プラグイン形
デジタル指示溶存酸素計

WIL-102-DO
取扱説明書

はじめに
このたびは，プラグイン形デジタル指示溶存酸素計[WIL-102-DO](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，
まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。
本書の本文中，用語を以下のような総称で記述しています。
総 称
用 語
表示モード
溶存酸素濃度/温度表示モード，溶存酸素飽和率/温度表示モード，
酸素分圧/温度表示モード
本書および本器に使用している数字，アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。
キャラクタ対応表
表示
数字，単位

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

表示
アルファベット表示
アルファベット

ご注意・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告無しに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，制御盤内 DIN レールに取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事
故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。
2

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

ご注意
1. 取り付け上の注意

注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤内に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

3

2. 配線上の注意

注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじを破損する恐れがあります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・入力端子に接続される溶存酸素検出器に，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・溶存酸素検出器は，オプテックス株式会社製をご使用ください。
・入力線と電源線は離して配線してください。
溶存酸素検出器ケーブルの注意点
溶存酸素検出器ケーブルは，高絶縁ケーブルです。取り扱いには以下の点に注意してください。
・溶存酸素検出器ケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり，手垢や油で汚したりして，絶縁が低下しないようにしてください。
絶縁が低下すると，表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。
万一汚れた場合は，アルコールなどで拭き，よく乾燥させてください。
・校正や点検・交換時のために，溶存酸素検出器ケーブルは余裕をもって配線してください。
・溶存酸素検出器ケーブル，中継ケーブルは，モータなどの誘導を与える機器の付近やそれらの電源ケーブルとは離して配線してください。
接 続
溶存酸素検出器ケーブルには，以下の端子があります。
記 号端 子
RS-485(SENSOR INPUT)
溶存酸素検出器 YB(+)入力端子(青)RS-485(SENSOR INPUT)
溶存酸素検出器 YA(-)入力端子(緑)POWER FOR SENSOR
外部電源(+)端子(赤)POWER FOR SENSOR
外部電源(-)端子(黒)および溶存酸素検出器シールド※ 溶存酸素検出器の白色と茶色の線は使用しませんので，切断および絶縁処理を行ってください。
他の端子に接触すると，故障の原因になります。

3. 運転，保守時の注意

注 意・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。

4

目 次
1. 形 名 ............................................................................................................................................................ 7
1.1 形名の説明 .......................................................................................................................................... 7
1.2 形名銘板の表示方法 ........................................................................................................................... 7
2. 各部の名称とはたらき.................................................................................................................................. 8
3. 本器の取り付け，取り外し .......................................................................................................................... 9
3.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください。) .............................................................................. 9
3.2 外形寸法図(単位: mm) ........................................................................................................................ 9
3.3 本器の取り付け................................................................................................................................... 9
3.4 取り外し ............................................................................................................................................ 11
4. 溶存酸素検出器について ............................................................................................................................ 12
4.1 梱包内容 ........................................................................................................................................... 124.2 使用上のご注意................................................................................................................................. 12
4.3 各部の名称 ........................................................................................................................................ 13
4.4 センサキャップの取り付け ............................................................................................................... 13
4.5 溶存酸素検出器の取り付け ............................................................................................................... 14
4.6 溶存酸素検出器ケーブルの延長........................................................................................................ 15
5. 配 線 .......................................................................................................................................................... 16
5.1 リード線圧着端子について ............................................................................................................... 16
5.2 端子配列図 ........................................................................................................................................ 17
5.3 通信線を配線する ............................................................................................................................. 19
6. キー操作の概要と設定グループの構成....................................................................................................... 20
6.1 キー操作の概要................................................................................................................................. 20
6.2 設定グループの構成 ......................................................................................................................... 20
7. 仕様設定 ..................................................................................................................................................... 22
7.1 電源投入 ........................................................................................................................................... 22
7.2 溶存酸素濃度入力機能設定グループ ................................................................................................ 23
7.3 伝送出力1設定グループ .................................................................................................................... 24
7.4 伝送出力2設定グループ .................................................................................................................... 25
7.5 EVT1動作設定グループ .................................................................................................................... 26
7.6 EVT2動作設定グループ .................................................................................................................... 31
7.7 EVT3動作設定グループ .................................................................................................................... 31
7.8 EVT4動作設定グループ .................................................................................................................... 31
7.9 EVT5動作設定グループ .................................................................................................................... 31
7.10 EVT6動作設定グループ .................................................................................................................... 31
7.11 通信機能設定グループ ...................................................................................................................... 32
7.12 洗浄機能設定グループ ...................................................................................................................... 33
7.13 固有機能設定グループ ...................................................................................................................... 34
7.14 自己診断グループ ............................................................................................................................. 38
7.15 データクリアグループ ...................................................................................................................... 40
8. 校 正 .......................................................................................................................................................... 41
8.1 溶存酸素濃度校正 ............................................................................................................................. 41
8.1.1 準 備 ......................................................................................................................................... 41
8.1.2 溶存酸素濃度1点校正モード...................................................................................................... 41
8.1.3 溶存酸素濃度2点校正モード...................................................................................................... 43
8.1.4 濃度オプション校正モード ....................................................................................................... 45
8.2 伝送出力1調整モード ....................................................................................................................... 47
8.3 伝送出力2調整モード ....................................................................................................................... 48
9. 測 定 .......................................................................................................................................................... 49
9.1 測定を開始する................................................................................................................................. 49
9.2 測定レンジ範囲外について ............................................................................................................... 49
9.3 エラー表示について ......................................................................................................................... 49
5

9.4 伝送出力1, 伝送出力2について ........................................................................................................ 50
9.5 EVT1～6出力について ...................................................................................................................... 50
9.6 センサキャップ交換タイマ出力について ......................................................................................... 52
9.7 洗浄出力について ............................................................................................................................. 53
9.8 強制洗浄モードについて .................................................................................................................. 54
10. 通 信 ........................................................................................................................................................ 55
10.1 システム構成例................................................................................................................................. 55
10.2 計器の設定方法................................................................................................................................. 56
10.3 通信手順 ........................................................................................................................................... 57
10.4 神港標準プロトコル ......................................................................................................................... 58
10.4.1 伝送モード ................................................................................................................................ 58
10.4.2 コマンドの構成 ......................................................................................................................... 58
10.4.3 チェックサムの計算方法 ........................................................................................................... 59
10.5 MODBUSプロトコル ........................................................................................................................ 60
10.5.1 伝送モード ................................................................................................................................ 60
10.5.2 データの通信間隔 ...................................................................................................................... 60
10.5.3 メッセージの構成 ...................................................................................................................... 60
10.5.4 メッセージ例 ............................................................................................................................. 62
10.6 通信コマンド一覧 ............................................................................................................................. 64
10.6.1 設定/読み取りコマンドの注意事項 ............................................................................................ 64
10.6.2 設定/読み取りコマンド .............................................................................................................. 65
10.6.3 読み取り専用コマンド ............................................................................................................... 71
10.7 通信コマンドによる溶存酸素濃度校正 ............................................................................................. 73
10.7.1 準 備 ......................................................................................................................................... 73
10.7.2 溶存酸素濃度1点校正モード...................................................................................................... 73
10.7.3 溶存酸素濃度2点校正モード...................................................................................................... 75
10.7.4 濃度オプション校正モード ....................................................................................................... 77
10.8 伝送出力1調整，伝送出力2調整 ....................................................................................................... 78
10.8.1 伝送出力1調整モード ................................................................................................................ 78
10.8.2 伝送出力2調整モード ................................................................................................................ 78
10.9 モニタソフト作成のワンポイント .................................................................................................... 79
10.9.1 スキャンタイムを速くする方法 ................................................................................................ 79
10.9.2 キー操作による設定値変更を読み取る方法 .............................................................................. 79
10.9.3 全設定値を一括送信する場合の注意 ......................................................................................... 79
11. 仕 様......................................................................................................................................................... 80
11.1 本器の仕様 ........................................................................................................................................ 80
11.1.1 標準仕様 .................................................................................................................................... 80
11.1.2 オプション仕様 ......................................................................................................................... 85
11.2 溶存酸素検出器の仕様 ...................................................................................................................... 85
12. 故障かな?と思ったら ............................................................................................................................... 86
12.1 エラーコード一覧 ............................................................................................................................. 86
12.2 故障時の対策 .................................................................................................................................... 86
12.2.1 表示について ............................................................................................................................. 86
12.2.2 キー操作について ...................................................................................................................... 87
12.2.3 通信について ............................................................................................................................. 88
13. キャラクタ一覧表 ..................................................................................................................................... 89
14. キー操作フローチャート ........................................................................................................................ 108
15. お手入れ .................................................................................................................................................. 113
15.1 お手入れ .......................................................................................................................................... 113
15.2 定期点検 .......................................................................................................................................... 113
15.3 消耗品交換 ....................................................................................................................................... 113
15.4 校 正 ................................................................................................................................................ 113
15.5 長期保管 .......................................................................................................................................... 113
16. 資 料 ....................................................................................................................................................... 114

61. 形 名
1.1

形名の説明
WIL-10
入力点数
入 力

2
2

-DO

,
2点
蛍光式溶存酸素検出器

DO

電源電圧

1

100～240 V AC(標準)24 V AC/DC(*)

オプション
EVT
EVT 出力(EVT3, EVT4, EVT5, EVT6)(*): 電源電圧は 100～240 V AC が標準です。
24 V AC/DC をご注文の場合のみ，入力記号の後に[1]を記述しています。
1.2

形名銘板の表示方法

形名銘板は，ケース左側面に貼っています。
形名，オプション記号
開発番号
入力表示
電源電圧，消費電力
計器番号
社名
生産工場 ID
RoHS 指令対応品(図 1.2-1)

7

2. 各部の名称とはたらき
PWR 表示灯溶存酸素濃度表示器

単位銘版(溶存酸素濃度)

温度表示器

単位銘版(温度)A1 表示灯

T/R 表示灯

A2 表示灯

モードキー

アップキー

セット/リセットキー

ダウンキー

光学センサ
(図 2-1)

表示器
溶存酸素濃度表示器

温度表示器

表示モード時，溶存酸素濃度，溶存酸素飽和率または酸素分圧を赤色表示器に表示します。
設定モード時，設定キャラクタを赤色表示器に表示します。
表示モード時，温度を赤色表示器に表示します。
設定モード時，設定値(選択項目)を赤色表示器に表示します。

単位銘版
単位銘版(溶存酸素濃度)
単位銘版(温度)

溶存酸素濃度の単位を，付属の単位銘板から必要に応じて貼ってください。
温度の単位を，付属の単位銘板から必要に応じて貼ってください。

動作表示灯
PWR 表示灯
A1 表示灯
A2 表示灯
T/R 表示灯

計器電源 ON 時，黄色表示灯が点灯します。
EVT1 出力(接点出力 1)が ON の時，赤色表示灯が点灯します。
EVT2 出力(接点出力 2)が ON の時，黄色表示灯が点灯します。
シリアル通信 TX 出力(送信)時，黄色表示灯が点灯します。

キー
アップキー
ダウンキー
モードキー
セット/リセットキー
光学センサ

設定値の数値を増加または選択項目を進めます。
表示モードを切り替えます。
設定値の数値を減少または選択項目を戻します。
グループ選択を行います。
設定モードの切替え，設定値(選択項目)の登録を行います。
自動調光機能用光学センサです。
照度を測定し，点灯デューティ比を可変して，溶存酸素濃度表示器，温度表
示器および動作表示灯の輝度を調整します。

注 意
本器の仕様・機能を設定する場合は，[3. 本器の取り付け，取り外し(P.9)]，[5. 配 線(P.16)]より前に端子⑬，⑭へのみ，電源を配線して[6. キー操作の概要と設定グループの構成～7. 仕様設定(P.20～40)]をご覧になりながら設定を行ってください。
8

3. 本器の取り付け，取り外し
3.1

場所の選定(次のような場所でご使用ください。)

注 意
温度: 0～50 ，湿度: 35～85 %RH(ただし，氷結および結露のないところ)
制御盤内に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が 50 を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度 2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が 0～50 で，急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が 35～85 %RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
3.2

外形寸法図(単位: mm)
ソケット(別売品)

385

DIN レール

30

3.3

(29)

79

3.3

108
(図 3.2-1)

本器の取り付け(1) ソケット上部を DIN レールに引っ掛け，取り付けてください。(カチッと音がします)
ソケット上部を DIN レールに引っ掛けてください。

(図 3.3-1)

9

注 意
本器をソケットに差し込む前に，[5. 配 線(P.16)]を参照して配線を行ってください。
(2) 本器のロックレバーが下がっていることを確認してください。

ロックレバー(図 3.3-2)(3) 本器をソケットに挿し込んでください。

本器のピンとソケットの穴位置に注意しながら挿し込んでください。

(図 3.3-3)(4) ロックレバーを上げて，本器とソケットを固定してください。
ロックレバーを上げ，本器とソケットが固定されていることを確認してください。

ロックレバー(図 3.3-4)
10

3.4

取り外し

(1) 本器の供給電源を切ってください。
(2) ロックレバーを下げて，本器とソケットを解除してください。
ロックレバーを下げ，本器とソケットが解除されていることを確認してください。

ロックレバー(図 3.4-1)(3) 本器をソケットから抜き取ってください。

(図 3.4-2)(4) ソケット下部のロックレバーを下げながら，DIN レールから外してください。

ロックレバー(図 3.4-3)

11

4. 溶存酸素検出器について
4.1

梱包内容

溶存酸素検出器の梱包内容は以下の通りです。

検出器(DOS-20)

4.2

センサキャップ(DOS-CP)(図4.1-1)

校正容器

使用上のご注意

注 意
溶存酸素検出器を水質測定以外には使用しないでください。
分解，改造をしないでください。
内部には電圧の高い部分がありますので，火災や感電の原因になります。
内部の点検，整備および修理は，お買い上げいただきま
した販売店または弊社営業所にご連絡ください。

(図4.2-1)
溶存酸素検出器に強い衝撃を与えたり，落としたりしな
いでください。

(図4.2-2)
測定部を手で触らないでください。
汚れた場合，きれいな柔らかい布等で軽く拭き取ってください。

(図4.2-3)
ケーブルを傷つけないでください。
溶存酸素検出器を引き上げる時や設置時などケーブルが壁などにすれたり傷つく恐れのある場合，ケーブルをス
パイラルチューブなどで保護してください。
ケーブルが傷つきますと浸水により故障や火災，感電の原因となります。
(図4.2-4)
12

4.3

各部の名称

保護カバー

検出面

センサキャップ

4.4

湿度センサ(図 4.3-1)

測定部

センサキャップの取り付け

注 意・取り付ける前に，溶存酸素検出器本体のO-リングにねじれや溝から外れていないか確認してください。
・センサキャップは，取り付ける直前に密封パックから取り出し速やかに取り付けてください。
・センサキャップ内にほこりや水が入らないように取り付けてください。
正しく測定ができなくなります。
・センサキャップの保管容器には，右図に示す場所に製造日が記載されています。
(図4.4-1)(1) 保護カバーを回して溶存酸素検出器から外し，赤い保護キャップを取り外してください。
取り外した保護キャップは保管してください。

保護キャップ(図4.4-2)

保護カバー(2) 付属のセンサキャップを保管用ケースから取り出してください。

(図4.4-3)(3) センサキャップの矢印と溶存酸素検出器本体の矢印を合わせた状態で，センサキャップをまっすぐ押し当て，隙間が無くなるまで押し込んでください。

(図4.4-4)(4) 保護カバーを取り付けてください。

13

4.5

溶存酸素検出器の取り付け

注 意
設置作業時は電源ケーブルを供給元から外し，最後に電源ケーブルを配線してください。
検出器のケーブル端にめねじ(1¼-11 ½NPT)が設けてあり，おねじを切った管に取り付けることができます。
※NPTはアメリカ管用テーパーネジの規格です。

(図4.5-1)
検出器を設置するときは，検出面に気泡が溜まらないよ
うに注意してください。
測定部に気泡が溜まりますと，正しく測定できなくなります。

(図4.5-2)
壁の近くや水が滞留している場所に設置しないでくださ
い。
測定槽内の正しい溶存酸素が測定できません。
壁(図4.5-3)
検出器は水位の変動を考慮し，想定される最低水位より30 cm以上浸漬するように設置してください。

30 cm以上(図4.5-4)14

推奨・別売品として，溶存酸素検出器取付アタッチメント(DA-1)をご用意しております。
流速の速い設置場所などにご使用ください。
・浸漬ホルダーには，下図に記載の①～④が付属されています。
塩ビパイプ(VP-40)は，お客様にてご用意ください。

(図4.5-5)4.6

溶存酸素検出器ケーブルの延長

検出器ケーブルは標準10 mです。
延長する場合，下図を参考に延長してください。
なお，延長する場合はプルボックス等での接続をお薦めします。

プルボックス等

延長可能ケーブル長1200 m(公称断面積: 0.2～1.25 mm2)

(図 4.6-1)
15

5. 配 線
警 告
配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじを破損する恐れがあります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・入力端子に接続される溶存酸素検出器に，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・溶存酸素検出器は，オプテックス株式会社製をご使用ください。
・入力線と電源線は離して配線してください。
溶存酸素検出器ケーブルの注意点
溶存酸素検出器ケーブルは，高絶縁ケーブルです。取り扱いには以下の点に注意してください。
・溶存酸素検出器ケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり，手垢や油で汚したりして，絶縁が低下しないようにしてください。
絶縁が低下すると，表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。
万一汚れた場合は，アルコールなどで拭き，よく乾燥させてください。
・校正や点検・交換時のために，溶存酸素検出器ケーブルは余裕をもって配線してください。
・溶存酸素検出器ケーブル，中継ケーブルは，モータなどの誘導を与える機器の付近やそれらの電源ケーブルとは離して配線してください。
接 続
溶存酸素検出器ケーブルには，以下の端子があります。
記 号端 子
RS-485(SENSOR INPUT)
溶存酸素検出器 YB(+)入力端子(青)RS-485(SENSOR INPUT)
溶存酸素検出器 YA(-)入力端子(緑)POWER FOR SENSOR
外部電源(+)端子(赤)POWER FOR SENSOR
外部電源(-)端子(黒)および溶存酸素検出器シールド※ 溶存酸素検出器の白色と茶色の線は使用しませんので，切断および絶縁処理を行ってください。
他の端子に接触すると，故障の原因になります。
5.1

リード線圧着端子について

下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付
圧着端子を使用してください。
締付トルクは 0.63 N･m を指定してください。
圧着端子
Y形

メーカ
ニチフ端子

形 名
TMEV1.25Y-3S

図 5.1-1

16

5.2

端子配列図
オプション: EVT

標準仕様

モジュラジャックピン配列図(本器側の配列です)

モジュラジャックピン配列図(本器側の配列です)(図 5.2-1)

記 号
DO RS-485(sensor input)
DO RS-485(sensor input)
DO POWER FOR SENSOR
DO POWER FOR SENSOR
TRANSMIT OUTPUT1
TRANSMIT OUTPUT2
EVT1
EVT2
EVT3
EVT4
EVT5
EVT6
POWER SUPPLY

RS-485(図 5.2-2)

説 明
溶存酸素検出器 YB(+)入力端子(青)溶存酸素検出器 YA(-)入力端子(緑)外部電源の(-)端子(黒)および溶存酸素検出器シールド
外部電源の(+)端子(赤)伝送出力 1
伝送出力 2
EVT1 出力(接点出力 1)
EVT2 出力(接点出力 2)
EVT3 出力(オープンコレクタ出力 3)(オプション: EVT)
付属のワイヤーハーネス WJ を使用してください。
EVT4 出力(オープンコレクタ出力 4)(オプション: EVT)
付属のワイヤーハーネス WJ を使用してください。
EVT5 出力(オープンコレクタ出力 5)(オプション: EVT)
付属のワイヤーハーネス WJ を使用してください。
EVT6 出力(オープンコレクタ出力 6)(オプション: EVT)
付属のワイヤーハーネス WJ を使用してください。
電源電圧100～240 V AC または 24 V AC/DC(形名の後に 1 付加時)
24 V DC の場合，極性を間違わないようにしてください。
シリアル通信モジュラジャック

17

配線例
配線例を下記に示します。
100～240 V AC

パワーサプライ(12～36 V DC)
L
お客様にてご用意ください。

8

7 6

5

4

3

1

N
2

(赤) (黒) (緑) (青)

14

-V +V

+

-

入力端子

電源端子

13

- +
12 11 10 9WIL-102-DO

溶存酸素検出器
白色と茶色の線は使用しませんので，切断および絶縁処理を行ってください。
他の端子に接触すると，故障の原因になります。

記録計等

溶存酸素検出器シールドは，絶縁処理を行い黒色の線と共に外部電源の(-)端子に接続してください。

(図 5.2-3)

EVT3～6 の配線例
EVT 出力(オプション: EVT)を付加している場合，本器上面に EVT3～6 出力コネクタが付いています。ワイヤーハーネス WJ を使用してください。
出力仕様は，以下の通りです。
オープンコレクタ 制御容量 0.1 A 24 V DC
WIL-102-DO 上面
WIL-102-DO 内部
ワイヤーハーネス WJ

警報器

EVT6
EVT5
EVT4
EVT3

+

-

DC 電源

(図 5.2-4)

18

5.3 通信線を配線する
本器底面のモジュラジャックに CDD(別売り)または CPP(別売り)を使って接続します。
・USB 通信ケーブル CMC-001-3(別売り)を使用した場合の配線例
WIL-102-DO(最大 31 台)

CDD(別売り)または CPP(別売り)

CMC-001-3(別売り)

ホストコンピュータ
USB ポート

WIL-102-DO の底面(図 5.3-1)
・通信変換器 IF-400(別売り)を使用した場合の配線例
IF-400(別売り)
WIL-102-DO(最大 31 台)
シールド線

FG

ホストコンピュータ
D サブ 9 ピンコネクタ

CDD(別売り)または CPP(別売り)
IF-400, WIL-102-DO の底面(図5.3-2)
シールド線について
シールド部に電流が流れないように，シールド線の片側のみを接地してください。
シールド部の両側を接地すると，シールド線と大地の間で閉回路ができ，シールド線に電流が流れて，ノイズの影響を受けやすくなる場合があります。
FGは，必ず接地処理を行ってください。
推奨ケーブル: オーナンバ株式会社 OTSC-VB 2PX0.5SQ または同等品(ツイストペアシールド線をご使用ください)。
終端抵抗(ターミネータ)について
終端抵抗とは，ターミネータともいい，ホストコンピュータに周辺機器を数珠繋ぎにした時，配線の終端に取り付ける抵抗のことで，終端での信号の反射を防ぎ，信号の乱れを防ぎます。
本器は，プルアップ抵抗およびプルダウン抵抗を内蔵していますので，通信ライン上に終端抵抗は必要ありません。通信変換器[IF-400(別売り)]は，終端抵抗を内蔵しています。
19

6. キー操作の概要と設定グループの構成
6.1

キー操作の概要

本器のキー操作は，設定項目をグループ分けしたグループ選択方式になっています。
キーを押すと，グループ選択モードに移行します。
表示モードまたは洗浄出力モードの時，キーでグループを選択し，キーを押すと，各設定(選択)項目に移行します。
キーで行い，
キーで登録します。
各設定(選択)項目の設定(選択)は， キーまたはキーを約 3 秒間押し続けると，表示モードまたは洗浄出力モードに戻りま
各設定(選択)項目内で，す。
6.2

設定グループの構成

設定グループの構成を，P.21 に示します。
設定(選択)項目についての設定グループおよび設定(選択)項目は，オプションが付加されていない場合，表示しません。
(*1): 洗浄出力モードで，洗浄動作中(洗浄動作時間および洗浄待機時間)，測定値(溶存酸素濃度，
溶存酸素飽和率，酸素分圧，温度)はホールドします。
(*2): 2 点校正モードで，1 点目校正(100 %飽和校正)中にエラーが発生した場合， キーまたはキーを押すと，表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
(*3): データクリア確認選択の選択内容により，以下のように動作します。
・データクリア中止を選択した場合，データクリアを行わずに，データクリア中止前の表示
モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
・データクリア実行を選択した場合，データクリアを行い，データクリア実行前の表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。(データクリア実行時，全表示が一瞬消灯します。)
キー操作について
・ ， ，
・
・
・
・

:

， ，
キーを押すと，矢印の項目に移行することを表しています。
キーまたはキーを数回押すことを表しています。
点線の矢印は，+(3 秒):
キーを押しながら， キーを約 3 秒間押し続けると，矢印の項目に移行することを表しています。
(3 秒)，(3 秒):
キー，
キーを約 3 秒間押し続けると，矢印の項目に移行することを表しています。
+ (3 秒):
キーを押しながら， キーを約 3 秒間押し続けると，矢印の項目に移行することを表しています。
+ (3 秒):
キーを押しながら， キーを約 3 秒間押し続けると，矢印の項目に移行することを表しています。

20

電源投入
表示モードまたは洗浄出力モード(*1)
溶存酸素濃度/
溶存酸素飽和率/
温度表示モード
温度表示モード
+

(3 秒)

酸素分圧/
温度表示モード(3 秒) 溶存酸素濃度
1 点校正モード

1 点校正(100 %飽和校正)

溶存酸素濃度
2 点校正モード

1 点目校正(100 %飽和校正)(*2)

濃度オプション
校正モード

濃度オプション
自動校正

強制洗浄モード

洗浄動作後，自動的に移行+(3 秒) 伝送出力 1
ゼロ調整

伝送出力 1
スパン調整+(3 秒) 伝送出力 2
ゼロ調整

伝送出力 2
スパン調整

グループ選択
溶存酸素濃度入力
機能設定グループ

2 点目校正(0 点校正)項目選択
信号出力応答時間設定

海抜補正設定伝送出力 1
設定グループ

伝送出力 1 動作選択

校正時伝送出力 1
設定値ホールド設定

伝送出力 2
設定グループ

伝送出力 2 動作選択

校正時伝送出力 2
設定値ホールド設定

EVT1 動作
設定グループEVT1 動作選択

EVT1 動作すきま設定

EVT2 動作
設定グループEVT2 動作選択

EVT2 動作すきま設定

EVT3 動作
設定グループEVT3 動作選択

EVT3 動作すきま設定

EVT4 動作
設定グループEVT4 動作選択

EVT4 動作すきま設定

EVT5 動作
設定グループ

EVT5 動作選択

EVT5 動作すきま設定

EVT6 動作
設定グループEVT6 動作選択

EVT6 動作すきま設定

通信機能
設定グループ

通信プロトコル選択

ストップビット選択

洗浄機能
設定グループ

洗浄動作時間設定

洗浄待機時間設定

固有機能
設定グループ

設定値ロック選択

センサキャップ交換
タイマ残時間表示

自己診断
グループ

LED 全点灯モード

入力モード

データクリアグループ

データクリア選択

データクリア確認
選択(*3)

21(3 秒)

7. 仕様設定
本器をお使いになる前に，溶存酸素濃度入力，伝送出力 1，伝送出力 2，EVT1，EVT2，EVT3～6(オプション: EVT)動作，通信，洗浄および表示設定などをご使用になる条件に合わせて仕様を設定する必要があります。これを仕様設定といいます。
仕様設定は，溶存酸素濃度入力機能，伝送出力 1，伝送出力 2，EVT1～6 動作，通信機能，洗浄機能および固有機能の各設定グループで行います。
工場出荷初期値のままでよい場合や，すでに装置に組み込まれ仕様設定が完了している場合，仕様設定は必要ありません。[8. 校 正(P.41)]に進んでください。
7.1

電源投入

電源投入後，約 8 秒間は溶存酸素濃度表示器，温度表示器に下記のキャラクタを表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器(バージョン番号 例: 1.00)
この間すべての出力は OFF，PWR 表示灯以外の動作表示灯は消灯します。
その後，溶存酸素濃度表示器に溶存酸素濃度，溶存酸素飽和率または酸素分圧測定値，温度表示器に
温度測定値を表示し，測定を開始します。
この状態を，表示モードまたは洗浄出力モードといいます。
表示の切り替え
キーを押す毎に，下記のように溶存酸素濃度表示器の表示が切り替わります。
溶存酸素濃度/温度表示モード
溶存酸素飽和率/温度表示モード
酸素分圧/温度表示モード

22

7.2

溶存酸素濃度入力機能設定グループ

溶存酸素濃度入力機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
②
キャラクタ

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを押してください。
キーを押してください。
溶存酸素濃度入力機能設定グループに移行し，信号出力応答時間設定項目を表示します。
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
信号出力応答時間設定
60 秒
・信号出力応答時間を設定します。
設定した信号出力応答時間分，移動平均を行い，データ更新周期(5 秒)毎に測定値を入れ替えます。
移動平均回数は，下記のようになります。
移動平均回数=信号出力応答時間÷データ更新周期(5 秒)(例) 信号出力応答時間を 50 秒に設定した場合，移動平均回数は，50/5=10 回となります。
ただし，溶存酸素濃度校正モード，伝送出力 1 調整モードまたは伝送出力 2 調整モードの時，信号出力応答時間設定は無効となります。
・5～600 秒
塩分濃度補正設定
0 PSU
・塩分濃度の補正値を設定します。
・0～42 PSU
海抜補正設定0m
・海抜を設定します。
・0～5000 m

23

7.3

伝送出力 1 設定グループ

伝送出力 1 設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
②
キャラクタ

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 2 回押してください。
キーを押してください。
伝送出力 1 設定グループに移行し，伝送出力 1 動作選択項目を表示します。
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
伝送出力 1 動作選択
溶存酸素濃度伝送
・伝送出力 1 の動作を選択します。
・: 溶存酸素濃度伝送: 水温伝送: 溶存酸素飽和率伝送: 酸素分圧伝送
伝送出力 1 上限設定
20.00 mg/L
・伝送出力 1 の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA
DC 固定になります。
・伝送出力 1 下限値～測定レンジ上限値
伝送出力 1 下限設定
0.00 mg/L
・伝送出力 1 の下限値(4 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA
DC 固定になります。
・測定レンジ下限値～伝送出力 1 上限値
校正時伝送出力 1 出力状態選択
直前値ホールド
・溶存酸素濃度校正時の伝送出力 1 の出力状態を選択します。
・: 直前値ホールド(溶存酸素濃度校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(溶存酸素濃度校正時の測定値を出力します。)
校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定
0.00 mg/L
・伝送出力 1 の設定値ホールドを設定します。
[校正時伝送出力 1 出力状態選択]で，(設定値ホールド)以外を選択した場合，
この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値

24

7.4

伝送出力 2 設定グループ

伝送出力 2 設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
②
キャラクタ

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 3 回押してください。
キーを押してください。
伝送出力 2 設定グループに移行し，伝送出力 2 動作選択項目を表示します。
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
伝送出力 2 動作選択
溶存酸素濃度伝送
・伝送出力 2 の動作を選択します。
・: 溶存酸素濃度伝送: 水温伝送: 溶存酸素飽和率伝送: 酸素分圧伝送
伝送出力 2 上限設定
20.00 mg/L
・伝送出力 2 の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA
DC 固定になります。
・伝送出力 2 下限値～測定レンジ上限値
伝送出力 2 下限設定
0.00 mg/L
・伝送出力 2 の下限値(4 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA
DC 固定になります。
・測定レンジ下限値～伝送出力 2 上限値
校正時伝送出力 2 出力状態選択
直前値ホールド
・溶存酸素濃度校正時の伝送出力 2 の出力状態を選択します。
・: 直前値ホールド(溶存酸素濃度校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(溶存酸素濃度校正時の測定値を出力します。)
校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定
0.00 mg/L
・伝送出力 2 の設定値ホールドを設定します。
[校正時伝送出力 2 出力状態選択]で，(設定値ホールド)以外を選択した場合，
この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値

25

7.5

EVT1 動作設定グループ

EVT1 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
②
キャラクタ

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 4 回押してください。
キーを押してください。
EVT1 動作設定グループに移行し，EVT1 動作選択項目を表示します。
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 動作選択
動作無し
・EVT1 の動作を選択します。
[注 意] EVT1 の動作を変更した場合，EVT1 設定値は 0.00 または 0.0 に戻ります。
・: 動作無し: 溶存酸素濃度入力上限動作: 溶存酸素濃度入力下限動作: 水温入力上限動作: 水温入力下限動作(図 7.5-1): 溶存酸素飽和率入力上限動作: 溶存酸素飽和率入力下限設定: 酸素分圧入力上限動作: 酸素分圧入力下限動作: センサキャップ交換タイマ(図 7.5-3)(P.27): 自己診断出力(P.27): 洗浄出力(図 7.5-4)(P.27): 溶存酸素濃度入力上下限個別動作(図 7.5-2)(P.27): 水温入力上下限個別動作(図 7.5-2)(P.27): 溶存酸素飽和率入力上下限個別動作(図 7.5-2)(P.27): 酸素分圧入力上下限個別動作(図 7.5-2)(P.27)
・EVT1 動作図(表示値が動作点となります)
溶存酸素濃度入力上限動作
水温入力上限動作
溶存酸素飽和率入力上限動作
酸素分圧入力上限動作
EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合

溶存酸素濃度入力下限動作
水温入力下限動作
溶存酸素飽和率入力下限動作
酸素分圧入力下限動作
EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT1 上方側動作幅設定

EVT1 上方側動作幅設定
ON

ON

OFF

OFF
EVT1 設定

EVT1 設定
EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT1 下方側
動作幅設定※

EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT1 上方側
動作幅設定※

EVT1 上方側
動作幅設定※
ON

ON

OFF

OFF

EVT1 下方側
動作幅設定※

EVT1 設定

EVT1 設定(図 7.5-1)]の値を 0 にすることにより，※設定例: [EVT1 上方側動作幅設定[EVT1 設定]の値で EVT1 出力が ON するようになります。
[EVT1 下方側動作幅設定]の値を 0 にすることにより，[EVT1 設定]の値で EVT1 出力が OFF するようになります。
26

溶存酸素濃度入力上下限個別動作，水温入力上下限個別動作
溶存酸素飽和率入力上下限個別動作，酸素分圧入力上下限個別動作
EVT1 動作すきま設定

EVT1 動作すきま設定

ON
OFF
EVT1上下限個別

EVT1設定下方側動作点設定

EVT1上下限個別
上方側動作点設定(図 7.5-2)・センサキャップ交換タイマ出力動作図
センサキャップ交換タイマ設定値を経過すると(センサキャップ交換タイマ残時間表
示が 0 になると)，EVT1 出力が ON します。
ON
EVT1 出力
OFF
センサキャップ交換
タイマ残時間表示0
時間

0
センサキャップ交換
タイマ加算スタート

センサキャップ交換
タイマ設定値経過(図 7.5-3)
・自己診断出力
下記エラーが発生した場合，EVT1 出力が ON します。
エラーコード
内容説明
溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
センサキャップ無しまたは装着不良
校正エラー(入力異常または 30 分経過後、校正を行えない場
合)・洗浄出力動作図
洗浄タイマ設定時間経過後，洗浄動作時間の間，EVT1 出力が ON します。
洗浄待機時間後，上記の動作を繰り返します。

洗浄休止

洗浄動作

洗浄休止

Ccy : 洗浄タイマ設定
Ctm : 洗浄動作時間設定
Cit: 洗浄待機時間設定(図 7.5-4)

27

洗浄動作

洗浄休止

洗浄動作

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
EVT1 設定

工場出荷初期値
溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa

・EVT1 の設定値を設定します。
・[EVT1 動作選択]で(動作無し)，(センサキャップ交換タイマ)，(自己診断出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。
・溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT1 動作幅選択
基準値
・EVT1 の動作幅設定方法を選択します。
・[EVT1 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，(水温入力上下限個別動作)，(溶存酸素飽和率入力上下限個別動作)または(酸素分
圧入力上下限個別動作)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: 中間値
EVT1 設定を中心として上方，下方に同じ値を設定します。
上方側動作幅のみ設定してください。
: 基準値
EVT1 設定を基準に上方，下方を個別に設定します。
上方側，下方側動作幅を個別に設定してください。
EVT1 上方側動作幅設定
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
・EVT1 の上方側動作幅を設定します。
[EVT1 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，上方，下方共通の動作幅設
定になります。
・[EVT1 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，(水温入力上下限個別動作)，(溶存酸素飽和率入力上下限個別動作)または(酸素分
圧入力上下限個別動作)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa
EVT1 下方側動作幅設定
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
・EVT1 の下方側動作幅を設定します。
・[EVT1 動作幅選択]で(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa

28

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT1 の動作 ON 遅延時間を設定します。
EVT1 が ON になる条件で，EVT1 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで
EVT1 が ON しない機能です。
・0～9999 秒
EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT1 の動作 OFF 遅延時間を設定します。
EVT1 が OFF になる条件で，EVT1 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT1 が OFF しない機能です。
・0～9999 秒
EVT1 出力 ON 時出力 ON 時間設定
0秒
・EVT1 出力 ON 時の出力 ON 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT1 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 7.5-5)
・0～9999 秒
EVT1 出力 ON 時出力 OFF 時間設定
0秒
・EVT1 出力 ON 時の出力 OFF 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT1 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 7.5-5)
・0～9999 秒
・EVT1 出力 ON 時出力 ON 時間および出力 OFF 時間を設定した場合のタイミングチャート
実際の EVT1
出力
ON 時間，OFF
時間を設定した時の EVT1
出力

ON
OFF

実際の EVT1出力に連動して
ON 時間の途中で OFF します。

ON
OFF
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 7.5-5)
EVT1 上下限個別下方側動作点設定

溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
・EVT1 上下限個別の下方側動作点を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，(水温入力上下限個別動作)，(溶存酸素飽和率入力上下限個別動作)または(酸素分圧
入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。
・溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa

29

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
EVT1 上下限個別上方側動作点設定

工場出荷初期値
溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
・EVT1 上下限個別の上方側動作点を設定します。
・溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT1 動作すきま設定
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
・EVT1 上下限個別の動作すきまを設定します。
・溶存酸素濃度入力: 0.01～2.00 mg/L
水温入力
: 1.0～5.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1～20.0 %酸素分圧入力: 0.1～15.0 kPa

30

7.6

EVT2 動作設定グループ

EVT2 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①②

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 5 回押してください。
キーを押してください。
EVT2 動作設定グループに移行し，EVT2 動作選択項目を表示します。

EVT2 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。
EVT2(キャラクタ を )に置き換え，EVT1 動作設定グループ(P.26～30)を参照してください。
7.7

EVT3 動作設定グループ

EVT3 動作設定グループは，EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
EVT3 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①②

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 6 回押してください。
キーを押してください。
EVT3 動作設定グループに移行し，EVT3 動作選択項目を表示します。

EVT3 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。
EVT3(キャラクタ を )に置き換え，EVT1 動作設定グループ(P.26～30)を参照してください。
7.8

EVT4 動作設定グループ

EVT4 動作設定グループは，EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
EVT4 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①②

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 7 回押してください。
キーを押してください。
EVT4 動作設定グループに移行し，EVT4 動作選択項目を表示します。

EVT4 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。
EVT4(キャラクタ を )に置き換え，EVT1 動作設定グループ(P.26～30)を参照してください。
7.9

EVT5 動作設定グループ

EVT5 動作設定グループは，EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
EVT5 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①②

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 8 回押してください。
キーを押してください。
EVT5 動作設定グループに移行し，EVT5 動作選択項目を表示します。

EVT5 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。
EVT5(キャラクタ を )に置き換え，EVT1 動作設定グループ(P.26～30)を参照してください。
7.10 EVT6 動作設定グループ
EVT6 動作設定グループは，EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
EVT6 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①②

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 9 回押してください。
キーを押してください。
EVT6 動作設定グループに移行し，EVT6 動作選択項目を表示します。

EVT6 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。
EVT6(キャラクタ を )に置き換え，EVT1 動作設定グループ(P.26～30)を参照してください。

31

7.11 通信機能設定グループ
通信機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
②
キャラクタ

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 6 回押してください。
EVT 出力(オプション: EVT)を付加している場合，
キーを 10 回押してください。
キーを押してください。
通信機能設定グループに移行し，通信プロトコル選択項目を表示します。
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
通信プロトコル選択
神港標準・通信プロトコルを選択します。
・: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
機器番号設定0・本器を複数台接続して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設定します。
・0～95
通信速度選択9600 bps
・ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて，通信速度を選択します。
・: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
データビット/パリティ選択
7 ビット/偶数
・データビットおよびパリティを選択します。
・: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7 ビット/偶数: 8 ビット/奇数: 7 ビット/奇数
ストップビット選択
ストップビット 1・ストップビットを選択します。
・: ストップビット 1: ストップビット 2

32

7.12 洗浄機能設定グループ
洗浄機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 7 回押してください。
EVT 出力(オプション: EVT)を付加している場合，
キーを 11 回押してください。
キーを押してください。
洗浄機能設定グループに移行し，洗浄動作時間設定項目を表示します。

①
②
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
洗浄動作時間設定
30 秒
・洗浄動作を行う時間を設定します。(図 7.12-1)
・10～120 秒
洗浄タイマ設定
OFF(無し)・洗浄動作を行う周期を設定します。(図 7.12-1)
・(無し)，10～240 分
洗浄待機時間設定
0秒
・洗浄待機時間を設定します。(図 7.12-1)
・0～60 秒・洗浄機能について
洗浄タイマ設定時間経過後，洗浄動作時間の間，選択した EVT 出力が ON します。
洗浄待機時間後，上記の動作を繰り返します。
洗浄動作時間と洗浄待機時間を併せた洗浄動作中，その他の出力は OFF です。
また，測定値(溶存酸素濃度，溶存酸素飽和率，酸素分圧，水温)は保持します。
洗浄動作以外の時間は，通常動作を行います。
電源を再投入した場合，再度洗浄タイマから開始します。
洗浄出力動作図

洗浄休止

洗浄動作

洗浄休止

洗浄動作

洗浄休止

洗浄動作

Ccy : 洗浄タイマ設定
Ctm : 洗浄動作時間設定
Cit: 洗浄待機時間設定(図 7.12-1)
洗浄動作中，他の EVT 動作選択で，(洗浄出力)を選択した場合，既に実行している EVT 出
力の洗浄出力と同様の動作を行います。
校正モード中に洗浄周期により洗浄動作になった場合，その回の洗浄動作は行いません。
洗浄タイマ設定で(無し)を選択した場合または EVT 動作選択でした場合，洗浄出力モードを終了し，表示モードに戻ります。

33(洗浄出力)以外を選択

7.13 固有機能設定グループ
固有機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
②
キャラクタ

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 8 回押してください。
EVT 出力(オプション: EVT)を付加している場合，
キーを 12 回押してください。
キーを押してください。
固有機能設定グループに移行し，設定値ロック選択項目を表示します。
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
設定値ロック選択
ロック解除
・設定値をロックし，誤設定を防止する機能です。
・(ロック解除) : 全設定値の変更ができます。
(ロック 1) : 全設定値の変更ができません。
(ロック 2) : EVT1～6 設定値以外の全設定値の変更ができません。
(ロック 3) : 全設定値を一時的に変更できます。
変更したデータは不揮発性 IC メモリに書き込みませんので，計器電源を切ると前の値に戻ります。
EVT1～6 動作選択項目は，変更すると他の設定に影響を及ぼしますので変更しないでください。
通信機能を使って設定値を頻繁に変更する場合，必ずロック 3にしてください。(通信機能で設定した値が，設定する前の値と同じ場合，不揮発性 IC メモリに書き込みません。
自動調光機能選択
無効・自動調光機能の有効/無効を選択します。
・
: 無効
: 有効
表示時間設定00.00(消灯しません)
・表示モードまたは洗浄出力モード時，無操作の状態から表示器が消灯するまでの時間を設定します。
00.00 を設定すると，消灯しません。
表示器消灯中，いずれかのキーを押すと点灯します。
・00.00(消灯しません)
00.01～60.00(分.秒)
入力異常時 EVT 出力動作選択
無効・入力異常時，EVT 出力動作の有効/無効を選択します。
有効を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を保持します。
無効を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を OFF します。
・[EVT□動作選択]で，(溶存酸素濃度入力上限動作)，(溶存酸素濃度入力
下限動作)，(水温入力上限動作)，(水温入力下限動作)，(溶存酸
素飽和率入力上限動作)，(溶存酸素飽和率入力下限設定)，(酸素分圧入力上限動作)，(酸素分圧入力下限動作)以外を選択した場合，この機能は働き
ません。
・
: 有効
: 無効
EVT1 設定
365 日
・EVT1(センサキャップ交換タイマ)の設定値を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～1095 日

34キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT1 の動作遅延時間を設定します。
EVT1(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT1 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT1 出力が ON しない機能です。
・[EVT1 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT1 の動作遅延時間を設定します。
EVT1(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT1 動作 OFF 遅延タイマ
で設定した時間を過ぎるまで EVT1 出力が OFF しない機能です。
・[EVT1 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
EVT2 設定
365 日
・EVT2(センサキャップ交換タイマ)の設定値を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～1095 日
EVT2 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT2 の動作遅延時間を設定します。
EVT2(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT2 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT2 出力が ON しない機能です。
・[EVT2 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
EVT2 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT2 の動作遅延時間を設定します。
EVT2(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT2 動作 OFF 遅延タイマ
で設定した時間を過ぎるまで EVT2 出力が OFF しない機能です。
・[EVT2 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
EVT3 設定
365 日
・EVT3(センサキャップ交換タイマ)の設定値を設定します。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT3 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～1095 日
EVT3 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT3 の動作遅延時間を設定します。
EVT3(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT3 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT3 出力が ON しない機能です。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT3 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒

35キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT3 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT3 の動作遅延時間を設定します。
EVT3(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT3 動作 OFF 遅延タイマ
で設定した時間を過ぎるまで EVT3 出力が OFF しない機能です。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT3 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
EVT4 設定
365 日
・EVT4(センサキャップ交換タイマ)の設定値を設定します。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT4 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～1095 日
EVT4 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT4 の動作遅延時間を設定します。
EVT4(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT4 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT4 出力が ON しない機能です。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT4 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
EVT4 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT4 の動作遅延時間を設定します。
EVT4(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT4 動作 OFF 遅延タイマ
で設定した時間を過ぎるまで EVT4 出力が OFF しない機能です。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT4 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
EVT5 設定
365 日
・EVT5(センサキャップ交換タイマ)の設定値を設定します。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT5 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～1095 日
EVT5 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT5 の動作遅延時間を設定します。
EVT5(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT5 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT5 出力が ON しない機能です。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT5 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
EVT5 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT5 の動作遅延時間を設定します。
EVT5(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT5 動作 OFF 遅延タイマ
で設定した時間を過ぎるまで EVT5 出力が OFF しない機能です。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT5 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
36キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
EVT6 設定

工場出荷初期値
365 日

・EVT6(センサキャップ交換タイマ)の設定値を設定します。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT6 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～1095 日
EVT6 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT6 の動作遅延時間を設定します。
EVT6(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT6 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT6 出力が ON しない機能です。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT6 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
EVT6 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT6 の動作遅延時間を設定します。
EVT6(センサキャップ交換タイマ)の設定値を超えても，EVT6 動作 OFF 遅延タイマ
で設定した時間を過ぎるまで EVT6 出力が OFF しない機能です。
・EVT 出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。
[EVT6 動作選択]で，(センサキャップ交換タイマ)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～9999 秒
センサキャップ交換タイマ残時間表示
365 日
・センサキャップ交換タイマの残時間を表示します。
・0～1095 日

37

7.14 自己診断グループ
自己診断グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①②

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 9 回押してください。
EVT 出力(オプション: EVT)を付加している場合，
キーを 13 回押してください。
キーを押してください。
自己診断グループに移行し，LED 全点灯モードになります。

キーを押す毎に，以下のようにモードが移行します。
何れのモードからでも，キーを約 3 秒押すと，表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
自己診断グループ
LED 全点灯モード
LED 個別点灯モード
キー入力モード
出力モード
入力モード

各モードを説明します。
モード
説 明
LED 全点灯モード 全ての表示を点灯します。
全ての表示器および動作表示灯を点灯します。
LED 個別点灯モー 各セグメントを順番に点灯します。
ド
0.5 秒毎に以下のように順次点灯します。
表示順番の 1 → 2 → ・・・ → 11 → 1 を繰り返し点灯します。
表示順番
表示内容
1

溶存酸素濃度表示器，温度表示器の a セグメント2

溶存酸素濃度表示器，温度表示器の b セグメント3

溶存酸素濃度表示器，温度表示器の c セグメント4

溶存酸素濃度表示器，温度表示器の d セグメント5

溶存酸素濃度表示器，温度表示器の e セグメント6

溶存酸素濃度表示器，温度表示器の f セグメント7

溶存酸素濃度表示器，温度表示器の g セグメント8

溶存酸素濃度表示器，温度表示器の dp セグメント

9A1

A1 表示灯10A2A2 表示灯11

T/R

T/R 表示灯
38

モード
キー入力モード

出力モード

入力モード

説 明
各キーに割り当てられたキャラクタを表示します。
溶存酸素濃度表示器にを表示し，温度表示器に押されたキーに対応したキャラクタを表示します。
二つ以上のキーを同時に押した場合，と表示します。
温度表示器
キー入力
キーを押していない状態
キーを押した場合キーを押した場合
二つ以上のキーを同時に押した場合
各 EVT 出力を ON します。
また，各伝送出力を 20 mA DC で出力します。
溶存酸素濃度表示器にを表示し，温度表示器に各出力に対応したキャラ
クタを表示します。
キーを押す毎に，各出力の確認を行い，順に出力します。
温度表示器
出 力
全 EVT 出力 OFF，各伝送出力 4 mA DC
EVT1 出力 ON
EVT2 出力 ON
EVT3 出力 ON
EVT4 出力 ON
EVT5 出力 ON
EVT6 出力 ON
伝送出力 1 20 mA DC
伝送出力 2 20 mA DC
各入力を表示します。
キーを押す毎に，各入力の確認を行い，溶存酸素濃度表示器に入力に対応したキャラクタを，温度表示器に測定値を表示します。
溶存酸素濃度表示器
温度表示器
溶存酸素濃度測定値
水温測定値
溶存酸素飽和率測定値
酸素分圧測定値
センサキャップのシリアルナンバー
通信不良または溶存酸素検出器無しの場合，温度表示器にを表示します。
センサキャップ無しまたは装着不良の場合，温度表示器にを表示します。
センサキャップのシリアルナンバーは 6 桁です。
本器の温度表示器は 4 桁のため，溶存酸素表示器に上位 2 桁を，温度表示器に残りの 4 桁を表示します。
(例) シリアルナンバーが 123456 の場合，下記のように交互に表示します。

39

7.15 データクリアグループ
データクリアグループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
②
キャラクタ

表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 10 回押してください。
EVT 出力(オプション: EVT)を付加している場合，
キーを 14 回押してください。
キーを押してください。
データクリアグループに移行し，データクリア項目を表示します。
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
データクリア選択
校正値
・校正値のデータクリアを行うか，設定値のデータクリアを行うかを選択します。
・
: 校正値
: 設定値
データクリア確認選択
データクリア中止
・データクリアの実行/中止を選択します。
・: データクリア中止: データクリア実行

データクリア確認選択の選択内容により，以下のように動作します。
・データクリア中止を選択した場合，データクリアを行わずに，データクリア中止前の表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
・データクリア実行を選択した場合，データクリアを行い，データクリア実行前の表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。(データクリア実行時，全表示が一瞬消灯します。)

40

8. 校 正ここでは，溶存酸素濃度 1 点校正モード，溶存酸素濃度 2 点校正モード，濃度オプション校正モード，伝送出力 1 調整モードおよび伝送出力 2 調整モードについて説明します。
8.1

溶存酸素濃度校正

8.1.1

準 備

(1) 溶存酸素検出器本体および測定部をきれいに清掃し，水分を完全に取り除いてください。
(2) 校正容器の保管キャップを取り外し，校正用キャップ(通気性のあるキャップ)に交換してください。

校正用キャップ 保管キャップ(図 8.1.1-1)(3) 溶存酸素検出器と校正に使用する水は，約 30 分間室温になじませてください。
(4) 8.1.2 溶存酸素濃度 1 点校正モード，8.1.3 溶存酸素濃度 2 点校正モードまたは 8.1.4 濃度オ
プション校正モードの中から選択し，校正を行ってください。
8.1.2

溶存酸素濃度 1 点校正モード

注 意・塩分濃度補正を行っている場合，塩分濃度補正値を 0 PSU に戻してから校正を行ってください。
[塩分濃度補正設定(P.23)]
塩分濃度補正を行ったまま校正を行うと，エラー表示が出るかまたは正しく校正できません。
・高地で使用する場合，より正確な校正を行うため，海抜補正を行った後，校正してください。
[海抜補正設定(P.23)]
以下の場合，溶存酸素濃度 1 点校正モードには移行できません。
(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選・[設定値ロック選択(P.34)]で，択した場合。
(洗浄出力)を選択し，洗浄動作時間および・[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]のいずれかで，洗浄待機時間による洗浄動作中の場合。
・下記エラーの場合。
エラーコード
内容説明
不揮発性ICメモリエラー
溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
センサキャップ無しまたは装着不良

41

校正手順を以下に示します。
(1) 校正容器のスポンジに，約 10 mL のイオン交換水を注入してください。
(2) 測定部が，水を含み膨らんだスポンジから約 2 cm 上の位置になるように，溶存酸素検出器を校正容器に挿入してください。
約 2 cm(図 8.1.2-1)(3) 5 分～10 分間放置してください。

注 意・校正容器に溶存酸素検出器を取り付けた状態で，30 分以上放置しないでください。
測定部が結露し，測定値に影響が出ます。
結露が生じた場合，測定部の水分をふき取ってから校正をやり直してください。
キーを約 3 秒押し続けてくださ(4) 表示モードまたは洗浄出力モードで， キーを押しながらい。
溶存酸素濃度 1 点校正モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器 溶存酸素濃度測定値
温度表示器
(5)

キーを押してください。
1 点校正(100 %飽和校正)を開始します。
校正中，溶存酸素濃度表示器の測定値が点滅します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器 溶存酸素濃度測定値が点滅します
温度表示器(6) 溶存酸素濃度測定値が安定するまで，10 秒以上お待ちください。
(7)

キーを押してください。
測定値を確定し，自動校正を行います。
校正が終了すると，以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器
以上で，1 点校正(100 %飽和校正)は終了です。

(8)

キーを押してください。
溶存酸素濃度 1 点校正モードに戻ります。

1 点校正(100 %飽和校正)中に溶存酸素濃度入力が不安定，温度補正異常などの要因で，校正が行えない場合，溶存酸素濃度表示器が消灯し，温度表示器にエラーコードを表示します。
キーまたはキーを押してください。
エラーコードを解除するには，
42

8.1.3 溶存酸素濃度 2 点校正モード

注 意・高地で使用する場合，より正確な校正を行うため，海抜補正を行った後，校正してください。
[海抜補正設定(P.23)]
以下の場合，溶存酸素濃度 2 点校正モードには移行できません。
(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選・[設定値ロック選択(P.34)]で，択した場合。
(洗浄出力)を選択し洗浄動作時間および洗・[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]のいずれかで，浄待機時間による洗浄動作中の場合。
・下記エラーの場合。
エラーコード
内容説明
不揮発性ICメモリエラー
溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
センサキャップ無しまたは装着不良
校正手順を以下に示します。
(1) 校正容器のスポンジに，約 10 mL のイオン交換水を注入してください。
(2) 測定部が，水を含み膨らんだスポンジから約 2 cm 上の位置になるように，溶存酸素検出器を校正容器に挿入してください。
約 2 cm(図 8.1.3-1)(3) 5 分～10 分間放置してください。

注 意・校正容器に溶存酸素検出器を取り付けた状態で，30 分以上放置しないでください。
測定部が結露し，測定値に影響が出ます。
結露が生じた場合，測定部の水分をふき取ってから校正をやり直してください。
(4) 表示モードまたは洗浄出力モードで，い。
(5)

キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けてくださ

キーを押してください。
溶存酸素濃度 2 点校正モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器 溶存酸素濃度測定値
温度表示器

43

(6)

キーを押してください。
1 点目校正(100 %飽和校正)を開始します。
校正中，溶存酸素濃度表示器の測定値が点滅します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器 溶存酸素濃度測定値が点滅します
温度表示器(7) 溶存酸素濃度測定値が安定するまで，10 秒以上お待ちください。
(8)

キーを押してください。
測定値を確定し，自動校正を行います。
1 点目校正(100 %飽和校正)が終了すると，以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器(9) ゼロ標準液を作製してください。
ゼロ標準液は，イオン交換水 100 mL に亜硫酸ナトリウム 5 g 以上を入れ，完全に溶かしたものです。
(10) 1 点目校正で使用した校正容器のスポンジを取り出して，ゼロ標準液を校正容器の線まで注入
してください。

(図 8.1.3-2)(11) 作製したゼロ標準液に，溶存酸素検出器の温度センサがつかるまで挿入してください。

注 意・測定部が，校正容器の底面と約 1 cm すきまが空くように挿入してください。
・測定部に気泡が付かないように挿入してください。
(12) 最低 5 分間放置して，温度を安定させてください。
(13)

キーを押してください。
2 点目校正(0 点校正)を開始します。
校正中，溶存酸素濃度表示器の測定値が点滅します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器 溶存酸素濃度測定値が点滅します
温度表示器

44

(14) 溶存酸素濃度測定値が安定するまで，10 秒以上お待ちください。
(15)

キーを押してください。
測定値を確定し，自動校正を行います。
2 点目校正(0 点校正)が終了すると，以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器
以上で，2 点校正は終了です。

(16)

キーを押してください。
溶存酸素濃度 2 点校正モードに戻ります。

溶存酸素濃度 2 点校正中に溶存酸素濃度入力が不安定，温度補正異常などの要因で，溶存酸素濃度校を表示します。
正が行えない場合，溶存酸素濃度表示器が消灯し，温度表示器にエラーコード
キーまたはキーを押してください。
エラーコードを解除するには，

8.1.4 濃度オプション校正モード
溶存酸素濃度がわかっている水溶液に溶存酸素検出器を浸けて，測定値をその濃度に合わせることができます。
工場出荷初期値は，0.00 mg/L です。
溶存酸素濃度を 0.00～20.00 mg/L の範囲で設定できます。
以下の場合，濃度オプション校正モードには移行できません。
(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選・[設定値ロック選択(P.34)]で，択した場合。
(洗浄出力)を選択し洗浄動作時間および洗・[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]のいずれかで，浄待機時間による洗浄動作中の場合。
・下記エラーの場合。
エラーコード
内容説明
不揮発性ICメモリエラー
溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
センサキャップ無しまたは装着不良
既知濃度 7.77 mg/L に設定する場合の校正手順を以下に示します。
(1) 既知濃度の液を，校正容器の線まで注入してください。

(図 8.1.4-1)(2) 注入した液に，溶存酸素検出器の温度センサがつかるまで挿入してください。

注 意・測定部が，校正容器の底面と約 1 cm すきまが空くように挿入してください。
・測定部に気泡が付かないように挿入してください。
45

(3) 最低 5 分間放置して，温度を安定させてください。
(4) 表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けてください。

(5)

キーを 2 回押してください。
濃度オプション校正モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器
濃度目標値

(6)

，
キーで濃度目標値(7.77)を設定し，キーを押してください。
以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器 溶存酸素濃度測定値が点滅します
温度表示器

(7)

キーを押してください。
測定値を確定し，校正を行います。
濃度オプション校正が終了すると，以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器
以上で，濃度オプション校正は終了です。

(8)

キーを押してください。
濃度オプション校正モードに戻ります。

(9)

キーを押してください。
表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

濃度オプション校正中にエラーが生じた場合，溶存酸素濃度表示器が消灯し，温度表示器にエラーを表示します。
コード
キーまたはキーを押してください。
エラーコードを解除するには，

46

8.2

伝送出力 1 調整モード

伝送出力 1 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整を行ってください。
以下の場合，伝送出力 1 ゼロ調整モードには移行できません。
(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した
・[設定値ロック選択(P.34)]で，場合。
(洗浄出力)を選択し洗浄動作時間および洗浄待・[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]のいずれかで，機時間による洗浄動作中の場合。
・溶存酸素濃度校正中の場合。
伝送出力 1 調整手順を以下に示します。
① 表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けてください。

② 伝送出力 1 ゼロ調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器
伝送出力 1 ゼロ調整係数設定値③ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，ください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %④キーで伝送出力 1 ゼロ調整係数を設定してキーを押してください。
伝送出力 1 スパン調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器
伝送出力 1 スパン調整係数設定値⑤ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，てください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %以上で，伝送出力 1 調整は終了です。
⑥，

キーを押してください。
表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

47，

キーで伝送出力 1 スパン調整係数を設定し

8.3

伝送出力 2 調整モード

伝送出力 2 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整を行ってください。
以下の場合，伝送出力 2 ゼロ調整モードには移行できません。
(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した
・[設定値ロック選択(P.34)]で，場合。
(洗浄出力)を選択し洗浄動作時間および洗浄待・[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]のいずれかで，機時間による洗浄動作中の場合。
・溶存酸素濃度校正中の場合。
伝送出力 2 調整手順を以下に示します。
① 表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けてください。

② 伝送出力 2 ゼロ調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器
伝送出力 2 ゼロ調整係数設定値③ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，ください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %④キーで伝送出力 2 ゼロ調整係数を設定してキーを押してください。
伝送出力 2 スパン調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器
伝送出力 2 スパン調整係数設定値⑤ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，てください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %以上で，伝送出力 2 調整は終了です。
⑥，

キーを押してください。
表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

48，

キーで伝送出力 2 スパン調整係数を設定し

9. 測 定9.1

測定を開始する

電源投入後，約 8 秒間は溶存酸素濃度表示器，温度表示器に下記のキャラクタを表示します。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器(バージョン番号 例: 1.00)
この間すべての出力は OFF，PWR 表示灯以外の動作表示灯は消灯します。
その後，溶存酸素濃度表示器に溶存酸素濃度，温度表示器に温度測定値を表示し，測定を開始します。
この状態を，表示モードまたは洗浄出力モードといいます。
表示の切り替え
キーを押す毎に，下記のように溶存酸素濃度表示器の表示が切り替わります。

溶存酸素濃度/温度表示モード
溶存酸素飽和率/温度表示モード
酸素分圧/温度表示モード

9.2

測定レンジ範囲外について

溶存酸素濃度，溶存酸素飽和率，酸素分圧または温度が測定レンジ範囲外の場合，下記のように表示します。
入 力
溶存酸素濃度表示器
温度表示器
溶存酸素濃度
20.00または0.00で点滅
測定値
溶存酸素飽和率200.0または0.0で点滅
測定値
酸素分圧
150.0または0.0で点滅
測定値
温度
測定値
50.0または0.0で点滅
9.3

エラー表示について

下記エラーの場合，溶存酸素濃度表示器は消灯し，温度表示器にエラーコードを表示します。
エラーコード
内容説明
発 生
不揮発性ICメモリエラー
常時
測定時および
溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
溶存酸素検出器へコマンドを送信した後，500 ms間無応答ならばコ 校正時
マンドを再送信します。
4回連続して無応答の場合，このエラーコードを表示します。
通信状態が正常になった場合，自動的に復帰します。
エラーコード表示時，測定値は前回の測定値を保持します。
センサキャップ無しまたは装着不良
校正エラー(入力異常または30分経過後，校正を行えない場合)
校正時
データフラッシュ消去
測定時および
DOセンサから返信されるクオリティID3を受信すると表示する。
校正時

49

9.4

伝送出力 1, 伝送出力 2 について

溶存酸素濃度，水温，溶存酸素飽和率，酸素分圧の何れか通信による更新周期毎にアナログ量に変換
し電流で出力します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA DC 固定です。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA DC 固定です。
分解能
12000
電 流
4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 )
出力精度
伝送出力 1 スパンまたは伝送出力 2 スパンの±0.3 %以内
下記エラーの場合，伝送出力 1 または伝送出力 2 は 2 mA DC を出力します。
エラーコード
内容説明
溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
センサキャップ無しまたは装着不良
校正エラー(入力異常または30分経過後，校正を行えない場合)
9.5

EVT1～6 出力について[EVT1 動作選択(P.26)]で(溶存酸素濃度入力上限動作)，(溶存酸素濃度入力下限動作)，(水温入力上限動作)，(水温入力下限動作)，(溶存酸素飽和率入力上限動作)，(溶存酸素飽和率入力下限動作)，(酸素分圧入力上限動作)または(酸素分圧入力下限動作)を選択した場合，下記のように動作します。
EVT2～6 出力も同様です。
・EVT1 動作図(表示値が動作点となります)
溶存酸素濃度入力上限動作
溶存酸素濃度入力下限動作
水温入力上限動作
水温入力下限動作
溶存酸素飽和率入力上限動作
溶存酸素飽和率入力下限動作
酸素分圧入力上限動作
酸素分圧入力下限動作
測定値が EVT1 設定値よりも高い場合， 測定値が EVT1 設定値よりも低い場合，
EVT1 出力を ON，測定値が EVT1 設定 EVT1 出力を ON，測定値が EVT1 設定
値を下回った場合，EVT1 出力を OFF し 値を超えた場合，EVT1 出力を OFF しまます。
す。
EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合

EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT1 上方側動作幅設定

EVT1 上方側動作幅設定
ON

ON

OFF

OFF
EVT1 設定

EVT1 設定
EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT1 下方側
動作幅設定※

EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合

EVT1 上方側
動作幅設定※

EVT1 上方側
動作幅設定※
ON

ON

OFF

OFF

EVT1 下方側
動作幅設定※

EVT1 設定

EVT1 設定(図 9.5-1)※設定例: [EVT1 上方側動作幅設定]の値を 0 にすることにより，[EVT1 設定]の値で EVT1 出力が ON するようになります。
[EVT1 下方側動作幅設定]の値を 0 にすることにより，[EVT1 設定]の値で EVT1 出力が OFF するようになります。
50

[EVT1 動作選択(P.26)]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，(水温入力上下限個別動作)，(溶存酸素飽和率入力上下限個別動作)または(酸素分圧入力上下限個別動作)を選択した
場合，下記のように動作します。
EVT2～6 出力も同様です。
溶存酸素濃度入力上下限個別動作，水温入力上下限個別動作
溶存酸素飽和率入力上下限個別動作，酸素分圧入力上下限個別動作
EVT1 動作すきま設定

EVT1 動作すきま設定

ON
OFF
EVT1上下限個別

EVT1設定EVT1上下限個別

下方側動作点設定

上方側動作点設定(図 9.5-2)
EVT1 出力 ON 時出力 ON 時間および出力 OFF 時間を設定した場合，下図のように動作します。
・EVT1 出力 ON 時出力 ON 時間および出力 OFF 時間を設定した場合のタイミングチャート
ON
実際の EVT1 出力
OFF
ON 時間，OFF 時間を設定した時のEVT1 出力

実際の EVT1 出力に連動して ON 時間の
途中で OFF します。

ON
OFF
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 9.5-3)
シリアル通信で，状態フラグ 2(EVT1～6 出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。
[入力異常時 EVT 出力動作選択(P.34)]の内容により，入力異常時の EVT 出力状態が異なります。
・(無効)を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を OFF します。
(有効)を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を保持します。
・

51

9.6

センサキャップ交換タイマ出力について(センサキャップ交換タイマ出力)を選択した場合[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]のいずれかで，
下記のように動作します。

(1) センサキャップ交換タイマ設定値を経過すると(センサキャップ交換タイマ残時間表示が 0 になると)，選択した EVT 出力が ON します。(*1)
また，溶存酸素濃度表示器に溶存酸素濃度測定値とを交互に表示し，センサキャップ交換をお知らせします。(*2)(2) センサキャップを交換してください。
センサキャップを交換後，本器は自動的にセンサキャップ交換タイマ残時間表示をセンサキャッ
プ交換タイマ設定値にリセットします。
・センサキャップ交換タイマ出力動作図
ON
EVT 出力
OFF
センサキャップ交換
タイマ残時間表示0
時間

0
センサキャップ交換
タイマ加算スタート

センサキャップ交換
タイマ設定値経過(図 9.6-1)(*1): センサキャップを交換するまで，本器の電源を OFF-ON しても EVT 出力は ON のままです。
(*2): センサキャップ交換タイマ設定値を経過した状態で，測定レンジ範囲外が同時に発生した場合，を交互に表示します。

52と測定レンジ範囲外の値

9.7

洗浄出力について[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]のいずれかで，ります。

(洗浄出力)を選択した場合，洗浄出力モードにな

洗浄タイマ設定時間経過後，洗浄動作時間の間，選択した EVT 出力が ON します。
洗浄待機時間後，上記の動作を繰り返します。
洗浄動作時間と洗浄待機時間を併せた洗浄動作中，その他の出力は OFF です。
また，測定値(溶存酸素濃度，溶存酸素飽和率，酸素分圧，水温)は保持します。
洗浄動作以外の時間は，通常動作を行います。
電源を再投入した場合，再度洗浄タイマから開始します。
・洗浄出力動作図

洗浄休止

洗浄動作

Ccy:

洗浄タイマ設定

Ctm:

洗浄動作時間設定

Cit:

洗浄待機時間設定

洗浄休止

洗浄動作

洗浄休止

洗浄動作

(図 9.7-1)
洗浄動作中，他の EVT 動作選択で，(洗浄出力)を選択した場合，既に実行している EVT 出力の洗浄出力と同様の動作を行います。
校正モード中に洗浄周期により洗浄動作になった場合，その回の洗浄動作は行いません。
洗浄タイマ設定で(無し)を選択した場合または[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]で(洗浄出力)以外を選択した場合，洗浄出力モードを終了し，表示モードに戻ります。
[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]で(洗浄出力)を選択し，洗浄タイマ設定で(無し)を選択した場合，強制洗浄モードのみ有効となります。

53

9.8

強制洗浄モードについてキーを約 3 秒間押し続けると，強制洗浄モードに移行します。
強制洗浄モードでは，洗浄動作時間と洗浄待機時間を併せた洗浄動作を行います。
洗浄動作後，自動的に洗浄出力モードに戻ります。
洗浄動作中，
キー操作による強制洗浄モードに移行できません。
強制洗浄モード中，洗浄タイマにより洗浄動作になった場合，その洗浄動作は行いません。
・強制洗浄モード動作図

(3 秒)

(3 秒)

キー操作

洗浄休止

洗浄動作

洗浄動作中，

洗浄休止

洗浄動作

キー操作による

洗浄タイマ設定

Ctm:

洗浄動作時間設定

Cit:

洗浄待機時間設定

洗浄動作

強制洗浄モード中，洗浄タイマに強制洗浄モードに移行できません。
Ccy:

洗浄休止

よる洗浄動作は行いません。

(図 9.8-1)

54

10. 通 信
10.1 システム構成例
・USB 通信ケーブル CMC-001-3(別売り)を使用した場合のシステム構成例

No. 0

WIL-102-DO
No. 2

No. 30

WIL-102-DO
No. 1 No. 2

No. 30

No. 1

ホストコンピュータ

USB 通信ケーブル
CMC-001-3(別売り)(図10.1-1)
・通信変換器 IF-400(別売り)を使用した場合のシステム構成例
ホストコンピュータ

通信変換器
IF-400(別売り) No. 0

RS-232C

RS-485(図10.1-2)

55

10.2 計器の設定方法
通信パラメータの設定は，通信機能設定グループで行います。
通信機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
表示モードまたは洗浄出力モードで，キーを 6 回押してください。
EVT 出力(オプション: EVT)を付加している場合，
キーを 10 回押してください。
②

キー押してください。
通信機能設定グループに移行し，通信プロトコル選択項目を表示します。

③ 各設定項目を設定してください。( キーまたは キーで行い，設定値の登録は キーで行います。)
キャラクタ
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
通信プロトコル選択
神港標準・通信プロトコルを選択してください。
・: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
機器番号設定0・本器を複数台接続して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設定してください。
・0～95
通信速度選択9600 bps
・ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて，通信速度を選択してください。
・: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
データビット/パリティ選択
7ビット/偶数・データビットおよびパリティを選択してください。
・: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7ビット/偶数: 8ビット/奇数: 7ビット/奇数
ストップビット選択
ストップビット1・ストップビットを選択してください。
・: ストップビット1: ストップビット2④

キーを数回押してください。表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

56

10.3 通信手順
ホストコンピュータ(以後マスターと表記します)のコマンド送出で始まり，本器(以後スレーブと表記
します)からの応答で終わります。
マスター
スレーブ
・データを伴う応答
コマンド
読み取りコマンドでは，そのコマンドに対応する設定値または動作状態等のデータを応答として返します。
データ
コマンド
肯定応答

コマンド
否定応答

コマンド
無応答

(図 10.3-1)

・肯定応答
設定コマンドでは，その処理終了後，応答として肯定応答を返
します。
・否定応答
存在しないコマンドまたは設定範囲を超える値等の時は，否定応答を返します。
・無応答
以下の場合，応答を返しません。
・グローバルアドレス設定時(神港標準プロトコル)
・ブロードキャストアドレス設定時(MODBUS プロトコル)
・通信エラー(フレーミングエラー，パリティエラー)・チェックサムエラー(神港標準プロトコル)，LRC の不一致
(MODBUS ASCII モード)，CRC-16 の不一致(MODBUS RTU
モード)

RS-485 の通信タイミング
マスター側について(プログラム作成上の注意)
マスターは，RS-485規格の通信回線に送信する際，受信側の同期を確実にするため，コマンドの送出前に1キャラクタ伝送時間以上のアイドル状態(マーク状態)を設けてください。
コマンド送出後，スレーブからの応答の受信に備えて1キャラクタ伝送時間以内にトランスミッ
タを通信ラインから切り離してください。
マスターからの送信とスレーブからの送信が衝突するのを避ける為，マスターが確実に応答を受信したことを確認し，次のコマンドを送信してください。
通信エラーにより，コマンドに対する応答を得られない場合，コマンドを送り直すリトライ処理を組み込んでください(2回以上のリトライを推奨)。
スレーブ側について
スレーブは，RS-485規格の通信回線に送信する際，受信側の同期を確実にするため，応答データの送出前に1キャラクタ伝送時間以上のアイドル状態(マーク状態)を設けています。
応答データ送出後，1キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタを通信ラインから切り離します。

57

10.4 神港標準プロトコル
10.4.1 伝送モード
標準プロトコルはASCIIコードを使用します。コマンド中の8ビットバイナリデータを上位下位4ビットに分けた16進数(0～9，A～F)をそれぞれASCII文字として送信します。
データ構成
スタートビット : 1ビット
データビット : 7ビット
パリティビット : 偶数
ストップビット : 1ビット
エラー検出
: チェックサム方式
10.4.2 コマンドの構成
コマンドは，すべてASCIIコードで構成します。
コマンド下の数字は，キャラクタ数を表しています。
データ(設定値)は，10進数を16進数に変換します。負数は2の補数で表します。
(1) 設定コマンド
ヘッダ
サブアド
機器番号
(02H)
レス(20H)
1
1
1

コマンド データチェック デリミタ
データ
種別(50H) 項目
サム
(03H)
1
4
4
2
1

(2) 読取りコマンド
ヘッダ
サブアド
機器番号
(02H)
レス(20H)
1
1
1

コマンド データ チェック デリミタ
種別(20H) 項目
サム
(03H)
1
4
2
1

(3) データを伴う応答
ヘッダ
サブアド
機器番号
(06H)
レス(20H)
1
1
1

コマンド データチェック デリミタ
データ
サム
(03H)
種別(20H) 項目
1
4
4
2
1

(4) 肯定応答
ヘッダ
チェック デリミタ
機器番号
(06H)
サム
(03H)
1
1
2
1

(5) 否定応答
ヘッダ
エラー チェック デリミタ
機器番号
(15H)
コード
サム
(03H)
1
1
1
2
1

: コマンド，応答の始めを表す制御コードで，ASCIIコードを使用します。
設定コマンド，読取りコマンドの場合，STX(02H)固定です。
データを伴う応答，肯定応答の場合，ACK(06H)固定です。
否定応答の場合，NAK(15H)固定です。
機器番号: マスターが各々のスレーブを識別する為の番号です。
機器番号0～94とグローバルアドレス95で，機器番号0～95(00H～5FH)に(20H)を加算したASCIIコード(20H～7FH)を使用します。
95(7FH)をグローバルアドレスといい，接続されている全てのスレーブに同じコマンドを送りたい時に使います。ただし，応答は返しません。
サブアドレス : (20H)固定です。
コマンド種別 : 設定コマンド(50H)，読み取り(20H)を識別する為のコードです。
データ項目: コマンドの対象となるデータ分類です。
4桁の16進数をASCIIコードで表します。[10.6 通信コマンド一覧(P.64～72)]
データ: 設定コマンドにより，データ(設定値)の内容が異なります。
4桁の16進数をASCIIコードで表します。[10.6 通信コマンド一覧(P.64～72)]
ヘッダ

58

チェックサム : 通信誤り検出の為の，2文字のデータです。[10.4.3 チェックサムの計算方法]
デリミタ: コマンドの終わりを表す制御コードで，ASCIIコードETX(03H)固定です。
エラーコード : エラーの種類を表し，以下の数値をASCIIコードで表します。
1(31H) 存在しないコマンドの場合
2(32H) 未使用
3(33H) 設定値の範囲を超えた場合
4(34H) 設定出来ない状態(校正中)の場合
5(35H) キー操作による設定モード中の場合
10.4.3 チェックサムの計算方法
チェックサムは，コマンドまたはデータの受信誤りを検出するために用います。
マスター側にも，スレーブからの応答データのチェックサムを計算するプログラムを作成して，通信誤りがないことを確認するようにしてください。
チェックサムは，アドレス(機器番号)からチェックサムの前の文字までの文字コードを加算し，その合計値の2の補数を16進数で表現した下位2桁をASCIIコード化したものです。
・1の補数は，2進数の"0"と"1"を反転させた数です。
・2の補数は，1の補数に"1"を加えた数です。
[チェックサムの計算例]
データ項目001BH(EVT1動作ON遅延タイマ設定)で100秒(0064H)を設定する場合の計算例を示
します。
アドレス(機器番号)を0(20H)とします。
チェックサムの計算範囲

[例]
STX

P

0

0

1

B

0

0

6

4

D

3

ETX

31H

42H

30H

30H

36H

34H

44H

33H

03H

[上記を ASCII コードで表すと]
02H

20H

20H

50H

[16 進数]
20H
20H
50H
30H
30H
31H
42H
30H
30H
36H
+ 34H

30H

30H

[2 進数]
0010 0000
0010 0000
0101 0000
0011 0000
0011 0000
0011 0001
0100 0010
0011 0000
0011 0000
0011 0110
0011 0100
10 0010 1101

チェックサム
[1 の補数]1101[2 の補数]

1101

0010
1
0011

[16 進法]

D

3

44H

33H

+

[ASCII コード]

チェックサム(図 10.4.3-1)

59

10.5 MODBUS プロトコル
10.5.1 伝送モード
MODBUS プロトコルには，2 つの伝送モード(ASCII モード，RTU モード)があり，構造は以下のとおりです。
ASCII モード
ASCII モードは，コマンド中の 8 ビットバイナリデータを上位下位 4 ビットに分けた 16 進数(0～9，A～F)をそれぞれ ASCII 文字として送信します。
データ構成
スタートビット : 1ビット
データビット: 7ビット(8ビット) 選択可能
パリティビット : 偶数(無し，奇数) 選択可能
ストップビット : 1ビット(2ビット) 選択可能
エラー検出
LRC(水平冗長検査)方式
RTU モード
RTU モードは，コマンド中の 8 ビットバイナリデータをそのまま送信します。
データ構成
スタートビット : 1ビット
データビット: 8ビットパリティビット : 無し(偶数，奇数) 選択可能
ストップビット : 1ビット(2ビット) 選択可能
エラー検出
CRC-16(周期冗長検査)方式
10.5.2 データの通信間隔
ASCII モード
ASCII モードの文字間の通信間隔は，最大 1 秒まで可能です。
RTU モード
通信速度が 9600 bps, 19200 bps の場合，1 つのメッセージを構成するデータの通信間隔は，最大 1.5 文字伝送時間以上長くならないよう連続して送信するようにしてください。
通信速度が 38400 bps の場合，1 つのメッセージを構成するデータの通信間隔は，750 s 以上
長くならないよう連続して送信するようにしてください。
上記時間より長い場合，マスター側からの送信が終了したものと判断し，通信エラーとなり応答を返しません。
10.5.3 メッセージの構成
ASCII モード
ASCII モードのメッセージは，開始文字[: (コロン)(3AH)]で始まり，終了文字[CR(キャリッジリ
ターン)(0DH)+LF(ラインフィード)(0AH)]で終わるように構成されています。
ヘッダ

スレーブ

(:)

アドレス

機能コード

データ

エラーチェック

デリミタ

デリミタ

LRC

(CR)

(LF)

RTU モード
RTU モードのメッセージは，通信速度が 9600 bps，19200 bps の場合，3.5 文字伝送時間以上のアイドル後に始まり，
3.5 文字伝送時間以上のアイドル経過で終わるように構成されています。
通信速度が 38400 bps の場合，1.75 ms 以上のアイドル後に始まり，1.75 ms 以上のアイドル経過で終わるように構成されています。
アイドル

スレーブ

3.5 文字

アドレス

機能コード

データ

エラーチェック

アイドル

CRC-16

3.5 文字(1) スレーブアドレス
スレーブアドレスは，スレーブ側個別の機器番号で 0～95(00H～5FH)の範囲で設定します。
マスター側は，要求メッセージのスレーブアドレスによってスレーブ側を指定します。

60

スレーブ側は，応答メッセージに自身のスレーブアドレスをセットして，マスター側にどのスレーブが応答しているかを知らせます｡[スレーブアドレス(00H)は，ブロードキャストアドレスで全てのスレーブを指定できます。ただし，スレーブ側は応答を返しません。](2) 機能コード
機能コードは，スレーブ側に対する動作の種類を指示するコードです。
(表 10.5.3-1)
機能コード
内 容
03(03H)
スレーブからの設定値，情報の読取り。
06(06H)
スレーブへの設定。
機能コードは，スレーブ側がマスター側に応答メッセージを返す時，正常な応答(肯定応答)または何らかのエラー(否定応答)を示すのに用いられます。
肯定応答では，元の機能コードをセットして返します。
否定応答では，元の機能コードの最上位ビットに 1 をセットして返します。
(例えば，機能コードを誤って(10H)をセットしてスレーブ側へ要求メッセージを送信した場合，存在しない機能コードなので最上位ビットに 1 をセットし，(90H)として返します。)
否定応答では，マスター側にどの種のエラーが発生したかを知らせるため，応答メッセージのデータに下表のような異常コードをセットして返します。
(表 10.5.3-2)
異常コード
内 容
1(01H)
Illegal function(存在しない機能)
2(02H)
Illegal data address(存在しないデータアドレス)
3(03H)
Illegal data value(設定範囲外の値)
17(11H)
神港標準プロトコルのエラーコード 4 と同じです。
[設定できない状態(校正中)の場合]
18(12H)
神港標準プロトコルのエラーコード 5 と同じです。
(キー操作による設定モード中の場合)(3) データ
データは，機能コードにより構成が異なります。
マスター側からの要求メッセージは，データ項目やデータ数，設定データで構成します。
スレーブ側からの応答メッセージは，要求に対するバイト数やデータ，否定応答時は異常コード等で構成します。データの有効範囲は-32768～32767(8000H～7FFFH)です。
(4) エラーチェック
ASCII モード
ASCII モードのエラーチェックは，スレーブアドレスからデータの最後までの LRC(水平冗長検査)を計算し，算出した 8 ビットデータを ASCII 文字 2 文字に変換してデータの後にセットします。
LRC の計算方法① RTU モードでメッセージを作成します。
② スレーブアドレスからデータの最後までを加算し，X に代入します。
③ X の補数(ビット反転)をとり，X に代入します。
④ X に 1 を足し，X に代入します。
⑤ X を LRC として，データの後にセットします。
⑥ メッセージを ASCII 文字に変換します。

61

RTU モード
RTU モードのエラーチェックは，スレーブアドレスからデータの最後までの CRC-16(周期冗長検査)を計算し，算出した 16 ビットデータを下位上位の順にデータの後にセットします。
CRC-16 の計算方法
CRC-16 方式は送るべき情報を生成多項式で割り，その余りを情報の後ろに付加して送信します。(生成多項式: X16+X15+X2+1)① CRC-16 のデータ(X とする)を初期化します。(FFFFH)② 1 つ目のデータと X の排他的論理和(XOR)を取り，X に代入します。
③ X を右に 1 ビットシフトし，X に代入します。
④ シフト結果でキャリーが出れば，③の結果 X と固定値(A001H)で XOR を取り，X に代入します。キャリーが出なければ⑤へ。
⑤ 8 回シフトするまで③と④を繰り返します。
⑥ 次のデータと X の XOR を取り，X に代入します。
⑦ ③～⑤を繰り返します。
⑧ 最後のデータまで③～⑤を繰り返します。
⑨ X を CRC-16 としてメッセージに下位上位の順でデータの後にセットします。
10.5.4 メッセージ例
ASCII モード
コマンド下の数字は，キャラクタ数を表しています。
①スレーブアドレス 1，データ項目 0080H(溶存酸素濃度の読み取り)
・マスター側からの要求メッセージ
データ数とは，読取りするデータ項目で(30H 30H 30H 31H)固定になっています。
ヘッダ

スレーブ

機能コード

アドレス
(3AH)

(30H 31H)(30H 33H)

1

2

2

データ項目

データ数

エラーチェ デリミタ

[0080H][0001H]

ック LRC(30H 30H 38H 30H) (30H 30H 30H 31H) (37H 42H) (0DH 0AH)
4

4

2

2

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ[溶存酸素濃度が 1.00 mg/L(0064H)の場合]
応答バイト数とは，読取ったデータのバイト数で，(30H 32H)固定になっています。
ヘッダ

スレーブ

機能コード

アドレス

応答バイト数データ

エラーチェ デリミタ

[02H]

[0064H]

ック LRC(3AH)(30H 31H)(30H 33H)(30H 32H)

1

2

2

2

(30H 30H 36H 34H) (39H 36H) (0DH 0AH)
42

2

・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)
異常時の応答メッセージは，機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(83H)
エラーの内容として，異常コード(02H: 存在しないデータアドレス)を返します。
ヘッダ

スレーブ

機能コード

異常コード エラーチェ デリミタ
[02H]

アドレス

ック LRC(3AH)(30H 31H)(38H 33H)(30H 32H)

1

2

2

2

(37H 41H) (0DH 0AH)
2

2

②スレーブアドレス 1，データ項目 001BH(EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定)
・マスター側からの要求メッセージ[EVT1 動作 ON 遅延タイマを 100 秒(0064H)に設定する
場合]
ヘッダ

スレーブ

機能コード

アドレス
(3AH)

(30H 31H)(30H 36H)

1

2

2

データ項目

データ

エラーチェ デリミタ

[001BH][0064H]

ック LRC(30H 30H 31H 42H) (30H 30H 36H 34H) (44H 45H) (0DH 0AH)
4

4

2

2

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ
ヘッダ

スレーブ

機能コード

アドレス
(3AH)

(30H 31H)(30H 36H)

1

2

2

データ項目

データ

エラーチェ デリミタ

[001BH][0064H]

ック LRC(30H 30H 31H 42H) (30H 30H 36H 34H) (44H 45H) (0DH 0AH)
4

4

62

2

2

・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(設定範囲外の値を設定した場合)
異常時の応答メッセージは，機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(86H)
エラーの内容として異常コード(03H: 設定範囲外の値)を返します。
ヘッダ

スレーブ

機能コード

異常コード エラーチェ デリミタ
[03H]

アドレス
(3AH)

(30H 31H)(38H 36H)(30H 33H)

1

2

2

2

ック LRC(37H 36H) (0DH 0AH)
2

2

RTU モード
コマンド下の数字は，キャラクタ数を表しています。
①スレーブアドレス 1，データ項目 0080H(溶存酸素濃度の読み取り)
・マスター側からの要求メッセージ
データ数とは，読取りするデータ項目で(0001H)固定になっています。
アイドル

スレーブ

機能コード

データ項目

データ数

エラーチェック

3.5 文字アイドル

CRC-16

アドレス
(01H)

(03H)

(0080H)(0001H)(85E2H)

1

1

2

2

2

3.5 文字・正常時のスレーブ側の応答メッセージ[溶存酸素濃度が 1.00 mg/L(0064H)の場合]
応答バイト数とは，読取ったデータのバイト数で，(02H)固定になっています。
アイドル

スレーブ

機能コード

アドレス
3.5 文字応答

データ

エラーチェック

アイドル

CRC-16

バイト数

(01H)

(03H)

(02H)

(0064H)(B9AFH)

1

1

1

2

2

3.5 文字・異常時のスレーブの応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)
異常時の応答メッセージは，機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(83H)
エラーの内容として異常コード(02H: 存在しないデータアドレス)を返します。
アイドル

スレーブ

機能コード

異常コード

3.5 文字エラーチェック

アイドル

CRC-16

アドレス
(01H)

(83H)

(02H)

(C0F1H)

1

1

1

2

3.5 文字②スレーブアドレス 1，データ項目 001BH(EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定)
・マスター側からの要求メッセージ[EVT1 動作 ON 遅延タイマを 100 秒(0064H)に設定する
場合]
アイドル

スレーブ

機能コード

データ項目

データ

エラーチェック

3.5 文字アイドル

CRC-16

アドレス
(01H)

(06H)

(001BH)(0064H)(F826H)

1

1

2

2

2

データ

エラーチェック

3.5 文字・正常時のスレーブの応答メッセージ
アイドル

スレーブ

機能コード

データ項目

3.5 文字アイドル

CRC-16

アドレス
(01H)

(06H)

(001BH)(0064H)(F826H)

1

1

2

2

2

3.5 文字・異常時の応答メッセージ(設定範囲外の値を設定した場合)
異常時の応答メッセージは，機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(86H)
エラーの内容として異常コード(03H: 設定範囲外の値)を返します。
アイドル

スレーブ

機能コード

異常コード

3.5 文字エラーチェック

アイドル

CRC-16

アドレス
(01H)

(86H)

(03H)

(0261H)

1

1

1

2

63

3.5 文字10.6 通信コマンド一覧
10.6.1 設定/読み取りコマンドの注意事項
・データ(設定値)は，10進数を16進数に変換してください。負数は2の補数で表してください。
・本器を複数台接続する場合，機器番号が重ならないようにしてください。
・データ項目0200H～0209H(ユーザ保存領域1～10)は，1ワード単位で読み取りおよび設定ができます。
データ有効範囲は，-32768～32767(8000H～7FFFH)です。
・MODBUSプロトコルは，保持レジスタ(Holding Register)アドレスを使用しています。
保持レジスタ(Holding Register)アドレスは，神港標準コマンドのデータ項目を10進数に変換し，40001のオフセットを加えた値です。
(例) データ項目0001H(信号出力応答時間設定)の場合
送信するメッセージ上のデータ項目は0001Hですが，MODBUSプロトコルの保持レジスタ(Holding Register)アドレスは40002(1+40001)になります。
・EVT 出力(オプション: EVT)が付加されていなくても，通信で設定および読み取りできます。
ただし，EVT3～6のコマンドの内容は機能しません。
(1) 設定コマンドについて
・不揮発性ICメモリの寿命は書き込み回数にして約100万回です。
回数を超えると設定値の記憶保持時間が短くなる恐れがありますので，通信で設定値を頻繁に変更しないでください。(設定した値が，設定前の値と同じ場合，不揮発性ICメモリに書き込みません。)
・設定値を頻繁に変更する場合，設定値ロック選択をロック3にしてください。
ロック3を選択すると，全設定値を一時的に変更できます。
変更したデータは，不揮発性ICメモリに書き込みませんので，計器電源を切ると前の値に戻ります。
EVT1～6動作選択項目は，変更すると他の設定に影響を及ぼしますので変更しないでください。
・各設定項目の設定範囲は，キー操作による設定範囲と同じです。
・データ(設定値)が小数点付きの場合，小数点をはずした整数表記の16進数をデータとしてくだ
さい。
・EVT1～6 動作選択で動作を変更した場合，EVT1～6 設定値は”0”に戻ります。
また，EVT1～6 出力動作状態も初期化します。
・設定値ロック状態でも，通信で設定できます。
・本器の機器番号，通信速度などの通信パラメータは，通信で設定できません。キー操作で設定
してください。(P.56)
・グローバルアドレス[95(7FH)](神港プロトコル)またはブロードキャストアドレス(00H)(MODBUSプロトコル)で設定する場合，接続されている全てのスレーブに同じデータを送りますが，応答は返しません。
(2) 読み取りコマンドについて・データ(設定値)が小数点付きの場合，小数点をはずした整数表記の16進数で応答を返します｡

64

10.6.2 設定/読み取りコマンド
神港標準 MODBUS
コマンド
機能
データ項目
種別
コード
50H/20H 06H/03H 0001H 信号出力応答時間設定

データ

設定値(1～120)
1は5秒，120は600秒に相当します。
50H/20H 06H/03H 0003H 塩分濃度補正設定
設定値
50H/20H 06H/03H 0004H 海抜補正設定
設定値
50H
06H
0005H 溶存酸素濃度校正モード切替選択 0000H: 表示モード
0001H: 溶存酸素濃度1点校正モード
0002H: 溶存酸素濃度2点校正モード
0003H: 濃度オプション校正モード
50H
06H
0006H 溶存酸素濃度校正開始選択
溶存酸素濃度1点校正の場合
0000H: 溶存酸素濃度1点校正モード
0001H: 1点校正(100 %飽和校正)の開始
0003H: 測定値の確定
溶存酸素濃度2点校正の場合
0000H: 溶存酸素濃度2点校正モード
0001H: 1点目校正(100 %飽和校正)の開始
0002H: 2点目校正(0点校正)の開始
0003H: 測定値の確定

50H/20H 06H/03H 0007H 濃度目標値設定
50H/20H 06H/03H 0008H 伝送出力 1 動作選択

50H/20H 06H/03H 0009H 伝送出力 1 上限設定
50H/20H 06H/03H 000AH 伝送出力 1 下限設定
50H/20H 06H/03H 000BH 伝送出力 2 動作選択

50H/20H 06H/03H 000CH 伝送出力 2 上限設定
50H/20H 06H/03H 000DH 伝送出力 2 下限設定
50H
06H
000EH 伝送出力 1 調整モード選択

50H/20H 06H/03H 000FH 伝送出力 1 ゼロ調整係数設定
50H/20H 06H/03H 0010H 伝送出力 1 スパン調整係数設定
50H
06H
0011H 伝送出力 2 調整モード選択

50H/20H 06H/03H 0012H 伝送出力 2 ゼロ調整係数設定
50H/20H 06H/03H 0013H 伝送出力 2 スパン調整係数設定

65

濃度オプション校正の場合
0000H: 濃度オプション校正モード
0001H: 濃度オプション校正の開始
0003H: 測定値の確定
設定値，小数点は省略
0000H: 溶存酸素濃度伝送
0001H: 水温伝送
0002H: 溶存酸素飽和率伝送
0003H: 酸素分圧伝送
設定値，小数点は省略
設定値，小数点は省略
0000H: 溶存酸素濃度伝送
0001H: 水温伝送
0002H: 溶存酸素飽和率伝送
0003H: 酸素分圧伝送
設定値，小数点は省略
設定値，小数点は省略
0000H: 表示モード
0001H: 伝送出力1ゼロ調整モード
0002H: 伝送出力1スパン調整モード
設定値，小数点は省略
設定値，小数点は省略
0000H: 表示モード
0001H: 伝送出力2ゼロ調整モード
0002H: 伝送出力2スパン調整モード
設定値，小数点は省略
設定値，小数点は省略

神港標準 MODBUS
コマンド
機能
データ項目
種別
コード
50H/20H 06H/03H 0014H EVT1 動作選択

50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H

データ

0000H: 動作無し
0001H: 溶存酸素濃度入力上限動作
0002H: 溶存酸素濃度入力下限動作
0003H: 水温入力上限動作
0004H: 水温入力下限動作
0005H: 溶存酸素飽和率入力上限動作
0006H: 溶存酸素飽和率入力下限動作
0007H: 酸素分圧入力上限動作
0008H: 酸素分圧入力下限動作
0009H: センサキャップ交換タイマ
000AH: 自己診断出力
000BH: 洗浄出力000CH: 溶存酸素濃度入力上下限
個別動作
000DH: 水温入力上下限個別動作
000EH: 溶存酸素飽和率入力上下限
個別動作
000FH: 酸素分圧入力上下限個別動作
06H/03H 0015H EVT1 設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0018H EVT1 動作幅選択
0000H: 中間値
0001H: 基準値
EVT1
上方側動作幅設定
06H/03H 0019H
設定値，小数点は省略
06H/03H 001AH EVT1 下方側動作幅設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 001BH EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定
設定値
06H/03H 001CH EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定 設定値
06H/03H 0020H EVT1 出力 ON 時出力 ON 時間設定 設定値
06H/03H 0021H EVT1 出力 ON 時出力 OFF 時間 設定値
設定
06H/03H 0022H EVT2 動作選択
0000H: 動作無し
0001H: 溶存酸素濃度入力上限動作
0002H: 溶存酸素濃度入力下限動作
0003H: 水温入力上限動作
0004H: 水温入力下限動作
0005H: 溶存酸素飽和率入力上限動作
0006H: 溶存酸素飽和率入力下限動作
0007H: 酸素分圧入力上限動作
0008H: 酸素分圧入力下限動作
0009H: センサキャップ交換タイマ
000AH: 自己診断出力
000BH: 洗浄出力000CH: 溶存酸素濃度入力上下限
個別動作
000DH: 水温入力上下限個別動作
000EH: 溶存酸素飽和率入力上下限
個別動作
000FH: 酸素分圧入力上下限個別動作66

神港標準 MODBUS
コマンド
機能
データ項目
種別
コード
50H/20H 06H/03H 0023H EVT2 設定
50H/20H 06H/03H 0026H EVT2 動作幅選択

データ

設定値，小数点は省略
0000H: 中間値
0001H: 基準値
50H/20H 06H/03H 0027H EVT2 上方側動作幅設定
設定値，小数点は省略
50H/20H 06H/03H 0028H EVT2 下方側動作幅設定
設定値，小数点は省略
50H/20H 06H/03H 0029H EVT2 動作 ON 遅延タイマ設定
設定値
50H/20H 06H/03H 002AH EVT2 動作 OFF 遅延タイマ設定 設定値
50H/20H 06H/03H 002EH EVT2 出力 ON 時出力 ON 時間設定 設定値
50H/20H 06H/03H 002FH EVT2 出力 ON 時出力 OFF 時間 設定値
設定50H/20H 06H/03H 0030H EVT3 動作選択
0000H: 動作無し
0001H: 溶存酸素濃度入力上限動作
0002H: 溶存酸素濃度入力下限動作
0003H: 水温入力上限動作
0004H: 水温入力下限動作
0005H: 溶存酸素飽和率入力上限動作
0006H: 溶存酸素飽和率入力下限動作
0007H: 酸素分圧入力上限動作
0008H: 酸素分圧入力下限動作
0009H: センサキャップ交換タイマ
000AH: 自己診断出力
000BH: 洗浄出力000CH: 溶存酸素濃度入力上下限
個別動作
000DH: 水温入力上下限個別動作
000EH: 溶存酸素飽和率入力上下限
個別動作
000FH: 酸素分圧入力上下限個別動作
50H/20H 06H/03H 0031H EVT3 設定
設定値，小数点は省略
50H/20H 06H/03H 0034H EVT3 動作幅選択
0000H: 中間値
0001H: 基準値
50H/20H 06H/03H 0035H EVT3 上方側動作幅設定
設定値，小数点は省略
50H/20H 06H/03H 0036H EVT3 下方側動作幅設定
設定値，小数点は省略
EVT3
動作
ON
遅延タイマ設定
50H/20H 06H/03H 0037H
設定値
50H/20H 06H/03H 0038H EVT3 動作 OFF 遅延タイマ設定 設定値
50H/20H 06H/03H 003CH EVT3 出力 ON 時出力 ON 時間設定 設定値
50H/20H 06H/03H 003DH EVT3 出力 ON 時出力 OFF 時間 設定値
設定67

神港標準 MODBUS
コマンド
機能
データ項目
種別
コード
50H/20H 06H/03H 003EH EVT4 動作選択

50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H

データ

0000H: 動作無し
0001H: 溶存酸素濃度入力上限動作
0002H: 溶存酸素濃度入力下限動作
0003H: 水温入力上限動作
0004H: 水温入力下限動作
0005H: 溶存酸素飽和率入力上限動作
0006H: 溶存酸素飽和率入力下限動作
0007H: 酸素分圧入力上限動作
0008H: 酸素分圧入力下限動作
0009H: センサキャップ交換タイマ
000AH: 自己診断出力
000BH: 洗浄出力000CH: 溶存酸素濃度入力上下限
個別動作
000DH: 水温入力上下限個別動作
000EH: 溶存酸素飽和率入力上下限
個別動作
000FH: 酸素分圧入力上下限個別動作
06H/03H 003FH EVT4 設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0042H EVT4 動作幅選択
0000H: 中間値
0001H: 基準値
06H/03H 0043H EVT4 上方側動作幅設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0044H EVT4 下方側動作幅設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0045H EVT4 動作 ON 遅延タイマ設定
設定値
06H/03H 0046H EVT4 動作 OFF 遅延タイマ設定 設定値
06H/03H 004AH EVT4 出力 ON 時出力 ON 時間設定 設定値
06H/03H 004BH EVT4 出力 ON 時出力 OFF 時間 設定値
設定
06H/03H 004CH EVT5 動作選択
0000H: 動作無し
0001H: 溶存酸素濃度入力上限動作
0002H: 溶存酸素濃度入力下限動作
0003H: 水温入力上限動作
0004H: 水温入力下限動作
0005H: 溶存酸素飽和率入力上限動作
0006H: 溶存酸素飽和率入力下限動作
0007H: 酸素分圧入力上限動作
0008H: 酸素分圧入力下限動作
0009H: センサキャップ交換タイマ
000AH: 自己診断出力
000BH: 洗浄出力000CH: 溶存酸素濃度入力上下限
個別動作
000DH: 水温入力上下限個別動作
000EH: 溶存酸素飽和率入力上下限
個別動作
000FH: 酸素分圧入力上下限個別動作68

神港標準 MODBUS
コマンド
機能
データ項目
種別
コード
50H/20H 06H/03H 004DH EVT5 設定
50H/20H 06H/03H 0050H EVT5 動作幅選択

50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H

50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H
50H/20H

50H/20H

データ

設定値，小数点は省略
0000H: 中間値
0001H: 基準値
06H/03H 0051H EVT5 上方側動作幅設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0052H EVT5 下方側動作幅設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0053H EVT5 動作 ON 遅延タイマ設定
設定値
06H/03H 0054H EVT5 動作 OFF 遅延タイマ設定 設定値
06H/03H 0058H EVT5 出力 ON 時出力 ON 時間設定 設定値
06H/03H 0059H EVT5 出力 ON 時出力 OFF 時間 設定値
設定
06H/03H 005AH EVT6 動作選択
0000H: 動作無し
0001H: 溶存酸素濃度入力上限動作
0002H: 溶存酸素濃度入力下限動作
0003H: 水温入力上限動作
0004H: 水温入力下限動作
0005H: 溶存酸素飽和率入力上限動作
0006H: 溶存酸素飽和率入力下限動作
0007H: 酸素分圧入力上限動作
0008H: 酸素分圧入力下限動作
0009H: センサキャップ交換タイマ
000AH: 自己診断出力
000BH: 洗浄出力000CH: 溶存酸素濃度入力上下限
個別動作
000DH: 水温入力上下限個別動作
000EH: 溶存酸素飽和率入力上下限
個別動作
000FH: 酸素分圧入力上下限個別動作
06H/03H 005BH EVT6 設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 005EH EVT6 動作幅選択
0000H: 中間値
0001H: 基準値
06H/03H 005FH EVT6 上方側動作幅設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0060H EVT6 下方側動作幅設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0061H EVT6 動作 ON 遅延タイマ設定
設定値
06H/03H 0062H EVT6 動作 OFF 遅延タイマ設定 設定値
06H/03H 0066H EVT6 出力 ON 時出力 ON 時間設定 設定値
06H/03H 0067H EVT6 出力 ON 時出力 OFF 時間 設定値
設定
06H/03H 0068H 洗浄動作時間設定
設定値
06H/03H 0069H 洗浄タイマ設定
設定値
06H
006AH 強制洗浄モード設定
0001H: 強制洗浄モード
06H/03H 006BH 設定値ロック選択
0000H: ロック解除
0001H: ロック1
0002H: ロック2
0003H: ロック3
06H/03H 006CH 自動調光機能選択
0000H: 無効
0001H: 有効69

神港標準 MODBUS
コマンド
機能
データ項目
種別
コード
50H/20H 06H/03H 006DH 表示時間設定
50H/20H 06H/03H 0074H 入力異常時 EVT 出力動作選択

50H/20H
50H
50H/20H
50H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H

50H/20H
50H/20H

50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H
50H/20H

データ

設定値
0000H: 有効
0001H: 無効
06H/03H 0075H データクリア選択
0000H: 校正値
0001H: 設定値
06H
0076H データクリア確認選択
0000H: データクリア中止
0001H: データクリア実行
06H/03H 0077H 洗浄待機時間設定
設定値
06H
007FH キー操作変更フラグのクリア
0001H: 変更フラグのクリア
06H/03H 0100H EVT1 上下限個別下方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0101H EVT2 上下限個別下方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0102H EVT3 上下限個別下方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0103H EVT4 上下限個別下方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0104H EVT5 上下限個別下方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0105H EVT6 上下限個別下方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0106H EVT1 上下限個別上方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0107H EVT2 上下限個別上方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0108H EVT3 上下限個別上方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0109H EVT4 上下限個別上方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 010AH EVT5 上下限個別上方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 010BH EVT6 上下限個別上方側設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 010CH EVT1 動作すきま設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 010DH EVT2 動作すきま設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 010EH EVT3 動作すきま設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 010FH EVT4 動作すきま設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0110H EVT5 動作すきま設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0111H EVT6 動作すきま設定
設定値，小数点は省略
06H/03H 0112H 校正時伝送出力 1 出力状態選択 0000H: 直前値ホールド
0001H: 設定値ホールド
0002H: 測定値
06H/03H 0113H 校正時伝送出力 1 設定値ホールド 設定値，小数点は省略
設定
06H/03H 0114H 校正時伝送出力 2 出力状態選択 0000H: 直前値ホールド
0001H: 設定値ホールド
0002H: 測定値
06H/03H 0115H 校正時伝送出力 2 設定値ホールド 設定値，小数点は省略
設定
06H/03H 0200H ユーザ保存領域 1-32768～32767(8000H～7FFFH)
06H/03H 0201H ユーザ保存領域 2-32768～32767(8000H～7FFFH)
06H/03H 0202H ユーザ保存領域 3-32768～32767(8000H～7FFFH)
06H/03H 0203H ユーザ保存領域 4-32768～32767(8000H～7FFFH)
06H/03H 0204H ユーザ保存領域 5-32768～32767(8000H～7FFFH)
06H/03H 0205H ユーザ保存領域 6-32768～32767(8000H～7FFFH)
06H/03H 0206H ユーザ保存領域 7-32768～32767(8000H～7FFFH)
06H/03H 0207H ユーザ保存領域 8-32768～32767(8000H～7FFFH)
06H/03H 0208H ユーザ保存領域 9-32768～32767(8000H～7FFFH)
06H/03H 0209H ユーザ保存領域 10-32768～32767(8000H～7FFFH)

70

10.6.3 読み取り専用コマンド
神港標準 MODBUS
コマンド
機能
データ項目
種別
コード
20H
03H
0080H 溶存酸素濃度の読み取り
20H
03H
0081H 溶存酸素飽和率の読み取り
20H
03H
0082H 酸素分圧の読み取り
20H
03H
0083H 状態フラグ1の読み取り
0000 0000 0000 0000
215
～
20
20桁:
21桁:
22桁:
23桁:
24桁:
25桁:
26桁:
27桁:
28桁:
29桁:

データ
溶存酸素濃度，小数点は省略
溶存酸素飽和率，小数点は省略
酸素分圧，小数点は省略

溶存酸素濃度が測定レンジ外(上限値)
溶存酸素濃度が測定レンジ外(下限値)
溶存酸素飽和率が測定レンジ外(上限値)
溶存酸素飽和率が測定レンジ外(下限値)
酸素分圧が測定レンジ外(上限値)
酸素分圧が測定レンジ外(下限値)
通信不良または溶存酸素検出器無し
センサキャップ無しまたは装着不良
校正エラー
運転状態フラグ

210, 211桁: 校正モード状態フラグ
211 210
0
0
0
1
1
0
1
1
12
13
2 , 2 桁: 校正状態フラグ
213 212
0
0
0
1

214桁:
215桁:

1
0
1
1
データフラッシュ消去
キー操作変更の有無

71

0: 無し 1: 有り
0: 無し 1: 有り
0: 無し 1: 有り
0: 無し 1: 有り
0: 無し 1: 有り
0: 無し 1: 有り
0: 無し 1: 有り
0: 無し 1: 有り
0: 無し 1: 有り
0: 表示モード
1: 設定モード

状 態
表示モード
溶存酸素濃度1点校正モード
溶存酸素濃度2点校正モード
濃度オプション校正モード
状 態
待機状態
1点目校正(100 %飽和校正)
中
2点目校正(0点校正)中濃度オプション校正中
0: 無し 1: 有り
0: 無し 1: 有り

神港標準 MODBUS
コマンド
機能
データ項目
データ
種別
コード
20H
03H
0090H 温度の読み取り
温度，小数点は省略
20H
03H
0091H センサキャップ交換タイマ残時間 センサキャップ交換タイマ残時間
20H
03H
0093H 状態フラグ2の読み取り
0000 0000 0000 0000
215
～
20

20桁:
21桁:
22桁:
23桁:
24桁:
25桁:
26桁:
27桁:
28, 29桁:

温度が測定レンジ外(上限値)
0: 無し 1: 有り
温度が測定レンジ外(下限値)
0: 無し 1: 有り
EVT1出力0: OFF 1: ON
EVT2出力0: OFF 1: ON
EVT3出力0: OFF 1: ON
EVT4出力0: OFF 1: ON
EVT5出力0: OFF 1: ON
EVT6出力0: OFF 1: ON
伝送出力1調整状態フラグ
29 28
状 態
0
0 表示モード
0
1 伝送出力1調整モード
伝送出力1ゼロ調整中
1
0 伝送出力1調整モード
伝送出力1スパン調整中
10
11
2 , 2 桁: 伝送出力2調整状態フラグ
211 210状 態
00 表示モード
0
1 伝送出力2調整モード
伝送出力2ゼロ調整中
1
0 伝送出力2調整モード
伝送出力2スパン調整中
212, 213桁: 洗浄状態フラグ
213 212状 態
00 表示モード
0
1 洗浄タイマ動作中
1
0 洗浄時間中
1
1 洗浄待機中14
15
2 ～2 桁: 未使用
(常に0)

72

10.7 通信コマンドによる溶存酸素濃度校正通信による溶存酸素濃度校正は，キー操作同様，溶存酸素濃度 1 点校正モード，溶存酸素濃度 2 点校正モードおよび濃度オプション校正モードの 3 種類の校正方法があります。
10.7.1 準 備(1) 溶存酸素検出器本体および測定部をきれいに清掃し，水分を完全に取り除いてください。
(2) 校正容器の保管キャップを取り外し，校正用キャップ(通気性のあるキャップ)に交換してください。

校正用キャップ 保管キャップ(図 10.7.1-1)(3) 溶存酸素検出器と校正に使用する水は，約 30 分間室温になじませてください。
(4) 10.7.2 溶存酸素濃度 1 点校正モード，10.7.3 溶存酸素濃度 2 点校正モードまたは 10.7.4 濃度
オプション校正モードの中から選択し，校正を行ってください。
10.7.2 溶存酸素濃度 1 点校正モード

注 意・塩分濃度補正を行っている場合，塩分濃度補正値を 0 PSU に戻してから校正を行ってください。
[データ項目 0003H(塩分濃度補正設定)]
塩分濃度補正を行ったまま校正を行うと，校正エラーになるかまたは正しく校正できません。
・高地で使用する場合，より正確な校正を行うため，海抜補正を行った後，校正してください。
[データ項目 0004H(海抜補正設定)]
校正手順を以下に示します。
(1) 校正容器のスポンジに，約 10 mL のイオン交換水を注入してください。
(2) 測定部が，水を含み膨らんだスポンジから約 2 cm 上の位置になるように，溶存酸素検出器を校正容器に挿入してください。
約 2 cm(図 10.7.2-1)(3) 5～10 分間放置してください。

注 意・校正容器に溶存酸素検出器を取り付けた状態で，30 分以上放置しないでください。
測定部が結露し，測定値に影響が出ます。
結露が生じた場合，測定部の水分をふき取ってから校正をやり直してください。

73

(4) データ項目 0005H(溶存酸素濃度校正モード切替選択)で 0001H を選択してください。
溶存酸素濃度 1 点校正モードに移行します。
データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 211, 210 桁を読み取ると，01(溶存酸素濃度 1 点校
正モード)を返します。
(5) データ項目 0006H(溶存酸素濃度校正開始選択)で 0001H を選択してください。
1 点校正(100 %飽和校正)を開始します。
データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，01[1 点目校正(100 %飽
和校正)中]を返します。
(6) データ項目 0006H(溶存酸素濃度校正開始選択)で 0003H を選択してください。
測定値を確定し，自動校正を行います。
データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，
00(待機状態)を返します。
以上で，1 点校正(100 %飽和校正)は終了です。
(7) データ項目 0006H(溶存酸素濃度校正開始選択)で 0000H を選択してください。
溶存酸素濃度 1 点校正モードに戻ります。
(8) データ項目 0005H(溶存酸素濃度校正モード切替選択)で 0000H を選択してください。
表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
1 点校正(100 %飽和校正)中に溶存酸素濃度入力が不安定，温度補正異常などの要因で，校正が行えない場合，データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 28 桁を読み取ると，1(校正エラー有り)を返します。
エラーを解除するには，データ項目 0005H(溶存酸素濃度校正モード切替選択)で 0000H を設定してください。
表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

74

10.7.3 溶存酸素濃度 2 点校正モード

注 意・高地で使用する場合，より正確な校正を行うため，海抜補正を行った後，校正してください。
[データ項目 0004H(海抜補正設定)]
校正手順を以下に示します。
(1) 校正容器のスポンジに，約 10 mL のイオン交換水を注入してください。
(2) 測定部が，水を含み膨らんだスポンジから約 2 cm 上の位置になるように，溶存酸素検出器を校正容器に挿入してください。
約 2 cm(図 10.7.3-1)(3) 5～10 分間放置してください。

注 意・校正容器に溶存酸素検出器を取り付けた状態で，30 分以上放置しないでください。
測定部が結露し，測定値に影響が出ます。
結露が生じた場合，測定部の水分をふき取ってから校正をやり直してください。
(4) データ項目 0005H(溶存酸素濃度校正モード切替選択)で 0002H を選択してください。
溶存酸素濃度 2 点校正モードに移行します。
データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 211, 210 桁を読み取ると，10(溶存酸素濃度 2 点校
正モード)を返します。
(5) データ項目 0006H(溶存酸素濃度校正開始選択)で 0001H を選択してください。
1 点目校正(100 %飽和校正)を開始します。
データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，01[1 点目校正(100 %飽
和校正)中]を返します。
(6) データ項目 0006H(溶存酸素濃度校正開始選択)で 0003H を選択してください。
測定値を確定し，自動校正を行います。
データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，
00(待機状態)を返します。
1 点目校正(100 %飽和校正)が終了しました。
(7) ゼロ標準液を作製してください。
ゼロ標準液は，イオン交換水 100 mL に亜硫酸ナトリウム 5 g 以上を入れ，完全に溶かしたも
のです。

75

(8) 1 点目校正で使用した校正容器のスポンジを取り出して，ゼロ標準液を校正容器の線まで注入
してください。

(図 10.7.3-2)(9) 作製したゼロ標準液に，溶存酸素検出器の温度センサがつかるまで挿入してください。

注 意・測定部が，校正容器の底面と約 1 cm すきまが空くように挿入してください。
・測定部に気泡が付かないように挿入してください。
(10) 最低 5 分間放置して，温度を安定させてください。
(11) データ項目 0006H(溶存酸素濃度校正開始選択)で 0002H を選択してください。
2 点目校正(0 点校正)を開始します。
データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，10[2 点目校正(0 点校正)
中]を返します。
(12) データ項目 0006H(溶存酸素濃度校正開始選択)で 0003H を選択してください。
測定値を確定し，自動校正を行います。
データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，
00(待機状態)を返します。
2 点目校正(0 点校正)が終了しました。
以上で，2 点校正は終了です。
(13) データ項目 0006H(溶存酸素濃度校正開始選択)で 0000H を選択してください。
溶存酸素濃度 2 点校正モードに戻ります。
(14) データ項目 0005H(溶存酸素濃度校正モード切替選択)で 0000H を選択してください。
表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
溶存酸素濃度 2 点校正中に溶存酸素濃度入力が不安定，温度補正異常などの要因で，校正が行えない場合，データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 28 桁を読み取ると，1(校正エラー有り)を返します。
エラーを解除するには，データ項目 0005H(溶存酸素濃度校正モード切替選択)で 0000H を選択してください。
表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

7610.7.4 濃度オプション校正モード
溶存酸素濃度がわかっている水溶液に溶存酸素検出器を浸けて，測定値をその濃度に合わせることができます。
工場出荷初期値は，0.00 mg/L です。
溶存酸素濃度を 0.00～20.00 mg/L の範囲で設定できます。
既知濃度 7.77 mg/L に設定する場合の校正手順を以下に示します。
(1) 既知濃度の液を，校正容器の線まで注入してください。

(図 10.7.4-1)(2) 注入した液に，溶存酸素検出器の温度センサがつかるまで挿入してください。

注 意・測定部が，校正容器の底面と約 1 cm すきまが空くように挿入してください。
・測定部に気泡が付かないように挿入してください。
(3) 最低 5 分間放置して，温度を安定させてください。
(4) データ項目 0005H(溶存酸素濃度校正モード切替選択)で 0003H を選択してください。
濃度オプション校正モードに移行します。
データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 211, 210 桁を読み取ると，11(濃度オプション校正モード)を返します。
(5) データ項目 0007H(濃度目標値設定)で濃度目標値(7.77)を設定してください。
(6) データ項目 0006H(溶存酸素濃度校正開始選択)で 0001H を選択してください。
濃度オプション校正を開始します。
データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，11(濃度オプション校正中)を返します。
(7) データ項目 0006H(溶存酸素濃度校正開始選択)で 0003H を選択してください。
測定値を確定し，校正を行います。
データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 213, 212 桁を読み取ると，
00(待機状態)を返します。
以上で，濃度オプション校正は終了です。
(8) データ項目 0006H(溶存酸素濃度校正開始選択)で 0000H を選択してください。
濃度オプション校正モードに戻ります。
(9) データ項目 0005H(溶存酸素濃度校正モード切替選択)で 0000H を選択してください。
表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
濃度オプション校正中にエラーが生じた場合，データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)で 28 桁を読み取ると，1(校正エラー有り)を返します。
エラーコードを解除するには，データ項目 0005H(溶存酸素濃度校正モード切替選択)で 0000H を設定してください。
表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
77

10.8 伝送出力 1 調整，伝送出力 2 調整
10.8.1 伝送出力 1 調整モード
伝送出力 1 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整を行ってください。
伝送出力 1 調整手順を以下に示します。
① データ項目 000EH(伝送出力 1 調整モード選択)で 0001H を選択してください。
伝送出力 1 ゼロ調整モードに移行します。
データ項目 0093H(状態フラグ 2 の読み取り)で 29, 28 桁を読み取ると，01: 伝送出力 1 調整モ
ード 伝送出力 1 ゼロ調整中を返します。
② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，データ項目 000FH(伝送出力 1 ゼロ調整係数設定)で伝送出力 1 ゼロ調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %③ データ項目 000EH(伝送出力 1 調整モード選択)で 0002H を選択してください。
伝送出力 1 スパン調整モードに移行します。
データ項目 0093H(状態フラグ 2 の読み取り)で 29, 28 桁を読み取ると，10: 伝送出力 1 調整モ
ード 伝送出力 1 スパン調整中を返します。
④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，データ項目 0010H(伝送出力 1 スパン調整係数設定)で伝送出力 1 スパン調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %⑤ 必要に応じて①～④を繰り返し行ってください。
⑥ データ項目 000EH(伝送出力 1 調整モード選択)で 0000H を選択してください。
表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
10.8.2 伝送出力 2 調整モード
伝送出力 2 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整を行ってください。
伝送出力 2 調整手順を以下に示します。
① データ項目 0011H(伝送出力 2 調整モード選択)で 0001H を選択してください。
伝送出力 2 ゼロ調整モードに移行します。
データ項目 0093H(状態フラグ 2 の読み取り)で 211, 210 桁を読み取ると，01: 伝送出力 2 調整
モード 伝送出力 2 ゼロ調整中を返します。
② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，データ項目 0012H(伝送出力 2 ゼロ調整係数設定)で伝送出力 2 ゼロ調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %③ データ項目 0011H(伝送出力 2 調整モード選択)で 0002H を選択してください。
伝送出力 2 スパン調整モードに移行します。
データ項目 0093H(状態フラグ 2 の読み取り)で 211, 210 桁を読み取ると，10: 伝送出力 2 調整モ
ード 伝送出力 2 スパン調整中を返します。
④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，データ項目 0013H(伝送出力 2 スパン調整係数設定)で伝送出力 2 スパン調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %⑤ 必要に応じて①～④を繰り返し行ってください。
⑥ データ項目 0011H(伝送出力 2 調整モード選択)で 0000H を選択してください。
表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

78

10.9 モニタソフト作成のワンポイント
10.9.1 スキャンタイムを速くする方法
本器複数台をモニタする場合，通常はデータ項目 0080H(溶存酸素濃度の読み取り)，データ項目
0090H(温度の読み取り)，データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)，データ項目 0093H(状態フラグ 2 の読み取り)などの必要最小限のデータのみを読み取り，他のデータは設定値変更があった場
合に読み取るようにしてください。
そうすることで，スキャンタイムを速くできます。
10.9.2 キー操作による設定値変更を読み取る方法
本器は，キー操作により設定値を変更すると，データ項目0083H(状態フラグ1の読み取り)の215: キー操作変更の有無に”有り(1)”をセットします。
キー操作による設定値変更を読み取る方法は，下記のように2通りあります。
(1) キー操作による設定値変更を読み取る方法 1① モニタソフト側でデータ項目0083H(状態フラグ1の読み取り)の215: キー操作変更の有無に”有り(1)”がセットされたのを見て，全設定値を読み取ってください。
② データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フラグのクリア(0001H)をセットし，
データ項目0083H(状態フラグ1の読み取り)の215: キー操作変更の有無をクリアしてください。
本器の設定モード中に，データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フラグのクリア(0001H)をセットしようとすると，否定応答としてエラーコード5(35H)(神港標準プロトコル)または異常コード18(12H)(MODBUSプロトコル)を返し，データ項目0083H(状態フラグ1の読み取り)の215: キー操作変更の有無をクリアできません。
否定応答が返ってきている間，全設定値を読み取るような処理を作成してください。
③ 肯定応答が返ってきた後，再度全設定値を読み取ってください。
(2) キー操作による設定値変更を読み取る方法 2① モニタソフト側でデータ項目0083H(状態フラグ1の読み取り)の215: キー操作変更の有無に”有り(1)”がセットされたのを見て，データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フ
ラグのクリア(0001H)をセットしてください。
② 肯定応答の場合，否定応答の場合に分け，下記のような処理を作成してください。
肯定応答が返ってきた場合設定終了と判断し，全設定値を読み取ってください。
否定応答としてエラーコード5(35H)(神港標準プロトコル)または異常コード18(12H)(MODBUS
プロトコル)が返ってきた場合
設定モード中と判断し，通常のデータ項目 0080H(溶存酸素濃度の読み取り)，データ項目
0090H(温度の読み取り)，データ項目 0083H(状態フラグ 1 の読み取り)，データ項目 0093H(状態フラグ 2 の読み取り)などの必要最小限のデータのみの読み取り処理を行い，①に戻ってください。
このようにすると，設定終了するまでモニタソフト上の設定値は更新されませんが，スキャンタ
イムに影響を与えないプログラムが作成できます。
10.9.3 全設定値を一括送信する場合の注意
・データ項目 0014H(EVT1 動作選択), 0022H(EVT2 動作選択), 0030H(EVT3 動作選択), 003EH(EVT4
動作選択), 004CH(EVT5 動作選択), 005AH(EVT6 動作選択)で動作を変更した場合，EVT1～6 設定
値は”0”に戻ります。
EVT1～6 動作選択を送信してから，データ項目 0015H(EVT1 設定), 0023H(EVT2 設定), 0031H(EVT3 設定), 003FH(EVT4 設定), 004DH(EVT5 設定), 005BH(EVT6 設定)で EVT1～6 設定値を送信するようにしてください。

7911. 仕 様
11.1 本器の仕様
11.1.1 標準仕様
定 格
定格目盛

入 力
電源電圧

一般構造
外形寸法
取り付け方式
ケース
パネル
指示機構

入 力
測定レンジ
分解能
溶存酸素濃度
0.00～20.00 mg/L
0.01 mg/L
溶存酸素飽和率
0.0～200.0 %
0.1 %
酸素分圧
0.0～150.0 kPa
0.1 kPa
温度
0.0～50.00.1
蛍光式溶存酸素検出器
形 名
WIL-102-DO
WIL-102-DO 1
電源電圧100～240 V AC 50/60 Hz 24 V AC/DC 50/60 Hz
許容電圧変動範囲
85～264 V AC
20～28 V AC/DC

設定機構

30×88×108 mm(W×H×D，ソケットを含む)
DIN レール取り付け方式
材質: 難燃性樹脂，色: ライトグレー
メンブレンシート表示器
溶存酸素濃度表示器 赤色 LED 4 桁，文字寸法 10×4.6 mm(高さ×巾)
温度表示器
赤色 LED 4 桁，文字寸法 10×4.6 mm(高さ×巾)
動作表示灯
PWR(黄色)計器電源 ON 時，点灯
A1(赤色)
EVT1 出力(接点出力 1)ON 時，点灯
A2(黄色)
EVT2 出力(接点出力 2)ON 時，点灯
T/R(黄色)シリアル通信 TX 出力(送信)時，点灯
設定方式: メンブレンシートキーによる入力方式

指示性能
指示精度
時間精度
データ更新周期

蛍光式溶存酸素検出器の精度に依存
設定時間に対して 1 %以内
5秒

80

標準機能
校 正
信号出力応答時間

伝送出力 1

伝送出力 1 調整
校正時伝送出力 1
出力状態選択

溶存酸素濃度 1 点校正，溶存酸素濃度 2 点校正，濃度オプション校正設定した信号出力応答時間分，移動平均を行い，データ更新周期(5 秒)毎に測定値を入れ替える。ただし，溶存酸素濃度校正モード，伝送出力 1 調整
モードまたは伝送出力 2 調整モードの時，信号出力応答時間は無効となる。
溶存酸素濃度，水温，溶存酸素飽和率または酸素分圧の何れかの測定値をデータ更新周期毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1
は 4 mA DC 固定となる。
分解能
12000
電 流
4～20 mA DC(負荷抵抗 最大 550 )
出力精度
伝送出力 1 スパンの 0.3 %以内
伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整で，伝送出力 1 の微調整を行うことができる。
溶存酸素濃度校正時の伝送出力 1 の出力状態を選択することができる。
直前値ホールド

伝送出力 2

伝送出力 2 調整
校正時伝送出力 2
出力状態選択

溶存酸素濃度校正を行う直前の値を保持し出力する。
設定値ホールド[校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定]で設定した値を出力する。
測定値
溶存酸素濃度校正時の測定値を出力する。
溶存酸素濃度，水温，溶存酸素飽和率または酸素分圧の何れかの測定値をデータ更新周期毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2
は 4 mA DC 固定となる。
分解能
12000
電 流
4～20 mA DC(負荷抵抗 最大 550 )
出力精度
伝送出力 2 スパンの 0.3 %以内
伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整で，伝送出力 2 の微調整を行うことができる。
溶存酸素濃度校正時の伝送出力 2 の出力状態を選択することができる。
直前値ホールド
設定値ホールド
測定値

溶存酸素濃度校正を行う直前の値を保持し出力する。
[校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定]で設定した値を出力する。
溶存酸素濃度校正時の測定値を出力する。

81

EVT 出力(接点出力)
動 作
EVT 上方側動作幅
設定
EVT 下方側動作幅
設定
EVT 上下限個別上
方側動作点設定
EVT 上下限個別下方側動作点設定
EVT 動作すきま設
定

動作選択

出 力

動作 ON 遅延タイマ
動作 OFF 遅延タイマ
出力 ON 時出力 ON
時間/出力 OFF 時間
設定
センサキャップ交換
タイマ出力ON/OFF 動作
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力: 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力: 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01～2.00 mg/L
水温入力
: 1.0～5.0
溶存酸素飽和率入力: 0.1～20.0 %酸素分圧入力: 0.1～15.0 kPa
下記の中からキー操作で選択する。
・動作無し
・溶存酸素濃度入力上限動作
・溶存酸素濃度入力下限動作
・水温入力上限動作・水温入力下限動作
・溶存酸素飽和率入力上限動作
・溶存酸素飽和率入力下限動作
・酸素分圧入力上限動作
・酸素分圧入力下限動作
・センサキャップ交換タイマ
・自己診断出力・洗浄出力
・溶存酸素濃度入力上下限個別動作
・水温入力上下限個別動作
・溶存酸素飽和率入力上下限個別動作
・酸素分圧入力上下限個別動作
リレー接点 1a
制御容量
3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命
10 万回
0～9999 秒
0～9999 秒
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができる。
センサキャップ交換タイマ設定値を経過すると(センサキャップ交換タイマ
残時間表示が 0 になると)，選択した EVT 出力が ON する。
また，溶存酸素濃度表示器に溶存酸素濃度測定値とを交互に表示する。

82

自己診断出力

洗浄出力

シリアル通信

ケーブル長
通信回線
通信方式
通信速度
同期方式
符号形式
通信プロトコル
データビット/パリティ
ストップビット
エラー訂正
エラー検出
データの構成下記エラーの場合，選択した EVT 出力が ON する。
溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
センサキャップ無しまたは装着不良
校正エラー(入力異常または 30 分経過後，校正を行えない場
合)
データフラッシュ消去
溶存酸素検出器から返信されるクオリティ ID3 を受信すると表示する。
洗浄出力モード
洗浄タイマ設定時間経過後，洗浄動作時間の間，選択した EVT 出力がON する。
洗浄待機時間後，上記の動作を繰り返す。
洗浄動作時間と洗浄待機時間を併せた洗浄動作中，その他の出力は OFF。
また測定値(溶存酸素濃度，溶存酸素飽和率，酸素分圧，水温)は保持する。
洗浄動作以外の時間は，通常動作を行う。
電源を再投入した場合，再度洗浄タイマから開始する。
強制洗浄モード
キーを約 3 秒間押し続けると，強制洗浄モードに移行する。
強制洗浄モードでは，洗浄動作時間と洗浄待機時間を併せた洗浄動作を行う。
洗浄動作後，自動的に洗浄出力モードに戻る。
洗浄動作中，
キー操作による強制洗浄モードに移行できない。
強制洗浄モード中，洗浄タイマにより洗浄動作になった場合，その洗浄動作は行わない。
外部コンピュータから次の操作を行う。
(1) 各種設定値の読み取りおよび設定。
(2) 溶存酸素濃度，溶存酸素飽和率，酸素分圧，温度，状態の読み取り(3) 機能の変更，調整(4) ユーザ保存領域の読み取りおよび設定
1.2 km(最大) ケーブル抵抗値 50 以内(終端抵抗: 無しまたは片側に 120 以上)
EIA RS-485 準拠
半二重通信
9600, 19200, 38400 bps をキー操作により選択
調歩同期式
ASCII，バイナリ
神港標準，MODBUS ASCII，MODBUS RTU をキー操作により選択
8 ビット/無し，7 ビット/無し，8 ビット/偶数，7 ビット/偶数，8 ビット/奇数，7 ビット/奇数 をキー操作により選択
1 ビット，2 ビット をキー操作により選択
コマンド再送パリティチェック，チェックサム(神港標準プロトコル)，LRC(MODBUS プ
ロトコル ASCII)，CRC-16(MODBUS プロトコル RTU)
通信プロトコル
神港標準
MODBUS ASCIIMODBUS RTU
スタートビット
1 ビット
1 ビット
1 ビット
データビット
7 ビット
7 ビット(8 ビット)
8 ビット
選択可能
パリティ
偶数
偶数(無し，奇数)
無し(偶数，奇数)
選択可能
選択可能
ストップビット
1 ビット
1 ビット(2 ビット)
1 ビット(2 ビット)
選択可能
選択可能
83

絶縁・耐電圧
回路絶縁構成
EVT1

EVT2

CPU

伝送1

絶

センサ
入力
RS-485

シリアル通信
RS-485

EVT3

電源
回路

伝送2

縁

EVT4

EVT5

EVT6

オプション: EVT

耐電圧

付属機能
設定値ロック

測定レンジ外停電対策
自己診断
ウォームアップ表示

表示消灯機能自動調光機能絶縁抵抗 500 V DC 10 M 以上
電源端子 - 接地(GND)間
1.5 kV AC 1 分間
入力端子 - 接地(GND)間
1.5 kV AC 1 分間
入力端子 - 電源端子間
1.5 kV AC 1 分間

ロック 1 : 全設定値を変更できないようロックする。
ロック 2 : EVT1～6 設定値以外の全設定値を変更できないようロックする。
ロック 3 : 全設定値を一時的に変更できる。
変更したデータは不揮発性 IC メモリに書き込まないため，計器電源を切ると前の値に戻る。
溶存酸素濃度，溶存酸素飽和率，酸素分圧または温度が測定レンジ範囲外の場合，下記のように表示する。
入 力
溶存酸素濃度表示器
温度表示器
溶存酸素濃度
20.00 または 0.00 で点滅
測定値
溶存酸素飽和率200.0 または 0.0 で点滅
測定値
酸素分圧
150.0 または 0.0 で点滅
測定値
温度
測定値
50.0 または 0.0 で点滅
不揮発性 IC メモリで設定データをバックアップする。
ウォッチドックタイマで CPU を監視し，異常時は計器を初期状態にする。
電源投入後，約 8 秒間は溶存酸素濃度表示器，温度表示器に下記のキャラ
クタを表示する。
表示器
表示内容
溶存酸素濃度表示器
温度表示器(バージョン番号 例: 1.00)
表示時間を設定することにより，無操作状態が設定時間経過すると，表示器を消灯する。
いずれかのキー操作が行われると再点灯する。
表示時間を 00.00 に設定すると，連続表示となり働かない。
前面の光学センサ検知により照度を測定し，点灯デューティ比を可変して溶存酸素濃度表示器，温度表示器および動作表示灯の輝度を調整する。

84

エラー表示

その他
消費電力
周囲温度
周囲湿度
質 量
環境仕様
付属品

別売品

エラーコード

内容説明
発 生
不揮発性 IC メモリエラー
常時
溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器 測定時
および無し
溶存酸素検出器へコマンドを送信した後，500 校正時
ms間無応答ならばコマンドを再送信する。
4回連続して無応答の場合，このエラーコードを表示する。
通信状態が正常になった場合，自動的に復帰する。
エラーコード表示時，測定値は前回の測定値を保持する。
センサキャップ無しまたは装着不良
校正エラー(入力異常または 30 分経過後，校正 校正時を行えない場合)
測定時
データフラッシュ消去
溶存酸素検出器から返信されるクオリティ ID3 および校正時を受信すると表示する。

約 10 VA
0～50
35～85 %RH(ただし，結露しないこと)
約 200 g(ソケットを含む)
RoHS 指令対応
単位銘板 1 枚
取扱説明書 1 部
ワイヤーハーネス WJ 3 m(オプション: EVT 付加時) 4 個
ソケット ASK-001-1(端子ねじ脱落防止構造フィンガープロテクト付き)

11.1.2 オプション仕様
EVT 出力(オプション記号: EVT)
出力以外，標準仕様の EVT 出力と同じ
EVT 出力出 力
オープンコレクタ
制御容量
0.1 A 24 V DC
11.2 溶存酸素検出器の仕様
型 式
電源電圧
センサキャップ交換頻度
センサキャップ保存期間
測定水温
材 質
外形寸法
質 量
保護構造
別売品

DOS-2012～36 V DC
溶存酸素検出器取り付け後 1 年(目安)製造日から 2 年(指定容器保管時)
保管温度: 1～60
0～50 (凍結しないこと)
ABS
約 44×203 mm
約 850 g(ケーブル 10 m 含む)
IP68(水中型 水深 200 m 以内)
溶存酸素検出器取付アタッチメント : DA-1
交換用センサキャップ: DOS-CP
ポールスタンション: PS-1
ポールスタンション固定金具: PS-TK85

12. 故障かな?と思ったらエラーコード一覧および故障時の対策について説明します。
12.1 エラーコード一覧
エラーコード一覧を下記に示します。
エラーコード
内容説明
不揮発性 IC メモリエラー
溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
溶存酸素検出器へコマンドを送信した後，500 ms間無応答ならばコマン
ドを再送信する。
4回連続して無応答の場合，このエラーコードを表示する。
通信状態が正常になった場合，自動的に復帰する。
エラーコード表示時，測定値は前回の測定値を保持する。
センサキャップ無しまたは装着不良
校正エラー(入力異常または 30 分経過後，校正を行えない場合)
データフラッシュ消去
溶存酸素検出器から返信されるクオリティ ID3 を受信すると表示する。

発 生
常時
測定時
および
校正時

校正時
測定時
および
校正時

12.2 故障時の対策
お客様がご使用になっている本器の電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。
12.2.1 表示について
現象・本器の状態など
推定故障個所対 策
溶存酸素濃度/温度表示 [表示時間設定(P.34)]で，設定した時間 表示器消灯中，いずれかのキーを器が消灯している。
が経過していませんか?
押すと点灯します。
適切な表示時間設定値を設定してください。
溶存酸素濃度/温度表示 [自動調光機能選択(P.34)]で，(無効)を選択してくださ
器が暗い。
(有効)を選択していませんか?
い。
溶存酸素濃度/温度表示 溶存酸素濃度校正は完了しています
溶存酸素濃度校正を行ってくだ器の表示が異常または か?
さい。
不安定。
溶存酸素検出器の仕様は合っていま
適切な仕様の溶存酸素検出器にすか?
交換してください。
近くに誘導障害，ノイズを出す機器が 誘導傷害，ノイズを出す機器よりありませんか?
離してください。
温度表示器にが 溶存酸素検出器通信不良または溶存
電源を切り，溶存酸素検出器の配点滅している。
酸素検出器無しの場合，表示します。 線を確認してください。
溶存酸素検出器が故障している
場合，修理または交換してください。
温度表示器にが センサキャップ無しまたは装着不良[4.4 センサキャップの取り付け
点滅している。
の場合，表示します。
(P.13)]を参照して，正しく装着し直してください。

86

現象・本器の状態など
推定故障個所
温度表示器にが 校正エラーの場合，表示します。
点滅している。

温度表示器に点滅している。

対 策
測定部の汚れや気泡を取り除いて，再度校正を行ってください。
再度，エラーが発生する場合，溶存酸素検出器を修理または交換
してください。
塩分濃度補正を行っている場合，
塩分濃度補正値を0 PSUに戻してから，再度校正を行ってください。
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡くだ さい。

が 内部メモリの異常です。

12.2.2 キー操作について
現象・本器の状態など
全設定値が変更できない。
， キーで値が変わらない。
EVT 設 定 以 外 の 設 定ができない。
， キーで値が変わらない。
強制洗浄モードに移行できない。

推定故障個所[設定値ロック選択(P.34)]でック 1)を選択していませんか?

[設定値ロック選択(P.34)]でック 2)を選択していませんか?

(ロ
さい。

(ロック解除)をしてくだ(ロ[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]のいずれ(洗浄出力)を選択していかで，ますか?
洗浄時間および洗浄待機時間による洗浄動作中ではありませんか?
校正モードに移行でき [設定値ロック選択(P.34)]で，(ロック 2)またはない。
(ロック 1)，(ロック 3)を選択していません
か?
[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]のいずれ(洗浄出力)を選択し，洗かで，浄時間および洗浄待機時間による洗浄
動作中ではありませんか?

87

対 策(ロック解除)をしてください。

[EVT1～6 動作選択(P.26, 31)]のい(洗浄出力)を選
ずれかで，択してください。
洗浄動作が終了してから実行してください。
(ロック解除)をしてください。

洗浄動作が終了してから校正してください。

12.2.3 通信について
マスターおよびお客様ご使用のスレーブに，電源が供給されているか確認してください。
それでも通信できない場合は，下記に示す内容の確認を行ってください。
現象・本器の状態など
推定故障個所
対 策
通信できない。
通信コネクタがはずれていませんか? 通信ケーブル，コネクタを確認してください。
通信コネクタの配線を間違えていま 通信ケーブル，コネクタを確認しせんか?
てください。
通信ケーブル，コネクタの断線および 通信ケーブル，コネクタを確認し接触不良はありませんか?
てください。
マスターとスレーブの通信速度は一 マスターとスレーブの通信速度
致していますか?
を確認してください。
マスターとスレーブのデータビット， マスターとスレーブのデータビ
パリティ，ストップビットは一致して ット，パリティ，ストップビット
いますか?
を確認してください。
スレーブの機器番号と，コマンドの機 スレーブの機器番号と，コマンド
器番号は一致していますか?
の機器番号を確認してください。
同じ機器番号を設定しているスレー 機器番号を確認してください。
ブはありませんか?
送信タイミングを考慮したプログラ プログラムを確認してください。
ムになっていますか?
通信はできるが，否定応 存在しないコマンドコードを送って コマンドコードを確認してくだ答が返ってくる。
いませんか?
さい。
設定範囲外のデータを送っていませ 設定範囲を超えていないか確認
んか?
してください。
設定できない状態(校正中)ではあり スレーブの状態を確認してくだ
ませんか?
さい。
キー操作による設定モード中ではあ 表示モードまたは洗浄出力モー
りませんか?
ドに戻してください。

8813. キャラクタ一覧表
下記にキャラクタ一覧を示します。データの控えにお使いください。
設定グループ一覧
キャラクタ

設定グループ
溶存酸素濃度入力機能設定グループ
伝送出力 1 設定グループ
伝送出力 2 設定グループ
EVT1 動作設定グループ
EVT2 動作設定グループ
EVT3 動作設定グループ(*)
EVT4 動作設定グループ(*)
EVT5 動作設定グループ(*)
EVT6 動作設定グループ(*)
通信機能設定グループ
洗浄機能設定グループ
固有機能設定グループ
自己診断グループ
データクリアグループ(*): EVT

出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。

溶存酸素濃度校正
キャラクタ
名 称，設定範囲
測定値(*)
溶存酸素濃度 1 点校正モード
測定値(*)

溶存酸素濃度 2 点校正モード

濃度目標値

濃度オプション校正モード
0.00～20.00 mg/L

工場出荷初期値

0.00 mg/L(*): 溶存酸素濃度測定値が点滅します。

89

データ

伝送出力 1 調整
キャラクタ

伝送出力 2 調整
キャラクタ

名 称，設定範囲
伝送出力 1 ゼロ調整
伝送出力 1 スパンの±5.00 %伝送出力 1 スパン調整
伝送出力 1 スパンの±5.00 %工場出荷初期値

データ

工場出荷初期値

データ

工場出荷初期値

データ

0.00 mg/L
0.00 mg/L

名 称，設定範囲
伝送出力 2 ゼロ調整
伝送出力 2 スパンの±5.00 %伝送出力 2 スパン調整
伝送出力 2 スパンの±5.00 %0.00 mg/L
0.00 mg/L

溶存酸素濃度入力機能設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
信号出力応答時間設定
5～600 秒
塩分濃度補正設定
0～42 PSU
海抜補正設定0～5000 m

60 秒
0 PSU
0m

伝送出力 1 設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
伝送出力 1 動作選択
溶存酸素濃度伝送: 溶存酸素濃度伝送: 水温伝送: 溶存酸素飽和率伝送: 酸素分圧伝送
伝送出力 1 上限設定
20.00 mg/L
伝送出力 1 下限値～測定レンジ上限値
伝送出力 1 下限設定
0.00 mg/L
測定レンジ下限値～伝送出力 1 上限値
校正時伝送出力 1 出力状態選択 直前値ホールド: 直前値ホールド(溶存酸素濃度校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(溶存酸素濃度校正時の測定値を出力します。)
校正時伝送出力 10.00 mg/L
設定値ホールド設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値

90

データ

伝送出力 2 設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
伝送出力 2 動作選択
溶存酸素濃度伝送: 溶存酸素濃度伝送: 水温伝送: 溶存酸素飽和率伝送: 酸素分圧伝送
伝送出力 2 上限設定
20.00 mg/L
伝送出力 2 下限値～測定レンジ上限値
伝送出力 2 下限設定
0.00 mg/L
測定レンジ下限値～伝送出力 2 上限値
校正時伝送出力 2 出力状態選択 直前値ホールド: 直前値ホールド(溶存酸素濃度校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(溶存酸素濃度校正時の測定値を出力します。)
校正時伝送出力 20.00 mg/L
設定値ホールド設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値

91

データ

EVT1 動作設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 動作選択
動作無し: 動作無し: 溶存酸素濃度入力上限動作: 溶存酸素濃度入力下限動作: 水温入力上限動作: 水温入力下限動作: 溶存酸素飽和率入力上限動作: 溶存酸素飽和率入力下限設定: 酸素分圧入力上限動作: 酸素分圧入力下限動作: センサキャップ交換タイマ: 自己診断出力: 洗浄出力: 溶存酸素濃度入力上下限個別動作: 水温入力上下限個別動作: 溶存酸素飽和率入力上下限個別動作: 酸素分圧入力上下限個別動作
溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
EVT1 設定(*1)
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
基準値
EVT1 動作幅選択(*2)
: 中間値
: 基準値
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT1 上方側動作幅設定(*2)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT1 下方側動作幅設定(*3)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa(*1): [EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(センサキャップ交換タイマ)，

データ(自己診断出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。
(*2): [EVT1 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(酸素分圧入力上下限個別動作)を選択した場合，この選択・設定項目は表示しません。
(*3): [EVT1 動作幅選択]で(溶存酸(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。

92

キャラクタ

名 称，設定範囲
EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT1 出力 ON 時出力 ON 時間
設定
0～9999 秒
EVT1 出力 ON 時出力 OFF 時間
設定
0～9999 秒
EVT1 上下限個別下方側動作点
設定(*)

工場出荷初期値

データ

0秒
0秒
0秒

0秒

溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT1 上下限個別上方側動作点 溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
設定
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT1 動作すきま設定
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01～2.00 mg/L
水温入力
: 1.0～5.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1～20.0 %酸素分圧入力: 0.1～15.0 kPa(*):[EVT1 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(溶存酸(酸素分圧入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。

93

EVT2 動作設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT2 動作選択
動作無し: 動作無し: 溶存酸素濃度入力上限動作: 溶存酸素濃度入力下限動作: 水温入力上限動作: 水温入力下限動作: 溶存酸素飽和率入力上限動作: 溶存酸素飽和率入力下限設定: 酸素分圧入力上限動作: 酸素分圧入力下限動作: センサキャップ交換タイマ: 自己診断出力: 洗浄出力: 溶存酸素濃度入力上下限個別動作: 水温入力上下限個別動作: 溶存酸素飽和率入力上下限個別動作: 酸素分圧入力上下限個別動作
溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
EVT2 設定(*1)
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
基準値
EVT2 動作幅選択(*2)
: 中間値
: 基準値
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT2 上方側動作幅設定(*2)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT2 下方側動作幅設定(*3)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa(*1): [EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(センサキャップ交換タイマ)，

データ(自己診断出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。
(*2): [EVT2 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(酸素分圧入力上下限個別動作)を選択した場合，この選択・設定項目は表示しません。
(*3): [EVT2 動作幅選択]で(溶存酸(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。

94

キャラクタ

名 称，設定範囲
EVT2 動作 ON 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT2 動作 OFF 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT2 出力 ON 時出力 ON 時間
設定
0～9999 秒
EVT2 出力 ON 時出力 OFF 時間
設定
0～9999 秒
EVT2 上下限個別下方側動作点
設定(*)

工場出荷初期値

データ

0秒
0秒
0秒

0秒

溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT2 上下限個別上方側動作点 溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
設定
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT2 動作すきま設定
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01～2.00 mg/L
水温入力
: 1.0～5.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1～20.0 %酸素分圧入力: 0.1～15.0 kPa(*):[EVT2 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(溶存酸(酸素分圧入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。

95

EVT3 動作設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT3 動作選択
動作無し: 動作無し: 溶存酸素濃度入力上限動作: 溶存酸素濃度入力下限動作: 水温入力上限動作: 水温入力下限動作: 溶存酸素飽和率入力上限動作: 溶存酸素飽和率入力下限設定: 酸素分圧入力上限動作: 酸素分圧入力下限動作: センサキャップ交換タイマ: 自己診断出力: 洗浄出力: 溶存酸素濃度入力上下限個別動作: 水温入力上下限個別動作: 溶存酸素飽和率入力上下限個別動作: 酸素分圧入力上下限個別動作
溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
EVT3 設定(*1)
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
基準値
EVT3 動作幅選択(*2)
: 中間値
: 基準値
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT3 上方側動作幅設定(*2)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT3 下方側動作幅設定(*3)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa(*1): [EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(センサキャップ交換タイマ)，

データ(自己診断出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。
(*2): [EVT3 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(酸素分圧入力上下限個別動作)を選択した場合，この選択・設定項目は表示しません。
(*3): [EVT3 動作幅選択]で(溶存酸(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。

96

キャラクタ

名 称，設定範囲
EVT3 動作 ON 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT3 動作 OFF 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT3 出力 ON 時出力 ON 時間
設定
0～9999 秒
EVT3 出力 ON 時出力 OFF 時間
設定
0～9999 秒
EVT3 上下限個別下方側動作点
設定(*)

工場出荷初期値

データ

0秒
0秒
0秒

0秒

溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT3 上下限個別上方側動作点 溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
設定
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT3 動作すきま設定
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01～2.00 mg/L
水温入力
: 1.0～5.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1～20.0 %酸素分圧入力: 0.1～15.0 kPa(*):[EVT3 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(溶存酸(酸素分圧入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。

97

EVT4 動作設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT4 動作選択
動作無し: 動作無し: 溶存酸素濃度入力上限動作: 溶存酸素濃度入力下限動作: 水温入力上限動作: 水温入力下限動作: 溶存酸素飽和率入力上限動作: 溶存酸素飽和率入力下限設定: 酸素分圧入力上限動作: 酸素分圧入力下限動作: センサキャップ交換タイマ: 自己診断出力: 洗浄出力: 溶存酸素濃度入力上下限個別動作: 水温入力上下限個別動作: 溶存酸素飽和率入力上下限個別動作: 酸素分圧入力上下限個別動作
溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
EVT4 設定(*1)
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
基準値
EVT4 動作幅選択(*2)
: 中間値
: 基準値
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT4 上方側動作幅設定(*2)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT4 下方側動作幅設定(*3)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa(*1): [EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(センサキャップ交換タイマ)，

データ(自己診断出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。
(*2): [EVT4 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(酸素分圧入力上下限個別動作)を選択した場合，この選択・設定項目は表示しません。
(*3): [EVT4 動作幅選択]で(溶存酸(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。

98

キャラクタ

名 称，設定範囲
EVT4 動作 ON 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT4 動作 OFF 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT4 出力 ON 時出力 ON 時間
設定
0～9999 秒
EVT4 出力 ON 時出力 OFF 時間
設定
0～9999 秒
EVT4 上下限個別下方側動作点
設定(*)

工場出荷初期値

データ

0秒
0秒
0秒

0秒

溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT4 上下限個別上方側動作点 溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
設定
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT4 動作すきま設定
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01～2.00 mg/L
水温入力
: 1.0～5.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1～20.0 %酸素分圧入力: 0.1～15.0 kPa(*):[EVT4 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(溶存酸(酸素分圧入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。

99

EVT5 動作設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT5 動作選択
動作無し: 動作無し: 溶存酸素濃度入力上限動作: 溶存酸素濃度入力下限動作: 水温入力上限動作: 水温入力下限動作: 溶存酸素飽和率入力上限動作: 溶存酸素飽和率入力下限設定: 酸素分圧入力上限動作: 酸素分圧入力下限動作: センサキャップ交換タイマ: 自己診断出力: 洗浄出力: 溶存酸素濃度入力上下限個別動作: 水温入力上下限個別動作: 溶存酸素飽和率入力上下限個別動作: 酸素分圧入力上下限個別動作
溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
EVT5 設定(*1)
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
基準値
EVT5 動作幅選択(*2)
: 中間値
: 基準値
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT5 上方側動作幅設定(*2)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT5 下方側動作幅設定(*3)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa(*1): [EVT5 動作選択]で，(動作無し)，(センサキャップ交換タイマ)，

データ(自己診断出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。
(*2): [EVT5 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(酸素分圧入力上下限個別動作)を選択した場合，この選択・設定項目は表示しません。
(*3): [EVT5 動作幅選択]で(溶存酸(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。

100

キャラクタ

名 称，設定範囲
EVT5 動作 ON 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT5 動作 OFF 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT5 出力 ON 時出力 ON 時間
設定
0～9999 秒
EVT5 出力 ON 時出力 OFF 時間
設定
0～9999 秒
EVT5 上下限個別下方側動作点
設定(*)

工場出荷初期値

データ

0秒
0秒
0秒

0秒

溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT5 上下限個別上方側動作点 溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
設定
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT5 動作すきま設定
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01～2.00 mg/L
水温入力
: 1.0～5.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1～20.0 %酸素分圧入力: 0.1～15.0 kPa(*):[EVT5 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(溶存酸(酸素分圧入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。

101

EVT6 動作設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT6 動作選択
動作無し: 動作無し: 溶存酸素濃度入力上限動作: 溶存酸素濃度入力下限動作: 水温入力上限動作: 水温入力下限動作: 溶存酸素飽和率入力上限動作: 溶存酸素飽和率入力下限設定: 酸素分圧入力上限動作: 酸素分圧入力下限動作: センサキャップ交換タイマ: 自己診断出力: 洗浄出力: 溶存酸素濃度入力上下限個別動作: 水温入力上下限個別動作: 溶存酸素飽和率入力上下限個別動作: 酸素分圧入力上下限個別動作
溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
EVT6 設定(*1)
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
基準値
EVT6 動作幅選択(*2)
: 中間値
: 基準値
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT6 上方側動作幅設定(*2)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
EVT6 下方側動作幅設定(*3)
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～4.00 mg/L
水温入力
: 0.0～10.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～40.0 %酸素分圧入力: 0.0～30.0 kPa(*1): [EVT6 動作選択]で，(動作無し)，(センサキャップ交換タイマ)，

データ(自己診断出力)または(洗浄出力)を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。
(*2): [EVT6 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(酸素分圧入力上下限個別動作)を選択した場合，この選択・設定項目は表示しません。
(*3): [EVT6 動作幅選択]で(溶存酸(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。

102

キャラクタ

名 称，設定範囲
EVT6 動作 ON 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT6 動作 OFF 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT6 出力 ON 時出力 ON 時間
設定
0～9999 秒
EVT6 出力 ON 時出力 OFF 時間
設定
0～9999 秒
EVT6 上下限個別下方側動作点
設定(*)

工場出荷初期値

データ

0秒
0秒
0秒

0秒

溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT6 上下限個別上方側動作点 溶存酸素濃度入力: 0.00 mg/L
水温入力
: 0.0
設定
溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %酸素分圧入力: 0.0 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.00～20.00 mg/L
水温入力
: 0.0～50.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.0～200.0 %酸素分圧入力: 0.0～150.0 kPa
EVT6 動作すきま設定
溶存酸素濃度入力: 0.01 mg/L
水温入力
: 1.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1 %酸素分圧入力: 0.1 kPa
溶存酸素濃度入力: 0.01～2.00 mg/L
水温入力
: 1.0～5.0
溶存酸素飽和率入力 : 0.1～20.0 %酸素分圧入力: 0.1～15.0 kPa(*):[EVT6 動作選択]で(溶存酸素濃度入力上下限個別動作)，

素飽和率入力上下限個別動作)または(水温入力上下限個別動作)，(溶存酸(酸素分圧入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。

103

通信機能設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
通信プロトコル選択
神港標準: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
機器番号設定00～95
通信速度選択9600 bps: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
データビット/パリティ選択
7 ビット/偶数: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7 ビット/偶数: 8 ビット/奇数: 7 ビット/奇数
ストップビット選択
ストップビット 1: ストップビット 1: ストップビット 2
洗浄機能設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
洗浄動作時間設定
10～120 秒
洗浄タイマ設定(無し)，10～240 分
洗浄待機時間設定
0～60 秒

工場出荷初期値

データ

データ

30 秒
OFF(無し)0秒

固有機能設定グループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
設定値ロック選択
ロック解除(ロック解除) : 全設定値の変更ができます。
(ロック 1) : 全設定値の変更ができません。
(ロック 2) : EVT1～6 設定値以外の全設定値の変更ができません。
(ロック 3) : 全設定値を一時的に変更できます。
変更したデータは不揮発性 IC メモリに書き込みませんので，計器電源を切ると前の値に戻ります。
自動調光機能選択
無効
: 無効
: 有効
表示時間設定00.00(消灯しません)
00.00(消灯しません)
00.01～60.00(分.秒)

104

データ

キャラクタ(*): EVT

名 称，設定範囲
入力異常時 EVT 出力動作選択
: 有効
: 無効
EVT1 設定
0～1095 日
EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT2 設定
0～1095 日
EVT2 動作 ON 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT2 動作 OFF 遅延タイマ設定
0～9999 秒
EVT3 設定(*)
0～1095 日
EVT3 動作 ON 遅延タイマ設定(*)
0～9999 秒
EVT3 動作 OFF 遅延タイマ設定(*)
0～9999 秒
EVT4 設定(*)
0～1095 日
EVT4 動作 ON 遅延タイマ設定(*)
0～9999 秒
EVT4 動作 OFF 遅延タイマ設定(*)
0～9999 秒
EVT5 設定(*)
0～1095 日
EVT5 動作 ON 遅延タイマ設定(*)
0～9999 秒
EVT5 動作 OFF 遅延タイマ設定(*)
0～9999 秒
EVT6 設定(*)
0～1095 日
EVT6 動作 ON 遅延タイマ設定(*)
0～9999 秒
EVT6 動作 OFF 遅延タイマ設定(*)
0～9999 秒
センサキャップ交換タイマ残時間表示
0～1095 日

工場出荷初期値
無効

365 日
0秒
0秒
365 日
0秒
0秒
365 日
0秒
0秒
365 日
0秒
0秒
365 日
0秒
0秒
365 日
0秒
0秒
365 日

出力(オプション: EVT)を付加していない場合，表示しません。

105

データ

自己診断グループキャラクタ
全点灯
LED 全点灯モード
個別点灯
LED 個別点灯モード
キー入力モード
温度表示器

出力モード
温度表示器

測定値

モードの説明

キー入力
キーを押していない状態
キーを押した場合キーを押した場合
二つ以上のキーを同時に押した場合
出 力
全 EVT 出力 OFF，各伝送出力 4 mA DC
EVT1 出力 ON
EVT2 出力 ON
EVT3 出力 ON
EVT4 出力 ON
EVT5 出力 ON
EVT6 出力 ON
伝送出力 1 20 mA DC
伝送出力 2 20 mA DC

入力モード
溶存酸素濃度表示器

温度表示器
溶存酸素濃度測定値
水温測定値
溶存酸素飽和率測定値
酸素分圧測定値
センサキャップのシリアルナンバー

データクリアグループ
キャラクタ
名 称，設定範囲
データクリア選択
: 校正値
: 設定値
データクリア確認選択: データクリア中止: データクリア実行

工場出荷初期値
校正値

データクリア中止

106

データ

エラーコード一覧
下記エラーの場合，温度表示器にエラーコードを表示します。
エラーコード
内容説明
不揮発性ICメモリエラー
溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
溶存酸素検出器へコマンドを送信した後，500 ms間無応答ならばコ
マンドを再送信します。
4回連続して無応答の場合，このエラーコードを表示します。
通信状態が正常になった場合，自動的に復帰します。
エラーコード表示時，測定値は前回の測定値を保持します。
センサキャップ無しまたは装着不良
校正エラー(入力異常または30分経過後，校正を行えない場合)
データフラッシュ消去
DOセンサから返信されるクオリティID3を受信すると表示する。

107

発 生
常時
測定時および
校正時

校正時
測定時および
校正時

14. キー操作フローチャート
電源投入

表示モードまたは洗浄出力モード(*1)
測定値(*2)
溶存酸素濃度/
測定値(*3)
温度表示モード

測定値(*2)
測定値(*3)

溶存酸素飽和率/
温度表示モード

測定値(*2)
測定値(*3)酸素分圧/
温度表示モード+

測定値(*2)

溶存酸素濃度
1 点校正モード(P.41)

測定値(*4)

1 点校正(100 %飽和校正)

測定値(*2)

溶存酸素濃度
2 点校正モード(P.43)

測定値(*4)

1 点目校正(*5)(100 %飽和校正)

測定値(*4)

2 点目校正(0 点校正)測定値(*4)

濃度目標値

濃度オプション
校正モード (P.45)

濃度オプション
自動校正

測定値(*2)
測定値(*3)

強制洗浄モード(P.54)

洗浄動作後，自動的に移行

(3 秒)

(3 秒)

+

+

(3 秒)

伝送出力 1
ゼロ調整(3 秒)

伝送出力 2
ゼロ調整(P.47)

伝送出力 1
スパン調整(P.47)(P.48)

伝送出力 2
スパン調整(P.48)

溶存酸素濃度入力
機能設定グループ

伝送出力 1
設定グループ

伝送出力 2
設定グループ

信号出力応答時間
設定(P.23)

伝送出力 1 動作選択
(P.24)

伝送出力 2 動作選択
(P.25)

塩分濃度補正設定(P.23)

伝送出力 1 上限設定
(P.24)

伝送出力 2 上限設定
(P.25)

海抜補正設定伝送出力 1 下限設定
(P.24)

伝送出力 2 下限設定
(P.25)

校正時伝送出力 1
出力状態選択 (P.24)

校正時伝送出力 2
出力状態選択 (P.25)

校正時伝送出力 1
設定値ホールド設定(P.24)

校正時伝送出力 2
設定値ホールド設定(P.25)(P.23)●設定(選択)項目について
信号出力応答時間
設定(P.23)
EVT3 動作
設定グループ

左側上段は溶存酸素濃度表示器で設定(選択)項目キャラクタを，左側下段は温度表示器で工場
出荷初期値を表しています。右側は設定(選択)項目名および参照ページを表しています。
この色の設定グループおよび設定(選択)項目は，オプションが付加されていない場合，表示しません。

(*1): 洗浄出力モードで，洗浄動作中(洗浄動作時間および洗浄待機時間)，測定値(溶存酸素濃度，溶存酸素飽和率，酸素分圧，温度)はホールドします。
(*2): 溶存酸素濃度，溶存酸素飽和率または酸素分圧測定値を表示します。
(*3): 温度測定値を表示します。
(*4): 校正中，溶存酸素濃度測定値が点滅します。
キーを押すと，表示モードまたは洗浄出力モードに(*5): 2 点校正モードで，1 点目校正(100 %飽和校正)中にエラーが発生した場合， キーまたは
戻ります。

108

1

2

EVT1 動作
設定グループEVT2 動作
設定グループ(*6)

EVT3 動作
設定グループ(*7)

EVT1 動作選択(P.26)

EVT2 動作選択(P.26)

EVT3 動作選択(P.26)

EVT1 設定

EVT2 設定

EVT3 設定(P.28)(P.28)(P.28)

EVT1 動作幅選択(P.28)

EVT2 動作幅選択(P.28)

EVT3 動作幅選択(P.28)

EVT1 上方側動作幅
設定(P.28)

EVT2 上方側動作幅
設定(P.28)

EVT3 上方側動作幅
設定(P.28)

EVT1 下方側動作幅
設定(P.28)

EVT2 下方側動作幅
設定(P.28)

EVT3 下方側動作幅
設定(P.28)

EVT1 動作 ON
遅延タイマ設定

EVT2 動作 ON
遅延タイマ設定

EVT3 動作 ON
遅延タイマ設定(P.29)
EVT1 動作 OFF
遅延タイマ設定(P.29)
EVT2 動作 OFF
遅延タイマ設定(P.29)

1

3(P.29)
EVT3 動作 OFF
遅延タイマ設定(P.29)(P.29)

EVT1 出力 ON 時
出力 ON 時間設定
(P.29)

EVT2 出力 ON 時
出力 ON 時間設定

EVT3 出力 ON 時
出力 ON 時間設定
(P.29)(P.29)

EVT1 出力 ON 時
出力 OFF 時間設定
(P.29)

EVT2 出力 ON 時
出力 OFF 時間設定
(P.29)

EVT3 出力 ON 時
出力 OFF 時間設定
(P.29)

EVT1 上下限個別
下方側動作点設定(P.29)

EVT2 上下限個別
下方側動作点設定

EVT3 上下限個別
下方側動作点設定

EVT1 上下限個別
上方側動作点設定(P.30)

EVT2 上下限個別
上方側動作点設定

EVT1 動作すきま
設定(P.30)

EVT2 動作すきま
設定(P.30)(P.29)(P.29)
EVT3 上下限個別
上方側動作点設定(P.30)(P.30)
EVT3 動作すきま
設定(P.30)

4

2●キー操作について
・ ，
，
:
，
，
キーを押すと，矢印の項目に移行することを表しています。
・+(3 秒):
キーを押しながら，キーを約 3 秒間押し続けると，矢印の項目に移行することを表しています。
・(3 秒)，(3 秒):
キーまたはキーを約 3 秒間押し続けると，矢印の項目に移行することを表しています。
・ +(3 秒):
キーを押しながら，キーを約 3 秒間押し続けると，矢印の項目に移行することを表しています。
・+(3 秒):
キーを押しながら，キーを約 3 秒間押し続けると，矢印の項目に移行することを表しています。
・各設定(選択)項目の設定(選択)は，キーまたはキーで行い，
キーで登録します。
・各設定(選択)項目内で，キーを約 3 秒間押し続けると，表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
(*6): EVT2 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。EVT2(キャラクタ を )に置き換え，EVT1
動作設定グループ(P.26～30)を参照してください。
(*7): EVT3 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。EVT3(キャラクタ を )に置き換え，EVT1
動作設定グループ(P.26～30)を参照してください。

109

3

EVT4 動作
設定グループ(*8)

EVT5 動作
設定グループ(*9)

EVT6 動作
設定グループ(*10)

EVT4 動作選択(P.26)

EVT5 動作選択(P.26)

EVT6 動作選択(P.26)

EVT4 設定

EVT5 設定

EVT6 設定

5(P.28)(P.28)(P.28)

EVT4 動作幅選択(P.28)

EVT5 動作幅選択(P.28)

EVT6 動作幅選択(P.28)

EVT4 上方側動作幅
設定(P.28)

EVT5 上方側動作幅
設定(P.28)

EVT6 上方側動作幅
設定(P.28)

EVT4 下方側動作幅
設定(P.28)

EVT5 下方側動作幅
設定(P.28)

EVT6 下方側動作幅
設定(P.28)

EVT4 動作 ON
遅延タイマ設定

EVT5 動作 ON
遅延タイマ設定

EVT6 動作 ON
遅延タイマ設定(P.29)
EVT4 動作 OFF
遅延タイマ設定(P.29)
EVT5 動作 OFF
遅延タイマ設定(P.29)(P.29)
EVT6 動作 OFF
遅延タイマ設定(P.29)(P.29)

EVT4 出力 ON 時
出力 ON 時間設定
(P.29)

EVT5 出力 ON 時
出力 ON 時間設定

EVT6 出力 ON 時
出力 ON 時間設定
(P.29)(P.29)

EVT4 出力 ON 時
出力 OFF 時間設定
(P.29)

EVT5 出力 ON 時
出力 OFF 時間設定
(P.29)

EVT6 出力 ON 時
出力 OFF 時間設定
(P.29)

EVT4 上下限個別
下方側動作点設定(P.29)

EVT5 上下限個別
下方側動作点設定

EVT6 上下限個別
下方側動作点設定

EVT4 上下限個別
上方側動作点設定(P.30)

EVT5 上下限個別
上方側動作点設定

EVT4 動作すきま
設定(P.30)

EVT5 動作すきま
設定(P.30)(P.29)(P.29)
EVT6 上下限個別
上方側動作点設定(P.30)(P.30)
EVT6 動作すきま
設定(P.30)

46(*8): EVT4 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。EVT4(キャラクタ を )に置き換え，EVT1
動作設定グループ(P.26～30)を参照してください。
(*9): EVT5 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。EVT5(キャラクタ を )に置き換え，EVT1
動作設定グループ(P.26～30)を参照してください。
(*10): EVT6 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。EVT6(キャラクタ を )に置き換え，EVT1
動作設定グループ(P.26～30)を参照してください。

110

5

通信機能
設定グループ

洗浄機能
設定グループ

固有機能
設定グループ

7

通信プロトコル選択(P.32)

洗浄動作時間設定(P.33)

設定値ロック選択(P.34)

8

機器番号設定(P.32)

洗浄タイマ設定(P.33)

自動調光機能選択(P.34)
表示時間設定(P.32)

洗浄待機時間設定(P.33)

通信速度選択9(P.34)

データビット/
パリティ選択 (P.32)

入力異常時 EVT
出力動作選択 (P.34)

ストップビット選択(P.32)

EVT1 設定(P.34)
EVT1 動作 ON
遅延タイマ設定(P.35)
EVT1 動作 OFF
遅延タイマ設定(P.35)
EVT2 設定(P.35)
EVT2 動作 ON
遅延タイマ設定(P.35)
EVT2 動作 OFF
遅延タイマ設定(P.35)
EVT3 設定(P.35)

6

10

111

7

自己診断
グループ

データクリアグループ

8

LED 全点灯モード(P.38)

データクリア選択(P.40)

LED 個別点灯モード(P.38)

データクリア確認
選択(*12)(P.40)

9

EVT3 動作 ON
遅延タイマ設定(P.35)
EVT3 動作 OFF
遅延タイマ設定

キー入力モード(P.39)(P.36)

EVT4 設定

出力モード(P.36)

EVT4 動作 ON
遅延タイマ設定(P.39)
入力モード(P.39)

測定値(*11)(P.36)

EVT4 動作 OFF
遅延タイマ設定(3 秒)(P.36)

EVT5 設定(P.36)
EVT5 動作 ON
遅延タイマ設定(P.36)
EVT5 動作 OFF
遅延タイマ設定(P.36)
EVT6 設定(P.37)
EVT6 動作 ON
遅延タイマ設定(P.37)
EVT6 動作 OFF
遅延タイマ設定(P.37)
センサキャップ交換
タイマ残時間表示(P.37)
10(*11): 溶存酸素濃度測定値を表示します。
(*12): データクリア確認選択の選択内容により，以下のように動作します。
・データクリア中止を選択した場合，データクリアを行わずに，データクリア中止前の表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
・データクリア実行を選択した場合，データクリアを行い，データクリア実行前の表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。(データクリア
実行時，全表示が一瞬消灯します。)

112

15. お手入れ
15.1

お手入れ

1 ヶ月毎に以下の項目を点検してください。
・測定部を水道水で清掃してください。
・測定部が傷ついたり，変質していないか確認してください。
・溶存酸素検出器ケーブルが傷ついたり，変質していないか確認してください。
・設置器具の腐食を確認してください。
15.2

定期点検

3 ヶ月毎に以下の項目を点検してください。
・本器がしっかり固定されているか。
・本器に破損などないか。
・端子台のねじがサビていないか。
15.3

消耗品交換
1 年を目安にセンサキャップを交換してください。
交換用センサキャップ(DOS-CP)をご購入ください。

15.4

校 正
本器は，長期にわたり安定して測定できるように設計されていますが，測定の信頼性を保つために，少なくとも 1 年に一度校正してください。[8. 校 正(P.41)]

15.5

長期保管

長期にわたり本器を使用しない場合，下記のように保管してください。
・電源を供給元から外してください。
・溶存酸素検出器を水から引き上げて清掃してください。
・直射日光が当たらない所に保管してください。

11316. 資 料
各温度における水中の飽和溶存酸素量(1 気圧，塩分濃度 0 PSU の場合)
温 度
飽和溶存
温 度
飽和溶存
温 度
飽和溶存
温 度 飽和溶存
( )
酸素量
( )
酸素量
( )
酸素量
( )
酸素量
(mg/L)(mg/L)(mg/L)(mg/L)
1
14.22
11
11.03
21
8.92
31
7.43
2
13.83
12
10.78
22
8.74
32
7.31
3
13.46
13
10.54
23
8.58
33
7.18
4
13.11
14
10.31
24
8.42
34
7.07
5
12.77
15
10.08
25
8.26
35
6.95
6
12.45
16
9.87
26
8.11
36
6.84
7
12.14
17
9.67
27
7.97
37
6.73
8
11.84
18
9.47
28
7.83
38
6.62
9
11.56
19
9.28
29
7.69
39
6.52
10
11.29
20
9.09
30
7.56
40
6.41
JIS K 0102-2016

114

115

・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
(例)
・形 名
・計器番号

WIL-102-DO
No. 194F05000

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] https://shinko-technos.co.jp/

東京営業所〒171-0021 東京都豊島区池袋 1-11-1
メトロポリタンプラザビル 14 階
TEL: (03)5117-2021 FAX: (052)957-2562

大阪営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

名古屋営業所〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

北 陸TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411

福 岡

TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446

本No. WIL11CDOJ3

2022.02