Run

PC2
加熱炉

100

PC3

リモートPC

リモートPC

温度コントローラー

モバイル端末モバイル端末・スマートフォン（スマートフォン・タブレット）

メインPC

・タブレット

無線LAN

Fig. 2 リモート制御・モニタリングシステム
図1. 分析条件の設定動作状態のモニター

Set

Furnace (ºC)

600

600

Interface (ºC)

300

300

Time (min)530

Flow (mL/min)

50

Auto-Shot run #

無線LAN
MS GC

Not Ready

Actual

LAN

PC2

Ready

PC3

test_SS.mtd

3/ 48

Statusモバイル端末の場合のスクリーン例

図2. モバイル端末のスクリーン例

石英インサート管による簡単メンテナンス
サンプラーベースを取り外した後、上部から使用済み石英インサート管を引き抜いて交換します。
加熱炉本体をGC注入口から取り外す必要がないので、簡単にメンテナンスができます。

サンプラーベースの取り外し

石英インサート管の引き抜き-3-アプリケーション例
ポリアセタール製エアポンプ部品の製品不良解析

OOO～～

良品は、オキシエチレン単位を含む化合物のピークが検出さO良品

Oれていることから、ポリアセタール（POM）とエチレンオキサイドの共重合体と推定されます。一方、不良品ではホルムアルデヒドのみが検出されていることから、POMホモポリ～～マーと推定されます。以上の結果から、POM樹脂製部品の不HCHO

不良品

具合は、耐熱性の劣るホモポリマーを材料に用いたことが原因と判明しました。
481216 [min]Furnace temp.: 500 ºC, GC Oven: 40 ( 2 min ) – 320 ºC ( 20 ºC/min, 4 min hold ), Column: UA5-30M-0.25F ( 5% diphenyl-95% dimethylpolysiloxane, L=30 m, i.d.=0.25 mm, df = 0.25 µm ), Column flow: 1 mL/min He, Split ratio: 1/50, sample: ca. 50 µg

プロパイロライザー PY-7070S

仕様

1. 保証性能
パイログラムの再現性（n=3）

ポリスチレン（25 µg）の550 ºC（エコカップLF使用）における瞬間熱分解において、スチレントライマーとステアリン酸メチルのピーク面積比の変動係数（RSD）が2 %以下であること（エコカップLF、同一カップ）

2. 加熱炉とサンプリング部
・ 熱分解加熱炉部
温度制御範囲 / 安定性
・ インターフェース部

100～820 ºC（1 ºC毎）/ ±0.1 ºC以内

温度設定範囲 / 安定性

100～400 ºC（1 ºC毎）/ ±0.1 ºC以内

・ 試料カップ（最大容量）

ステンレス製（不活性化処理済）：エコカップLF（80 µL）

3. 温度コントローラー（PC制御）・ 加熱防止温度

PY：840 ºC、 ITF：420 ºC、試料カップ待機位置：80 ºC

4. 標準付属品● Ultra ALLOY® 金属キャピラリーカラム ● PC制御ソフトウェア● モバイル端末での温度制御ならびに表示機能 ● 液体試料サンプラー など

5. オプション製品● 流量制御装置（流量センサー付き）● オートショット・サンプラー● 大容量試料カップ（最大容量 400 µL） ● 大容量試料カップ用サンプラー● 未知ポリマー検索用解析ソフトウェア（F-Search） ● 各社GC取付けキット● サンプリングツールキット、試料カップ（ステンレス製、ガラス製）など

6. その他の仕様
・所要電源

AC100/115V、50/60 Hz（最大 400 W）

・サイズと重量
加熱炉部

64（W）× 130（D）× 215（H）mm / 1.0 kg

温度コントローラー

120（W）× 290（D）× 256（H）mm / 3.7 kg● ユーザー準備品

1. ガスクロマトグラフ （Split / Splitless 注入口付き）
アジレント/島津/サーモフィッシャー社のGC、GC/MSに取り付けできます。
取り付け方法の詳細はお問い合わせください
2. 電源：AC100V（4A 以上、アース付き 3P 電源をご用意ください）
3. 制御用PC：GC制御用PCを使用可（OS : Windows 11, 10, 8.1 の日本語又は英語版、Microsoft .Net Framework が4.5 以上である
こと、USB接続ポート 1 基）

-4-〒963-8862 福島県郡山市菜根 4-16-20
Tel: (024) 935-5100 Fax: (024) 935-5102
http://www.frontier-lab.com/jp
V231102

プロパイロライザー PY-7070S

便利なオプション 1

1. 大容量試料カップと専用サンプラー⚫ 微量成分の分析に有効

5 mm

容量は、従来のエコカップLFの約5倍。高検出感度が求められる、ポリマー試料中のごく微量の添加剤や残留溶媒分析などに有効です。専用サンプラーと共に使用します。

30 mm⚫ 使い方は簡単
試料を入れた大容量試料カップを置いて（図1）専用サンプラ ーを セッ ト する のみ で簡 単に 使え ます （ 図2 ）。

大容量試料カップ

容量 : 400 µL

大容量試料カップとカップスタンド大容量試料サンプラー

図1. PY-7070Sに大容量試料カップを置く

図2. 大容量試料サンプラーをセット

⚫ 仕様
製品名称

製品番号

セット内容

外観

⚫

大容量試料カップ

PY1-EC400F

PY-7070S専用⚫ ステンレス製、不活性化処理済⚫ 400 μL、10個入、1セット⚫

大容量試料サンプラー

PY1-1045⚫

PY-7070S専用
大容量試料カップ (PY-EC400F)と使用

・適合機種：プロパイロライザー PY-7070S

PY-7070S_V231102

プロパイロライザー
プロパイロライザー PY-7070S
PY-7070S

便利なオプション
便利なオプション 22

2. PY-7070用流量制御コントローラーA⚫ GCの配管変更が不要！
熱分解装置を簡単に保守・移設
本装置を用いると、PY-7070S接続時におけるGC配管の切断や再接続は不要となります。

⚫ PCやタブレットから流量を確認
PC上のPY-7070制御ソフトウェア操作画面で流量が確認できます。

PY-7070S

流量制御器

封止栓

ボンベ

スプリットベント注入口

GC

分離カラム

流量制御コントローラーA

本装置を用いた場合

GCの流量制御器を用いた場合

⚫ 仕様
製品名称

製品番号

セット内容

PY-7070S 専用アナログ仕様流量コントローラー
流量制御コントローラーA

PY-7070FC-A

PY-7070S コントローラー接続ケーブル
配管キット（P/N: AS1-K040）

・適合機種： プロパイロライザー PY-7070S

・ガス種： ヘリウム、窒素・純度： GC又はGC/MSメーカーがキャリヤーガスとして推奨するグレードに準じる・流量制御範囲： 10 mL/min から 200 mL/minの範囲
・供給圧力： 300 kPaから800 kPaの範囲

・サイズ： (W) 160 x (D) 280 x (H) 100 mm / 2.1 kg

PY-7070S_V231102