AC リーククランプメータ CM4002, CM4003
AC LEAKAGE CLAMP METER CM4002, CM4003

漏電トラブルを早期解決

漏電探査をスマートに！
より高精度に！

MAX
φ 40 mm

φ 40 mm
AC A: 0.060 mA 〜 200.0 A
CAT Ⅳ 300 V(CM4002)
CAT Ⅲ 600 V
CAT Ⅲ 300 V (CM4003)

間欠漏電を手軽に見える化

ワイヤレスアダプタ Z3210（別売）と組み合わせて無線通信に対応。
各ブレーカーに仕掛けた CM4002, CM4003 の記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。

Z3210装着時

ワイヤレスアダプタZ3210

2lutionosw
Ne

漏電探査の高効率化新提案

ワイヤレスアダプタZ3210 + CM4002, CM4003※1 × HIOKI無償アプリ「GENNECT Cross」で、漏電探査の高効率化を実現※1 CM4001も対応

×

ワイヤレスアダプタZ3210（別売）Z3210
Web サイトへ

いつ発生するかわからない

直ちに、確実に対応しなければならない

定常漏電の探査には写真図面機能

測定場所と測定値をセットで記録。
素早く確実に探査漏電箇所を特定！

STEP 1

写真撮影

測定現場の写真を撮影する。

間欠漏電の探査にはイベント記録機能

内部メモリにイベント情報（時刻と電流値）を記録。
タブレットでデータを回収して漏電の有無を確認！

STEP 1

設定

・各系統にクランプメータを設置
・タブレットから記録条件（しきい値※2、記録時間）を設定し、イベント記録スタート※2 検出したい漏洩電流値

STEP 2

測定・記録各系統の漏れ電流を順番に測定。タブレットの画面上で測定箇所をタップし、測定値を記録。

STEP 2

監視・記録（リーククランプを設置）

記録 ※3

・漏電発生時刻・漏電停止時刻・最大電流値

STEP 3

記録中はタブレットとの接続不要※3 記録時間：最大30日（電池駆動時は電池寿命に制限されます。CM4003のみ外部電源による駆動ができます）
イベント記録件数：最大999件（CM4002, CM4003のみ。CM4001は99件です）

漏電箇所の発見

上流から下流に向かってSTEP 1〜STEP 2を繰り返し行ない、漏電箇所を特定。
さら に 、記 録 した
データはその 場でP D Fレポート出力が可能。

STEP 3

データ回収・確認

GENNECT Crossでデータをインポート

最大電流値

漏電発生時刻

配線の密集する下流の分電盤などの測定にACリーククランプメータ
CM4001¥37,000（税抜き）

製品情報サイト

漏電停止時刻STEP 4

漏電箇所の発見

STEP 2〜STEP 3を繰り返し行ない、漏電箇所を特定。

3

高精度・高信頼性の漏れ電流測定

IEC/EN 61557-13 準拠

新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出○ コアとシールドに高透磁率磁性材料を使用

コア○ 均一巻線構造でCTセンサを構成

シールド

リーククランプの国際規格”IEC/EN 61557-13”の性能基準に準拠。高精度・高信頼性の測定が可能です。

巻線POINT

1. ジョー内の測定感度が均一

クランプした際に、電線がジョー内のどの位置にあっても、同じ感度で検出。

2 . 外部磁界の影響を受けにくい
高透磁率磁性材料のシールドが、周辺環境からの磁界をブロック。

3. 高周波電流の影響をカット

ローパスフィルタで、インバータ機器などによる高周波の容量性漏れ電流をカット。

〜

電線

高周波の容量性漏れ電流

漏れ電流

対地間絶縁抵抗

対地間容量

12

往復電線の位置による影響※110642050% 低減

8640CM4002, CM4003

フィルタ：OFF
フィルタ：ON100

1k0-2-4-6-82

従来製品

フィルタ特性
21045% 低減

8

漏電ブレーカに近似した周波数特性で漏れ電流を測定できます。

外部磁界による影響※212

影響量［%］

影響量［%］

外部磁界の影響を受けにくいため、微小な漏れ電流を正確に検出できます。

Gain［dB］

電 線 位 置の 影 響を受けにくいため、零相電流も正確に測定できます。

インバータ電線ブレーカー

感度が均一

従来製品

CM4002, CM4003※1 60A の負過電流が流れる往復電線において 20mA の漏れ電流を測定した場合の代表値-1010

Frequency［Hz］

10k※2 400A/m の外部磁界中において 20mA 漏れ電流を測定した場合の代表値

CM4002, CM4003 共通の特長
漏れ電流測定から負荷電流測定までワイドに測定○ 保守・点検業務や電気工事など、幅広い電流測定アプリケーションに対応○ 6.000 mA〜200.0 Aまでの6レンジを搭載、15 Hz〜2 kHzまでの周波数帯域測定を快適にする便利機能○ コンパレーター機能で良否判定の時間短縮。しきい値を設定し、判定結果を音と光で知らせます○ 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面○ AUTO HOLD機能で測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます

CM4003 だけの便利機能

CM4002, CM4003 機能比較

出力機能（波形/RMS）

CM4002

記録計と組み合わせて波形や変動を記録。

外部電源機能ACアダプタ※3を使った長時間連続測定。
USB BU S
POWE ROUTPUT

Memory Hicorder

CM4003

CONNECTION
CABLE L9097

USBcable

AC ADAPTER
Z1013（※ 3 別売り）

CM4003

測定カテゴリCAT Ⅳ 300 V
CAT Ⅲ 600 V

CAT Ⅲ 300 V

出力機能-○RMS（実効値出力）
WAVE（波形出力）

外部電源機能-○AC アダプタ Z1013（別売）対応一般仕様 （確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 , 製品保証期間 3 年）
交流測定方式機能
使用温度範囲使用湿度範囲（結露しないこと）

保存温度範囲電源

CM4002

真の実効値方式 （True RMS）

CM4003

最大 / 最小 / 平均 / 波高値最大 / 波高値最小値の表示 , ロー
パスフィルタ機能（180 Hz ± 30 Hz で -3 dB）, 表示値ホー
ルド , オートホールド , バックライト , オートパワーセーブ , ブ
ザー音 , イベント件数表示 , コンパレータ , 簡易イベント記録 ,突入電流測定-10℃〜 65℃

-10℃ 〜 40℃ 80% rh 以下
40℃ 〜 45℃ 60% rh 以下
45℃ 〜 65℃ 50% rh 以下

CM4002連続使用時間寸法・質量64W × 233H × 37D mm, 400 g

測定可能導体径

φ 40 mm

防塵防水性

IP40（ジョーを閉じた状態）

使用場所

ジョー寸法

単 3 形アルカリ乾電池（LR6）
単 3 形アルカリ乾電池（LR6）× 2, ACアダプタ Z1013（DC×25 V, 2.6 A）

準拠規格

ゼロ表示範囲対地間最大定格電圧

交流電流

レンジ

分解能

6.000 mA

0.001 mA

60.00 mA
600.0 mA
6.000 A
60.00 A
200.0 A

0.01 mA
0.1 mA
0.001 A
0.01 A
0.1 A

測定確度
15 Hz ≦ f < 45 Hz
45 Hz ≦ f ≦ 400 Hz
400 Hz < f ≦ 2 kHz± 1.0%rdg ± 0.005 mA± 2.0%rdg ± 0.005 mA± 1.0%rdg ± 0.05 mA± 2.0%rdg ± 0.05 mA± 1.0%rdg ± 0.5 mA± 2.0%rdg ± 0.5 mA± 1.0%rdg ± 0.005 A± 2.0%rdg ± 0.005 A± 1.5%rdg ± 0.05 A± 2.0%rdg ± 0.05 A± 1.5%rdg ± 0.5 A± 2.0%rdg ± 0.5 A

5回/秒

外部磁界の影響4 mA 以下（AC 400 A/m, 50 Hz/60 Hz の外部磁界において）

周波数測定

AC 300 V( 測定カテゴリⅣ )AC 600 V( 測定カテゴリⅢ )出力項目表示更新レート

クレストファクタ

A タイプ電流センサ

AC 300 V( 測定カテゴリⅢ )出力仕様（CM4003 のみ）

0.060 mA ～ 200.0 A
5 カウント以下

75W × 20D mm

IEC/EN 61557-13：Class2, ≦ 30 A/m

測定仕様（CM4002, CM4003 共通）
確度規定範囲屋内使用 , 汚染度 2, 高度 2000 m まで

安全性：EN 61010
EMC： EN 61326

適合規格-30℃〜 70℃

CM4003

約 48 時間（Z3210 未装着時）
約 30 時間（Z3210 装着時 , 無線通信）

RMS（実効値出力）, WAVE（波形出力）
RMS

出力レベル
WAVE
RMS
出力確度

WAVE

3（200.0 A レンジ以外）, 1.5（200.0 A レンジ）
15.0 Hz ～ 2000 Hz

RMS

出力応答WAVE

DC 600 mV/ f.s.
（200.0 A レンジ以外）
DC 200 mV/ f.s.
（200.0 A レンジ）
AC 600 mV/ f.s.
（200.0 A レンジ以外）
AC 200 mV/ f.s.
（200.0 A レンジ）
± 1.0% rdg ± 5 mV
（表示カウントに対して）± 3.0% rdg ± 10 mV（45 Hz ～ 400 Hz）± 5.0% rdg ± 10 mV（15 Hz ～ 45 Hz, 400 Hz 〜 2 kHz）
更新レート：5 回 / 秒

周波数帯域 :15 Hz ～ 15 kHz（± 3 dB 以内）

価格・同梱品

製品名：AC リーククランプメータ CM4002, CM4003

形 名（発注コード）

CM4002
CM4002-90
CM4003
CM4003-90

価格

CM4002 + Z3210 のセット
CM4003 + Z3210 のセット

¥ 50,000（税込 ¥ 55,000）¥ 62,000（税込 ¥ 68,200）¥ 60,000（税込 ¥ 66,000）¥ 72,000（税込 ¥ 79,200）

CM4002（-90）, CM4003（-90）共通

CM4003（-90）のみ

製品本体

接続ケーブル L9097

携帯用ケース C0203

USB ケーブル

取扱説明書・使用上の注意

単 3 アルカリ乾電池（LR6）× 2

接続ケーブル L9097
1.5 m

USB ケーブル
1.0 m

オプション

CM4003用

ワイヤレスアダプタ Z3210
Bluetooth® 無線通信機能追加用￥12,000（税込 ¥13,200）

CM4003用

携帯用ケース C0203

変換アダプター 9704

AC アダプター Z1013￥2,500（税込 ¥2,750）￥2,000（税込 ¥2,200）￥12,000（税込 ¥13,200）

外形寸法：135W×265H×65D mm

受け:BNCメス, 出力: バナナオス

DC 5 V, 2.6 A

CM4003用

接続ケーブル L9097

1.5 m, 出力端子:BNC, 電源端子:USB-C￥4,000（税込 ¥4,400）

Bluetooth®ワードマーク およびロゴはBluetooth SIG inc.の登録商標であり、日置電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2021 年 2 月 24 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
CM4002_CM4003J3-12E
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。