分光式カラーメーター

日本語

C-800

スタートアップガイド
分光式カラーメーター C-800 をお買い上げいただき、ありがとうございます。
このスタートアップガイドは本機の基本的な操作方法をご紹介しています。ご使用方法の詳細については使用説明書をご参照ください。

1. ダウンロードについて

最 新 版 の 使 ⽤ 説 明 書 と ユ ー テ ィ リ テ ィ は、www.sekonic.co.jp にてダウンロードできます。
直接ページにアクセスするには下記 URL をお使いください。
URL: https://www.sekonic.co.jp/product/meter/download/download.html

2. 同梱品をご確認ください

本体と以下の付属品が同梱されています。開梱後、同梱品に不足がないことをご確認ください。
★ 足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
★ USB ミニ B ケーブルは同梱しておりません。別途、お買い求めください。
★ 単 3 形電池（2 本）は同梱しておりません。別途、お買い求めください。
本体

スタートアップ
ガイド
保証書付き（本書）

ソフトケースストラップ

安全上のご注意
日本語

警告

高電圧のストロボ使用時には端子へ接触しないよう取扱いく

安全上のご注意

電波使用機器です。ペースメの機器の接近は止めてくださ■ 正しくお使いいただくために爆発の恐れのある雰囲気中でご使用になる前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

63(&7520(7(5&

C-800
EnglishSpectrometer

DeutschSpektrometer

Français

中文Spectromètre

光谱仪

Español

Espectrómetro

Italiano

Spettrometro

日本語

分光式カラーメーター

Startup Guide
Startanleitung
Guide de démarrage

使用简介Guía de inicio
Guida introduttiva
スタートアップガイド

警告

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合、製品の使用者等が死亡、または重傷を負う可能性があることを示す警告マークです。

注意このマークは、製品を正しくお使いいただけな
かった場合、製品の使用者等が軽傷、または中程度の傷害を負う可能性がある状況、または物的損害が予想される危険状況を示す注意マークです。

䛤ὀព操作をする上での注意や制限です。誤った操作をしないために、必ずお読みください。

■ 一般安全情報• ご使用前に使用説明書をお読みください。
• 使用説明書は、いつでも見られるところに保管ください。
• 異常を発見した場合は、直ちに使用を止めてください。
• 改造・分解は禁止されています。
• 自分で修理はしないでください。
• 専門知識を有した人のみ使用してください。
• 子供が触れないよう監視してください。
• 使用説明書に記載された使用環境内で使用してください。
• 防水機器ではありません。

電波使用機器は、病院内では注意• ストラップの材質を確認し、アレルしてください。
• ストロボなどの突然の発光に注意し䛤ὀព• 暑い日に車のダッシュボードなどに機器が破損する恐れがあります。
• 長期間使用しないときは、電池を取• 性能が出ないときは、使用を停止しださい。

■ 製品の廃棄方法

本製品を廃棄する場合は、一般ごみとしさい。必ず地域の電気製品廃棄処理可能
ださい。必要なリサイクル処理が行われお客様が購入された電池は、必ず電池のテムに従って廃棄してください。

3. 各部の名称［前面］［背❶受光部［底面］

面］❷光量切り換えリング❸電源ボタン❹表示パネル63(&7520(7(5&❺測定ボタン❿三脚固定ネジ穴⓫ USB ミニ B コネクター⓬シンクロターミナル⓭ストラップ掛け❼メモリーボタン［電池カバー部］❽電池カバーロック

電池カバー

爪

❾電池カバー

電池カバー
ロック❻メニューボタン⓮電池ホルダー

4. 電源のＯＮ／ＯＦＦ

電池をセットした後に、光量切り換えリング❷を回してダーク補正位置（）に設定してから電源ボタン❸を押して本体を起動します。
液晶表示部にオープニング画面（2 秒間表示）の後に、ダーク補正を開始します。ダーク補正が正常に行われると測定画面が表示されます。
光量切り換えリング❷[オープニング画面][測定画面]&電源ボタン❸★ オープニング画面はタッチすることで省略することができます。
★ 電源の ON/OFF は 3 秒以上間隔を空けてください。

★ 電源 OFF は電源スイッチを 1 秒以上押してください。表示が消えた後に本体の電源が切れます。
★ ダーク補正位置確認画面が表示されたら、ダーク補正位置にセットしてからやり直してください。
[ ダーク補正位置確認画面 ] * 「光量切り換えリングをダーク補正位置に光量切り換えリングをダーク補正位置にセットしてください。

セットしてください」とメッセージが表示されたら、光量切り換えリング❷をダーク補正位置にセットしてください。
* 測定するときは、定常光の場合、光量切り換えリング❷をレンジ L（真ん中のアイコン）にしてください。フラッシュ光の場合は、フラッシュの光量に応じてレンジ H（光量が多い：一番上のアイコン）またはレンジ L（光量が少ない：真ん中のアイコン）にセットしてください。

䛤ཧ⪃
ダーク補正は「急激な温度変化があった時」に電源を投入すると自動的に行われます。それ以外の場合は電源投入時のダーク補正はスキップされます。

5. 測定モード、表示モード
電源 ON 後の画面切り換えは以下の通りです。
測定画面から各画面へ移ります。
[測定モード選択画面] [測定画面（テキストモード）] [表示モード選択画面]
123456789

★ メニューボタン❻を押すと表示モード選択画面に移ります。

測定モード

定常光モードアイコン

フラッシュ光
コードレスモード
フラッシュ光
コード接続モード

番号表示モード

説明

太陽光やタングステン光などの連続光を測定する時に選択します。
本体を測定待機状態（90 秒間）にセットし、この間にフラッシュを発光させて測定する時に選択します。
本体とフラッシュをシンクロコードで接続して、測定する時に選択します。

説明

1[テキスト] アイコン

2[スペクトル] アイコン 3 項目の測定値(選択可能）とスペクトル（分光分布）グラフを表示し3[スペクトル比較] アイ 現在の測定値と、2 点までのメモリーした値をスペクトルグラフ上に黄・赤の曲線で表示し比較します。
コン

4[CRI] アイコン

5[CRI比較] アイコン

6[TM -30] アイコン

7[SSI] アイコン

8[TLCI/TLMF] アイコン

9[フィルター] アイコン

[多灯比較] アイコン

[WB 補正] アイコン

[本体設定] アイコン

5 項目の測定値(選択可能）を数値で表示します。
ます。

選択した平均演色評価数（Ra）または個々の演色評価数（R1 ～ R15）を表示します。また各演色評価数もグラフで表示します。
現在の測定値と、メモリーした値の色温度および平均演色評価数（Ra）を表示します。また個々の演色評価数（R1~R15）もグラフで表示し比較します。
3 項目の測定値（選択可能）と、カラーベクトルグラフィックを表示します。
測定値（色温度、⊿uvおよびSSI）と、SSIスペクトルグラフを表示します。
測定値とメモリーした値（色温度および⊿uv）、TLCIとTLMFの測定値をスペクトルグラフと一緒に表示します。
設定した基準色温度と、測定値の差をカメラまたは照明に設定する
フィルター名と補正量で表示します。
複数の測定値に対して、基準値からの補正量を表示します。
測定値と、基準色温度の差をホワイトバランスのグラフ上で表示します。
本体設定画面を表示します。

★ 1 ～  までは、測定画面となります。

6. ツールボックス[ツールボックス画面]

測定画面の「ツールボックス（）」アイコンをタッチすると、ツールボックス画面へ移ります。使用頻度の高い機能の設定変更が可能です。

7. 本体設定
表示モード選択画面の「本体設定」アイコンにタッチまたは本体のメニューボタンを押すと、本体設定画面へ移ります。本体設定では、測定に必要とする機能や表示方法をあらかじめ設定しておくことができます。

[本体設定（１ページ、2ページ）]

C-800EnglishSpectrometer

Startup Guide

DeutschSpektrometer

Startanleitung

Français

Spectromètre

Guide de démarrage

中文光谱仪使用简介Español

Espectrómetro

Guía de inicio

Italiano

Spettrometro

Guida introduttiva

日本語分光式カラーメーター

スタートアップガイド

7-24-14,Oizumi-Gakuen-Cho,Nerima-Ku,Tokyo178-8686 Japan
TEL +81-3-3978-2335 FAX +81-3-3978-5229
https://www.sekonic.com〒 178-8686

東京都練馬区大泉学園町 7-24-14
TEL 03-3978-2366 FAX 03-3922-2144
https://www.sekonic.co.jp
JT8097622
November 2022
Printed in Philippines