MAX-303
完全防熱対策の施された、コンパクトかつ極めて明るいキセノン光源です。

●圧倒的な明るさの300Wキセノンランプを使用●コンパクトで移動が簡単●万全の防熱対策で不要な熱を大幅にカット●ランプ寿命約500時間●特定の波長の光のみを取り出すことが可能●RS232Cポートによる外部制御も可能※ライトガイドとロッドレンズはオプションになります。

光源装置

300Wキセノン光源

キセノン光源「MAX-303」は、極めて明るい300Wのキセノンランプを搭載しながらも、コンパクトサイズに設計された高出力光源装置です。
シャッター、タイマー照射、光量調整、ミラーモジュール、フィルターチェンジャー、外部制御といった多彩な機能を標準装備していますので、ご要望に応じた光環境を創造することが可能です。また、アクセサリーも豊富に取り揃えています。

使用例

明るい単色光源

光化学研究

応用例

ライトガイド照明セット

フォトクロミック材料研究●光化学反応の研究に最適な熱の出ない単色光源●スムーズな波長切り換えが可能
アゾベンゼンの光異性化
100

バンドパスフィルター350nmバンドパスフィルター450nmバンドパスフィルター80
相対値 (％)

単色光
光量

N=N

トランス体

60

出力範囲
300-600nm

40紫外光

可視光

20

波長(nm)

シス体

0

直結ロッドレンズ(落射)照明セット

200

300

400

500

600

700

N=N

800

波長 (nm)光触媒研究●波長応答性の評価に最適●スムーズな波長切り換えが可能
バンドパスフィルター

酸化チタンの吸収●明るい単色光●マルチラインのレーザーより安価で扱いやすい●分光器よりも明るい光を照射●フィルター分光によって様々な波長を選択可能●不要な熱と迷光を大幅にカット

MAX-303＋バンドパスフィルター

80

300nm
320nm
340nm
360nm
380nm

酸化チタンの吸収

60

O2

単色光

40

狭帯域バンドパスフィルター ※オプション

20

紫外から近赤外の波長域において、半値幅約10nmのバンドパスフィルターを豊富に取り揃えています。

0250

応用分野

光源
(MAX-303)100

相対値 (％)

光源装置

ご 所 望の波長のみ照射 で き る
極 め て明るく、熱のな い 光 源 で す 。

還元O2-e-励起
h+OH300350波長 (nm)

400450

酸化H2O

フォトクロミズム/高分子/有機合成/光触媒/人工光合成/光DSC/蛍光観察/検査照明/ディスプレイ検査/環境計測/キュアリング/半導体関連/各種研究開発 など

酸化チタン
粒子

光源装置

多彩な機能を標準装備
お望みの光をコントロール■ミラーモジュール

＜光学系＞

ミラー

ミラーモジュールとは、紫外域もしくは可視域だけを反射する多層膜を組み合わせて、所望の波長帯の光のみを取り出すことのできるモジュールです。有害な熱を抑え、かつ迷光レベルも極端に少なくする性能もあります。
MAX-303では、4種類のミラーモジュールを標準で揃えました。お客様にて取り付けが可能です。

ランプ

熱・迷光

熱・迷光
UV、UV-VIS、VIS、IR

ミラー

ミラーモジュール別の放射スペクトル※参考値

相対値(％)

100806040■UV■UV-VIS■VIS■IR200250350450550650750
波長(nm)

8509501050

全域■フィルターチェンジャー■連続可変ＮＤフィルター■ランプ

最大で8枚のフィルターを切り換えることができます。フィルターを専用ホルダーにセットし、フィルターチェンジャーに取り付けます。ネジ込み式なので取り付けは簡単です。フィルターの位置選択はコントロールパネルから操作することができます。

円形の連続可変ＮＤフィルターを採用し､100～5までの連続的な光量調整を可能にしています。コントロー
ルパネルの操作により､1ピッチごとに設定することができます。

パラボラ型リフレクタ
ー付きの300Wキセノ
ンショートアークラン
プを使用しています。
色温度5600Kで太陽光に近い高輝度の光出力です。ランプ外周には、ヒートシンクもモールドしています。

フィルターホルダー
本体
フィルター
スペーサー

（オプション）（フィルターが薄い場合使用）

100

80

806040090※装着可能フィルターサイズ：φ25mm、厚み6mm以下

光軸調整不要 ランプ交換が簡単なカートリッジ式ランプ
ランプは、カートリッジにあらかじめ光軸調整済みでセットされています。ランプカートリ
ッジごと本体に差し込んで固定するだけでランプ交換ができます。

180回転角(θ)

270

360

各機能を簡単に操作できる内蔵コントローラー

6040・ランプの点灯消灯・シャッター開閉・タイマー照射設定
・フィルターの切り換え
・光量調整

0200400600800
波長(nm)

1000

RS232Cによる外部制御も可能
本体背面には、RS232Cコネクターを装備しています。各種機能を外部のPCなどから制御することが可能です。
RS232C
コネクター

MAX-303の多彩な機能は、内蔵のコントローラーで 操 作します。操作は、ボタンを押すだけで簡単に行えます。デジタル表示の液晶パネルでわかりやすい表示になっています。

接続イメージ図

主な操作内容※ランプカートリッジは、従来機種(MAX-300、-301、-302)とは互換性がありません。

※参考値

2020
0250nm～350nm～■UV■VIS

ランプのスペクトル※参考値

相対値(％)

止めリング

相対値(％)

回転角と透過率の関係
100250～385nm
300～600nm
385～740nm
750～1050nm

RS232Cケーブル
ほか

MAX-303PC

1200

光源装置

オプションアクセサリー
ライトガイドロッドレンズ

全長(L)：1m、2m
許容曲げ半径：100mm
NA：0.22

多成分
300

波長(nm)

254～290300～380390～600
610～740
750～940400500
波長(nm)

600

対応ミラーモジュール

UV
UV-VIS

1100

6040
200200600

1000
波長(nm)

1400

3015 15寸法図1030VIS
結束径φ51800

SUSフレキシブルチューブ

SUSAL

LIR

※記載以外のラインナップはお問い合わせください。

2.0倍 RLQL80-2

単位：mm

寸法：φ55×217mm※突起物を除く
材質：石英

直結ロッドレンズ
ストレート MAX-DRLQ1-S

距 離(mm)100200
500
1000

照射エリア
(mm)
□23
□44
□106
□208

距 離(mm)100200
500

照射エリア
(mm)
□13
□27
□69

距 離(mm)100200
500
1000

照射エリア
(mm)
□57
□86
□174□3210.5倍 RLQL80-05
寸法：φ43×245mm※突起物を除く
材質：石英

φ250200

全長(L)：1m、2m
許容曲げ半径：100mm
NA：0.57

φ122080

φ1040

1.0倍 RLQL80-1
寸法：φ28×192mm※突起物を除く
材質：石英

φ1360100φ2080
透過率(％)

中心波長：400±2nm
半値幅：10±2nm
透過率：85％以上
外 径：φ25mm

各種ライトガイド(1m)の分光特性

純粋石英

分光特性

100

透過率(％)例）HMX0400

ライトガイドに取り付けて、照射むらの少ない均一な照明にすることができます。

出射口からの光は、ライトガイドを通じて照射することができます。
2分岐や3分岐などの特注品も取り扱っています。

単色光照射用の狭帯域バンドパスフィルターです。ミラーモジュールと併用します。

φ10狭帯域バンドパスフィルター

落射 MAX-DRLQ1-B

構成・付属品●本体●ランプカートリッジ ※1種類を選択 (UV、VIS)●ミラーモジュール ※1種類を選択 (UV、UV-VIS、VIS、IR)●ライトガイド取付口 ※ミラーモジュールに合わせて選択 (UV、VIS)●フィルターホルダー×8個●カニメ工具●専用電源ケーブル (3ピンソケット、3m)●RS232Cケーブル (1.8m)●取扱説明書ほか

仕様式：MAX-303
囲：250～1050nm※搭載するランプとミラーモジュールによって異なる
回路
方式：スイッチング方式
入力
電圧：定格AC100-240V 50/60Hz (入力可能範囲 AC90-264V)
皮相
電力：530VA以下 ※AC100V入力/50Hz時
520VA以下 ※AC240V入力/50Hz時
ラ ン プ タ イ プ：キセノンランプ 300W
ラ ン プ 電 圧 、 電 流：14V 21A (DC) ※代表値
ランプ点灯保証時間：500h ※納入後1年未満のものに限る
ランプメンテナンス：アライメントフリー カートリッジ式
冷却方式：強制排気空冷機
能：シャッター開閉 パルスモーター駆動
シャッタータイマー 0.5～99999.9s *1
光量調整 100～5(T)連続可変フィルターチェンジャー 装着可能フィルター φ25mm t6mm以下 8枚
ランプライフミ ラ ー モ ジ ュ ー ル：UV 250～385nm、UV-VIS 300～600nm、VIS 385～740nm、IR 750～1050nm
コ ン ト ロ ー ラ ー：内蔵外部
制御：RS232C ※ケーブルは3m以下のものを使用
安全機
構：ランプ異常時、上面扉開時、ランプ使用時間500h超時、冷却ファン異常時、内部温度異常時
使用環
境：温度 10～35℃
湿度 20～80％ ※結露なきこと
寸法：196(W)×345(D)×302(H)mm ※突起物を除く
質量：12.5kg

寸法図

範152

長

ミラーモジュール ライトガイド取付口
UV
UV
UV-VIS
VIS
VIS
IRVIS
VIS
IR302型波■放射波長と組み合わせ一覧
ランプ
放射波長250～385nm
300～600nmUV
385～740nm
750～1050nm
385～740nm
VIS
750～1050nm

196345単位：mm*1 タイマーの設定は0.1sより可能■本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Asahi Spectra Co., Ltd.

朝日分光株式会社 https://www.asahi-spectra.co.jp
国内営業部
本 社

〒114-0034 東京都北区上十条2-13-1 ガーデニアビル4F
TEL：03-3909-1151 FAX：03-3909-1152 E-mail：info@asahi-spectra.co.jp

栃 木〒329-2741 栃木県那須塩原市北赤田1576
TEL：0287-37-4763 FAX：0287-37-4001 E-mail：info_tochigi@asahi-spectra.co.jp

大 阪〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル2F
TEL：06-4807-1777 FAX：06-4807-1778 E-mail：info_osaka@asahi-spectra.co.jp

240726.0000