分光式カラーメーター

C-800
使用説明書

&

ご使用の前に本使用説明書をよくお読みいただき製品の性能を十分ご理解いただいた後に取扱い及び保守をしていただく様お願い致します。なお、本使用説明書はお手元に大切に保管してください。
基本的な操作については、スタートアップガイドをご覧ください。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この使用説明書をよくお読みになり、内容をご理解の上、安全に正しくお使いください。
スペクトロメーター C-800 は、受光部に分光センサーを搭載した、高性能カラー
メーターです。等色関数（人間の目の特性）に合わせ、様々な光源 (LED. HMI、蛍
光灯、自然光およびフラッシュ光など ) においてより正確な測定を実現しました。
また、色温度やフィルター補正機能の他に、分光グラフや各種の演色評価モードを備え、撮影のみならず光源の選択や管理にも威力を発揮します。
アプリケーションソフト「C-800 ユーティリティ」により、タブレットまたはパソコンに USB 接続することで測定値やグラフ表示のデータ保存や、本体設定、ファームウェアのアップデートなどに対応しています。
※ ユーティリティは弊社製品ホームページのダウンロードサイトからダウンロー
ドした後、パソコンにインストールしてください。
URL：www.sekonic.co.jp/product/meter/download/download.html
ご使用の際は USB ケーブル（ミニ B コネクター、市販品）でパソコンと本体「C-800」を接続してください。

■用語と商標について
Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商
標です。
● Windows の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
● Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc．の商標です。
● Rosco、Cinegel、および E-Colour+ は、Rosco Laboratories Inc. 社の登録商標です。
● LEE およびリーフィルターは、Panavision Europe Ltd. 社の事業部門である LEE
Filters 社の登録商標です。
● コダックおよびラッテンの各用語はコダック社の登録商標です。
● 富士フイルム、及び富士フィルターは富士フイルム株式会社の商標、または登録商標です。
● X-Rite および ColorChecker は米国およびその他の国における X-Rite Incorporatedの登録商標です。
● その他の社名、商品名などは、日本及び海外における各社の商標または登録商標です。
●Ⓒ 2018-2023

All Rights Reserved.

■ 正しく安全にお使いいただくためにご使用になる前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合、製品の使用者等が死亡、または重傷を負う可能性があることを示す警告マークです。

注意

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合、製品の使用者等が軽傷、または中程度の傷害を負う可能性がある状況、または物的損害が予想される危険状況を示す注意マークです。

䛤ὀព

操作をする上での注意や制限です。誤った操作をしないために、必ずお読みください。

䛤ཧ⪃

操作の参考になることや、関連した機能などについての情報です。
お読みになることをお勧めします。



参照ページを示しています。

i

警告
●

乳幼児等が誤ってストラップを首に巻くことのないように手の届かない場所に置いてください。窒息の危険があります。

●

電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱、規格適合品ではない電池の使用は絶対しないでください。電池が破裂し火災、ケガ、周囲を汚染する原因となります。

注意●

雨中、水しぶきがかかる場所や製品の水没、または水気のあるところ、濡れた
手で扱うことはしないでください。
「フラッシュ光コード接続モード」では感電の危険があります。
また、製品が故障する原因となる場合があります。

●

本体は絶対に改良や分解をしないでください。測定結果への影響、或いは故障の原因になる恐れがあります。

●

液晶に無理な力をかけたり、落したり、衝撃を与えたりしないでください。またカバンやポケットに入れている時でも、無理な力が加わると液晶の故障や破損の恐れがあります。

●

液晶画面は、指先で軽くタッチして操作してください。ボールペンや鉛筆など
先が鋭いものを使用すると、液晶表示部に傷が付いたり、故障する原因となります。

●

乳幼児等が誤ってストラップを掴んで振り回すことのないように手の届かない
場所に置いてください。衝撃により故障の原因になる恐れがあります。

●

持ち運びの際に、ストラップが絡まないように注意してください。
落下等の衝撃により故障の原因になる恐れがあります。

●

ストラップの素材はポリエステル繊維を使用しています。
合成繊維による皮膚のかぶれや発赤、かゆみを引き起こされているときは、症状の悪化を防ぐため、ご使用はお控えください。

ii

䛤ὀព
●
●

●
●

液晶画面には保護シートが貼られています。剥がしてからご使用ください。
液晶画面には一部点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合があります
が、これは故障ではありません。
本製品の有効ドット数に対する品質基準の割合は 99.9% 以上です。
有効ドット数の割合とは、「液晶ディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、当社で保証する表示可能なドットの割合」を示しています。
2000 m 以下の高度でご使用ください。
操作の誤りなどにより、メモリーされているデータが消去された場合でも、当社としては責任を負いかねます。

●

落下または急激な衝撃は絶対に避けてください。故障の原因になります。

●

高温な場所や多湿な場所には保管しないでください。故障の原因になります。

●

急激な温度変化による結露に注意してください。故障や誤動作の原因になります。

●

●

●

●

ご使用となる場所の温度が冬季のご使用等で－ 10℃以下になると、液晶表示の応答が非常に遅くなり、表示が読みにくくなります。温度が 0 ～ 10℃では液晶表示の応答が若干遅くなりますが、ご使用には差し支えありません。また、温度が 50℃を超えると液晶表示が黒くなり、表示が読みにくくなりますが常温に戻ると元の状態になります。
真夏の直射日光下や車中、または暖房装置等の近くに放置すると、本機の温度が上昇し、故障の原因となる場合があります。このような場所での取り扱いにはご注意ください。
腐食性のガスが発生する恐れのある場所に放置すると、ガスの影響で本機の故障の原因となる場合があります。このような場所での取り扱いにはご注意ください。
本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

お手入れについて●●精度に影響を与える恐れがありますので、受光部にはホコリ、ゴミ、傷を付けないように扱ってください。
本機が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）は、絶対に使用しないでください。

䛤ཧ⪃●

使用済みの電池は各自治体のルールに従って処分してください。

●

使用済みの電池を破棄する際はプラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。

●

電池を分解しないでください。

iii

■ 使用の目的

以下の様な場面でご使用できます。
● 写真、ビデオ、映画撮影における、照明や自然光の色温度測定。
● 基準となる色温度に合わせるためのカメラまたは照明フィルターの補正値を表示● 照明機材の経年変化の管理● 印刷の色校正を行う環境光の管理● 演色評価数による光源の色再現性の確認
C-800 の主な特徴
用途
撮影用途

特徴
様々な光源（LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等）
を 380nm ～ 780nm の波長範囲で測定可能● CRI、SSI、TLCI、TLMF、TM-30 などの各種演色評価モードに対応● 充実した測定値の表示（1）色温度（K ＝ケルビン）（2）色偏差（⊿ uv）（3）LB/CC 指数（4）LB/CC カメラフィルター番号（Kodak WRATTEN 2、LEE、FUJIFILM）（5）LB/CC 照明フィルター番号（LEE、ROSCO）（6）照度 / 露光量（定常光 / フラッシュ光）（7）TM-30（Rf、Rg）（8）SSI（タングステン光、CIED55 またはメモリーした値との比較）（9）CIE1931 色度座標（x、y）（10）色相 / 彩度（Hue/Saturation）（11）CRI（Ra、R1 ～ R15）
● 各種表示モード（1）テキストモード（2）スペクトル（分光分布）グラフ / 比較モード（3）CRI/ 比較モード（4）TM-30 モード（5）SSI モード（6）TLCI/TLMF モード（7）フィルター（カメラ / 照明）モード（8）多灯比較モード（9）ホワイトバランス補正モード●iv

■ 使用対象者

本製品をご使用になられる対象者について、以下の様な方々のご使用を想定しております。
写真、ビデオ、映画のカメラマン、照明技師、撮影監督など、撮影関連に従事される方。
および、建築、美術、インテリアなどのライティングエンジニア、レンタルスタジオ
や照明販売店などでの光源管理をする方。

■ 制限事項

ご使用にあたり、いくつかの注意・制限事項があります。
お手数ですが、以下の内容にご同意いただいた上で、ご使用いただきますよう願い致します。

䛤ὀព
●

●

●

●

使用説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。
アップデートされた最新の使用説明書を弊社ホームページからダウンロードしてご利用されることをお薦めします。
URL：www.sekonic.co.jp/product/meter/download/download.html「使用上のご注意」や「安全上のご注意」など安全に関する注意事項は、使用説明書作
成時点での法的基準や業界基準に拠った内容になっております。従いまして、記載内容が最新の内容ではない場合もありますので、過去の使用説明書のご利用にあたっては、
最新の使用説明書に記載されている、安全に関する注意事項を参照くださいますよう
お願いします。
製品には、使用説明書を補足するために、安全に関する注意事項・正誤表などの印刷物が同梱されている場合がありますのであらかじめご了承ください。
使用説明書の内容は、非営利の目的でかつ個人的用途に利用する場合に限り、複製することができます。但し、かかる複製物には当社の著作権表示が付されていることを条件
とします。

●

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。

●

本製品及び本書内容については、将来予告なしに変更することがあります。

●

説明書の画面は、実際の物と異なることがあります。（色・文字等）

v

■ 同梱品の確認

本体の他に以下の付属品が同梱されています。開梱後、付属品に不足がないことをご確認ください。
※ 足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
※ USB ケーブル（ミニ B コネクター）は同梱しておりません。
別途、お買い求めください。
※ 単 3 形電池（２本）は同梱しておりません。別途、お買い求めください。
本体

ソフトケース&

クイックガイド

ストラップ

C-800
EnglishSpectrometer

DeutschSpektrometer

Français

Spectromètre

中文Startup Guide
Startanleitung
Guide de démarrage

使用简介

光谱仪

Español

Espectrómetro

Guía de inicio

Italiano

Spettrometro

Guida introduttiva

日本語分光式カラーメーター

スタートアップガイド

安全上のご注意
日本語

保証書
警告
高電圧のストロボ使用時には感電の危険があります。
端子へ接触しないよう取扱いください。

安全上のご注意

電波使用機器です。ペースメーカーを装着した人への機器の接近は止めてください。

■ 正しくお使いいただくために爆発の恐れのある雰囲気中では使用禁止です。

ご使用になる前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

電波使用機器は、病院内では使用禁止です。

このマークは、製品を正しくお使いいただけな

警告 かった場合、製品の使用者等が死亡、または重傷を負う可能性があることを示す警告マークです。

このマークは、製品を正しくお使いいただけな
かった場合、製品の使用者等が軽傷、または中程注意 度の傷害を負う可能性がある状況、または物的損害が予想される危険状況を示す注意マークです。

䛤ὀព

操作をする上での注意や制限です。誤った操作をしないために、必ずお読みください。

■ 一般安全情報• ご使用前に使用説明書をお読みください。
• 使用説明書は、いつでも見られるところに保管ください。
• 異常を発見した場合は、直ちに使用を止めてください。
• 改造・分解は禁止されています。
• 自分で修理はしないでください。
• 専門知識を有した人のみ使用してください。
• 子供が触れないよう監視してください。
• 使用説明書に記載された使用環境内で使用してください。
• 防水機器ではありません。

注意• ストラップの材質を確認し、アレルギーのないことを確認してください。
• ストロボなどの突然の発光に注意してください。

䛤ὀព• 暑い日に車のダッシュボードなどに放置しないでください。
機器が破損する恐れがあります。
• 長期間使用しないときは、電池を取り外してください。
• 性能が出ないときは、使用を停止しサービス拠点に連絡ください。

■ 製品の廃棄方法
本製品を廃棄する場合は、一般ごみとして廃棄しないでください。必ず地域の電気製品廃棄処理可能な場所に廃棄してください。必要なリサイクル処理が行われます。
お客様が購入された電池は、必ず電池のリサイクル処理シス
テムに従って廃棄してください。

vi

目次■ 正しく安全にお使いいただくために.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
警告.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
注意.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii

■ 使用の目的.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
■ 使用対象者.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v■ 制限事項.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v■ 同梱品の確認. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi

1. 各部の名称と機能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1-1

名称.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1-2

各部の名称と機能.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. ご使用の前に. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2-1

ストラップの付け方.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2-2

電池の入れ方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2-3

電源の ON/OFF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2-4

オートパワーオフ機能.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92-5

電池容量の確認.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2-6電池の交換. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3. 画面操作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3-1

画面と操作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3-1-1

基本画面と操作.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3-1-2

アイコンの操作.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3-1-3

数字・文字の入力.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3-1-4

画面のロックと解除.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4. 基本操作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4-1

基本的な操作の流れ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4-2

測定モードの選択.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224-2-1

光源に測定モードを合わせる.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4-2-2

シャッター速度を選択する（フラッシュ光モードのみ）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244-3

基準色温度の設定

4-3-1

基準となる色温度を設定する.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4-3-2

表示項目の選択.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

[Target（基準色温度）] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

vii

4-4

表示モードの選択.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4-4-1

テキストで表示する [ テキスト ] 画面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4-4-2

スペクトルで表示する [ スペクトル ] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4-4-3

スペクトル比較で表示する [ スペクトル比較 ] 画面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4-4-4

演色評価数で表示する

4-4-5

演色評価比較で表示する

4-4-6

TM-30 の評価指数で表示する [TM-30] 画面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4-4-7

SSI の評価指数で表示する [SSI] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

[CRI] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
[CRI 比較 ] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

【基準光源の選択】.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
【色温度入力】. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
【メモリー光源の選択】.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4-4-8

TLCI/TLMF の評価指数で表示する

4-4-9

フィルターで表示する[TLCI/TLMF] 画面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

[ フィルター ] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

【照明フィルターの場合】. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
【カメラフィルターの場合】

4-4-10 光源を比較して表示する[ 多灯比較 ] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4-4-11 ホワイトバランスグラフで表示する
4-4-12 本体設定を表示する[WB 補正 ] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

[ 本体設定 ] 画面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5. 光源を測定する [ 測定画面 ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865-1

測定方法.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5-1-1

光源の色温度を合わせる場合.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5-2

定常光モードでの測定.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5-3

フラッシュ光コードレスモードでの測定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5-4

フラッシュ光コード接続モードでの測定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5-5

モニター機能（定常光モードのみ）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5-6

[Over]、[Under]、[Filter N/A] または赤文字 表示のときは. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5-6-1[Over]、[Under]、[Filter N/A] または赤文字 表示.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5-6-2

レンジを切り換える.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6. 測定のツール [ ツールボックス ] 画面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6-1

プリセット内容の設定

6-2

メモリー機能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

6-2-1

メモリーした測定値にタイトルを付ける ［メモリータイトル］画面.. . . . . . . . . . . . . 109

6-2-2

測定結果を呼び出す

6-2-3

メモリータイトルを変更する[ プリセット選択 ] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105[ メモリーリコール ] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112[ メモリーリネーム ] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

viii

6-2-4保存した測定結果を削除する[ メモリークリアー ] 画面.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122【個別消去の場合】.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123【メモリータイトルごと削除の場合】

7. 本体の設定 [ 本体設定 ] 画面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
7-1

本体設定の項目.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

7-1-1

項目一覧.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

7-2

カスタマイズする.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

7-2-1

各項目の仕様. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

7-2-2

シャッター速度のステップの選択.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

7-2-3

LB ステップの選択.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

7-2-4

カメラフィルターブランドの選択.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

7-2-5

照明フィルターブランドの選択.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

7-2-6

ホワイトバランスのステップの選択.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

7-2-7

色空間（Hue/Sat）の選択. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

7-2-8

スペクトル Y 軸スケールの選択. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

7-2-9

オートパワーオフ時間の選択.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

7-2-10 液晶バックライト明るさの選択.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
7-2-11 液晶バックライト減灯時間の選択.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
7-2-12 言語の選択. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7-2-13 カスタマイズ項目初期化. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
7-3

プリセットの編集.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

7-3-1

プリセット選択のリスト表示.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

7-3-2

プリセット名の設定.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

7-3-3

プリセット色温度の設定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

7-3-4

LB 指数補正値の設定.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

7-3-5

CC 指数補正値の設定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

7-4

ダーク補正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

7-5

本体情報表示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

7-5-1

法規表示.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

8. ハードウェア設定画面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
8-1

タッチパネル調整の調整. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

8-2

ユーザー情報の設定.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

8-3

工場出荷時設定.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182ix

9. 付録. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
9-1

用語集.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

9-2フィルターの種類.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

9-3

仕様.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

9-4

法的要求事項. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

10. 別売アクセサリー. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
11. トラブルシューティング.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
12. アフターサービスについて. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204x

1. 各部の名称と機能
1-1

1. 各部の名称と機能 ●

名称
前

面

背

面

❶ 受光部
❷ 光量切り換えリング❸ 電源ボタン❹ 表示パネル&❺ 測定ボタン❿ 三脚固定ネジ穴❼ メモリーボタン❽ 電池カバーロック❾ 電池カバー
6 メニューボタン

底

電池ホルダー部面

c ストラップ掛け
b シンクロターミナルa USB ミニ B コネクター
d 電池ホルダー

11. 各部の名称と機能 ●

1-2

各部の名称と機能

以下に各部の機能を示します。
No.

名称

機能

1

受光部

測定時、照明（光源）に向けます。270 度自由に回転します。

2

光量切り換えリング

ダーク補正やフラッシュ光の測定レンジ切り換えのため、回転させて光量を切り換えます。

3

電源ボタン

電源を ON/OFF します。

4

表示パネル

設定画面や測定画面などが表示されます。タッチパネル機能付
きで、画面にタッチすることにより、各種設定・選択・操作を行うことができます。（ P16）

5

測定ボタン

ボタンを押すと測定を行います。

6

メニューボタン

ボタンを押すと表示モード選択画面に移ります。

7

メモリーボタン

測定後にボタン押すと測定データを記憶します。

8

電池カバーロック電池カバーのロック部です。

9

電池カバー

電池ホルダーの蓋です。

0

三脚固定ネジ穴

三脚固定用のネジ穴です（1/4 インチ、20 ネジ山）。

aUSB ミニ B コネクター

C-800 ユーティリティをインストールしたコンピュータと接続する、また USB ケーブルを利用し電源供給するための USB コ
ネクターです。
USB 端子：ミニ B コネクター（5 ピン）b

シンクロターミナル

フラッシュ光接続モードでの測定時、シンクロコード（別売り）と接続する接点です。

c

ストラップ掛け付属のストラップを掛けることができます。

d

電池ホルダー

電池収納部です。電池の極性を間違えずに正しく装着してください。

22. ご使用の前に ●2. ご使用の前に
2-1

ストラップの付け方

1. 付属のストラップをストラップ掛け c 側面の穴から通します。
2. ストラップ先端の輪の中に、ストラップの反対側を通します。
ストラップ掛け c&

警告
乳幼児等が誤ってストラップを首に巻くことのないように手の届かない場所に置いてください。窒息の危険があります。

注意●

乳幼児等が誤ってストラップを掴んで振り回すことのないように手の届かない
場所に置いてください。衝撃により故障の原因になる恐れがあります。

●

持ち運びの際に、ストラップが絡まないように注意してください。落下等の衝撃により故障の原因になる恐れがあります。

●

ストラップの素材はポリエステル繊維を使用しています。
合成繊維による皮膚のかぶれや発赤、かゆみを引き起こされているときは、症状の悪化を防ぐため、ご使用はお控えください。

32. ご使用の前に ●2-2電池の入れ方1. 単三形電池を 2 本用意します。
2. 電池カバーロック 8 を矢印方向にずらした状態で、電池カバー 9 を取外します。

3. 電池ホルダー d の「＋」「－」表示に合わせて、電池を入れます。
※図のように、2 本とも同じ向きに入れてください。

4. 電池カバー 9 の 2 本の爪を差し込み、電池カバー 9 を上から押して取り付けます。
電池カバー 9電池カバーロック 8

爪

電池ホルダー d

警告
電池を火の中に入れる、ショート、分解、加熱は絶対しないでください。電池が破裂し火災、ケガ、周囲を汚染する原因となります。

注意●

マンガンまたはアルカリ電池をお使いください。

●

銘柄の異なる電池を使用しないでください。 また、新しい電池と使用した電池を混ぜて使用しないでください。

●

電池を取り外すときはプラス「+」側から取り外してください。マイナス「－」端子のスプリングが変形、破損する可能性があります。

●

長期間使用しない場合は、電池を取り外しておいてください。電池の液漏れが発生し、本機に悪影響を与えることがあります。

4

2. ご使用の前に ●2-3

電源の ON/OFF
光量切り換えリング 2

電源 ON

1. 光量切り換えリング 2 を回してダーク補正位置（）に設定します。

2. 電源ボタン 3 を押します。

&

本機が ON になり、オープニング画面が表示（2 秒間）されます。

オープニング画面

電源ボタン 3

䛤ὀព●●

電池交換後と、電源 OFF から 24 時間経過している場合に、青文字「SEKONIC」ロゴの画面が表示されます。

ロゴ画面

ロゴ画面表示中に青いバーグラフが動いている間は、本体のメモリーチェックを行っています。
電源は切らないでください。故障の原因となる恐れがあります。

䛤ཧ⪃
●

●

液晶に何も表示されない場合は、電池がセットされているか、容量が充分か、または電池極性が「＋」「－」逆に挿入されていないかをご確認ください。
オープニング画面はタッチすることで省略することができます。

5

2. ご使用の前に ●3. 言語を選択します。（初回電源投入時のみ）
言語選択画面が表示されます。ご使用になる言語を選択してください。
言語選択画面

言語選択確認画面

選択したアイコンは青枠表示されます

4. [OK] アイコンを押して決定します。
言語はいつでも変更することができます。
（ P152）

5. ダーク補正が行われます。
オープニング画面（2 秒間表示）の後に、ダーク補正を開始します。ダーク補正中は「ダーク補正中です。しばらくお待ちください。」とメッセージ表示されます。
正常に行われると測定画面が表示されます。
ダーク補正中画面䛤ཧ⪃
ダーク補正は「急激な温度変化があった時」に電源を投入すると自動的に行われます。それ以外の場合は電源投入時のダーク補正はスキップされます。

6

2. ご使用の前に ●䛤ὀព●

光量切り換えリング 2 がダーク補正位置にセットされていないときは、「光量切り換えリングをダーク補正位置にセッ
トしてください。」とメッセージが表示されます。光量切り換えリング 2 をダーク補正位置てダーク補正を行ってください。

●（

ダーク補正位置確認画面）にセットしダーク補正が正常に行われなかった場合は、「ダーク補正が出来ませんでした。光量切り換えリングの位置を確認してください。」とメッセージが表示されます。光量切り換えリ
ング 2 をダーク補正位置
ク補正を行ってください。

（

ダーク補正確認画面）にセットしてダー

6. 測定ボタン 5 を押して測定します。
光量切り換えリング 2 を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（）を選択します。

フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（（）またはレンジ H  

）を選択します。
（ P101、 P103）

䛤ὀព
ダーク補正位置で測定ボタン 5 を押すと「測定が出来ませんでした。
光量切り換えリングの位置を確認してください。」とメッセージが表示されます。正しい位置に光量切り換えリング 2 を回してレンジを合わせてください。測定画面が表示されます。

7

2. ご使用の前に ●䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

電源 OFF

1. 電源ボタン 3 を 1 秒以上押します。
本機が OFF し、表示が消えます。

䛤ὀព
電源ボタン 3 の ON/OFF の間隔は 3 秒以上あけてください。

䛤ཧ⪃
電源を OFF しても、操作中の設定値・測定値は記憶されており、電源を ON すると再表示
されます。

8

2. ご使用の前に ●2-4

オートパワーオフ機能

省電力設計のため、使用後（最後のボタン操作後）約 5 分（初期設定値）で自動的にすべての表示が消え電源は OFF になります。

䛤ཧ⪃
●

●

●

オートパワーオフ機能が働いたときや、電源ボタン 3 を OFFしたときは、測定値・設定値・指示値は記憶されています。電源を ON することで再表示されます。
オートパワーオフになる時間は初期設定で 5 分です。より長い
時間やオートパワーオフなし、をカスタム設定で変更できます。
（ P146）
電源が切れた状態で電源ボタン 3 が押され続けたときは、電源
はいったん ON しますが約 1 分後に自動的に OFF になります。
（輸
送中に電源ボタン 3 が押されたままになっていた場合でも電池の消耗を避けることができます。）

9

電源ボタン 3

2. ご使用の前に ●2-5

電池容量の確認

電源を ON すると、液晶表示部に電池容量を示すアイコンが表示されます。
電池容量

電池容量は十分です｡
電池容量に余裕があります。
予備の電池を用意してください。
直ちに電池を交換してください。

䛤ཧ⪃
●

●

電池容量がない状態では、電源を ON した後、液晶表示が現れすぐに表示が消える場合がありますが、故障ではありません。新しい電池に交換してください。
あらかじめ予備の電池を用意しておくことをお勧めします。
連続測光した場合、本機の電池寿命は常温で約 8 時間です。（当社試験条件による）10

2. ご使用の前に ●

2-6

電池の交換

必ず電源を OFF にしてから電池交換を行ってください。電源を ON にしたまま電池交換を行うと、操作中の測定値の記憶がされません。また故障の原因になります。
● 電池交換後または測定中、液晶表示部に異常な表示（設定していない表示等）が現われた場合や、操作ボタンを押しても動作しない場合は、電池を一度取り出し 10 秒以上経過してから入れ直してください。
●

11

3. 画面操作 ●3. 画面操作
3-1

画面と操作

3-1-1

基本画面と操作

画面はタッチパネル方式であり、アイコンを指先でタッチすることにより、目的のメニューや項目を選択することができます。

測定画面
電源を ON するとオープニング画面が表示（2 秒間）されてから、ダーク補正を行います。
ダーク補正が終了すると、測定画面が表示されます。
測定画面では、光源の選択や、測定条件の変更を行うことができます。アイコンの下部にブルーラインが点灯している項目はタッチする事で設定の変更が可能です。
各画面切り換えは、それぞれの項目を参照してください。
※ 本体のメニューボタン 6 を押しても表示モード選択画面へ移ります。
測定画面テキスト表示

1
2

4
3

5
6
7
8
9

10

11
※ 設定されている測定モードにより表示がかわります。
※ 本表示は説明のため、すべてを表示しています。

12

3. 画面操作 ●

項目一覧
No.

名称

説明

1

ステータスバー

設定内容を表示します。（ P14）2[ 測定モード ] アイコン

現在の測定モードを表示します。（ P22）
アイコンをタッチすると測定モード選択画面に移ります。

3[Target（基準色温度）]
アイコン

基準色温度を表示します。（ P26）
アイコンをタッチすると Target（基準色温度）入力画面に移ります。

4[ 表示モード ] アイコン

現在の表示モードを表示します。（ P30）アイコンをタッチすると表示モード選択画面に移ります。

5～ 9[ 項目選択 ] アイコン

ア イ コ ン を タ ッ チ す る と 項 目 選 択 画 面 に 移 り ま す。
（ P28）10[ ツールボックス ] アイコン

アイコンをタッチするとツールボックス画面に移ります。
（ P104）
差分測定を行えるときに表示されます。
基準となる測定値がないとき、アイコンは無効となっています。
差分測定が行えないときは（⊿）アイコンは表示されません。

11[ デルタ ] アイコン
（定常光モードのみ）をタッチするとモニター機能を行う
白色アイコン表示になります。
測定ボタン 5 を押している間、全項目（フィルター名は除く）では基準値との差を表示します。（基準値とは、[ デルタ ] アイコンを押したときの測定値となります。）
測定ボタン 5 を放したときは基準値を表示します。（グラフ表示は基準値を表示します）
をタッチするとに戻り最後に測定した値を表示します。モニター機能は電源を OFF すると解除されます。
注意：モニター機能を行っている間はメモリーボタン 7は無効です。

䛤ཧ⪃
表示範囲外や測定範囲外の場合は、[Under]（アンダー）、[Over]（オーバー）または [Filter
N/A]（表示範囲外）が表示されます。
Under： 測定範囲より低い（暗すぎるまたは色温度が低すぎる）時、表示します。
Over：
測定範囲より高い（明るすぎるまたは色温度が高すぎる）時、表示します。
Filter N/A： フィルター名および番号の組み合わせがない時、表示します。

13

3. 画面操作 ●ステータスバー

1

2

3

4

5

6

※ 本表示は説明のため、すべてを表示しています。
No.

名称

説明
電池容量は十分です｡
電池容量に余裕があります。

1

電池容量表示部

予備の電池を用意してください。
直ちに電池を交換してください。
USB 給電時に表示します。

2

メモリーカウント

メモリーされている測定データ数を表示します。
マークの右にメモリー総数が測定限界の 99 回まで表示されます。

3

プリセット選択

プリセット選択されているとき、プリセット番号を表示します。

4

温度変動警告マークが点灯しているときは、温度（気温）の基準が変動しており、正確な測定ができない恐れがあります。ダーク補正を行ってください。
光量切り換えリング 2 がダーク補正位置に選択されているときに表示します。

5

光量切り換えリング
状態表示部

光量切り換えリング 2 がレンジ「L」に選択されているときに表示します。
光量切り換えリング 2 がレンジ「H」に選択されているときに表示します。

6

キーロック状態
表示部

画面のロックが解除されている場合に表示されます。
画面がロックされている場合に表示されます。画
面がロックされている場合は、タッチパネル上の操作はできません。

14

3. 画面操作 ●ツールボックス画面
測定画面の [ ツールボックス（）] アイコンをタッチすることにより、以下の設定を行うことができます。
※ ツールボックス画面は、説明のためすべてを表示しています。初期値ではありません。
測定画面テキスト表示

ツールボックス画面

1
2
3

4[ ツールボックス：項目一覧 ]
No.

名称

説明

1

プリセット選択

プリセット選択画面に移ります。（ P105）

2

メモリータイトル

メモリータイトル入力画面に移ります。（ P109）

3

メモリー管理メモリー管理画面に移ります。（ P112）

4[ 閉じる ] アイコン

ツールボックス画面を閉じて測定画面に戻ります。

15

3. 画面操作 ●3-1-2

アイコンの操作

タッチ操作
各アイコンをタッチすることで、任意の画面へ切り換えることができます。
（例）測定画面（テキストモード )タッチ可能なアイコン
タッチできるアイコンはアイコンの下にブルーランプが点灯しています。

タッチできるアイコン

タッチできないアイコン

スライド操作
アイコンを指先でタッチすることにより、目的のメニューや項目を選択することができます。
（例）シャッター速度選択画面
先頭アイコン
スクロール選択

選択肢の先頭まで一気に移動できます。

数値や項目などを指先で上下にスクロー
ルさせ、表示内容を変更することができます。

スクロールバー
上下にスライドさせて表示内容を変更することができます。
ワンステップアイコン
アイコンをタッチすると選択肢を 1 つだけ移動します。

※ 選択されている箇所は背景青色となっています。

16

後尾アイコン
選択肢の最終まで一気に移動できます。

3. 画面操作 ●3-1-3

数字・文字の入力

数字と文字を入力することができます。

数値入力画面（例）基準色温度入力画面

2

3

1

4

5

数値入力の方法
No.

キー

説明

1

0-9

数字を入力します。タッチすると上部に入力値が表示されます。

2

削除

カーソルの位置の文字を削除します。

3←

入力位置を移動します。

4

OK

入力値を確定して、元の画面に戻ります。

5

キャンセル

入力を無効にして、元の画面に戻ります。

→

17

3. 画面操作 ●文字入力画面
数字入力画面

大文字入力画面98

小文字入力画面

9

8

0

0

0

6

6

6

a

b
7 （数字）キーボードab
7 （大文字）

大文字入力画面

a

a

キーボード

7

9

8

b
7 （小文字）小文字入力画面

7

06

8 b

9

a

06

8 b

文字入力、数字入力の方法
No.

キー

説明
数字 / 大文字 / 小文字を切り換えます。

6

1/A/a

7

0-9、ABC、タッチすると、上部に入力値が表示されます。
abc、ハイフン、 キーパッドのアルファベット（ABC）は同じボタンを複数回タッチする
ピリオドことで入力文字を変更できます。

8

削除

カーソルの位置の文字を削除します。

9←

入力位置を移動します。

0

キーボード

入力画面をキーパッドとキーボードに切り換えます。

aOK

入力値を確定して、元の画面に戻ります。

b

キャンセル

入力を無効にして、元の画面に戻ります。

→

18

9

3. 画面操作 ●3-1-4

画面のロックと解除

誤操作をふせぎたいときに、画面をロックしておくことができます。
ロック状態では画面のタッチ操作は無効になります。
但し、メモリーボタン 7、測定ボタン 5、電源ボタン 3 は有効です。
また、電源を切ってもこの状態は保持されてい
ます。

電源ボタン
3
メモリー
ボタン 7
測定ボタン 5

ロック設定

測定画面の時にメニューボタン 6 を長押しすると、画面がロックされ、液晶画面の右上に []アイコンが表示されます。
画面ロックが実施中のときは、液晶画面上のアイコンの操作ができなくなります。
ロック中アイコンにタッチしたときは、[]ア
イコンが約 1 秒間表示されます。
またメニューボタン 6 を押してのメニュー機能への操作もできなくなります。
※ ロック設定の操作は、測定画面のみで実施可能です。

メニューボタン 6

ロック解除
もう一度メニューボタン 6 を長押しすると、画面のロックが解除されます。
ロック状態画面

ロック解除状態画面[ ロック解除 ]アイコン[ 画面ロック ]アイコン

19

4. 基本操作 ●4. 基本操作
4-1

基本的な操作の流れ

基本的な操作と画面は以下の通りです。測定や測定の変更は、測定画面から操作し
ます。
電源 ON
オープニング画面
言語選択（初回のみ）
光量切り換えリング❷がダーク補正位置にセットされていることを確認してください。

ダーク補正
測定画面
メニューボタン、または [ 表示モード ] アイコン
表示モード選択画面

ユーザが目的に応じて、本体機能を設定する。
• カスタマイズする（本体のカスタム設定）• プリセットを編集する• ダーク補正をする• 情報を表示する[ 本体設定 ] アイコン
本体設定画面[ 閉じる ] アイコン
表示モード選択画面
任意の [ 表示モード ] アイコン
測定画面

ユーザが目的に応じて、測定機能を設定する。
• プリセット選択• メモリータイトル設定• メモリー管理 [ リコール、編集（リネーム、クリアー）][ ツールボックス ] アイコン
ツールボックス画面
測定画面
次ページへ

20

4. 基本操作 ●前ページより[ 測定モード ] アイコン
測定モード選択画面

測定モードを設定する。
定常光、フラッシュ光（コードレス、コード接続）

測定画面[Target（基準色温度）] アイコン
Target（基準色温度）入力画面
測定画面
測定

測定ボタン

測定中は、液晶が減灯する。
測定が終了すると液晶が元の明るさに戻り測定結果を表示す
る。

測定画面
メモリー
保存

メモリーボタン
測定画面[ ツールボックス ] アイコン
ツールボックス画面[ メモリー管理 ] アイコン

保存値
参照

フィルター補正などで目標とす
る色温度がある場合、入力してください。ない場合は、次の操作にお進みください。

メモリー管理画面
メモリー選択 [ リコール、編集（リネーム、クリアー）][ 閉じる ] アイコン
メモリー管理画面

21

測定データがある時に、メモ
リーボタンを押すと、ツールボックスで設定した「メモリータイトル」と測定データを紐付けてメモリーに保存され、メモリー回数（M1）がステータス
バーに表示される。

4. 基本操作 ●4-2

測定モードの選択

4-2-1

光源に測定モードを合わせる

ご使用となる測定方式を選択します。
䛤ὀព
測定モードの選択を変更すると、現在表示されている測定データは消去されます。
測定モード選択画面

1
2
3

No.

測定モード

アイコン

説明

1

定常光モード

太陽光やタングステン光などの連続光を測定するときに選択します。（ P87）

2

フラッシュ光
コードレスモード

本体とフラッシュをコード接続せずに本体の測定ボタンを押すと、フラッシュの閃光を感知して測定します。測定待機状態は 90 秒維持されます。（ P90）

3

フラッシュ光
コード接続モード

本体とフラッシュをシンクロコードで接続して本体の測定ボタンを押すと、フラッシュが発光し測定します。
（ P94）22

4. 基本操作 ●操作

1. 画面左上の [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。
測定画面（テキストモード）

測定モード選択画面[ 測定モード ]アイコン

2. 測定モードでご使用となるアイコンをタッチします。
任意の測定モードを選択します。
選択すると測定画面に戻ります。
測定モード選択画面

測定画面（テキストモード）

例）定常光モード→コードレスモード

定常光モードからフラッシュ光コードレスモードに切り換わりました。
䛤ཧ⪃
●

●

定常光とは、自然光（太陽光）またはタングステンランプ・蛍光灯のような連続光のことです。
フラッシュ光とは、フラッシュまたはフラッシュバルブ（閃光電球）のような瞬間光のことです。

23

4. 基本操作 ●4-2-2

シャッター速度を選択する（フラッシュ光モードのみ）

フラッシュ光を使用する場合は、シャッター速度を選択します。

操作

1. [ シャッター速度 ] アイコンをタッチします。
例）フラッシュ光コードレスモード測定画面（テキストモード）

2. ご使用になるシャッター速度を選択します。
シャッター速度画面[OK] アイコン[ シャッター速度

1/125][ シャッター速度

1/250]

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され測定画面に戻ります。
内容を変更せず、測定画面に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。

シャッター速度が設定されました。

24

4. 基本操作 ●䛤ཧ⪃シャッター速度の選択は、本体設定の「カスタマイズする」の 1 ページ目：項目[ シャッター速度ステップ ] で選択できます。
1 ステップ、1/3 ステップ、1/2 ステップより選択できます。（ P130）

シャッター速度の選択肢
1 ステップ
1/3 ステップ（工場出荷時）
1s
1s
1/2
0.8
1/4
0.6
1/8
0.5
1/15
0.4
1/30
0.3
1/60
1/4
1/125
1/5
1/250
1/6
1/500
1/8
※ 1/75
1/10※ 1/801/13※ 1/901/15※ 1/100
1/20※ 1/200
1/25※ 1/400
1/30
1/40
1/50
1/60
1/80
1/100
1/125
1/160
1/200
1/250
1/320
1/400
1/500
※ 1/75※ 1/80※ 1/90※ 1/100※ 1/200※ 1/400

1/2 ステップ
1s
0.7
1/2
1/3
1/4
1/6
1/8
1/10
1/15
1/20
1/30
1/45
1/60
1/90
1/125
1/180
1/250
1/350
1/500
※ 1/75※ 1/80※ 1/90※ 1/100※ 1/200※ 1/400※特殊シャッター速度です。

䛤ὀព
シャッター速度の設定を変更すると、測定データは消去されます。

25

4. 基本操作 ●4-3

基準色温度の設定 [Target（基準色温度）] 画面

4-3-1

基準となる色温度を設定する

基準となる色温度があり、測定値との差を補正量で見たい場合に設定します。
基準色温度は、測定画面中央上に表示されています。

操作

1. 測定画面の [Target（基準色温度）] アイコンをタッチします。
（例）測定画面（テキストモード）

2. 基準色温度の数値を入力します。
基準色温度表示部には、現在の設定値を左側に、入力している数値を右側に表示します。
Target（基準色温度）入力画面

現在の数値
の表示

入力した数値の表示
数値入力[OK] アイコン

26[ キャンセル ] アイコン

4. 基本操作 ●3. [OK] アイコンをタッチします。
数値を確定して測定画面に戻ります。
内容を変更せず、測定画面に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。

基準色温度が設定されました。

䛤ཧ⪃
●

●
●

ホワイトバランスを合わせたい場合は、使用するカメラにマニュアル設定する色温度と同じ色温度に設定します。メーカーによっては忠実色再現のために推奨する色温度があります。
ご使用になっているカメラの取扱説明書をご確認ください。
2,500 K ～ 10,000 K まで、10 K ステップで設定可能です。
複数の基準色温度を使用する頻度が高い場合は、プリセットを使用すると便利です。
（ P105）27

4. 基本操作 ●4-3-2

表示項目の選択

表示項目は複数ある項目の中から任意に選択できます。

操作

1. 測定画面の [ 項目選択 ] アイコンをタッチします。
項目一覧画面が表示されます。（ P35）

2. 表示する項目を選択します。
選択した項目とその値が表示されます。
測定画面テキスト表示
測定画面スペクトル表示（ P34）（ P37）

測定画面 CRI 表示（ P43）

表示項目一覧
No.

アイコン

名称

説明

1

色温度表示

相関色温度を表示します。

2

色温度偏差

黒体放射軌跡からの偏差を表示します。

3

照度

照度を lx で表示します。

4

露光量

フラッシュの露光量を lx･s で表示します。

5

CC 指数補正量

CC 補正量を CC 指数（index）で表示します。

6

CC フィルター番号

CC 補正量をフィルター番号で表示します。

CC カメラフィルター
CC 照明フィルター

CC 補正量を補正フィルター名で表示します。
フィルターブランドは、本体設定の「カスタマイズする」で選択します。

LB 指数補正量

LB 補正量を LB 指数（index）で表示します。

LB カメラフィルター

LB 補正量を補正フィルター名で表示します。
フィルターブランドは、本体設定の「カスタマイズする」で選択します。

78
9

LB 照明フィルター

28

4. 基本操作 ●

No.

アイコン

名称

説明
TM-30 の評価指数を０～ 100 の範囲で表示します。
TM-30 の評価指数を０～ 200 の範囲で表示します。
SSI の評価指数で CIE タングステン（3200K）
に対してどれだけ近い特性を持っているかを
０～ 100 の範囲で表示します。
SSI の評価指数で CIE D55（5500K）に対してどれだけ近い特性を持っているかを０～ 100の範囲で表示します。
SSI の評価指数で SSI モードで 1 番目に選択されている光源（黄色のグラフ）に対してどれだけ近い特性を持っているかを 0 ～ 100 の範囲で表示します。
SSI の評価指数で SSI モードで 2 番目に選択されている光源（赤色のグラフ）に対してどれだけ近い特性を持っているかを 0 ～ 100 の範囲で表示します。
TLCI の評価指数を０～ 100 の範囲で表示します。
選択したメモリー値に対して、TLMF の評価
指数を０～ 100 の範囲で表示します。

10

色忠実度指数

11

色域指数

12

SSI タングステン評価
指数13

SSI デイライト評価指数

14

SSI #1 評価指数15

SSI #2 評価指数16

TLCI 評価指数

17

TLMF 評価指数

18

色度座標ｘ

CIE1931 色度座標 x

19

色度座標ｙ

CIE1931 色度座標 y

20

色相

21

彩度

22

CRI 平均演色評価数

23～

CRI 演色評価数

色種類 ( 赤、緑、青など ) の指標で 0 ～ 359°の範囲で表示します。
色の鮮やかさの指標で 0 ～ 100 の範囲で表示します。
CRI の指標で R1 ～ R8 の平均演色評価数を表示します。
CRI の指標で R1 ～ R15 までの各演色評価数を表示します。

29

4. 基本操作 ●4-4

表示モードの選択

表示モード選択画面で、目的に応じた表示モードの切り替えができます。
※ 本体のメニューボタン❻を押すと表示モード選択画面に移ります。
表示モード選択画面

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 テキスト

2 スペクトル

3 スペクトル比較

4 CRI

5 CRI 比較

6 TM-30

7 SSI

8 TLCI/TLMF

9 フィルター

10 多灯比較

11 WB 補正

12 本体設定30

4. 基本操作 ●表示モードアイコン一覧
No.

アイコン

説明

名称

1

[ テキスト ] アイコン

各測定値から 5 項目を選択して数値で表示します。（ P34）

2[ スペクトル ] アイコン

3 項目の測定値（選択可能）とスペクトル（分光分布）グラフを表示します。（ P37）

3

[ スペクトル比較 ] アイコン

現 在 の 測 定 値 と、 メ モ リ ー し た 値 を 2 点 までスペクトルグラフ上に表示し比較します。
（ P39）4[CRI] アイコン

5

[ CRI 比較 ] アイコン

6

[TM - 30] アイコン

4 項目の測定値（Rf、Rg、CCT、⊿ uv）と、カラー
ベクトルグラフィックを表示します。（ P50）

7

[SSI] アイコン

現在の測定値と 2 点までの参照光源（色温度と⊿ uv）を比較し、SSI 評価指数と SSI スペクト
ルグラフで表示します。（ P52）

8

[TLCI/TLMF] アイコン

測定値とメモリーした値（色温度、⊿ uv）、
TLCI と TLMF の測定値をスペクトルグラフと一緒に表示します。（ P62）

9[ フィルター ] アイコン

設定した基準色温度と測定値の差を、補正する
照明フィルター名または、カメラフィルター名と補正量で表示します。（ P67）

10

[ 多灯比較 ] アイコン

4 つまでの測定値を同一画面上に表示します。
また選択した測定値からの補正量を表示します。（ P75）

11[WB 補正 ] アイコン

測定値と基準色温度の差をホワイトバランスのグラフ上で LB 指数と CC 指数の補正値として表示します。（ P82）12

[ 本体設定 ] アイコン

本体設定画面を表示します。（ P84）

選択した平均演色評価数（Ra）または個々の演
色評価数（R1 ～ R15）を表示します。
また各演色評価数もグラフで表示します。
（ P43）
現在の測定値と、メモリーした値の色温度および平均演色評価数（Ra）を表示します。
また個々の演色評価数（R1 ～ R15）もグラフで表示し比較します。（ P46）

※ 1 ～ 11 までが、測定画面となります。

31

4. 基本操作 ●操作

1. 測定画面の [ 表示モード ] アイコンをタッチ、または本体のメニュー
ボタン❻を押します。

表示モード選択画面が表示されます。（ P30）
表示モード No.1 ～ 11 までの表示は測定用です。
表示モード No.12 は本体設定用です。

2. 表示するアイコンをタッチします。
画面が切り換わり、選択した測定画面が表示されます。
表示モード選択画面

測定画面テキスト表示[ テキスト ]
アイコンを
タッチする

3. 測定ボタン❺を押して測定します。
光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

光量切り換えリング❷

）を選択

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（

C-800

受光部❶

）を選択します。

（ P101、 P103）
測定内容が表示されます。

測定ボタン❺

32

4. 基本操作 ●

䛤ཧ⪃
●

●

光源の色温度を正しく測定する場合、受光部❶を光源に正対させて測定してください。
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

4. 測定結果を測定画面（テキストモード）で表示します。
測定画面テキスト表示

測定結果

5. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）33

4. 基本操作 ●4-4-1

テキストで表示する[ テキスト ] 画面

5 項目の測定値（選択可能）を数値で表示します。
テキスト画面

[Target（基準色温度）]
アイコン[ 測定モード ] アイコン

[ 表示モード ] アイコン
テキストモード[ 表示項目 ] アイコン

操作

1. 表示モード選択画面の [ テキスト ] アイコンをタッチします。
テキスト画面が表示されます。（ P30）

2. [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。ご使用となる測定モードを選択します。（ P22）

3. [Target（基準色温度）] アイコンをタッチします。

Target（基準色温度）入力画面が表示されます。（ P26）
色温度を設定します。

34

4. 基本操作 ●4. 測定画面の [ 表示項目 ] アイコンをタッチします。
表示項目選択画面が表示されます。
選択されたアイコンは、青枠表示されます。

5. ご使用になる表示項目を選択し、[OK] アイコンをタッチします。
選択されたアイコンは、青枠表示されます。
[OK] アイコンをタッチすると、内容が確定され、テキスト画面に戻ります。
[ キャンセル ] アイコンをタッチすると、設定をキャンセルします。
テキスト画面
表示項目選択画面
定常光モードのとき フラッシュ光モードのとき
1 ページ
1 ページ

定常光、フラッシュ光
モードのとき2 ページ

2 ページへ

1 ページへ

[ 表示項目 ] 変更を行う
アイコンをタッチする

表示する項目アイコンを選択します

選択されたアイコンは青枠表示されます[OK] アイコン[ キャンセル ]
アイコン

35

表示項目が
変更されま
した

4. 基本操作 ●6. 測定ボタン❺を押して測定します。
光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

光量切り換えリング❷

）を選択

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（

C-800

）を選択します。

（ P101、 P103）
測定内容が表示されます。

測定ボタン❺䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

7. 測定内容をメモリーする

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）36

4. 基本操作 ●4-4-2

スペクトルで表示する[ スペクトル ] 画面

3 項目の測定値（選択可能）とスペクトル（分光分布）グラフを表示します。
スペクトル画面[Target（基準色温度）]
アイコン[ 測定モード ] アイコン

[ 表示モード ] アイコン
スペクトルモード[ 表示項目 ] アイコン

操作

1. 表示モード選択画面の [ スペクトル ] アイコンをタッチします。
スペクトル（分光分布）グラフ画面が表示されます。（ P30）

2. [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。ご使用となる測定モードを選択します。（ P22）

3. [Target（基準色温度）] アイコンをタッチします。
Target（基準色温度）入力画面が表示されます。（ P26）
色温度を設定します。

4. [ 表示項目 ] アイコンをタッチします。
表示項目選択画面が表示されます。（ P35）
[ 表示項目 ] をタッチして、項目を選択します。

37

4. 基本操作 ●5. 測定ボタン❺を押して測定します。

光量切り換えリング❷

光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

）を選択

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（）を選択します。

C-800（ P101、 P103）

測定
ボタン❺

測定内容が表示されます。

䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

6. 画面内の [ 虫メガネ（＋）] アイコンをタッチします。
スペクトル（分光分布）グラフを拡大表示します。
拡大グラフは画面全体（横向き）に表示されます。
スペクトル（分光分布）グラフ（拡大）の [ 虫メガネ（－）] アイコンをタッチすると、スペクトル画面に戻ります。
スペクトル画面スペクトル（分光分布）グラフ
拡大表示

測定内容が
表示されま
した

䛤ὀព
グラフ（拡大）の表示をしている場合は、測定できません。

䛤ཧ⪃
本体設定の [ カスタマイズする ] の 2 ページ目：項目 [ スペクトル Y 軸スケー
ル ] アイコンで、Y 軸の最大表示値が選択できます。（ P143）

7. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）38

4. 基本操作 ●4-4-3

スペクトル比較で表示する[ スペクトル比較 ] 画面

現在の測定値と、2 点までのメモリーした値をスペクトルグラフ上に黄・赤の曲線で表示し比較します。
スペクトル比較画面[ 測定モード ] アイコン

[ 表示モード ] アイコン
スペクトル比較モード
現在の測定値
選択したメモリー値表示
エリア[ メモリー選択 ] アイコン
[ グラフ表示 ON/OFF]
チェックボックス

操作

1. 表示モード選択画面の [ スペクトル比較 ] アイコンをタッチします。
スペクトル比較画面が表示されます。（ P30）

2. [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。ご使用となる測定モードを選択します。（ P22）

3. 測定ボタン❺を押して測定します。

光量切り換えリング❷

光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

）を選択

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（

C-800

）を選択します。

（ P101、 P103）
測定内容が表示されます。

測定ボタン❺

39

4. 基本操作 ●䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

4. 現在の測定値は測定値表示分の一番上と虹色のスペクトルグラフで表示されます。

測定されている値はグラフで表示されます。

5. [ メモリー選択 ] アイコンをタッチします。
[ スペクトル比較メモリーリコール ] 画面が表示されます。
スペクトル比較画面

スペクトル比較メモリーリコール画面

現在の測定値
メモリー選択エリア[ メモリー選択 ]アイコン

メモリーにデータが登録されていないときは、ポップアップ画面にメッセージが表示されます。
メモリー選択ポップアップ画面「メモリーデータがありません。
」メッセージを確認後、[ 閉じる ] アイコンをタッチしてください。スペクトル比較画面に戻ります。
データをメモリー後、再度選択してください。

40

4. 基本操作 ●6. スペクトル比較するメモリーデータを選択します。
タイトルを選択すると、タイトルに紐付いているメモリーが表示されます。
比較するメモリーを選択してください。
選択するタイトルとメモリーを青色背景位置に合わせます。
スペクトル比較メモリーリコール画面

タイトルエリア[OK] アイコン

7. [OK] アイコンをタッチします。

メモリーエリア
タイトルで紐付いたデータを表示します。
[ キャンセル ] アイコン

設定を確定してスペクトル比較画面に戻ります。
[ キャンセル ] アイコンをタッチすると、設定をキャンセルします。

8. スペクトル比較画面に、選択されたメモリーのタイトルと測定値を表示します。

メモリーのタイトル表示

メモリータイトル
メモリーされている測定値

9. スペクトルグラフ上に黄・赤の曲線で表示します。
[ グラフ表示 ON/OFF] チェックボックスで、グラフの表示 / 非表示の切り換えができます。
※表示のときに☑します。表示させないときは☐にします。
スペクトル比較画面[ グラフ表示 ON/OFF] チェックボックス

黄・赤の曲線

41

4. 基本操作 ●10. [ 虫メガネ（＋）] アイコンをタッチします。
スペクトル比較（分光分布）グラフを拡大表示します。
拡大グラフは画面全体（横向き）に表示されます。
スペクトル比較（分光分布）グラフ（拡大）の [ 虫メガネ（－）] アイコンをタッチすると、スペクトル比較画面に戻ります。
スペクトル比較画面
スペクトル比較（分光分布）グラフ
拡大表示

䛤ὀព
グラフ（拡大）の表示をしている場合は、測定できません。

䛤ཧ⪃
●

●

本体設定の [ カスタマイズする ] の 2 ページ目：項目 [ スペクトル Y 軸スケー
ル ] アイコンで、Y 軸の最大表示値を選択できます。（ P143）
スペクトル比較モードではプリセット選択中であってもモニターモード設定ボタン [] は非表示となります。

11. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）42

4. 基本操作 ●4-4-4

演色評価数で表示する[CRI] 画面選択した平均演色評価数（Ra）または個々の演色評価数（R1 ～ R15）を表示します。
また各演色評価数もグラフで表示します。
CRI 画面[ 表示モード ] アイコン
CRI モード[ 測定モード ] アイコン
[ 表示項目 ] アイコン

測定値表示エリア

グラフ表示エリア
演色評価数をグラフ表示

操作

1. 表示モード選択画面の [CRI] アイコンをタッチします。
CRI 画面が表示されます。（ P30）

2. [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。ご使用となる測定モードを選択します。（ P22）

3. 測定ボタン❺を押して測定します。

光量切り換えリング❷

光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

）を選択

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（

C-800

）を選択します。

（ P101、 P103）
測定内容が表示されます。

測定ボタン❺

43

4. 基本操作 ●

䛤ཧ⪃
●
●

●

グラフ表示エリア Ra、R1 ～ R15 は常時表示されています。
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。
Ra は R1 から R8 の平均値であり、R9 から R15 は含みません。

4. [ 表示項目 ] アイコンをタッチします。
表示項目が表示されます。
CRI 画面

表示項目[ 表示項目 ]アイコン

5. 表示する項目アイコンをタッチします。
グラフの上部に表示したい項目を選択します。
選択されたアイコンは、青枠表示されます。

6. [OK] アイコンをタッチします。
[OK] アイコンで、CRI 画面に戻ります。
[ キャンセル ] アイコンをタッチすると、表示項目は変更せずに、CRI 画面に戻ります。
表示項目

CRI 画面

[ 表示項目 ]アイコン[OK] アイコン[キャンセル]アイコン

44

4. 基本操作 ●7. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）45

4. 基本操作 ●4-4-5

演色評価比較で表示する [CRI 比較 ] 画面

現在の測定値と、メモリーした値の色温度および平均演色評価数（Ra）を表示します。
また個々の演色評価数（R1~R15）もグラフで表示し比較します。
CRI 比較画面

[ 表示モード ] アイコン
CRI 比較モード[ 測定モード ] アイコン

現在の測定値表示
エリア[ メモリー選択 ] アイコン

選択したメモリー値
表示エリア

メモリーした測定結果（演色評価数）のグラフ
表示

現在の測定値（演色評
価数）表示

演色評価数

操作

1. 表示モード選択画面の [CRI 比較 ] アイコンをタッチします。
CRI 比較画面が表示されます。（ P30）

2. [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。ご使用となる測定モードを選択します。（ P22）

光量切り換えリング❷

3. 測定ボタン❺を押して測定します。

光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

）を選択

します。

C-800

フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（）を選択します。

（ P101、 P103）

測定ボタン❺

測定内容が表示されます。

46

4. 基本操作 ●

䛤ཧ⪃
●
●

●

グラフ表示エリア Ra、R1 ～ R15 は常時表示されています。
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。
Ra は R1 から R8 の平均値であり、R9 から R15 は含みません。

4. 現在の測定値は画面右側にグラフで表示されます。
5. [ メモリー選択 ] アイコンをタッチします。
[CRI 比較メモリー選択 ] 画面が表示されます。
CRI 比較画面

CRI 比較メモリー選択画面

メモリー選択エリア[ メモリー選択 ]アイコン

現在の測定値（演色評価数）表示メモリーにデータが登録されていないときは、ポップアップ画面にメッセージが表示されます。
メモリー選択ポップアップ画面「メモリーデータがありません。
」メッセージを確認後、[ 閉じる ] アイコンをタッチしてください。CRI 比較画面に戻ります。
データをメモリー後、再度選択してください。

47

4. 基本操作 ●6. 比較するメモリー値を選択します。
タイトルを選択すると、タイトルに紐付いているメモリーが表示されます。
比較するメモリーを選択してください。
選択するタイトルとメモリーを青色背景位置に合わせます。
CRI 比較メモリー選択画面

タイトルエリア

メモリーエリア
タイトルで紐付いたデータを表示します[OK] アイコン[キャンセル] アイコン

7. [OK] アイコンをタッチします。
設定を確定して CRI 比較画面に戻ります。
[ キャンセル ] アイコンをタッチすると、設定をキャンセルします。

8. CRI 比較画面に、選択されたメモリーのタイトルと測定値を表示します。

メモリー表示選択したメモリータイトル
選択したメモリー値

48

4. 基本操作 ●9. CRI 比較画面に選択したメモリー値とグラフを表示します。
現在の測定値は画面右側に表示され、メモリー値は画面左側に表示されます。
CRI 比較画面

[ メモリー選択 ]アイコン

現在の測定値表示エリア
選択したメモリー値表示エリア

メモリー値（演色評価数）のグラフ表示現在の測定値（演色評価数）のグラフ表示

演色評価数

10. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）49

4. 基本操作 ●4-4-6

TM-30 の評価指数で表示する[TM-30] 画面

4 項目の測定値（Rf、Rg、CCT、⊿ uv）と、カラーベクトルグラフィックを表示します。
（ P187）
最新ファームウェアの C-800 では TM-30-18 が表示されます。
TM-30 画面

[ 表示モード ] アイコン
TM-30 モード

[ 測定モード ] アイコン

測定値表示エリア

カラーベクトルグラフィック表示エリア

操作

1. 表示モード選択画面の [TM-30] アイコンをタッチします。
TM-30 画面が表示されます。（ P30）

2. [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。ご使用となる測定モードを選択します。（ P22）

3. 測定ボタン❺を押して測定します。

光量切り換えリング❷

光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L   （
）を選択
します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（）を選択します。

C-800（ P101、 P103）
測定内容が表示されます。

測定ボタン❺

50

4. 基本操作 ●䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

4. 現在の測定値とカラーベクトルグラフィックで表示されます。
測定値の表示項目は Rf、Rg、CCT、⊿ uv です。
カラーベクトルグラフィックは色相と彩度のずれ量を色相毎に 16 分割したデータで視覚的に分かりやすく表示したものです。
測定値は赤の実線で表示されます。
基準光源は黒の円で表示され、測定値との差を矢印で表示します。
白色の円は Rg80、90、110、120 に相当する円となります。
1 ～ 16 の数字は色相環を 22.5°
毎に 16 分割したデータの番号で、1 の赤 ( 相当 ) から 16の赤紫 ( 相当 ) まで割り振ってます。
TM-30 画面

カラーベクトルグラフィック表示

5. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）51

4. 基本操作 ●4-4-7

SSI の評価指数で表示する[SSI] 画面

現在の測定値と 2 点までの参照光源（色温度と⊿ uv）を比較し、SSI 評価指数と SSI スペ
クトルグラフで表示します。参照光源は、基準光源の選択、色温度の入力、メモリー値の3 種類から選択可能です。（ P187）
SSI 画面[ 表示モード ] アイコン
SSI モード[ 測定モード ] アイコン

測定値表示エリア[SSI 参照光源の選択 ]アイコン

参照光源表示エリア[ グラフ表示 ON/OFF]
チェックボックス

グラフ表示エリア操作

1. 表示モード選択画面の [SSI] アイコンをタッチします。
SSI 画面が表示されます。（ P30）

2. [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。ご使用となる測定モードを選択します。（ P22）

3. 測定ボタン❺を押して測定します。

光量切り換えリング❷

光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

）を選択

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（

C-800

）を選択します。

（ P101、 P103）

測定ボタン❺

測定内容が表示されます。

52

4. 基本操作 ●䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

4. 現在の測定値は数値とグラフで表示されます。
5. [SSI 参照光源の選択 ] アイコンをタッチします。
[SSI 参照光源の選択 ] 画面が表示されます。
SSI 画面SSI 参照光源の選択画面選択されたア
イコンは青枠
表示されます[SSI 参照光源の選択 ] アイコン

現在の測定値（SSI）
グラフ表示

6. [SSI 参照光源の選択 ] には、3 種類の方法があります。
「SSI 基準光源選択」「SSI 色温度入力」「SSI メモリー選択」の 3 種類から比較したい項
目を選択します。
SSI 基準光源選択画面

SSI 色温度入力画面

53

SSI メモリー選択画面

4. 基本操作 ●【基準光源の選択】
参照光源として基準光源から選択することができます。
SSI の基準光源である「タングステン光 3200K」、補助イルミナント「CIE
D55」があり、その他に標準イルミナントとして「CIE A(2856K)」と「CIE
D65」、補助イルミナントとして「CIE D50」と「CIE D75」が登録されています。

1. SSI 参照光源の選択画面の「基準光源」をタッチします。
SSI 基準光源選択画面が表示されます。
SSI 参照光源の選択画面

SSI 基準光源選択画面

基準光源エリア

2. 比較する基準光源を選択します。
選択する基準光源を青色背景位置に合わせます。
SSI 基準光源選択画面

選択された基準光源[OK] アイコン[キャンセル] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
設定を確定して SSI 画面に戻ります。
[ キャンセル ] アイコンをタッチすると、設定をキャンセルします。

54

4. 基本操作 ●4. 選択された基準光源が SSI 画面の参照光源表示エリアに表示されます。
参照光源は、2 つまで設定することができます。
参照光源表示エリア

選択した基準光源

5. 参照光源に対する現在の測定値の SSI 値を表示します。
現在の測定値表示

現在の測定値
SSI 値

6. SSI スペクトルグラフ上に黄・赤のグラフで表示します。
[ グラフ表示 ON/OFF] チェックボックスで、グラフの表示 / 非表示の切り換えができます。
※表示のときに☑します。表示させないときは☐にします。
SSI 画面

参照光源表示エリア

黄・赤のグラフ55

4. 基本操作 ●7. [ 虫メガネ（＋）] アイコンをタッチします。
SSI グラフを拡大表示します。
拡大グラフは画面全体（横向き）に表示されます。
SSI グラフ（拡大）の [ 虫メガネ（－）] アイコンをタッチすると、SSI 比較画面に戻ります。
SSI 画面
SSI グラフ拡大表示

䛤ὀព
グラフ（拡大）の表示をしている場合は、測定できません。

8. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）【色温度入力】
2500K ～ 7500K の範囲を 100K ステップで入力することができます。

1. SSI 参照光源の選択画面の「色温度入力」画面をタッチします。
SSI 色温度入力画面が表示されます。
SSI 参照光源の選択画面

SSI 色温度入力画面

56

4. 基本操作 ●2. 比較したい色温度の数値を入力します。
色温度表示部に、入力した数値が表示されます。
SSI 色温度入力画面

入力した数値の表示
数値入力

3. [OK] アイコンをタッチします。

[OK] アイコン[キャンセル] アイコン

設定を確定して SSI 画面に戻ります。
[ キャンセル ] アイコンをタッチすると、設定をキャンセルします。

䛤ཧ⪃
選択された色温度により、光源の種類が変更されます。
2,500K ～ 4,900K の範囲は黒体放射での色温度となります。
5,000K ～ 7,500K の範囲は昼光イルミナントでの色温度となります。

参照光源表示例

4. SSI 画面に、入力した色温度が表示されます。
参照光源は、2 つまで設定することができます。
参照光源表示エリア

入力した色温度

5. 現在の測定値と参照光源に対する SSI 値を表示します。
現在の測定値表示

現在の測定値
SSI 値

57

4. 基本操作 ●6. スペクトルグラフ上に黄・赤のグラフで表示します。
[ グラフ表示 ON/OFF] チェックボックスで、グラフの表示 / 非表示の切り換えができます。
※表示のときに☑します。表示させないときは☐にします。
SSI 画面[ グラフ表示 ON/OFF] チェックボックス

黄・赤のグラフ7. [ 虫メガネ（＋）] アイコンをタッチします。
SSI グラフを拡大表示します。
拡大グラフは画面全体（横向き）に表示されます。
SSI グラフ（拡大）の [ 虫メガネ（－）] アイコンをタッチすると、SSI 比較画面に戻ります。
SSI 画面
SSI グラフ拡大表示

䛤ὀព
グラフ（拡大）の表示をしている場合は、測定できません。

8. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）58

4. 基本操作 ●【メモリー光源の選択】
メモリーした測定値から参照光源を選択できます。
基準としたい光源をあらかじめメモリーしておくと、メモリーされた光源に対して現在の測定値の質の違いを確認することができます。

1. SSI 参照光源の選択画面の「メモリー」をタッチします。
SSI メモリー選択画面が表示されます。
SSI 参照光源の選択画面

SSI メモリー選択画面

メモリー選択エリア

2. 比較するメモリーデータを選択します。
タイトルを選択すると、タイトルに紐付いているメモリーが表示されます。
比較するメモリーを選択してください。
選択するタイトルとメモリーを青色背景位置に合わせます。
SSI メモリー選択画面

タイトルエリア[OK] アイコン

メモリーエリア
タイトルで紐付いたデータを表示します[キャンセル] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
設定を確定して SSI 画面に戻ります。
[ キャンセル ] アイコンをタッチすると、設定をキャンセルします。

59

4. 基本操作 ●4. SSI 画面に、選択されたメモリー値を表示します。
参照光源は、2 つまで設定することができます。
参照光源表示エリア

選択したメモリータイトル
選択したメモリー値
選択したメモリータイトル
選択したメモリー値

5. 現在の測定値と参照光源に対する SSI 値を表示します。
現在の測定値表示

現在の測定値
SSI 値

6. スペクトルグラフ上に黄・赤のグラフで表示します。
[ グラフ表示 ON/OFF] チェックボックスで、グラフの表示 / 非表示の切り換えができます。
※表示のときに☑します。表示させないときは☐にします。
SSI 画面[ グラフ表示 ON/OFF] チェックボックス

黄・赤のグラフ60

4. 基本操作 ●7. [ 虫メガネ（＋）] アイコンをタッチします。
SSI グラフを拡大表示します。
拡大グラフは画面全体（横向き）に表示されます。
SSI グラフ（拡大）の [ 虫メガネ（－）] アイコンをタッチすると、SSI 画面に戻ります。
SSI 画面
SSI グラフ拡大表示

䛤ὀព
グラフ（拡大）の表示をしている場合は、測定できません。

8. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）61

4. 基本操作 ●4-4-8

TLCI/TLMF の評価指数で表示する[TLCI/TLMF] 画面

測定値とメモリーした値（色温度および⊿ uv）、TLCI と TLMF の測定値をスペクトルグラ
フと一緒に表示します。
TLCI は現在の測定値に対して表示される評価指数です。
TLMF は基準の光源（メモリした値）との比較を指数で表示します。（ P187）
TLCI/TLMF 画面[ 表示モード ] アイコン
TLCI/TLMF モード *[ 測定モード ] アイコン

測定値表示エリア[ メモリー選択 ] アイコン

メモリー値表示エリア[ グラフ表示 ON/OFF]
チェックボックス

スペクトルグラフ表示
エリア* X-Rite 社のカラーチェッカーが TLCI/TLMF
モードのアイコンに使われています。

操作

1. 表示モード選択画面の [TLCI/TLMF] アイコンをタッチします。
TLCI/TLMF 画面が表示されます。（ P30）

2. [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。ご使用となる測定モードを選択します。（ P22）

62

4. 基本操作 ●3. 測定ボタン❺を押して測定します。

光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

光量切り換えリング❷

）を選択

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（

C-800

）を選択します。

（ P101、 P103）
測定内容が表示されます。

測定ボタン❺䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

4. 現在の測定値と、スペクトルグラフで表示されます。
5. [ メモリー選択 ] アイコンをタッチします。
[TLCI/TLMF メモリー選択 ] 画面が表示されます。
TLCI/TLMF 画面

TLCI/TLMF メモリー選択画面

メモリー選択エリア[ メモリー選択 ]アイコン

現在の測定値スペ
クトルグラフ表示63

4. 基本操作 ●メモリーにデータが登録されていないときは、ポップアップ画面にメッセージが表示されます。
メモリー選択ポップアップ画面「メモリーデータがありません。
」メッセージを確認後、[ 閉じる ] アイコンをタッチしてください。TLCI/TLMF 画面に戻ります。
データをメモリー後、再度選択してください。

6. TLCI/TLMF メモリー値を選択します。
タイトルを選択すると、タイトルに紐付いているメモリーが表示されます。
表示するメモリーを選択してください。
選択するタイトルとメモリーを青色背景位置に合わせます。
TLCI/TLMF メモリー選択画面

タイトルエリア

メモリーエリア
タイトルで紐付いたデータを表示します[OK] アイコン[キャンセル] アイコン

7. [OK] アイコンをタッチします。
設定を確定して TLCI/TLMF 画面に戻ります。
[ キャンセル ] アイコンをタッチすると、設定をキャンセルします。

64

4. 基本操作 ●8. TLCI/TLMF 画面に、選択されたメモリー値を表示します。
メモリー表示選択したメモリータイトル
選択したメモリー値

9. 選択したメモリー値に対する TLMF 値を表示します。
現在の測定値表示

TLMF 測定値

10. スペクトルグラフ上にメモリー値をグラフ表示します（黄線）。
[ グラフ表示 ON/OFF] チェックボックスで、グラフの表示 / 非表示の切り換えができます。
※表示のときに☑します。表示させないときは☐にします。
TLCI/TLMF 画面

TLMF 評価指数[ グラフ表示 ON/OFF] チェッ
クボックス
グラフ

65

4. 基本操作 ●11. [ 虫メガネ（＋）] アイコンをタッチします。
TLCI/TLMF グラフを拡大表示します。
拡大グラフは画面全体（横向き）に表示されます。
TLCI/TLMF グラフ（拡大）の [ 虫メガネ（－）] アイコンをタッチすると、TLCI/TLMF 画
面に戻ります。
TLCI/TLMF 画面
TLCI/TLMF グラフ拡大表示

䛤ὀព
グラフ（拡大）の表示をしている場合は、測定できません。

12. 測定内容をメモリーします。

現在の測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）66

4. 基本操作 ●4-4-9フィルターで表示する[ フィルター ] 画面

設定した基準色温度と、測定値の差をカメラまたは照明に設定するフィルター名と補正量で表示します。
フィルター表示は [ カメラフィルター ] と [ 照明フィルター ] を選択できます。

【照明フィルターの場合】設定した基準色温度と測定値の差を照明に装着するフィルター名称と補正量を表示します。
照明フィルターブランドはこの画面または設定画面から選択できます。
(LEE、ROSCO CINEGEL と、ROSCO E-COLOUR+ ）照明フィルター画面[Target（基準色温度）]
アイコン[ 測定モード ] アイコン

[ 表示モード ] アイコン
フィルターモード（照明フィルター）

測定値（色温度）
LB 指数
LB 照明フィルター名称
CC 指数
CC 照明フィルター名称
照明フィルターブランド[ フィルター切り換え］アイコン

操作

1. 表示モード選択画面の [ フィルター ] アイコンをタッチします。
照明フィルターまたはカメラフィルター画面が表示されます。（ P30）

67

4. 基本操作 ●2. フィルターの種類を設定します。
カメラフィルターと照明フィルターは [ フィルター切り換え ] アイコンをタッチすると画面を切り換えることができます。
フィルター画面がカメラフィルター画面のときは [ フィルター切り換え ] アイコンをタッ
チし、照明フィルター画面を表示してください。
カメラフィルター画面

照明フィルター画面[ フィルター切り換え ]アイコン
カメラフィルターモード

照明フィルターモード

3. [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。ご使用となる測定モードを選択します。（ P22）

4. [Target（基準色温度）] アイコンをタッチします。
Target（基準色温度）入力画面が表示されます。（ P26）
色温度を設定します。

68

4. 基本操作 ●5. 項目の [Brand] アイコンをタッチします。
照明フィルターブランド選択画面が表示されます。
ご使用となる照明フィルターのブランドを選択します。
LEE、ROSCO CINEGEL または ROSCO E-COLOUR+ を選択できます。
メーターは両方の LB（CTO、CTB）および CC（プラス / マイナスグリーン）のブランドフィ
ルター番号と一般的なフィルター値が表示されます。
照明フィルター画面

照明フィルターブランド選択画面

フィルター
ブランド
[OK] アイコン [ キャンセル ] アイコン

䛤ཧ⪃フィルターブランドの設定については本体設定の [ カスタマイズする ] の 1
ページ目：項目 [ 照明フィルターブランド ] で照明フィルターのブランドを選択できます。（ P137）

6. [OK] アイコンをタッチします。
[OK] アイコンでカメラフィルター画面に戻ります。
[ キャンセル ] アイコンをタッチすると、フィルターブランドは変更せずに、照明フィル
ター画面に戻ります。

7. 測定ボタン❺を押して測定します。

光量切り換えリング❷

光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

）を選択

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（

C-800

）を選択します。

（ P101、 P103）

測定ボタン❺

測定内容が表示されます。

69

4. 基本操作 ●䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

8. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）䛤ཧ⪃
LBi（LB 指数補正量）は、基準色温度（Target）と実際の測定値の差分を補正量としてあらわします。CCi（CC 指数補正量）と CC#（CC フィルター番号）は、
黒体放射に対してどれだけズレているかの補正量をあらわす数値です。従来機
種の C-700 や C-500、その他の撮影用カラーメーターに搭載されていたフィル
ムモードでは、LBi、CCi や CC# の数値は、実際の照明フィルターやカメラフィ
ルター（LBlf：LB 照明フィルター、LBcf：LB カメラフィルター、または CClf：
CC 照明フィルター、CCcf：CC カメラフィルター）と関連付けられていましたが、昨今の産業用のスペクトロメーターやデジタルモードでは、LBi、CCi や CC# の数値は、実際の照明フィルターやカメラフィルター（LBlf、LBcf、CClf、CCcf）とは関連性がありません。（ P188）70

4. 基本操作 ●【カメラフィルターの場合】設定した基準色温度と測定値の差をカメラのレンズに装着するフィルターの名称と補正量を表示します。
カメラフィルターブランドはこの画面または設定画面から選択できます。
（KODAK WRATTEN 2、FUJIFILM、LEE）
カメラフィルター画面[Target（基準色温度）]
アイコン[ 測定モード ] アイコン

[ 表示モード ] アイコン
フィルターモード（カメラフィルター）

測定値（色温度）
LB 指数
LB カメラフィルター名称
CC 指数
CC カメラフィルター名称
カメラフィルターブランド[ フィルター切り換え］アイコン

操作

1. 表示モード選択画面の [ フィルター ] アイコンをタッチします。
カメラフィルターまたは照明フィルター画面が表示されます。（ P30）

71

4. 基本操作 ●2. フィルターの種類を設定します。
カメラフィルターと照明フィルターは [ フィルター切り換え ] アイコンをタッチすると画面を切り換えることができます。
フィルター画面が照明フィルター画面のときは [ フィルター切り換え ] アイコンをタッチし、カメラフィルター画面を表示してください。
照明フィルター画面

カメラフィルター画面[ フィルター切り換え ]アイコン
照明フィルターモード

カメラフィルターモード

3. [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。ご使用となる測定モードを選択します。（ P22）

4. [Target（基準色温度）] アイコンをタッチします。
Target（基準色温度）入力画面が表示されます。（ P26）
色温度を設定します。

72

4. 基本操作 ●5. 項目の [Brand] アイコンをタッチします。
カメラフィルターブランド選択画面が表示されます。
ご使用となるカメラフィルターブランドを選択します。
カメラフィルターブランドは、コダックラッテン 2、富士フイルムまたは LEE を選択できます。  
カメラフィルター画面

カメラフィルターブランド選択画面

フィルター
ブランド
[OK] アイコン [ キャンセル ] アイコン

䛤ཧ⪃フィルターブランドの設定については本体設定の [ カスタマイズする ] の 1
ページ目：項目 [ カメラフィルターブランド ] でカメラフィルターのブランドを選択できます。（ P135）

6. [OK] アイコンをタッチします。
[OK] アイコンで照明フィルター画面に戻ります。
[ キャンセル ] アイコンをタッチすると、フィルターブランドは変更せずに、カメラフィ
ルター画面に戻ります。

7. 測定ボタン❺を押して測定します。

光量切り換えリング❷

光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

）を選択

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（

C-800

）を選択します。

（ P101、 P103）
測定内容が表示されます。

測定ボタン❺

73

4. 基本操作 ●䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

8. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）䛤ཧ⪃
LBi（LB 指数補正量）は、基準色温度（Target）と実際の測定値の差分を補正量としてあらわします。CCi（CC 指数補正量）と CC#（CC フィルター番号）は、
黒体放射に対してどれだけズレているかの補正量をあらわす数値です。従来機
種の C-700 や C-500、その他の撮影用カラーメーターに搭載されていたフィル
ムモードでは、LBi、CCi や CC# の数値は、実際の照明フィルターやカメラフィ
ルター（LBlf：LB 照明フィルター、LBcf：LB カメラフィルター、または CClf：
CC 照明フィルター、CCcf：CC カメラフィルター）と関連付けられていましたが、昨今の産業用のスペクトロメーターやデジタルモードでは、LBi、CCi や CC# の数値は、実際の照明フィルターやカメラフィルター（LBlf、LBcf、CClf、CCcf）とは関連性がありません。（ P188）74

4. 基本操作 ●4-4-10光源を比較して表示する[ 多灯比較 ] 画面

複数の光源を測定し、その中の一つの光源を基準として他の光源を合わせる場合に使用します。
多灯比較画面[ 表示モード ] アイコン
多灯比較モードA ～ D まで最大 4 灯の光源比較ができます
補正値は、ラジオボタン
で選択されている差を表示します

測定したときのモード
を表示します基準選択ラジオボタン

操作

1. 表示モード選択画面の [ 多灯比較 ] アイコンをタッチします。
多灯比較画面が表示されます。（ P30）

2. [A] アイコンをタッチします。
[A] の測定画面が表示されます。
多灯比較画面

多灯比較の測定画面 [A][A] 表示[A] アイコンをタッチします[ 測定モード ]アイコン

75

4. 基本操作 ●3. 測定ボタン❺を押して測定します。
光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

光量切り換えリング❷

）を選択

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（

C-800

）を選択します。

（ P101、 P103）
測定内容が表示されます。

測定ボタン❺

多灯比較の測定結果画面

フィルター
名称
フィルター
ブランド

[ 閉じる ] アイコン

䛤ཧ⪃
●

●

低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。
多灯比較の測定画面で測定した値をメモリー保存することができます。

76

4. 基本操作 ●4. 多灯比較の測定画面の [ 項目 ] アイコンをタッチします。
多灯比較の表示項目が表示されます。
選択されたアイコンは青枠表示されます。
多灯比較の測定画面 [A]

表示項目選択画面[ 項目 ]
アイコン
フィルター
ブランド
[OK] アイコン [ キャンセル ] アイコン

5. ご使用になる表示項目を選択し、[OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、多灯比較の測定画面に戻ります。
内容を変更せず、多灯比較の測定画面に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
＊で表示された 3 つの項目は、多灯比較画面に表示されます。
表示項目選択画面[OK] アイコン [ キャンセル ]アイコン

測定画面 [A][ 閉じる ]
アイコン

77

多灯比較画面

4. 基本操作 ●䛤ཧ⪃CC 指数は、黒体放射軌跡からの差分を指数で表示します。
⊿CC 指数は、基準になる光源の CC 指数から他の測定した光源の CC
指数の差分を指数で表示します。
CC フィルター番号は黒体放射軌跡からの差分をフィルター番号で表示します。
⊿ CC フィルター番号は基準になる光源の⊿ CC# フィルター番号から他の測定した⊿ CC# フィルター番号の差分を表示します。
基準とした光源に CC 補正フィルターでの補正ができない場合（例えば天井に付けられた蛍光灯など）、他の光源を基準になる光源に合わせるのに便利です。
LB 照明フィルターは設定された色温度（黒体放射軌跡）からの差分を補正フィルター名で表示します。
CC 照明フィルターは、黒体放射軌跡からの差分を CC 補正フィルターの番号で表示します。
⊿ Llf フィルターは基準になる光源の色温度と他の測定した補正フィ
ルター名で表示します。
基準とした光源に LB フィルターでの補正ができない場合（例えば天井に付けられた蛍光灯など）、他の光源を基準になる光源に合わせるのに便利です。  
⊿CC 照明フィルターは、基準になる光源の CC 補正値から他の測定した光源の CC 補正値の差分をフィルターの番号で表示します。基準とした光源に CC 補正フィルターでの補正ができない場合（例えば天井に付けられた蛍光灯など）、他の光源を基準になる光源に合わせるのに便利です。

䛤ཧ⪃
LBi（LB 指数補正量）は、基準色温度（Target）と実際の測定値の差分を補正量としてあらわします。CCi（CC 指数補正量）と CC#（CC フィルター番号）は、
黒体放射に対してどれだけズレているかの補正量をあらわす数値です。従来機
種の C-700 や C-500、その他の撮影用カラーメーターに搭載されていたフィル
ムモードでは、LBi、CCi や CC# の数値は、実際の照明フィルターやカメラフィ
ルター（LBlf：LB 照明フィルター、LBcf：LB カメラフィルター、または CClf：
CC 照明フィルター、CCcf：CC カメラフィルター）と関連付けられていましたが、昨今の産業用のスペクトロメーターやデジタルモードでは、LBi、CCi や CC# の数値は、実際の照明フィルターやカメラフィルター（LBlf、LBcf、CClf、CCcf）とは関連性がありません。（ P188）78

4. 基本操作 ●6. 測定画面 [A] の [ 閉じる ] アイコンをタッチします。
「測定値を設定します。よろしいですか。」とメッセージが表示されます。
メッセージ確認画面[ はい ] アイコン
[ いいえ ] アイコン

7. [ はい ] アイコンをタッチします。
多灯比較画面に戻ります。（光源 [A] に測定内容が反映されます）
内容を反映せず、多灯比較画面に戻る場合は、[ いいえ ] アイコンをタッチします。
多灯比較画面測定内容が反映されました79

4. 基本操作 ●8. [A] アイコンと同様にその他の光源を測定します。
A ～ D までの最大 4 灯の光源比較ができます。

䛤ཧ⪃
●

●

●

測定した内容を確認するときは、A ～ D アイコンをタッチしてください。
測定内容を確認できます。
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。
多灯比較の測定画面で測定した値をメモリー保存することができます。

9. 基準とする光源のラジオボタンにタッチします。
（●：選択状態、○：非選択状態）
ラジオボタンで選択した任意の光源に対するそれぞれの光源の補正値が表示されます。
補正値は項目選択画面で選択された値で表示されます。
LB/CC 指数もしくは LB/CC 照明フィルターを選択しても選択した基準光源は「-----」が表示されます。
また、基準光源に対する指示値に差がない場合も「-----」が表示されます。
多灯比較画面

基準選択ラジオボタン
選択状態
補正量表示

80

4. 基本操作 ●䛤ཧ⪃
測定した内容をクリアーし、最初から測定しなおす場合は、[ クリアー ] アイコンをタッチします。
多灯比較クリアー確認画面を表示します。
多灯比較画面[ クリアー ] アイコン

クリアー確認画面[ はい ] アイコン

[ いいえ ] アイコン

[ はい ] アイコンをタッチします。
全て（A ～ D）のメモリーを削除して多灯比較画面に戻ります。
[ いいえ ] アイコンをタッチすると削除せずに多灯比較画面に戻ります。

81

4. 基本操作 ●4-4-11

ホワイトバランスグラフで表示する[WB 補正 ] 画面

測定値と基準色温度の差をホワイトバランスのグラフ上で表示します。
ホワイトバランス補正画面[Target（基準色温度）]
アイコン[ 測定モード ] アイコン

[ 表示モード ] アイコン
WB 補正モード

LB 指数

CC 指数

ホワイトバランスグラフ
補正量を表示䛤ཧ⪃
本体設定の [ カスタマイズする ] の 1 ページ目：項目 [ ホワイトバランスステップ ]で 1 マスあたりの数値が変更できます。ご使用となるカメラの数値に合わせてください。（ P139）

操作

1. 表示モード選択画面の [WB 補正 ] アイコンをタッチします。
WB 補正画面が表示されます。（ P30）

2. [ 測定モード ] アイコンをタッチします。
測定モード選択画面が表示されます。ご使用となる測定モードを選択します。（ P22）

3. [Target（基準色温度）] アイコンをタッチします。
Target（基準色温度）入力画面が表示されます。（ P26）
色温度を設定します。

82

4. 基本操作 ●4. 測定ボタン❺を押して測定します。

光量切り換えリング❷

光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

）を選択

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（

C-800

）を選択します。

（ P101、 P103）
測定内容が表示されます。

測定ボタン❺䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

5. 赤い点が基準に対する補正量を示しています。
補正量を表示1 マスあたりの数値を表示

6. 測定内容をメモリーします。

測定値を記録したいときは、メモリーボタン❼を押してください。
（ P108）83

4. 基本操作 ●4-4-12

本体設定を表示する[ 本体設定 ] 画面

本体の設定内容を表示します。ご使用方法に合わせて内容を変更することもできます。
本体設定の設定方法や仕様の詳細については、「7-1-1 項目一覧」を参照してください。
（ P127）
本体設定画面
1 ページ

本体設定画面
2 ページ

本体設定画面3 ページ

䛤ཧ⪃
測定画面を表示中でも、本体のメニューボタン❻を押すと、操作中の設定を中断して表示モード選択画
面に移ります。

メニューボタン❻84

4. 基本操作 ●操作

1. 表示モード選択画面の [ 本体設定 ] アイコンをタッチします。
本体設定画面が表示されます。
表示モード選択画面

本体設定画面 1 ページ

2. 本体設定は項目（白文字）と設定内容（黄文字）が表示されています。
各項目にタッチすると設定を変更できます。
本体設定画面
1 ページ

2 ページへ

本体設定画面
2 ページ

3 ページへ 1 ページへ

本体設定画面
3 ページ

2 ページへ[ 閉じる ] アイコン

[ 閉じる ] アイコンをタッチすると、表示モード選択画面に戻ります。本体設定の設定方
法や仕様の詳細については、「7-1-1 項目一覧 」を参照してください。（ P127）

85

5. 光源を測定する

5. 光源を測定する [ 測定画面 ]
5-1

測定方法

5-1-1

光源の色温度を合わせる場合[ 測定画面 ] ●複数の光源を使用した撮影の場合は、光源ごとの色温度のバランスを合わせてから撮影することが重要です。色温度の違う光源を左右に配置して撮影すると、被写体の左右で色味が違ってしまいます。
光源の色温度を正しく測る場合は、受光部❶を光源に向けて測定してください。

受光部❶

&

䛤ὀព
●

●

●

光源の色を正しく測定するために、色のついた物体からの反射光や他の光源が受光部❶に入らないように注意してください。
精度に影響を与える恐れがありますので、受光部❶の白色板には傷や汚れを付けないよ
うに扱ってください。受光部❶が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）は絶対に使用しないでください。
フラッシュ光等の強い光に敏感な方（光線過敏）で、光が原因で体に異常を感じる体質の人がいます。症状悪化の原因となることがありますので、測定時に周囲に人がいる場
合にはご注意ください。

86

5. 光源を測定する

5-2[ 測定画面 ] ●定常光モードでの測定

自然光（太陽光）や LED・タングステンランプ・蛍光灯のような連続光は、定常光モードで測定を行います。

警告
測定時に、太陽やその他の強い光線を直視しないようにご注意ください。目に重傷を負ったり失明に至る場合もあります。

操作

1. 測定画面で [ 測定モード ] アイコンの [ 定常光モード ] アイコンをタッチします。

測定モードを選択します。（ P22）
測定画面

測定モード選択画面

87

測定画面

5. 光源を測定する[ 測定画面 ] ●2. [Target（基準色温度）] アイコンをタッチします。
Target（基準色温度）画面が表示されます。（ P26）
色温度を設定します。
測定画面
基準色温度画面䛤ཧ⪃
LB 指数 / フィルター、CC/ フィルターをお使いにならない方は基準色温度の設定を省略することができます。
「スペクトル比較」「CRI」「CRI 比較」「SSI」「TLCI/TLMF」「多灯比較」モード
では基準色温度の設定はできません。

䛤ཧ⪃
必要があれば、ツールボックス () のプリセットの選択より、あらかじめ設定してあるプリセットを呼び出して設定することができます。（ P155）
ツールボックス画面

プリセット選択画面

選択した箇所は青色背景表示されます

ツールボックス画面

設定されている内容がアイコンの右下に黄色文字で表示されます

プリセット登録していないときは、ツールボックスの [ プリセット選択 ] アイ
コンをタッチしても、選択できません。
必要がなければ省略できます。

88

5. 光源を測定する

3. レンジを確認します。
測定画面に戻ったら、必ずレンジ L
選択してください。

[ 測定画面 ] ●光量切り換えリング❷
（

）を

レンジ L

4. 測定ボタン❺を押します。
測定が開始され、指示値が表示されます。
ボタンを押している間は連続的に測定が行われます。
ボタンを放すと測定を終了し、放した時点の指示値が表示されます。

C-800

測定ボタン❺

䛤ཧ⪃●●

本機の測定範囲を超えた測定を行った場合は、測定範囲外であることを示
す、[Over]（または [Under]）が表示されます。
この場合は明るさ、または色温度を調整してください。
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

定常光モードでの測定が完了しました。

89

5. 光源を測定する

5-3[ 測定画面 ] ●フラッシュ光コードレスモードでの測定

一般的にフラッシュと本機に距離がありシンクロコードが届かない場合や、シンク
ロコードを使用せずにフラッシュ光を測定したい場合に使用します。
この測定モードは、本機を測定待機状態（90 秒間）にセットし、この間にフラッシュを発光させて測定します。

操作

1. 測定画面で [ 測定モード ] アイコンの [ フラッシュ光コードレスモード ]アイコンをタッチします。

測定モードを選択します。（ P22）
測定画面

測定モード選択画面

2. [Target（基準色温度）] アイコンをタッチします。
Target（基準色温度）画面が表示されます。（ P26）
色温度を設定します。
測定画面
基準色温度画面

90

測定画面

5. 光源を測定する[ 測定画面 ] ●䛤ཧ⪃LB 指数 / フィルター、CC/ フィルターをお使いにならない方は基準色温度の設定を省略することができます。
「スペクトル比較」「CRI」「CRI 比較」「SSI」「TLCI/TLMF」「多灯比較」モード
では基準色温度の設定はできません。

3. 測定画面の、[ シャッター速度 ] アイコンをタッチします。
測定に使用するシャッター速度を設定します。（ P24）
スライド操作で、設定したいシャッター速度を青色背景位置に合わせます。
測定画面

シャッター速度表示画面

シャッター速度画面選択した箇所は青色背景表
示されます
[OK]
アイコン

[ キャンセル ]アイコン䛤ὀព
シャッター速度は、ご使用となる機器の同調範囲内で設定してください。

91

5. 光源を測定する

4. レンジを確認します。

光量切り換えリング❷

測定画面に戻ったら、光量によってレンジ L（）またはレンジ H[ 測定画面 ] ●

（

）を選択し

レンジ H
レンジ L

てください。

C-800

測定ボタン❺

䛤ཧ⪃
●

●

レンジ L
（
）：フラッシュ光量が小さい（～ 640 lx･s）ときに選択します。測光時、光量がオーバーのときは [Over] が表示されます。このときは、レンジを L から H に切り換えて使用します。
レンジ H（）：フラッシュ光量が大きい（580 lx･s ～）ときに選択します。測光時、光量がアンダーのときは [Under] が表示されます。このときは、レンジを H から L に切り換えて使用します。

5. 測定ボタン❺を押します。
測光待機状態になります。
アイコン点減中にフラッシュ光を手動で発光させます。
測定中は、[ 測定モード ] アイコンが 90 秒間点滅します。

測定待機中は測定に影響するため、LCD バックライトが暗くなります。故障ではありません。
フラッシュ光が発光されると、3 秒間測定値を表示し、測定待機状態に戻ります。
待機状態を解除したい場合は、画面にタッチまたはメニューボタン❻を押してください。

䛤ཧ⪃フラッシュ光を発光する前にアイコンの点滅が終了したときや、もう一度測定をやり直したいときは、測定ボタン❺を押してください。

フラッシュ光コードレスモードでの測定が完了しました。

92

5. 光源を測定する[ 測定画面 ] ●注意●フラッシュ発光部に皮膚や物を密着させての発光はしないでください。フラッシュ
連続発光後、フラッシュ発光部に触らないでください。（火傷の恐れがあります。）●

フラッシュを人や動物の目に近づけて発光しないでください。（一時的に視力に影響を与える恐れがあります。）●

フラッシュが突然発光する場合があります。火傷や視力への影響につながる恐れがありますので、取扱いについてはご注意ください。

䛤ὀព
●

●

フラッシュ光コードレスモードでは、測定待機中に液晶画面のバックライトは減灯し、測定後 3 秒間だけ液晶バックライトが点灯します。待機状態を解除したい場合は、画面にタッチまたはメニューボタン❻を押してください。
下記の場合は、「5-4 フラッシュ光コード接続モードでの測定」で測定してください。
（ P94）•••

フラッシュを発光させても周囲光に比べてフラッシュの光量が少ない場合は、光を感知しない時があります。
ラピッドスタート型蛍光灯や特殊な照明下では、まれにこれらの光をフラッシュ光として判別し、測定してしまうことがあります。
測定待機中にフラッシュを発光させなくても、受光部❶に急激な光の変化が起きると測定してしまうことがあります。

•

フラッシュバルブ（閃光電球）は発光波形がなだらかなため、コードレス測定では光を感知しません。

䛤ཧ⪃●●フラッシュ光コードレスモードを使用する場合、三脚固定ネジ穴 0 を利用して本体を三脚またはスタンドに固定し、測定を行うと便利です。
本機の測定範囲を超えた測定を行った場合は、測定範囲外であることを示す、[Over]（または [Under]）が表示されます。この場合は明るさ、または色温度を調整するか、レンジを切り換えてください。（ P101）

93

5. 光源を測定する

5-4[ 測定画面 ] ●フラッシュ光コード接続モードでの測定

フラッシュとの同調を確実に行いたい場合やフラッシュバルブ（閃光電球）で発光する場合に使用します。
この測定モードは、フラッシュと本機をシンクロコード（別売り）で接続して測定を行います。

注意●

雨中、水しぶきがかかる場所や製品の水没、または水気のあるところ、濡れた手で扱うことはしないでください。
「フラッシュ光コード接続モード」では感電の危
険があります。また、製品が故障する原因となる場合があります。

●

高電圧を使用したフラッシュを使用しての測定を行うとき、シンクロターミナルb の接触状態によって感電の危険があります。測定に使用する際のフラッシュの取扱いにも十分ご注意ください。

操作

1. 測定画面で [ 測定モード ] アイコンの [ フラッシュ光コード接続モード ]アイコンをタッチします。

測定モードを選択します。（ P22）
測定画面

測定モード選択画面

94

測定画面

5. 光源を測定する[ 測定画面 ] ●2. [Target（基準色温度）] アイコンをタッチします。
Target（基準色温度）画面が表示されます。（ P26）
色温度を設定します。
測定画面

基準色温度画面䛤ཧ⪃
LB 指数 / フィルター、CC/ フィルターをお使いにならない方は基準色温度の設定を省略することができます。
「スペクトル比較」「CRI」「CRI 比較」「SSI」「TLCI/TLMF」「多灯比較」モード
では基準色温度の設定はできません。

3. フラッシュのシンクロコード（別売り）を本機のシンクロターミナル
b に接続します。

シンクロターミナル b

&

95

5. 光源を測定する[ 測定画面 ] ●注意
シンクロターミナル b にシンクロコードを接続したときや本機の電源ボタン 3 を操作した場合、フラッシュによっては発光してしまう場合があります。火傷や視力への影響につながる恐れがありますので、取扱いについてはご注意ください。

&

電源ボタン 34. 測定モード画面の、[ シャッター速度 ] アイコンをタッチします。
測定に使用するシャッター速度を設定します。（ P24）
スライド操作で、設定したいシャッター速度を青色背景位置に合わせます。
測定画面

シャッター速度表示画面

シャッター速度画面選択した箇所は青色背景表
示されます
[OK]
アイコン

96

[ キャンセル ]アイコン

5. 光源を測定する[ 測定画面 ] ●䛤ὀពシャッター速度は、ご使用となる機器の同調範囲内で設定してください。

5. レンジを確認します。

光量切り換えリング 2

測定画面に戻ったら、光量によってレンジ L（）またはレンジ H

（

）を選択し

レンジ H
レンジ L

てください。

C-800

測定ボタン 5

䛤ཧ⪃
●

●

レンジ L
（
）：フラッシュ光量が小さい（～ 640 lx･s）ときに選択します。測光時、光量がオーバーのときは [Over] が表示されます。このときは、レンジを L から H に切り換えて使用します。
レンジ H（）：フラッシュ光量が大きい（580 lx･s ～）ときに選択します。測光時、光量がアンダーのときは [Under] が表示されます。このときは、レンジを H から L に切り換えて使用します。

6. 測定ボタン 5 を押します。
測定が開始され、フラッシュが発光して指示値が表示されます。
測定中は測定に影響するため、LCD バックライトが暗くなります。故障ではありません。

フラッシュ光コード接続モードでの測定が完了しました。

97

5. 光源を測定する[ 測定画面 ] ●注意●

シンクロターミナル b にシンクロコードを接続したときや本機の電源ボタン 3を操作した場合、フラッシュによっては発光してしまう場合があります。火傷や視力への影響につながる恐れがありますので、取扱いについてはご注意ください。

●

フラッシュ発光部に皮膚や物を密着させての発光はしないでください。フラッシュ
連続発光後、フラッシュ発光部に触らないでください。（火傷の恐れがあります。）●

フラッシュを人や動物の目に近づけて発光しないでください。（一時的に視力に影響を与える恐れがあります。）●

フラッシュが突然発光する場合があります。火傷や視力への影響につながる恐れがありますので、取扱いについてはご注意ください。

䛤ὀព
●

●

極端にトリガ電圧が低いフラッシュ等では、発光しない場合があります。この場合は「5-3フラッシュ光コードレスモードでの測定」で測定してください。（ P90）
フラッシュバルブ（閃光電球）を発光させて測定するときは、同調範囲を確認してシャッ
ター速度を設定してください。

䛤ཧ⪃
本機の測定範囲を超えた測定を行った場合は、測定範囲外であることを示す、[Over]（または [Under]）が表示されます。
この場合は明るさ、または色温度を調整するか、レンジを切り換えてください。（ P101）

98

5. 光源を測定する

5-5[ 測定画面 ] ●モニター機能（定常光モードのみ）

次の表示モードの全項目（フィルター名除く）において、モニター機能が使えます：テキスト、スペクトル、CRI、
TM-30、フィルターおよび WB 補正モード。
[ 差分測定 ] アイコン（）をタッチすると、[ 差分測定 ] アイコンが（）に変わります。
この表示になっているときは、測定ボタン 5 を押している間、基準値との差を表示します。
基準値とは、差分測定アイコンを押したときの測定値となります。
測定ボタン 5
測定ボタン 5 を放したときは基準値が表示されます。
スペクトル、CRI、TM-30、WB 補正モードのグラフはモニター機能
C-800の場合でも、基準値のみを表示します。

操作

1. 測定ボタン 5 を押して測定を開始します。
測定結果が表示されます。
測定画面

䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

99

5. 光源を測定する

2. [ 差分測定 ]（[ 測定画面 ] ●）アイコンをタッチします。

タッチする直前の測定結果が基準値となります。
[ 差分測定 ]（）アイコンに換わります。
測定画面

測定画面

[ 差分測定 ]アイコン

3. 測定ボタン 5 を押します。
[ 差分測定 ]（）アイコンを表示中は測定ボタン 5 を押している間、基準値との差を表示します。
測定画面

4. 差分測定を終了します。
測定ボタン 5 を放すと、基準値を表示します。

5. [ 差分測定 ]（[ 差分測定 ]（）アイコンをタッチします。
）アイコンに換わります。

䛤ཧ⪃●

測定前の [ 差分測定 ] アイコン（●[ 差分測定 ] アイコン（）をタッチしても、差分測定はできません。

●[ 差分測定 ] アイコンを表示中はメモリーボタン 7 は無効です。

）は電源を OFF すると解除されます。

100

5. 光源を測定する

5-6[ 測定画面 ] ●[Over]、[Under]、[Filter N/A] または赤文字 表示のときは[Over] または [Under] が表示しているときは、光源の色温度が測定範囲外です。
[Filter N/A] が表示しているときは、表示範囲外です。

5-6-1[Over]、[Under]、[Filter N/A] または赤文字 表示[Over] が表示された場合：フラッシュ光測定時に指示値が本機の測定範囲の上限を超えた場合は、[Over] が表示されます。
光量切り換えリング 2 を回して、レンジを H（

光量切り換えリング 2）に合わせても [Over] が表示される場合は、測定範囲外です。
この場合はフラッシュの光量を調節（光量を小さく）して再測C-800

定してください。
[Under] が表示された場合：
定常光およびフラッシュ光測定時に指示値が本機の測定範囲の下限を超えた場合は、[Under] が表示されます。
定常光測定の場合は、光源に近づいて再測定してください。
フラッシュ光測定時の場合は、光量切り換えリング 2 を回して、レンジを L（）に合わせても [Under] が表示される場合は、測定範囲外です。
この場合はフラッシュの光量を調節（光量を大きく）して再測定してください。または光源に近づいて再測定してください。
[Filter N/A] が表示された場合：
主にフィルター番号表示部に、[Filter N/A] が表示される場合は、フィルタ番号の表示（組み合わせ）が表示範囲外です。
この場合は基準色温度などの設定値を変更して再測定してく
ださい。

101

測定ボタン 5

5. 光源を測定する[ 測定画面 ] ●䛤ཧ⪃
低照度（約 30 lx 以下）の測定を行う際は、測定時間が長くなります。
測定中は測定に影響するため LCD バックライトが暗くなります。
故障ではありません。

䛤ཧ⪃
本機が表示できる範囲：
撮影用途色温度：1,600 K ～ 40,000 K

LB 指数：-500 ～ +500 MK-1

LB フィルター番号
カメラフィルター
Kodak WRATTEN 2/LEE
FUJIFILM LBA/LBB
照明フィルター
LEE：80A+80B ～ 85B+85：LBB-20 + LBB-16 ～ LBA-20 + LBA-16

ROSCO CINEGEL
ROSCO E-COLOUR+：L287 DOUBLE CTO + L204 FULL CTO ～ L200
DOUBLE CTB + L283 1.5 CTB: R3420 DOUBLE CTO + R3407 FULL CTO ～ R3220
DOUBLE CTB + R3202 FULL CTB: E287 DOUBLE CTO + E204 FULL CTO ～ E200
DOUBLE CTB + E283 1.5 CTB

CC 指数：80 G ～ 80 M

CC フィルター番号
カメラフィルター
Kodak WRATTEN 2/LEE
FUJIFILM CC
照明フィルター
LEE：200 G ～ 200 M

ROSCO CINEGEL
ROSCO E-COLOUR+
照度 ルクス
露光量 ルクス秒： CC50M + CC40M ～ CC50G + CC40G： CC-50M + CC-40M ～ CC-50G + CC-40G：L247 MINUS GREEN + L248 1/2 MINUS GREEN ～L244 PLUS GREEN + L245 1/2 PLUS GREEN：R3308 MINUS GREEN + R3309 3/4 MINUS GREEN～ R3304 PLUS GREEN + R3315 1/2 PLUS GREEN：E247 MINUS GREEN + E248 1/2 MINUS GREEN ～E244 PLUS GREEN + E245 1/2 PLUS GREEN：1 lx ～ 200,000 lx：20 lx･s ～ 20,500 lx･s

102

5. 光源を測定する

5-6-2[ 測定画面 ] ●レンジを切り換える

フラッシュ光の強さ、定常光の輝線の強さに応じて、レンジを切り換えて使用します。
光量切り換えリング（ステータスバー表示）

内容

ダーク補正位置

測光時には、使用しません。
ダーク補正を行うときに選択します。

レンジ L

定常光測定の場合は、必ずレンジ L を選択します。フラッシュ光測定の場合は、光量が小さい（～ 640 lx･s）ときに選択します。
定常光を測定する基準の選択です。

レンジ H

フラッシュ光測定の場合に、光量が大きい（580 lx･s ～）ときに選択します。
定常光測定では使用しません。

光量切り換えリング 2 を回して目的のレンジを選択します。
設定されたレンジが液晶画面のステータスバーに表示されます。

ステータスバー

レンジ H

レンジ L の場合

レンジ H の場合

レンジ L

103

光量切り換えリング 2

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●6. 測定のツール [ ツールボックス ] 画面
ツールボックスの画面切り換え

測定画面の [ ツールボックス（）] アイコンをタッチすると、ツールボックス画面へ切り換わります。
（ P15）ツールボックスからの画面切り換えは以下の通りです。
メモリータイトル（ P109）

ツールボックス設定されている内容がボタンの右下に黄文字で表示されます。
プリセット選択（ P105）

メモリー管理（ P112）[ 閉じる ] アイコン
で [ 測定画面 ] に
戻ります

104

6. 測定のツール

6-1[ ツールボックス ] 画面 ●プリセット内容の設定 [ プリセット選択 ] 画面

撮影情景によって指示値通りのフィルター補正では正しい色再現ができない場合
や、意図的に好みの色調で撮影したい場合、フィルターの指示値を補正することができます。このような場合、撮影意図に応じた補正値をプリセット値として設定しておくことにより、これらを反映した指示値を得ることができます。
（ P155）
また、複数の基準色温度を使う場合に、プリセット編集であらかじめ設定しておくと、プリセット選択によって簡単に基準色温度を切り換えることができます。

プリセット選択画面「本体設定」の「プリセット編集」であらかじめ「表示」に設定されているプリセッ
トがリスト表示されます

選択されているプリセットの補正量が表示されます

1056. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●操作

1. ツールボックスの [ プリセット選択 ] アイコンをタッチします。
プリセット選択画面が表示されます。
ツールボックス画面

プリセット選択画面

選択した箇所は青色背景表示されます䛤ὀព
プリセット選択画面を表示させるには、あらかじめ本体設定のプリセット編
集にて「プリセット選択リスト表示」を「表示」にしておく必要があります。
( P155)「表示」と設定されているリストがない場合、プリセット選択のボタンは有効になりません。

2. 設定したいプリセット No.（01~19）を青色背景位置に合わせます。
あらかじめ登録してあるプリセットを選択できます。
プリセット選択画面[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

䛤ὀព
測定の際にプリセット値を使用しない場合は、プリセット No. を非選択にしてください。

106

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、測定画面に戻ります。
内容を変更せず、測定画面に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
ステータスバーに設定が反映されます。

プリセットが設定されました。

選択したプリセット
番号が表示されます䛤ὀព
プリセット機能で設定したプリセット色温度が、基準色温度よりも優先されます。

107

6. 測定のツール

6-2[ ツールボックス ] 画面 ●メモリー機能メモリー機能は光源の測定データを一つまたはグループで保存し、いつでもリコールすることができます。99 個の測定値が保存可能です。また、メモリータイトルに名前を付けたり、保存後にメモリータイトルの名前を変更をしたり、保存された値を削除できます。
メモリー管理画面

ツールボックス画面

リコール（テキスト）画面

メモリー編集画面

メモリータイトル名を変更できます108

メモリータイトル画面

メモリー値を削除します6. 測定のツール

6-2-1[ ツールボックス ] 画面 ●メモリーした測定値にタイトルを付ける［メモリータイトル］画面

あらかじめメモリータイトルをつけておくと、メモリーした測定値にタイトル（テキスト）をつけることができます。光源名や日時などを入れるとメモリーした値の管理に便利です。
この機能をご使用になるには、下記の順序で操作が必要です：
メモリータイトルを入力する
光源を測定する● メモリーボタン
7 を押す
●
●

メモリータイトル画面

初期設定名は「Untitled」となって
います

䛤ཧ⪃
●

タイトルに入力可能な文字数は、英数字で最大 16 文字です。

●

一つのメモリータイトルに対し、複数のメモリー値を保存することができます。

●

登録可能な件数は、最大 99 件です。

109

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●操作

1. ツールボックスの [ メモリータイトル ] アイコンをタッチして選択します。

メモリータイトル画面が表示されます。
ツールボックス画面

メモリータイトル画面

入力選択

2. メモリータイトルを入力します。（ P18）
タイトルを決めて入力することができます。
メモリータイトル画面[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、測定画面に戻ります。
内容を変更せず、測定画面に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。

メモリータイトルが入力されました。
䛤ὀព
メモリータイトルは、メモリーする前に入力をする必要があります。
タイトルは、メモリーを記憶した後でも変更することができます。（ P117)

110

6. 測定のツール

4. 光源を測定します。

[ ツールボックス ] 画面 ●光量切り換えリング 2

測定ボタン 5 を押し、測定を行います。
光量切り換えリング 2 を回してレンジを合わせてください。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  

（

）を選択
C-800

します。
フラッシュ光測定の場合は、光量によってレンジ L  
（）またはレンジ H  

（）を選択します。

（ P101、 P103）
測定画面

測定ボタン 5測定

5. メモリーボタン 7 を押すと、入力したメモリータイトルに紐づいて測定値がメモリーされます。

&

メモリーボタン 7111

6. 測定のツール

6-2-2

測定結果を呼び出す[ ツールボックス ] 画面 ●[ メモリーリコール ] 画面

メモリーされた測定値はメモリー管理アイコンをタッチすることで呼び出すことができます。メモリー管理画面のリコールで呼び出されたメモリー値は、任意の表示
モードで再表示させることができます。
例）メモリーリコールモードスペクトル画面

操作

1. ツールボックスの [ メモリー管理 ] アイコンをタッチします。
メモリー管理画面が表示されます。

2. 呼び出す「タイトル」と「メモリー」を背景青色位置に合わせます。
呼び出すメモリーを設定できます。
ツールボックス画面

メモリー管理画面

選択した箇所は背景青色表示されます[ リコール ]アイコン[ 閉じる ] アイコン

112

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●3. [ リコール ] アイコンをタッチします。
内容が確定され、メモリーリコールモードで測定画面に移ります。
内容を変更せず、ツールボックス画面に戻る場合は、[ 閉じる ] アイコンをタッチします。

4. メモリー内容を確認します。
メモリーリコールは、測定したときの表示モードで表示します。
メモリーリコールモードを表示中は、背景が緑色で表示されます。メモリーリコール画
面を表示中はステータスバーとメモリータイトルが 2 秒ごとに表示が切り換わります。
メモリーリコールモード
スペクトル画面例）

スペクトル（分光分布）グラフ
拡大表示[ 閉じる ] アイコン

䛤ὀព
●

●

[ スペクトル比較 ] でメモリーした場合は、現在の測定値のみがメモリーされるため、メモリーリコールモードでは [ スペクトル比較 ] 画面は表示できません。[ スペクトル ] 画面で表示します。
メモリーリコールモードでは、測定できません。

5. [ 閉じる ] アイコンをタッチします。
メモリー管理画面に戻ります。メモリー管理画面の [ 閉じる ] アイコンをタッチするとツールボックス画面に戻ります。

113

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●メモリーリコールの表示モードを変更する
メモリーリコールモードで [ 表示モード ] アイコンをタッチすると、メモリーリコール可
能なアイコンが表示されます。各アイコンにタッチすると、指定した表示モード（メモリー
リコールモード）で表示します。リコール画面を表示中はステータスバーとメモリータイ
トルが 2 秒ごとに表示が切り換わります。
メモリーリコールモード
表示モード選択画面

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 メモリーリコール
モードテキスト画面

2 メモリーリコール
モードスペクトル画面

3 メモリーリコール
モード CRI 画面

4 メモリーリコール
モード TM-30 画面

5 メモリーリコール
モード SSI 画面

6 メモリーリコール
モード TLCI/TLMF
画面

7 メモリーリコールモード
8 メモリーリコールモード 9 メモリーリコール
カメラフィルター
照明フィルター画面
モード WB 補正画面
画面

114

6. 測定のツール

No.

表示モード
アイコン

[ ツールボックス ] 画面 ●

名称

説明

1

メモリーリコールモード[ テキスト ] アイコン

各測定値から 5 項目を選択して数値で表示します。（ P34）

2

メモリーリコールモード[ スペクトル ] アイコン

3 項目の測定値（選択可能）とスペクトル（分光分布）グラフを表示します。（ P37）

3

メモリーリコールモード[CRI] アイコン

選択した平均演色評価数（Ra）または個々の演色評価数（R1 ～ R15）を表示します。
また各演色評価数もグラフで表示します。
（ P43）

4

メモリーリコールモード[TM-30] アイコン

4 項目の測定値（Rf、Rg、CCT、⊿ uv）と、カラーベクトルグラフィックを表示します。
（ P50）5

メモリーリコールモード[SSI] アイコン

現在の測定値と 2 点までの参照光源（色温度と⊿ uv）を比較し、SSI 評価指数と SSI ス
ペクトルグラフで表示します。（ P52）

6

[TLCI/TLMF] アイコン

測定値とメモリーした値（色温度、⊿ uv）、
TLCI と TLMF の測定値をスペクトルグラフと一緒に表示します。（ P62）

7

メモリーリコールモード[ カメラフィルター ] アイコン

設定した基準色温度と測定値の差をカメラに設定するフィルター名と補正量で表示します。（ P71）

8

メモリーリコールモード[ 照明フィルター ] アイコン

設定した基準色温度と測定値の差を照明に設定するフィルター名と補正量で表示します。（ P67）

9

メモリーリコールモード[WB 補正 ] アイコン

測定値と基準色温度の差をホワイトバラン
スのグラフ上で表示します。（ P82）

䛤ཧ⪃
メモリーリコールモードでの表示内容は各表示モードで現在設定されている項目が表示さ
れます。

115

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●操作

1. メモリーリコールモードの [ 表示モード ] アイコンをタッチします。
メモリーリコールモードの表示モードが表示されます。リコール画面を表示中はステー
タスバーとメモリータイトルが 2 秒ごとに表示が切り換わります。
メモリーリコールモード
スペクトル画面

表示モード選択画面[ 表示モード ]アイコン[ 閉じる ] アイコン

2. 表示したい [ 表示モード ] アイコンをタッチします。
各表示モード画面に切り換わります。

3. [ 閉じる ] アイコンをタッチします。
メモリー管理画面に戻ります。メモリー管理画面の [ 閉じる ] アイコンをタッチすると測定画面に戻ります。

116

6. 測定のツール

6-2-3[ ツールボックス ] 画面 ●メモリータイトルを変更する [ メモリーリネーム ] 画面

メモリーされた測定値のタイトルを変更できます。
メモリーリネーム画面[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

操作

1. ツールボックスの [ メモリー管理 ] アイコンをタッチします。
メモリー管理画面が表示されます。
ツールボックス画面

メモリー管理画面[ 閉じる ]
アイコン
[ リコール ] アイコン [ 編集 ] アイコン

117

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●2. [ 編集 ] アイコンをタッチします。
メモリー編集画面が表示されます。
メモリー管理画面

メモリー編集画面[ 編集 ]
アイコン[ 閉じる ]
アイコン
[ リネーム ] アイコン [ クリアー ] アイコン

3. 変更するタイトルを背景青色位置に合わせます。
呼び出すメモリーを設定できます。

4. [ リネーム ] アイコンをタッチします。
メモリーリネーム画面が表示されます。
メモリー編集画面

メモリーリネーム画面[ リネーム ]アイコン

118

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●5. 変更するメモリータイトルを入力します。（ P18）
タイトルを決めて入力することができます。
メモリーリネーム画面

[OK]
アイコン

[ キャンセル ] アイコン

6. [OK] アイコンをタッチします。
タイトルが確定され、メモリー編集画面に戻ります。
タイトルを変更せずメモリー編集画面に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。メモリー編集画面に戻ります。

7. [ 閉じる ] アイコンをタッチします。
メモリー管理画面に戻ります。
メモリー編集画面

メモリー管理画面119

6. 測定のツール

6-2-4[ ツールボックス ] 画面 ●保存した測定結果を削除する [ メモリークリアー ] 画面

メモリーされた測定値を、個別削除、またはメモリータイトルごとに削除ができます。
メモリークリアーには、タイトルとメモリー内容（メモリー番号と測定値）が、登録された順序で表示されます。
メモリークリアー画面

タイトル

メモリー

[ タイトル ] アイコン

[ 閉じる ] アイコン

[ メモリー ] アイコン120

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●操作

1. ツールボックスの [ メモリー管理 ] アイコンをタッチして選択します。
メモリー管理画面が表示されます。
ツールボックス画面

メモリー管理画面

選択した箇所は背景青色表示されます[ 閉じる ]
アイコン
[ リコール ] アイコン [ 編集 ] アイコン

2. [ 編集 ] アイコンにタッチします。
メモリー編集画面が表示されます。
メモリー管理画面

メモリー編集画面[ 編集 ]
アイコン[ 閉じる ]
アイコン
[ リネーム ] アイコン [ クリアー ] アイコン

3. 変更する「タイトル」と「メモリー」を背景青色位置に合わせます。

121

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●4. [ クリアー ] アイコンをタッチします。
メモリークリアー画面が表示されます。
メモリー編集画面

メモリークリアー画面[ クリアー ]アイコン[ 閉じる ]
アイコン
[ タイトル ] アイコン

[ メモリー ] アイコン

【個別消去の場合】
1. 削除する「タイトル」に紐付いている「メモリー」を背景青色位置に合わせます。

削除する「タイトル」に紐付いている「メモリー」を選択します。

2. [ メモリー ] アイコンをタッチします。
メモリーを削除します。タイトルに紐付いている [ メモリー ] を削除します。
メモリークリアー確認画面に「選択されたメモリーデータを削除します。よろしいですか。」とメッセージが表示されます。
メモリークリアー画面

メモリークリアー確認画面

選択した箇所は背景青色表示されます[ はい ]
アイコン[ メモリー ]アイコン[ いいえ ]
アイコン122

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●3. [ はい ] アイコンをタッチします。
「クリアー中。しばらくお待ちください。」とメッセージが表示されます。削除終了後は、
メモリークリアー画面に戻ります。
プログレスバーが起動している間は、削除中です。削除するメモリー数によっては時間がかかる場合もあります。他の作業はしないでください。
手順 1 〜 3 を繰り返して、追加のメモリーを削除することができます。
削除を実施しない場合は、[ いいえ ] アイコンをタッチします。メモリークリアー画面に戻ります。
メモリークリアー中画面

メモリークリアー画面

メモリー数が変更されます[ 閉じる ]
アイコン選択されたメモリーが削除され、番号をひとつ詰めて表示されます

4. [ 閉じる ] アイコンをタッチします。
メモリー編集画面に戻ります。
測定画面に戻るまで [ 閉じる ] ボタンをタッチします。

【メモリータイトルごと削除の場合】
1. 削除する「タイトル」を背景青色位置に合わせます。
削除する「タイトル」を選択します。

123

6. 測定のツール[ ツールボックス ] 画面 ●2. タイトルを削除するとき、[ タイトル ] アイコンをタッチします。
タイトルを削除します。選択したタイトルに紐付いているメモリーも全て削除します。
メモリークリアー確認画面に「選択されたメモリータイトルを削除します。よろしいですか。」とメッセージが表示されます。
メモリークリアー画面

メモリークリアー確認画面

選択した箇所は背景青色表示されます[ はい ]
アイコン

選択したタイトルに紐付いているメモリーが表示されます[ いいえ ]
アイコン
[ タイトル ] アイコン

3. [ はい ] アイコンをタッチします。
「クリアー中。しばらくお待ちください。」とメッセージが表示されます。削除終了後は、
メモリークリアー画面に戻ります。
プログレスバーが起動している間は、削除中です。削除するメモリー数によっては時間がかかる場合もあります。他の作業はしないでください。
手順 1 〜 3 を繰り返して、追加のメモリーを削除することができます。
削除を実施しない場合は、[ いいえ ] アイコンをタッチします。メモリークリアー画面に戻ります。
メモリークリアー中画面

メモリークリアー画面

メモリー数が変更されます選択したメモリーとその紐付けデータが削除されると、タイトル01 内を表示します4. [ 閉じる ] アイコンをタッチします。
メモリー編集画面に戻ります。
測定画面に戻るまで [ 閉じる ] ボタンをタッチします。

124[ 閉じる ]
アイコン

7. 本体の設定

7. 本体の設定 [ 本体設定 ] 画面
7-1

[ 本体設定 ] 画面 ●本体設定の項目

本体設定では、機能や表示の内容をあらかじめ設定または編集することができます。
表示モード選択画面[ 本体設定 ] アイコン

本体設定
1 ページ画面2 ページへ

本体設定
2 ページ画面3 ページへ 1 ページへ
[ 閉じる ] アイコン

125

本体設定
3 ページ画面2 ページへ7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●操作

1. 表示モードの [ 本体設定 ] アイコンをタッチして選択します。
本体設定が表示されます。

2. [ ▲ ][ ▼ ] ワンステップアイコンをタッチして、目的のページを表示します。

3. 目的の各設定名をタッチします。
各設定画面が表示されます。
[ 閉じる ] アイコンをタッチすると、表示モード選択画面に戻ります。

䛤ཧ⪃
測定画面を表示中でも、本体のメニューボタン❻を押すと、操作中の設定を中断して表示モード選択画
面に移ります。

メニューボタン❻126

7. 本体の設定

7-1-1[ 本体設定 ] 画面 ●項目一覧

本体設定画面の項目は以下の通りです。
項目名称

説明

カスタマイズする
シャッター速度ステップ

シャッター速度を 1 ステップ、1/3 ステップ、1/2 ステップから選択できます。（ P130）

LB ステップ

LB 指数の表示ステップを 1MK-1 ステップ、1daMK-1（小数点なし）
ステップ、0.1daMK-1（小数点あり）ステップから選択できます。
（ P133）

カメラフィルターブランド

カ メ ラ フ ィ ル タ ー ブ ラ ン ド に つ い て KODAK WRATTEN 2、
FUJIFILM または LEE を選択できます。（ P135）

照明フィルターブランド

照明フィルターブランドについて LEE、ROSCO CINEGEL またはROSCO E-COLOUR+ を選択できます。（ P137）

ホワイトバランスステップ

WB 補正画面における 1 マスのステップを下記の範囲で設定できます。
BA ：0.5 ～ 100.0 MK-1
GM：0.5 ～ 20.0 を選択できます。（ P139）

色空間（Hue/Sat)

Hue/Sat（色相 / 彩度）測定に使用する色空間と白色点を下記の範囲で設定します。（ P141）
色空間：HSV、HSI
白色点：D65、D55、D50、3200K、2800K

スペクトル Y 軸スケール

相対、オート、分光放射照度より選択できます。（ P143）

オートパワーオフ時間

何も操作されなかったときに、自動電源 OFF 機能が働くまでの時
間を 5 分、10 分、20 分、なし、から選択できます。なしに設定した場合は、電源は自動的に切れません。
（ P146）

液晶バックライトの明るさ

電力の消費を抑えるためまたは環境光によって見え具合を調整するため液晶バックライトの明るさを暗、中、明から選択できます。
（ P148）液晶バックライトの減灯時間

電力の消費を抑えるために操作をしなくなってからバックライトを減灯するまでの時間を 20 秒、40 秒、60 秒、減灯しない、から選択できます。（ P150）

言語

タッチパネルに表示する言語の種類を English、日本語、中国語から選択できます。（ P152）

カスタマイズ項目初期化

本体設定の「カスタマイズする」の内容（11 の項目）を工場出荷時の状態に初期化（リセット）します。
（ P154）

プリセットを編集する
プリセット編集

プリセットの編集をすることができます。（ P155）

ダーク補正をする
ダーク補正

ダーク補正画面を表示し、ダーク補正を開始します。
（ P169）

情報を表示する
本体情報

本体の情報表示画面を表示します。（ P172）

法規

認証表示画面を表示します。（ P174）127

7. 本体の設定

7-2[ 本体設定 ] 画面 ●カスタマイズする

カスタマイズする（本体設定の 1 ～ 2 ページ）では、11 項目の表示内容をご使用になる機材や目的に合わせて設定することができます。
各項目において現在設定されている内容が黄文字で表示されます。
本体設定
1 ページ画面

本体設定
2 ページ画面

項目（白文字）
現在の設定値（黄文字）

操作

1. 表示モードの [ 本体設定 ] アイコンをタッチして選択します。
本体設定が表示されます。

2. [ ▲ ][ ▼ ] ワンステップアイコンをタッチして、目的のページを表示します。

3. 目的の各項目をタッチします。
各項目画面が表示されます。
[ 閉じる ] アイコンをタッチすると、表示モード選択画面に戻ります。

128

7. 本体の設定

7-2-1[ 本体設定 ] 画面 ●各項目の仕様「カスタマイズする」の各項目の仕様は以下の通りです。
項目

No.

本体設定名称

1

シャッター速度ステップ

1 ステップ

1/3
ステップ

1/2
ステップ

－

1 ステップ

2

LB ステップ

1MK-1
ステップ

1daMK-1
ステップ

0.1daMK-1
ステップ

－

1MK-1
ステップ

3

カメラフィルター
ブランド

KODAK
WRATTEN 2

FUJIFILM

LEE

－

KODAK
WRATTEN 2

4

照明フィルター
ブランド

LEE

ROSCO
CINEGELROSCO
E-COLOUR+

－

LEE

5

ホワイトバランス
ステップ

BA：0.5 ～ 100.0 MK-1
GM：0.5 ～ 20.0

BA：5 MK-1
GM：2.56

色空間（Hue/Sat)

色空間：HSV、HSI
白色点：D65、D55、D50、3200K、2800K

色空間：HSI
白色点：D657スペクトル Y 軸
スケール

相対

オート

8

オートパワーオフ
時間

5分

10 分

20 分

なし

5分

9

液晶バックライト
の明るさ

暗

中

明

－

中

10

液晶バックライト
の減灯時間

20 秒

40 秒

60 秒

減灯しない

20 秒

11

言語

English日本語

中文（簡体字）－

初期設定で選択12

カスタマイズ項目 [OK] アイコンをタッチすると本体設定の内容を初期状
初期化
態にする

出荷時

分光放射照度
1.0μW ～ 100W·m-2·nm-1

相対

－

䛤ཧ⪃
●
●

1 MK-1 は 1 ミレッド（MIRED）に相当します。
従来使われていたミレッド（MIRED）という単位は現在、国際単位系（SI 単位系）に基
づき毎メガケルビン（MK-1）に統一されています。本機は最新の単位表記を採用してい
ます。

129

7. 本体の設定

7-2-2[ 本体設定 ] 画面 ●シャッター速度のステップの選択

シャッター速度を 1 ステップ、1/3 ステップ、1/2 ステップから選択できます。
シャッター速度ステップ画面

初期値選択可能なシャッター速度（単位：秒）
1 ステップ（初期値）

1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/75、1/80、
1/90、1/100、1/200、1/400

1/3 ステップ

1、0.8、0.6、0.5、0.4、0.3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、
1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400

1/2 ステップ

1、0.7、1/2、1/3、1/4、1/6、1/8、1/10、1/15、1/20、1/30、1/45、1/60、
1/90、1/125、1/180、1/250、1/350、1/500、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400

130

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●操作

1. 本体設定の 1 ページ目：項目 [ シャッター速度ステップ ] アイコンをタッチします。

シャッター速度ステップが表示されます。
シャッター速度ステップ画面

本体設定画面

2. シャッター速度ステップの [ ステップ ] アイコンをタッチします。
1 ステップ、1/3 ステップ、1/2 ステップから選択します。
シャッター速度ステップ画面

選択された
アイコンは
青枠表示さ
れます

[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

131

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、本体設定に戻ります。
内容を変更せず、本体設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
本体設定画面設定されている内容が表示されます

シャッター速度ステップが設定されました。

132

7. 本体の設定

7-2-3[ 本体設定 ] 画面 ●LB ステップの選択

LB 指数の表示ステップを 1MK-1 ステップ、
1daMK-1（小数点なし）ステップ、
0.1daMK-1（小数点あり）ステップから選択できます。
例） 38 MK-1 は 1MK-1 ステップで 38 MK-1、1daMK-1 ステップで 4 MK-1、0.1daMK-1
ステップで 3.8 MK-1 と表示されます。
LB ステップ画面

初期値

操作

1. 本体設定の 1 ページ目：項目 [ LB ステップ ] アイコンをタッチします。
LB ステップが表示されます。
本体設定画面LB ステップ画面

133

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. [ LB ステップ ] アイコンをタッチします。
LB ステップ値を選択します。
LB ステップ画面

選択された
アイコンは
青枠表示さ
れます
[OK] アイコン

測定画面表示例[ キャンセル ]アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、本体設定に戻ります。
内容を変更せず、本体設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
本体設定画面設定されている内容が表示されます

LB ステップが設定されました。
䛤ཧ⪃●●

1 MK-1 は 1 ミレッド（MIRED）に相当します。
従来使われていたミレッド（MIRED）という単位は現在、国際単位系（SI 単位系）に基づき毎メガケルビン（MK-1）に統一されています。本機は最新の単位表記を採用しています。

134

7. 本体の設定

7-2-4[ 本体設定 ] 画面 ●カメラフィルターブランドの選択

カメラフィルターブランドについて KODAK WRATTEN 2、FUJIFILM ( 富士フイルム）
および LEE を選択できます。
カメラフィルターブランド画面

初期値

操作

1. 本体設定の 1 ページ目：項目 [ カメラフィルターブランド ] アイコンをタッチします。

カメラフィルターブランドが表示されます。
本体設定画面

カメラフィルターブランド画面

1357. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. [ カメラフィルターブランド ] アイコンをタッチします。
ご使用となるカメラのフィルターブランドを選択します。
カメラフィルターブランド画面

選択された
アイコンは
青枠表示さ
れます

[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、本体設定に戻ります。
内容を変更せず、本体設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
本体設定画面設定されている内容が表示されます

カメラフィルターブランドが設定されました。

136

7. 本体の設定

7-2-5[ 本体設定 ] 画面 ●照明フィルターブランドの選択

照明フィルターブランドについて LEE、ROSCO CINEGEL または ROSCO E-COLOUR+を選択できます。
照明フィルターブランド画面

初期値

操作

1. 本体設定の 1 ページ目：項目 [ 照明フィルターブランド ] アイコンをタッチします。

照明フィルターブランドが表示されます。
本体設定画面

照明フィルターブランド画面

1377. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. [ 照明フィルターブランド ] アイコンをタッチします。
ご使用となる照明のフィルターブランドを選択します。
照明フィルターブランド画面

選択された
アイコンは
青枠表示さ
れます

[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、本体設定に戻ります。
内容を変更せず、本体設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
本体設定画面設定されている内容が表示されます

照明フィルターブランドが設定されました。

138

7. 本体の設定

7-2-6[ 本体設定 ] 画面 ●ホワイトバランスのステップの選択

測定画面の WB（ホワイトバランス）補正モードで表示されるマス目の 1 ステップの単位を BA：0.5 ～ 100.0 MK-1、GM：0.5 ～ 20.0 の範囲で選択できます。デジタ
ルカメラの中には WB（ホワイトバランス）補正機能があるカメラがあります。カメラの設定はメーカーや機種ごとで違うため、ご使用になるカメラの設定に合わせてください。
ホワイトバランスステップ画面

初期値

操作

1. 本体設定の 1 ページ目：項目 [ ホワイトバランスステップ ] アイコンをタッチします。

ホワイトバランスステップが表示されます。
本体設定画面

ホワイトバランスステップ画面

139

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. ご使用となるホワイトバランステップを選択します。
ホワイトバランスを変更できます。
ホワイトバランスステップ画面

選択した箇
所は背景青
色表示され
ます

BA5.0MK-1 GM2.5（初期値）

測定画面表示例

LB 指数 : 30MK-1
CC 指数 : 6

[OK] アイコン[ キャンセル ]アイコン
BA10MK-1 GM2.5（変更後）

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、本体設定に戻ります。
内容を変更せず、本体設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
本体設定画面設定されている内容が表示されます

ホワイトバランスステップが設定されました。

140

7. 本体の設定

7-2-7[ 本体設定 ] 画面 ●色空間（Hue/Sat）の選択

Hue/Sat を 測 定 す る と き に 使 用 す る 色 空 間：HSI、HSV、 白 色 点：D65、D55、3200K、2800K を選択できます。
色空間（Hue/Sat）画面

初期値

操作

1. 本体設定の 1 ページ目：項目 [ 色空間（Hue/Sat）] アイコンをタッチします。

色空間（Hue/Sat）と白色点画面が表示されます。
本体設定画面色空間（Hue/Sat）画面

141

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. ご 使 用 と な る 色 空 間：HSI、HSV、 白 色 点：D65、D55、3200K、2800K を選択します。

色空間（Hue/Sat）画面

選択された
アイコンは
青枠表示さ
れます

[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、本体設定に戻ります。
内容を変更せず、本体設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
本体設定画面設定されている内容が表示されます

色空間（Hue/Sat）が設定されました。
䛤ཧ⪃
色空間を算出するために使用する、三原色の R/G/B 値はセコニック独自の値となります。
また、白色点の設定値の違いにより、ご使用となる照明器具の設定値と測定値に差が出る場合があります。

142

7. 本体の設定

7-2-8[ 本体設定 ] 画面 ●スペクトル Y 軸スケールの選択

スペクトル Y 軸の最大表示値を相対、オート、分光放射照度から選択できます。
スペクトル Y 軸スケール画面

初期値

操作

1. 本体設定の 2 ページ目：項目 [ スペクトル Y 軸スケール ] アイコンをタッチします。

スペクトル Y 軸スケールの最大表示値が表示されます。
本体設定画面スペクトル Y 軸スケール画面

143

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. ご使用となるスペクトル Y 軸スケールを選択します。
相対、オート、分光放射照度から選択します。
スペクトル Y 軸スケール画面

選択した箇
所は背景青
色表示され
ます

[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、本体設定に戻ります。
内容を変更せず、本体設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
本体設定画面設定されている内容が表示されます

スペクトル Y 軸スケールが設定されました。

144

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●䛤ཧ⪃相対	�������������������������� 光源のスペクトル波形を比べるため、光源の明るさにかかわらず測定値とメモリー値（最大 2 つまで）のそれぞれの明るさの最大値を 1.0 とみなし比較します。
オート	��������������������� 適切なＹ軸の値が自動的に選ばれ分光放射照度が比較できます。
分光放射照度	������ 1.0 μ～ 100 W·m-2·nm-1 まで Y 軸の値を指定することができます。
相対

オート

145

分光放射照度

7. 本体の設定

7-2-9[ 本体設定 ] 画面 ●オートパワーオフ時間の選択

何も操作されなかったときに、自動電源 OFF 機能が働くまでの時間を 5 分、10 分、
20 分、なし、から選択できます。なし設定した場合は、電源は自動的に切れません。
オートパワーオフ時間画面

初期値

操作

1. 本体設定の 2 ページ目：項目 [ オートパワーオフ時間 ] アイコンをタッチします。

オートパワーオフ時間が表示されます。
本体設定画面

オートパワーオフ時間画面

146

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. オートパワーオフ時間の [ 時間 ] アイコンをタッチします。
5 分、10 分、20 分、なし、から選択します。
オートパワーオフ時間画面

選択された
アイコンは
青枠表示さ
れます

[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、本体設定に戻ります。
内容を変更せず、本体設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
本体設定画面設定されている内容が表示されます

オートパワーオフ時間が設定されました。

147

7. 本体の設定

7-2-10[ 本体設定 ] 画面 ●液晶バックライト明るさの選択

電池の節約や、環境光の条件によって視認性を調整するため、タッチパネルのバッ
クライトの明るさを暗、中、明から選択できます。
液晶バックライトの明るさ画面

初期値

操作

1. 本体設定の 2 ページ目：項目 [ 液晶バックライトの明るさ ] アイコンをタッチします。

液晶バックライトの明るさが表示されます。
本体設定画面液晶バックライトの明るさ画面

148

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. 液晶バックライトの明るさの [ 明るさ ] アイコンをタッチします。
暗、中、明、から選択します。
液晶バックライトの明るさ画面

選択された
アイコンは
青枠表示さ
れます

[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、本体設定に戻ります。
内容を変更せず、本体設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
本体設定画面設定されている内容が表示されます

バックライトの明るさが設定されました。

149

7. 本体の設定

7-2-11[ 本体設定 ] 画面 ●液晶バックライト減灯時間の選択

電力の消費を抑えるために操作をしなくなってからバックライトを減灯するまでの時間を 20 秒、40 秒、60 秒、減灯しない、から選択できます。
液晶バックライトの減灯時間画面

初期値

操作

1. 本体設定の 2 ページ目：項目 [ 液晶バックライトの減灯時間 ] アイコンをタッチします。

液晶バックライトの減灯時間が表示されます。
本体設定画面液晶バックライトの減灯時間画面

150

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. 液晶バックライトの減灯時間の [ 時間 ] アイコンをタッチします。
20 秒、40 秒、60 秒、減灯しない、から選択します。
液晶バックライトの減灯時間画面

選択された
アイコンは
青枠表示さ
れます
[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、本体設定に戻ります。
内容を変更せず、本体設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
本体設定画面設定されている内容が表示されます

液晶バックライトの減灯時間が設定されました。

151

7. 本体の設定

7-2-12[ 本体設定 ] 画面 ●言語の選択

本体に表示する言語の種類を English、日本語、中国語から選択できます。
言語画面

操作

1. 本体設定の 2 ページ目：項目 [ 言語 ] アイコンをタッチします。
言語が表示されます。
※初回電源投入時に設定した言語を変更できます。
本体設定画面

言語画面

152

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. [ 言語 ] をタッチします。
English、日本語、中国語から選択します。
言語画面

選択された
アイコンは
青枠表示さ
れます

[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、本体設定に戻ります。
内容を変更せず、本体設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
本体設定画面設定されている内容が表示されます

言語が設定されました。

153

7. 本体の設定

7-2-13[ 本体設定 ] 画面 ●カスタマイズ項目初期化

本体設定「カスタマイズする」の項目のみ、工場出荷時の状態に初期化（リセット）
します。
カスタマイズ項目初期化画面

操作

1. 本体設定の 2 ページ目：項目 [ カスタマイズ項目初期化 ] をタッチします。

「カスタマイズ項目とプリセット編集の内容を初期化します。よろしいですか。」と表示されます。
本体設定画面
カスタマイズ項目初期化画面[ はい ]
アイコン[ いいえ ]
アイコン

2. [ はい ] アイコンをタッチします。
カスタム設定が初期化されます。初期化終了後は、本体設定に戻ります。
初期化を行わず、本体設定に戻る場合は、[ いいえ ] アイコンをタッチします。

154

7. 本体の設定

7-3[ 本体設定 ] 画面 ●プリセットの編集

あらかじめ入力したプリセットを測定の際に選択すると、測定値に補正量が反映されたり、入力の手間を省いたりすることができます。
本機は当社の基準により校正がされていますが、撮影条件によって指示通りのフィルター補正では正しい色再現ができない場合や、意図的に好みの色調で撮影したい
場合、フィルターの指示値を補正する必要があります。
このような場合、あらかじめ指示値に対する補正量をプリセットとして登録して測定すると、補正量を加味した値で表示が行われます。
また、複数の基準色温度をお使いになる場合は、プリセット編集で設定しておけば、測定の度に入力することなく、プリセット選択することで簡単に基準色温度を設定することができます。
プリセット編集画面

䛤ཧ⪃
プリセットの登録は、最大 19 件まで可能です。

155

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●操作

1. 本体設定の 3 ページ目：項目 [ プリセット編集 ] をタッチします。
本体設定のプリセット編集画面が表示されます。
本体設定画面

プリセット編集画面

2. [ プリセット番号 ] アイコンをタッチします。
プリセット番号が表示されます。
プリセット編集画面

プリセット番号画面

選択した箇
所は背景青
色表示され
ます

156

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●3. プリセット番号（1 ～ 19）を選択します。青色背景位置に合わせます。
プリセット番号画面[OK] アイコン[ キャンセル ]アイコン

4. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、プリセット編集に戻ります。
登録または編集するプリセット番号が表示されます。
内容を変更せず、プリセット編集に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
プリセット編集画面

5. 各設定項目を編集します。
各設定項目の編集については、以下の説明ページを参照してください。
• プリセット選択リスト表示（ P158）• プリセット名（ P160）• 基準色温度（ P162）• LB 補正値（ P165）• CC 補正値（ P167）

6. [ 閉じる ] アイコンをタッチします。
本体設定画面に戻ります。

プリセット編集が完了しました。

157

7. 本体の設定

7-3-1[ 本体設定 ] 画面 ●プリセット選択のリスト表示

ツールボックスのプリセット選択リストへの表示・非表示を切り替えます。
プリセット選択リスト表示画面

操作

1. [ プリセット選択リスト表示 ] アイコンをタッチします。
表示 / 非表示を選択できます。
プリセット編集画面

プリセット選択
リスト表示画面158

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. 設定するリスト表示を選択します。
選択されたアイコンは青枠表示されます。
プリセット選択リスト表示画面

選択された
アイコンは
青枠表示さ
れます

[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、プリセット編集に戻ります。
内容を変更せず、プリセット編集に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
プリセット編集画面

リスト表示が設定されました。

159

7. 本体の設定

7-3-2

プリセット名の設定

プリセット名を編集します。
プリセット名画面

䛤ཧ⪃
プリセット名の入力は、英数字で最大 16 文字です。

操作

1. [ プリセット名 ] アイコンをタッチします。
プリセット名入力画面が表示されます。
プリセット編集画面

プリセット名画面

160[ 本体設定 ] 画面 ●

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. プリセット名を入力します。（ P18）
プリセット名画面

入力されましたキーボード[OK] アイコン

大文字入力画面[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定（登録 / 編集）され、プリセット編集に戻ります。
内容を変更（登録 / 編集）
せず、
プリセット編集に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
プリセット編集画面

プリセット名が編集されました。

161

7. 本体の設定

7-3-3

プリセット色温度の設定

プリセットの基準となる色温度を設定します。
基準色温度画面操作

1. [ 基準色温度 ] アイコンをタッチします。
基準色温度が表示されます。
プリセット編集画面

基準色温度画面162[ 本体設定 ] 画面 ●

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. 基準色温度の数値を入力します。（ P17）
設定する基準色温度の数値を入力します。
※ 1 の位は、0 固定です。
基準色温度画面入力された数値[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、プリセット編集に戻ります。
内容を変更せず、プリセット編集に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
プリセット編集画面

基準色温度が編集されました。

163

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●

䛤ཧ⪃
●

●
●

ご使用となるカメラにマニュアル設定する色温度と同じ色温度を設定します。
ホワイトバランスモードやメーカーによっては忠実色再現のために推奨する色温度があります。ご使用のカメラの説明書をご確認ください。
2,500 K ～ 10,000 K まで設定可能です。
複数の基準色温度を使用する頻度が高い場合は、プリセットを使用すると便利
です。

164

7. 本体の設定

7-3-4

LB 指数補正値の設定

プリセットの LB 指数補正値を設定します。
LB 指数補正値画面

操作

1. [LB 指数補正値 ] をタッチします。
LB 指数補正値が表示されます。
プリセット編集画面

LB 指数補正値画面

165[ 本体設定 ] 画面 ●

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. 補正値を± 100 MK-1 範囲で設定します。（ P17）
LB 指数補正値画面入力された数値[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

䛤ཧ⪃
入力時、プラスは自動で出力されます。マイナス、プラスを変更する場合は、
数字入力の +/- アイコンを選択してください。

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、プリセット編集に戻ります。
内容を変更せず、プリセット編集に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
プリセット編集画面

LB 指数補正値が編集されました。

166

7. 本体の設定

7-3-5

CC 指数補正値の設定

プリセットの CC 指数補正値を設定します。
CC 指数補正値画面

操作

1. [ プリセット CC 指数補正値 ] アイコンをタッチします。
CC 指数補正値が表示されます。
プリセット編集画面

CC 指数補正値画面

167[ 本体設定 ] 画面 ●

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●2. CC 指数補正値を 40.0 G ～ 40.0 M 範囲で設定します。（ P17）
CC 指数補正値画面入力された数値

緑とマゼンタを切り替え
るには [G / M] アイコンをタッチしてください[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、プリセット編集に戻ります。
内容を変更せず、プリセット編集に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
プリセット編集画面

CC 指数補正値が編集されました。
䛤ཧ⪃
CC 指数補正値の単位は指数のため、CC 指数 1 は 2.5 CC フィルター番号に相当し
ます。

168

7. 本体の設定

7-4[ 本体設定 ] 画面 ●ダーク補正

ダーク補正は「急激な温度変化があった時」に電源を投入すると自動的に行われます。それ以外の場合は電源投入時のダーク補正はスキップされます。手動でダーク補正をしたい場合はこの画面から行ってください。
ダーク補正実施確認画面

光量フィルター表示内容表
光量フィルター表示

内容

ダーク補正では使用しません。
測定する際に、光源に合わせて使用します。

ダーク補正位置です。
この位置に設定してダーク補正を実施してください。

操作

1. 本体設定の 3 ページ目：項目 [ ダーク補正 ] アイコンをタッチします。
「ダーク補正を実施しますか。」とメッセージが表示されます。
本体設定画面ダーク補正実施確認画面

169

7. 本体の設定

2. 光量切り換えリング❷を回してダーク補正位置ます。

（[ 本体設定 ] 画面 ●）に設定しステータスバーにダーク表示されます。
位置を確認してください。
ステータスバー

光量切り換えリング❷

3. [ はい ] アイコンをタッチします。
ダーク補正が開始され、ダーク補正中画面が表示されます。
ダーク補正が終了すると、本体設定に戻ります。
ダーク補正をせず、本体設定に戻る場合は、[ いいえ ] アイコンをタッチします。
ダーク補正中画面

ダーク補正実施確認画面[ はい ] アイコン

[ いいえ ] アイコン䛤ὀព
「ダーク補正中です。しばらくお待ちください。
」のメッセージの表示中、またはプログレスバーが表示されている間は、電源は切らないでください。

ダーク補正の設定が更新されました。

170

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●次の画面が表示されたときはダーク補正位置確認画面

光量切り換えリング❷がレンジ H
はレンジ L（（）また）に設定されており、ダーク

補正は実施されませんでした。
光量切り換えリング❷をダーク補正位置（）にセットしてから、ダーク補正を行ってください。

ダーク補正確認画面

ダーク補正中に光量切り換えリング❷の位置が変更されたため、正常に実行できませんでした。
光量切り換えリング❷を回してダーク補正位置（）に設定すると、ダーク補正が再開し

ます。

䛤ཧ⪃
●

●

表示モード選択画面と各測定画面で、光量切り換えリング❷をダーク補正位置（）にセットするとダーク補正を行うことができます。
ダーク補正は「急激な温度変化があった時」に電源を投入すると自動的に行われます。それ以外の場合は電源投入時のダーク補正はスキップされます。

光量切り換えリング❷

171

7. 本体の設定

7-5[ 本体設定 ] 画面 ●本体情報表示

機器情報表示画面では、測定画面に表示されていない詳細情報を表示します。
本体情報画面

1
2
3
4

No.

項目名称

説明

1

機種名

本機のモデル型番を表示します。

2

シリアル番号

本機のシリアル番号を表示します。

3

F/W バージョン

ファームウェアバージョンを表示します。

4

ユーザー情報ユーザー情報を表示します。ハードウエア設定で登録された任意のユー
ザー情報を表示します。（ P175）172

7. 本体の設定[ 本体設定 ] 画面 ●操作

1. 本体設定の 3 ページ目：項目 [ 本体情報表示 ] をタッチします。
本体情報画面が表示されます。
本体情報画面

本体設定画面[ 閉じる ] アイコン

2. [ 閉じる ] アイコンをタッチします。
本体設定画面に戻ります。

173

7. 本体の設定

7-5-1[ 本体設定 ] 画面 ●法規表示

法規表示画面では、本機が認可を受けた法的規制に対する適合性表示マーク（制度）、承認番号、規定名称を表示します。
法規画面

操作

1. 本体設定の 3 ページ目：項目 [ 法規 ] をタッチします。
法規画面が表示されます。
お買い求めいただきました商品により、表示内容が異なります。
本体設定画面

法規画面[ 閉じる ]
アイコン

2. [ 閉じる ] アイコンをタッチします。
本体設定画面に戻ります。

174

8. ハードウェア設定画面 ●8. ハードウェア設定画面

ハードウェア設定画面では、以下の設定を行うことができます。
タッチパネル調整
ユーザー情報の編集● 工場出荷時設定●●

ハードウェア設定画面

1
2
3

No.

項目名称

説明

1

タッチパネル調整

タッチパネルのタッチセンサが認識する座標位置を調整できます。
（ P177）2

ユーザー情報ユーザー情報を編集できます。変更したユーザー情報は情報画面に表示されます。（ P180）3

工場出荷時設定すべての表示や設定内容を工場出荷時の設定に戻します。（ P182）

175

8. ハードウェア設定画面 ●操作

1. メニューボタン 6 を押しながら電源ボタン 3 を押して、電源を ONにします。

※ハードウェア設定画面が表示されるまで、メニューボタン 6 と電源ボタン 3 を放さないでください。
ハードウェア設定画面が表示される前にボタンを放すと測定画面が表示されます。
ハードウェア設定画面が表示されます。

&

メニューボタン 6
電源ボタン 3

2. 目的のメニュー項目をタッチします。
選択した項目の設定画面が表示されます。
各項目の設定については、次ページからの説明を参照してください。

3. 終了するときは、[ 閉じる ] アイコンをタッチします。
測定画面に戻ります。
または、電源ボタン 3 を押して、電源を OFF にします。

176

8. ハードウェア設定画面 ●8-1

タッチパネル調整の調整

タッチパネルのタッチセンサが認識する座標位置を調整できます。
タッチパネル調整画面

操作

1. ハードウェア設定の [ タッチパネル調整 ] をタッチします。
タッチパネル調整「カーソルの中央をタッチしてください。」とメッセージが表示されます。
ハードウェア設定画面

タッチパネル調整画面

177

8. ハードウェア設定画面 ●2. 画面左上の点灯している白い十字カーソルの中央をタッチします。
タッチ位置が赤い十字カーソルで表示され、順次白い十字カーソル位置が変わり表示されます。
タッチ位置は赤い十字
白十字カーソルがタッチパネル調整画面
カーソルで表示されます
移動します

3. 7 箇所分繰り返します。
続けて 7 箇所分繰り返します。
タッチパネル調整確認「「OK」を押すとデータが確定します。」メッセージ確認画面が表示されます。
タッチパネル調整確認画面[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

4. [OK] アイコンをタッチします。
調整を設定して、ハードウェア設定に戻ります。
調整を設定せず、
ハードウェア設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。

タッチパネルの調整が完了しました。

178

8. ハードウェア設定画面 ●䛤ཧ⪃
白い十字カーソルからはなれた場所をタッチすると、画面は調整の失敗を示すために点滅します。やり直してください。
タッチパネル調整画面

179

8. ハードウェア設定画面 ●8-2

ユーザー情報の設定

ユーザー情報を編集できます。
ユーザー情報画面

䛤ཧ⪃
入力可能な文字数は、英数字で最大 16 文字です。

操作

1. ハードウェア設定の [ ユーザー情報 ] をタッチします。
ユーザー情報文字入力画面が表示されます。
ハードウェア設定画面

ユーザー情報文字入力画面

180

8. ハードウェア設定画面 ●2. ユーザー情報を編集します。（ P18）
ユーザー情報文字入力画面[OK] アイコン[ キャンセル ] アイコン

3. [OK] アイコンをタッチします。
ユーザー情報に登録され、ハードウェア設定に戻ります。
ユーザー情報に登録せず、ハードウェア設定に戻る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。
ハードウェア設定画面

設定されている内容が表示されます

ユーザー情報が更新されました。

181

8. ハードウェア設定画面 ●8-3

工場出荷時設定

本体のすべての表示や設定内容を工場出荷時の設定に戻すことができます。
工場出荷時設定画面

操作

1. ハードウェア設定の [ 工場出荷時設定 ] をタッチします。
工場出荷時設定「本体を工場出荷の状態に戻します。よろしいですか。」メッセージが表示されます。
ハードウェア設定画面

工場出荷時設定画面

182

8. ハードウェア設定画面 ●2. [ はい ] アイコンをタッチします。
出荷時設定リセット最終確認「この操作を行うと、すべての測定値が失われます。よろしいですか。」とメッセージが表示されます。
再確認してください。
工場出荷時設定に戻さず、ハードウェア設定に戻る場合は、[ いいえ ] アイコンをタッチします。
出荷設定リセット最終確認画面[ はい ] アイコン
[ いいえ ] アイコン

3. [ はい ] アイコンをタッチします。
䛤ὀព「クリアー中。しばらくお待ちください。」のメッセージの表示中、またはプ
ログレスバーが表示されている間は、電源は切らないでください。
すべての測定値が失われ、ハードウェア設定に戻ります。
工場出荷時設定（クリアー中）画面

ハードウェア設定画面[ 閉じる ]
アイコン183

8. ハードウェア設定画面 ●4. [ 閉じる ] アイコンをタッチします。
言語選択画面が表示されます。ご使用になる言語を選択してください。（ P6）
言語選択画面

言語選択確認画面

選択された
アイコンは
青枠表示さ
れます

[OK] アイコン

5. [OK] アイコンをタッチします。
測定画面が表示されます。
測定画面

工場出荷時の設定に戻りました。

184

9. 付録 ●

9. 付録
9-1

用語集

用語

説明

色温度

黒体を熱すると、その温度により、発する光（波長）の色が変化します。この
光の色に対応した温度を色温度と呼び、単位はケルビン（K）であらわします。
色温度が低いほど波長の長い光が多く赤っぽい光、色温度が高いほど波長の短い光が多く青っぽい光となります。
色温度の変化をｘｙ色度図上にプロットしたものを黒体放射軌跡と呼びます。

相関色温度

光源測定を行うと、すべての光源が黒体放射軌跡に一致するわけではありません。
この場合、測定値と一致する黒体放射軌跡より引かれた等色温度線を用いて求められた色温度のことです。

写真的色温度フィルムの持つ分光特性に合わせて、測定で得た R・G・B、3 種の標準的な特性データからの比率より求めた色温度です。

光（可視光）

電磁波のうち、人間の目で見えると言われている波長（380 nm ～ 780 nm）の物を指します。

黒体

光など、あらゆる波長に渡って完全に吸収し、また熱する事により、色温度に応じた光を発する理論上の物質のことです。

黒体放射

黒体を熱した時に発生する光のことです。
色温度により、各波長のエネルギー量が変わるため、色の見え方が変わってきます。

Kケ ル ビ ン 絶 対 温 度 の 単 位 の こ と で「K」 と 表 示 し ま す。0（ ゼ ロ ）K は-273.15 ℃または -459.67 ℉になります。

⊿ uv

黒体放射軌跡に対して、相関色温度のズレ量のこと。
相関色温度が黒体放射軌跡より上に有れば「＋」、下に有れば「－」の符号を
つけます。

185

9. 付録 ●

用語

説明

MK-1

逆数色温度の国際単位系で、毎メガケルビンと呼びます。従来使われていたミレッド（MIRED）という単位と同じです。逆数色温度は 1,000,000 を色温度で割ったものです。
逆数色温度＝ 1,000,000 ÷ 色温度
逆数色温度は色温度が高くなるほど数値は小さくなります。
例） 10,000 K=100 MK-1、3200 K=312.5 MK-1
相関色温度では、10,000 K での 100 K の変化と 3,200 K における 100 K の変化
は、人間の眼で見ると 3,200 K での変化の方が大きく感じます。つまり、同じ
色温度量の変化でも色温度の高低により人間の目には感じ方が違うということです。
逆数色温度を使用すると人間の目にはどの色温度でも同一数量の変化を同じような変化として感じます。

daMK-1

MK-1 を 10 で割って表したものです。MK-1 単位では人間の目に感じる色温度の変化としては非常に少なく、また、補正を行うことも難しいため、実用的な単位として daMK-1（デカ毎メガケルビン）があります。従来の色温度変換フィル
ターではこの単位を採用しているものもあります。

LB 指数

基準とする逆数色温度から測定した逆数色温度を引いたものです。単位は MK-1
（MIRED と同等）または daMK-1 になります。

LB フィルター

写真撮影用の色温度を補正するためのフィルターのことで「Light Balancing
Filter」の略です。光源の色温度を高くするにはブルーのフィルターを、低くするにはアンバーのフィルターを使用します。
本機ではカスタムセッティング機能で、使用するフィルターブランドに合わせた表示をすることができます。

CC 指数

測定した光源中の R・G・B の G 成分（緑色の領域）が、色温度の基準となる
黒体放射に対してどれだけずれているかを表したものです。CC 指数 1 ＝ 2.5CC
フィルター番号相当です。

CC フィルター
番号

測定した光源中の R・G・B の G 成分（緑色の領域）が色温度の基準となる黒体放射に対してどれだけずれているかを表したものです。1CC ＃は 0.4CC 指数相当です。フィルムが普及していた頃は CC フィルター番号は実際の CC フィ
ルターと関連性がありましたが、人間の目の感度と等しい C-800 のセンサーはフィルムとは異なる感度のため、CC フィルター番号は CC フィルターとは関連性がありません。

CC フィルター

写真撮影用の色を補正するためのフィルターのことで「Color Compensating
Filter」の略です。フィルターの種類にはイエロー（Y）、マゼンタ（M）、シアン（C）、ブルー（B）、グリーン（G）、レッド（R）の 6 種類がありますが、本機ではこのうちマゼンタ（M）とグリーン（G）のフィルターを使用します。

186

9. 付録 ●

用語

説明

CRI

Color Rendering Index の略で、国際照明委員会（CIE）の Publication 13.3 で定められている国際規格で、光源の演色性（物体色の見え方）を表した指数。
基準の光源に対して、物体色の見え方の違いを数値で表したものです。
特殊演色評価数（R1 to R14、および R15）と R1 ～ R8 までの平均値で表した、
平均演色評価数（Ra）が有ります。
初版は蛍光灯が多く使われ始めた 1965 年、最後に改訂されたのが 1974 年です。

TM-30

Techmical Memorandum の略で、北米照明協会で定められている国際規格の一つで、LED 光源の見え方にも対応した評価方法。
最新ファームウェアの C-800 では TM-30-18 が表示されます。
TM-30-18 の Rf は CIE 224:2017 の Rf と同じ値となります。
基準の光源に対して、99 色のカラーサンプルを使って物体色の見え方の違いを数値で表したものです。
色の忠実性を見るための指標（Rf）と光源のもつ鮮やかさの指標（Rg) が有り
ます。

SSI

Spectral Similarity Index の略で、映画芸術科学アカデミー（Academy of
Motion Picture Arts and Sciences）が提唱した評価方法。
基準光源に対して、測定した光源の違いを数値で表したものです。
光源の分光的な相似性を評価する指標（SSI) です。

TLCI-2012

Television Lighting Consistency Index の略で、欧州放送連盟 (EBU) が提唱した評価方法。
基準の光源に対して、カメラのセンサー特性を加味して 24 色のカラーサンプ
ルを使って物体色の見え方の違いを数値で表したものです。
テレビ用照明器具の整合性を評価する指標（TLCI) です。

TLMF-2013

Television Luminaire Matching Factor の略で、欧州放送連盟 (EBU) が提唱した評価方法。
計算方式は TLCI を流用し、実際に使用する 2 種類の光源間に対して、分光特性の整合性を数値で表したものです。
テレビ用照明器具間の整合性を評価する指標（TLMF) です。

Hue

色相のことで赤・黄・緑・水色・青・赤紫の色違いを表す指標。表示は角度と
なります。

Sat
（Saturation)

彩度のことで色の鮮やかさを表す指標。0% ～ 100% で表され、0% は無彩色、100% で彩度が最大となります。

HSI 色空間色相（Hue）、彩度（Saturation）、輝度（ Intensity）の略で 3 つの成分からなる色空間。
C-800 では光源測定のため、輝度 50% での色相と彩度を表示します。

HSV 色空間

色相 (Hue)、彩度 (Saturation)、明度 (Value) の略で３つの成分からなる色空間。
C-800 では光源測定のため、明度 100% での色相と彩度を表示します。

白色点

色度図で色空間の基準となるの座標のことです。

187

9. 付録 ●䛤ཧ⪃
LBi（LB 指数補正量）は、基準色温度（Target）と実際の測定値の差分を補正量としてあらわします。CCi（CC 指数補正量）と CC#（CC フィルター番号）は、
黒体放射に対してどれだけズレているかの補正量をあらわす数値です。従来機
種の C-700 や C-500、その他の撮影用カラーメーターに搭載されていたフィル
ムモードでは、LBi、CCi や CC# の数値は、実際の照明フィルターやカメラフィ
ルター（LBlf：LB 照明フィルター、LBcf：LB カメラフィルター、または CClf：
CC 照明フィルター、CCcf：CC カメラフィルター）と関連付けられていまし
たが、昨今の産業用のスペクトロメーターやデジタルモードでは、LBi、CCi やCC# の数値は、実際の照明フィルターやカメラフィルター（LBlf、LBcf、CClf、CCcf）とは関連性がありません。これは、照明フィルターやカメラフィルター
がフィルム時代に設計されたものであり、その分光感度が青、緑、赤色成分が独立しているフィルムの感度特性に合わせた設計になっているためです。そのため LBi や CCi（CC#）は、計算式を用いて簡単に算出する事ができました。しかしながら、人間の目の感度特性と等しいデジタルモードでは、緑色と赤色成分の感度特性の重なりが多くなっています。この事により、LBi、CCi や CC# の値は、照明フィルターやカメラフィルター番号とは直接の関連性がありません
ので、基準色温度に合わせる為には LB フィルターと CC フィルターの両方を同時に使います。
フィルム感度

人間の目の感度1889. 付録 ●9-2

フィルターの種類

C-800 で得たフィルターをカメラ側で設定した場合、一般に光量が低下します。
単体露出計の露出値からこの低下分をカメラ側で補う場合は、下表の露出段数を参考にして露出を決めることができます。なお、照明フィルターを使用する場合は、
既に光量のおちた状態の光をメーターで測定しているため、露出補正は必要ありません。

■ コダックWRATTEN 2 ／ LEEフィルター［カメラフィルター］

アンバー系

ブルー系

フィルター番号

露出増加段数（+EV）

フィルター番号

露出増加段数
（+EV）

81

1/3

82

1/3

81A

1/3

82A

1/3

81B

1/3

82B

2/3

81C

1/3

82C

2/3

81D

2/3

80D

2/3

81EF

2/3

80C

1

85C

1/3

80B

1 2/3

85

2/3

80A

2

85B

2/3
マゼンタ系

グリーン系

フィルター番号

露出増加段数（+EV）

フィルター番号

露出増加段数（+EV）

CC025M

0CC025G

0

CC05M

1/3

CC05G

1/3

CC10M

1/3

CC10G

1/3

CC20M

1/3

CC20G

1/3

CC30M

2/3

CC30G

2/3

CC40M

2/3

CC40G

2/3

CC50M

1

CC50G

2/3

189

9. 付録 ●■ 富士フイルムフィルター［カメラフィルター］
アンバー系

ブルー系

フィルター番号

露出増加段数（+EV）

フィルター番号

露出増加段数
（+EV）

LBA-1

0

LBB-1

0

LBA-2

1/3

LBB-2

1/3

LBA-3

1/3

LBB-3

1/2

LBA-4

1/3

LBB-4

2/3

LBA-6

2/3

LBB-6

2/3

LBA-8

2/3

LBB-8

1

LBA-12

2/3

LBB-12

1 2/3

LBA-161

LBB-162

LBA-201

LBB-20

2 1/3

マゼンタ系

グリーン系

フィルター番号

露出増加段数（+EV）

フィルター番号

露出増加段数（+EV）

CC-1.25M

0CC-1.25G

0CC-2.5M

0CC-2.5G

0

CC-5M

1/4

CC-5G

1/3

CC-7.5M

1/3

CC-7.5G

1/3

CC-10M

1/3

CC-10G

1/2

CC-20M

1/2

CC-20G

2/3

CC-30M

2/3

CC-30G

2/3

CC-40M

2/3

CC-40G

1

CC-50M

1

CC-50G

1 1/3

190

9. 付録 ●■ LEE［照明フィルター］（

フィルター番号

フィルター名色温度（K）

L218

1/8 CTB

3200

→

3400

L203

1/4 CTB

3200

→

3600

L202

1/2 CTB

3200

→

4300

L281

3/4 CTB

3200

→

5000

L201

FULL CTB

3200

→

5700

L283

ONE AND 1/2 CTB（1.5 CTB）

3200

→

8888

L200

DOUBLE CTB

3200

→

26000

L223

1/8 CTO

6500

→

5550

L206

1/4 CTO

6500

→

4600

L205

1/2 CTO

6500

→

3800

L285

3/4 CTO

6500

→

3600

L204

FULL CTO

6500

→

3200

L286

ONE AND 1/2 CTO（1.5 CTO）

6500

→

2507

L287

DOUBLE CTO

6500

→

2147

フィルター番号

フィルター名CC フィルター相当

L278

1/8 PLUS GREEN（1/8 PLUS G）

CC 035 GreenL246

1/4 PLUS GREEN（1/4 PLUS G）

CC 075 GreenL245

1/2 PLUS GREEN（1/2 PLUS G）

CC 15 Green

L244

FULL PLUS GREEN（PLUS GREEN）

CC 30 GreenL279

1/8 MINUS GREEN

CC 035 Magenta

L249

1/4 MINUS GREEN

CC 075 Magenta

L248

1/2 MINUS GREEN

CC 15 Magenta

L247

FULL MINUS GREEN

CC 30 Magenta）カッコ内は C-800 での表示

191

9. 付録 ●■ ROSCO CINEGEL［照明フィルター］（

フィルター番号

フィルター名色温度（K）

R3216

1/8 CTB

3200

→

3300

R3208

1/4 CTB

3200

→

3500

R3206

1/3 CTB

3200

→

3800

R3204

1/2 CTB

3200

→

4100

R3203

3/4 CTB

3200

→

4700

R3202

FULL CTB

3200

→

5500

R3220

DOUBLE CTB

2800

→

10000

R3410

1/8 CTO

5500

→

4900

R3409

1/4 CTO

5500

→

4500

R3408

1/2 CTO

5500

→

3800

R3411

3/4 CTO

5500

→

3200

R3407

FULL CTO

5500

→

2900

R3420

DOUBLE CTO

10000

→

2400

フィルター番号

フィルター名CC フィルター相当

R3317

1/8 PLUS GREEN（1/8 PLUS G）

CC 035 GreenR3316

1/4 PLUS GREEN（1/4 PLUS G）

CC 075 GreenR3315

1/2 PLUS GREEN（1/2 PLUS G）

CC 15 Green

R3304

PLUS GREEN

CC 30 GreenR3318

1/8 MINUS GREEN（1/8 MINUS G）

CC 035 Magenta

R3314

1/4 MINUS GREEN（1/4 MINUS G）

CC 075 Magenta

R3313

1/2 MINUS GREEN（1/2 MINUS G）

CC 15 Magenta

R3309

3/4 MINUS GREEN（3/4 MINUS G）

CC 22.5 Magenta

R3308

MINUS GREEN

CC 30 Magenta）カッコ内は C-800 での表示

192

9. 付録 ●■ ROSCO E-COLOUR+［照明フィルター］（

フィルター番号

フィルター名色温度（K）

E218

1/8 CTB

3200

→

3400

E203

1/4 CTB

3200

→

3600

E202

1/2 CTB

3200

→

4300

E281

3/4 CTB

3200

→

5000

E201

FULL CTB

3200

→

5700

E283

ONE AND 1/2 CTB（1.5 CTB）

3200

→

8900

E200

DOUBLE CTB

2800

→

10000

E223

1/8 CTO

Daylight

→

5300

E206

1/4 CTO

Daylight

→

4600

E205

1/2 CTO

Daylight

→

3800

E285

3/4 CTO

Daylight

→

3500

E204

FULL CTO

Daylight

→

3200

E286

ONE AND 1/2 CTO（1.5 CTO）

Daylight

→

2507

E287

DOUBLE CTO

Daylight→

2120

フィルター番号

フィルター名CC フィルター相当

E278

1/8 PLUS GREEN

CC 035 GreenE246

1/4 PLUS GREEN

CC 075 GreenE245

1/2 PLUS GREEN

CC 15 Green

E244

FULL PLUS GREEN

CC 30 GreenE279

1/8 MINUS GREEN

CC 035 Magenta

E249

1/4 MINUS GREEN

CC 075 Magenta

E248

1/2 MINUS GREEN

CC 15 Magenta

E247

FULL MINUS GREEN

CC 30 Magenta）カッコ内は C-800 での表示

193

9. 付録 ●

9-3

仕様

形式
●

CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター

照度計の階級●JIS C 1609-1:2006 一般形 A 級照度計に準拠

受光方式
●

入射光式

受光部
●

白色拡散板（固定）測定範囲●0.5m ～∞

受光素子●

CMOS リニアイメージセンサー

128 画素測定波長範囲
●380nm ～ 780nm

スペクトル波長幅●

約 11nm（半値幅）

測定方式
●

●

●

測定モード

測定タイプ
表示モード

・定常光

定常光モード・フラッシュ光

シンクロコードを用いて測定（接続モード）
シンクロコードなしで測定（コードレスモード）・測色

等色関数近似による色温度測定（相関色温度）

・照度

JIS C1609-1:2006 一般型 A 級照度計に準拠

・測色

テキストモード、スペクトルモード
スペクトル比較モード、CRI モード
CRI 比較モード、TM-30 モード、
SSI モード、TLCI/TLMF モード、
フィルター（カメラ / 照明）モード、多灯比較モード、ホワイトバランス補正モード194

9. 付録 ●測定範囲
色温度測定時の ・定常光
明るさ・フラッシュ光5lx ～ 200,000lx

●

照度

・定常光

1lx ～ 200,000lx●

露光量・フラッシュ光

レンジ L：20lx･s ～ 640lx･s
レンジ H：580lx･s ～ 20,500lx･s

●

相関色温度

・定常光

1,600K ～ 40,000K

・フラッシュ光

4,000K ～ 10,000K(20ls･s ～ 20,500ls･s、380nm ～ 780nm)
2,500K ～ 4,000K、10,000K ～ 40,000K(20ls･s ～ 10,200ls･s、400nm ～ 700nm)

・CRI
・TM-30Ra, R1 ～ R15 -100.0 ～ 100.0
Rf 0 ～ 100
Rg 0 ～ 200
SSI 0 ～ 100
Qa 0 ～ 100⊿ Qa 0 ～ 100(5lx ～ 200,000lx)

●

●

演色評価

・SSI
・TLCI-2012
・TLMF-2013

20lx･s ～ 20,500lx･s●

色度座標 x,y・CIE1931

0.0000 ～ 1.0000(5lx ～ 200,000lx)

●

Hue

・HSV
・HSI

0°
～ 359°
0°～ 359°(5lx ～ 200,000lx)●

Saturation

・HSV
・HSI

0% ～ 100%0% ～ 100%(5lx ～ 200,000lx)

確度
●

照度

指示値の± 5％ ± 1digit（JISC1609-1:2006 一般型 A 級照度計に準拠）●

色温度± 4MK-1（A 光源、800lx）

195

9. 付録 ●繰り返し性（2 σ）●

照度

1％＋ 1digit（A 光源、30lx ～ 200,00lx）、
5％＋ 1digit（A 光源、1lx ～ 30lx）●

色温度

2MK-1（A 光源、500lx ～ 100,000lx）
4MK-1（A 光源、100lx ～ 500lx）
8MK-1（A 光源、30lx ～ 100lx）
17MK-1（A 光源、5lx ～ 30lx

レンジ L/ レンジ H の切り換え●± 8MK-1

色温度誤差

可視域相対分光
応答度特性
●

f1‛

9％以下（JIS C1609-1:2006 一般型 A 級照度計に準拠）

斜入射光特性●f2

6％以下（JIS C1609-1:2006 一般型 A 級照度計に
準拠）

温度特性
●

照度

指示値の± 5％（JIS C1609-1:2006 一般型 A 級
照度計に準拠）●色温度± 12MK-1（A 光源、1000 lx）

湿度特性
●

照度

指示値の± 3％（JIS C1609-1:2006 一般型 A 級
照度計に準拠）●色温度± 12MK-1（A 光源、1000lx）

表示範囲
●

●

基準色温度の設定
LB 指数

2,500K ～ 10,000K-1・1MK ステップ-500MK-1 ～ +500MK-1

・1daMK-1 ステップ 少数無し：-50daMK-1 ～ +50daMK-1
・0.1daMK-1 ステップ 少数有り：-50.0daMK-1 ～ +50.0daMK-1
●

CC 指数

・80G ～ 80M

●

照度

・定常光

1lx ～ 200,000lx（上位 3 桁有効）●

露光量

・フラッシュ光

レンジ L：20lx･s ～ 640lx･s
レンジ H：580lx･s ～ 20,500lx･s

196

9. 付録 ●●シャッター速度 ・フラッシュ光

1 秒～ 1/500 秒（1、1/2、1/3 ステップ）
他 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400 秒設定可能

●

演色評価

Ra, R1 ～ R15 -100.0 ～ 100.0
Rf 0 ～ 100
Rg 0 ～ 200
SSI 0 ～ 100
Qa 0 ～ 100⊿ Qa 0 ～ 100(5lx ～ 200,000lx)

・CRI
・TM-30・SSI
・TLCI-2012
・TLMF-2013●

色度座標 x,y・CIE1931

0.0000 ～ 1.0000(5lx ～ 200,000lx)

●

Hue

・HSV
・HSI

0°
～ 359°
0°～ 359°(5lx ～ 200,000lx)●

Saturation

・HSV
・HSI

0% ～ 100%0% ～ 100%(5lx ～ 200,000lx)

その他の機能●プリセット設定機能

・プリセット No.1 ～ 19

●

本体設定

・11 項目設定可能●

メモリー機能・99 回まで可能●

メモリークリアー・リコール編集機能●

測定範囲外及び表示範囲外 ・[Under] アンダー、[Over] オーバーまたは [Filter N/A]（表示範囲外）の警告表示●

電池残量表示機能・4 段表示●自動電源オフ機能

・最終操作後約 20 分、約 10 分、約 5 分、なしから選択可能●

液晶バックライト（EL）

・明るさは明るい、普通、暗いから選択可能
・減灯時間は最終操作後約 20 秒、40 秒、60 秒、減灯しないから選択可能●

タッチパネルロック機能

・本体のメニューボタン❻を 3 秒間押し続けると、ロツ
クとロックの解除が可能●

三脚用ネジ穴付き

・1/4in、20 山

197

9. 付録 ●使用液晶●

液晶表示画素数・4.3 インチ QVGA

480 × 800 ドット

推奨電池
●

単三形電池

・1.5 V × 2 本 アルカリ、マンガン●USB 接続によるバスパワー ・5 V/500 mA 以下（パソコン接続時に USB ケーブルより供給）

使用周囲温度●-10 ℃～ 40 ℃（但し、結露しない事）

使用周囲湿度●

85 ％ RH 以下（35 ℃のとき）（但し、結露しない事）

輸送保管条件●-10 ℃～ 60 ℃（但し、結露しない事）

寸法●

約 73（幅）× 183（高さ）× 27（厚さ）mm（受光部含まず）（最大厚さ 40 mm）

質量●

約 230 g（電池含まず）

標準付属品
●

ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書※この使用説明書に記載の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

198

9. 付録 ●9-4

法的要求事項■ 法的要求事項
本製品は下記の法的順守事項に準拠しています。
仕向け地
欧州

規格
CE

詳細
Safty

EN 60950-1
EN 62368-1

EMC

EMS：EN 55024
EMI ：EN 55032

環境関連

WEEE（欧州）
RoHS
REACH

北米

FCC

EMC

FCC Rules Part15 SubpartB 2014 ClassB

IC

EMC

ICES-003 ClassB

日本

環境関連

中国

環境関連

韓国

KC

容器包装リサイクル法
中国 RoHSEMC

KN 11
KN 61000-6-1

199

10. 別売アクセサリー

10. 別売アクセサリー ●■ シンクロコード

長さ 5 m のコードは 3 つのプラグを持ち、カラーメーター、フラッシュとカメラを接続同調させることができますので、撮影する時にもコードを差し換える必要がなく便利です。
また、シンクロコードのカラーメーター側の接続端子（オス）は、抜け防止用にロック機構がついています。
（カラーメーター側オス端子 1 個－オス端子 1 個・メス端子 1 個）

200

11. トラブルシューティング

11. トラブルシューティング ●次のような場合は故障ではないことがありますので、修理をご依頼される前にもう一度ご確認ください。下記の点検をしても正常に動作しない場合は、本機の故障の可能性があります。電池を取り外して購入先または弊社まで修理をご依頼ください。
状態

パワーオンしない（表示しない）

点

検

項

目

電源ボタンを 1 秒以上長押しして
いますか？

対

処

方

法

電源ボタンを 1 秒以上長押ししてください。

電池は⊕⊖が正しく入っています ⊕⊖表示を確認してください。
か？
（ P4）
電池の容量はありますか？

電池を交換してください。（ P10）電池の端子が汚れていませんか？

乾いた布で拭いてください。

電池は指定の製品が入っています
か？

電池を確認してください。（ P4）液晶が反応しない

画面のロックが設定されていませんか？

メニューボタン 6 を長押しして画面のロックを解除してください。
（ P19）USB バ ス パ ワ ー で測定できないときがある。

C-800 ユーティリティと本体が通信中ではありませんか？

C-800 本体の液晶画面に USB アイコンが出ている場合はユーティリティと通信中です。通信が終わるまでお
待ちください。またユーティリティ
でメモリーデータ管理画面を開いているときは常に通信中となりますので、本体をバスパワーで使う場合には画面を閉じてお使いください。

測定値がおかしい

光量切り換えリング❷が中間位置になっていませんか？配光特性が変わり適正な測定ができません。

カチッと音がするまで光量切り換え
リング❷を回してください。

不必要な補正やフィルター補正が設定されていませんか？

Target（基準色温度）を確認し、設定が間違っていないか確認してください。（ P26）
プリセット色温度を確認し、設定が間違っていないか確認してください。（ P162）201

11. トラブルシューティング ●状

態

測定値がおかしい

点

検

項

目

対

処

方

法

測定モードを間違っていませんか？
（フラッシュ光なのに定常光モードで測定している、など）

正しい測定モードを選択しているかどうか確認してください。（ P22）

フラッシュ光コードレスモードで測定するときにフラッシュのプリ
発光機能を使用していませんか？

フラッシュ光コードレスモードでは、最初のプリ発光を測定してしまい、
本発光の測定値を表示できない場合があります。フラッシュのプリ発光機能を解除してください。

分光式カラーメータ ー の 設 定 値・ 測
定値がカメラの設
定にない

カメラのシャッター速度や絞りの設定のステップと分光式カラーメーターのシャッター速度や絞りの設定ステップは合っていますか？

分光式カラーメーターと同じく、カメ ラ は 1/3 ス テ ッ プ、1 ス テ ッ プ、
1/2 ステップなどの選択ができるもの が あ り ま す。 分 光 式 カ ラ ー メ ー
ターのステップをカメラのステップに合わせてください。（シャッター
速度ステップ）（ P130）

メモリーできない

差分測定モードになっていませんか？

モニター機能が有効になっているとメモリー機能は使用できません。
モニター機能を解除してください。

メモリーボタンを押したときに「Memory Full」 と 出 て い ま せ ん
か？

メモリーできる回数は最大 99 回までです。
必要のないメモリー値をクリアーしてから使用してください。

ブ ル ー LED で ス ペクトルグラフが出ない

測定する光源の光量は十分ありま
すか？

光量が不足している場合は測定したい光源の出力を上げて、測定してください。
スペクトル半値幅が狭い LED では測定に必要な光景を得られない場合があります。

受光部❶にガタつ
きがあります光量切り換えリング❷を回したと
き、スムースに回転していますか？
受光部はスムースに上下していますか？

ワンタッチでダーク補正、光量切り換えを行うのに必要なガタつきのた
め故障ではありません。
光球切り換えリング❷の回転、受光部❶の上下動作に異常がある場合は故障の可能性がありますのでお問い
合わせください。

レ ン ジ H/L を 切 り
替えたさい測定値に差が出る

光量切り換えリング❷を回したと
き、スムースに回転していますか？
受光部はスムースに上下していま
すか？

光量切り替えリングが中途半端な位
置では測定値が正しくなりません。
位置を確認してください。測定した値が±８MK-1 以内が製品保証範囲となります。

202

11. トラブルシューティング ●

状

態

点

検

項

目

対

処

方

法

タッチスクリーンを押下したときに感度が悪い

タッチパネルの認識する座標位置がズレていませんか？

本使用説明書の「8-1 タッチパネル
調整の調整」（ P177）の手順に従って、調整を行ってください。
なお、本製品は誤動作を少なくする
ため、一般的にスマートフォンなどで使われている静電方式ではなく、抵抗膜方式のタッチパネルを使用しておりますので、反応しにくいとき
は爪先でタッチしてみてください。

測光時間が長いときがあります間違えてレンジ H で定常光を測定していませんか。

定常光では、レンジ L で測定してください。レンジ H で測定をするとND フィルターによる光量が落ちてしまい、測定時間が長くなります。
本製品は分光式のセンサーを使用しているため、測定する照度により、測定値が表示されるまでの時間が 1秒～ 15 秒と変化いたします。

20312. アフターサービスについて ●12. アフターサービスについて※弊社の製品には一定の期間内無償修理をお引き受けする保証書があります。記載
事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

■ 保証期間などについて
1. 保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。
2. 保証書にお買い上げ日および販売店名のないものは保証の対象になりませんので、必ずお確かめください。
3. 保証期間内でも有償修理となる場合もありますので、保証書の記載事項をお確かめください。
4. 保証期間経過後の修理は有料となります。また、運賃諸掛りはお客様にご負担願います。

■ 補修用部品の保有期間などについて
1. 補修用性能部品は、製造打ち切り後 7 年間を目安に保有しております。したがって、本期間を過ぎますと修理をお引き受けできないことがあります。
2. 修理完了品には、弊社の修理納品書が発行されますのでお確かめください。
3. 修理可能期間内でも浸冠水、強度のショックその他損傷のいちじるしいもので、修理後の機能維持に問題が残ると思われますものにつきましては、修理不可能となる場合があります。

■ 修理ご依頼にあたって
1. 修理品につきましては、故障内容を、またご指定の修理箇所があります場合には、その指定箇所をできるだけ具体的にお申し出ください。ご指定のない場合には、各部点検をはじめ品質的、性能的に必要と認められるすべてのところを検査・調整・修理することになり、修理料金が加算される場合がありますのでご留意ください。
2. 修理をご依頼されたものの中には単に電池を交換するだけで正常に作動する「故障していないもの」が見受けられます。電池の容量低下、（＋）（－）の逆、定格違いなどについて、よくお確かめください。
3. 分解や改造（ソフトウェアを含む）による故障および損傷、または分解や改造された痕跡がある場合は修理をお断りしています。

■ お問い合わせについて
本製品の保証、修理、使い方などのお問い合わせは弊社営業部門にご相談ください。

䛤ཧ⪃
万一、製造上の不備で生じた不都合につきましては現品をもって保証させていただきます。
それ以外の責任は負いかねます。

204〒 178-8686

東京都練馬区大泉学園町 7-24-14
TEL 03-3978-2366 FAX 03-3922-2144
https：//www.sekonic.co.jp
JT8097564
March 2023