炉出口ガス温度測定システム
ボイラーや燃焼炉出口のCO2ガス温度の監視

FEGT Furnace Exit-Gas Temperature（CO2 燃焼ガス吸収波長）400～2000℃

特徴
放射温度計 IPE140/45 を内蔵
測定波長：CO2 吸収波長、可動焦点レンズ、測定距離：8ｍまで
本体の特徴
Voltexクーラーによる本体冷却
CaF2窓、交換可能
ボールフランジを使用
ボイラーが動作していてもメンテナンス可能システム導入による効果

FEGT（Furnace Exit-Gas Temperature）

灰が溶融する場所の温度を測定することでスラグの堆積量や付着物を減らします。
さまざまなプロセス条件でガス温度を測定することで熱の流れを最適化します。
熱の発生量とNOｘとSO2の放出量のトレードオフを定量化します。
スートブローイングを開始するタイミングを決定するためのアラームトリガーを設定できます。
ペンダントの寿命を延ばすために、スートブローイングを最小に抑えます。
BoilerSpectionと組み合わせで、炉内を可視化します。
連続して炉の温度をモニターすることで故障を無くします。
ボイラーの燃料消費量を減らし、省エネに貢献します。

本体外観

仕様
パイロメータ本体

システム概要型式

IPE140/45

パージエアー温度75℃

max (クーラー内部）

温度範囲

400～2000℃

周囲温度

90℃

max

測定波長

CO2の吸収波長

測定値の0.6% ＜1300℃
測定値の0.8% ＞1300℃

重量
エアーフィルター

約6kg

精度
再現性

測定値の0.1%＋1℃

Vortex Cooler

分解能

0.1℃(通信経由、表示器とも)

モデル

出力信号

DC4 ～ 20mA/DC0 ～ 20mA

ハウジング材質

リニヤ出力（選択可）、負荷抵抗500Ω以下 インレット径
供給電源

DC24V

消費電力

max. 6 W

冷却ジャケットステンレス製

冷却方法

Vortexクーラーによる冷却

保護等級

IP65 (DIN 40 050)

周囲温度

0～53℃

保管温度

-20 ～ +60℃

(14～30VDC)

5μｍカットフィルター208-25-HSS
ステンレス
1/4インチクーリング能力

440W

エアー流量

708slpm/＠0.69MPa

本器に内蔵するIPE140/45は、可動焦点型レンズを搭載しておりますので、任意の測定距離でスポット径を絞ることができます。
可動焦点レンズの焦点距離でのスポット径を以下の表に示します。レンズは、同じタイプの他のレンズと交換できます。再校正の必要はありません。

IPE140/45 使用レンズ
可動焦点レンズ（ﾚﾝｽﾞｶﾗｰﾏｰｸ)開口径
測 定 面 積S値

：D115mm

MB20
φ1.1(mm)
26(mm)
17135mm

φ1.313170mm

φ1.6014Optics
2-PE（黒/緑）

210mm

φ1.8

2617280mm

φ2.613500mm

φ4.9014Optics
3-PE（青/緑）

405mm

φ3.3

2617800mm

φ7138000mm

φ706.2

Optics1-PE（赤/緑）

測定距離

焦点位置は、レンズ鏡筒部を回転させることで固定およびリリースできる構造です。
片手で調整できます。

システムについて本システムは、以下の3つの機器から構成されます。
・パイロメータ IPE140/45
・FEGTハウジングアセンブリ
・接続ケーブル 耐熱仕様
運用開始に伴って必要なトレーニングや保証期間については、別途ご相談下さい。

ご注文についてコードNO.

詳細

3 875 880

IPE 140/45, MB20, 400…2000°C, laser targeting, focusable optics

3 875 890

IPE 140/45, MB20, 400…2000°C, through-lens-sighting, focusable optics

3 837 520

FEGT air cooling jacket for Series 140, incl. vortex air cooler, tube, ball flange
airfiltering system, window slide, CaF2 window, air purge, hoses (for purge air flow within system)

3 821 270

Electrical connection cable high temperature, 10m, with straight plug
DC24V電源 各種

システム構成
FEGTとBoilerSpection

システム構成本器とBoilerSpectionとの組み合わせ例です。
ボイラー毎に、3～12台設置します。設置に関してさまざまな要求に応えることができます。

測定温度とPL波長の相関例
ソフトウェア

成膜プロセスモニター例

テクニカルノート
ボイラー内部の温度分布例

CO2の分光エネルギー

アプリケーションノート

＊アプリケーションノートをご希望の方は、お気軽にご請求下さい。＊

本社
本社〒569-0835大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号〒569-0835: 072-678-3453FaxFax: 072-678-3516
TelTel: 072-678-3453: 072-678-3516
パイロメータ営業部
パイロメータ営業部〒221-0063横浜市神奈川区立町6丁目1番
横浜市神奈川区立町6丁目1番
ANNI横浜EAST4〒221-0063
ANNI横浜EAST4Ｆ
TelＦ: 045-438-1191 Fax : 045-438-1192
Tel : 045-438-1191 Fax : 045-438-1192

Tel
東京支店
Tel: 03-3454-3691: 03-3454-3691 Fax
Fax: 03-5422-7815: 03-5442-7815
東京支店
横浜営業所
Tel: 045-438-4566: 045-438-4566 Fax
Fax: 045-438-4568: 045-438-4568
横浜営業所 Tel
名古屋営業所
Tel: 052-689-5611: 0562-57-2680 Fax
Fax: 052-601-5951: 0562-57-2681
名古屋支店 Tel
高砂営業所
Tel: 079-444-1300: 079-444-1300 Fax
Fax: 079-444-1301: 079-444-1301
高砂営業所 Tel
岡山営業所
Tel: 086-448-5421: 086-448-5421 Fax
Fax: 086-444-9149: 086-444-9149
岡山営業所 Tel
広島営業所
Tel: 082-568-5099: 082-568-5099 Fax
Fax: 082-568-5098: 082-568-5098
広島営業所 Tel
北九州営業所
Tel: 093-671-5834: 093-671-5834 Fax
Fax: 093-662-3652: 093-662-3652
北九州営業所 Tel
大分営業所
Tel: 097-558-3222: 097-558-3222 Fax
Fax: 097-552-3131: 097-552-3131
大分営業所 Tel
長崎営業所
Tel: 095-871-0115: 095-871-0115 Fax
Fax: 095-871-1001: 095-871-1001
長崎営業所 Tel
Tel
高槻工場
Tel: 072-678-1313: 072-678-1313 Fax
Fax: 072-679-2006: 072-679-2006
高槻工場
Tel
長崎工場
Tel: 095-871-0115: 095-871-0115 Fax
Fax: 095-871-1001: 095-871-1001
長崎工場