Thaiกะทั ดรั ด แต่ ทรงพลั ง | เครื่ องหมุ นเหวี่ ยงตกตะกอน

2 | IKA mini G

IKA mini G เครื่ องหมุนเหวี่ ยงขนาดเล็ก สำ�หรั บแอปพลิเคชั่ นที่ ไม่ต้องใช้ความเร็ วสูง เช่น ไมโครฟิ วเตรชัน และ การแยกเซลล์. ตัวเครื่ องออกแบบ
มาให้เล็กกะทัดรั ด ใช้พื้ นที่ น้อย. ฝากครอบโปร่ งใสสามารถมองเห็นการทำ�งานได้อย่ างต่อเนื่ อง และสามารถใช้งานได้ทั้ งหลอดไมโครและ หลอดPCRคุณสมบั ติ› ความเร็วคงที่ 6000 รอบต่อนาที
› ปรับเวลาแบบดิจิตอล ตั้งแต่ 1 ถึง 99 นาที› ปรับความเร็วอย่างรวดเร็ว› ดีไซน์กะทัดรัด และ เสียงเงียบขณะทำ�งาน› เปลี่ยน โรเตอร์ ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
› ใช้งานง่าย ด้วยปุ่ มกดแบบสัมผัส

คุณสมบั ติพิเศษด้านความปลอดภัย› เครื่องจะทำ�งานเมื่อปิ ดฝาครอบเท่านั้น
› ฝาครอบเปิ ดได้งาสยเพียงกดปุ่ ม› มีปุ่มกดเพื่อหยุดการทำ�งาน› ระดับความปลอดภัย ตาม DIN EN60529 : IP30
› ชุด โรเตอร์และอุปกรณ์ระกอบ สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้(121 °C, 2 bar)การส่งมอบmini G
Ident. No. 0003958000

2+1 years
warranty**รั บประกั น 2 ปี + 1 ปี เมื่ อลงทะเบี ยนกั บเรา ที่ www.ika.com/register› เครื่อง IKA mini G› Rotor for 8 × 1.5 / 2 ml vessels› Rotor for 4 × 8 × 0.2 ml PCR strips› Adapters for 0.5 ml vessels (8 pcs.)› Adapter set for 0.4 ml vessels (8 pcs.)› Adapter set for 0.2 ml vessels (8 pcs.)

3 | IKA G-Lคุณสมบั ติ› ฝาครอบเป็ น โลหะ› จะเริ่มทำ�งานเมื่อปิ ดฝาสนิทแล้วเท่านั้น
› สั่งงานด้วยปุ่ มกดเมมเบรน ง่านต่อการตั้ง
ความความเร็วหรือเลือกโปรแกรม
› ความเร็วในการหมุนสูงสุด ถึง 15700 รอบต่อนาที
› มีเซ็นเซอร์ความสมดุลของเครื่อง
› หน้าจอแสดงค่า RPM หรือ RCF› ทั้งโรเตอร์ ฝาครอบ และ อุปกรณ์ประกอบ
สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (121 °C, 2 bar)แยกสารด้วยการหมุนที่ ความเร็ วปานกลาง :IKA G-L เป็ นเครื่ องหมุนเหวี่ ยงขนาดกลาง สำ�หรั บกระบวนการแยก ทุกชนิ ด เช่น กระบวนการทางชีวโมเลกุล. สามารถงานกับหลอดขนาดมาตรฐาน
1.5 / 2 มิลลิลิตร เช่นเดียวกับหลอด PCR. ฝาครอบเปิ ดอั ตโนมัติด้วยการกดปุ่ มIKA G-LIdent. No. 0030000774

การส่งมอบ› เครื่อง IKA G–L centrifuge› Metal rotor set 12 × 1.5 / 2 ml
› ไขควงสำ�หรับเปิ ดฝา กรณีฉุกเฉิน
› สาย USBหน้ าจอแสดงผลที่
ชัดเจน

4 | ข้อมูลเชิงเทคนิคข้ อมู ลเชิ งเทคนิ คความจุ

8 × 1.5 / 2.0 ml

12 × 1.5 / 2.0 mlความเร็ว

6000 rpm

800 – 15 700 rpm

ค่าเบี่ ยงเบนความเร็ว

5%

2.5 %

Centrifugal acceleration

2000 G

16 500 G

เวลา

Yes

Yes

จอแสดงเวลา

7 Segment LED

7 Segment LEDเซ็ นเซอร์ ความสมดุ ลของเครื่ องNo

Yesปุ่มกดหยุ ด

Yes

Yes

ระบบเปิ ดฝาครอบ

Automatic

Automaticการเปลี่ ยนโรเตอร์

Without tool

Without toolฝาปิ ด

Yes

Yesระบบการส่งข้อมูล

–USBน้ำ�หนัก

1.4 kg

3.9 kgขนาด

155 × 105 × 175 mm

200 × 140 × 280 mm

อุณหภูมิที่เหมาะสม5 – 40 °C

5 – 40 °Cความชืนที่ เหมาะสม

80 %

80 %

ระดับการป้ องกัน DIN EN 60529

IP 20IP 20แรงดันไฟฟ้ า

220 – 230 V

220 – 230 Vความถี่

50/60 Hz50/60 Hzอั ตราขาเข้ าของมอเตอร์12 W65 W

ไฟขาเข้า

12 W92 Wข้ อมู ลทั่ วไป

5 | FAQ

FAQ | mini G

FAQ | G-LIKA เสนอโรเตอร์สำ�หรับหลอด PCR หรือไม่?
ใช่, โรเตอร์ สำ�หรั บหลอด PCR ขนาด 8 x 0.2
มิลลิลิตร มาพร้ อมกับเครื่ องรุ่ น mini G

IKA G-L มีจอแสดงผลดิจิตอล หรือไม่?
มี, มีจอแสดงผล 3 ส่วน ซึ่ งสามารถดูค่า rpm/rcf
ในหน้ าจอที่ หนึ่ ง , แสดงการจั บเวลาและการตั้ งค่าอื่ นๆ และ โปรแกรม

พลังงานจลน์สูงสุดสำ�หรับเครื่ อง mini G เท่าไหร่?
พลังงานจลน์ สูงสุด 20 Nmจะเกิดอะไรขึ้ นเมื่ อฝาครอบถุกเปิ ดออก?
เครื่ องจะหยุ ดการทำ�งานทันทีเครื่ องมืออะไรที่ ใช้ในการเปลี่ ยนโรเตอร์?
โรเตอร์ เปลี่ ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่ องมือระบบตั้ งเวลามีในรุ่ น mini G หรือไม่?
มี, สามารถปรั บได้ จาก 1 ถึง 99 นาทีการเร่งความเร็วของเครื่ องหมุนเหวี่ ยงmini G คือ?
การเร่ งความเร็ ว เท่ากับ 2000 G
mini G มีจอแสดงผลดิจิตอล หรือไม่?
มี, mini G มีการแสดผล 7 ส่วนด้วยกัน และ ไฟLED แสดงการจั บเวลาเป็ นไปได้ไหม ที่ จะเปลี่ ยนความเร็ว?
ไม่ได้ , ความเร็ วถูกกำ�หนดไว้ ที่ 6000 รอบต่อนาทีเป็ นไปได้ไหม ที่ จะเปลี่ ยนความเร็ว?
ได้, ความเร็ วเริ่ มต้น 100 rpm/rcf
เครื่ องมืออะไรที่ ใช้ในการเปลี่ ยนโรเตอร์?
โรเตอร์ เปลี่ ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่ องมือ
ในกรณีที่ ไฟฟ้ าขัดข้อง ฝาครอบของ G-L จะเปิ ดอัตโนมัติหรือไม่?
ไม่, เมื่ อไฟฟ้ าขัดข้อง ฝาครอบจะยั งปิ ดอยู่ อย่ างไรก็ตามมีปุ่ มเปิ ดฉุ กเฉิ นอยู่ ด้านล่าง

6 | อุปกรณ์ประกอบอุ ปกรณ์ ประกอบfor IKA G-L

IKA G-L, PCR Set
Capacity: 2 × PCR strips,
8 × 0.2 ml tubes.
Ident. No. 0030001345

Adapter 0.4 ml tube
Adapters for 0.4 ml tubes (6 pcs.)
The capacity of G-L centrifuge is
12 × 1.5 / 2.0 ml
Ident. No. 0030001334

Adapter 0.5 ml tube
Adapters for 0.5 ml tubes (6 pcs.)
The capacity of G-L centrifuge is
12 × 1.5 / 2.0 ml
Ident. No. 0030001347

Adapter PCR tube
Adapters for 0.2 ml PCR tubes (6 pcs.)
The capacity of G-L centrifuge is
12 × 1.5 / 2.0 ml
Ident. No. 0030001346

for IKA mini Gซอฟต์แวร์สำ�หรับห้องปฏิบัติการ
labworldsoft® เป็ นซอฟต์ แวร์ สำ �หรั บควบคุ มอุปกรณ์ ต่ างๆในห้ องปฎิ บั ติ การ, กระบวนการอั ตโนมั ติ , และเพื่ อจั ดการเอกสารของการวั ดและผลการทดสอบ. ซอฟต์ แวร์ จะช่ วยสร้ างความแตกต่ างให้ กั บห้ องปฎิ บั ติ การขนาดใหญ่labworldsoft® ไม่ ได้ รอบรั บแค่ อุปกรณ์ ของ IKA แต่ ยั งรองรั บอุปกรณ์ของผู
ผลิ้ ตอื่ นๆด้ วยเช่ นกั น คุ ณสามารถเลื อกใช้ ได้ ตามที่ ต้ องการ เพื่ อประโยช์ สู งสุ ดของห้ องปฎิ บั ติ การของคุ ณmini G, Rotor 4 × HPLC
Rotor for 4 × HPLC vials.
Ident. No. 0020022341

labworldsoft® 6 Starter
Ident. No. 0020019397
labworldsoft® 6 Pro
Ident. No. 0020017366
labworldsoft® 6 Advanced
Ident. No. 0020105873

IKA Works (Thailand) Co. Ltd.
No. 555/48 JW Urban Home Office | Songprapha Road,Don Mueng Sub-District, 10210 Don Mueng District,
Bangkok, Thailand
eMail: sales.lab-thailand@ika.com

www.ika.com

IKAworldwide // #lookattheblue