MAGMAX®

EGM1100C

一体形電磁流量計
概要MAGMAX® EGM1100C は PFA ライニング検出部 EGS1000 と変換部 EGC100 を組み合わせたローコスト・ハイパフォーマンス一体形電磁流量計です。
自己診断機能の充実により、空検知機能、検出部のモニタリング機能等を装備しています。
ライニングには高品質 PFA、電極にはハステロイ C を採用し、口径®

10 〜 150mm の 8 サイズをラインアップしています。
上水・排水はもとより、薬液などのアプリケーションにも幅広くご使用いただけます。

特長❑		補強プレート入り高品質無着色 PFA ライニングを採用。		高耐食性、耐摩耗性、耐浸透性を実現。
❑		高精度 指示値の ±0.5%❑		ハイスピード信号処理により、高速応答を実現。バッチプロセスや脈動流に対応。
❑		拡張できる励磁方式を採用し、スラリーなど流体ノイズの多いアプリケーションにも対応。
❑		表示部には、LCD（バックライト付き）を採用し、1 〜 3 行表示など多彩な表示が可能。
❑		クイックセットアップ機能を搭載して、流量レンジ、パルスレー

標準仕様
一般仕様
● 励磁方式：		 矩形波励磁● 口径：		 10、15、25、40、50、80、100、150 mm● 測定範囲： 流速		 最小：0 〜 0.3m/s

トなどの変更にも容易に対応。				 最大：0 〜 12m/s		また、変換部カバーを外さずにプッシュボタンにより設定変更が				 流量		 最小：0 〜 0.085m3/h可能。
❑		パルス出力は 10kHz の高速化を実現。短いバッチプロセスにも対						 ( 口径 10mm の最小値 )応可能。
❑		正逆測定、２重レンジ、状態出力（流量警報等）を標準装備。						 最大：0 〜 763m3/h						 ( 口径 150mm の最大値 )● 保護等級：		 IP66 / 67（IEC 60529）● 本体材質		 測定管：		 ステンレス鋼（SS304）		 検出部ハウジング ：		 口径 10 〜 40mm；鋳鉄（＊1）
					 口径 50 〜 150mm；炭素鋼（＊ 1）		 変換部ハウジング ：		 アルミニウム合金（＊ 1）		 変換部カバー：		 アルミニウム合金（＊ 1）		 表示器防水シート ：		 ポリエステル
防食塗装

（＊ 1）

● 接液部材質		 ライニング：		 PFA		 電極：		 ハステロイ C 22		 アースリング：		 ステンレス鋼（SS316）〔標準〕®

		 アースリングシール ：		 フッ素ゴム（口径 10、15mm のみ）（＊2）
				 （＊2）口径 25 〜 150mm のアースリングはシー­­­ル材を使用せず、ライニングのガスケット面で直接シールされます。
● 塗装：		 ポリシロキサンエポキシ樹脂塗装● 塗装色：		 グレー（本体）、ジェードグリーン（変換部カバー）

TG-F2437-J00
初版 2023 11 K

一体形電磁流量計

MAGMAX®
● 配線接続口EGM1100C：		 2×G1/2 めねじ、または 2×1/2 NPT め● 状態出力ねじ、または 2×M20 防水グランド

オープンコレクタ出力					（オプション：G1/2 用防水グランド）		

● 電源					 ON 時残留電圧 1.5V 以下（回路電流：		 AC100 〜 230V（85 〜 253V）

負荷定格		 ： DC32V 以下、100mA 以下、					 DC24V（11 〜 31V）
● 電源周波数：		 48 〜 63Hz（AC 電源）● 消費電力：		 約 8VA（AC 電源）、約 4W（DC 電源）● 周囲温度：		 − 40 〜＋ 65℃（流体温度≦ 120℃）		 10mA 時）					 OFF 時漏れ電流 0.5mA 以下（外部回路		 電圧 24V時）		

出力内容		 ： 以下、主な出力選択					 − 40 〜＋ 70℃（保存）							 1） 状態出力なし〔標準設定値〕● 接地：		 接地抵抗 100 Ω 以下（D 種接地）							 2） 流れ方向判別● プロセス接続：		 ウエハ（配管フランジはさみ込み）接続							 3） オーバーレンジ● 適合フランジ：		 JIS10K/20K 相当							 4） エラー					 ASME クラス 150 / 300 相当					 DIN PN16/40（注）			 JIS20K、ASME ク ラ ス 300 フ ラ ン ジにも取付可能ですが、最大使用圧力は							 5） 流量警報							 6）レンジ判別（2 重レンジ選択の場合）							 7） 空検知● 入出力端子の割付

1.6MPa となります。

端子A（A、A＋／A－）

流体仕様● 温度：		 − 25 〜＋ 120℃

● 圧力：		 0Pa（abs）〜 1.6MPa：		 10 µS/cm 以上● 導電率					（ただし、水の場合は最小 20 µS/cm）

標準設定

設定変更による切替

電流出力

─C（C、C－）

状態出力─

D（D、D－）

パルス出力

状態出力

● ローカットオフ機能：

電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能
設定値		

： 0.0 〜 20.0% FS								 以下、標準設定値

表示・出力仕様					 電流出力、パルス出力；オン 1%、● 表示器		： ドットマトリックス LCD（バックライト		 付き）					 128×64 ピクセル（59×31mm）
		 表示機能		： 最大 2 画面の切り替えで 1 画面に1 〜 3		 行まで表示可能					 表示内容は、瞬時流量、流速、積算流量、		 導電率、コイル温度● 電流出力		： DC4-20mA（Max. 22mA；エラー時振切		 りモード）		 内部電源使用時		 ： 負荷抵抗 750Ω 以下		 外部電源使用時		 ： 外部電圧 DC32V 以下● パルス出力					 オフ 2% FS				 表示器；ローカットなし● 時定数：		 電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能		 設定値		

： 0.0 〜 100.0s					 以下、標準設定値				 電流出力、表示器；4s				 パルス出力；時定数ゼロ● 入出力アイソレーション：		 電源、電極入力、励磁出力、端子 A、端子 C、端子 D の各回路		 間はアイソレーションされています。

： 積算パルス出力（標準設定）と周波数出力のいずれかを選択可能

オープンコレクタ出力		

負荷定格		 ： DC32V 以下、20mA 以下（≦ 10kHz）、		 100mA 以下（≦ 100Hz）					 ON 時残留電圧 1.5V 以下（回路電流		 10mA 時）					 OFF 時漏れ電流 0.5mA 以下（外部回路		 電圧 24V時）		

パルスレート		 ： 2 〜 36,000,000 パルス /h					 （0.00056Hz 〜 10kHz）		

パルス幅		 ： 以下のいずれかを選択可							 1） 自動；フルスケール周波数において			デューティ 50% となるパルス幅							 2） デューティ比固定；常に１: １							 3） 任意設定；0.05 〜 2000ms
ただし、積算パルス出力（標準設定）において１）または２）を選 択した場合、10Hz 未満のパルスレートでは 50msec固定のパルス幅となります。

2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2437-J00

一体形電磁流量計

MAGMAX®

標準機能● 任意単位設定機能

精 度（＊4）： 容積（または質量）単位と時間単位を最大● 表示およびパルス出力		 7 文字で設定し、任意の流量単位で表示

流速 1m/s 以上：指示値の ±0.5％		 可能● 自動ゼロ調整機能： ゼロ調モードで自動ゼロ調整実施（流体		 静止時）
： 流れ方向判別信号を状態出力および電流		 出力にて出力可能● 2 重レンジ測定機能		 レンジ比： 1：20 〜 1：1.25					 （低レンジの設定範囲：高レンジの 5 〜 80%）		 レンジ切換： 自動● 励磁周波数切換機能

標準モード： 1/6× 電源周波数		 特殊モード： 1/50 〜 1/2× 電源周波数（＊3）● 自己診断機能： 以下、主なエラーメッセージ		 機能診断

： コイル断線、CPU、メモリー、ソフトウェ		 ア、出力モジュール、出力接続		 状態診断

： 空検知、オーバーレンジ、カウンタオー		 バーフロー、停電検知● 停電補償機能： EEPROM（不揮発性メモリー）により機		 能設定データおよび積算値を 10 年以上		 保持● テスト機能： 電流、パルス、状態出力の模擬出力機能		 を内蔵		 電流出力テスト： 0.0 〜 22.0mA まで任意出力		 パルス出力テスト ： 1Hz 〜 10kHz まで任意出力		 状態出力テスト＋流速誤差 ± 0.001m/s
2.0
1.5
1.00.50.00

12
流速（m/s）

312● 電流出力：表示・パルス出力精度に ±0.01mA を付加（＊ 4） 基準条件			

流体			 ： 水						流体温度			 ： 10 〜 30℃
導電率			 ： 150 µS/cm 以上			

電源電圧			 ： 定格電圧 ±2%			

周囲温度			 ： 18 〜 28℃			

上流 / 下流直管長		 ： 10D/2D（D；口径）			

ウォームアップ時間 ： 約 10 分			

測定時間			 ： 100s

： On/Off● プッシュボタン設定機能			

流速 1m/s 未満：指示値の ±0.4％		
精度（指示値の±％）● 正逆両方向測定機能

EGM1100C： カバーを取り外さずにプッシュボタンに流量レンジ		 よりデータ設定可能● HART 通信機能

： 標準装備（＊ 3）スラリー、脈動流などアプリケーション毎に切換可能

TG-F2437-J00

設定可能流量レンジ（m3/h）

口径（mm）

最小（流速：0～0.3 m/s）

最大（流速：0～12 m/s）

100 ～ 0.0849

0 ～ 3.39

150 ～ 0.191

0 ～ 7.63

250 ～ 0.531

0 ～ 21.2400 ～ 1.360 ～ 54.2

500 ～ 2.130 ～ 84.8

800 ～ 5.430 ～ 217

1000 ～ 8.490 ～ 339

1500～19.10～ 763

TOKYO KEISO CO., LTD.

3MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM1100C

外形図
バージョン 1 タイプ：
口径：10/15mm

口径：25/40mm

ESC

ESC

161

161
40230(26)

(26)

230

82(H)
H3
H2H3

アースリング

接地端子
(M5)

接地端子
(M5)

アースリング

H1

H1(H)

H2

8240L

W

W

標準流れ方向L
標準流れ方向

口径：50～150mm

ESC

161(26)

230

H3
H2

接地端子(M5)
アースリング

H1(H)

8240W

L
標準流れ方向

4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2437-J00

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM1100C

外形図
バージョン 2 タイプ：
口径：10/15mm

口径：25/40mm

ESC

ESC

16140(26)161
40

アースリング

H3H282(H)H3H2

接地端子(M5)

接地端子(M5)

H1H1(H)

アースリング

230(26)

82230

LWW

L

標準流れ方向標準流れ方向

口径：50/150mm

ESC

161
40230

H3(H)

接地端子(M5)

H1

アースリング

H282(26)

LW

標準流れ方向口径（mm）

寸法（mm）

質量（約kg）

L（H）

H1H2H3W

1068

243

69119

174

47

41568243

69119

174

47

42560

252

64132

187

66

44084

264

70139

194

82550106

222

51118

171

101

680156268

65148

203

130

8100206295781622171561215020635811019624822017※ 1 口径 10、15mm の面間寸法 L は、アースリングを含む寸法を示します。アースリングは検出部に固定されています。
※ 2 口径 25 〜 150mm の面間寸法 L は、アースリングを含む寸法を示します。			

アースリングは配管取付時に検出部と配管側フランジの間にはさみ込んで取付けます。検出部には固定されていません。			

検出部単体の場合の面間寸法は、（L − 6）mm となります。			 （アースリング板厚：3mm × 2）
TG-F2437-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

5

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM1100C

結線図

LNPE

C C– D D– S A+ A A–SpPw
記号

端子極性A＋A－－A－A＋＋C＋C－－

D＋D－－L（L＋）（＋）

lplaSpPpPw

N（L－） （－）

Pp

表示部取付方向バージョン１タイプ（標準）バージョン２タイプ

la lp

内容ESC

ESC

電流出力
（外部電源供給）
電流出力（内部電源使用）
状態出力（オープンコレクタ）
パルス出力（オープンコレクタ）
AC電源／DC電源

矢印は標準の流れ方向を示します。
流れ方向は設定データ変更により逆向きに設定することができます。

（ ）は、DC電源を示す。

PE
（FE）
S

電源用アース、（ ）は、DC電源を示す。
シールド線用アース● 端子構造：スプリングクランプ式端子● 適合電線：0.5 〜 2.5mm2

形式および仕様コード● 口径：10 〜 150mm

形式：EGM1100C
検出部仕様コード
検出部コード（固定コード）内容
ウエハ形、PFA ライニング、
ハステロイ® C22 電極
常に4配管側フランジサイズ
510mm
10 または15A
1/2"
615mm
15A
1/2"
825mm
25A1"
B40mm
40A
1-1/2"口径
C
50mm
50A
2"
E
80mm
80A
3"
F
100mm
100A
4"
H
150mm
150A
6"
プロセス接続ウエハ接続（フランジはさみ込み)
N（固定コード）
常に00タイプ
1 3一体形（EGC100 変換部）
（固定コード）0
常に01ステンレス鋼（SS316）、フッ素ゴムシール
口径10、15mmK
ステンレス鋼（SS316）口径25 ～ 150mm
アースリング材質（アースリングシール材質）
9
その他（固定コード）0 0 0 0
常に0000校正
0
標準校正（固定コード）0 2 0 0 0 0 0
常に0200000（空欄） なし
特殊仕様／Zあり ※ 1
変換部仕様コード
変換部コード（固定コード）タイプ
電源（固定コード）
配線接続口（固定コード）ハウジング
表示部取付方向（固定コード）
出力タイプ（固定コード）特殊仕様※16

V N 1 7 4
V N 1 74

V N 3 1 4 4V N 3 144N 0 1 3 00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

内容
変換部形式：EGC100
常に 4一体形（EGC100変換部0°タイプ）
1DC24V（11～31V）
AAC100～230V（85～253V）0
常に 0
41/2 NPT めねじ
5G 1/2 めねじ
6M20 防水グランド付
6 0 0
常に 6001
標準1
バージョン1
表示部取付方向の図を参照してください。
2バージョン22
常に21標準（電流出力+パルス出力+状態出力）
0 0 0 0 0
常に00000（空欄） なし
あり ※1／Z06 0 0 1

2 1 0 0 0 0 0

標準品
○○
○○
○
○○○○○○○
○
○
○
○
○
○
○
○

標準品
○○
○
○
○
○○○
○○○○
○

特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「／Z」を記入して内容を別記してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください。）

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2437-J00

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM1100C

標準付属品● 設定データシート：1 枚● 取扱説明書：1 冊オプション● 配管用ボルト、ナット 1 組〔略号：BN〕

材質：SUS304、JIS10K フランジ用● 配管用 PTFE ジャケット形ガスケット 2 枚〔略号：FG〕

バルカー No. N7030、JIS10K フランジ用
注）ボルト・ナット、ガスケット付で配管側フランジが JIS10K以外の場合はフランジ規格をお知らせください。
● G1/2 配線接続口用防水グランド〔略号：WG〕

ご注文時指定事項
1. 形式および仕様コード例）形式：EGM1100C		

検出部仕様コード：VN174CN0130K000000200000		

変換部仕様コード：VN3144A05600112100000

2. フルスケール流量3. オプション仕様（必要な場合のみ指定）
オプションの項目を参照の上、略号でご指定ください。
4. 流体名TG-F2437-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

7