メモリハイロガー LR8450

MEMORY HiLOGGER LR8450

無線でも 1 ms サンプリング
直 結 ユ ニット・ 無 線 ユ ニットが 選 べる 3 3 0 チャネ ル ロガ ー

電圧

1 ms サンプリング

ひずみ

1 ms サンプリング

温度

10 ms サンプリング

湿度

10 ms サンプリング

抵抗10 ms サンプリング

2

標準モデル / 無線 LAN 搭載モデル
をラインナップ

標準モデル（直結ユニット専用モデル）

LR8450直結ユニットを 1 台から 4 台まで簡単増設、最大入力 120 チャネル
組み合わせ例：120 チャネル

直結ユニット

電圧・温度ユニット U8552 × 4
電圧・温度ユニット U8552 なら、ひとつのユニットで 30 チャネル入力。4 ユニット装着で 120 チャネルの測定に対応できます。

さまざまなシーンに応じて、5 種類の直結ユニットを自由に組み合わせ
測定対象

電圧

1 ms サンプリング〜

ひずみ

1 ms サンプリング〜

温度

➡

➡

湿度

➡

➡

10 ms サンプリング〜

10 ms サンプリング〜

抵抗10 ms サンプリング〜

3

無線 LAN 搭載モデルなら直結でも無線でも自在にチャネルを増設
無線ユニットのみ接続しても使用可能です

無線 LAN 搭載モデル

LR8450-01

無線ユニットを最大 7 台まで増設、最大 330 チャネル
組み合わせ例：330 チャネル

直結ユニット

無線ユニット

電圧・温度ユニット U8552 × 4

ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8532 × 7+
電圧・温度ユニット U8552 × 4 台 + ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8532 × 7 台なら、合計 330 チャネルの測定に対応できます。

直結ユニットと無線ユニットを混在して使用できる
直結ユニットと無線ユニットを自在に組み合わせて、測定システムを構築できます。

4

電圧測定
圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速 1 ms サンプリングで測定
油圧機器の試験

1 ms サンプリングは、圧力や振動など数 10 Hz の各種センサー出力の記録に最適です。

高速電圧ユニット U8553

ワイヤレス高速電圧ユニット LR8533

自動車の走行試験

温度測定
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速 10 ms サンプリングで測定
自動車各部の温度測定

電圧・温度ユニット U8550
ユニバーサルユニット U8551
電圧・温度ユニット U8552(*)

バッテリーの温度上昇

最速サンプリング 1 ms

ユニットを増やしても変わらない
ユニットごとに A/D
コンバータを搭載。
ユニットを増設しても最高サンプリング
速度は落ちません。

例 :‌高速電圧ユニット U8553 (5ch) を 4 台使用時
20ch を 1 ms サンプリングで測定できます。
例 :‌電圧・温度ユニット U8550 (15ch) を 4 台使用時
60ch を 10 ms サンプリングで測定できます。

ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8530
ワイヤレスユニバーサルユニット LR8531
ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8532(*)* 使用チャネル数を 15ch 以下にすると 10 ms で測定できます。

耐ノイズ性能ユニットを増やしても変わらないユニットを増やしてもサンプリング速度に連動するカットオフ周波数が変わらないため、耐ノイズ性能を落とさずに電源ノイズを除去できます。
（例）サンプリング速度：1 秒
チャネル数

カットオフ周波数

16ch 〜 30ch

60 Hz

1ch 〜 15ch

60 Hz

31ch 〜 45ch

60 Hz

46ch 〜 60ch

60 Hz

※電源周波数 60 Hz 設定時
変わらない
カットオフ周波数フィルター設定

ユニットごとに設定できる
制御信号：
ユニット 1

バッテリー電圧：ユニット 2温度：
ユニット 3

データ更新間隔に連動するカットオフ周波数がユニットごとに設定、強いフィルター効果が得られる「長いデータ更新間隔」と、「短いデータ更新間隔」をそれぞれ設定し同時に測定ができます。
・制御信号を最速で測定：ユニット 1（データ更新間隔：1 ms）

・バッテリーの電圧変動測定：ユニット 2（データ更新間隔：1 ms）

・熱電対で温度測定：ユニット 3（データ更新間隔：1 s）強いフィルター

5

ひずみ測定
ひずみを最速 1 ms サンプリングで測定
ひずみゲージを直接接続して、最速 1 ms サンプリングで測定できます。
ひずみゲージは配線長が長くなりがちで細くきれやすいという課題がありますが、無線ユニットを使えば、配線長を最短にできトラブルを防げます。

ひずみユニット U8554

可動部の応力や荷重

ワイヤレスひずみユニット LR8534

航空機の主翼のひずみ計測

ひずみゲージを直接接続
ひずみユニットは、ブリッジボックスを内蔵しています。
ひずみゲージを直接ひずみユニットの入力端子に接続できます。
ひずみゲージ

ひずみゲージ
ブリッジボックス

ブリッジボックス

外付内蔵

ブリッジボックスが外付けのデータロガー

ブレーキや配管のひずみ計測

LR8450 + U8554 × 2 台
ひずみ入力 10 チャネル

荷重センサや圧力センサなどひずみゲージ式変換器も直接繋いで測定できます。

ノイズの 影響を低減

配管のひずみ計測従 来 機 種 で は、 ノ イ ズ 環 境 下 の 温 度 測 定 の 際 に、 高 周 波 の 影 響 を 受 け て 値 が シ フ ト し た り、
大きく変動するため正常な測定ができない場合がありました。LR8450 では設計の見直しにより、
高周波ノイズの影響が大幅に減少しました。

高電圧・高周波でも安定測定

例：電圧・温度ユニット U8550 使用時
K 熱電対の先端をインバーターの PWM 出力端子（W 相）のネジに接続して温度を測定。（設定：100° C f.s. レンジにおいて、100 ms サンプリング）

従来のデータロガー

LR8450

SiC インバーター
・キャリア周波数 200 kHz
・モーター回転 500 r/min

バッテリー

インバーター

モーター
インバーターを動作させると値が大きく変動するのに対して、
LR8450 では変動が抑えられています。

6

無線だから使いやすい
分散した場所のデータを一括収集
LR8450-01 なら、無線ユニットを実験設備ごとに設置しても測定データを一括で同時に収集できます。
複数箇所の測定データを
1 台で収集同じ時系列でデータ管理

ユニットは狭い場所でも
設置可能

測定中に
表示を確認

見通し 30 m

各実験設備に無線ユニットを設置

停電や電波の途断でも安心
一時的に通信が途切れても安心

バッファメモリで最大 5 分間 *1、測定データを保持
無線ユニット内部にバッファメモリを搭載しているため、最大 5 分間 *1 測定データが保持されます。
データは、通信が回復すると測定データと一緒に再度送信され、LR8450-01 内で測定データが復旧されます。*2
通信が遮断した場合や、ユニットのバッテリが低下した場合は、警報出力ができます。
(*1)‌記録間隔によって測定データの保持される時間（最大 5 分）は変わりません。
(*2)‌測定中はロガーユーティリティで収集したデータは復旧されません。

バッテリー駆動

AC 電源の取れない現場でも使用可能
例：LR8530 ワイヤレス電圧・温度ユニットは約 9 時間バッテリ駆動ができます。夜間に充電すれば、昼間の測定はバッテリパックだけで駆動できます。
バッテリパック Z1007 を使用した場合

無線ユニットの形名

連続使用時間LR8530

約 9 時間LR8531

約 7 時間LR8532

約 9 時間LR8533

約 9 時間LR8534約 5 時間測定中に停電が起こっても安心

バッテリー装着で安心
AC アダプタで電源を供給中でも、バッテリパックを装着していれば、自動で電源が切り替わります。
無線ユニットの電源が停電しても、LR8450-01 はそのまま測定を継続します。（停電中のデータは欠損として扱います）

7

LR8450-01（無線 LAN 搭載モデル）のみ

配線が困難な場所での測定に
LR8450-01 と無線ユニットなら、最小限の配線で測定できるので、作業の時間短縮につながります。
計測対象がある試験室と、データを確認する監視室の間の壁に穴を開けて長い配線をする必要がありません。
室内・外を隔てた計測にも、扉を閉めて設置

無線 LAN 通信

無線ユニットを簡単登録
通信距離内にある、ほかの LR8450-01 と接続されていないユニット
を自動で検出されます。
あとは、一覧から登録
したいユニットを選ぶ
だけです。

登録完了！

無線 LAN の使用チャネルを選べる& 使用チャネル状況モニタ
空いているチャネルを使用すると、ほかの無線 LAN 機器との電波干渉が低減できます。空いているチャネルは、本体画面上で確認できます。

PC やタブレットで離れた場所のデータを観測
LR8450-01 と PC やタブレットを無線 LAN 接続すると、HTTP サーバーによる遠隔操作や、FTP サーバーによるデータファイルの取得ができます。

ステーションモード

アクセスポイントモード

市販のアクセスポイント（AP) に無線 LAN 接続ができます。

直接 PC と無線 LAN 接続ができます。

STA

STA
AP

STA

AP

8

測定値をよりわかりやすく表示
波形を見ながら数値の確認ができる波形の変化が見やすい

波形 + 数値表示

瞬時値や最大値などを一画面で確認できる
警報の発生状況が確認できる

波形表示
数値表示

警報表示

活用範囲が広がる外部制御端子とインターフェイス
SD カードスロット

外部制御端子LAN インターフェイス
USB インターフェイス（ホスト）
USB インターフェイス（ファンクション）

電源供給端子モーターなどの回転数、流量積算など

電圧出力を 2 端子用意（5 V/ 12 V/ 24 V）

8ch のパルス測定

センサー駆動用電源としてセンサー出力電圧

使用例：

流量センサー

パルス信号

使用例：

圧力トランスデューサ

12 V
24 V

回転数設定ではモーターやドリルなどの回転ムラ測定により生産設備の状況モニターに、積算設定では電力量積算や流量積算の測定により工場管理のデータ取りにそれぞれ活用できます。

予兆保全に役立つ

8 チャネルの警報出力
入力信号

警報

傾き
レベル

レベルと時間を設定
設定した時間、指定した変化率（レベル/ 時間）を超えたときに警報出力する

時間

8 チャネルの警報出力を設定可能。
監視したい各チャネルにレベル、ウインドウ、傾き、ロジックパターンの警報種類を設定できます。

2 端子の電圧出力端子を装備。各端子から 100 mA の電流供給ができ、センサーの電源を別途用意する必要がありません。VOUTPUT1 端子からは 5 V/ 12 V/ 24 V が選択でき、VOUTPUT2 端子からは 5 V/ 12 V が選択できます。

リアルタイム保存中でもメディア交換

記録を止めなくても可能
メディアを記録中に取り出して、再度挿入するときは、内部バッファーメモリに残っているデータは引き続き別ファイルに保存
されます。

9

豊富な演算機能を搭載
演算種類

数値演算機能
これまでの最大値や最小値などに加えて、ON/OFF
時間や回数、稼働率の演算など、演算種類が充実し
ました。

演算種類

波形演算機能平均値

四則演算

測定をしながらデータを演算し、リアルタイムに演
算波形を表示することができます。演算結果は測定
チャネルとは別の演算専用チャネルに保存されます。

P-P 値
最大値
最小値
最大値の時間移動平均した波形

積算
積分
稼働率
ON 時間
OFF 時間生波形

ON 回数
OFF 回数長時間の繰り返しデータ記録に測定をしながら、メディア（SD メモリカードまたは USB メモリ）にデータ収集できます。
測定を止めずに、ファイルを 1 時間ごとや 1 日ごとに分割して保存できますので、あとからデータを確認するときに便利です。
分割時間：12 時間
一つのファイルで保存されるデータ

6時

12 時

18 時

24 時

最大記録時間（概算）例：2 ユニットでアナログ 30 チャネルの測定（警報出力なし、波形演算なし）

波形ファイルのヘッダー部分の容量が含まれていないため、下表の 9 割程度を目安にしてください。
最大記録時間は、測定チャネルに比例します。下表で測定チャネル数を半分にすれば、記録時間は倍になります。
U8550/U8551 を 2 ユニットで、または U8552 を 1 ユニットでアナログ 30 チャネル記録時（警報出力なし、波形演算なし）
LR8530/LR8531 を 2 ユニットで、または LR8532 を 1 ユニットでアナログ 30 チャネル記録時（警報出力なし、波形演算なし）
記録間隔

内部バッファーメモリー（512MB）

10 ms

1日

100 ms

10 日

SD メモリカード Z4001（2GB）

SD メモリカード Z4003（8GB）

USB メモリ Z4006（16GB）

3 日 20 時間

15 日

8 時間

30 日 12 時間

8 時間

38 日 18 時間

153 日

9 時間

305 日

5 時間

1s

103 日 13 時間

387 日 12 時間

1533 日 21 時間

3052 日

9 時間

10 s

500 日

3875 日15339 日30523 日 19 時間

6 時間

3 時間

U8553 または U8554 を 4 ユニットで、20 チャネル記録時（警報出力なし、波形演算なし）
LR8533 または LR8534 を 4 ユニットで、20 チャネル記録時（警報出力なし、波形演算なし）
記録間隔

内部バッファーメモリー(512MB)

1 ms
10 ms
100 msSD メモリカード Z4001(2GB)

3 時間 43 分
1 日 13 時間

13 時間 56 分
5 日 19 時間

SD メモリカード Z4003
(8GB)
2日

7 時間

23 日

USB メモリ Z4006(16GB)
4 日 13 時間
45 日 18 時間

15 日 12 時間

58 日

3 時間

230 日

2 時間

457 日 20 時間

1s

155 日

581 日

7 時間

2300 日 21 時間

4578 日 13 時間

10 s

500 日

5813 日

1 時間

23008 日 20 時間

45785 日 20 時間

8 時間

U8552 を 4 ユニット、LR8532 を 7 台で 330 チャネル記録時（警報出力なし、波形演算なし）
記録間隔

内部バッファーメモリー(512MB)

20 ms

4 時間 31 分

100 ms

22 時間 35 分

SD メモリカード Z4001(2GB)
17 時間 14 分
3 日 14 時間

単純平均
移動平均
積分

最小値の時間0時

積算

SD メモリカード Z4003(8GB)

USB メモリ Z4006(16GB)

2 日 18 時間

5 日 13 時間

13 日 20 時間

27 日 17 時間

1s

9日

9 時間

35 日 22 時間

138 日 17 時間

277 日 11 時間

10 s

94 日

3 時間

359 日 13 時間

1388 日2774 日 19 時間

9 時間

10

PC で遠隔操作、データファイルを取得
HTTP サーバー機能

FTP サーバー機能

PC で遠隔操作する

PC でデータファイルを取得する

Internet Explorer Ⓡなどの一般的なブラウザーを使用し、LR8450 本体の操作、測定の開始と停止、コメントの入力ができます。

LR8450 本体に挿入している、SD メモリカードまたは USB
メモリ内のファイルを PC で取得できます。

FTP クライアント

データファイルを自動で転送する
LR8450 の SD メモリカードまたは USB メモリに自動保存したファイルを、FTP サーバーに自動送信できます。

NTP クライアント機能

時刻を合わせるLR8450 本体の時計をネットワーク上にある NTP サーバーと同期することができます。

LAN

PC にリアルタイムでデータ収集
Logger Utility を使用した収集標準付属のアプリケーションソフトウェア Logger Utility
で、リアルタイムに PC 上でデータを記録できます。
記録中でも、過去の波形に逆スクロールして観測ができます。
リアルタイム測定は記録間隔 10 ms から可能です。

LAN/ USB

Logger Utility

GENNECT を使用した収集
別途ご契約が必要です。詳しくは HIOKI ホームページをご覧ください。

GENNECT One 対応製品の最新情報は、HIOKI ホームページをご覧ください。

遠隔操作（HTTP）
クラウドサーバー

Web アプリケーション

PC

離れた現場でも LAN 経由で PC から測定器を遠隔操作、設定変更できます。
電源品質

LAN

自動ファイル転送（FTP）

タブレット
データストア

簡単ステップ
5 分で設定が完了できる !

携帯通信網

SIM カード

消費電力・‌遠隔モニター、遠隔ロギング機能
・‌遠隔操作、遠隔ファイル取得機能（Pro 版 SF4102 のみ）・‌LR8450 など弊社ロガー、記録計、電力計にも対応

PC
One SF4000 を
1 GENNECT
PC にダウンロード

ゲートウエイ

どこにいても測定値が知りたい。ネット計測を導入したいが手続きが面倒…
そんな悩みを解決する遠隔計測に必要なクラウドや回線まで含めたセット品です。
簡単ステップで 5 分で設定が完了。PC やタブレット
で計測の情報が確認できます。

HUB

温湿度

2 測定器と PC を LAN で接続

リアルタイム測定（ロギング）・‌LAN 内でつながった測定器 ( 最大 15 台 ) から定期的 ( 最短 1 秒 ) に測定データを収集して PC に表示できます。
・‌電力計からの電力データとデータロガーからの温度や流量データを一緒に取得できます。

測定器側で一日に一回自動的に生成される測定ファイルを、リアルタイムに PC に取り込む機能です。現場に配置した測定器で消費電力の日次デー
タなどを自動でお使いの PC 側で取得できます。

11
製品仕様
LR8450, LR8450-01 メモリハイロガー
一般仕様 基本仕様

製品保証期間3 年間
確度保証期間
1 年間
最大ユニット直結ユニット 4 台 ＋ 無線ユニット 7 台 *接続台数（* LR8450-01 のみ）接続可能ユニット U8550 電圧・温度ユニット（直結ユニット） U8551 ユニバーサルユニット
U8552 電圧・温度ユニット
U8553 高速電圧ユニット
U8554 ひずみユニット
接続可能ユニット LR8530 ワイヤレス電圧・温度ユニット
LR8531 ワイヤレスユニバーサルユニット（無線ユニット、LR8450-01 のみに LR8532 ワイヤレス電圧・温度ユニット
LR8533 ワイヤレス高速電圧ユニット
接続可能）
LR8534 ワイヤレスひずみユニット
内部バッファーメモリー 揮発性メモリー 256 M ワード
時計機能
オートカレンダー、うるう年自動判別、24 時間計
時計精度（本体に ±1.0 s/ 日（23° C において）表示される時計と開 NTP サーバーに接続することで、NTP サーバーと時刻の同期が始 / 停止時刻の精度）可能
時間軸確度±0.2 s/ 日（23° C において）
バックアップ電池寿命 時計用 10 年以上（23° C 参考値）
使用場所
屋内使用、汚染度 2、高度 2000 m まで
使用温湿度範囲-10° C ～ 50° C、80% rh 以下（結露しないこと）（充電可能温度範囲は 5° C ～ 35° C）
保存温湿度範囲− 20 ～ 60° C、80% rh 以下（結露しないこと）
外形寸法
ユニットなし：約 272W × 145H × 43D mm（突起物を含まない）
ユニット 2 個装着時：約 272W × 198H × 63D mm（突起物を含まない）
ユニット 4 個装着時：約 272W × 252H × 63D mm（突起物を含まない）
質量
約 1108 g（バッテリー含まず）
適合規格
安全性：EN61010
EMC：EN61326 Class A
耐振動性
JIS D 1601:1995 5.3 (1)、1 種：乗用車、条件：A 種 相当
付属品
クイックスタートマニュアル、LOGGER Application Disc（クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書 、ロガーユーティ
リティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、通信コマンド説明書）、USB ケーブル、Z1014 AC アダプタ、電波使用上の注意（LR8450-01 のみ）
表示部

表示体
7 インチ TFT カラー液晶ディスプレー（WVGA 800 × 480 ドット）
表示分解能
最大 20 マス（横軸）× 10 マス（縦軸）（波形表示選択時） [1 マス = 36 ドット（横軸）× 36 ドット（縦軸）]
表示言語
日本語、英語、中国語、韓国語
バックライト寿命 約 100,000 時間（23° C 参考値）
バックライトセーバー 所定の時間、キー操作が無かった場合、バックライトを消灯する
バックライト輝度 5 段階切り替え可能
波形背景色
ダーク / ライト 切り替え可能
電源
電源

消費
電力

連続
使用
時間
充電
機能

AC アダプタ Z1014 AC アダプタ（DC 12 V ±10% で駆動）
定格電源電圧 : AC 100 V ～ 240 V（±10% の電圧変動を考慮）
定格電源周波数 : 50 Hz/60 Hz
バッテリー 本体に 2 個装着可能
Z1007 バッテリパック（AC アダプタ併用時は、AC アダプタ優先）、
Li-ion 7.2 V, 2170 mAh
外部電源 DC 10 V ～ 30 V
通常消費 Z1014 AC アダプタまたは DC 12 V 外部電源使用時、バッテリ
電力
パック未装着においてLCD 最大輝度時 : 8.5 VA（本体のみ）
LCD バックライト OFF 時 : 7 VA（本体のみ）
最大定格 Z1014 AC アダプタ使用時 : 95 VA（AC アダプタ含む）
電力
外部電源 DC 30 V 使用時 : 28 VA（バッテリー充電、LCD 最大輝度時）
Z1007 バッテリパック使用時 : 20 VA（LCD 最大輝度時）
バッテリー Z1007 バッテリパック 1 個使用 : 約 2 時間（23° C 参考値）
Z1007 バッテリパック 2 個使用 : 約 4 時間（23° C 参考値）
条件：U8551 ユニバーサルユニット 1 台接続、バックライト
ON、電圧出力 OFF、Z4006 接続
Z1007 バッテリパック装着状態で AC アダプタを接続することで可能
急速充電時間：約 7 時間（23° C 参考値）

インターフェイス仕様
LAN インターフェイスと USB インターフェイス（ファンクション）は同時使用不可

LAN‌IEEE802.3 Ethernet 100BASE-TX/1000BASE-T 自動認識
インター Auto MDI-X、DHCP、DNS 対応
フェイス コネクター：RJ-45
最大ケーブル長：100 m
LAN 機能：‌Logger Utility によるデータ収集、記録条件設定
通信コマンドによる設定、記録制御
FTP サーバーによるデータ手動取得（SD メモリカードまたはUSB メモリのファイルを取得）
FTP データ自動送信（FTP クライアント）（SD メモリカード
または USB メモリに保存されたファイルを転送する）
HTTP サーバーによる遠隔操作
画面表示と遠隔操作、測定の開始と停止、FTP によるデータ取得、コメント設定、バージョンアップ
NTP クライアント機能
NTP サーバーと時刻同期
定期同期間隔：1 時間、1 日
測定前同期機能あり
無線 LAN ‌IEEE802.11b/g/n
インター 通信距離：見通し 30 m
フェイス 暗号化機能：WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES（LR8450- 使用可能チャネル：1 チャネル～ 11 チャネル
01 のみ） オートコネクト機能、無線 LAN 機能の ON/OFF 可能
対応モード：アクセスポイント、ステーション、無線ユニット接続
接続可能機器：‌無線ユニット、PC/ タブレット
無線ユニットと、PC/ タブレットは排他
無線 LAN 機能：‌通信コマンドによる設定、記録制御
FTP サーバーによるデータ手動取得（SD メモリカード、USB メモリのファイルを取得）
FTP データ自動送信（FTP クライアント）（SD メモリカー
ドまたは USB メモリに保存されたファイルを転送）
HTTP サーバーによる遠隔操作
画面表示と遠隔操作、測定の開始と停止、FTP によるデー
タ取得、コメント設定、バージョンアップ
NTP クライアント機能
NTP サーバーと時刻同期
定期同期間隔：1 時間、1 日
測定前同期機能あり
USB
適応規格：USB2.0 準拠
インター コネクター：シリーズ A レセプタクル ×2
フェイス 動作保証オプション：‌Z4006 USB メモリ（16 GB）（ホスト）
フォーマット形式：FAT16, FAT32
接続可能機器：キーボード、マウス、ハブ（1 段まで）、USB メモリ（1 ポートのみ）USB
USB 規格：USB2.0 準拠
インター コネクター：シリーズミニ B レセプタクル
フェイス USB 機能：‌Logger Utility によるデータ収集、記録条件設定（ファンク
通信コマンドによる設定、記録制御
ション）
USB ドライブモード：SD メモリカードのデータを PC に転送可能
SD
適応規格：‌SD 規格準拠 ×1（SD メモリカードおよび SDHC メモリカード対応）
カード 動作保証オプション：‌Z4001（2 GB）、Z4003（8 GB）
スロット
フォーマット形式：FAT16, FAT32
外部制御端子端子台
外部
端子数
入出力 入力

出力

警報出力

電圧出力

GND 端子
記録

記録モード
記録間隔

押しボタン式端子台
4、非絶縁（GND は本体と共通）
入力電圧
DC 0 V ～ 10 V
スロープ
立ち上がり / 立ち下がり 選択可能
機能
OFF、START、STOP、START/STOP、トリガ入力、
イベント入力から選択可能
出力形式
オープンドレイン出力（5 V 電圧出力付き）
最大開閉能力 DC 5 V ～ 10 V, 200 mA
機能
トリガ出力
出力形式
オープンドレイン出力（5 V 電圧出力付き）
最大開閉能力 DC 5 V ～ 30 V, 200 mA
端子数8、非絶縁（GND は本体と共通）
出力電圧
OFF, 5 V, 12 V, 24 V* 切り替え可能
供給電流 各 100 mA max.
* 24 V 出力は VOUTPUT1 端子でのみ設定可能
端子数2、非絶縁（GND は本体と共通）
端子数10（GND 共通）

ノーマル1 ms*, 2 ms*, 5 ms*, 10 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms,
500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min,10 min, 20 min, 30 min, 1 h* 1 ms/S ユニットを使用時のみ設定可能
データ更新間隔
ユニットごとに、自動または任意の値を設定可能
繰り返し記録OFF/ON 選択
時間指定 / 連続
時間指定 : ‌記 録時間を日・時・分・秒で設定。内部バッファーメ
モリーの最大容量（トータル 256 M）まで設定可能。
連続 : ‌停止まで記録を行う。内部バッファーメモリーの最大容量を超えたら、内部バッファーメモリーは上書きされる。
波形記憶
最後の 256 M データを内部バッファーメモリーに保存
内部バッファーメモリーに残っているデータはスクロール観測可能
警報元データ記録の ON/OFF 可能
記録データバックアップ なし

12
表示

シート機能

全チャネル、ユニットごとの表示シートを切り替え可能
全チャネル表示シート： 最大アナログ 120 ch、波形演算 30
ch、パルス / ロジック 8 ch、警報 8 ch
波形表示画面
時系列波形表示 : ゲージ、設定（チャネル代表設定、表示設定）
を同時表示可能時系列波形と数値同時表示 : 瞬時値、カーソル値、数値演算値を切り替え可能
数値表示 : 瞬時値と統計値を同時表示
警報表示 : 警報状態と警報履歴を表示
表示形式
時系列波形表示：1 画面
数値表示形式
SI 単位、小数、指数から選択可能
小数選択時、小数点以下の表示桁数を設定可能（指定した表示桁数で四捨五入して表示）
波形色
24 色
波形表示拡大・圧縮 横軸 2 ms ～ 1 d / マス
縦軸 1 画面のマス数： 10 マス
設定方法：
チャネルごとに、位置または上下限を選択可能（波形演算チャネルは上下限で設定のみ）•‌位置で設定時：倍率とゼロ位置を設定
倍率：×1/2、× 1、× 2、× 5、× 10、× 20、× 50、×100
ゼロ位置：− 50% ～ 150%（倍率 ×1 のとき）
• 上下限で設定時：上限と下限を設定
波形スクロール
記録中または記録停止中（波形描画時のみ）に左右方向にスクロー
ル可能
モニター表示メモリーにデータを記録せずに、瞬時値および波形を確認可能（トリガ待ち中もモニター表示可能）
無線ユニット状態 無線接続されたユニットのバッテリー残量および電波強度を 4 段表示（LR8450-01 のみ） 階表示

保存先

SD メモリカード /USB メモリ 選択（HIOKI 純正オプションのみ動作保証）
保存ファイル名
最大半角 8 文字
自動連番 / 日付付与 選択可能
自動保存
波形データ（リアルタイム保存）：OFF、バイナリー形式、およびテキスト形式から選択可能
数値演算結果（記録後保存）：OFF およびテキスト形式から選択可能
テキスト形式選択時は、全演算 1 ファイル、演算別ファイルを選
択可能
削除保存
ON/OFF 選択
OFF：‌SD メモリカードまたは USB メモリの空き容量が少なくなると保存を終了
ON：‌SD メモリカードまたは USB メモリの容量が少なくなったとき、最も古い波形ファイ
ル（バイナリー、テキスト）を削除して保存。
フォルダー分割 分割なし、1 日、1 週間、1 か月から選択
ファイル分割
分割なし、分割ありから選択
分割なし：‌1 回の記録のデータを 1 つのファイルに保存
分割あり：‌測定開始時から設定時間ごとにデータを分割して別ファイルに保存
分割時間：日、時間、分で設定
外 部 メ デ ィ ア 取 リアルタイム保存中、画面中のボタンを押しり外し（SD メモリ メッセージ確認後、外部メディア取り出し可能
カード /USB メモリ）
データ保護あり（Z1007 バッテリパック装着時のみ有効）
リアルタイム保存中に、バッテリー残量が低下した場合、ファイルをクローズして保存動作を停止（測定動作は継続）
手動保存
SAVE キーを押して保存する
SAVE キーを押したときの動作を、選択保存 / 即保存から選択可能
間引き（テキスト 間引き保存
OFF、1/2 ～ 1/100,000 から選択
形式のみ）
ファイル読み込み演算

数値演算 演算数
演算
内容

波形演算 演算内容

トリガ方式
デジタル比較方式
トリガタイミング 開始、停止、開始 & 停止
トリガ条件
各トリガソース、インターバルトリガ、外部トリガの AND または OR
トリガ OFF のときは、フリーラン
トリガソース
アナログ、パルス、ロジック、波形演算
トリガ種類
アナログ、 レベルトリガ : 設定したレベル値の立ち上がりまた
パルス、
は立ち下がりでトリガをかける
ウインドウトリガ : トリガレベル上限値と下限値を設定
波形演算
エリアを出たときまたはエリアに入ったときにトリ
ガをかける
ロジック
1、0、X によるパターンが一致したときトリガをかける（X はどちらでもよい）
インターバルトリガ 日、時、分、秒を設定、設定した記録間隔ごとにトリガをかける
外部トリガ
外部入力信号の立ち上がりまたは立ち下がりでトリガをかける
立ち上がり / 立ち下がり 選択可能
直結ユニット使用時：
トリガ応答時間( 記録間隔またはデータ更新間隔の長い方 )×2+1ms+ アナログ応答時間 *1
無線ユニット使用時（LR8450-01 のみ）：
( 記録間隔またはデータ更新間隔の長い方 )×2+ 無線応答時間 *2+ アナログ
応答時間 *1*1：フィルター設定による（U8554：5 ms、ローパスフィルター 120 Hz において）*2：接続台数による（無線ユニット 1 台接続時：3 s）
トリガレベル分解能 アナログ
0.1% f.s.（f.s. = 10 マス）
パルス
積算 1 c、回転速度 1/n（n は 1 回転当たりのパル
ス数設定値）
プリトリガ
日、時、分、秒を設定
リアルタイム保存時も設定可能
警報

保存

保存データ
読み込み

トリガ

バイナリー形式で保存したデータは位置を指定して一度に 256
M データまで読み込み可能

同時に最大 10 演算まで可能
平均値、P-P 値、最大値、最大値の時間、最小値、最小値の時間、
積分 *1、積算 *1、稼働率 *2、ON 時間 *2、OFF 時間 *2、ON 回数*2、OFF 回数 *2*1：合計 / 正 / 負 / 絶対値を選択可能*2：チャネルごとにしきい値を設定可能
・チャネル間の四則演算・‌任意チャネルの移動平均、単純平均、積算、積分
演算結果は演算チャネル（W1 ～ W30）のデータとして記録する（測定と同時に演算を実行。測定後の再演算不可）

警報条件

ALM1 ～ ALM8 を個別に設定
次のいずれかが成立した場合に警報を出力する。
• 各警報ソースの AND または OR• バッテリー低下• 熱電対断線• 無線通信エラー（LR8450-01 のみ）
警報ソース
アナログ、パルス、ロジック、波形演算
無線ユニットとの無線通信エラー時に警報出力する
無線通信エラー（LR8450-01 のみ） 警報猶予 ON/OFF 選択
警報猶予 ON：3 分間以上、通信エラーだったときに警報出力する
バッテリー残量低下 本体、もしくは無線ユニットのバッテリー残量低下時に警報出力する
熱電対断線
熱電対断線時（熱電対断線検出 ON 設定のとき）に警報出力する
警報種類
アナログ、 レベル : 設定したレベル値の立ち上がりまたは立ちパルス、下がりで警報出力する
波形演算
ウインドウ : 上限値と下限値を設定
エリアを出たときまたはエリアに入ったときに警報出力する
傾き : レベルと時間を設定設定した時間、指定した変化率（レベル / 時間）を超えたときに警報出力する
ロジック
1、0、X によるパターンが一致したとき警報出力する（X はどちらでもよい）
警報フィルター
各警報ソースの AND または OR の結果に対しフィルターをかける
サンプル数で設定（OFF、2 ～ 1000）
設定したサンプル数の間、警報状態が継続したときに警報出力する
警報保持
ON/OFF 選択
警報クリア：警報保持 ON のとき、記録を止めずに警報を解除
警報音
ON/OFF 選択
警報出力応答時間 直結ユニット使用時：( 記録間隔またはデータ更新間隔の長い方 )×2+1 ms ＋アナログ
応答時間 *1
無線ユニット使用時（LR8450-01 のみ）：
( 記録間隔またはデータ更新間隔の長い方 )×2+ 無線応答時間 *2+
アナログ応答時間 *1*1：フィルター設定による（U8554：5 ms、ローパスフィルター
120 Hz において）*2：接続台数による（無線ユニット 1 台接続時：3 s）

13
その他の機能イベントマーク機能 入力数
1 回の測定で 1000 個まで入力可能
波形検索機能波形を検索し、検索された箇所を波形画面中央に表示
レベル、ウインドウ、最大値、最小値、極大値、極検索条件
小値から選択して検索可能
検索範囲
内部バッファーメモリー全データまたは A/B カー
ソル間
検索対象
アナログ、パルス、ロジック、波形演算
ジャンプ機能イベントマーク、A/B カーソルの位置、トリガポイント、波形の表示位置を指定して波形画面中央に表示
カーソル測定機能 カーソル表示 全 CH/ 指定 CH から選択
カーソル移動 A、B、同時から選択
カーソル種類 縦 / 横から選択
スケーリング機能 チャネルごとにスケーリング設定可能
コメント入力機能 タイトルおよびチャネルごとにコメント入力可能
スタート状態
ON/OFF 選択
保持機能
起動時オート
ON/OFF 選択
スタート機能電源投入時に SD メモリカード、USB メモリのいずれかにオートセット
記憶されている設定条件を自動で読み込み可能
アップ機能
SD メモリカード、USB メモリに設定条件が記憶されている場合は、SD メモリカード、USB メモリの優先順位での設定条件を読み込み
START・STOP START キーまたは STOP キーを押した際、測定を開始または停止
キー誤操作防止 してよいかメッセージを表示
確認メッセージ：あり / なし 選択可能
キーロック機能 操作キーを無効にする
ビープ音
ON/OFF 選択
セ ル フ チ ェ ッ ク キー、LCD、ROM/RAM、LAN、メディアチェック、ユニットチェッ
機能
クを行うことが可能
横 軸（ 時 間 値 ）横軸（時間値）の表示を時間、日付、データ数から選択可能の表示
テキスト保存に反映される
設定ナビ（クイッ 無線ユニット登録ガイド（LR8450-01 のみ）、無線通信不良時のクセット）機能 対応（LR8450-01 のみ）、結線図表示（ひずみゲージ、外部端子）
電 源 周 波 数 フ ィ 50 Hz/60 Hz 選択
ルター機能

ソフトウエアロガーユーティリティ仕様

動作環境

Windows7(32bit/64bit)
Windows8(32bit/64bit)
Windows10(32bit/64bit)
パソコンと接続されたロガーの測定を制御し、逐次、波形データの受信、表示、保存動作を行う。( 総記録サンプル数：10 M デー
タまで。このデータを超えた場合は測定ファイルを分割して測定を継続する )
※LR8450、LR8450-01 のリアルタイム測定は記録間隔 10 ms ～可能
制御可能台数：最大 5 台
データ収集系統：1 系統
表示形式：‌波形（時間軸分割表示可能）、数値 ( ロギング）、警報を同時表示可能、数値拡大表示可能
数値モニター表示：別ウインドウにて表示可能
スクロール：測定中に波形スクロール可能
設定：‌リアルタイム測定対応機器のデータ収集設定と受信がイン
ターフェースを通じて可能。モニター機能で測定前の設定
確認可能
保存：‌複数台のリアルタイム測定対応機器の設定 (LUS 形式 ) お
よび測定データ (LUW 形式 ) をまとめて１つのファイルに保存可能
データ保存先：‌リアルタイムデータ収集ファイル (LUW 形式 )Microsoft Excel にリアルタイム、または非リ
アルタイムでデータを転送可能、Excel のテンプ
レート指定可能イベントマーク：測定中に記録可能
対応ファイル：波形データファイル (LUW 形式、MEM 形式 )
表示形式：‌波形（時間軸分割表示可能）、数値 ( ロギング）、警報を同時表示可能
最大チャネル数：2035 チャネル ( 測定 )+60 チャネル ( 波形演算 )
波形表示シート：各チャネルの波形を任意の 10 シートに表示可能
スクロール：可能イベントマーク記録：可能
カーソル：カーソル位置の電圧値表示に A-B カーソル使用可能
ハードコピー：波形表示画面のハードコピー可能
対象ファイル：波形データファイル (LUW 形式、MEM 形式 )
変換区間：全データ、指定区間
変換形式：‌CSV 形式（カンマ区切り、スペース区切り、タブ区切り）
Excel のシートに転送、LR5000 形式 (hrp, hrp2)
データ間引き：任意の間引き数による単純間引き
演算項目：四則演算
演算チャネル数：60 チャネル
対象データ：波形データファイル (LUW 形式、MEM 形式 )、リアルタイム測定中のデータ、波形演算データ
演算項目：‌平均値、ピーク値、最大値、最大値までの時間、最小値、最小値までの時間、ON 時間、OFF 時間、ON 回数、
OFF 回数、標準偏差、積算、面積値、積分演算保存：数値演算を行いファイルに保存可能
対象データ：‌リアルタイムデータ収集ファイル (LUW 形式 )、本
体測定ファイル (MEM 形式 )検索モード：‌イベントマーク検索、日時検索、最大位置検索、最小位置検索、極大位置検索、極小位置検索、警報位
置検索、レベル検索、ウインドウ検索、変化量検索
対応プリンタ：使用 OS に対応しているプリンタ
対象データ：波形データファイル (LUW 形式、MEM 形式 )印刷形式：‌‌波形イメージ、レポート印刷、リスト ( チャネル設定、イベント、カーソル値 ) 印刷
印刷範囲：全範囲、A-B カーソル間指定可能
印刷プレビュー：可能

概要

機能

データ収集

波形表示

データ変換

波形演算
数値演算

入力

パルス / ロジック入力
チャネル数 8 チャネル（GND 共通、非絶縁）
パルス / ロジック入力を 1 チャネルずつ排他設定
端子台
押しボタン式端子台
適応入力形態 無電圧接点、オープンコレクター（PNP オープンコレクターは外付け抵抗必要）、または電圧入力
最大入力電圧 DC 0 V ～ 42 V
入力抵抗
1.1 MΩ ±5%
検出レベル 2 段階切り替え可能
High：1.0 V 以上、Low：0 V ～ 0.5 V
High：4.0 V 以上、Low：0 V ～ 1.5 V
バルス入力
測定レンジ、分解能
測定対象
積算
回転速度

パルス
入力周期

レンジ
最高分解能
測定範囲
1000 M パルス f.s.
1 パルス
0 ～ 1000 M パルス
5000/n [r/s] f.s.
1/n [r/s]
0 ～ 5000/n [r/s]300,000/n [r/min] f.s. 1/n [r/min]
0 ～ 300,000/n [r/min]n は 1 回転当たりのパルス数で 1 ～ 1000

フィルター OFF 時：‌200 µs 以上（ただし、High 期間、Low 期間
ともに 100 µs 以上であること）
フィルター ON 時：‌100 ms 以 上（ た だ し、High 期 間、Low 期 間
ともに 50 ms 以上であること）
スロープ
立ち上がりまたは立ち下がりをチャネルごとに設定可能
測定モード 積算（加算、瞬時）、回転速度
加算：測定を開始してからの積算値をカウント
積算
瞬時：記録間隔ごとの瞬時値をカウント（記録間隔ごとに積算値はリセットされる）回転速度
r/s：1 秒間の入力パルス数をカウントし回転速度を求める
r/min：1 分間の入力パルス数をカウントし回転速度を求める
スムージング 1 s から 60 s までの間から選択可能（回転速度、r/min のときのみ機能設定可能）
チャタリング防 各チャネルで ON/OFF 設定可能
止フィルター
ロジック入力測定モード 記録間隔ごとに 1 または 0 を記録する

検索

印刷

14
オプション仕様（別売）
直結ユニット U8550、U8551、U8552、U8553、U8554
共通仕様
接続機種
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
耐振動性
付属品

LR8450/LR8450-01 メモリハイロガー-10° C ～ 50° C、80% rh 以下（結露しないこと）-20° C ～ 60° C、80% rh 以下（結露しないこと）
JIS D 1601:1995 5.3(1)、1 種 : 乗用車、条件 :A 種相当
取扱説明書、取付用ねじ ×2、結線確認ラベル（U8554 のみ付属）

無線ユニット LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534
共通仕様
接続機種
制御通信手段LR8450-01 メモリハイロガー
Z3230 無線 LAN アダプタ（付属）を接続して無線接続
無線 LAN（IEEE802.11b/g/n）
通信距離：見通し 30 m
暗号化機能：WPA-PSK ／ WPA2-PSK、TKIP/AES
使用可能チャネル：1 チャネル～ 11 チャネル
通信バッファメモリー 4M ワード（揮発性メモリー）
通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信
使用温湿度範囲-20° C ～ 55° C、80% rh 以下（結露しないこと）（充電可能温度範囲は 5° C ～ 35° C）
保存温湿度範囲-20° C ～ 60° C、80% rh 以下（結露しないこと）
耐振動性
JIS D 1601:1995 5.3(1)、1 種 : 乗用車、条件 :A 種相当
無線接続、測定状態、エラー状態、AC アダプタ / 外部電源駆動、
LED 表示バッテリー駆動、充電状態
オートコネクト機能あり
付属品
Z3230 無線 LAN アダプタ、取扱説明書、Z1008AC アダプタ、取付板、M3×4 ねじ ×2( 取付板用 )、結線確認ラベル (LR8534 のみ付属 )電源仕様

AC アダプタ

バッテリー

外部電源

連続使用時間充電機能

Z1008 AC アダプタ（DC 12 V、標準付属）
定格電源電圧 AC 100 V ～ 240 V 定格電源周波数 50 Hz/60
Hz
最大定格電力 25 VA（AC アダプタ含む）
通常消費電力（本体のみ、バッテリー未装着にて）LR8530,LR8532,LR8533：2.5 VA
LR8531：3.0 VA
LR8534：4.0 VA
Z1007 バッテリパック（AC アダプタ使用時は AC アダプタ
優先）定格電源電圧 DC 7.2 V（Li-ion 2170 mAh）
最大定格電力LR8530,LR8532：1.5 VA
LR8531,LR8533：2.0 VA
LR8534：3.5VA
定格電源電圧 DC 10 V ～ 30 V
最大定格電力 8 VA（外部電源 DC 30 V、バッテリー充電時）
通常消費電力（外部電源 DC 12 V、バッテリー未装着にて）LR8530,LR8532,LR8533：2.5 VA
LR8531：3.0 VA
LR8534：4.0 VA
Z1007 バッテリパック使用時（全データ更新レート、通信状
態良好にて、23℃参考値）
LR8530、LR8532、LR8533：約 9 時間
LR8531：約 7 時間
LR8534：約 5 時間
Z1007 バッテリパック装着状態で AC アダプタまたは DC 10
V ～ 30 V 外部電源を接続することで可能
充電時間：約 7 時間（23° C 参考値）

入力抵抗10MΩ 以上（電圧 10 mV ～ 2 V f.s. レンジ , 熱電対 , 測温抵抗
体および抵抗測定時）
1MΩ±5%（電圧 10 V ～ 100 V,1-5 V f.s. レンジ , 湿度測定時）
許容信号源抵抗1kΩ 以下
データ更新間隔
10 ms ～ 10 s（10 段階切替）
デジタルフィルター 使用チャネル数、データ更新間隔、断線検出設定、電源周波数フィルター設定に応じて、デジタルフィルターのカットオフ周波数を
自動設定
外形寸法
U8550, U8551, U8552：約 134W×70H×63D mm
LR8530, LR8531, LR8532：約 154W×106H×57D mm
質量U8550：341 g, U8551：314 g, U8552：315 g
LR8530：423 g, LR8531：386 g, LR8532：388 g（Z3230
無線 LAN アダプタ含む）

アナログ入力仕様（確度は 23° C±5° C, 80% rh 以下 , 電源投入後 30 分以上でゼロアジャスト実行 ,カットオフ周波数 50 Hz/60 Hz となる設定にて）

電圧

レンジ
10 mV f.s.

20 mV f.s.
100 mV f.s.
200 mV f.s.
1 V f.s.
2 V f.s.
10 V f.s.
20 V f.s.
100 V f.s.
1-5 V f.s.

最高分解能
500 nV

1 μV
5 μV
10 μV
50 μV
100 μV
500 μV
1 mV
5 mV
500 μV

測定可能範囲-10 mV ～ 10 mV-20 mV ～ 20 mV-100 mV ～ 100 mV-200 mV ～ 200 mV-1 V ～ 1 V-2 V ～ 2 V-10 V ～ 10 V
-20 V ～ 20 V
-100 V ～ 100 V
1 V～5 V

温度 熱電対（確度は基準接点補償確度含まず）（規格）JIS C1602-2015,IEC584
種類
K

J

E

ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8530
電圧・温度ユニット U8550
ユニバーサルユニット U8551 ワイヤレスユニバーサルユニット LR8531
ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8532
電圧・温度ユニット U8552

レンジ
100° C f.s.

最高分解能
0.01° C

500° C f.s.

0.05° C

2000° C f.s.

0.1° C

100° C f.s.

0.01° C

500° C f.s.

0.05° C

2000° C f.s.

0.1° C

100° C f.s.

0.01° C

500° C f.s.

0.05° C

2000° C f.s.

0.1° C

100° C f.s.

0.01° C

500° C f.s.

0.05° C

2000° C f.s.

0.1° C

100° C f.s.

0.01° C

500° C f.s.

0.05° C

2000° C f.s.

0.1° C

100° C f.s.
500° C f.s.

0.01° C
0.05° C

2000° C f.s.

0.1° C( 確度保証期間 1 年、調整後確度保証期間 1 年 )基本仕様

入力チャネル数

U8550：15ch（電圧 , 熱電対 , 湿度について ch ごと設定可能）
LR8530：15ch（電圧 , 熱電対について ch ごと設定可能）
U8551, LR8531：15ch（電圧 , 熱電対 , 湿度 , 測温抵抗体 , 抵抗について ch ごと設定可能）
U8552：30ch（電圧 , 熱電対 , 湿度について ch ごと設定可能）
LR8532：30ch（電圧 , 熱電対について ch ごと設定可能）
入力端子
U8550, LR8530：M3 ネジ式端子台（1ch あたり 2 端子）
U8551, LR8531：押しボタン式端子台（1ch あたり 4 端子）
U8552, LR8532：押しボタン式端子台（1ch あたり 2 端子）
出力端子
M3 ね じ 式 端 子 台（1 出 力、2 端 子、Z2000 湿 度 セ ン サ 専 用
電源、同時に 15 本までの Z2000 湿度センサに電源供給可能）（LR8531 のみ）
測定対象
U8550, U8552：電圧 , 熱電対 , 湿度
LR8530, LR8532：電圧 , 熱電対
U8551, LR8531：電圧、熱電対 , 湿度、測温抵抗体、抵抗
入力方式
半導体リレーによるスキャン方式
全 ch 絶縁（測温抵抗体 , 抵抗 , 湿度測定時は非絶縁）
A/D 分解能
16bit
最大入力電圧DC ±100 V（入力端子間に加えても壊れない上限電圧）
チャネル間最大電圧 DC 300 V（各入力 ch 間に加えても壊れない上限電圧、測温抵
抗体 , 抵抗 , 湿度測定時は非絶縁）※ チャネル間は半導体リレーで絶縁しています。雷サージなど、製品仕様を超えた電圧がチャネル間に印加されると半導体リレーが短絡故障する可能性がありますので、絶対に印加しないようにご注意ください。
対地間最大定格電圧 AC、DC 300 V（入力 ch- 本体間 , 筐体間 , もしくは各ユニット
間に加えても壊れない上限電圧、湿度測定時は非絶縁）

T

N

R

測定可能範囲-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 100° C-200° C ～ -100° C 未満
-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 500° C-200° C ～ -100° C 未満
-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 500° C 未満
500° C ～ 1350° C-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 100° C-200° C ～ -100° C 未満
-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 500° C-200° C ～ -100° C 未満
-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 1200° C-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 100° C-200° C ～ -100° C 未満
-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 500° C-200° C ～ -100° C 未満
-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 1000° C-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 100° C-200° C ～ -100° C 未満
-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 400° C-200° C ～ -100° C 未満
-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 400° C-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 100° C-200° C ～ -100° C 未満
-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 500° C-200° C ～ -100° C 未満
-100° C ～ 0° C 未満
0° C ～ 1300° C
0° C ～ 100° C
0° C ～ 100° C 未満
100° C ～ 300° C 未満
300° C ～ 500° C
0° C ～ 100° C 未満
100° C ～ 300° C 未満
300° C ～ 1700° C

測定確度±10 μV±20 μV±50 μV±100 μV±500 μV±1 mV±5 mV±10 mV±50 mV±5 mV

測定確度±0.7° C
±0.5° C
±1.4° C
±0.7° C
±0.5° C
±1.4° C
±0.7° C
±0.5° C
±0.7° C
±0.7° C
±0.5° C
±0.9° C
±0.7° C
±0.5° C
±0.9° C
±0.7° C
±0.5° C
±0.7° C
±0.5° C
±0.9° C
±0.7° C
±0.5° C
±0.9° C
±0.7° C
±0.5° C
±0.7° C
±0.5° C
±1.4° C
±0.7° C
±0.5° C
±1.4° C
±0.7° C
±0.5° C
±1.1° C
±0.9° C
±2.1° C
±1.1° C
±0.9° C
±2.1° C
±1.1° C
±0.9° C±4.4° C±4.4° C
±2.9° C
±2.2° C±4.4° C
±2.9° C
±2.2° C

15
種類
S

レンジ
100° C f.s.
500° C f.s.

最高分解能
0.01° C
0.05° C

2000° C f.s.

0.1° CB

2000° C f.s.

0.1° C

C

100° C f.s.
500° C f.s.
2000° C f.s.

0.01° C
0.05° C
0.1° C

熱電対測定その他

基準接点補償：内部 / 外部
熱電対断線検出：ON/OFF

測定可能範囲
0° C ～ 100° C
0° C ～ 100° C 未満
100° C ～ 300° C 未満
300° C ～ 500° C
0° C ～ 100° C 未満
100° C ～ 300° C 未満
300° C ～ 1700° C
400° C ～ 600° C 未満
600° C ～ 1000° C 未満
1000° C ～ 1800° C
0° C ～ 100° C
0° C ～ 500° C
0° C ～ 2000° C

測定確度±4.4° C±4.4° C
±2.9° C
±2.2° C±4.4° C
±2.9° C
±2.2° C
±5.4° C
±3.7° C
±2.4° C
±1.7° C
±1.7° C
±1.7° C

[ 内部 ] を選択時、熱電対測定確度に ±0.5° C を加算
データ更新間隔ごと断線検出（10 ms では選択不可）

U8550, U8551, U8552, LR8531 のみ入力仕様
湿度（Z2000 使用）
レンジ
100% rh f.s.

最高分解能0.1% rh

相対湿度 (%rh)

20
5
0
-40

±10% rh±8% rh

±10% rh±6% rh

±10% rh±8% rh±6% rh±5% rh±6% rh102030
温度 (°C)

40

0

50

85

湿度が表の境界線上にあるときは、値が良い方の測定確度を適用する。

U8551, LR8531 のみ入力仕様
温度

接続方式：3 線式 ,4 線式、測定電流 :1 mA（Pt100,Jpt100）,0.1 mA（Pt1000）

測温抵抗体 （規格）Pt100, Pt1000:JIS C1604-2013, IEC751 JPt100:JIS C1604-1989

種類
Pt100

JPt100Pt1000レンジ
100° C f.s.

最高分解能
0.01° C

測定可能範囲-100° C ～ 100° C

測定確度±0.5° C

500° C f.s.

0.05° C

-200° C ～ 500° C±0.7° C

2000° C f.s.

0.1° C-200° C ～ 800° C±0.9° C

100° C f.s.

0.01° C

-100° C ～ 100° C±0.5° C

500° C f.s.

0.05° C

-200° C ～ 500° C±0.7° C

2000° C f.s.

0.1° C-200° C ～ 500° C±0.9° C

100° C f.s.

0.01° C

-100° C ～ 100° C±0.5° C

500° C f.s.

0.05° C

-200° C ～ 500° C±0.7° C

2000° C f.s.

0.1° C-200° C ～ 800° C±0.9° C

※Pt1000 使用時はデータ更新間隔 10 ms, 20 ms, 50 ms は使用不可

抵抗

最高分解能
0.5 mΩ
1 mΩ
5 mΩ
10 mΩ

高速電圧ユニット U8553

測定対象
電圧

ひずみユニット U8554

入力チャネル数
入力端子
測定対象
入力方式
A/D 分解能
最大入力電圧
チャネル間最大電圧

対地間最大定格電圧
入力抵抗
許容信号源抵抗データ更新間隔

最高分解能
5 μV
10 μV
50 μV
100 μV
500 μV
1 mV
5 mV
500 μV

測定範囲-100 mV ～ 100 mV-200 mV ～ 200 mV-1 V ～ 1 V-2 V ～ 2 V-10 V ～ 10 V
-20 V ～ 20 V
-100 V ～ 100 V
1 V～5 V

測定確度±100 μV±200 μV±1 mV±2 mV±10 mV±20 mV±100 mV±10 mV

ワイヤレスひずみユニット LR8534( 確度保証期間 1 年、調整後確度保証期間 1 年 )測定可能範囲0Ω ～ 10Ω
0Ω ～ 20Ω
0Ω ～ 100Ω
0Ω ～ 200Ω

5ch（電圧、ひずみについてチャネルごと設定可能）
押しボタン式端子台 （1ch あたり 5 端子） 端子台カバー装備
測定対象に従い DIP スイッチを設定する
測定対象
電圧
ひずみ ひずみゲージ式変換器
ひずみゲージ :1 ゲージ法（2 線式）、1 ゲージ法（3 線式）、
2 ゲージ法（隣辺）、4 ゲージ法
適応ゲージ抵抗 1 ゲージ法、2 ゲージ法：120Ω（350Ω は外付けブリッジボックス必要）
4 ゲージ法：120Ω 〜 1kΩ
ゲージ率2.0 固定ブリッジ電圧DC 2 V±0.05 V
平衡調整方式
電子式オートバランス
電圧：‌±20 mV 以下（1 mV f.s. レンジ～ 20 mV f.s. レンジ）、
範囲±200 mV 以下（50 mV f.s. ～ 200 mV f.s. レンジ）
ひずみ：‌±20,000 με 以下（1000 με f.s. ～ 20,000 με f.s. レンジ）
±200,000 με 以下（50,000 με f.s. ～ 200,000 με f.s. レンジ）
入力方式
平衡差動入力、全チャネル同時サンプリング（チャネル間非絶縁）
A/D 分解能
16bit
最大入力電圧DC ±0.5 V（入力端子間に加えても壊れない上限電圧）
チャネル間最大電圧 非絶縁（各チャネルの GND 共通）
対地間最大定格電圧 AC 30 Vrms または DC 60 V
（入力 ch- 本体間に加えても壊れない上限電圧）
入力抵抗
2 MΩ±5%
データ更新間隔 1 ms ～ 10 s（13 段階切替）
ローパスフィルター カットオフ周波数：‌-3dB±30%
AUTO、120、60、30、15、8、4 (Hz) から選択可能
AUTO：設定したデータ更新間隔に連動して、ローパスフィルターのカットオフ周波数を自動設定する
減衰特性：5 次バタワースフィルター -30dB/oct
外形寸法・質量 U8554：約 134W×70H×63D mm, 231 g
LR8534：約 154W×106H×57D mm, 372 g

アナログ入力仕様

測定確度±10 mΩ
±20 mΩ
±100 mΩ±200 mΩ

測定対象
電圧

ワイヤレス高速電圧ユニット LR8533( 確度保証期間 1 年、調整後確度保証期間 1 年 )

基本仕様

レンジ
100 mV f.s.
200 mV f.s.
1 V f.s.
2 V f.s.
10 V f.s.
20 V f.s.
100 V f.s.
1-5 V f.s.

（確度は 23° C±5° C,80 %rh 以下 , 電源投入後 30 分以上でオートバランス実行 , ローパスフィ
ルター 4 Hz となる設定にて）

接続方式：4 線式、測定電流 :1 mA

レンジ
10Ω f.s.
20Ω f.s.
100Ω f.s.
200Ω f.s.

アナログ入力仕様（ 確 度 は 23 ° C±5 ° C, 80 %rh 以 下 , 電 源 投 入 後 30 分 以 上 で ゼ ロ ア ジ ャ ス ト 実 行 ,カットオフ周波数 5 Hz,10 Hz,50 Hz, または 60 Hz となる設定にて）入力チャネル数
入力端子

測定可能範囲
5.0% rh ～ 95.0% rh

保証範囲外

40

保証範囲外

60

外形寸法・質量

データ更新間隔、断線検出設定、電源周波数フィルター設定に応じて、デジタルフィルターのカットオフ周波数を自動設定
U8553：約 134W×70H×63D mm, 232 g
LR8533：約 154W×106H×57D mm, 370 g

基本仕様

湿度センサ Z2000 使用時確度表
100
95
80

デジタルフィルター

5ch（電圧専用）
M3 ネジ式端子台（1ch あたり 2 端子）、端子台カバー装備
電圧半導体リレーによるスキャン方式、全チャネル絶縁16bit
DC ±100 V（入力端子間に加えても壊れない上限電圧）
DC 300 V（各入力 ch 間に加えても壊れない上限電圧）※ チャネル間は半導体リレーで絶縁しています。雷サージなど、製品仕様を超えた電圧がチャネル間に印加されると半導体リレーが短絡故障する可能性がありますので、絶対に印加しないようにご注意ください。
AC、DC 300 V（入力 ch- 本体間 , 筐体間もしくは各ユニット間に加えても壊れない上限電圧）
1MΩ±5%
100Ω 以下
1 ms ～ 10 s（13 段階切替）

ひずみ

レンジ
最高分解能
1 mV f.s.
50 nV
2 mV f.s.
100 nV
5 mV f.s.
250 nV
10 mV f.s.
500 nV
20 mV f.s.
1 μV
50 mV f.s.
2.5 μV
100 mV f.s.
5 μV
200 mV f.s.
10 μV
1,000 με f.s.
0.05 με2,000 με f.s.
0.1 με
5,000 με f.s.
0.25 με
10,000 με f.s.
0.5 με
20,000 με f.s.
1 με50,000 με f.s.
2.5 με
100,000 με f.s.
5 με200,000 με f.s.
10 με

測定範囲
-1 mV ～ 1 mV
-2 mV ～ 2 mV
-5 mV ～ 5 mV
-10 mV ～ 10 mV-20 mV ～ 20 mV-50 mV ～ 50 mV-100 mV ～ 100 mV-200 mV ～ 200 mV-1,000 με ～ 1,000 με-2,000 με ～ 2,000 με-5,000 με ～ 5,000 με-10,000 με ～ 10,000 με-20,000 με ～ 20,000 με-50,000 με ～ 50,000 με-100,000 με ～ 100,000 με-200,000 με ～ 200,000 με※ 内蔵ブリッジ抵抗精度は許容差 :±0.01%, 温度特性 :±2 ppm/° C※ 測定確度に内蔵ブリッジ抵抗の許容差 , 温度特性は含みません。

測定確度
±9 μV
±10 μV±25 μV±50 μV±100 μV±250 μV±500 μV±1 mV±9 με±10 με±25 με±50 με±100 με±250 με±500 με±1000 με

製品名：メモリハイロガー LR8450※価格はすべて税抜きで記載しております。

形名（発注コード）仕様

LR8450LR8450-01

価格

標準モデル , 本体のみ...¥ 140,000

無線 LAN 搭載モデル , 本体のみ...¥ 170,000

・LR8450,LR8450-01本体のみでは測定できません。直結ユニット/ 無線ユニットを別途ご購入ください。
・LR8450-01および各無線ユニットは電波を発生します。電波の使用にはそれぞれの国での許認可が必要となるため、使用可能国以外で使用した場合には、法律違反となり罰せられることがありますのでご注意ください。
使用可能な国の最新情報は、HIOKI ホームページをご覧ください。

オプション

直結ユニット

無線ユニット
電圧・温度ユニット U8550... ¥ 60,000

ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8530... ¥ 120,000

ユニバーサルユニット U8551... ¥ 80,000

ワイヤレスユニバーサルユニット LR8531... ¥ 150,000

チャネル数：15ch、最高サンプリング：10 ms

チャネル数：15ch、最高サンプリング：10 ms

電圧・温度ユニット U8552

チャネル数：30ch、最高サンプリング：20 ms（使用チャネル数が 15ch 以下では 10 ms）

チャネル数：15ch、最高サンプリング：10 ms

チャネル数：15ch、最高サンプリング：10 ms

ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8532... ¥ 80,000... ¥180,000

チャネル数：30ch、最高サンプリング：20 ms（使用チャネル数が 15ch 以下では 10 ms）

高速電圧ユニット U8553... ¥ 80,000

ワイヤレス高速電圧ユニット LR8533... ¥ 150,000

ひずみユニット U8554... ¥ 180,000

ワイヤレスひずみユニット LR8534... ¥ 240,000

チャネル数：5ch、最高サンプリング：1 ms

チャネル数：5ch、最高サンプリング：1 ms

電源

チャネル数：5ch、最高サンプリング：1 ms

チャネル数：5ch、最高サンプリング：1 ms

固定スタンド本体、無線ユニット共用

本体用

無線ユニット用

バッテリパック Z1007

AC アダプタ Z1014... ¥ 12,000

AC アダプタ Z1008... ¥ 12,000

本体に 2 個、無線ユニットに1 個装着可能... ¥ 12,000

追加ご購入時の別売価格

無線 LAN アダプタ
無線ユニット用

固定スタンド Z5040

携帯用ケース C1012

壁掛け用

本体、直結ユニット 4 台、無線ユニット 7 台収納可能... ¥ 20,000

追加ご購入時の別売価格

LR8450/LR8450-01
に標準付属

ケース

... ¥ 36,000

無線ユニットに標準付属ケーブル、センサーなど

無線 LAN アダプタ Z3230... ¥ 30,000
追加ご購入時の別売価格

無線ユニットに標準（付属）組み合わせ価格例
15 チャネル構成：入力端子 M3 ネジ
メモリハイロガー

LAN ケーブル 9642
ストレート、クロス変換
コネクター付属 5 m... ¥ 3,000

湿度センサ Z2000

K 熱電対 9810... ¥ 14,000

許容差クラス 2, 長さ 5 m,
素線径 φ0.32 mm, 5 本 /1set（アナログ出力）
長さ 3 m（日本用）... ¥ 18,000

T 熱電対 9811

（日本用）
温度測定範囲 -180 〜 200 C,
許容差クラス 2, 長さ 5 m,
素線径 φ0.32 mm, 5 本 /1set... ¥ 18,000

LR8450¥60,000（15 チャネル / ユニット）
合計 ¥200,000

30 チャネル構成：入力端子 M3 ネジ
メモリハイロガー

LR8450

電圧・温度ユニット

保存メディア
弊社オプションの保存メディアを必ず使用してください。弊社オプション以外の保存メディアを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があり、動作保証はできません。

¥140,000

電圧・温度ユニット¥140,000¥120,000（15 チャネル／ユニット）
合計 ¥260,000

30 チャネル構成：入力端子 押しボタン式
メモリハイロガー

SD メモリカード Z4001

SD メモリカード Z4003... ¥ 12,000... ¥ 28,000

2 GB

8 GB

USB メモリ Z4006

16 GB, 長寿命・高信頼性の SLC
タイプフラッシュメモリ採用

LR8450

電圧・温度ユニット¥140,000¥80,000（30 チャネル／ユニット）
合計 ¥220,000... ¥ 55,000

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI

https://ureruzo.com

https://satosokuteiki.com/■本カタログの記載内容は 2020 年 4 月 27 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
LR8450J4-04E
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。