ULTRA-TURRAX®
Tube Drive System

Schnellere und sichere Probenvorbereitung
1

Das Einweg-Dispergiersystem
ULTRA-TURRAX® Tube Drive control(UTTD control)
Bevor Forscher und Laboranten Proben analysieren können, müssen sie dasMaterial in der Regel aufbereiten. Das Mischen, Zerkleinern, Dispergierenoder Homogenisieren geschieht schnell. Doch die Reinigung des Apparats
kostet Zeit und kann bei giftigen Substanzen auch gefährlich sein. Ein neues
hermetisch geschlossenes Einweg-System minimiert den Kontakt zum Probenmaterial und beschleunigt die Probenvorbereitung

DeckelRotor

StatorAntriebsrotor

Taumelstab

So genannte Batch-Dispergierwerkzeuge arbeiten

gung und jede Sterilisierung verschlingt Zeit. Um

mit Mehrweggefäßen. Die werden mit dem Proben-Proben sicherer und schneller vorbereiten zu kön-material befüllt und nach dessen Zerkleinerung innen, brauchte es also ein ganz neues System aus

andere Behälter umgefüllt. Nach der Arbeit müssen

Antrieb, Zerkleinerungswerkzeug und Probenbe-Behälter und Werkzeug (Rotor-Stator-System oderhälter. Der entscheidende Schritt war, die Zerkleine-Mühle) gereinigt und ggf. sterilisiert werden. Immer

rungswerkzeuge in das Probengefäß zu integrieren.

droht bei der Handhabung eine Kreuzkontaminati-Werkzeug und Gefäß bilden eine ­Einheit und sindon, das heißt, der ungewollte Eintrag von Partikeln

als Einweg-Produkt konzipiert. Nach der Probenauf-

der einen Probe in eine andere. Auch die Anwen-bereitung werden sie entsorgt oder gelagert.

der gefährden sich. Sollen etwa infiziertes Zellmaterial oder toxische Substanzen verarbeitet werden,
bedeutet jeder Kontakt mit dem gefüllten Behälter
oder dem benutzten Zerkleinerungswerkzeug ein
Infektions- oder Vergiftungsrisiko. Und jede Reini-MembranMembranfixierung

Gefäß

2Geschlossene Tubes
statt offene BehälterIm IKA® Ultra-Turrax® Tube Drive (UTTD) bilden

Es gibt praktisch kein Ausgangsmaterial, das in

Einweg-Tubes die Werkzeug-Behälter-Kombinati-

den Tubes nicht bearbeitet werden kann (sieheon. Sie werden auf die Antriebseinheit gesteckt,Übersicht Seite 4). Einmal verschlossen halten sie

ohne dass der Anwender mit dem Probenmaterial

hermetisch dicht. Selbst bei 8.000 Umdrehungen.

in Kontakt kommt. Nach Ablauf der eingestellten

Bei der Deckelvariante mit Membran kann zudo-Versuchsdauer ertönt ein ­Signal. Die Probe kannsiert oder Probenmaterial entnommen werden.

jetzt im Tube ohne Umfüllen gelagert oder mit an-Für besondere Versuchsbedingungen sind auchderen Geräten analysiert w­ erden.

sterilisierte Tubes lieferbar.

Die Tubes fassen 20 Milliliter (Arbeitsvolumen vonMit diesen Eigenschaften eignet sich der UTTD

2 bis 15 ml) oder 50 Milliliter (Arbeitsvolumen vonideal für folgende Anwendungen:15 bis 50 ml). Lieferbar sind sie in drei verschiedenen Ausführungen:> 	Auflösung von Medikamenten, wie Tablettenoder Kapseln vor der Analyse> ST Tube: Mischgefäß mit integrierter Rühreinheit. Es eignet sich zum Mischen, Rühren,Extrahieren, Aufschlämmen und Auflösen.
>	DT Tube: Dispergiergefäß mit integrierter Dispergiereinheit. Es eignet sich zum Dispergieren, Homogenisieren und Suspendieren von> 	Dispergieren von menschlichem oder tierischem Gewebe> Dispergieren von oder Extraktion aus ­Pflanzen> Emulgieren von kosmetischen Proben> 	Extraktion von Bakterien (z.B. E. coli) mit Kugelmühlentube (Glaskugeln)z.B. medizinischen Proben.
>	BMT Tube: Mahlgefäß mit integrierten Glasoder Edelstahlkugeln. Es eignet sich zum Tro-DT Tube 50

ST Tube 20

Auflösen von Tabletten in Flüssigkeiten.

BMT Tube 20

ckenvermahlen, zum Zellaufschluss sowie zumBeispiel: Homogenisieren vonMinzblättern mit anschließender
ProbenentnahmeAnwendungsbeispiele
mit ST Tube
> Auflöseverhalten von Medikamenten> Einarbeiten von Farbpigmenten in Lösemittel> Lösebeschleunigung von Zuckerlösungen
50 ml> Extraktion von Pflanzeninhaltsstoffen> Lösebeschleunigung von Tabletten, Dragees,Zäpfchen und Kapseln> Mischen von höherviskosen Flüssigkeiten
Flüssigkeit + Pulver

20 ml

ST Tube Mischgefäß
mit Rühreinheit
Geeignet für:> Mischen> Rühren> Extraktionen> Aufschlämmen vonBodenproben

Anwendungsbeispiele
mit DT Tube
> Homogenisieren von Gewebeproben wie

3z.B. Gehirn, Leber, Muskelgewebe, Niereund Lunge> Zerkleinern von Pflanzenproben wie z.B.

50 ml

­Rosmarin, Raps, Tomatensamen, Trauben,­Kartoffeln, Kresse, Blätter und Wurzeln> Herstellung einer O/W Emulsion oder einer
W/O Emulsion
Flüssigkeit + Probe> Homogenisieren von Abwasserproben

20 ml

DT Tube Mischgefäß
mit Dispergiereinheit
Geeignet für:> Dispergieren> Homogenisieren> Suspendieren> Pharmacokinetik> Metabolismus> Diagnostik

Anwendungsbeispiele
mit BMT G /S Tube
> Aufschluss von tierischen, pflanzlichen
und menschlichen Zellen> Trockenzerkleinerung z.B. von ­­­Farb­pigmenten,50 ml

Baustoffen und Kohleproben> Trockenzerkleinerung von ­­gefriergetrockneten Proben> Zerkleinerung von Proben zur­Wassergehaltsbestimmung
Kugeln + Probe

20 ml

BMT G/S Tube
Mischgefäß mit Glas- (G)oder Edelstahlkugeln (S)Geeignet für:> Trockenmahlung von­trockenen und spröden Proben(z.B. Kaolin, Gips, Farbpig­
mente, Tabletten)> Zellaufschluss> Bearbeitung von Materialien
in Flüssigkeiten

4Branchen undEinsatzbereiche:
Bei folgenden Materialienliefert der UTTD reproduzierbar
beste Ergebnisse:
Abwasser, Algen, Amnion, Apfelblätter, Aromakapseln, Arzneimittelwirkstoff, Blattläuse, Blätter,> Agrarwirtschaft> Baustoffindustrie> Biologie> Botanik

Bodenproben, Bodylotion, Dragees, Efeu, Faden-> Brauerei

wurm, Farbpigmente, Fettcreme, Fibrin-Zellen,> Chemische Industrie

Fleisch, Fruchtsaftkonzentrat, ­Gemüse, Gemüsemischung, Gras, Heizöl, Herz, Himbeerblätter,> Farb- und LackindustrieHolz, Hopfenpellets, Hühnerfleisch, Innereien,> GenforschungKapseln, Karotten, Kartoffeln, Kartoffelkäfer, Kar-

> Hämatologie

toffelschalen, Käse, Katalysatorpulver, Keramikglasur, Kirschblätter, Klärschlamm, Kohle, Kom-

> Humanmedizinpost, Kressesamen, ­Lebensmittelpaste, Leber,> Immunologie

Leitfähigkeitspaste, Luftröhre, ­Lunge, Lymphkno-> Kosmetik

ten, Malzpellets, Muskelgewebe, Nabelschnur,
Niere, Öl, Oleanderblätter, Oliven ohne Stein,Orangenschalen, Paraffinöl, Pestizide, Pflanzenblätter, Pflaumenblätter, ­Pigmente, Pilze, Putenfleisch, Putenleber, Raps, Rohöl, Rosmarin, Ruß,

> Lebensmittelanalytik> Medizin> Ökologie Pathologie

Saatgut, Salatöl, Salbei, Salben, Schweinefleisch,> Pharmazie

Schweinegehirn, Sediment, Sesam, Siliciumcar-> Petrochemiebid, Sonnenblumenkerne, Stärkekörner, Tabakblätter, Tablette, Thymus, Tomatensamen, Traubenblätter, Traubenschalen, Wurst, Wurzeln.

> Tabakindustrie> Umweltschutz> Veterinärinstitute5Kontrollieren, programmieren,
dokumentieren mit dem
ULTRA-TURRAX® Tube Drive control
Die Gerätevariante ULTRA-TURRAX® Tube Drive

Versuchsansteuerung und Dokumentation des UTTD control mit
der Software „labworldsoft®“

control (UTTD control) eröffnet den ­Anwendern
zusätzliche Möglichkeiten.
Über eine USB-Schnittstelle können Sie den UTTD
control ansteuern und Versuchsreihen auf dem PC
dokumentieren. Dazu eignet sich zum Beispiel dieIKA®-Software „labworldsoft®“. Eine Programmbibliothek im Gerät erlaubt, Versuche unter identischen Bedingungen zu wiederholen.
Zusätzlich kann der Anwender Funktionen manuell zuschalten, um das Misch- und Zerkleinerungsergebnis zu verbessern. Mit dem Turbo-Schaltererhöht er die Drehzahl, mit dem Reverse-Schalter kehrt er die Drehrichtung ­zyklisch um. Beides
optimiert den Misch- und Z­ erkleinerungseffekt.

Technische Daten
Leistung Aufnahme / Abgabe
Drehzahlbereich / Turbo-Geschwindigkeit
Display
Drehzahlanzeige
Zeitschaltuhr
Einstellbare Drehrichtungsumkehr

20 / 17 W
400 - 6.000 min-1 / 8.000 min-1
OLEDdigital
10 s - 30 min (stufenlos einstellbar)
10 - 60 s

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x T x H)
Gewicht
Schutzart nach DIN EN 60529

122 x 178 x 48 mm
1,0 kg
IP 20

Ihre Vorteile:> 	Rühren, Dispergieren, Homogenisieren
und Mahlen mit einem Antrieb> Kreuzkontamination ausgeschlossen> 	Hermetisch verschließbare EinwegProbengefäße> Kein Reinigungsaufwand> Hohe Sicherheit für den Anwender> 	Für Einzel- sowie für Reihenanwendungengeeignet> Gamma-sterilisierte Tubes> Tubes mit durchstechbarer

6Deckel­membran> Tubes mit 2 bis 15 ml und 15 bis 50 ml> Blockierschutzfunktion> Sicherheit durch Niederspannung (24 V)> Chemisch resistenter Kunststoff> Einfache und gefahrlose Entsorgung> Weltweiter Service durch IKA® garantiert> Reproduzierbare Ergebnisse> Patentiert
Bei Fragen können Sie sich an unsere ­kostenlose Applikationshotline wenden:
00 8000 4522777 (00 8000 IKAAPPS)*
E-Mail: applicationsupport@ika.de*Montag - Donnerstag von 8:30 - 16:30 Uhr
Freitag von 8:30 - 15:30 Uhr

IKA®-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10 · 79219 Staufen · Germany
Tel. +49 7633 831-0 · Fax +49 7633 831-98
sales@ika.de · www.ika.com