株式会社イマダ
スタンド比較表

◇スタンド一覧
縦型

選定指標
・速度を一定に測定したい

電動 ・耐久試験をしたい
・規格に基づいた測定をしたい

手動

横型

MX シリーズ
MX2 シリーズ
EMX シリーズ

MH-1000N
MH2 シリーズ

・効率よく測定が可能
・測定方向を均一化でき、正確な測定が可能

・安価なものを選びたい
・作業性を高めたい

小型・低荷重型

・引張、圧縮、剥離など様々な ・水平方向から荷重負荷を測定に広く対応が可能
かけたい・小スペースで測定が可能
・サンプルの取り扱いが容易

SVH-1000N
SVL-1000N
HV シリーズ

・サンプルの取扱いが容易

SH シリーズ

・微小な荷重の測定が可能
・持ち運びやすいFCA シリーズ
KV シリーズ
MS シリーズ※ たわみ剛性などの違いにより、使用する計測スタンドよって測定値に差が出る場合があります。測定値を比較する際には同じモデルの計測スタンドを使用してください。

◇スタンド特徴比較〇電動計測スタンド（縦型）
シリーズ

MX シリーズ

MX2 シリーズ

EMX シリーズ

シンプルタイプ

標準タイプ

高機能タイプ

外観特徴

選定の指標たわみ剛性△

MX2-500N/MX2-1000N
MX2-2500N/MX2-5000N〇

許容最大荷重500N/1000N/2500N/5000N
500N/1000N/2500N：10-300
5000N：0.5-300〇

500N/1000N

異物混入保護カバー(※3)

500N/1000N
500N：10-300
1000N：8-240－

マニュアル操作モード〇〇〇

シングルサイクルモード

〇〇〇

型式

機
構

動
作機
能速移度動
設量定

制御機
能

・精密かつ複雑な測定をしたい・繰返し／耐久試験をしたい
・荷重－変位の関係をグラフ化した・低コストかつシンプルな操作で測 ・試験速度をデジタル設定したい
い(※1)
定をしたい
・荷重－変位の関係をグラフ化した・変位制御を使用した測定がしたいい(※1)
・試験条件を迷わず設定したい(※2)

移動速度(mm/min)

MX-500N/MX-1000N

EMX-500N/EMX-1000N◎0.5-600◎

連続サイクルモード〇〇〇カウンター機能(※4)－〇〇タイマー機能(※5)－〇〇接触検出機能(※6)－－〇(※2)

破断停止機能(※6)－－〇(※2)

移動範囲の設定〇〇〇

移動量のデジタル設定－－〇

速度のデジタル設定－〇〇

変速位置の設定－－〇

オーバーロード防止(※7)

〇

〇

〇

荷重コントロール〇〇〇

非常停止ボタン〇〇〇

制御信号入出力－△（-CN オプション）〇

メニューロック機能－－〇(※2)12023/8/28

株式会社イマダ
スタンド比較表

〇電動計測スタンド（横型）
型式

MH-1000N

MH2 シリーズ(MH2-500N/MH2-2500N)

シンプルタイプ

標準タイプ

外観

特徴
選定の指標

機
構

動
作機
能速移
度動
設量
定

制
御機
能・低コストかつシンプルない

許容最大荷重1000N操作で測定をした・繰返し／耐久試験をしたい
・試験速度をデジタル設定したい
・荷重-変位の関係をグラフ化したい(※1)
500N/2500N

移動速度(mm/min)

6-180

10-300

異物混入保護カバー(※3)

〇〇マニュアル操作モード〇〇

シングルサイクルモード〇〇

連続サイクルモード〇〇

カウンター機能(※4)－〇タイマー機能(※5)－

〇接触検出機能(※6)－－

破断停止機能(※6)－－

移動範囲の設定〇〇

移動量のデジタル設定－－

速度のデジタル設定－〇

変速位置の設定－－

オーバーロード防止(※7)

〇〇

荷重コントロール〇〇

非常停止ボタン〇〇

制御信号入出力－△（-CN オプション）

メニューロック機能－－※

オプションにより追加できる機能もございます。追加可能なオプションについてはスタンド個別の仕様をご参照ください。
また、弊社は特注対応もしておりますので、仕様の範囲に限らずお気軽にご相談ください。
※1 荷重－変位測定には、オプションの FA 仕様（変位計搭載仕様）にしていただく必要がございます。
MX2-5000N と EMX シリーズ、MH2-2500N のみお客様ご自身で取付けていただく下記後付け変位計オプションユニットをご利用いただけます。
MX2-5000N: OP-MX250-FA、EMX シリーズ: OP-EMX-FA(-L)、MH2-2500N: OP-MH225-FA
なお、EMX シリーズはファームウェア Ver2.0 以降のモデルが対象になります。Ver2.0 未満のモデルは対応していません。ファーム
ウェア Ver2.0 未満のモデルに変位計を組込み場合は弊社工場での組込みになります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※2 ファームウェア Ver2.0 以降搭載のモデルのみご利用いただけます。Ver2.0 未満のモデルはご利用できません。
※3 支柱の内部に埃やサンプルの破片などの異物が侵入する恐れを低減するもので、完全に異物の侵入を防ぐものではありません。
※4 往復回数を設定する機能です。
※5 設定した位置での停止時間を設定する機能です。
※6 接触検出機能と破断停止機能は同時に利用できません。
※7 デジタルフォースゲージ ZT シリーズ、またはアンプ FA Plus2 と、オプションケーブルを用いて接続した場合に可能になります。完全なオーバーロード（過負荷）防止を保証するものではありません。

22023/8/28

株式会社イマダ
スタンド比較表

〇手動計測スタンド（縦型）
シリーズ

SVH シリーズ

SVL シリーズ

HV シリーズ

SVL-1000N

HV-500N/HV-1000N/HV-3000N

外観型式

SVH-1000N

特徴
選定の指標

シンプルタイプ
・慎重に荷重をかけたい

最大許容荷重ロングストロークタイプ

・作業性の高い測定をしたい
1000N

送り方式

ハンドル

・大きなサンプル、伸びるサン
プルの測定をしたい
500N/1000N/3000N

レバー

ハンドル

KV-50NMSF-50N〇手動計測スタンド（横型）シリーズ

SH シリーズ

外観

型式

SH-1000N/SH-3000N

選定の指標

・水平方向に負荷荷重をかけたい
・簡単にサンプルを設置したい

最大許容荷重

1000N/3000N

送り方式

ハンドル

〇手動計測スタンド（小型・低荷重型）
型式

FCA-50N

外観選定の指標

・一定の押し込み量を設定して効率よく測定がしたい

最大許容荷重

50N・微小移動での測定がしたい

50N

・自由に持ち運び、垂直（水平）以外の角度から測定をしたい・荷重と変位の関係を分析したい(※1)
50N

送り方式
レバー
ハンドル
ツマミ
オプションにより追加できる機能もございます。追加可能なオプションについてはスタンド個別の仕様をご参照ください。
また、弊社は特注対応もしておりますので、仕様の範囲に限らずお気軽にご相談ください。
※1 変位量の出力には、変位計搭載型をお選びください。
（型式：MSL-50N）※32023/8/28

株式会社イマダ
スタンド比較表
[注意事項]- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
- 写真の荷重測定器はスタンドとは別売りです。
- 本仕様書に記載された選定の指標はあくまで目安です。
- 環境・条件により記載する内容に該当しない可能性がありますのでご注意ください。
株式会社イマダ
〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: https://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。

42023/8/28