デジタル粉じん計
DIGITAL DUST INDICATOR

LD-3S型／LD-5R型

ビル 管 測 定に
必 要な 機 能に特化しています

公益財団法人日本建築衛生管理教育センター較正認可

ポンプ吸引式で安定した流量の保持が可能！
パージエアー方式により、検出器の保護、高い耐久性！
小型・軽量で持ち運びしやすい！
視認性に優れたカラー液晶、LEDインジケーターを採用！
ソフトウェアでPCへのロギングデータの取込が可能（別売）デジタル粉じん計 LD-3S型（公財）日本建築衛生管理教育センター
較正認可●カラーグラフィック液晶のため、見やすい表示です。
●質量濃度変換係数（K値）をあらかじめ入力することにより、相対濃度（CPM）を簡単に質量濃度（mg/m3）に（入力設定K値は1.0か1.3を選択）換算して表示できます。
●小型・軽量のため運搬、測定レイアウト作業が容易になりました。
●最小限のスイッチで操作が簡単になりました。

クリーンエア

フィルタ

各部
名称

吸引用ファンモータ① 採気口・キャップ② パネルシート③ 散乱板ノブ④ フィルター蓋⑤ 電源スイッチ［POWER］⑥ DCジャック［DC］⑦ 電池ケース蓋⑧ 排気口⑨ 液晶画面［LCD］⑩ LEDインジケーター⑪ モードスイッチ［MODE］⑫ スタート・ストップスイッチ［START/STOP］

関 連 法 規建築物の維持管理

学校環境管理建築物における衛生的環境の確保に関する法律
通称：建築物衛生法（ビル管理法）

学校環境衛生基準◎ 目 的
この法律は多数の者が使用し、または、利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項などを定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする。

「学校環境衛生基準」は、平成21年に改正された「学校保健安全法」に基づき、環境衛生検査、事後措置、及び日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図る事を目的としています。

◎ 対 象（1） 以下に掲げる4つの用途に供される部分の延べ面積が3,000m2以上の建築物。
①興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、または遊技場②店舗または事務所③学校教育法第1条に規定する学校以外の学校（研修所を含む）④旅館（2）も っぱら学校教育法第1条（学校の範囲）に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000m2以上のもの。

較正浮遊粉じんを測定する機器については、1983年3月18日厚生省環 境 衛 生 局 長 から各 都 道 府 県 知 事 、政 令 市長 宛 通 知 により、1年以 内ごとに1回 行うこととされています。業 務については、（公財）日本建築衛生管理教育センターが行っております。

主 な 特 徴
小型軽量LEDインジケータ

135(W) × 68.4(D) × 92(H)㎜
約0.8ｋｇ（電池含む）とコンパクトで軽量！
運搬、測定レイアウト作業が容易になりました。

設置場所から離れた場所からでも動作状態を確認できます。
待機（測定終了）：橙色・点滅測定中：緑色・点滅

カラーグラフィック液晶

簡単操作

カラーグラフィック液晶を採用しています。
文字の判別がしやすく、視認性に優れています。

ボタン2つで簡単操作。
最小限のスイッチで操作がさらに簡単になりました。

モード
経過時間
測定値

状態
電池残量

MODE で測定時間を選んで、START を押すだけ

K値

デジタル粉じん計 LD-5R型（公財）日本建築衛生管理教育センター
較正認可

通信機能
ロギング測定にて記録した測定値を専用の通信ケーブルとにてPCへ 取り込むことが 可能です。
ソフトウェア（オプション）
測定値はCSV形式で保存できますので、市販の表計算ソフトで加工ができます。

ロギング
測定条件
※（公社）日本作業環境測定協会
較正基準適合製品でもあります。

ポンプ吸引方式
吸引機構には吸引ポンプを用いています。
測定現場での安定した吸引が可能であり、アスベストの漏洩監視マニュアル（厚生労働省）にも適合しています。

測定時間：0000時間01分〜9999時間59分
記録周期：00分01秒〜99分59秒
データ数：60000点
記録周期1秒の場合：約16.7時間の記録が可能
1分の場合：約41日の記録が可能
動作OS：WindowsXP/Vista/7/8/8.1

仕様
080000-45
LD-3S

品目コード型式
測定原理
光源
測定感度
測定範囲
測定精度
吸引装置
表示器

ファンモーター

表示内容
タイマー測定機能

080000-72
LD-5R
光散乱方式
レーザーダイオード
1CPM＝0.001mg/m3（標準粒子に対して）
3（標準粒子に対して）
0.001〜10.000mg/m±10％（標準粒子に対して）

吸引ポンプ
カラーグラフィック液晶●積算カウント ●測定時間 ●バーグラフ ●瞬時値（CPM）●積算カウント ●測定時間 ●瞬時値（CPM）●トレンドグラフ ●現在時刻 ●質量濃度変換値●質量濃度変換値 ●K値 ●電池残量●K値 ●電池残量
設定時間：1分、3分、5分、10分、手動
設定時間：1分、2分、10分、60分、240分 任意設定、手動

ロギング測定ー

スパンチェック
BG測定
質量濃度変換

減算
K値：1.0または1.3を選択

収録点数：60000点
記録周期(最小)：1秒
測定時間最大：9999時間59分
収録内容：CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期
感度自動補正記録・減算
0.01〜999.99 任意の値を設定
DC 0-1V
出力インピーダンス 100Ω
3レンジ選択可能

アナログ
出力ーUSBー乾電池

単3アルカリ乾電池×4本
動作時間：約10時間※1

オープンコレクタ
耐圧 12 V max
本体に記録されたデータの出力
単3アルカリ乾電池×6本
動作時間：約10時間※1

ACアダプター

AC100V（50/60Hz）
12V 1A（オプション）

AC100V（50/60Hz）
12V 1A

パルス
通信
電源①0〜1000CPM：0-1V
1000〜10000CPM：0.1-1V②0〜1000CPM ：0-1V③0〜10000CPM ：0-1V

温度：0〜40℃
135（W）×68.4（D）×92（H）mm（ゴム足含む、他突起部除く）
約0.8kg（電池含む）

使用環境
寸法
質量
付属品（本体内蔵品含）

単3アルカリ乾電池4本、ソフトケース、フィルター
218,000

価格￥※1 動作条件：採気口キャップ開、液晶画面スリープ機能による消灯、測定中。
※2（公社）日本作業環境測定協会較正付：￥298,000LD-3S型 オプション

湿度：5〜90％rh
184（W)×68（D)×109.5（H)mm（ゴム足含む、他突起部除く）
約1.1kg（電池含む）
ACアダプター、単3乾電池×6本、ショルダーベルト、ポンプフィルター、パージフィルター、バックアップ用リチウム電池
270,000 ※2LD-5R型 オプション・スペアパーツ■LD-3S、LD-5R共通

ソフトケース
品目コード 080000-726

ソフト付通信ケーブル

PM2.5サイクロン

品目コード 080000-7203

品目コード 080000-251￥8,000￥15,000￥65,000

ACアダプター PA-1210型
品目コード 080000-1210￥5,000吸気アダプター
品目コード 080000-087￥8,000アナログパルスケーブル
品目コード 080000-7204￥6,000導電性シリコンチューブ 10m
品目コード 080040-010812￥35,000●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2017年3月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
03- 3822- 2111
06- 6356- 8131
052- 263- 9310

092-433-1207
022-207-3750

0120 -228 -766 FAX：048 -933 -1590
170310R004