INDUSTRIAL

IPLEX G Lite
TM

工業用ビデオスコープ

小さなボディ、大きな進化。

ハードな現場にも、スマートに対応する小型軽量ビデオスコープ。

IPLEX G Lite の主な特徴

1. さまざまな現場に対応できる。

2. もっと明るく、ずっと見やすく。

3. もっと効率的な作業を。

● 小型・軽量で持ち運び簡単。

● 従来比 2 倍に明るさアップ。

● 軽いタッチで精密な湾曲操作。

● 過酷な環境に対応する頑丈さ。

● ブレの少ない滑らかな動画。

● 動画記録中に静止画記録可能。

● UVや IR の特殊光観察も可能。

● レンズのオイルクリアリング可能。

IPLEX UltraLite 比＊＊1. さまざまな現場に対応できる。

携帯性

装備が限られる現場でも負担にならない携帯性。
様々な現場へ気軽に持ち運びできる小型サイズ。
使いやすさを追い求めた設計により、長時間にわたる検査でも快適な操作ができます。ケースも小型で飛行機にも手荷物として持ち込み可能です。

耐久性

IP65 に加え米軍規格にも適合するタフネス。
IP65 の防塵、防滴耐性に加えて 1.2m 落下、振 動、 耐 電 磁 環 境 そ の 他 米 国 国 防 軍 用 規 格（MIL-STD）にも適応します。

動画や導入事例など、製品の詳しい情報は、ウェブサイトへ。

2. もっと明るく、ずっと見やすく。

画質

高画質を実現する 5 つの技術
従来機種

IPLEX G Lite

従来比明るさ 2 倍＊。

明るさ

新開発の LED 光源で、明るさが従来比 2 倍に。
広い空間の観察も容易になります。 ＊IPLEX UltraLite 比
フレームレート

60 フレーム / 秒で滑らかな映像。

秒間 60フレームの画像取得により、動きのある被検体も滑らかに観察と記録ができます。

独自の画像処理で明るさ補正。

WiDER

輝度差の大きな被検体も、奥まで明るく観察できる従来機種（30フレーム画像）

IPLEX G Lite（60フレーム画像）「WiDER」による明るさ補正で観察しやすくなります。

パルス発光でハレーション低減。

自動調光

パルス発光による自動調光でハレーションを低減します。
ノイズ除去

ノイズリダクションでクリアな画像を。

独自の画像処理技術で、ノイズの少ないクリアな画像が得られます。
動きのある画像のブレが少ない

計測機能

精密な計測が可能なステレオ計測。
視差のある2 つのレンズによって、精密な 3 次元座標で対象を計測できるステレオ計測機能をオプションで準備。標準でスケーラー計測を装備しています。

交換式光源

白色光源に加え、UV やIR の特殊光観察も可能。
標準装備の白色光源に加え、オプションで UVやIR の特殊光源ユニットをユーザー交換できます。

動画や導入事例など、製品の詳しい情報は、ウェブサイトへ。

3. もっと効率的な作業を。

TrueFeel

精密な動きも思い通りの湾曲操作。
新電動湾曲機能を搭載し精密な動作を狙い通りにする「TrueFeel」操作を実現しました。指への負担が抑えられ、作業者の疲労を軽減します。

記録

記録性を向上させる 3 つの機能

静止画動画撮影中に静止画も撮影できる。
動画を撮影している最中でも、ボタン操作ひRECrec

従来機種RECrec▶
▶

▶
▶

■
■

撮影するという面倒がありません。

▶
▶

▶
▶

静止画
静止画

とつで静止画を同時撮影できます。従来のように動画撮影を一旦ストップしてから静止画を▶
▶

●●IPLEX▶
▶
G LiteRECrec▶
▶

▶
▶

▶
▶

▶
▶

▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶

静止画
静止画

コンスタントビデオ記録「もしも」に備えての録画機能。
電源を入れると自動的に 30 分サイクルの録画を開始します。
動画インデックス

動画撮影中の任意点の指定が可能。
動画撮影中に任意の点を指定することで再生時にその箇所の頭だしができます。

オイルクリアリング

タッチパネル

オイル排出溝で作業効率アップ。

タッチパネルモニターで効率的作業を。

オイルの多い現場では、レンズに付着したオイルボタン操作と同様に、タッチパネル操作も可能の拭き取り作業で、検査が中断されることもしばになりました。モニター画面に直接タッチして操しば。オイルクリアリングの排出効果で、拭き取作できるため、状況に応じてスピーディに各種メり工数を削減します。（直視観察用レンズのみ）

ニュー操作ができます。

オイル排出用溝

動画や導入事例など、製品の詳しい情報は、ウェブサイトへ。

多彩なアクセサリが、多様な検査を可能に。

1 キャリングケース

1

コ ン パクトで 衝 撃 に 強 いケース。 収納物をしっかり保護します。

7

内視鏡挿入部を取り出しやすくしました。

2 SDHC カード
4GB の SDHC カードを標

5準装備しています。

33 AC 電源アダプター

43IPLEX G Lite は、 バッテリーとAC 電 源どちらでも駆動できます。

2
64 リチウムイオンバッテリー
BLH-1(MAJ-2340)

約 90 分の使用が可能です。

5 リジットスリーブセット（オプション）

6 光源ユニット（オプション）

MAJ-1253（6.0mm スコープ用 外径 7.5mm）
MAJ-1737（4.0mm スコープ用 外径 5.3mm）

7 光学アダプター （オプション）

MAJ-2336（白色 LED ユニット）
MAJ-2337（UV LED ユニット）
MAJ-2338（IR LED ユニット）

スコープ挿入補助具として硬性鏡的スコープ先端の光学アダプ
ターを付け替えることにより、さまざまな検査対象に標準の白色光に加え、UV使用も可能です。 それぞれのセット

合わせて視野角、視野方向、（紫外線）、IR（赤外線）光は 有 効 長 250mm、340mm、観察深度を選択できます。

源をオプションで用意。 簡

450mm の 3 つのリジットスリーブ

単に交換できます。

で構成されています＊。
キャリングケースには有効長 250mm、＊340mm タイプが収納できます。

IPLEX G Lite 外形寸法

ケース外形寸法

330mm

203mm

128mm

110mm

455mm

185mm

IPLEX G Lite 機能・仕様
基本性能
型番

IV9420GL

IV9435GL

外径
有効長
挿入部

IV9620GL

IV96100GL

φ 6.0mm

2.0m

3.5m

2.0m

外装

3.5m

10.0m

特殊強化加工タングステンブレード

軟性部構造

挿入部先端から操作部側まで一定の硬さ

挿入部先端に行くに従って徐々にやわらかくなる Tapered Flex 方式

温度センサ

2 段階高温警告

湾曲角度（4 方向）

湾曲部

IV9635GL

φ 4.0mm

130°

150°

湾曲操作

110°

TrueFeel 方式によるジョイスティック電動湾曲操作

質量（バッテリー含む）

1.15kg1.21kg

1.23kg

外形寸法1.34kg1.83kg128（W）× 203（H）× 110（D）mm

ケース寸法

455（W）× 330（H）× 185（D）mm

光源

照明方式

LED 照明ディスプレイ

4.3 インチ
AC 駆動

電源

全天候型 WVGA

静電容量方式タッチパネル

100V 〜 240V、50/60Hz（付属 AC アダプター使用のこと）

DC 駆動

出力端子

航空機内持込可能＊交換式

7.4V（付属バッテリー使用のこと）バッテリ使用可能時間 : 約 90 分

HDMI 端子TypeC

ヘッドセット端子（マイク入力＋オーディオ出力）※ ECO モード照明制御によるバッテリ動作時間延長機能あり

HDMI 1.4 準拠

φ 3.5mm 4 極ミニプラグに対応 CTIA 準拠

ワイヤレスライブストリーミング

Type A USB 端子に推奨品 USB 無線 LAN アダプターを装着し、IPLEX Image Share アプリで iOS デバイスにて使用可能

ワイヤレスファイル転送Type A USB 端子に推奨品 USB 無線 LAN アダプターを装着し、IPLEX Desktop アプリで PC に転送可能

画像処理機能ズーム／明るさ調整機能

5 倍デジタルシームレスズーム、16 ステップデジタル明るさ調整

ゲイン調整機能

4 モード（Manual、Auto、Wider1、Wider2）

ダイナミックノイズリダクション機能あり

タイトル入力機能

半角英数字、または半角カナ 30 文字以内

ノート入力機能

テキスト（半角英数字、または半角カナ 30 文字以内）、記号、自由描画

画像表示機能ライブ画像を左右反転、上下反転、180 度回転表示可能

画像記録機能
記録メディア

通常記録用

SDHC（＊付属 SDHC カード使用のこと）

コンスタントビデオ記録用micro SDHC（推奨品を使用のこと）＊コンスタントビデオ記録機能 ON 時

内部メモリあり（静止画記録のみ）

プリントスクリーン機能

画面表示設定した日付、時刻、光学アダプター、OLYMPUS ロゴ、タイトル、ズーム、ブライトネスを画像に上書き可能

サムネイル画像表示

記録されている画像を最大 9 枚表示

静止画記録

動画記録

解像度

H768 x V576（Pixel）

記録方式

JPEG 圧縮

解像度

H768 x V576（Pixel）

記録方式

MPEG 4 AVC/H.264

フレームレート

60fps / 30fps

Baseline Proﬁle 準拠で記録。 Windows Media Player12 以降で再生可能

計測機能
スケーラー計測基準長を使い、対象物長さを測定可能

ステレオ計測機能 ー ソフトアップグレードによるオプション機能 ー

米国国防軍用規格（MIL-STD）適合性

2 点間計測指定した 2 点間の距離を算出

試験タイプ

試験方法

線基準計測

2 点間を結んだ基準線から任意のポイントまでの距離を算出

振動試験

MIL-STD-810G、METHOD 514.7、Procedure I（一般的な振動試験）

面基準計測

3 点間を結んだ基準面から任意のポイントまでの深さ・高さを算出

1.2m 落下試験

MIL-STD-810G、METHOD 516.7、Procedure IV（輸送落下試験）

全長計測複数点（最大 20 点）の連結距離を算出

降雨試験

MIL-STD-810G、METHOD 506.6、Procedure I（暴風雨試験）

面積計測複数点（最大 20 点）で囲まれた部分の面積を算出

耐湿性試験

MIL-STD-810G、METHOD 507.6、Procedure II

塩水噴霧試験MIL-STD-810G、METHOD 509.6

防塵試験

MIL-STD-810G、METHOD 510.6、Procedure I（風塵試験）

凍結雨試験

MIL-STD-810G、METHOD 521.4

爆発性雰囲気試験

MIL-STD-810G、METHOD 511.6、Procedure I（爆発性雰囲気での操作試験）

電磁波試験

MIL-STD-461G、RS103 All Ships Above Decks

使用環境
挿入部
使用温度-25℃〜 +100℃（空気中）、10℃〜 30℃（水中）バッテリー使用時挿入部以外‒10℃〜 +40℃（空気中の外気温）

AC アダプター駆動時 / バッテリー充電時

0℃〜 +40℃（空気中の外気温）

使用環境湿度

15 〜 90%RH（相対湿度）

耐液体性

マシン油、軽油、5% 塩水が付着しても支障なし

防塵・防水・防滴耐性

挿入部

防水構造です。光学アダプターを装着した状態で、水中での使用が可能です。
ただし水中では屈折率が変わるため、ステレオ計測はできません。
耐圧水深：IV94：3.5m/ IV96：10m

挿入部以外

IP65 準拠。水中では使用できません。
（全てのカバーやドアを閉じた場合）

IPLEX G Liteは上記のMIL-STD-810GおよびMI-STD-461G（米国国防軍用規格）に準拠しています。
ただし、全ての状況において、無破損、無故障を保証するものではありません。
詳しくは弊社の販売代理店や営業部門へお問い合わせください。

光学アダプター仕様
Φ 6.0mm スコープ用光学アダプター

視野角
光学系

AT80D/NFIV96G

AT80D/FFIV96G

AT120D/NFIV96G

AT120D/FFIV96G

AT80S-IV96G

AT120S/NFIV96G

AT120S/FFIV96G

AT220D-IV76

AT100D/100SIV76

40°

80°

80°

120°

120°

80°

120°

120°

220°

100°/100°

視野方向
観察深度

＊1

先端部

AT40D-IV96G

直視
200 〜 ∞ mm

9 〜 ∞ mm

側視35 〜 ∞ mm

2 〜 200mm

外径＊ 2
先端硬質部長＊ 3

19 〜 ∞ mm

15 〜 ∞ mm

18.4mm

18.9mm

オイルクリアリング

18.8mm

光学系

18.9mm

18.8mm

24.2mm

先端部

AT120D/
FF-IV94G

AT100S/
NF-IV94G

AT100S/
FF-IV94G

80°

120°

120°

100°

100°

35 〜 ∞ mm

2 〜 200mm

17 〜 ∞ mm

2 〜 15mm

直視

先端硬質部長＊ 3オイルクリアリング

2.0 〜 ∞ mm

φ 8.4mm

φ 6.0mm

21.1mm

29.5mmステレオ計測アダプター（Φ 4.0mm/ Φ 6.0mm 用 )AT120D/
NF-IV94G

AT50D/
50D-IV94
視野角

側視

光学系
8 〜 ∞ mm

φ 4.0mm

外径＊ 2

直視 / 側視1.6 〜 ∞ mm

ーAT80D/
FF-IV94G
視野方向
観察深度＊ 1

3 〜 ∞ mm適応
Φ 4.0mm スコープ用光学アダプター

視野角

1 〜 25mm

φ 6.0mm

直視

19.0mm

21.7mm

適応ー

先端部

AT50S/
50S-IV94

AT60D/
60D-IV96

50°/50°AT60S/
60S-IV96

60°/60°

視野方向

直視

側視

直視

側視

観察深度＊ 1

5 〜∞ mm4 〜∞ mm

5 〜∞ mm4 〜∞ mm

外径＊ 2
先端硬質部長＊ 3

φ 4.0mm
24.3mm

φ 6.0mm

28.4mm

24.9mm

31.3mm1 観察深度は、観察像が鮮明に写る距離の範囲を示します。＊2 挿入部に取り付けた状態でφ 4.0mm、φ 6.0mm または φ 8.4mm の穴に挿入できます。＊3 挿入部に取り付けたときの先端部の硬質部長を示します。

＊www.olympus -ims .c om
www.olympus -ims .c om●当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。
登録範囲は●
当社は環境マネジメントシステム ISO14001 の認証取得企業です。
● https://www.olympus-ims.com/ja/iso/をご覧ください。
当社は環境マネジメントシステム ISO14001 の認証取得企業です。
● 当社は品質マネジメントシステム ISO9001 の認証取得企業です。
●当社は品質マネジメントシステムISO9001の認証習得企業です。
●
当社は品質マネジメントシステム ISO9001 の認証取得企業です。

EVIDENT Customer Information Center

お客様相談 セ ンター

受付時間 平日 9:00 〜 17:00

0120-58-0414

取扱販売店名

お問い合わせ : www.olympus-ims.com/ja/contact-us
https://ureruzo.com
https://satosokuteiki.com

N8601108-022024
お問い合わせ: www.olympus -ims .com/ja /contac t-us
お問い合わせ : www.olympus -ims .com/ja /contac t-us