USB 接続データロガー

USB 接続データロガー

設定、データ収集はパソコンで。
USBケーブルでパソコンと接続。

温度 / 湿度 + 大気圧・照度 / 紫外線・CO2

U S B ケーブルでパ ソコンに 接 続 するだけ でデータ収集ができます。シンプルで使い勝手の良いシリーズです。TR-57DCiを使えば、パソコンの無い場所でもデータ収 集が可能です。

環境測定に便利な温湿度に加え、大気圧・照度/紫外線・CO2を測定可能な5機種のラインナップです。
TR-74Ui、TR-76Uiは高精度かつ広範囲の温湿度測定を実現するSタイプを選択できます。

TR-7Ui series
シンプル な使い心地。
USB接続タイプのデータロガー。

※ ミニシリアルポート搭載：生産設備などから直接シリアル
通信 (オプション通信ケーブル：TR-07C利用) で測定値を取得できるコマンド資料を無償開示しています。

データの流れ
測定・記録

温湿度＋大気圧：TR-73U
温湿度＋照度 / 紫外線：TR-74Ui、TR-74Ui-S
温湿度＋CO2：TR-76Ui、TR-76Ui-S

データ収集
USB
PC

ケーブル通信

TR-57DCi (別売)

液晶でのグラフ表示機能

赤外線通信

USB
PC

TIPS
対応ソフトウェア

TR-73U : T&D Recorder for Windows / T&D Graph
TR-74Ui : Illuminance UV Recorder for Windows / T&D Graph
TR-76Ui : CO2 Recorder for Windows / T&D Graph

34

温度

湿度

照度 / UV

CO2

大気圧

校正

ティアンドデイ では、各製品の Windows ソフトウェアを無料で提供しています。
詳しくは web にてご確認ください。
www.tandd.co.jp / software /35

USB 接続データロガー

こんなとき、
あなたを助けてくれる。
測定
項目

大気圧 も 測りたい 。

Product featuresα。

温度湿度に+

使用環境
36

温湿度 + 照度UVで美術館博物館など。

照度・UV も 測りたい 。
CO2 も 測りたい。

TR-76Ui

使用
方法

TR-74Ui

クラウド は 必要ない。

温湿度 + CO2で教室やオフィスなど。

TR-73U

温湿度 + 大気圧でクリーンルームなど。

パソコンとUSB接続 して データ収集。

雨や水滴等で 濡れない環境 での使用。

37

USB 接続データロガー

Lineup
型番

測定項目

大気圧・温度・湿度を測定

校正※

価格

仕様
詳細

Web サイト

データ収集機

温度

データコレクタ

付属センサでTR-57DCi

0～50℃

オプションセンサで- 40～110℃

TR-73U

湿度10～95%RH

32,800円(税込 36,080円)

29,800円 (税込 32,780円)

大気圧750～1100hPa

大気圧センサ内蔵
温湿度センサ付属

照度と紫外線は積算値表示も

温度

TR-74Ui

湿度
照度

0～55℃
10～95%RH
0～130klx

32,000円(税込 35,200円)

96P

紫外線 0～30mW/㎠
温度

TR-74Ui-S

湿度
照度

生活環境のCO2濃度を温度・湿度と同時測定

温度

TR-76Ui

TR-76Ui-S

0～99%RH（at -20～70℃）

0～130klx

10～95%RH

CO2

0～9,999ppm

温度- 25～70℃

CO2

ジョグダイヤルを回す、押す、の簡単操作。

41,000円(税込 45,100円)

96P

ケーブル通信での収集も可能

データコレクタが無くとも、PCにUSBで接続すればデータ収集が可能です。）（ TR-7Uiシリーズでは、

0～55℃

湿度

湿度

赤外線通信でデータロガーを取り外す手間が不要。

- 25～70℃

紫外線 0～30mW/㎠

照度UVセンサ/ 温湿度センサ付属（TR-74Ui）
照度UVセンサ/ 高精度温湿度センサ付属（TR-74Ui-S）

CO2センサ内蔵
温湿度センサ付属（TR-76Ui）
高精度温湿度センサ付属（TR-76Ui-S）

液晶付き
赤外線データコレクタ

95P

0～99%RH（at -20～70℃）

49,800円(税込 54,780円)

57,000円(税込 62,700円)

96P

96P

0～9,999ppm※温度、湿度、大気圧以外の校正については他の校正機関にお問い合わせください。

38

39

Sensorオプション センサ
■ TR72A■ TR-72nw■ TR72A-S■ TR-72nw-S■ TR-74Ui■ TR-74Ui-S■ TR-76Ui■ TR-76Ui-S■ RTR-574■ RTR-574-S■ RTR-576■ RTR-576-S
対応

温湿度センサオプション センサ

★付属センサ●対応センサ

測定範囲 0～55℃ / 10～95％RH

THA-3001

THA-3151高精度-25～70℃
0～99%RH

SHA-3151

型番・スタイル

測定
範囲
測定
精度

温度

湿度

温度
湿度

90%応答
ケーブルの長さ

別売の延長ケーブルで延長できる長さ価格

TR72A
TR-72nw
TR72A-S
TR-72nw-S
対応機種

TR-74Ui
TR-74Ui-S
TR-76Ui
TR-76Ui-S
RTR-574
RTR-574-S
RTR-576
RTR-576-S

0～55℃

0～55℃

-25～70℃

10～95%RH

10～95%RH

±0.5℃

±0.5℃

0～99%RH ※±5%RH
at 25℃, 50%RH±2.5%RH
at 15～35℃, 30～80%RH

約7分

約7分

約7分

-

1.5m

1.5m

9.0mまで9.0mまで9.0mまで7，800円(税込 8,580円)

★
★
●
●
●
●
★
●
●
●
★
●

8,800円(税込 9,680円)

●
●
●
●
★
●
●
●
★
●
●
●

※ 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。

温湿度センサ

測定
範囲
測定
精度

★
●
★
●
★
●
★

0～50℃

湿度

10～95%RH

10～95%RH

湿度

平均±0.3℃±5%RH
at 25℃, 50%RH

平均±0.3℃±5%RH
at 25℃, 50%RH

約7分

約7分

-

1.0m

1.0mまで延長不可

温度

別売の延長ケーブルで延長できる長さ
価格

TR-73U

●

●

0～50℃

温度

ケーブルの長さ●★

TR-311090%応答

17,000円★

TR-3100
型番・スタイル(税込 18,700円)

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用してください。 ● 通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、高精度センサ
を除くセンサは約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。 ● 高精度センサの経年変化は1%RH/年以下、±0.1℃/年以下です。
●

対応±0.3℃ at 10～40℃±0.5℃ at それ以外

±5%RH
at 25℃, 50%RH

測定範囲 0～50℃ / 10～95%RH■ TR-73U■ TR43A■ RTR503B (L)■ RTR507B (L)対応

温湿度センサ7,800円(税込 8,580円)★

8,800円(税込 9,680円)●

測定範囲 0～55℃ / 10～95%RH

高精度-25～70℃
0～99%RH

THB3001

TR-3310

SHB-3101

0～55℃

0～55℃

-25～70℃

湿度10～95%RH

10～95%RH

湿度

±0.5℃

±5%RH
at 25℃, 50%RH

平均±0.3℃

0～99%RH ※1

型番・スタイル

測定
範囲
測定
精度

温度

温度

90%応答
ケーブルの長さ

別売の延長ケーブルで延長できる長さ
価格

TR43A
対応
RTR503B(L)機種
RTR507B(L)±0.3℃ at 10～40℃±0.5℃ at それ以外

±5%RH
at 25℃, 50%RH±2.5%RH
at 15～35℃, 30～80%RH

約7分

約7分

-

1.0m

1.0m

延長不可

延長不可

3.0mまで約11分 ※27,800円

8,800円(税込 8,580円)(税込 9,680円)

●

★

★

●

※1: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
※2: RTR503Bで使用する時の90%応答は約13分、RTR503BLで使用する時の90%応答は約16分です。

17,000円(税込 18,700円)★

● 結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用してください。 ● 通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、高精度センサ
を除くセンサは約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。 ● 高精度センサの経年変化は1%RH/年以下、±0.1℃/年以下です。

74

75

Sensorオプション センサ

★付属センサ■ TR-74Ui■ TR-74Ui-S■ RTR-574■ RTR-574-S

照度・紫外線センサ

型番・スタイル

測定範囲

対応

ISA-3151

測定精度

0～130,000 lx

紫外線強度

0～30mW㎡

照度

最小 0.01 lx

紫外線強度

最小 0.001mW/㎠

照度
紫外線強度 ※1

価格

TR-3C30

TR-5C10

防水性能
なし

防まつ形
生活防水

防まつ形
生活防水

防水性能
なし

ケーブル長
3.0m

2,000円(税込 2,200円)

耐熱温度-25～60℃

ケーブル長
3.0m

2,800円(税込 3,080円)

RTR502B /
502BL

●

TR42A

●

TR-52i●

耐熱温度-25～60℃

ケーブル長
3.0m

3,500円(税込 3,850円)

TR-71nw●●

13,800円

TR72A /
72A-S

◎

◎

★

TR-72nw /72nw-S◎◎

RTR-574 /
574-S

◎

◎

RTR-576 /
576-S

◎

◎

TR-74Ui /74Ui-S◎◎

TR-76Ui /76Ui-S◎◎

センサ２-20～60℃
平均0.5℃at -40～110℃
平均0.5℃at 0～50℃％応答

空気中 約80秒
攪拌水中 約7秒

別売の延長ケーブルで延長できる長さ

センサケーブルの先端部 (センサ1) とモジュール部 (センサ2) の２箇所で温度を測定します。

76

TR-74Ui /74Ui-S◎◎

RTR-574 /
574-S

◎

◎

RTR505B /505BL●

TR-55i●

3.5m(防水性能 先端1.5m)

価格

DOV-25BT○

付属センサ
TR-3100のみ

空気中 約11分

センサ２ケーブルの長さ

入力モジュール

測定精度-40～110℃

照度 センサ

測定範囲

センサ1

センサ1

1,600円(税込 1,760円)●

TR-73U

センサ２

ケーブル長
1.0m

●

●

型番・スタイルセンサ1

耐熱温度-25～60℃

TR71A

RTR507B /507BL

温湿度センサ

温度センサ

TR-2C30耐熱温度-25～60℃

9.0mまでTSB-1351■

TR-1C30◎★

RTR-574 / 574-S〇 1mまで使用可能

DOV-25BT /25BT-TS

対応機種

TR-74Ui / 74Ui-S◎ 9mまで使用可能

1.5m(税込 15,180円)

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用してください。
※1: 紫外線強度の測定精度は当社校正光源における校正基準器に対しての値です。

対応

価格

0.1～30mW/㎠ : ±5%
at 25℃, 50%RH

別売の延長ケーブルで延長できる長さ● 3mまで延長可能

型番
スタイル・仕様

10～100,000 lx : ±5%
at 25℃, 50%RH

ケーブルの長さ対応
機種

センサ
延長ケーブル

温度センサ

測定分解能

照度

オプション センサ

オプション センサ

9.0mまで7,000円(税込 7,700円)★

77Input Module Others

オプション 入力モジュール

オプション 入力モジュール■ RTR505B

オプション その他
電源

■ RTR505BL ■ TR-55i

入力モジュール

対応

対象センサ(別途準備が必要)

センサ接続部

ケーブル延長価格

7,500円（税込 8,250円）

製品型番

熱電対
センサ

TC-K01K

TC-J01

J

TC-T01T

TC-S01

S

54.5

78

27
[ 単位：mm]

PTM-3010 Pt モジュール
対象センサ

Pt100, Pt1000 (3線式/4線式)

ケーブル延長3ｍまで可センサ接続部＋

使用金属材質

クロメル
鉄

銅

－

ハウジング

色

アルメル

材質

黄 NYLON66

コンスタンタン 黒 NYLON66

コンスタンタン 青 NYLON66

銅銅

緑 NYLON66

200℃

200℃
200℃

PIC-3150 パルス入力ケーブル

78

27

ケーブル延長
価格[ 単位：mm]

センサ接続部

電線差込型4端子
単線：Φ0.32～Φ0.65mm（AWG28～AWG22），
推奨Φ0.65mm（AWG22）
撚線：0.32mm2（AWG22），素線径Φ0.12mm以上
ムキしろ：9～10mm
3ｍまで可

適合電線
ケーブル延長価格

19.46,000円（税込 6,600円）

1400

46

78

センサ接続部[ 単位：mm]

電線差込型4端子
単線：Φ0.32～Φ0.65mm（AWG28～AWG22），
推奨Φ0.65mm（AWG22）
撚線：0.32mm2（AWG22），素線径Φ0.12mm以上
ムキしろ：9～10mm
3ｍまで可

適合電線
ケーブル延長価格

19.46,000円（税込 6,600円）
46

PMP-3200 パルス検出ケーブル
パルス検出電流10～40mA

動作環境

温度-10～50℃
湿度10～90%RH 結露しないこと
3ｍまで可

ケーブル延長27

VIM-3010 電圧モジュール[ 単位：mm]電源

価格

RTR-500DC
RTR500BC
TR-57DCi
TR7A/TR-7nw
RTR-576 ※3

TR-76Ui ※3

MCR-4V/4TC

型番・スタイル

7,800円（税込 8,580円）※ 電力需給用複合計器50,000パルス/kWh, CT方式に対応しています。
※ 取引用電力メータへの取り付けは電力会社様へ依頼してください。

[ 単位：mm]●◎◎AD-0620

BC-0204※1

単1アルカリ電池×3 電源の条件：
電圧DC9～38V
ケーブル長：1.8m
電流MAX 2A
ケーブル：AWG#20
ケーブル長：2.0m

2,500円(税込 2,750円)◎

2,500円(税込 2,750円)

7,500円

2,500円(税込 8,250円)(税込 2,750円)

●

●

◎

●

● ※2
●

● 対応品

メンテナンスセット 低温電池セット

TR-00P1◎

TR-00P2

RTR501B/502B/
503B/505B/507B
TR-55i-P
RTR505B

リチウム電池RTR501BL/ 502BL /503BL / 505BL / 507BL

TR41A / 42A / 43A
TR45

2,000円リチウム電池LS14250

ケース、ACアダプタ ケース、リチウム電AD-06A1、ゴムパッ 池LS26500、
キン大小2種、ネジ
メンテナンスセット
TR-00P1

リチウム電池LS26500、
メンテナンスセット
TR-00P1(税込 1,540円)(税込 6,600円)(税込 6,600円)

● ※2

●
●

●

● ※2

●

●

1,400円

●

●

● ※1

●

●

● ※1

●

電池セット

使用温度範囲-40～80℃(税込 2,200円)●

大容量バッテリパック

ニッケル水素電池内蔵（約4日間バックアップ）
使用温度範囲 0～60℃(税込 1,100円)●

外部電源アダプタ

TR-00P3 RTR-500A2 RTR-500B1 RTR-05B2

パッケージ内容・
価格

1,000円PMP-3200

AD-05A4

入力：AC100-240V
出力：DC5V,1A
周波数：50/60Hz
ケーブル長：1.8m●

ゴムパッキン、ネジ、 リチウム電池
乾燥剤、両面テープ LS14250、
メンテナンスセット
TR-00P1

TR-51i / 52i / 55i
78

AD-05A3

入力：AC100(100-240V)
出力：DC5V,3A
周波数：50/60Hz
ケーブル長：1.2m●

メンテナンスセット・バッテリ

27

82

RTR500BW

3.6V(データロガー本体より供給)

電力メータ

2,500円(税込 2,750円)

RTR500BM

RTR-600BD

2,500円（税込 2,750円）

AIM-3010 4-20mA モジュール

AD-05A2
USB Mini-Bタイプ
入力：AC100-240V
出力：DC5V,1A
周波数：50/60Hz
ケーブル長：1.5m※1: 条件に合うバッテリを別途用意してください。
※2: TR7シリーズで使用すると本体が発熱します。TR71A / TR-71nwの場合、内蔵センサの測定値が大幅に上昇しますので、付属の外付け温度センサを使用してくだ
さい。
※3: Sタイプも含みます。

3ｍまで可
100

(税込 2,750円)

データロガー※4線式センサの場合、端子1本は未接続で使用します。
47.8

2,500円

200℃

6,000円（税込 6,600円）

14.5

AD-06A1

外部電源ユニット バッテリ接続用アダプタ

耐熱温度

3-M3.5角座金付ネジ

価格

ACアダプタ

仕様・価格

データ収集機

熱電対センサ用ミニチュアプラグを使用のこと

熱電対モジュールTCM-3010とセンサの接続用プラグ
ケーブル固定用ゴムプッシュ付属
価格：各2,000円（税込 2,200円）

熱電対センサ K, J, T, S

● 対応品

入力：AC100-240V
出力：DC6V, 500mA
周波数：50/60Hz
ケーブル長：1.8m

熱電対センサ用ミニチュアプラグ

3ｍまで可

14.5

◎ 付属品

型番・スタイル※防水性能はありません。湿度90%RH以下の結露しない環境でご使用ください。

TCM-3010 熱電対モジュール

オプション その他

● ※1●

6,000円● ※26,000円

電池寿命約4年

4,000円(税込 4,400円)※1: 長期間ご利用の場合、ゴムパッキンなどを同時に交換することをおすすめします。メンテナンスセットを含むTR-00P2をお求めください。
※2: 内部温度が1～3℃上昇するため、RTR501B / 501BL、TR41A / 43Aには使用できません。防水性能はありません。

83

OthersOthers

オプション その他

オプション その他
通信ケーブル

オプション その他

USB Mini-B通信ケーブル

型番・スタイル

オプション その他

US-15C

ケーブル長：1.5m

TR-6C10

シリアル通信ケーブル

ケーブル長：1.0m

ソフトウェアセット

TR-07C ※SO-TD1

T&D Software

D-sub9 ピンコネクタ
ケーブル長 1.5m

外観・価格
1,500円 (税込 1,650円)
パソコンとの通信用

2,500円 (税込 2,750円)

3,800円 (税込 4,180円)
PC ⇔ データロガー
TR-74Ui (S) / 76Ui (S) / 73U
PC ⇔ データ収集機
TR-57DCi、RTR-500DC、
RTR500BC

パソコンとUSB通信可能なすべての
データロガー、データ収集機に対応
TR-57DCi ⇔ TR-74Ui (S) / 76Ui (S)/ 73U
RTR-500DC ⇔ RTR-574 (S) / 576 (S)

データ収集機 ⇔データロガーの通信用

TR-5WK1

RTR500BW

TR-5GK1
RTR500BM

材質：ポリカーボネート
本体固定用ネジと両面テープ付

2,000円 (税込 2,200円)

RTR500Bシリーズ
TR41A/42A/43A、TR-5iシリーズ

CSR-0011

CEL-0151

RTR500BM

RTR500BM

RTR500BM付属のLTEアンテナです。
アンテナ高：135mm

RTR500BM用の延長アンテナです。
アンテナ高：88.5mm
ケーブル長：1.5m
IP65防噴流型
底面部マグネット

2,300円 (税込 2,530円)

2,800円 (税込 3,080円)

AT-50K1
RTR500BC

材質：アルミ本体固定用Oリングと両面テープ付

3,000円 (税込 3,300円)

TR-05K3

1,000円 (税込 1,100円)

アンテナ※ 別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。

壁面アタッチメント

現行製品のWindows用標準ソフトウェアがセットになったオプション DVD-ROMです。
ソフトウェアを公式サイトからダウンロードできない場合にご利用ください。

材質：アルミ本体固定用Oリングと両面テープ付

3,000円 (税込 3,300円)

TR-05K3L
RTR500Bシリーズ Lタイプ
TR45、TR41A/42A/43A ※TR-07K2
TR7シリーズ
TR-74Ui (S) / 73U、RTR-574 (S)外部警報接続ケーブル

AC0101

RTR500BM / RTR-576(S) / TR-76Ui(S)

材質：ポリカーボネート
両面テープ付1,500円 (税込 1,650円)

材質：ポリカーボネート
両面テープ付

2,000円 (税込 2,200円)

AT-76K1
TR-76Ui (S)、RTR-576 (S)

材質：ポリカーボネート
両面テープ付

1,000円 (税込 1,100円)

AT-32K2●

材質：ポリカーボネート

3,000円 (税込 3,300円)

84

1,000円 (税込 1,100円)

TR32B

●

材質：アルミ

外部警報機器を接続するケーブルです。
ケーブル長：1.0m

500円 (税込 550円)

共通の付属品として壁面固定用ネジ2本が含まれます。

ポリカーボネートは-30℃以下で強い衝撃を受けた場合、亀裂が入る恐れがあります。

※ 大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時

85

製品仕様
USB接続データロガー 照度・紫外線・温度・湿度

TR-74Ui
測定チャンネル
センサ

測定範囲
積算値表示範囲
精度
分光感度
測定分解能
応答性
測定チャンネル
センサ

測定範囲

センサ

測定範囲

0～130klx
照度：
紫外線強度：0～30mW/cm²

精度

0～90Mlxh
照度：
紫外線強度：0～62W/cm²h
照度：±5% at25℃、50%RH

紫外線強度：0.1～30mW/cm²：±5% at25℃、50%RH ※1

JIS一般型A級相当
照度：
紫外線強度: 260～400nm (UVA/UVB)

照度：
最小0.01lx
紫外線強度：最小0.001mW/cm²

90%応答：3秒 (記録間隔が1秒の場合) または6秒 (その他の記録間隔)
温湿度センサ

湿度 1ch

THA-3151

温度 1ch

湿度 1chSHA-3151(高精度タイプ)

サーミスタ 高分子膜抵抗式

サーミスタ 高分子膜抵抗式

0～55℃-25～70℃

±0.5℃

測定分解能

0.1℃

10～95%RH±5%RH
at 25℃,
50%RH

1%RH

±0.3℃

at 10～40℃

0～99%RH※2±2.5%RH

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の
15通り

測定値、記録状態、記録モード、電池寿命警告、その他
測定値：照度 / 紫外線強度 / 温度 / 湿度 / 積算照度 / 積算紫外線量
表示形式：巡回表示 / 固定表示

通信
インターフェース

USB通信: USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)
赤外線通信：IrPHY 1.2 小電力方式 ※3
シリアル通信 ※4

電池寿命 ※5

約6ヶ月

本体質量

本体動作環境

付属品

ソフトウェア※6

単3アルカリ電池×1

H55mm×W78mm×D18mm
約40g

温度：-10～60℃
湿度：90%RH以下 (結露しないこと)
照度紫外線センサ
ISA-3151
温湿度センサ
THA-3151

照度紫外線センサ
ISA-3151
高精度温湿度センサ
SHA-3151

単3アルカリ電池、USB Mini-B 通信ケーブル US-15、保証書付取扱説明書 一式

パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
Illuminance UV Recorder for Windows、T&D
Graph※1: 当社校正光源における校正基準器に対しての値です。
※2: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また-20℃以の環境では湿度の測定はできません。
※3: 赤外線通信でデータを吸い上げるにはデータコレクタTR-57DCiが別途必要です。
※4: 別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただ
ければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブル
TR-07Cが必要です。
※5: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内
容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。また、赤外線通信を有効に設定
した場合、インバータ式照明の下では電池寿命が短くなる場合があります。
※6: ソフトウェアCD-ROMは付属しておりません。ダウンロード(無料)、および対応OSバー
ジョンはWebサイト (www.tandd.co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

96±(50ppm＋読み値の5%) ※1

90%応答：約1分

温湿度センサ

湿度 1ch

THA-3001

温度 1ch

±0.5℃

10～95%RH -25～70℃±5%RH
at 25℃、
50%RH

0.1℃

1%RH

±0.3℃

at 10～40℃

±0.5℃
0.1℃

0.1%RHat それ以外

90%応答：約7分

90%応答：約7分

エンドレス：記録容量がいっぱいになると先頭のデー
タに上書きして記録
ワンタイム：記録容量がいっぱいになると記録を停止

通信
インターフェース
外部警報端子※5
電源

電池寿命※6
本体寸法

本体質量

本体動作環境
付属品
ソフトウェア※7

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の
15通り

測定値、記録状態、記録モード、電池残量、その他

測定値：CO2濃度、温度または湿度 (交互表示/固定表示）

USB通信: USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)
赤外線通信：IrPHY1.2 小電力方式※3
シリアル通信※4
出力端子：オープンドレイン出力
OFF 時の電圧DC 30V 以下 /ON 電流0.1A 以下 / ON 抵抗15 Ω

ACアダプタ AD-06A1、単3アルカリ電池×4
約2日間 (AC電源なしの場合)

H 96mm×W66mm×D46mm(突起部, 温湿度センサ含まず)
約120g

温度：0～45℃
湿度：90%RH以下 (結露しないこと)
温湿度センサ
THA-3001

精度※3–

約1.1MΩ

高精度温湿度センサ
SHA-3151

単3アルカリ電池×4、ACアダプタ AD-06A1、
USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、保証書付取扱説明書 一式
パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
CO2 Recorder for Windows、T&D Graph※1: オートキャリブレーションが正常に動作している場合です。気圧によって誤差が生じる
ので、気圧が10hPa下がるごとにCO2濃度の測定値も1.6%下がります。CO2 Recorderfor Windowsから気圧補正することをおすすめします。
※2: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
※3: 赤外線通信でデータを吸い上げるにはデータコレクタTR-57DCiが別途必要です。
※4: 別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただ
ければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブル
TR-07Cが必要です。
※5: 外部警報端子を使用する場合は、オプションの外部警報接続ケーブルAC0101をお求めください。
※6: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内
容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。
※7: ソフトウェアCD-ROMは付属しておりません。ダウンロード(無料)、および対応OSバー
ジョンはWebサイト (www.tandd.co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

温度 4ch

熱電対 K, J, T, S, Rタイプ※1

K -270～1370℃
J -210～1200℃
T -270～ 400℃

S -50～1760℃
R -50～1760℃

約1MΩ

DC～100Hz–50～60HzフィルタON、かつ測定レンジ 熱電対測定精度 (センサの誤差含まず)
K, J, T：が以下の場合：±300mV：±(0.06mV+読み値の0.3%)±(0.5℃+読み値の0.3%)±1.5V：±(0.3mV+読み値の0.3%)
at -100℃以上±6V：±(0.6mV+読み値の0.3%)
S, R±24V：±(2.4mV+読み値の0.3%)±(1.5℃+読み値の0.3%)
Auto：使用中の測定レンジに準じる
at 100℃以上
冷接点補償精度：±0.5℃

at 本体環境温度10～40℃±2.5%RH

at 15~35℃、30～80%RH

8,000個×3ch

記録間隔

測定レンジ

±300mV、±1.5V、±6V、±24V、Auto※2
絶対最大入力電圧：±50V

湿度 1ch

0～99%RH※2

MCR-4TC

電圧 4chスキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁

入力周波数

高分子膜抵抗式

MCR-4V

入力方式

SHA-3151 (高精度タイプ)

サーミスタ 高分子膜抵抗式 サーミスタ
0～55℃

測定チャンネル

入力インピーダンス

at 5,000ppm以下

データ記録容量

液晶表示

記録モード

本体寸法

応答性

0.1%RH

90%応答：約7分

エンドレス：記録容量がいっぱいになると先頭のデー
タに上書きして記録
ワンタイム：記録容量がいっぱいになると記録を停止

電源

測定分解能

0.1℃

8,000個×4ch

液晶表示

精度

記録モード

データ記録容量
記録間隔

測定範囲

at 15～35℃,
30～80%RH

90%応答：約7分

0～9,999ppm

温度 1chマルチチャンネルデータロガー

対応センサ

NDIR方式

測定チャンネル±0.5℃

atそれ以外CO2濃度 1ch

最小 1ppmセンサ

TR-76Ui-S
CO2センサ (内蔵)

測定分解能
応答性

10lx~100klx：

温度 1chTR-76Ui
測定チャンネル

ISA-3151

精度
応答性

TR-74Ui-S

照度紫外線センサ

照度 1ch
紫外線強度 1ch

USB接続データロガー CO2・温度・湿度

±0.8℃

測定分解能
記録間隔

2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500ミリ秒
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分

チャンネル数、測定レンジ、フィルタ設定により最短間隔は異なる

1ch記録時：フルデータ480,000個/ch
2ch記録時：フルデータ240,000個/ch
データ記録容量※43ch記録時：フルデータ160,000個/ch
4ch記録時：フルデータ120,000個/ch
記録モード
同期記録
液晶表示

通信
インターフェース
外部メモリ
電源

電池寿命※6
入力端子
プレヒート端子
絶縁
本体寸法

本体質量

本体動作環境
付属品
ソフトウェア※7

at 上記以外の本体環境温度50～60Hzフィルタ：ON 0.01mV
OFF 0.1 mV

0.1℃
100, 200, 500ミリ秒
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分
1ch記録時：フルデータ960,000個/ch
2ch記録時：フルデータ480,000個/ch
3ch記録時：フルデータ320,000個/ch
4ch記録時：フルデータ240,000個/ch

エンドレス：記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム：記録容量がいっぱいになると記録を停止
最大4台16chまで同期記録が可能
MCR-4VとMCR-4TCの連結も可能※5

測定値、記録状態、記録モード、トレンドグラフ、電池残量、その他 (日本語/英語
切替可)
USB通信: USB2.0 (Mini-Bコネクタ)
SDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能

単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタAD-05A2、USBバスパワー5V 250mA
約4.5～130日

約5～60日CH1、CH2、CH3、CH4、USB、プレヒー
ト端子間は絶縁
印加可能電圧：±50V
絶縁抵抗：50MΩ以上 (DC±250V)

CH1、CH2、CH3、CH4、USB間は絶縁
印加可能電圧：±50V
絶縁抵抗 : 50MΩ以上 (DC±250V)

4ch、瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用

4ch、瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用

スクリューレス端子台 (適合電線)
単線：Φ0.32～0.65mm (AWG 28～22)
撚線：0.08～0.32mm² (AWG 28～22、素線径Φ0.12mm以上)
ムキしろ：9～10mm

H120mm×W75mm×D32mm
約140g

温度：0～50℃
湿度：90%RH以下 (結露しないこと)

単3アルカリ電池×2、USB Mini-B通信ケーブルUS-15C、カードスロットカバー、
保証書付取扱説明書一式
パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
MCR for Windows、T&D Graph※1: 弊社では熱電対センサを取り扱っておりませんので別途ご準備ください。
※2: Autoの場合は、測定中の電圧に応じて測定レンジが自動で切り替わります。
※3: MCR-4TCは強力なノイズフィルタ機能を持っていますが、大きなノイズがあると測定値が変動することがあります。記録間隔が200ミリ秒以下の場合はノイズフィルタ機能の働きが弱くなるため、ノイズの影響を受けやすくなり、測定値の変動が大きくなることがあります。
※4: 1回の記録がフルデータに満たない場合、最大30回まで記録できます。
※5: 連結する機器の記録間隔や測定間隔などの仕様により、同期記録が開始できない場合があります。
※6: 電池寿命は周辺温度、記録方式(平均値･瞬時値)、記録間隔、測定チャンネル数、メモリカードへの保存回数などにより異なります。記載内容は新しいアルカリ電池を使用したときの標準的な期間です。
※7: ソフトウェアCD-ROMは付属しておりません。ダウンロード(無料)、および対応OSバージョンはWebサイト (www.tandd.
co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

97