デジタル指示濁度/SS 計

AER-101-TU
取扱説明書

はじめに
このたびは，デジタル指示濁度/SS 計[AER-101-TU](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，
まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，充分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

本書および本器に使用している数字，アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。
キャラクタ対応表
表示
数字

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

表示
アルファベット表示
アルファベット

ご注意・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告無しに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害,
その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

- 2 -安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお，
注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合，および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

- 3 -1. 取付け上の注意
注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意
注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用
してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形が生じる
恐れがあります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・接地端子は，安全のため必ず接地(D種接地)してください。
接地は，モータなど電気機器の接地と分離してください。
・入力端子に接続される濁度検出器またはSS検出器に，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・濁度検出器または SS 検出器は，オプテックス株式会社製をご使用ください。
・入力線と電源線は離して配線してください。
- 4 -3. 運転，保守時の注意
注 意・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。

- 5 -

目 次
1. 形 名 ................................................................................................................................. 81.1
形名の説明........................................................................................................................ 81.2形名銘板の表示方法 ......................................................................................................... 8
2. 各部の名称とはたらき ...................................................................................................... 93. 制御盤への取付け............................................................................................................ 10
3.1
場所の選定...................................................................................................................... 103.2
外形寸法図(単位: mm) .................................................................................................... 10
3.3
パネルカット図(単位: mm)............................................................................................. 113.4
本器の取り付け，取り外し ............................................................................................ 12
4. 配 線 ............................................................................................................................... 13
4.1
リード線圧着端子について ............................................................................................ 134.2
端子配列 ......................................................................................................................... 14
4.3
配線例 ............................................................................................................................. 15
5. キー操作の概要と設定グループの構成 ........................................................................... 16
5.1
キー操作の概要 .............................................................................................................. 16
5.2
設定グループの構成 ....................................................................................................... 16
6. キー操作フローチャート ................................................................................................. 18
7. 仕様設定 .......................................................................................................................... 20
7.1
電源投入 ......................................................................................................................... 20
7.2
濁度/SS 入力機能設定グループ ..................................................................................... 21
7.3
EVT 動作設定グループ ................................................................................................... 247.4
伝送出力設定グループ ................................................................................................... 29
7.5
通信機能設定グループ ................................................................................................... 31
7.6
固有機能設定グループ ................................................................................................... 32
8. 校 正 ............................................................................................................................... 35
8.1
濁度/SS 検出器校正モード ............................................................................................. 35
8.1.1 濁度/SS 検出器校正 .................................................................................................. 35
8.1.2 濁度/SS 検出器校正時のエラーについて .................................................................. 368.2
ゼロ出力信号，スパン出力信号調整モード ................................................................... 37
8.2.1 ゼロ出力信号，スパン出力信号調整......................................................................... 37
8.2.2 ゼロ出力信号，スパン出力信号調整時のエラーについて ........................................ 388.3
伝送出力調整モード ....................................................................................................... 39
9. 測 定 ............................................................................................................................... 409.1
測定を開始する .............................................................................................................. 40
9.2
EVT 出力について .......................................................................................................... 40
9.3
Err 出力について ............................................................................................................ 43
9.4
Fail 出力について ........................................................................................................... 43
9.5
自己診断出力について ................................................................................................... 439.6
測定中のエラーコードについて ..................................................................................... 43
9.7
EVT を設定する.............................................................................................................. 44
- 6 -

9.8
伝送出力について ........................................................................................................... 44
10. 仕 様 ............................................................................................................................. 45
10.1 標準仕様 ......................................................................................................................... 45
10.2 オプション仕様 .............................................................................................................. 52
11. 故障かな?と思ったら .................................................................................................... 53
11.1 表示について .................................................................................................................. 53
11.2 キー操作について ........................................................................................................... 55
12. キャラクタ一覧表.......................................................................................................... 56
12.1 設定グループ一覧 ........................................................................................................... 56
12.2 濁度/SS 検出器校正モード ............................................................................................. 56
12.3 ゼロ出力信号，スパン出力信号調整モード ................................................................... 56
12.4 伝送出力調整モード ....................................................................................................... 56
12.5 簡易設定モード .............................................................................................................. 57
12.6 濁度/SS 入力機能設定グループ ..................................................................................... 57
12.7 EVT 動作設定グループ ................................................................................................... 58
12.8 伝送出力設定グループ ................................................................................................... 60
12.9 通信機能設定グループ ................................................................................................... 61
12.10 固有機能設定グループ ................................................................................................... 62
12.11 エラーコード一覧 ........................................................................................................... 63- 7 -1. 形 名1.1 形名の説明
AER-10

1-

入力点数

1

入 力

TU

,
1点

TU

濁度検出器
オプテックス株式会社製濁度チェッカー
TC-100, TC-500, TC-3000
SS 検出器オプテックス株式会社製 SS チェッカー
TCS-1000(E), TS-MxS-A

電源電圧
オプション

100～240 V AC(標準)124 V AC/DC(*)
C5

シリアル通信 RS-485(*): 電源電圧は 100～240 V AC が標準です。
24 V AC/DC をご注文の場合のみ，入力記号の後に[1]を記述しています。
1.2 形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケース左側面に貼ってあります。
形名，オプション
開発番号
入力
電源電圧，消費電力
計器番号(図 1.2-1)

社名
生産工場 ID
RoHS 指令対応品- 8 -

2. 各部の名称とはたらき
濁度/SS 表示器
設定表示器
出力表示器
動作表示灯

単位銘版

アップキー

モードキー

ダウンキー

セットキー
(図 2-1)

表示器
濁度/SS
表示器

設定表示器

出力表示器

濁度/SS 表示モード時，濁度/SS 入力値を赤/緑/橙色表示器に表示します。
設定モード時，設定キャラクタを赤/緑/橙色表示器に表示します。
[バックライト点灯箇所選択(P.32)および濁度/SS 表示色切替選択(P.33)]の選択内容により表示が異なります。
濁度/SS 表示モード時，EVT 設定値を緑色表示器に表示します。
設定モード時，設定値を緑色表示器に表示します。
[バックライト点灯箇所選択(P.32)]の選択内容により表示が異なります。
バックライト 緑色
伝送出力量に応じてバーグラフが点灯します。
[バーグラフ表示選択(P.34)]の選択内容により表示が異なります。

動作表示灯 : バックライト 橙色
EVT1
EVT 出力(接点出力)が ON の時，点灯します。
EVT2
自己診断出力(接点出力)が ON の時，点灯します。
T/R
シリアル通信(オプション: C5)TX 出力(送信)時，点灯します。
LOCK
設定値ロック 1，2，3 選択時，点灯します。
単位銘版
UPPER
LOWER

濁度/SS 表示器の単位を，付属の単位銘版から必要に応じて貼ってください。
設定表示器の単位を，付属の単位銘版から必要に応じて貼ってください。

キー
アップキー
ダウンキー
モードキー
セットキー

設定値の数値を増加させます。
設定値の数値を減少させます。
グループ選択を行います。
設定モードの切替え，設定値の登録を行います。
- 9 -3. 制御盤への取付け
3.1 場所の選定

注 意
温度: 0～50 ，湿度: 35～85 %RH(ただし，氷結および結露のないところ)制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が 50いようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。

を超えな[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度 2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が 0～50 で，急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が 35～85 %RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
3.2 外形寸法図(単位: mm)
ネジ式取付金具

96
48

端子カバー(別売り)

91
106.2

ガスケット

11.5

98.5
104.5(端子カバー取り付け時)(図3.2-1)- 10 -

3.3 パネルカット図(単位: mm)

注 意

130

92＋0.80

横方向密接取付の場合，防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。

92＋0.80

n×48-3 ＋0.50横方向密接取付，n: 取付台数

45＋0.50(図3.3-1)- 11 -

3.4 本器の取り付け，取り外し

警 告
ケースは樹脂製ですので，ねじ式取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，ねじ式取付金具やケースが変形するおそれがあります。
締め付けトルクは，0.12 N･mを指定してください。
本器の取り付け防塵防滴 IP66 仕様を満たすため，本器は凹凸のない剛性を持った平面に取り付けてください。
取付け可能なパネル厚さ: 1～8 mm。
(1) 本器をパネル前面から挿入してください。
(2) ケース上下の穴にねじ式取付金具を引っ掛け，ねじを締付けて固定してください。
本器の取り外し(1) 本器の供給電源を切り，配線を全て外してください。
(2) ねじ式取付金具のねじを緩め，ねじ式取付金具を外してください。
(3) 本器をパネル前面から引き抜いてください。

天地(図3.4-1)- 12 -

4. 配 線
警 告
配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用
してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形が生じる
恐れがあります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・接地端子は，安全のため必ず接地(D種接地)してください。
接地は，モータなど電気機器の接地と分離してください。
・入力端子に接続される濁度検出器またはSS検出器に，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・濁度検出器または SS 検出器は，オプテックス株式会社製をご使用ください。
・入力線と電源線は離して配線してください。
4.1 リード線圧着端子について

3.2mm

3.2mm

5.8mm 以下

5.8mm 以下

下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締め付けトルクは 0.63 N・m を指定してください。
圧着端子
メーカ
形 名
締め付けトルク
TMEV1.25Y-3
ニチフ端子
Y形
日本圧着端子VD1.25-B3A
0.63 N･m
TMEV1.25-3
ニチフ端子
丸形
日本圧着端子V1.25-3(図 4.1-1)- 13 -

4.2 端子配列
端子配列図を下図に示します。

(図 4.2-1)
記 号，端子番号
GND
①
POWER
SUPPLY②③

TRANSMITOUTPUT

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑯
⑰
⑲
⑳

EVT
SELFCHECKOUTPUTGRN
BRWBLU
SENSOR
WHT
BLK
RED
POWER +FOR
SENSOR YA
YBRS-485
SG

説 明
接地
電源電圧
100～240 V AC または 24 V AC/DC(形名の後に 1 付加時)
24 V DC の場合，極性を間違わないようにしてください。
伝送出力
EVT 出力(接点出力)
自己診断出力(接点出力)
濁度検出器または SS 検出器の自己診断入力端子(緑)濁度検出器または SS 検出器の電源(+)端子(茶)濁度検出器または SS 検出器の電源(-)端子(青)濁度検出器または SS 検出器のアナログ信号(+)入力端子(白)濁度検出器または SS 検出器のアナログ信号(-)入力端子(黒)濁度検出器または SS 検出器の校正信号出力端子(赤)⑫

外部電源の(+)端子⑯

外部電源の(-)端子⑬⑭⑮

シリアル通信 RS-485(オプション: C5)- 14 -

4.3 配線例
配線例を下図に示します。
100～240 V AC
AER-101-TU
1
2
パワーサプライ(*)
L

N

記録計等

14

5

(*): パワーサプライは，下記のオムロン株式会社製を推奨します。
濁度チェッカーまたは SS チェッカー形名

パワーサプライ形名

濁度チェッカー: TC-100, TC-500, TC-3000

S8VS-01512(12 V DC)

SS チェッカー: TCS-1000(E)SS チェッカー: TS-MxS-A

S8VS-01524(24 V DC)- 15 -

910(図 4.3-1)

12

4

8

濁度検出器または
SS 検出器11137

電源端子 入力端子
- +

(茶)

3

6

-V +V

(緑)

(青)

15
16

(白)

17
18

(黒)

19

(赤)

20

5. キー操作の概要と設定グループの構成

5.1 キー操作の概要
本器のキー操作は，簡易設定モードと設定項目をグループ分けしたグループ選択モードの構成になっています。
濁度/SS 表示モードの時，キーを押すと，簡易設定モードに移行します。
濁度/SS 表示モードの時，キーを押すと，グループ選択モードに移行します。
キーでグループを選択し，キーを押すと，各設定項目に移行します。
各設定項目の設定は， キーまたは キーで行い，設定値の登録は， キーで行います。
5.2 設定グループの構成
設定グループの構成を下図に示します。
電源投入
濁度/SS
表示モード(*1)

簡易設定モード
EVT 設定(*2)

+

(3 秒)

ゼロ出力信号調整モード(*3)

+

(3 秒)

濁度/SS 検出器
校正モード(*3)

+

(3 秒)

伝送出力ゼロ
調整モード(*4)

伝送出力スパン
調整モード

グループ選択モード
濁度/SS 入力機能
設定グループ

設定項目選択
測定レンジ選択

スパン設定

EVT 動作
設定グループ

EVT 動作選択

伝送出力
設定グループ

伝送出力
選択

通信機能
設定グループ(*4)

通信プロトコル選択(*5)

ストップビット
選択(*5)

固有機能
設定グループ

設定値ロック選択

設定表示器表示選択(図 5.2-1)- 16 -

スパン出力信号調整モード

EVT 動作すきま
設定
出力信号調整時伝送出力
設定値ホールド設定

(*1): 濁度/SS 表示モード時，固有機能設定グループ内の[バックライト点灯箇所選択(P.32)]で選択した項目を表示し，測定を開始します。
(動作無し)，(*2): EVT 動作設定グループ内の[EVT 動作選択(P.24)]で，(Err 出力)または(Fail 出力)を選択した場合，簡易設定モードには移行できません。
(ロック 1)，(*3): 固有機能設定グループ内の[設定値ロック選択(P.32)]で，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した場合，ゼロ出力信号調整
モードおよび濁度/SS 検出器校正モードには移行できません。
(*4): 固有機能設定グループ内の[設定値ロック選択(P.32)]で，(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した場合，ゼロ出力信号，ス
パン出力信号調整中または濁度/SS 検出器校正中の場合，伝送出力ゼロ調整モードには移行できません。
(*5): 点線で囲んだ設定グループおよび設定項目は，オプション: C5 を付加していない場合，表示しません。
[キー操作について](3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモ・ +ードに移行することを表しています。
(3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモ・ +ードに移行することを表しています。
(3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモー・ +ドに移行することを表しています。
・
および
は，
キーおよび
キーを押すと，矢印の設定項目に移行することを表しています。
または
は，
キーまたは
キーを数回押すことを表しています。
・
キーを約 3 秒押し続けると，濁度/SS 表示モードに戻・各設定項目内において，ります。

- 17 -

6. キー操作フローチャート
電源投入
濁度/SS 表示モード(*1)
[入力値]
濁度/SS
[設定値]
表示モード

簡易設定モード
EVT 設定(*2)(P.44)

+

(3 秒)

+

(3 秒)

+

(3 秒)

グループ設定モード
濁度/SS 入力機能
設定グループ[入力値]

ゼロ出力信号調整モード(*3)(P.37)[入力値]

スパン出力信号調整モード (P.37)

濁度/SS 検出器
校正モード(*3)(P.35)
伝送出力ゼロ
調整モード(*4)(P.39)

伝送出力スパン調整モード (P.39)

EVT 動作
設定グループ①

測定レンジ選択(P.21)

EVT 動作選択(P.24)

移動平均回数
設定(P.21)EVT 設定(P.26)

EVT 比例周期設定(P.27)

濁度/SS 入力フィルタ時定数設定(P.22)

EVT 比例帯
設定(P.26)

EVT 出力上限
設定(P.27)

濁度/SS 入力
センサ補正設定(P.22)

EVT リセット設定(P.26)

EVT 出力下限
設定(P.27)

校正待ち時間設定(P.22)

EVT 動作幅選択(P.26)

EVT 出力 ON 時
ON 時間設定(P.28)

単位選択(P.23)

EVT 上方側
動作幅設定(P.26)

EVT 出力 ON 時
OFF 時間設定(P.28)(P.23)

EVT 下方側
動作幅設定(P.27)

EVT 上下限個別
下方側動作点設定(P.28)

EVT 動作 ON
遅延タイマ設定(P.27)

EVT 上下限個別
上方側動作点設定(P.29)

EVT 動作 OFF
遅延タイマ設定(P.27)

EVT 動作すきま設定(P.29)

スパン設定- 18 -②

[設定(選択)項目について]
測定レンジ選択(P.21)

左側上段は濁度/SS 表示器で設定項目キャラクタを，左側下段は設定表示器で工場出
荷初期値を表しています。右側は設定項目名および参照ページを表しています。

[各モードおよび設定(選択)項目について](*1): 濁度/SS 表示モード時，[バックライト点灯箇所選択(P.32)]で選択した項目を表示し，測定を開始します。
(*2): [EVT 動作選択(P.24)]で，(動作無し)，(Err 出力)または(Fail 出力)を選択した場合，簡易設定モードには移行できません。
(*3): [設定値ロック選択(P.32)]で，(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した場合，ゼロ出力信号調整モードおよび濁度/SS 検出器校正モードには移行できません。
(*4): [設定値ロック選択(P.32)]で，(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した場合，ゼロ出力信号，スパン出力信号調整中または濁度/SS 検出器校正中の場合，伝送出力ゼロ調整モードには移行できません。
(*5): 点線で囲んだ設定グループおよび設定項目は，オプション: C5 を付加していない場合，表示しません。

[キー操作について]・+(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
・+(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
・+(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。
・
および
は，
キーおよび
キーを押すと，矢印の設定項目に移行することを表しています。
・各設定項目内において，キーを約 3 秒押し続けると，濁度/SS 表示モードに戻ります。

①

伝送出力設定グループ

通信機能
設定グループ(*5)

固有機能
設定グループ

伝送出力選択(P.29)

通信プロトコル選択(*5)(P.31)

設定値ロック選択(P.32)

伝送出力上限設定(P.29)

機器番号設定(*5)(P.31)

バックライト
点灯箇所選択(P.32)

伝送出力下限設定(P.30)

通信速度選択(*5)(P.31)

濁度/SS 表示色
切替選択 (P.33)

校正時伝送出力
状態選択(P.30)

データビット/
パリティ選択(*5)(P.31)

濁度/SS 表示色
切替基準値設定(P.33)

校正時伝送出力
設定値ホールド
設定(P.30)

ストップビット
選択(*5)(P.31)

濁度/SS 表示色
切替範囲設定(P.33)
バックライト
表示時間設定(P.33)

出力信号調整時
伝送出力状態選択(P.30)

バーグラフ表示選択(P.34)

出力信号調整時
伝送出力設定値
ホールド設定(P.30)

入力異常時 EVT
出力動作選択(P.34)
設定表示器表示選択(P.34)②- 19 -

7. 仕様設定
本器をお使いになる前に，濁度/SS 入力，EVT 動作，伝送出力，通信(オプション: C5)および表示設定などをご使用になる条件に合わせて仕様を設定する必要があります。
これを仕様設定といいます。
仕様設定は，濁度/SS 入力機能設定グループ，EVT 動作設定グループ，伝送出力設定グループ，通信機能設定グループ(オプション: C5)および固有機能設定グループで行います。
工場出荷初期値のままでよい場合や，すでに装置に組み込まれ仕様設定が完了している場
合，仕様設定は必要ありません。[8. 校 正(P.35)]に進んでください。
7.1 電源投入
電源投入後，約 4 秒間は濁度/SS 表示器に下記のキャラクタを表示します。(表 7.1-1)(表 7.1-1)
測定レンジ
0.0～100.0(ホルマジン度)
0～500(ホルマジン度)
0～3000(ホルマジン度)
0～1000 mg/L(カオリン濃度)
0～50000 mg/L(カオリン濃度)

濁度/SS 表示器

この間すべての出力は OFF，動作表示灯は消灯します。
その後，[バックライト点灯箇所選択(P.32)]で選択した項目を表示し，測定を開始します。
この状態を，濁度/SS 表示モードといいます。

- 20 -

7.2 濁度/SS 入力機能設定グループ
濁度/SS 入力機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
濁度/SS 表示モードで，キーを押してください。
①
キーを押してください。
②
濁度/SS 入力機能設定グループに移行し，測定レンジ選択項目を表示し
ます。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
0.0～100.0(ホルマジン度)
測定レンジ選択・濁度チェッカーまたは SS チェッカーの形名に合わせ，測定レンジを選択します。
測定レンジを変更した場合，EVT 設定，EVT 比例帯設定，EVT リ
セット設定，EVT 上方側動作幅設定，EVT 下方側動作幅設定，EVT
上下限個別下方側動作点設定および EVT 上下限個別上方側動作点設定の設定値はクリアされます。再度，設定してください。
・選択項目
選択項目
測定レンジ
形 名
0.0～100.0(ホルマジン度)
濁度チェッカー
TC-1000～500(ホルマジン度)
濁度チェッカー
TC-5000～3000(ホルマジン度)
濁度チェッカー
TC-3000
0～1000 mg/L(カオリン濃度)
SS チェッカー
TCS-1000(E)0～50000 mg/L(カオリン濃度)(*) SS チェッカー
TS-MxS-A(*): SS チェッカーTS-MxS-A の測定レンジは，0～50000 mg/L(カオリン濃度)です。
本器は，現在の濁度/SS 入力値の一の位を四捨五入し，1/10 した値を，濁度/SS 入力値として表示しています。
(例) 25004 mg/L(カオリン濃度)の場合，2500 と表示します。
25005 mg/L(カオリン濃度)の場合，2501 と表示します。

移動平均回数設定
20 回
・濁度/SS 入力の入力取り込み移動平均処理の回数を設定します。
・1～120 回- 21 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
0.0 秒
濁度/SS 入力フィルタ時定数設定
・濁度/SS 入力のフィルタ時定数を設定します。
(図 7.2-1)のように，ステップ状にフィルタ処理前の濁度/SS 入力値が変化した場合でも，フィルタ時定数 T を設定すれば，(図 7.2-2)のように T 秒後にフィルタ処理後の濁度/SS 入力値が 63%に達するよ
うに変化します。
フィルタ時定数が大きすぎると，応答の遅れにより EVT 動作に悪い影響を与えることがあります。
(例) フィルタ処理前の濁度/SS 入力値の最下位桁がふらつく場合，
フィルタ時定数を使用することにより最下位桁のふらつきを抑えます。
濁度/SS 入力値

濁度/SS 入力値

時間(秒)(図 7.2-1)

時間(秒)

T

(図 7.2-2)

・0.0～10.0 秒
0
濁度/SS 入力センサ補正設定
・濁度/SS 入力のセンサ補正値を設定します。
測定したい箇所に濁度検出器または SS 検出器を設置できない時，濁度検出器または SS 検出器が測定した濁度/SS 入力値と測定箇所の濁度/SS 入力値が異なることがあります。
このような時にセンサ補正値を設定して，測定箇所の濁度/SS 入力
値を希望する濁度/SS 入力値に合わせることができます。
ただし，センサ補正値にかかわらず，測定レンジ内で有効です。
センサ補正後の濁度/SS 入力値 = 現在の濁度/SS 入力値 + (センサ
補正設定値)
・ 測定レンジスパンの 10%(*1)(*2)
校正待ち時間設定
1分
・濁度/SS 検出器校正モードに移行後，校正信号出力が OFF から ONになるまでの待ち時間を設定します。
・0～10 分(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

- 22 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
単位選択(*1)
ホルマジン度・測定レンジの単位を選択します。
[測定レンジ選択(P.21)]で[0～1000 mg/L(カオリン濃度)]または[0～50000 mg/L(カオリン濃度)]を選択した場合，この選択項目は表示しません。
単位を変更した場合，EVT 設定，EVT 比例帯設定，EVT リセット設
定，EVT 上方側動作幅設定，EVT 下方側動作幅設定，EVT 上下限個
別下方側動作点設定および EVT 上下限個別上方側動作点設定の設
定値はクリアされます。再度，設定してください。
・: ホルマジン度: カオリン濃度(mg/L)
スパン設定(*2)
100.0(ホルマジン度)・ホルマジン度をカオリン濃度に変更するため，スパンを設定します。
[単位選択]で(ホルマジン度)を選択した場合，この設定項目
は表示しません。
・(表 7.2-1)(P.23)(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
(*2): 単位選択およびスパン設定により，測定水の濁度入力値(ホルマジン度)をカオリン濃度(公定法)に変更することができます。
以下に手順を示します。
(例) 濁度検出器を用いて，本器の濁度入力値(ホルマジン度)をカオリン濃度(公定法)に変更する
場合
手 順

説 明

①

本器設置場所において，測定水の濁度入力値(ホルマジン度)とカオリン濃度(公定法)との相関を数点取ってください。

②

濁度入力値(ホルマジン度)とカオリン濃度(公定法)が直線関係であることを確認し，なるべくスパン設定値に近い濁度入力値(ホルマジン度)とカオリン濃度(公定法)を用いて，スパン設定値を算出してください。
計算式は，以下の通りです。
スパン設定値 = 現在のスパン設定値 × カオリン濃度(公定法) / 濁度入力値(ホル
マジン度)
(例)
現在のスパン設定値が 100.0(ホルマジン度)，濁度入力値が 80.0(ホルマジン度)の時，カオリン濃度(公定法)が 60.0mg/L の場合
スパン設定値 = 100.0 × 60.0 / 80.0 = 75.0③④⑤単位選択で，[カオリン濃度(mg/L)]を選択してください。

スパン設定で，②で算出した値(75.0)を設定してください。
濁度/SS 表示器の単位を，付属の単位銘版から必要に応じて貼ってください。(P.9)(表 7.2-1)
測定レンジ選択

単位選択

設定範囲

工場出荷初期値

0.0～100.0(ホルマジン度)

カオリン

0.0～900.0(ホルマジン度)

100.0(ホルマジン度)

0～500(ホルマジン度)濃度(mg/L)

0～9000(ホルマジン度)

500(ホルマジン度)

0～9000(ホルマジン度)

3000(ホルマジン度)

0～3000(ホルマジン度)- 23 -

7.3 EVT 動作設定グループ
EVT 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
濁度/SS 表示モードで，キーを 2 回押してください。
①
キーを押してください。
②
EVT 動作設定グループに移行し，EVT 動作選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 動作選択
動作無し
・EVT 出力(接点出力)の動作を選択します。
[注 意] EVT の動作を変更した場合，EVT 設定値は 0.0 または 0 に戻ります。
: 動作無し・: 濁度/SS 入力下限動作(図 7.3-1)(P.25): 濁度/SS 入力上限動作(図 7.3-1)(P.25): Err 出力[(表 7.3-1)のエラー種別が Err 時，出力が ON]: Fail 出力[(表 7.3-1)のエラー種別が Fail 時，出力が ON]: 濁度/SS 入力上下限個別動作(図 7.3-2)(P.25)

・Err 出力，Fail 出力(表 7.3-1)
エラー種別
内容説明
濁度検出器または SS 検出器からの自己診断出力が入力
Fail
された場合
濁度検出器または SS 検出器のアナログ信号(+)(白)，Fail(-)(黒)のケーブルが断線または短絡した場合
濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を
Err
超えた場合
濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満
Errになった場合校正中，濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が約 2 mA DC にならなかった場合
Fail(校正信号出力が ON から OFF になる前，濁度検出器または SS
検出器からの出力信号が 1～3 mA DC 以内であれば正常，その範囲外であれば異常と判断します。)

Fail

Err
Err

校正が終了した後，濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が 4 mA DC に戻らなかった場合

発 生

測定時

校正時

(校正信号出力が ON から OFF になって 5 秒経過後，濁度検出器
または SS 検出器からの出力信号が 3.5～4.5 mA DC 以内であれ
ば正常，その範囲外であれば異常と判断します。)

スパン出力信号調整中，濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC
相当の濁度/SS 入力値を超えた場合
ゼロ出力信号調整中，濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相
当の濁度/SS 入力値未満になった場合- 24 -

調整時

・EVT 動作図
EVT 動作選択

P 動作

ON/OFF 動作

EVT 比例帯EVT 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT 上方側動作幅設定

ON

ON

OFF

濁度/SS 入力
下限動作
(表示値が動作点となります。)EVT 設定OFF
EVT 設定EVT 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT 上方側
EVT 下方側
動作幅設定※
動作幅設定※ON
OFF
EVT 設定EVT 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT 上方側動作幅設定

EVT 比例帯ON
OFF

濁度/SS 入力
上限動作
(表示値が動作点となります。)EVT 設定ON
OFF
EVT 設定EVT 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT 下方側
EVT 上方側
動作幅設定※
動作幅設定※
ONOFF(図 7.3-1)

EVT 設定※設定例: [EVT1 上方側動作幅設定]の値を 0.0 にすることにより，[EVT1 設定]の値で EVT1 出力が ON するようになります。
[EVT1 下方側動作幅設定]の値を 0.0 にすることにより，[EVT1 設定]の値で EVT1 出力が OFF するようになります。
EVT 動作選択

ON/OFF 動作
EVT 動作すきま設定

濁度/SS 入力
上下限個別動作(表示値が動作点となります。)

EVT 動作すきま設定

ON
OFF
EVT上下限個別
下方側動作点設定(図 7.3-2)- 25 -

EVT設定

EVT上下限個別
上方側動作点設定

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 設定0.0(ホルマジン度)
・EVT の設定値を設定します。(図 7.3-1)(P.25)(動作無し)，(Err 出力)または・[EVT 動作選択]で，(Fail 出力)を選択した場合，この設定項目以降は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
EVT 比例帯設定
0.0(ホルマジン度)
・EVT の比例帯を設定します。(図 7.3-1)(P.25)
設定値を 0.0 または 0 にすると，ON/OFF 動作になります。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し・[EVT 動作選択]で，た場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
EVT リセット設定
0.0(ホルマジン度)
・EVT のリセット値を設定します。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し・[EVT 動作選択]で，た場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジスパンの 10 %(*1)(*3)
EVT 動作幅選択
基準値
・EVT 出力の動作幅設定方法を選択します。(図 7.3-1)(P.25)
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し・[EVT 動作選択]で，た場合，この設定項目は表示しません。
: 中間値・
EVT 設定を中心として上方，下方に同じ値を設定します。上方側動作幅のみ設定してください。
: 基準値
EVT 設定を基準に上方，下方を個別に設定します。
上方側，下方側動作幅を個別に設定してください。
EVT 上方側動作幅設定
1.0(ホルマジン度)
・EVT の上方側動作幅を設定します。(図 7.3-1)(P.25)(中間値)を選択した場合，上方，下方[EVT 動作幅選択]で，共通の動作幅設定になります。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し・[EVT 動作選択]で，た場合，この設定項目は表示しません。
・0～測定レンジスパンの 20 %(*1)(*3)(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ(P.21)]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。
(*3): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

- 26 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 下方側動作幅設定
1.0(ホルマジン度)
・EVT の下方側動作幅を設定します。(図 7.3-1)(P.25)(中間値)を選択した
・P 動作の場合または[EVT 動作幅選択]で場合，この設定項目は表示しません。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し・[EVT 動作選択]で，た場合，この設定項目は表示しません。
・0～測定レンジスパンの 20 %(*1)(*2)
EVT 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT の動作遅延時間を設定します。
EVT 設定値を超えても，EVT 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT 出力が ON しない機能です。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT の動作遅延時間を設定します。
EVT 設定値を超えても，EVT 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT 出力が OFF しない機能です。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT 比例周期設定
30 秒
・EVT の比例周期を設定します。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し・[EVT 動作選択]で，た場合，この設定項目は表示しません。
・1～300 秒
EVT 出力上限設定
100 %・EVT 出力の上限値を設定します。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し・[EVT 動作選択]で，た場合，この設定項目は表示しません。
・EVT 出力下限値～100 %EVT 出力下限設定
0%
・EVT 出力の下限値を設定します。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し・[EVT 動作選択]で，た場合，この設定項目は表示しません。
・0 %～EVT 出力上限値(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ(P.21)]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

- 27 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 出力 ON 時 ON 時間設定
0秒
・EVT 出力 ON 時の ON 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 7.3-3)
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し・[EVT 動作選択]で，た場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT 出力 ON 時 OFF 時間設定
0秒
・EVT 出力 ON 時の OFF 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 7.3-3)
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し・[EVT 動作選択]で，た場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
・EVT 出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミングチャート
ON
実際の EVT
出力に連動
して ON 時間の途中でOFF します。

実際の EVT 出力
OFF
ON 時間，OFF 時 ON間を設定した時のEVT 出力
OFF
OFF
時間

ON
時間

ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 7.3-3)
EVT 上下限個別下方側動作点設定
0.0(ホルマジン度)
・EVT 上下限個別の下方側動作点を設定します。(図 7.3-2)(P.25)
0 または 0.0 を設定すると動作しません。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)以外を選・[EVT 動作選択]で，択した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ(P.21)]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

- 28 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 上下限個別上方側動作点設定
0.0(ホルマジン度)
・EVT 上下限個別の上方側動作点を設定します。(図 7.3-2)(P.25)
0 または 0.0 を設定すると動作しません。
(濁度/SS 入力上下限個別動作)以外を選・[EVT 動作選択]で，択した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
EVT 動作すきま設定
1.0(ホルマジン度)
・EVT 上下限個別の動作すきまを設定します。(図 7.3-2)(P.25)(濁度/SS 入力上下限個別動作)以外を選・[EVT 動作選択]で，択した場合，この設定項目は表示しません。
・0.1～測定レンジスパンの 20 %(*1)(*3)(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ(P.21)]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.22)]で設定した値になります。
(*3): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

7.4 伝送出力設定グループ
伝送出力設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
濁度/SS 表示モードで，キーを 3 回押してください。
①
キーを押してください。
②
伝送出力設定グループに移行し，伝送出力選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
伝送出力選択・伝送出力の種類を選択します。
・: 濁度/SS 伝送: EVT MV 伝送
伝送出力上限設定

工場出荷初期値
濁度/SS 伝送

濁度/SS 伝送 :100.0(ホルマジン度)
MV 伝送 : 100.0 %・伝送出力の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力上限値と伝送出力下限値を同じ値に設定した場合，伝送出
力は 4 mA DC 固定になります。
・濁度/SS 伝送 : 伝送出力下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
MV 伝送: 伝送出力下限値～100.0 %(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

- 29 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
伝送出力下限設定

工場出荷初期値
濁度/SS 伝送 :0.0(ホルマジン度)
MV 伝送 : 0.0 %・伝送出力の下限値(4 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力上限値と伝送出力下限値を同じ値に設定した場合，伝送出
力は 4 mA DC 固定になります。
・濁度/SS 伝送 : 測定レンジ下限値～伝送出力上限値(*1)
MV 伝送: 0.0 %～伝送出力上限値
直前値ホールド
校正時伝送出力状態選択
・校正時の伝送出力の出力状態を選択します。
・: 直前値ホールド(校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([校正時伝送出力設定値ホールド設
定]で設定した値を出力します。): 測定値(校正時の測定値を出力します。)
濁度/SS 伝送 :
校正時伝送出力設定値ホールド設定
0.0(ホルマジン度)
MV 伝送 : 0.0 %・伝送出力の設定値ホールドを設定します。
・[校正時伝送出力状態選択]で(設定値ホールド)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・濁度/SS 伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
MV 伝送: 0.0～100.0 %
直前値ホールド
出力信号調整時伝送出力状態選択
・ゼロ出力信号またはスパン出力信号調整時の伝送出力の出力状態を選択します。
・: 直前値ホールド(出力信号調整を行う直前の値を保持し出力します。): 設定値ホールド([出力信号調整時伝送出力設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(出力信号調整時の測定値を出力します。)
出力信号調整時伝送出力設定値ホール 濁度/SS 伝送 :ド設定
0.0(ホルマジン度)
MV 伝送 : 0.0 %・伝送出力の設定値ホールドを設定します。
・[出力信号調整時伝送出力状態選択]で(設定値ホールド)
以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・濁度/SS 伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
MV 伝送: 0.0～100.0 %(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

- 30 -

7.5 通信機能設定グループ
通信機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
シリアル通信(オプション: C5)を付加していない場合，この設定グループは表示しません。
濁度/SS 表示モードで，キーを 4 回押してください。
①
キーを押してください。
②
通信機能設定グループに移行し，通信プロトコル選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
神港標準
通信プロトコル選択
・通信プロトコルを選択します。
・: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
0
機器番号設定・本器を複数台接続して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設
定します。
・0～95
9600 bps
通信速度選択・ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて，通信速度を選択します。
・: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
7 ビット/偶数
データビット/パリティ選択
・データビットおよびパリティを選択します。
・: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7 ビット/偶数: 8 ビット/奇数: 7 ビット/奇数
ストップビット 1
ストップビット選択
・ストップビットを選択します。
・: ストップビット 1: ストップビット 2- 31 -

7.6 固有機能設定グループ
固有機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
濁度/SS 表示モードで，キーを 4 回押してください。
①
キーを 5 回押シリアル通信(オプション: C5)を付加している場合，してください。
キーを押してください。
②
固有機能設定グループに移行し，設定値ロック選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
ロック解除
設定値ロック選択
・設定値をロックし，誤設定を防止する機能です。
(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した場合，ゼロ出力信号調整モードおよび濁度/SS 検出器校
正モードには移行できません。
・(ロック解除) : 全設定値の変更ができます。
(ロック 1) : 全設定値の変更ができません。
(ロック 2) : EVT 設定値以外の全設定値の変更ができません。
(ロック 3) : 測定レンジ選択，単位選択，スパン設定，ゼロ出力信号設定，スパン出力信号設定，濁度/SS 検出器校正，伝送出力ゼロ調整および伝送出力スパン調整を除く全設定値を一時的に変更できます。
変更したデータは不揮発性メモリに書き込
みませんので，計器電源を切ると前の値に戻ります。
EVT 動作選択項目は，変更すると他の設定に影響を及ぼしますので変更しないでくだ
さい。
通信機能を使って設定値を頻繁に変更する
場合，必ずロック 3 を選択してください。
(通信機能で設定した値が，設定する前の値と同じ場合，不揮発性メモリに書き込みません。)
バックライト点灯箇所選択
全点灯
・バックライトを点灯させる表示器を選択します。
: 全点灯・: 濁度/SS 表示器: 設定表示器: 動作表示灯: 濁度/SS 表示器+設定表示器: 濁度/SS 表示器+動作表示灯: 設定表示器+動作表示灯- 32 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
濁度/SS 表示色切替選択
赤・濁度/SS 表示器の表示色を選択します。
: 緑
・
: 赤
: 橙
: 濁度/SS 連動表示色切替(図 7.6-1)[濁度/SS 表示色切替基準値設定]および[濁度/SS 表示色
切替範囲設定]に連動して表示色を切り替えます。
・濁度/SS 入力値が濁度/SS 表示色切替基準値設定-濁度/SS 表示色切替範囲設定より低い時: 橙・濁度/SS 入力値が濁度/SS 表示色切替基準値設定 濁度/SS 表示色切替範囲設定内の時: 緑
・濁度/SS 入力値が濁度/SS 表示色切替基準値設定+濁度/SS 表示色切替範囲設定より高い時: 赤
橙緑赤: 濁度/SS 表示色切替基準値

Hys HysHys : 濁度/SS 表示色切替範囲(図 7.6-1)
濁度/SS 表示色切替基準値設定
10.0(ホルマジン度)
・[濁度/SS 表示色切替選択]で，(濁度/SS 連動表示色切替)を選択した場合，濁度/SS 表示色を緑にする基準値を設定します。
・0.0～測定レンジ上限値(*1)(*2)
濁度/SS 表示色切替範囲設定
0.1(ホルマジン度)
・[濁度/SS 表示色切替選択]で，(濁度/SS 連動表示色切替)を選択した場合，濁度/SS 表示色を緑にする範囲を設定します。
・0.1～測定レンジ上限値(*1)(*2)
バックライト表示時間設定
0分
・無操作の状態からバックライトが消灯するまでの時間を設定します。
0 を設定すると，消灯しません。
バックライト消灯中，何れかのキーを押すと点灯します。
・0～99 分(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

- 33 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
バーグラフ表示選択
表示無し
・バーグラフの表示を選択します。
: 表示無し・: 伝送出力
出力量に応じて，バーグラフが点灯します。
-5～105 %のスケールとなり，出力に合わせて右方向に表示灯が増加しながら点灯します。
出力量 50%の場合

-5%

50%

105%

出力量に合わせて右方向に増加します。
(図 7.6-2)
入力異常時 EVT 出力動作選択
無効・濁度検出器または SS 検出器の断線または短絡などの入力異常時，EVT 動作の有効/無効を選択します。
無効を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を OFF します。
有効を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を保持します。
(濁度/SS 入力下限動作)または・[EVT 動作選択]で(濁度/SS 入力上限動作)以外を選択した場合，この機能は働きま
せん。
: 無効
・
: 有効
設定表示器表示選択
表示無し
・濁度/SS 表示モード時，設定表示器に表示する項目を選択します。
: 表示無し・: EVT 設定

- 34 -

8. 校 正ここでは，濁度/SS 検出器校正モード，ゼロ出力信号調整モード，スパン出力信号調整モードおよび伝送出力調整モードについて説明します。
8.1 濁度/SS 検出器校正モード
8.1.1 濁度/SS 検出器校正
ご使用になる前に，以下の手順で濁度検出器または SS 検出器の校正を行ってください。
[設定値ロック選択(P.32)]で，(ロック 1)，(ロック 2)または(ロック 3)を選択した場合，濁度/SS 検出器校正モードには移行できません。
手 順
①
②

③

表示器
[ 入力値 ]
[ 設定値 ]
[ 入力値 ]
[ 設定値 ][[]]

[校正待ち時間]

操作説明
濁度検出器または SS 検出器本体および検出窓をきれいに清掃してください。
濁度検出器または SS 検出器を，蒸留水
またはイオン交換水などに浸漬してください。
濁度/SS 表示モードで， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けてください。
濁度/SS 検出器校正モードに移行します。
[校正待ち時間設定]で設定した時間が経過するまで，濁度/SS 表示器にを表示，設定表示器にと校正待
ち時間を交互に表示します。(*1)[校正待ち時間設定]で設定した時間の間，濁度検出器または SS 検出器を水温になじませます。

④

[
[

]
]

[校正待ち時間設定]で設定した時間を経過した後，自動的に校正を開始します。
校正中は，濁度/SS 表示器に，設定表示器にを表示し，校正信
号出力を 3 秒間 ON します。(*2)
校正信号出力が OFF から ON になると，濁度検出器または SS 検出器は約 2 mA DC のアナロ
グ信号を出力します。

(*1): [校正待ち時間設定(P.22)]で 0 分を設定した場合，濁度/SS 表示器にを表示，設定表を点滅表示します。
示器にキーを押すと，校正を濁度検出器または SS 検出器を約 5 分間，水温になじませた後，開始します。
その後は，手順④以降を参照してください。
キーを押すと，校正を開始します。
(*2): [校正待ち時間設定(P.22)]で設定した時間の途中でその後は，手順④以降を参照してください。

- 35 -

手 順
⑤

表示器
[
[

操作説明
校正が終了すると，濁度/SS 表示器に，設定表示器にを表示
し，校正信号出力を OFF します。

]]

校正信号出力が ON から OFF になると，濁度検出器または SS 検出器は 4 mA DC のアナログ信号に戻ります。

⑥[ 入力値 ]
[ 設定値 ]

キーを押してください。
濁度/SS 表示モードに戻ります。

8.1.2 濁度/SS 検出器校正時のエラーについて
濁度/SS 検出器校正時のエラーを以下に示します。
キーを押すと，エラーコードを解除し，濁度/SS 表示モードに戻ります。
表示器
エラー内容
[
]
校正中，濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が約 2 mA DC[]にならなかった場合(*)，濁度検出器または SS 検出器の出力異常監視機能により，濁度/SS 表示器に，設定表示器にを表示します。
(*): 校正信号出力が ON から OFF になる前，濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が 1～3 mA DC 以内であれば正常，その範囲外であれば異常と判断し，エラーコードを表示します。

[
[

]
]

校正が終了した後，濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が 4mA DC に戻らなかった場合(*)，濁度検出器または SS 検出器の出力
異常監視機能により，濁度/SS 表示器に，設定表示器にを表示します。
(*): 校正信号出力が ON から OFF になって 5 秒経過後，濁度検出器または SS
検出器からの出力信号が 3.5～4.5 mA DC 以内であれば正常，その範囲外であれば異常と判断し，エラーコードを表示します。

- 36 -

8.2 ゼロ出力信号，スパン出力信号調整モード
8.2.1 ゼロ出力信号，スパン出力信号調整

注 意・ゼロ出力信号，スパン出力信号調整を行う前に，必ず濁度/SS 検出器校正を行ってください。
・ゼロ出力信号調整を行った後は，必ずスパン出力信号調整を行ってください。
ご使用になる前に，以下の手順でゼロ出力信号およびスパン出力信号調整を行ってください。
(ロック 1)，(ロック 2)または[設定値ロック選択(P.32)]で，(ロック 3)を選択した場合，ゼロ出力信号調整モードには移行できません。
手 順
①
②

③

④

⑤

表示器
[ 入力値 ]
[ 設定値 ]
[ 入力値 ]
[ 設定値 ]
[ 入力値 ][]
調整係数]

[ゼロ出力信号[ 入力値 ][]
調整係数]

[ゼロ出力信号[ 入力値 ][]
号調整係数][スパン出力信- 37 -

操作説明
濁度検出器または SS 検出器本体および検出窓をきれいに清掃してください。
濁度検出器または SS 検出器を，蒸留水
またはイオン交換水などに浸漬してください。
濁度/SS 表示モードで， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けてください。
ゼロ出力信号調整モードに移行し，濁度/SS 表示器に濁度/SS 入力値を表示，設
定表示器にとゼロ出力信号調
整係数を交互に表示します。
濁度検出器または SS 検出器を約 5 分
間，水温になじませた後，濁度/SS 入力
値を確認してください。
濁度/SS 入力値が 0 でない場合， キー
または キーでゼロ出力信号調整係数を設定し，0 にしてください。
ゼロ出力信号調整係数の設定範囲
測定レンジスパンの 5 %以上で，ゼロ出力信号調整は終了です。
ゼロ出力信号調整モードで，キーを押してください。
スパン出力信号調整モードに移行し，濁度/SS 表示器に濁度/SS 入力値を表示，設定表示器にとスパン出力信号調整係数を交互に表示します。

手 順
⑥

⑦

表示器
[ 入力値 ][]
[スパン出力信号調整係数][ 入力値 ]
[ 設定値 ]

操作説明
濁度検出器または SS 検出器の検出窓を30 秒以上完全遮光してください。(検出
窓を汚さないよう，注意してください)
濁度/SS 入力値(*)が測定レンジ上限値でない場合， キーまたは キーでスパン出力信号調整係数を設定し，測定レン
ジ上限値にしてください。
スパン出力信号調整係数の設定範囲
測定レンジスパンの 5 %以上で，スパン出力信号調整は終了です。
キーを押してください。
濁度/SS 表示モードに戻ります。

(*): SS チェッカーTS-MxS-A をご使用の場合，濁度/SS 入力値が 5000 になるようにスパン出力信号調整係数を設定してください。
SS チェッカーTS-MxS-A の測定レンジは，0～50000 mg/L(カオリン濃度)です。
本器は，現在の濁度/SS 入力値の一の位を四捨五入し，1/10 した値を，濁度/SS 入力値として表示しています。
測定レンジ上限値は 50000 mg/L なので，濁度/SS 入力値が 5000 になるようにスパン出力信号調整係数を設定します。

8.2.2 ゼロ出力信号，スパン出力信号調整時のエラーについて
ゼロ出力信号およびスパン出力信号調整時のエラーを以下に示します。
キーを押すと，エラーコードを解除し，濁度/SS 表示モードに戻ります。
表示器
エラー内容
[
]
[ 入力値 ]
ゼロ出力信号調整中，濁度/SS 入力値[][ゼロ出力信号調整係数]
が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合，濁度/SS 表示器にと濁度/SS 入力値を，設定表示器にとゼロ出力信号調整係
数を交互に表示します。
スパン出力信号調整中，濁度/SS 入力[][ 入力値 ]
値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力[][スパン出力信号調整係
値を超えた場合，濁度/SS 表示器に数]と濁度/SS 入力値を，設定表
示器にとスパン出力信号調整
係数を交互に表示します。

- 38 -

8.3 伝送出力調整モード
伝送出力の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，以下の手順で伝送出力ゼロ調整および伝送出力スパン調整を行ってください。
以下の場合，伝送出力ゼロ調整モードには移行できません。
・ゼロ出力信号，スパン出力信号調整中または濁度/SS 検出器校正中の場合。
(ロック 1)，(ロック 2)または
・[設定値ロック選択(P.32)]で，(ロック 3)を選択した場合。
手 順
①
②

表示器
[ 入力値 ]
[ 設定値 ][]
[伝送出力ゼロ調整係数]③[][伝送出力ゼロ調整係数]④[][伝送出力スパン調整係数]⑤[][伝送出力スパン調整係数]⑥[][伝送出力ゼロ調整係数]⑦[ 入力値 ]
[ 設定値 ]

- 39 -

操作説明
濁度/SS 表示モード
濁度/SS 表示モードで， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けてください。
伝送出力ゼロ調整モードに移行し，濁度/SS 表示器にを表示，設定表示器に伝送出力ゼロ調整係数を表示します。
接続機器(記録計等)の表示値を確認しな
がら， キーまたは キーで伝送出力ゼロ調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力スパンの 5.00 %キーを押してください。
伝送出力スパン調整モードに移行し，濁度/SS 表示器にを表示，設定表
示器に伝送出力スパン調整係数を表示します。
接続機器(記録計等)の表示値を確認しな
がら， キーまたは キーで伝送出力スパン調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力スパンの 5.00 %キーを押してください。
伝送出力ゼロ調整モードに戻ります。
必要に応じて③～⑥を繰り返してください。
伝送出力調整を終了するには，伝送出力スパン調整モードでキーを押してください。
濁度/SS 表示モードに戻ります。

9. 測 定9.1 測定を開始する
制御盤への取付け，配線，仕様設定および校正が完了しましたら，本器の電源を ON
してください。
電源投入後，約 4 秒間は濁度/SS 表示器に下記のキャラクタを表示します。(表 9.1-1)
この間すべての出力は OFF，動作表示灯は消灯します。
その後，[バックライト点灯箇所選択(P.32)]で選択した項目を表示し，測定を開始します。
(表 9.1-1)
測定レンジ
0.0～100.0(ホルマジン度)
0～500(ホルマジン度)
0～3000(ホルマジン度)
0～1000 mg/L(カオリン濃度)
0～50000 mg/L(カオリン濃度)(*)(*):

濁度/SS 表示器

SS チェッカーTS-MxS-A の測定レンジは，0～50000 mg/L(カオリン濃度)です。
本器は，現在の濁度/SS 入力値の一の位を四捨五入し，1/10 した値を，濁度/SS 入力値として表示しています。
(例) 25004 mg/L(カオリン濃度)の場合，2500 と表示します。
25005 mg/L(カオリン濃度)の場合，2501 と表示します。

9.2 EVT 出力について[EVT 動作選択(P.24)]で(濁度/SS 入力下限動作)，(濁度/SS 入力上限動作)または(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択した場合，下記のように動作します。
・EVT 動作図
EVT 動作選択

P 動作

ON/OFF 動作

EVT 比例帯EVT 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT 上方側動作幅設定

ON
ON
OFF

濁度/SS 入力
下限動作
(表示値が動作点となります。)EVT 設定OFF
EVT 設定EVT 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT 上方側
EVT 下方側
動作幅設定※
動作幅設定※ON
OFF
EVT 設定(図 9.2-1)- 40 -

EVT 動作選択

P 動作

ON/OFF 動作
EVT 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT 上方側動作幅設定

EVT 比例帯
ON

ON

OFF

濁度/SS 入力
上限動作
(表示値が動作点となります。)OFF

EVT 設定EVT 設定EVT 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT 下方側
EVT 上方側
動作幅設定※
動作幅設定※ON
OFF
EVT 設定(図 9.2-2)※設定例: [EVT1 上方側動作幅設定]の値を 0.0 にすることにより，[EVT1 設定]の値で EVT1 出力が ON するようになります。
[EVT1 下方側動作幅設定]の値を 0.0 にすることにより，[EVT1 設定]の値で EVT1 出力が OFF するようになります。
EVT 動作選択

ON/OFF 動作
EVT 動作すきま設定

濁度/SS 入力
上下限個別動作(表示値が動作点となります)

EVT 動作すきま設定

ON
OFF
EVT上下限個別
下方側動作点設定

EVT設定

EVT上下限個別
上方側動作点設定(図 9.2-3)・P 動作
比例帯内で，EVT 設定値と濁度/SS 入力値の偏差に比例した操作量を出力します。
EVT 動作選択
動作説明
濁度/SS 入力値が EVT 設定値 - EVT 比例帯よりも低い場合
EVT 出力を ON，濁度/SS 入力値が比例帯内に入ると，EVT
濁度/SS 入力
比例周期で EVT 出力が ON/OFF し，EVT 設定値を超えると下限動作
EVT 出力を OFF します。
濁度/SS 入力値が EVT 設定値 + EVT 比例帯よりも高い場合
EVT 出力を ON，濁度/SS 入力値が比例帯内に入ると，EVT
濁度/SS 入力
比例周期で EVT 出力が ON/OFF し，EVT 設定値を下回ると上限動作
EVT 出力を OFF します。
- 41 -

・ON/OFF 動作
EVT 動作選択
濁度/SS 入力
下限動作
濁度/SS 入力
上限動作

動作説明
濁度/SS 入力値が EVT 設定値よりも低い場合 EVT 出力をON，濁度/SS 入力値が EVT 設定値を超えた場合 EVT 出力
を OFF します。
濁度/SS 入力値が EVT 設定値よりも高い場合 EVT 出力をON，濁度/SS 入力値が EVT 設定値を下回った場合 EVT 出
力を OFF します。

[EVT 出力 ON 時 ON 時間/OFF 時間設定(P.28)]で，ON 時間，OFF 時間を設定した場
合，EVT 出力が ON になった時，一定の周期で出力が ON/OFF します。
EVT 出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミングチャート
実際のEVT 出力ON 時間，
OFF 時間を設定した時の EVT 出力ON
OFF

実際の EVT 出力に連動して ON
時間の途中でOFF します。

ON
OFF
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 9.2-4)
シリアル通信(オプション: C5)で，状態フラグ 1(EVT 出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。
[入力異常時 EVT 出力動作選択(P.34)]の内容により，入力異常時の EVT 出力状態が異なります。
(無効)を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を OFF します。
・(有効)を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を保持します。
・- 42 -

9.3 Err 出力について(Err 出力)を選択した場合，(表 9.6-1)(P.43)のエラー種[EVT 動作選択(P.24)]で別が Err 時，EVT 出力を ON します。
9.4 Fail 出力について(Fail 出力)を選択した場合，(表 9.6-1)(P.43)のエラー種[EVT 動作選択(P.24)]で別が Fail 時，EVT 出力を ON します。
9.5 自己診断出力について
濁度検出器または SS 検出器からの自己診断出力が入力された場合，設定表示器にエを表示し，自己診断出力を ON します。
ラーコード
ただし，校正時，ゼロ出力信号調整時またはスパン出力信号調整時，自己診断出力が入力されても自己診断出力は ON しません。
濁度/SS 表示モードに戻ると ON します。
9.6 測定中のエラーコードについて
測定中に濁度検出器または SS 検出器の異常，断線または短絡した場合，(表 9.6-1)のように設定表示器にエラーコードを点滅表示します。
(表 9.6-1)
エラー
エラー
内容説明
発 生
コード
種別
濁度検出器または SS 検出器からの自己診断
Fail
出力が入力された場合[9.5 自己診断出力について(P.43)]
濁度検出器または SS 検出器のアナログ信号
Fail(+)(白)，(-)(黒)のケーブルが断線または短絡し測定時た場合
濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS
Err
入力値を超えた場合
濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS
Err
入力値未満になった場合- 43 -

9.7 EVT を設定する
EVT の設定は，簡易設定モードで行います。
この設定項目は，EVT 動作設定グループ内の[EVT 設定(P.26)]と同じです。
簡易設定モードに移行するには，以下の手順で行ってください。
濁度/SS 表示モードで，キーを押してください。EVT 設定項目を①表示します。
設定値の登録は，② EVT の設定値を設定してください。
( キーまたは キーで行い，キーで行います。)
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 設定0.0(ホルマジン度)
・EVT の設定値を設定します。(図 9.2-1, 9.2-2, 9.2-3)(P.40, 41)(動作無し)，(Err 出力)・[EVT 動作選択(P.24)]で，(Fail 出力)を選択した場合，この設定項目は表示
または
しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

③

キーを押してください。濁度/SS 表示モードに戻ります。

9.8 伝送出力について
濁度/SS 入力値または MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し，電流で出力します。
伝送出力上限値と伝送出力下限値を同じ値に設定した場合，4 mA DC 固定となります。
分解能
電 流
出力精度

12000
4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550
伝送出力スパンの±0.3 %以内- 44 -)

10. 仕 様
10.1 標準仕様
定 格
定格目盛

入 力

目盛範囲
0.0～100.0(ホルマジン度)
0～500(ホルマジン度)
0～3000(ホルマジン度)
0～1000 mg/L
(カオリン濃度)0～50000 mg/L(*2)(カオリン濃度)濁度(*1)

SS

分解能
0.1(ホルマジン度)

1(ホルマジン度)

1 mg/L(カオリン濃度)
10 mg/L(カオリン濃度)(*1): 単位選択により，ホルマジン度をカオリン濃度に変更可能(*2): 現在の濁度/SS 入力値の一の位を四捨五入し，1/10 した値を濁度/SS
入力値として表示

入 力

製品名
濁度チェッカー
SS チェッカー

電源電圧

形 名
電源電圧
許容電圧変動範囲

メーカ
オプテックス株式会社製
オプテックス株式会社製AER-101-TU
100～240 V AC
50/60 Hz

形 名
TC-100, TC-500,
TC-3000
TCS-1000(E),TS-MxS-A
AER-101-TU 1
24 V AC/DC
50/60 Hz85～264 V AC

20～28 V AC/DC- 45 -

一般構造
外形寸法
取り付け方式
ケース
パネル
防滴・防塵構造
指示機構

設定機構
指示性能
繰り返し性
直線性
入力サンプリング周期
時間精度
標準機能
濁度/SS 検出器校正

ゼロ出力信号調整

スパン出力信号調整

48×96×98.5 mm(W×H×D)
制御盤埋め込み方式(適合パネル厚み 1～8 mm)
材質: 難燃性樹脂，色: 黒
メンブレンシート
前面部 IP66
表示器
11 セグメント LCD ディスプレイ 5 桁
濁度/SS 表示器 バックライト 赤/緑/橙
文字寸法 14.0×5.4 mm(高さ×巾)
11 セグメント LCD ディスプレイ 5 桁
設定表示器
バックライト 緑
文字寸法 10.0×4.6 mm(高さ×巾)
バーグラフ LCD ディスプレイ 22 ドット
出力表示器
バックライト 緑
動作表示灯: バックライト 橙
EVT
EVT 出力(接点出力)ON 時，点灯
T/R
シリアル通信 TX 出力(送信)時，点灯
LOCK
設定値ロック 1，2，3 選択時，点灯
設定方式 メンブレンシートキーによる入力方式

測定レンジスパンの 0.2 % 1 デジット(ただし，センサ精度は含まない)測定レンジスパンの 0.2 % 1 デジット(ただし，センサ精度は含まない)500 ms
設定時間に対して 1 %以内

濁度検出器または SS 検出器を，蒸留水またはイオン交換
水などに浸漬し，[校正待ち時間設定]で設定した時間を経過した後，自動的に校正を行う。
濁度検出器または SS 検出器を，蒸留水またはイオン交換
水に浸漬し，約 5 分間，水温になじませた後，濁度/SS 入
力値が 0 になるようにゼロ出力信号調整係数を設定して調整を行う。
濁度検出器または SS 検出器の検出窓を 30 秒以上完全遮光し，濁度/SS 入力値が測定レンジ上限値になるようにス
パン出力信号調整係数を設定して調整を行う。

- 46 -

濁度/SS 入力の入力値を平均する移動平均回数を設定する。
移動平均回数設定で設定した入力値を平均し，次サンプリ
ング毎に入れ替える。(図 10.1-1)
濁度/SS 検出器校正モード，ゼロ出力信号調整モードおよびスパン出力信号調整モード時，入力移動平均機能は無効となる。

移動平均回数N回移動平均

入力値取り込み値
1回目

N回の入力取込値を移動平均回数で平均する。その値を入力値として使用する。

入力値取り込み値
2回目

入力値取り込み値
3回目

入力値取り込み値
1回目

入力値取り込み値
2回目

入力値取り込み値
N-2回目

入力値取り込み値
3回目

入力値取り込み値
N-1回目

入力値取り込み値
N回目

入力値取り込み値
N-2回目

入力値取り込み値
N-1回目

次サンプリングでの入力値取り込み値
N回目

次サンプリングは1サンプリング前の1回目の入力取込値を捨て、今回のサンプリングで取り込んだ入力値を含めた平均値を入力値として使用する。

(図 10.1-1)
自己診断出力(接点出力)動作

出 力

濁度検出器または SS 検出器からの自己診断出力が入力された場合，設定表示器にエラーコード
を点滅表示
し，自己診断出力が ON する。
ただし，校正時，ゼロ出力信号調整時またはスパン出力信号調整時，自己診断出力が入力されても自己診断出力は
ON しない。
濁度/SS 表示モードに戻ると ON する。
リレー接点 1a3 A 250 V AC(抵抗負荷)
制御容量
1 A 250 V AC(誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命
10 万回

- 47 -

EVT 出力
出力動作

P 動作: 比例帯を 0.0 または 0 以外に設定した場合
ON/OFF 動作: 比例帯を 0.0 または 0 に設定した場合
EVT 比例帯0～測定レンジスパン(*1)(*2)
EVT 比例周期1～300 秒
EVT 上方側動作幅
0～測定レンジスパンの 20 %(*1)(*2)
EVT 下方側動作幅
出力上限，下限
0～100 %
EVT 上下限個別
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
上方側動作点(*1)(*3)
EVT 上下限個別
0 または 0.0 を設定すると動作しない。
下方側動作点EVT 動作すきま
0.1～測定レンジスパンの 20 %(*1)(*2)(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択(P.21)]に依存。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した
場合，測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値となる。
(*3): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した
場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値と
なる。

動作選択

下記の中からキー操作で選択
・動作無し
・濁度/SS 入力下限動作(図 9.2-1)(P.40)
・濁度/SS 入力上限動作(図 9.2-2)(P.41)
・Err 出力・Fail 出力・濁度/SS 入力上下限個別動作(図 9.2-3)(P.41)
出 力
リレー接点 1a
3A 250 V AC(抵抗負荷)
制御容量
1A 250 V AC(誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命
10 万回
動作 ON 遅延タイマ 0～10000 秒
動作 OFF 遅延タイマ 0～10000 秒
出力 ON 時 ON 時間 ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができる。
/OFF 時間設定[EVT 出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミング
チャート(図 9.2-4)(P.42)]- 48 -

伝送出力機能
伝送出力

伝送出力調整校正時伝送出力状態選択

出力信号調整時伝送
出力状態選択濁度/SS 入力値または MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
伝送出力上限値と伝送出力下限値を同じ値に設定した場
合，4 mA DC 固定となる。
分解能
12000
電 流
4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 )
出力精度
伝送出力スパンの±0.3 %以内
伝送出力ゼロ調整および伝送出力スパン調整で，伝送出力の微調整を行うことができる。
校正時の伝送出力の出力状態を選択することができる。
直前値ホールド : 校正を行う直前の値を保持し出力する。
設定値ホールド : [校正時伝送出力設定値ホールド]で設定した値を出力する。
測定値: 校正時の測定値を出力する。
出力信号調整時の伝送出力の出力状態を選択することができる。
直前値ホールド : 出力信号調整を行う直前の値を保持し出力する。
設定値ホールド : [出力信号調整時伝送出力設定値ホールド]で設定した値を出力する。
測定値: 出力信号調整時の測定値を出力する。

絶縁・耐電圧
回路絶縁構成電 源

EVT 出力
濁度/SS 入力
絶

伝送出力

縁
自己診断入力校正信号出力シリアル通信

GND
絶縁抵抗
耐電圧

: オプション
付加時表示(図 10.1-2)
500 V DC 10 M 以上
電源端子 - 接地(GND)間
1.5 kV AC 1 分間
入力端子 - 接地(GND)間
1.5 kV AC 1 分間
入力端子 - 電源端子間
1.5 kV AC 1 分間
- 49 -

付属機能
設定値ロック

濁度/SS 入力センサ補正測定レンジ外停電対策
自己診断
ウォームアップ表示

ロック 1: 全設定値を変更できないようロックする。
ロック 2: EVT 設定値以外の全設定値を変更できないよ
うロックする。
ロック 3: 測定レンジ選択，単位選択，スパン設定，ゼロ
出力信号設定，スパン出力信号設定，濁度 /SS
検出器校正，伝送出力ゼロ調整および伝送出力スパン調整を除く全設定値を一時的に変更できる。
変更したデータは不揮発性メモリに書き込まないため，計器電源を切ると前の値に戻る。
測定したい箇所に濁度検出器または SS 検出器を設置できない時，濁度検出器または SS 検出器が測定した濁度/SS
入力値と測定箇所の濁度/SS 入力値が異なることがある。
このような時にセンサ補正値を設定して，測定箇所の濁度/SS 入力値を希望する濁度/SS 入力値に合わせることができる。
ただし，センサ補正値にかかわらず，測定レンジ内で有効。
設定範囲: 測定レンジスパンの 10 %濁度/SS 入力値が測定レンジ外の場合，下記のように表示する。
濁度/SS 表示器
設定表示器
濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相を点滅表示
当の濁度/SS 入力値を超えた場
合，20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入
力値を点滅表示
濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当
を点滅表示の濁度/SS 入力値未満になった場
合，3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入
力値を点滅表示不揮発性 IC メモリで設定データをバックアップする。
ウォッチドックタイマで CPU を監視し，異常時は計器を初期状態にする。
電源投入後，約 4 秒間は濁度/SS 表示器に下記のキャラク
タを表示する。
測定レンジ
濁度/SS 表示器
0.0～100.0(ホルマジン度)
0～500(ホルマジン度)
0～3000(ホルマジン度)
0～1000 mg/L(カオリン濃度)
0～50000 mg/L(カオリン濃度)- 50 -

濁度/SS 表示色切替
選択

濁度/SS 表示器の色を選択する。
[濁度/SS 表示色切替選択
濁度/SS 表示器の表示色(P.33)]の選択項目
緑赤
橙
濁度/SS 連動表示色切替
濁度/SS 連動表示色切替[濁度/SS 表示色切替基準値設定(P.33)]および[濁度/SS 表示
色切替範囲設定(P.33)]に連動して表示色を切り替える。
・濁度/SS 入力値が濁度/SS 表示色切替基準値設定-濁度/SS 表示色切替範囲設定より低い時: 橙・濁度/SS 入力値が濁度/SS 表示色切替基準値設定 濁度/SS 表示色切替範囲設定内の時: 緑
・濁度/SS 入力値が濁度/SS 表示色切替基準値設定+濁度/SS 表示色切替範囲設定より高い時: 赤
橙緑赤: 濁度/SS 表示色切替基準

Hys Hys

バーグラフ表示選択

Hys : 濁度/SS 表示色切替範囲(図 10.1-3)[バーグラフ表示選択(P.34)]で(伝送出力)を選択した場合，出力量に応じてバーグラフが点灯する。
-5～105%のスケールとなり，出力に合わせて右方向に表示灯が増加しながら点灯する。
出力量 50%の場合
-5%

50%

105%

出力量に合わせて右方向に増加します。
(図 10.1-4)
その他
消費電力
周囲温度
周囲湿度
質 量
付属品

別売品

約 8 VA
0～50
35～85 %RH (ただし，結露しないこと)
約 280 g
1 シート
単位銘板
取付金具
1組
取扱説明書 1 部
検査成績書 1 部
パワーサプライ(推奨品)
12 V DC: S8VS-01512(オムロン株式会社製)
24 V DC: S8VS-01524(オムロン株式会社製)- 51 -

10.2 オプション仕様
シリアル通信(オプション記号: C5)
外部コンピュータから次の操作を行う。
シリアル通信(1) 各種設定値の読み取りおよび設定(2) 濁度/SS 入力値，状態の読み取り(3) 機能の変更，調整(4) ユーザ保存領域の読み取りおよび設定
ケーブル長
1.2 km(最大) ケーブル抵抗値 50 以内(終端抵抗：無しまたは片側に 120 以上)
通信回線
EIA RS-485 準拠
通信方式
半二重通信
通信速度
9600, 19200, 38400 bps をキー操作により選択
同期方式
調歩同期式
符号形式
ASCII，バイナリ
神港標準，MODBUS ASCII，MODBUS RTU をキー操作に通信プロトコルより選択
データビット/8 ビット/無し，7 ビット/無し，8 ビット/偶数，7 ビット/
パリティ
偶数，8 ビット/奇数，7 ビット/奇数をキー操作により選択
ストップビット
1 ビット，2 ビットをキー操作により選択
エラー訂正
コマンド再送パリティチェック，チェックサム(神港標準プロトコル)，
LRC(MODBUS プロトコル ASCII)，CRC-16(MODBUS プロ
エラー検出
トコル RTU)
データの構成通信
MODBUSMODBUS
神港標準
プロトコル
ASCII
RTU
スタートビット 1 ビット
1 ビット
1 ビット
データビット
7 ビット
7 ビット
8 ビット
(8 ビット)
選択可能
パリティ
偶数
偶数(無し， 無し(偶数，
奇数)
奇数)
選択可能
選択可能
ストップビット 1 ビット
1 ビット
1 ビット
(2 ビット)(2 ビット)
選択可能
選択可能- 52 -

11. 故障かな?と思ったらお客様がご使用になっている本器の電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。
11.1 表示について
現象・本器
の状態など
濁度/SS 表示器
および設定表示器が消灯している。
設定表示器が消灯している。
設定表示器に]が[点滅している。

設定表示器に]が[点滅している。
設定表示器に[]が推定故障個所対 策[バックライト表示時間設定(P.33)]で，設定した時間が経過していませんか?

表示器消灯中，いずれかのキーを押すと点灯します。
適切なバックライト表示時間設定
値を設定してください。
(EVT設定)を選択してください。

[設定表示器表示選択(P.34)]で(表示無し)を選択していませんか?
濁度検出器またはSS検出器が故障していませんか?

濁度検出器またはSS検出器のケーブルが，正しく配線されていますか?
濁度検出器またはSS検出器のアナログ信号(+)(白)，(-)(黒)のケーブルが断線または短絡
していませんか?
濁度検出器またはSS検出器が故障していませんか?

点滅している。

設定表示器に]が[点滅している。

濁度検出器またはSS検出器のケーブルが，正しく配線されていますか?
濁度検出器またはSS検出器が故障していませんか?

濁度検出器またはSS検出器のケーブルが，正しく配線されていますか?

- 53 -

濁度検出器またはSS検出器の修理が必要です。
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡ください。
正しく配線してください。

濁度検出器またはSS検出器のケーブルを確認してください。

濁度検出器またはSS検出器の修理が必要です。
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡ください。
正しく配線してください。

濁度検出器またはSS検出器の修理が必要です。
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡ください。
正しく配線してください。

現象・本器の状態など
設定表示器に]が[点滅している。

設定表示器に]が[点滅している。

推定故障個所対 策

濁度検出器またはSS検出器が故障していませんか?

濁度検出器またはSS検出器の修理が必要です。
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡ください。
正しく配線してください。

濁度検出器またはSS検出器のケーブルが，正しく配線されていますか?
濁度検出器またはSS検出器が故障していませんか?

濁度検出器またはSS検出器のケーブルが，正しく配線されていますか?
濁 度 /SS 表 示 器 濁度検出器またはSS検出器]と の検出窓を完全遮光していまに[
濁 度 /SS 入 力 値 すか?
を交互に表示している。
濁度検出器またはSS検出器が故障していませんか?

濁 度 /SS 表 示 器]とに[
濁 度 /SS 入 力 値を交互に表示している。

濁度検出器またはSS検出器のケーブルが，正しく配線されていますか?
濁度検出器またはSS検出器の検出窓が汚れていません
か?
濁度検出器またはSS検出器が故障していませんか?

濁度検出器またはSS検出器のケーブルが，正しく配線されていますか?
濁 度 /SS 表 示 器 内部メモリの異常です。
]をに[表示している。

- 54 -

濁度検出器またはSS検出器の修理が必要です。
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡ください。
正しく配線してください。

濁度検出器またはSS検出器の検出窓を30秒以上完全遮光して，再度スパン出力信号調整を行ってください。
濁度検出器またはSS検出器の修理が必要です。
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡ください。
正しく配線してください。

濁度検出器またはSS検出器の検出窓を洗浄して，再度ゼロ出力信号調整を行ってください。
濁度検出器またはSS検出器の修理が必要です。
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡ください。
正しく配線してください。

お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡ください。

11.2 キー操作について
現象・本器
の状態など
全設定値が変更できない。
，
キーで値が変わらない。
EVT 設定以外の設定ができない。
，
キーで値が変わらない。
ゼロ出力信号調
整モードまたは
濁度/SS 検出器
校正モードに移行できない。
伝送出力ゼロ調
整モードに移行できない。

推定故障個所[設定値ロック選択(P.32)]で，(ロック 1)を選択していませんか?

[設定値ロック選択(P.32)]で，(ロック 2)を選択していませんか?

[設定値ロック選択(P.32)]で，(ロック 1)，(ロ(ロック 2)またはック 3)を選択していません
か?
[設定値ロック選択(P.32)]で，(ロック 1)，(ロ(ロック 2)またはック 3)を選択していませんか?
ゼロ出力信号，スパン出力信号調整中または濁度/SS 検出
器校正中ではありませんか?

- 55 -

対 策(ロック解除)をしてください。

(ロック解除)をしてください。

(ロック解除)をしてください。

(ロック解除)をしてください。

ゼロ出力信号，スパン出力信号調整後または濁度/SS 検出器校正後，濁度/SS 表示モードに戻り，伝送
出力調整を行ってください。

12. キャラクタ一覧表
下記にキャラクタ一覧を示します。データの控えにお使いください。
12.1

設定グループ一覧

キャラクタ

12.2

参照項目
12.5 項(P.57～58)
12.6 項(P.58～59)
12.7 項(P.59～60)
12.8 項(P.60)
12.9 項(P.61)

濁度/SS 検出器校正モード

キャラクタ
(*)

(*):

12.3

設定グループ
濁度/SS 入力機能設定グループ
EVT 動作設定グループ
伝送出力設定グループ
通信機能設定グループ
固有機能設定グループ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
濁度/SS 検出器校正[校正待ち時間設定]で設定した時間を経過した後，自動的に校正を開始します。
校正中は，濁度/SS 表示器に，設定表示器にを表示し，校正信号出力を 3 秒間 ON します。
校正が終了すると，濁度/SS 表示器に，設定表示
器にを表示し，校正信号出力を OFF します。と校正待ち時間を交互に表示します。

ゼロ出力信号，スパン出力信号調整モード

キャラクタ[ 入力値 ](*1)

[ 入力値 ](*2)

名 称，設定範囲
ゼロ出力信号調整係数
測定レンジスパンの 5 %
スパン出力信号調整係数
測定レンジスパンの 5 %工場出荷初期値

データ

工場出荷初期値
0.00 %

データ

0.0
0.0

(*1):

とゼロ出力信号調整係数を交互に表示します。

(*2):とスパン出力信号調整係数を交互に表示します。

12.4

データ

伝送出力調整モード

キャラクタ

名 称，設定範囲
伝送出力ゼロ調整係数
伝送出力スパンの 5.00 %
伝送出力スパン調整係数
伝送出力スパンの 5.00 %- 56 -

0.00 %

12.5

簡易設定モード

キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 設定0.0(ホルマジン度)
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)

データ(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

12.6

濁度/SS 入力機能設定グループ

キャラクタ

名 称，設定範囲
測定レンジ選択

選択項目

測定レンジ
0.0～100.0(ホルマジン度)
0～500(ホルマジン度)
0～3000(ホルマジン度)
0～1000 mg/L
(カオリン濃度)0～50000 mg/L
(カオリン濃度)(*1)

移動平均回数設定
1～120 回
濁度/SS 入力フィルタ時定数設定
0.0～10.0 秒
濁度/SS 入力センサ補正設定
測定レンジスパンの 10 %(*2)(*3)
校正待ち時間設定
0～10 分
単位選択: ホルマジン度: カオリン濃度(mg/L)
スパン設定(表 12.6-1)(P.58)

工場出荷初期値
0.0～100.0(ホルマジン度)

データ

形 名
濁度チェッカー
TC-100
濁度チェッカー
TC-500
濁度チェッカー
TC-3000
SS チェッカー
TCS-1000(E)SS チェッカー
TS-MxS-A
20 回
0.0 秒
0
1分
ホルマジン度

100.0(ホルマジン度)(*1): SS チェッカーTS-MxS-A の測定レンジは，0～50000 mg/L(カオリン濃度)です。
本器は，現在の濁度/SS 入力値の一の位を四捨五入し，1/10 した値を，濁度/SS 入力値として表示しています。
(例) 25004 mg/L(カオリン濃度)の場合，2500 と表示します。
25005 mg/L(カオリン濃度)の場合，2501 と表示します。
(*2): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
(*3): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

- 57 -

(表 12.6-1)
測定レンジ選択
0.0～100.0(ホルマジン度)
0～500(ホルマジン度)
0～3000(ホルマジン度)
12.7

単位選択
カオリン濃度(mg/L)

設定範囲
0.0～900.0(ホルマジン度)
0～9000(ホルマジン度)
0～9000(ホルマジン度)

工場出荷初期値
100.0(ホルマジン度)
500(ホルマジン度)
3000(ホルマジン度)

EVT 動作設定グループ

キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 動作選択
動作無し: 動作無し: 濁度/SS 入力下限動作: 濁度/SS 入力上限動作: Err 出力
: Fail 出力: 濁度/SS 入力上下限個別動作
EVT 設定0.0(ホルマジン度)
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
EVT 比例帯設定
0.0(ホルマジン度)
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
EVT リセット設定
0.0(ホルマジン度)
測定レンジスパンの 10 %(*1)(*3)
EVT 動作幅選択
基準値
: 中間値
: 基準値
EVT 上方側動作幅設定
1.0(ホルマジン度)
0～測定レンジスパンの 20 %(*1)(*3)
EVT 下方側動作幅設定
1.0(ホルマジン度)
0～測定レンジスパンの 20 %(*1)(*3)
EVT 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT 比例周期設定
30 秒
1～300 秒データ(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン(*2): [単位選択(P.23)]で設定(P.23)]で設定した値になります。
[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジスパンは[スパン(*3): [単位選択(P.23)]で設定(P.23)]で設定した値になります。

- 58 -

キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 出力上限設定
100 %EVT 出力下限値～100 %EVT 出力下限設定
0%0 %～EVT 出力上限値
EVT 出力 ON 時 ON 時間設定
0秒
0～10000 秒
EVT 出力 ON 時 OFF 時間設定
0秒
0～10000 秒
EVT 上下限個別下方側動作点設定
0.0(ホルマジン度)
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
EVT 上下限個別上方側動作点設定
0.0(ホルマジン度)
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
EVT 動作すきま設定
1.0(ホルマジン度)
0.1～測定レンジスパンの 20 %(*1)(*3)

データ(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。2(*3): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

- 59 -

12.8

伝送出力設定グループ

キャラクタ

名 称，設定範囲
伝送出力選択: 濁度/SS 伝送: EVT MV 伝送
伝送出力上限設定

工場出荷初期値
濁度/SS 伝送データ

濁度/SS 伝送 :100.0(ホルマジン度)
MV 伝送 : 100.0 %
濁度/SS 伝送 : 伝送出力下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
MV 伝送: 伝送出力下限値～100.0 %
伝送出力下限設定
濁度/SS 伝送 :0.0(ホルマジン度)
MV 伝送 : 0.0 %
濁度/SS 伝送 : 測定レンジ下限値～伝送出力上限値(*1)
MV 伝送: 0.0 %～伝送出力上限値
直前値ホールド
校正時伝送出力状態選択: 直前値ホールド(校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([校正時伝送出力設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(校正時の測定値を出力します。)
校正時伝送出力
濁度/SS 伝送 :
設定値ホールド設定
0.0(ホルマジン度)
MV 伝送 : 0.0 %
濁度/SS 伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
MV 伝送: 0.0～100.0 %
直前値ホールド
出力信号調整時伝送出力状態選択: 直前値ホールド(出力信号調整を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([出力信号調整時伝送出力
設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(出力信号調整時の測定値を出力します。)
出力信号調整時伝送出力
濁度/SS 伝送 :
設定値ホールド設定
0.0(ホルマジン度)
MV 伝送 : 0.0 %
濁度/SS 伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)(*2)
MV 伝送: 0.0～100.0 %(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

- 60 -

12.9

通信機能設定グループ

シリアル通信(オプション: C5)を付加していない場合，このグループは表示しません。
キャラクタ
名 称，設定範囲
工場出荷初期値
データ
神港標準
通信プロトコル選択: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
機器番号設定00～959600 bps
通信速度選択: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
7 ビット/偶数
データビット/パリティ選択: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7 ビット/偶数: 8 ビット/奇数: 7 ビット/奇数
ストップビット 1
ストップビット選択: ストップビット 1: ストップビット 2- 61 -

12.10 固有機能設定グループ
キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
ロック解除
設定値ロック選択: ロック解除: ロック 1: ロック 2: ロック 3
バックライト点灯箇所選択
全点灯
: 全点灯
: 濁度/SS 表示器: 設定表示器: 動作表示灯: 濁度/SS 表示器+設定表示器: 濁度/SS 表示器+動作表示灯: 設定表示器+動作表示灯
濁度/SS 表示色切替選択
赤
: 緑
: 赤
: 橙
: 濁度/SS 連動表示色切替
濁度/SS 表示色切替基準値設定
10.0(ホルマジン度)
0.0～測定レンジ上限値(*1)(*2)
濁度/SS 表示色切替範囲設定
0.1(ホルマジン度)
0.1～測定レンジ上限値(*1)(*2)
バックライト表示時間設定0分
0～99 分バーグラフ表示選択
表示無し: 表示無し: 伝送出力入力異常時 EVT 出力動作選択
無効
: 無効
: 有効
設定表示器表示選択
表示無し: 表示無し: EVT 設定データ(*1): 単位および小数点位置は，[測定レンジ選択]に依存します。
(*2): [単位選択(P.23)]で[カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合，測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

- 62 -

12.11 エラーコード一覧
下記エラー発生時，エラーコードを濁度/SS 表示器または設定表示器に点滅表示しま
す。
表示器

エラー
コード

エラー
種別
Fail
Fail
Err
Err

設定表示器

Fail

内容説明
濁度検出器または SS 検出器からの自己診断出力が入力された場合
濁度検出器または SS 検出器のアナログ信号(+)(白)，(-)(黒)のケーブ
ルが断線または短絡した場合
濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相
当の濁度/SS 入力値を超えた場合
濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場
合
校正中，濁度検出器または SS 検
出器からの出力信号が約 2 mA DCにならなかった場合

発 生

測定時

(校正信号出力が ON から OFF になる
前，濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が 1～3 mA DC 以内であれば正常，その範囲外であれば異常と判断
し，エラーコードを表示します。)

校正が終了した後，濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が4 mA DC に戻らなかった場合

校正時(校正信号出力が ON から OFF になって

Fail

5 秒経過後，濁度検出器または SS 検出
器からの出力信号が 3.5～4.5 mA DC 以
内であれば正常，その範囲外であれば異常と判断し，エラーコードを表示します。

Err
濁度/SS 表示器
Err

スパン出力信号調整中，濁度/SS
入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合
ゼロ出力信号調整中，濁度/SS 入
力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS
入力値未満になった場合- 63 -

調整時

・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店，または弊社営業所へお問い合わせください。

(例)
・形 名
・計器番号

AER-101-TU
No. 194F05000

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせくだ
さい。

本

社

大阪営業所

東京営業所
名古屋営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] http://www.shinko-technos.co.jp〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号 1201
TEL: (03)5117-2021 FAX: (03)5117-2022〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

神奈川

TEL: (045)361-8270

FAX: (045)361-8271

北TEL: (076)479-2410

FAX: (076)479-2411

陸

広

島

TEL: (082)231-7060

FAX: (082)234-4334

福岡TEL: (0942)77-0403

FAX: (0942)77-3446

No. AER11TUJ3

2019.11