XP-3000Ⅱシリーズ 製品仕様
酸素濃度計

シリーズラインナップ
可燃性ガス

検知対象

爆発危険濃度 高感度 高濃度（%LEL） （ppm） （vol％）

型式

酸素濃度計

酸素（vol%）型式○

XP-3310Ⅱ○

XP-3360Ⅱ
XP-3360Ⅱ-W○

XP-3318Ⅱ○

XP-3368Ⅱ○

XP-3368Ⅱ-W○○○

XP-3380Ⅱ
XP-3380-E

XP-3380Ⅱ-E
酸素

検知原理

ガルバニ電池式
0~25vol%

指示精度±0.3%vol%表示分解能

0.1vol%

警報設定値

18vol%

連続使用時間約100時間○○XP-3380Ⅱ

対象ガス
検知範囲

○
○

燃焼管理用 酸素濃度計○

XP-3340Ⅱ○

複合型ガス検知器
型式
対象ガス

高感度検知・爆発危険濃度検知

高感度検知

爆発危険濃度検知

XP-3368Ⅱ-W

XP-3368Ⅱ

XP-3318Ⅱ

可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気

酸素

可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気

酸素

ガルバニ電池式

接触燃焼式

ガルバニ電池式

接触燃焼式

ガルバニ電池式

0〜25vol%

0〜5000ppmまたは0〜10000ppm

0〜25vol%

0〜100%LEL

0〜25vol%±0.3vol%

10%FS 以下：±1%FS
上記以外：±5%FS±0.3vol%±5%FS±0.3vol%

可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気

酸素

接触燃焼式

検知原理

0.0〜100.0%LEL

検知範囲※ppm 表示に切替可
1000ppm 以下：±100ppm
1001〜10000ppm：±500ppm
上記以外：±5%FS

指示精度
表示分解能

0.1%LELもしくは1ppm

0.1vol%1ppm

0.1vol%

0.1%LEL

0.1vol%

警報設定値

20%LEL

18vol%

250ppmまたは500ppm

18vol%

20%LEL

18vol%

連続使用時間

約15 時間可燃性ガス検知器

高濃度検知

型式

高感度検知・爆発危険濃度検知

高感度検知

爆発危険濃度検知

XP-3360Ⅱ-W

XP-3360Ⅱ

XP-3310Ⅱ

対象ガス

可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気

検知原理

接触燃焼式
0.0〜100.0%LEL（100.1〜110.0%LEL）※ppm 表示に切替可

0〜5000ppm または 0〜10000ppm

1000ppm 以下：±100ppm/1001〜10000ppm：±500ppm
上記以外：±5%FS

10%FS 以下：±1%FS
上記以外：±5%FS

検知範囲
指示精度

※1

表示分解能
警報設定値

XP-3340Ⅱ

対象ガス

可燃性ガス及び不活性ガス

検知原理

気体熱伝導式

検知範囲

0~100%vol±5%FS

指示精度

±5%FS

0.1%LELもしくは1ppm

1ppm

0.1%LEL

表示分解能

0.1vol%20%LEL

250ppmまたは500ppm

20%LEL

警報設定値

50vol%

連続使用時間※2
FS:フルスケールの略

0〜100%LEL

型式約15 時間

連続使用時間 約100時間※1 同一測定条件によります。 ※2 25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時。環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります。

安全に関するご注意●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●検知器は指定対象ガスのものを、お使いください。指定の対象ガス以外でご使用になると事故の原因になる恐れがあります。

検知器の性能を維持し、安全を確保していただくために取扱説明書に沿って日常点検および定期点検を実施してください。

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

(A)2021年11月制作(A)7656-D050

多機能になって新登場
12345
678

ワイドレンジモデル新登場
専用アプリによるメール通知機能
耐衝撃性向上
カラー液晶採用で表示が分かりやすい32種類のガス種への読み替えが可能
乾電池/充電池２Way対応
データロギング機能
5種類の可燃性ガスを検知対象ガスに設定可能（オプション）●バンプテストモード●日本語／英語表示切替機能●タイマー／ストップウォッチ機能●自立用スタンド付ロングセラー製品がリニューアル

ワイドレンジに対応した吸引式ガス検知器

1 ワイドレンジモデル新登場

4 カラー液晶 採用で表示がわかりやすい

ワイドレンジモデル（ XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W）
は、低濃度から爆発危険濃度までを1台で検知可能。従来の2台分の測定範囲を1台で補えるので、作業効率化およびメンテナンス費用の削減ができます。

可燃性ガスの検知範囲

電池残量表示- トレンドグラフ表示に切替可能 -ガス種表示

ワイドレンジモデル

低濃度〜爆発下限界濃度まで検知（XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W）

爆発危険濃度検知
高感度検知

FS

ガス濃度
バーグラフ表示05,000ppm 10,000ppm

50,000ppm

2 専用アプリによる メール通知機能

Bluetooth搭載でスマートフォン・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。
また、ガス警報時に作業員の位置情報等を知らせる自動送信メールの設定が可能です。
※GooglePlay/AppStoreから専用アプリのダウンロードが必要となります。

専用アプリでできること
・リアルタイムの濃度表示 ・トレンドグラフ表示 ・警報メール通知設定 ・リアルタイムの温湿度表示 ・ロギングデータ表示

22 % LELAL

AL0INFO

ガス濃度値表示（XP-3360Ⅱ、XP-3368Ⅱ）〈 設定画面 〉

Methane警報閾値
バーグラフ表示
100％LEL（XP-3310Ⅱ、XP-3318Ⅱ）

MODE MENU060s
20.06.15 08:30:01

リアルタイムでガス濃度の変化を確認できる

カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示します。

トレンドグラフ表示に切替可能です。

表示がわかりやすい設定画面

5 32 種類のガス種への読み替えが可能

可燃性ガス（％LEL）
を検知対象とする機器※の場合、検知対象以外に32種類のガス種へ読み替えが可能。
校正曲線での換算は不要で、ガス種を選択するだけで読み替えできます。
※対象機種：XP-3310Ⅱ
・XP-3318Ⅱ
・XP-3360Ⅱ-W・XP-3368Ⅱ-Wのうち、1ガス目にメタン・イソブタン・プロパンが設定されているものが対象。なお、校正は検知対象ガスのみで行っているため、読み替え時のガス濃度は参考値となります。

直読可能なガス種一覧（32種）

ガス警報時のメール通知フロー①ガス警報情報をBluetoothで ②指定メールアドレス最大専用アプリに自動送信
100件に警報情報を自動送信〈 通常時 〉

＊メタンの場合③メールによる警報情報、位置情報の通知

3 耐衝撃性向上
従来品から耐衝撃性が大幅アップしました。保護等級IP67相当の防水・防塵構造です。エラストマカバー標準付属。

④ガス漏洩の危険を関係者に一斉送信します

メタン

イソブタン

水素

プロパン

n-ブタン

エタン

アセチレン

エチレン

プロピレン

トルエン

エタノール

メタノール

イソプロピルアルコール

アセトン

メチルエチルケトン

o-キシレンm-キシレンp-キシレン

酢酸エチル

酢酸プロピルベンゼン

エチルベンゼンn-ペンタン

シクロペンタンn-ヘキサン

ヘプタン

ガソリン

ジメチルエーテル

シクロヘキサンメチルシクロヘキサン

テトラヒドロフラン

メチルイソブチルケトン

6 乾電池/充電池２Way対応
アルカリ単3形乾電池4本で動作。

専用のニッケル水素充電池4本（単3サイズ）で充電池でも使用可能。
エラストマカバー※充電池を使用する場合、オプション（別売）
充電器セットが必要です。
※充電器は非防爆品のため、防爆エリアでの使用はできません。

充電器による充電の様子

各部名称
燃焼管理用 酸素濃度計

冷却ドレンフィルタ
1mガス導入管

7 データロギング機能

照明ランプ（本体上部）

機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetoothでスマートフォン・タブレットの専用アプリへデータの読み出しや、トレンドグラフの表示ができます。

排気口
警報ランプ

オプションのログデータ収集ソフトウェア（別売）を使って、Bluetooth通信でPCへのログデータの読み出しが可能。
トレンドグラフの表示、CSV出力が行えます。

ログデータ収集ソフトウェア（オプション）を使ったPCへのトレンドグラフ表示

LCD表示部8 5 種類の可燃性ガスを検知対象ガスに設定可能(オプション)
8電源スイッチ

購入時指定で最大５種類の可燃性ガスを検知対象ガスとして設定でき、ガス種を切替えて使用が可能です。
※ガスの組み合わせにより対応できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

その他の便利機能

ブザー孔

タイマー／ストップウォッチ機能

自立用スタンド付

測定時のカウントに試験室など固定場所での作業時にバンプテストモード※対象機種：XP-3310II、XP-3318II、XP-3360II-W、
XP-3368II-Wのうち特定のガス種設定時に限る

背面のスタンドによって、機器本体を机上に自立させることができ、両手を防ぐことなく検知できます。

XP-3000Ⅱシリーズ共通

オプション紹介

ガス採取方式

自動吸引式

ガス警報方式

ブザー鳴動、警報ランプ（赤色）点滅およびLCD表示

エラー通知方式

ブザー鳴動、警報ランプ（黄色）点滅およびLCD表示

使用電源
アタッチメント

近日発売予定バンプテスタ［EG-129］
機器に接続し、ガスかけ点検を行います。

充電器［BC-10］ニッケル水素充電池の充電をします。
また本体に電池が入ってない状態でもAC電源から電力供給が可能です。

・写真は溶剤検知用/1mタイプ

ガス導入管(1・2・3・5・10m)
通常用［SH-301］/溶剤検知用［SH-401］※仕様は検知対象ガスによる。詳細はお問合わせください。

レザーカバー［C-37］
汚れや傷から本体を保護します。

アタッチメント［AT-2B］

アリゲータｰクリップ［ST-22］
ベルト等に引掛けて使用することが可能です。

ログデータ収集ソフトウェア［XP-3000ⅡL］
ログデータをPCに読み出す場合に使用します（CD-ROM）。

単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本

使用温湿度範囲-20〜50℃ 95%RH以下（但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと）

使用圧力範囲大気圧（800〜1100hPa）
本質安全防爆構造（可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造）

防爆構造【アルカリ乾電池仕様】
Ex ia da ⅡC T4 Ga（XP-3380Ⅱ以外） /【ニッケル水素充電池仕様】
Ex ia da ⅡC T3 Ga（XP-3380Ⅱ以外） /Ex ia ⅡC T4 Ga（XP-3380Ⅱ）
Ex ia ⅡC T3 Ga（XP-3380Ⅱ）

保護等級

IP67相当主な機能

自己診断（センサ異常）、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、
ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング

寸法

W91×H164×D44mm（突起部除く）

質量約460g（電池含む）

標準付属品

1mガス導入管または1mガス導入管（溶剤検知用）、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池（もしくはニッケル水素充電池）、液晶保護フィルムオプション

レザーケース、アリゲータークリップ、ガス導入管(1・2・3・5・10m)、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント、液晶保護フィルム