SK−L700R

無線温度・温湿度ロガー

SK−L700Rシリーズ

子機−温度 SK-L700R-T
CH1:温度一体センサ SK-L700R-T-1

子機−温度 SK-L700R-T
CH1:温度分離センサ SK-L700R-T-2
CH2:温度分離センサ SK-L700R-T-2

親機（中継器兼用）SK-L700R

子機−温湿度 SK-L700R-TH
CH1:温湿度一体センサ SK-L700R-TH-1

子機−温湿度 SK-L700R-TH
CH1:温湿度分離センサ SK-L700R-TH-2

製品概要
無線ロガー「SK−L700Rシリーズ」は、最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。
無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
●

パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。

●

子機（温度タイプ・温湿度タイプ）に測定データを記憶します。

●

標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、●

解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析が可能です。

●

子機は各センサとセットでトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。

子機で記憶した測定データを収集します。

親機・中継器子機−温度

子機−温湿度

注意：本器は電波法に基づく技術基準適合証明（工事設計認証）を受けた無線機を内蔵しています。
本器を分解、改造することは法律で禁じられています。
また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。
（This product is designed for only use in Japan.）● 特長・機能▶無線到達距離遮蔽物のない見通しの良い屋外直線で約400ｍです。（屋内の場合、約100ｍ）
障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。
接続例：１

接続例：２

400ｍ ※※無線到達距離は電波環境で異なります

400ｍ ※

親機

子機

400ｍ ※

親機

中継器

子機

▶最大60台のネットワーク通信
親機１台に対し、中継器・子機合わせて最大60台を同時接続できます。施設・工場内など、広域な測定場所をカバーします。
※中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。
最小のネットワークはパソコン、親機１台、子機１台となります。

中継器

USB接続

親機

中継器

子機

子機

子機

※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。
中継器

子機▶データロガー機能●

記憶データ
子機に最大16000ヶの測定データを記憶できます。
記憶間隔は1秒〜60分（13通り）を設定でき、記憶方法はワンタイム・エンドレスの2種類から選択可能です。

●

記憶データの保持
子機の電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。

●

microSDメモリカードへのコピー●

無線通信で記憶データを収集

子機に記憶した測定データは、microSDメモリカードにコピーも可能です。
（microSDメモリカードは別売りです）
離れた場所から子機の記憶データを収集することが可能なため、設置場所へ移動する必要がありません。
設定した時間に自動で記憶データを収集することもできます。
●

キーロック機能
記憶中に子機の誤操作で記憶が停止することを防止するため、キーロックが可能です。

▶リアルタイム監視●

無線通信で測定データの監視●

警報機能（接点出力）離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
子機に設定した上限値、または下限値を超えた場合、親機の警報出力端子から警報出力が可能です。警報ライトやブザーを使用して、警報の監視ができます。
●

警報ライト

警報機能（メール送信）親機

設定した条件（上限値、または下限値を超えた場合／電池残量警告 など）が起こった場合、事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。

警報ブザー▶防塵・防水機能
温度タイプの子機はJIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。
（無線温度ロガー用分離センサ接続時）▶解析ソフトウェア●

ルート設定
ネットワークを構築する中継器、子機をマウス操作で簡単に設定できます。
中継器や子機の増設、ルートの変更も容易です。

●

子機との通信各設定、記憶データの収集、リアルタイム監視が可能です。

●

データ解析
子機から収集した記憶データは、保存･印刷・各種解析が可能です。

▶設置イメージ

製造現場

データ解析画面

保管庫

製造現場

保管庫
製造現場

管理室
検査室

警報ライト

警報ブザー

親機・中継器

無線ロガー親機・中継器
No.8220-00￥27,000（税抜き）●

親機、中継器兼用●

警報出力機能SK−L700R

電池BOX内のスイッチで、親機←→中継器の切り替えができます。
親機は２つの警報出力（アラーム１、アラーム２）機能付きです。
警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。
警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。
●

電源
USBバスパワー・電池・ACアダプタ（別売り）のいずれかで使用可能です。
※No.8229-50

専用ACアダプタ¥4,500（税抜き）

親機・中継器切り替えスイッチ

警報出力端子背面

底面

子機

無線温度ロガー子機
No.8221-00

SK−L700R−T￥16,000（税抜き） ※センサは別売りです●

温度２chロガー●

親機（中継器）と無線で通信最大２本の温度センサが接続可能です。
（各センサは別売り）
配線不要で各種設定、測定データの回収が可能です。
●

防塵・防水
JIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。
（無線温度ロガー用分離センサ接続時）●

microSDメモリカード●

記憶データの保持●

電源記憶した測定データは、microSDメモリカード（別売り）にコピー可能。
電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。
電池・ACアダプタ（別売り）のどちらでも使用可能です。
※No.8229-50

専用ACアダプタ¥4,500（税抜き）CH1：一体センサ
CH2：分離センサ
温度センサ接続例

センサ接続コネクタ

ACアダプタ接続口
側面

CH1：一体センサ

CH1：分離センサ
CH2：分離センサ

無線温湿度ロガー子機
No.8223-00

SK−L700R−TH￥21,000（税抜き） ※センサは別売りです●

温湿度ロガー●

親機（中継器）と無線で通信一体センサ、分離センサを接続できます。
（各センサは別売り）
配線不要で各種設定、測定データの回収が可能です。
●

microSDメモリカード●記憶データの保持記憶した測定データは、microSDメモリカード（別売り）にコピー可能。
電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。
●

電源
電池・ACアダプタ（別売り）のどちらでも使用可能です。
※No.8229-50

専用ACアダプタ¥4,500（税抜き）CH1：一体センサ
microSDメモリカード挿入口

センサ接続コネクタ

温湿度センサ接続例

ACアダプタ接続口
背面※温度タイプ、温湿度タイプ共通

側面

CH1：分離センサ

センサ

無線温度ロガー用一体センサ
SK−L700R−T−1
No.8221-11￥4,500（税抜き）

無線温湿度ロガー用一体センサ
SK−L700R−TH−1
No.8223-11●

無線温度ロガー用分離センサ
SK−L700R−T−2
No.8221-12￥5,000（税抜き）

粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属

無線温湿度ロガー用分離センサ
SK−L700R−TH−2
No.8223-12

IP65の防塵・防水仕様●

ケーブルは10mまで延長可能（お問い合わせください）●●￥6,800（税抜き）●￥7,800（税抜き）

粉塵などからセンサを保護する
センサフィルタを標準付属

ケーブルは10mまで延長可能（お問い合わせください）

温湿度センサ用オプション：
No.8229-60 センサフィルタ （4枚入）¥1,600（税抜き）No.8229-61 センサフィルタ（20枚入）¥7,500（税抜き）解析ソフトウェア●ネットワーク構築
製品をご使用になる場合、親機を中心としたネットワーク（ルート設定）の構築が必要です。
ルート設定は、解析ソフトウェア上のマウス操作でおこなえるため、機器の増減・ルートの再構築も容易です。
ルート設定

接続済み機器の詳細情報

各種通信メニュー●リアルタイム監視▶無線通信で子機の測定データをリアルタイムで監視します。
●

接続機器の状態監視
接続機器の測定データ、電波状況、電池残量などの情報を確認できます。

●

警報機能（接点出力）子機に設定した上限値、または下限値を超えた場合、親機の警報出力端子から警報出力が可能です。
警報ライトやブザーを使用して、警報の監視ができます。

●

警報機能（メール送信）
設定した条件（上限値、または下限値を超えた場合／電池残量警告
メールアドレスに警報メールを送信します。など）が起こった場合、事前に登録した●データ解析▶無線通信で子機から収集した記憶データのグラフ表示・保存･印刷・各種解析をおこないます。
●

無線通信で記憶データを収集離れた場所から子機の記憶データを収集できます。
設定した時間に自動で記憶データを収集することも可能です。

●

microSDメモリカードで記憶データを収集
子機からmicroSDメモリカードへコピーした記憶データを読み込むことができます。

●

解析機能
拡大・縮小、選択期間の解析・保存、積算解析機能など、用途に応じた様々な解析が可能です。

記憶データの解析結果●

温度、湿度データの分割表示
温度、湿度データを分けて表示できます。
（温湿度データのみ）●

マーカー解析機能
指定値を上回った（下回った）データ数を表示します。

測定データの重ね合わせ最大10データを重ね合わせて解析ができます。

製品仕様
親機・中継器
製品番号
製品名
型式
表示
無線規格
通信距離
通信
接点容量
使用環境
電 源
電池寿命
寸法
質量
付属品

No.8220-00
無線ロガー親機・中継器
SK-L700R
LED
ARIB STD-T108準拠 920MHz帯／通信チャンネル数14ch／出力約20mW
屋外見通し約400m／屋内見通し約100m ※通信距離は使用環境により異なります
USB
無電圧接点 2接点 最大定格 AC/DC240V 80mA ※親機として使用時
0～50℃ 85%rh以下 ※結露無きこと
USBバスパワー または単3形アルカリ電池 2本、ACアダプタ
中継器モードで約6ヶ月 ※中継器に子機1台接続、リアルタイム間隔10分の場合
約（W）114 ×（H）80 ×（D）35mm ※アンテナ、突起部含まず
約230g ※電池含む
単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル 1本、解析ソフトウェア（CD-ROM） 1枚、取扱説明書 1冊

子機
製品番号
製品名
型式
測定範囲
分解能

No.8221-00
No.8223-00
無線温度ロガー子機
無線温湿度ロガー子機
SK-L700R-T
SK-L700R-TH
接続するセンサにより測定範囲は異なります
0.1℃／0.1%rh
0.1℃
at 0～40℃
at 0～40℃
温度：±（0.1+1digit）℃
温度：±（0.1+1digit）℃ ／ 湿度：±（0.1+1digit）%rh
表示精度
上記以外
上記以外
温度：±（0.2+1digit）℃
温度：±（0.2+1digit）℃ ／ 湿度：±（0.2+1digit）%rh
表示サンプリング 約1秒
温度／湿度警報(ALM)、記憶方式(→/∞)、記憶中の表示(REC)、記憶量(バー)、受信強度(アンテナマーク)、表示機能
microSDメモリ(SD)、ローバッテリーマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
計測チャンネル数 温度２チャンネル
温度、湿度各１チャンネル
記憶容量
各チャンネル 16000データ
記憶間隔
1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分の13通り
外部メモリ
microSD ／ SDHC 32GB まで
無線規格
ARIB STD-T108準拠 920MHz帯／出力約20mW
通信距離
屋外見通し約400m／屋内見通し約100m ※通信距離は使用環境により異なります
使用環境-10～60℃ 85%rh以下 ※結露無きこと
電 源
単3形アルカリ電池 2本 またはＡＣアダプタ
電池寿命
約10ヶ月 ※LCD OFF設定、記憶間隔10分、無線通信環境良好のとき
寸法約（W）114 ×（H）80 ×（D）35mm ※アンテナ、突起部含まず
質量約245g ※電池含む
約240g ※電池含む
付属品
単3形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊
センサ
製品番号No.8221-11
製品名
無線温度ロガー用一体センサ
型式
SK-L700R-T-1
温度センサ
サーミスタ
湿度センサ
－－－
温度測定範囲 -10～60℃
湿度測定範囲 －－－
温度精度
±0.5℃
湿度精度
－－－
センサ部 約φ11×（H)60mm
寸法 コネクタ部 約φ9×L30mm
コード長 －－－
質量約9g
センサ部 PC
材質 コネクタ部 PVC
コード －－－
防塵・防水性付属品
ソフトウェア
製品名
型式
動作OS
メモリ
ハードディスクその他

相対湿度測定範囲および精度No.8221-12
No.8223-11
No.8223-12
無線温度ロガー用分離センサ 無線温湿度ロガー用一体センサ 無線温湿度ロガー用分離センサ
SK-L700R-T-2
SK-L700R-TH-1
SK-L700R-TH-2-40～80℃

約φ3.3×L13mm
約φ12×L40mm
約1.6m
約23g
SUS304PVC
PVC
JIS C 0920 IP65準拠－－－※子機接続時試験成績書 1部、取扱説明書 1部

静電容量式湿度センサ-10～60℃
5～95%rh （at 23℃）

-20～80℃

右図参照
約φ11×（H)60mm
約φ9×L30mm
－－－
約9 g
PC
PVC
－－－

約φ11×Ｌ34mm
約φ12×L40mm
約1.6m
約3 5 g
PC
PVC
PVC

－－－

－－－

センサフィルタ 1枚、試験成績書 1部、取扱説明書 1部

SK-L700R用解析ソフトウェア
SKSATO無線ロガー for Windows
Windows10(64bit／32bit日本語版)、Windows8.1(64bit／32bit日本語版)、Windows8(64bit／32bit日本語版)、Windows7(64bit／32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること
4GB以上(32bit)、8GB以上(64bit)
4GB以上の空き容量
USBポート、CD-ROMドライブを有すること※メール通報機能を利用する場合はインターネット接続環境およびメールアドレスが必要

S K S A T Oホームページ インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。
このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

URL:http://www.sksato.co.jp
おもとめは…

人と地球と未来を測る。

https://ureruzo.com●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2018年2月現在の価格（税抜き）です。

https://satosokuteiki.com/
R.02.08