スマートフォン対 応 RCレーダ

ハンディサーチ
NJJ-200

狭い場所も、高い場 所も探 査 効 率アップの決め手は３WAYモード

鉄筋検出アシスト機 能連 続 使用時間

7 時間 以上

ノーマルモード

最軽量※1

非 破 壊 探 査レーダ

約 1kg

ハンドルレスモード

世界初※1

スマートフォン対応

エクステンションモード

コンクリート探査の常識を変える、3つの探査モード
探査結果を即時に転送

スマートフォンの通信機能が利用可能
スマートフォンを使用しているため、探査データをメールで送付したり、クラウドサービスを利用し、即時に共有ができます。

でももどこ

いつで

※携帯電話回線を使用してデータ通信をご利用の際には、携帯電話事業者との契約が必要です。データ通信で発生する各種費用やクラウドサービス利用等で発生する各種費用は、お客様負担となります。

鉄筋探査がより簡単に

ノーマルモード
暗い環境での正確な探査をサポートする “ナビライト” を搭載。LED による、探査開始 ガイドや “鉄筋検出アシスト機能” により、鉄筋探査が簡単になりました。

チョークガイド
正確に、手際よく鉄筋位置をマーキングできます。

鉄 筋 検 出アシスト機能

LEDナビライト

バックスクロール機能

ピピッ

鉄筋
鉄筋

探査途中に気になった箇所に戻り、内部の鉄筋位置をブザーとLEDでお知らせ。

探査開始位置にLEDを装備。暗がり様子を再確認できるため、精度の高い探査初めての方でも鉄筋探査が容易になります。

でも正確に探査が可能です。

が可能になります。

「ハンディサーチ NJJ-200」は、世界で初めて スマートフォンをディスプレイとして採用した R Cレーダです。
※1

本製品は、本体とディスプレイ部を分離することで、従来では不可能だったさまざまな鉄筋探査を実現します。
RC＝reinforced concrete（鉄筋コンクリート）

狭い場所でも探査可能

ハンドルレスモード
ハンドルを取ることにより、これまで探査が困難だった高さ制限がある場所でも、探査が可能になりました。

147mm

73mm

NJJ-200

従来機種

ハンドルなし探査時の作業効率アップ

エクステンションモード
延長操作棒を取り付けることで、脚立を使うことなく高い位置の探査が可能。また、腰をかがめずに床面の探査ができます。
従来機種

NJJ-200

距離エラー低 減

エクステンションモード

四輪連動式タイヤ
探査面に起伏があっても、四輪の内１つでもタイヤが 接 地 していれば探査可能。

タテ・ヨコ両方向に対応

転90°回

従来機種

NJJ-200

エクステンションモード

探 査データ画面表示例
深度目盛 600mmまで表示

探査結果最長 6m以上表示可能（比誘電率「8.0」設定時）

コンクリート内部を広範囲で確認できるため、内部構造がより把握しやすくなりました。

6m 以上

マーカ

ＲＣ構造物床（カラー表示）

画面回転 アイコンをタップすると瞬時に画面が 90°回 転します。
マーカアイコンをタップするだけで、カーソル位置にマーカを追加します。

ＲＣ試供体

マーカ

ＲＣ構造物床（モノクロ表示）

・1 データ最大 297 個
・3 グループに分けて管理可能（1グループのマーカ数は最大 99 個）
たとえば、1層目の鉄筋と2層目の鉄筋を分けて管理することができます。

（カラー表示）初めての方でも簡単操作

1

NJJ-200 の電源を ON にします。

2

アプリを起動し、センサーマークが緑に変化したら準備完了。

3

NJJ-200 のスタートボタンを押します。

4

探査開始

準備完了

5

鉄筋位置にマークをつけたい！

簡 単・便 利！

鉄筋検出アシスト機能は、鉄筋位置を示すナビライトが点滅。

探 査データが欲しい！

保存アイコンをタップするだけで簡単保存。
1 データにつき、最新探査結果を最長15ｍ保存します。

鉄筋チョークガイドでらくらくマーキング。

距 離 制 限なしでスムーズ探査
NJJ-200

従来機種
15ｍ

15ｍ
保存

15ｍ
保存

距離制限なしパソコンへの転送はメールや USB ケーブルで簡単に！

データは保存せずに鉄筋位置を長距離探査したい･･･
探査距離制限があった従来機種では、長距離探査の際に何度も保存を行う手間がありました。NJJ-200 はその手間を解消。現 場 作 業 をスムーズにします。

電磁波レーダ 法 による鉄筋探査の仕 組 みアンテナから電磁波をコンクリート表面に向けて送信すると、内部に浸透した電磁波はコンクリートと電気的性質が異なる鉄筋・空洞などで反射し、再びアンテナで受信されます。電磁波の反射によって反射物体までの深さ（距離）と水平位置を測定し、深さや位置を画像表示します。

Ａモード波形

Ｂモード
山形画像

かぶり深さ

鉄筋の頂点が山形の中心終了点

スタートからの鉄筋位置

最初の大きなピークが右なら金属スタート点

探査範囲

オプションソフト※以下の製品は、お客様によるP C のご用 意と、オプションソフトの購入が必要です。

複雑配管の把握に朗報！

Radar 3D̲Light

深度浅モード色による深度表示

深度中モード色による深度表示● 色によるわかりやすい深度 表 示● 複雑配管の状態把握が容易● 任 意位置のBモード画 像 も 表示可能
連続カラー表示と深さ範囲外のグレー表示例

範囲外のためグレー表示●画像のフォーカスを合わせるだけで、かぶり（厚さ）がわかります。
●深度範囲は浅・中・深の３段階表示（範囲内の深さのみカラー表示）
製造元：（株）計測技術サービス

報告書作成時間を大幅削減！データ添付がきれいで簡単！

RCレポートメーカ

報告書作成ソフト HS2PC● 測定結果をパソコンの画面で見ることができます。
● 画像処理やマーキングがパソコンで効率よく作業できます。

報告書作成の効率化● 画像処理やマーキングをした編集結果をそのまま保存できます。
● 編集結果をJPEG化。マーカ情報を自動でリスト化します。

製造元：（株）計測技術サービス

おもな性能項目

性能

方式

電磁波レーダ方式

探査対象物

鉄筋・電気配線管・空洞等

かぶり厚さ5〜300mm（コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm 以上で上場筋の場合）

かぶり厚分解能浅モード：約1mm、深モード：約2mm
深度75mm 未満にある探査対象物：75mm 以上

水平方向分解能

深度75mm 以上にある探査対象物：深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値（深度75mm 時に鉄筋間隔15mm 、 深度175mm 時に鉄筋間隔40mm の鉄筋を判別可能）

水平方向距離分解能

2.5mm

表示モード

Bモード（垂直断面図）、BAモード（垂直断面図、反射波形表示）
探査時：リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理

画像処理

非探査時：固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、 平均波処理、ピーク処理、原画再生処理

ディスプレイスマートフォンによる比誘電率設定

2.0 〜 20.0

最大走査速度

約 40cm/s 速度超過ブザーあり

制御機能

画面マーカ（最大297点）、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能

出力機能

専用プリンタ出力機能（Bluetooth 通信）

0.1ステップ

スマートフォン内蔵メモリーカードにデータを出力、データ保存機能

メモリー容量 2GByte 使用時に約 200本のデータを保存可能（15m の探査データをバイナリ形式保存時）

使用温度範囲

0 〜 50℃（スマートフォンを除く）

電源

専用バッテリー連続使用時間7時間以上（バッテリー満充電時、スマートフォンを除く）

防塵・防滴構造

IP54 カテゴリー2 ※2 ※3 ※4対応 OS

Android™4.0以上※5サイズ

149 ± 2.5(W) × 203 ± 2.5(D) × 134.5 ± 2.5(H)mm（ハンドル、車輪を含む）

質量約1kg（バッテリーを含む。スマートフォンを除く）

標準構成品

オプション
型名

備考

NJJ-200

センサー部、ハンドル部

バッテリーパック

HST30002

充電器

PPT20003

充電器用ACケーブル
ハンドストラップ
収容箱

H-7ZZBD0013

スマートフォンアプリ

H-7YRBD0007

CD-R−USBケーブル

付属品

品名
ハンディサーチ

スマートフォンアプリ
更新用ケーブル

品名

型名

備考

センサー部用表示部−

推奨機種は弊社 HP の仕様をご覧ください。
URL：http://www.jrc.co.jp/jp/product/comm/ndt/njj200/index.html

28AD2-J

国内用

バッテリーパック

HST30002

センサー部用MPXP35073

落下防止用

充電器

PPT20003

センサー部バッテリーパック用

充電器用 AC ケーブル

28AD2-J

国内用

プリンタセット

PD-24BT

プリンタ用記録紙

RP11250T

スマートフォン

取扱説明書

DC00-NJJ-200

プリンタ用バッテリーパック

PD69910-3M

簡易取扱シート

DC10-NJJ-200

プリンタ用 AC アダプタ

PD79936-00F

推奨 PC 編集ソフトウェア

プリンタ用 AC ケーブル

PD79914-0S

プリンタ用充電器

PD69922品名備考

延長操作棒

MPBC48442

Radar ３D̲Light

PC用平面画像合成ソフトウェア

RC レポートメーカ

PC用画像解析ソフトウェア

推奨 PC 編集ソフトウェア問合せ先：（株）計測技術サービス ☎ 東京（03）6379-0334 / 大阪（06）6110-5331

取扱説明書、バッテリーパック、ACアダプタ、AC ケーブル及びロール紙（1 個）付き
1 箱10 個入り

使用分野
●コンクリートアンカー工事 ●コア抜工事 ●電機設備工事 ●空調設備工事 ●ガス工事分野 ●水道工事●コンクリート構造物改修工事 ●コンクリート建造物調査診断●コンクリート橋梁完成検査工事など※ 1：2013 年 8 月 当社調べ
※ 2：IP5X とは、直径 75 μ m 以下の塵埃（じんあい）が入った装置内に本探査機を入れて 8 時間塵埃をかくはんさせ、取り出したときに探査機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。
※ 3：IPX4 とは、孔径 0.5mm の穴が 121 個ある注水ノズルを使用し、約 50cm の距離から 10 リットル／分の水を最低 5 分間注水する条件で、あらゆる方向からの水の飛まつによっても、探査機としての機能を有することを意味します。
※ 4：カテゴリー2とは、外気に対して、装置内部が負圧にならない状態で粉塵の侵入を防止する。
※ 5：Android™ は Google Inc. の商標または登録商標です。
※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の注意 前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ウェブサイト
本社事務所 〒167-8540 東京都杉並区荻窪4ー30ー16 藤澤ビル
（03）6832-1743（直通）
通信機器営業部 通信機器営業第二グループ
北海道支社 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7-1 北海道水産ビル（011）261 －8321（代表）（022）781 －6171（代表）
東 北 支 社 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-4-1 アゼリアヒルズ16F
中 部 支 社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-21-25 清風ビル（052）959 －5901（代表）
関 西 支 社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28（06） 6344 －1640（直通）
九 州 支 社 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア（092）262 －2121（代表）三鷹製作所 〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1（0422）45 －9111（案内）稚 内 釧 路 函 館 青 森 八 戸 秋 田 盛 岡 福 島 新 潟 長 野 埼 玉 神奈川 静岡
焼 津 金 沢 福 井 岐 阜 三 重 神 戸 松 江 広 島 境 港 山 口 高 松 高知 徳島 愛媛 長崎
佐賀 大分 熊本 宮崎 鹿児島 那覇 シアトル ニューヨーク アムステルダム アテネ ハンブルグ
マニラ シンガポール 台北 ハノイ ジャカルタ

40JLC
2013年10月作成

ISO9001，
ISO14001 認証取得
2013.10 CAT.No.N449（No.1435-2-3）DT/G