携帯型放射温度計
高精度・片手操作・現場向きの頑丈な構造･････

IS8 proIS8-GS pro IGA8 pro（0.78～1.1μm）（0.55μm）

600 ～ 1800℃
750 ～ 2500℃

1000 ～ 2000℃（1.45～1.8μm）
250 ～ 1600℃
280 ～ 2000℃

見易いファインダー式、片手の簡単操作
可動焦点レンズを採用、任意の位置で最適に絞れます。
温度表示はファインダー 内部，リアパネルと側面の３箇所1msの高速応答目を保護するフィルターを内蔵
最大値測定可能、移動物体の測定に便利
本体はアルミダイキャスト製、過酷な現場に対応
500ｍｍで最小1ｍｍの測定可能
クローズアップレンズ(オプション）使用時
オプションで充電式バッテリー使用可能
温度計測用ソフトウェア(USBケーブル付き)を用意(オプション)、連続して測定データを記録可能
特殊な温度計測用途にも対応
IS8-GS pro：鋳造工程監視など
アプリケーション・金属・セラミック・溶接・カーボン・金型・半導体・生産現場･研究開発用

・溶融ガラス・ガラスゴヴ
・ガラス金型
ファインダー内温度表示○印内測定スポット仕様
IS8 pro項目:
温度範囲:

IGA8 pro

IS8-GS pro

目の保護フィルター:視度調整：
測定モード：
温度表示：
機器設定：
データ保存：
通信機能：

1000～2000℃ MB20600～1800℃ MB18250～1600℃ MB16750～2500℃ MB25
280～2000℃ MB20
0.78 ～ 1.1μｍ
1.45 ～ 1.8μｍ
0.55μｍSi フォトダイオード
InGaAs フォトダイオード
Si フォトダイオード
測定値の0.4%+1℃（ε=1, 周囲温度=23℃時）
内部LED：１℃，外部LED：0.1℃(＜1000℃)/1℃(≧1000℃)，LCD：0.1℃
測定値の0.1% または0.8℃ の大きい方（ε=1, 周囲温度=23℃時）
1 ms
1 ms
0.5ｓ
10～100％（0.1％ステップ）
φ1.6/500mm /MB18
φ2.2/500mm /MB16
φ2.8/500mm
φ1.0/500mm /MB25
φ1.6/500mm /MB20500mm～∞
250～500mm ：クローズアップレンズ使用時
内蔵-2.5 ～ +3 ジオプトリ、視野角：10°
Normal：通常測定 MAX：最高値測定 AVG：平均値測定
LED；4桁表示 ファインダー内部及び本体リア部の2箇所、LCD：本体側面１箇所
側面キーパッド
4000データ（測定値、日付、時刻、パラメーター、放射率、内部温度）
USB2.0（バスパワー供給機能無し）

供給電源:
三脚固定用ネジ:
本体材質:
保護等級:
周囲温度:
保管温度:
重量:
外形寸法：
CEマーク:

6ｘ1.5V アルカリ電池 連続使用で約35時間 (又は6ｘ1.2V 充電電池）
3/8”
本体：アルミダイキャスト、取手部：ポリアミド樹脂
IP52（ハウジング）、IP40（ハンドル）
0 ～ 50℃-10 ～ 65℃
1.2ｋg （電池を含む）
210ｍｍLｘ75ｍｍWx175mmH
電磁イミュニティに関するEU指令に適合計測ソフトウェア:
測定項目：

PortaWin （オプション、Windows PC上で動作、USBケーブル付き）■温度表示■グラフトレンド■データロギング ■データリスト(Excelへの転記可)

検出波長:
検出器:
精度(不確定性）:
分解能:
再現性:
応答時間 t90:
放射率補正 ε:測定距離と面積:
可動焦点距離:測定距離と面積可動焦点型レンズを搭載しておりますので、任意の測定距離でスポット径を絞ることができます。
測定距離でのスポット径を以下の表に示します。
クローズアップレンズ装着時の最小焦点距離は、250mmです。

IS8 pro測定ｽﾎﾟｯﾄ径 M[mm]

IGA8 pro

IS8-GS pro

測定距離MB18MB25MB16MB20500

φ1.6φ1φ2.2

φ1.6

MB20φ2.8

1000

φ3.2

φ2φ4.4

φ3.2

φ5.6

2000

φ6.4φ4φ8.7

φ6.4

φ113000

φ9.6φ6φ13.3

φ9.6

φ174000

φ13φ8φ17.5

φ13φ225000

φ16φ10φ22φ16φ28

9000φ29φ18φ40φ29φ51

クローズアップレンズ装着時
250φ0.8

φ0.5

φ1.1

φ0.8

φ1.4

500

φ1.6

φ1φ2.2φ1.6

φ2.8

本器の外観現在測定中の温度表示

ε放射率 表示 / 設定

1つの測定値保存 / 連続測定

データの保存 最大4000個

最低値 / 最高値 測定

保存データ満杯お知らせ音

測定時刻

Optics概略図
標準レンズのOptics
500mm～9000mmまで小スポット径での測定が可能

クローズアップレンズ
装着時のOptics

クローズアップレンズ装着時は、250mm～500mm

IS8-GS pro の特徴
鋳造工程における鋳込み中の温度計測に最適
測定温度範囲：1000～2000℃
応答時間を0.5秒と遅くしてホットスパークの影響を回避
正確な温度計測のために最適な近赤外の波長を採用
1）放射率の変動による温度の変動を最小化
2）大気中での熱エネルギー吸収帯を回避
長距離測定のできるレンズ（5mでφ28）
高輝度物体から操作者の目を守るためのフィルターを内蔵

ご注文について
標準構成：
・アルカリ電池 6本
・検査合格証・取扱説明書(和文）・収納ケース

IS8 proMB18MB25

3807-300
3807-310

IGA8 pro
MB16MB20

3807-350
3807-410

IS8-GS pro
MB203807-380

アクセサリ
計測ソフト:PortaWin

3858-560
プロテクション・ウィンドウ
・火花や火の粉から温度計のレンズを守ります。

3858-100
クローズアップレンズ
・250-500mm

以下の機能が使用できます。
■温度表示■グラフトレンド■データロギング■データリスト(Excelへの転記可)

3876-020
スペアアルカリ電池セット
・6本組
3876-030
充電用NiMH電池セット
・6本組

3858-630
耐熱カバー

3858-620
充電器セット・8×1.2V,100/240V,50Hz
・US用アダプター

本社本社〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号〒569-0835
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
Tel : 072-678-3453 Fax : 072-678-3516
パイロメータ営業部
パイロメータ営業部〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番 ANNI横浜EAST4〒221-0063
横浜市神奈川区立町6丁目1番 ANNI横浜EAST4Ｆ
Ｆ
Tel Tel: 045-438-1191
FaxFax: 045-438-1192: 045-438-1191: 045-438-1192

3858-600
USBケーブル+PortaWinソフトウェア

Tel
東京支店
Tel :: 03-3454-3691
03-3454-3691 Fax
Fax :: 03-5422-7815
03-5442-7815
東京支店: 045-438-4566: 045-438-4568
横浜営業: 045-438-4566Fax
Fax: 045-438-4568
横浜営業所 TelTel
Tel
名古屋営業所
Tel :: 052-689-5611
0562-57-2680 Fax
Fax :: 052-601-5951
0562-57-2681
名古屋支店
Tel
高砂営業所
Tel :: 079-444-1300
079-444-1300 Fax
Fax :: 079-444-1301
079-444-1301
高砂営業所
Tel
岡山営業所
Tel :: 086-448-5421
086-448-5421 Fax
Fax :: 086-444-9149
086-444-9149
岡山営業所
Tel
広島営業所
Tel :: 082-568-5099
082-568-5099 Fax
Fax :: 082-568-5098
082-568-5098
広島営業所
北九州営業所
Tel :: 093-671-5834
093-671-5834 Fax
Fax :: 093-662-3652
093-662-3652
北九州営業所 TelTel
大分営業所
Tel :: 097-558-3222
097-558-3222 Fax
Fax :: 097-552-3131
097-552-3131
大分営業所
Tel
長崎営業所
Tel :: 095-871-0115
095-871-0115 Fax
Fax :: 095-871-1001
095-871-1001
長崎営業所
Tel
高槻工場
Tel :: 072-678-1313
072-678-1313 Fax
Fax :: 072-679-2006
072-679-2006
高槻工場
Tel
長崎工場
Tel :: 095-871-0115
095-871-0115 Fax
Fax :: 095-871-1001
095-871-1001
長崎工場