検相器・検電器シリーズ
PHASE • VOLTAGE DETECTORS Series

PHASE・VOLTAGE
DETECTORS

2

製品保証期間：3 年
確度保証期間：1 年

電圧計付検相器 PD3259-50
Z3210 装着時

CAT IV 600 V
JECA FAIR 2016 製品コンクール

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 所長賞 を受賞した PD3259 の後継機です

金属露出がなく安全

Z5020 で固定（オプション品）

ワイヤレスアダプタ
Z3210

PD3259-50

発注コードPD3259-90

発注コード

Z3210

発注コード

被覆電線の表面に汚れ、水分があると実際の電圧より低い値を表示する可能性があります。汚れや水分がある場合は、乾いた布で拭いてから測定してください。
判定項目

三相交流電圧（線間電圧 / 対地間電圧）
測 周波数
定PD3259-90 は Z3210 とのセット販売品です

測定対象

付属品

・携帯用ケース C0203
ケース寸法：W 135 mm, H 265 mm, D 65 mm
・単 3 形アルカリ乾電池（LR6）4 個
・カラークリップ（白赤青黄各 × 2）
・スパイラルチューブ（黒 × 1）
・取扱説明書( 以下オプション )・マグネット付きストラップ Z5020
・ニッケル水素充電池 Z0101
・充電器 Z0102

C0203 カラークリップ Z5020

検相 , 欠相 , 接地相の予測（三相３線）
AC 90.0 V 〜 AC 520.0 V（三相）
確度 : ± 2.0％ rdg ± 8 dgt
45 Hz 〜 66 Hz
確度 : ± 0.5％ rdg ± 1 dgt

線種

被覆電線（IV, CV 相当）/ 金属部 ( シールド電線不可 )

径サイズ

仕上がり外径： φ 6 mm 〜φ 30 mm
IV 電線 : 8 mm2 〜 325 mm2 相当
CV 電線 : 2 mm2 〜 250 mm2 相当

使用温度範囲
保存温度範囲防塵防水性能そ適合規格の他 電源
連続使用時間-25℃〜 65℃ , 80% RH 以下-25℃〜 65℃ , 80% RH 以下
IP54（本体のみ）
EN61010（安全性）, EN61326 ClassA（EMC）

寸法（W × H × D mm）
質量

単３形アルカリ乾電池（LR6）× 4
約５時間（Z3210 未装着時）

84 × 146 × 46 mm,（ケーブル長 0.5 m）
590 g

製品保証期間：3 年
確度保証期間：1 年

検相器 PD3129, PD3129-10

PD3129
PD3129-10

CAT IV 600 V
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

最大φ17 mm

PD3129：スリムタイプ

判定項目

PD3129動作電圧範囲PD3129-10使用周波数範囲
測定 測定対象
最大φ 40 mm

PD3129-10：ワイドタイプ
付属品

・携帯用ケース・ストラップ
・単 3 形マンガン乾電池（R6P）× 2・スパイラルチューブ
・取扱説明書PD3129

発注コードPD3129-10

発注コード検相表示機能
使用温度範囲
保存温度範囲そ 適合規格の 電源他 連続使用時間

PD3129

導体公称断面積：IV 2〜100 mm2
仕上外径：φ2.4〜17 mm

PD3129-10

導体公称断面積：IV 14〜500 mm2
仕上外径：φ7〜40 mm

正相逆相寸法（W × H × D mm）
質量

単 3 形マンガン乾電池（R6P）× 2
約 70 時間

70 × 75 × 30 mm,（ケーブル長 0.7m）
200 g（PD3129）,240 g（PD3129-10）

CAT IV 600 V

3481：LED ライト搭載

検電時• 赤色に点灯• ブザー音発生

付属品

ランプ点滅（時計回り）,ブザー断続音 , 矢印緑色点灯
ランプ点滅（反時計回り）,ブザー連続音
活線チェック , 電池チェック
0℃〜 40℃ , 80% RH 以下-20℃〜 60℃ , 80% RH 以下
EN61010（安全性）, EN61326（EMC）

製品保証期間：3 年
確度保証期間：1 年

検電器 3480, 3481

・3480：ボタン電池（LR44）× 2・3481：ボタン電池（LR44）× 3
・取扱説明書検相（正相・逆相）
AC 70 〜 600 V（正弦波, 連続入力）
AC 70〜1000 V（正弦波, 連続入力）
45 Hz 〜 66 Hz

XXXX 電気（株）

名入れ対応可能（有償 ,20 台〜）

3480

発注コード

3481

発注コード

動作電圧範囲最大感度可変範囲
検出時動作
使用温度範囲
保存温度範囲そ 適合規格の 電源
3480
他 連続使用時間 3481
寸法（W × H × D mm）
質量測定

AC 40 〜 600 V（50Hz/60Hz）
AC 40 〜 80 V
（50Hz/60Hz）
赤色LEDが点滅および断続ブザー音
0℃〜 40℃ , 80% RH 以下-20℃〜 60℃ , 80% RH 以下
EN61010（安全性）, EN61326（EMC）
アルカリボタン電池（LR44）× 2, 約 15 時間
アルカリボタン電池（LR44）× 3, 約 5 時間
20 × 126 × 15 mm
25 g（3480）, 30 g（3481）

3

機能紹介 電圧計付検相器 PD3259-50
被覆電線を挟むだけで相順・三相電圧を一度に表示

相順が正相の時

相順が逆相の時

12
345・赤色点灯
・ブザー連続音

1

相順

2

欠相予測

欠相と予測されたアイコン（RST）が消えます

3

周波数表示

接地相予測

Fn キーで表示切替

三相の内、接地相と予測されるアイコン（RST）の下にN が表示されます

4

三相線間電圧5

周波数

ワイヤレスアダプタ Z3210 を装着して測定データを効率的に管理専用無償アプリ GENNECT Cross へ転送

Excel® 帳票に直接入力

Cloud

ワイヤレスアダプタZ3210（オプション）

MailExcel® ファイルを開き、セルを選択した状態でスタンバイします。測定器の表示をホールドするとデータが転送され、選択したセルに測定値が入力されます。

装着するとBluetooth® 通信が可能になります

報告書 PDF
測定データ CSV

09 : 01

ベクトル図

No title

PD3259-50 # 200927178
RST

測定値

比較値

相順

POS

REV

VRS

200.0 V

188.6 VVTR

199.9 V

205.0 V

画像データ JPG

専用無償アプリ GENNECT Cross では、測定結果の確認、管理、レポート作成が可能です。測定現場の写真を撮影し、写真上に測定結果を転送入力、手書きでメモを書き込むなど、現場でスムーズにデータを管理できます。

ワイヤレスアダプタ
Z3210
詳細はこちら

不平衡率がタブレットで確認できる
ベクトル
< 戻る

VST

200.4 V

FREQ

205.9 V59.9 HzVunb

59.9 Hz0.17 %

5.55 %Y型

300V

GENNECT Cross
詳細はこちら

300V

前のデータ

画像保存

次のデータ機能紹介 検相器 PD3129, PD3129-10
金属非接触で安全作業
光る矢印で確認しやすい

中央の矢印が緑色に点灯
ブザーの断続音

本体背面にマグネット内蔵
配電盤に固定相順が逆相の時・ブザー連続音・矢印消灯

相順が正相の時

消耗時に点滅単 3 電池 2 本で 70 時間駆動
電池消耗ランプ・自動電源オフ搭載

機能紹介 検電器 3480, 3481
CAT IV 600 V で高い安全性
感度調整機能搭載

LED ライト代わりに（3481 のみ）

感度調整機能
調整範囲 AC 40 V 〜 80 V

ポケットサイズ

検電時に赤色点灯

携帯に便利なフックとストラップ穴

CAT カテゴリ

オートパワーセーブ

DROP PROOF

表示値のホールド

バックライト点灯

真の実効値（True RMS）

安全規格表示一定時間経過後、自動で電源を OFF にします

コンクリート上 1m からの落下衝撃に耐えます

表示画面を固定します

画面表示部が点灯します

歪み波形を正確に測定できますCAT カテゴリ・予想される過渡過電圧
安全性に関する規格（EN61010 シリーズ、JIS C 1010 シリーズ）では、測定箇所の対地間定格電圧や電流容量（短絡故障のときに流れる電流の大きさ）、および測定箇所に生じる過渡過電圧に基づいて測定カテゴリⅡからⅣに分類しています。
対地間電圧測定カテゴリCAT IVCAT IIICAT II

柱上トランス

線間電圧 100V

線間電圧 200V

L1100V
100V

N

L2

分電盤
テレビ
100V

対地間電圧 100V

コンセント
埋没電線

CAT IV：CAT II

トランス

電力量
メータ

CAT III：CAT III

分電盤

引込口
引込線

CAT II：

引込み線

電線

CAT IV

固定設備

エアコン
200V

大地 0V

コンセントに接続する機器の電源プラグから機器の電源回路まで
分電盤から電力を直接取り込む機器の電源配線と電源回路、および分電盤からコンセントまでの電路
建造物への引き込み電路、引込口から電力量メーターおよび分電盤までの電路予想される過渡過電圧
対地間電圧

CAT II

工場などの電力ラインでは、電源電圧の 10 倍程度の過渡的な過電圧（インパルス状の電圧）を含むことがあります。測定箇所の過渡過電圧をあらかじめ予測して、その過渡過電圧にも耐えるような安全設計が測定器には必要です。安全性に関する規格には、対地間電圧と測定カテゴリから、左のような過渡過電圧の値が規定されています。

インパルス耐電圧の推奨値
CAT IIICAT IV

300 V

2500 V

600 V

4000 V

6000 V

8000 V

1000 V

6000 V

8000 V

12000 V

測定器の表記CAT IV 600V

測定カテゴリ 対地間電圧

4000 V

6000 V

測定箇所の対地間電圧が 600V であるとすると、測定カテゴリ IV の場所では 8000V の過渡過電圧が含まれる可能性があります。CAT IV の測定器は 8000V の過渡過電圧に耐えるように設計されています。
CAT III の測定器であって 6000V までしか耐えられないものは、8000V の過渡過電圧が計測器の内部に入ると絶縁破壊を起こし、感電に至る危険があります。

カテゴリの数値の小さい測定器で、数値の大きい測定箇所を測定すると、重大な事故につながる恐れがありますので、絶対に避けてください

整流方式

真の実効値と平均値測定器には「真の実効値」と「平均値」2 通りの演算方法があります。「平均値」は歪みのない正弦波を前提とした演算を行い測定値を出します。歪み波形の場合、平均値では正確な測定ができません。機器の高性能化に伴い、歪み波形が増えています。
正確な測定には真の実効値での測定が必要です。
歪みのない電流波形

0A

スイッチング電源などの影響で波形が歪む

真の実効値

真の実効値

平均値

平均値

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2022 年 3 月 11 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
series_detectors_J4-23M
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。