Oxygen Monitor

高機能酸素濃度計

JKO Ver.３シリーズ
酸素：O₂
JKO Ver.3シリーズは酸欠事故予防の作業安全用途、工場等の製造ラインの酸素濃度管理、各種酸素実験での研究用途の３つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、他社製品にはない優れた性能・機能を搭載しました。

ISO14001

ISO9001

JQA-EM0645

JQA-2582

お客様の用途に適した JKO Ver.3シリーズを是非ご利用ください。

低濃度酸素モニター
JKO-O2 Ver.3
用途
不活性ガス充填工程
低酸素維持管理工程
科学実験、培養試験

酸素モニター
JKO-25 Ver.3
用途
酸素欠乏防止（JIS T8201:2010準拠）
酸素濃縮器、人口呼吸器のメンテナンス
病院ガスアウトレットの点検用
科学実験、培養試験

高 濃 度タイプ

JKO-25 Ver.3シリーズ

JKO-25S3
JKO-25SD3

用途に合わせて選べる５タイプ。
お客様の使用環境に最適な●用途：定置または持ち運びによる酸素測定

１台をお選びいただけます。
（Dタイプ：ACアダプター・壁掛けブラケット付属）

JKO-25L3
JKO-25LD3

JKO-25W3
JKO-25WD3●用途：マンホール・タンク・井戸等の縦穴濃度確認
●付属品：

●用途：

ステンレス筐体分離センサー

室内、トンネル、（3ｍ）

坑道の酸欠防止●付属品：
分離型センサーボックス（10ｍ）、
壁掛けブラケット

JKO-25LJ3
JKO-25LJD3

JKO-25MT3
JKO-25ML3●用途：容器内酸素測定、チューブ内酸素測定●用途：HOT(住宅酸素療法）酸素濃縮器メンテナンス、

病院ガスアウトレット･人工呼吸器濃度確認

窒素発生装置の残留酸素測定（ 別途オプション品使用）●付属品：MT型/タケノコ方チューブ継手（内径6φ用）、●付属品：分離型センサー（カールコード約1.75ｍ）

ML型/エルボ型チューブ継ぎ手（内径4φ/外径6φ）

JKO-25MT3

JKO-25ML3

インライン測定用バッフル：BF-JK※チューブ継手は、含まれません。

※設置場所でお困りの方は、株式会社ジコーまでお問い合わせください。
共通仕様
検知ガス

酸素

警報濃度設定値

検知原理

ガルバニ電池式

警報機能

2点 任意設定可能（初期値19.5%&18.0%）
電子ブザー（80dB）、赤色LED2個点滅

測定レンジ

0.0〜100.0%

警報出力

リレー無電圧1c接点 最大許容範囲：300mA 30VDC

分解能

0.1％

アナログ出力2線式

測定精度±0.5%(0.0〜25.0%) ±3.0%(25.1%以上)

電源

単3アルカリ電池4本

使用温度範囲−10〜＋40℃

使用湿度範囲5〜85%RH(結露なきこと)

電池寿命

約１年
（無警報時）

使用気圧範囲大気圧（1013[hpa]）±10％

センサ平均寿命※

大気中：約３年（使用環境により変動あり）

応答速度

T90 20秒以内（20.9→100.0%）

寸法/質量145H×82W×38D
（mm）
/315
（g）JKO-25S3

警報遅れ

5秒以内（20.9→18.0%、10〜11%酸素曝露時）

付属品

全型式共通：単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタDC 0-1V

0-100%O₂

外部電源仕様:ACアダプター5V DC/2.0A (停電補償用電池 単3アルカリ電池4本）

D型：ACアダプター、壁掛けブラケット・W型：壁掛けブラケット※センサ寿命を保証するものではありません

機種別仕様
センサ仕様

電源仕様

付属品

内蔵型

分離型

外部電源

単三乾電池

エコアラームモード

停電補償モードセンサ
ケーブル長

壁掛けブラケット

ACアダプタJKO-25SD３

●

―

●

●

●

●

―

●

●

JKO-25LD3

―

●

●

●

●

●

3m

●

●

JKO-25LJD3―

●

●

●

●

●

約1.75m

●●JKO-25WD3―

●

●

●

●

●

10m

●

●

JKO-25S３

●

――

●

●

――

―

―

JKO-25MT3

●

――

●

●

―

―

―

―

JKO-25ML3

●

――

●

●

―――

―

JKO-25L3―

●―

●

●

―3m

―

―

JKO-25LJ3―

●

―

●

●

―

約1.75m

――JKO-25W3―

●

―

●

●

―10m

●

―

型番

低 濃 度タイプ

JKO-O2 Ver.3シリーズ

JKO-O2LJD3

低濃度タイプは、●付属品：分離型センサー（カールコード約1.75ｍ）●用途：容器酸素測定、チューブ内濃度測定

2タイプのご用意がございます。

JKO-O2LD3●用途：容器内濃度測定●付属品：ステンレス筐体分離型センサー（3ｍ）

インライン測定用バッフル：BF-JK※チューブ継手は、含まれません。

共通仕様
検知ガス

酸素

警報濃度設定値

検知原理

ガルバニ電池式

警報機能

電子ブザー、赤色LED２個（AL1,AL2濃度任意設定）

測定レンジ

0.0〜25.0％（サービスレンジ：〜35.00%まで表示）

警報出力

リレー無電圧1c接点 最大許容範囲：300mA 30VDC

分解能0.01％

アナログ出力4-20mA/0-25%O₂

測定精度

±0.1％
（10％以下）/±0.5％（10.1〜25％）

電源

使用温度範囲−10〜＋40℃

使用湿度範囲5〜85%RH(結露なきこと)

電池寿命

約2000時間（無警報時）

使用気圧範囲大気圧（1013[hpa]）±10％

センサ寿命※

大気中1年（使用環境により変動あり）

応答速度

20.7％→2.1％（90％応答）
：約5秒

寸法/質量

145H×82W×38Dmm（本体［電池含む］）約315ｇ

20.7％→0.1％（99.5％応答）
：約40秒

付属品

単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ACアダプター、壁掛けブラケット

警報遅れ

2点 任意設定可能（初期値OFF）

単三アルカリ電池4本、外部電源仕様：ACアダプタ 5V DC/2.0A（停電補償用電池

5秒以内（20.7％→18.0％

10〜11％酸素暴露時）

単三アルカリ電池4本）※センサ寿命を保証するものではありません

機種別仕様
センサ仕様

電源仕様

付属品

内蔵型

分離型

外部電源

単三乾電池

エコアラームモード

停電補償モードセンサ
ケーブル長

壁掛けブラケット

ACアダプタJKO-O2LD3―

●

●

●

●

●3ｍ―

●

JKO-O2LJD3―

●

●

●

●

●

約1.75ｍ―

●

型番

オプション
名称

壁掛けブラケット

インライン治具

ソフトケース

アウトレット用アダプタ

型番

壁掛けブラケットWM−JKOV3

インライン治具1/4Rc

BF−JK−1/4RC

インライン治具1/8Rc

BF−JK−1/8RC

ソフトケースSC−JKOV3

警報チェックガス

CG−OXN

アナログ出力ハーネス（3m）

AOUT−JKOV3

アウトレット用アダプタ

MA−JK

JKO Ver.3シリーズの特長●長寿命センサー搭載●エコアラームモード●キーロック（誤操作防止機能）●ワンタッチ自動校正●アダプタ駆動（停電補償付き）●JKO-25 Ver.3は０〜100％まで濃度測定可能●強力な警報システム●2段階警報設定可能●JKO-O2 Ver.3は0.01％まで濃度測定可能

優れた外部出力機能※アナログ出力を使用すると消費電力が増えるため、外部電源仕様の選択をお願い致します。

警報出力とアナログ出力を標準装備。
回転灯や大型サイレン、電磁弁、記録計などと接続することで、さまざまな用途にお使いいただけます。

警報接点
使用例

警報接点仕様A接点：ノーマルオープン（NO）
B接点：ノーマルクローズ（NC）

パトライト製
キュービックタワー

アナログ出力を使うなら・・・オプションのアナログ出力専用ハーネスで記録計と接続し、濃度変化を記録する事が可能です。

KJS型/KJSB型（ブザー付）

NO COM NC
壁面取付けブラケット
SZ-007型

外部電源仕様では・・・停電補償モード搭載。
消費電力が大きいアナログ出力

たとえば・・・回転灯やサイレン

たとえば・・・電磁弁などなど警報時に作動する機器を警報時にシャットダウンする機器をノーマルオープンのA接点に。

ノーマルクローズのB接点に。

JKO Ver.3シリーズのアフターサービス※校正証明書（トレーサビリティ体系図付き）の発行も可能です。別途、お申し付けください。

（モード）
でも、電池寿命を気にせず、ご使用いただけます。

酸素濃度計はそのセンサ特性により、時間が経過するにつれてセンサが劣化する性質を持っています。
そのため安定した性能を維持するために１年に１回の定期的な点検調整が必要となります。
ジコーでは点検修理専門スタッフによる年次引取点検を行っています。
より長く性能を維持するために、年次点検調整サービス（検査成績書付き）を必ず行ってください。

期
待で
きる
点
検の効
果

１，測定精度の維持
２，警報機能の維持
３，センサ寿命の早期発見

点
検
項
目

１，外観、内部機構の破損チェック
２，基板の動作確認
３，センサ動作確認

４，部品劣化の早期発見

４，酸素濃度測定精度の確認

５，製品不具合の早期発見

５，警報機能の確認
６，外部警報出力の確認

調
整・
修
理
項
目

１，更新プログラムのアップデート
２，ゼロ調整（校正）３，スパン調整（校正）４，酸素センサ出力の直線性確認
５，消耗部品の交換
６，バッテリー交換

７，アナログ出力の確認

出張点検について「引取点検期間中の空白期間を無くしたい「」多くの点検台数がある」などの理由により、引取点検を行えない場合は出張点検を行います。
ご希望のお客様はお買い上げた代理店またはジコーまでご相談ください。
※本カタログに記載された仕様・外観は製品改良に伴い予告なしに変更することがあります。
※本カタログに記載された使用は社内試験により設定された値であり、使用環境によっては変動することがあります。

測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階☎044-738-0622
FAX：044-738-0623

ホームページ：http://www.ureruzo.com/
SATO 測定器 .COM：http://satosokuteiki.com/