燃焼排ガス分析計

HT-2700N

非分散型赤外線方式による CO2 の実測が可能
オプションの CO2 ベンチをご利用いただく事で、CO2 値の実測が可能です。

最大６項目まで計測できる多分析計
お客様の仕様に合わせて、最大６項目までのセンサを搭載可能となっており、様々な用途での排ガス計測が可能です。

センサを選択して用途に合わせた仕様を実現可能
標準搭載の O2 に加えて、オプションで CO、高濃度 CO、NO、低濃度 NO、NO2、SO2、CO2（NDIR）センサの搭載が可能です。

圧力・差圧計測
ドラフト圧力及び差圧の計測が可能です。
オプションの流量演算ソフトを使用することで、流速及び流量を表示できます。

カラー液晶表示のディスプレイカラー液晶、バックライト付の見やすいディスプレイです。
２⇔４⇔７項目の切替表示ができます（排ガス計測時）。

トレンドグラフ表示
計測値のトレンドグラフ表示が可能になりました。
値の変化が視覚的に分かりやすくなります。

O2

ロングライフCO

高濃度0 〜 21.0 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 10.00vol％NO低濃度

0 〜 3000ppm

0 〜 300ppm

NO2 SO2 CO2
非分散型赤外線方式℃hPa

0 〜 500ppm

0 〜 20.00vol％0 〜 650℃±100hPa

H2補償付

0 〜 4000ppm

CONO

センサ
塔載例

低濃度
O2 CO 高濃度
NO
CONO NO2 SO2 CO2

ロングライフ

H2補償付

0 〜 21.0 vol%0 〜 10000ppm

0 〜 10.00vol%0 〜 3000ppm

0 〜 300ppm

0 〜 500ppm

0 〜 4000ppm

0 〜 20.00vol%標準搭載

HT-2706

HT-2723

HT-2707

HT-2724

HT-2708

HT-2722

HT-2726

非分散型赤外線方式

O2/CO/CO2 計測仕様

定価：1,030,000円（税込 1,133,000円）

O2 CO CO2

ロングライフ

H2補償付

O2/高濃度CO/CO2 計測仕様

O2高濃度COCO2サンプリング
プローブ

定価：1,098,000円（税込 1,207,800円）

サンプリングプローブ

5成分計測仕様 O2/CO/NO/NO2/SO2※O2 はロングライフセンサではありません。

定価：1,371,000円（税込 1,508,100円）

O2 CO NO NO2 SO2

ロングライフ

H2補償付

6成分計測仕様 O2/CO/NO/NO2/SO2/CO2

サンプリングプローブ

定価：1,611,000円（税込 1,772,100円）

O2 CO NO NO2 SO2 CO2

ロングライフ

H2補償付

HT-2700N
標準セット
・本体
・サンプリングプローブ
・AC アダプタ
・圧力計測用ホース・キャリングストラップ
・テストキャップ
・ABS 樹脂ケース
・スターフィルター
・試験成績書・取扱説明書23

サンプリングプローブ

燃焼排ガス分析計

HT-2700N
オプション

赤外線プリンタ
HT-1610

ロール紙 1 個付
単 3 電池 4 個付

プリンタ用ロール紙
HT-1636

５ロール入り周囲温度センサ
HT-2305

0 〜 100℃
気体温度用

自動計測ソフトHT-2746

本体内蔵

一定時間ごとのデータの保存が可能

流量演算ソフトHT-2747

本体内蔵

流速、流量を演算する
ソフトウェアピトー管 HT-3051

L=300ｍｍ φ6mm

ピトー管 HT-3052

L=500ｍｍ φ6mm

ピトー管 HT-3053

L=850ｍｍ φ6mm

ピトー管 HT-3054

L=1000ｍｍ φ8mm

CO パージポンプ
HT-2721

本体内蔵

COセンサ保護用

ドラフトプローブ
HT-1050B

L=180mm φ5mm
ホース長 3000mm

プローブハンドル
HT-7205

サンプリングホース長2700mm

プローブチューブ
HT-7230

L=300ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7235

L=500ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7232

L=750ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7233

L=750ｍｍ φ8mm
排ガス温度 0 〜 1100℃

仕様計測項目

燃料

CO（H2 補償付）＊1
一酸化炭素濃度

計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度

高濃度 CO
一酸化炭素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

NO
一酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

低濃度 NO
一酸化窒素濃度

分解能
応答時間
計測範囲
精度

2O2 / O（ロングライフ）
酸素濃度

NO2
二酸化窒素濃度

SO2二酸化硫黄濃度

CO2
二酸化炭素濃度

圧力

排ガス温度

周囲温度

分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能
計測範囲
精度
分解能

0 〜 21.0vol%±0.3vol％
0.1vol％30 秒以内0 〜 2000ppm（最大許容範囲 10000ppm）±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm)＊2
計測値の ±10％（2001〜 10000ppm）
1ppm
40 秒以内 (0 〜 2000ppm） 60 秒以内 (2001〜 10000ppm）0.00 〜 4.00vol％（最大許容範囲 10.00vol％）±0.02vol％または計測値の ±5％（0.00 〜 2.00vol％)＊2
計測値の ±10％（2.01〜 10.00vol％）1ppm または 0.01vol％（0 〜 10000ppm）0.01vol％（10000ppm 〜）
60 秒以内（0.00 〜 2.00vol％） 100 秒以内（2.01〜10.00vol％）0 〜 1000ppm（最大許容範囲 3000ppm）±5ppm または計測値の ±5％（0 〜 1000ppm)＊2
計測値の ±10％（1001〜 3000ppm）
1ppm
40 秒以内（0 〜 1000ppm） 60 秒以内（1001〜 3000ppm）
0 〜 300ppm±2ppm（0.0 〜 39.9ppm）
計測値の ±5％（40.0 〜 300ppm）
0.1ppm
40 秒以内0 〜 200ppm（最大許容範囲 500ppm）±10ppm（0 〜 200ppm)
計測値の ±10％（201〜 500ppm）
1ppm
60 秒以内（0 〜 200ppm） 100 秒以内（201〜 500ppm）
0 〜 2000ppm（最大許容範囲 4000ppm）±10ppm または計測値の ±5％（0 〜 2000ppm)＊2
計測値の ±10％（2001〜 4000ppm）
1ppm
60 秒以内（0 〜 2000ppm） 100 秒以内（2001〜 4000ppm）
0.00 〜 20.00vol％±0.50vol％または計測値の ±5％＊2
0.01vol％
40 秒以内（1.40 〜 20.00vol％） 60 秒以内（0.00 〜 1.39vol％）±100ｈPa
F.S.±2％0.01ｈPa
0 〜 650℃ 0 〜 1100℃（プローブチューブによる）計測値＝0 〜 100℃：±2℃
計測値＝100℃〜：計測値の ±2％0.1℃（0 〜 999.9℃）、1℃（1000 〜 1100℃）
0 〜 100℃±2℃
0.1℃

13A、12A、6C、5C、5B、LPG、灯油、軽油、A 重油、C 重油、ユーザー設定燃料＊その他の燃料については、お問い合わせください。

センサ
O2CO（H2 補償付）
高濃度 CONO
低濃度 NONO2SO2CO2
排ガス温度
周囲温度
圧力

本体
許容周囲温度ディスプレイ
外形寸法
重量
電源

作動時：＋5℃ 〜 ＋45℃
保管時：−20℃ 〜 ＋50℃
TFT カラー液晶 7 行 ⇔ 4 行 ⇔ 2 行 表示切替方式（W×H×D）112×244×54 mm
約 880g
AC アダプタ（AC100-240V 50/60Hz DC5V 1200mA）
リチウムイオン充電電池（最大で連続約 8 時間作動）

標準装備
本体に内蔵
付属品
部品名
サンプリングプローブ

ポンプ、mini-USBインターフェース、データロガ（16,000 データまで保存可能）、
赤外線プリンタ用インターフェース、SDカードインターフェース
AC アダプタ（USB ケーブル込）、サンプリングプローブ、ドレンポット、SDカード（8GB）、
スターフィルター、ショルダーストラップ、圧力計測用ホース、ABS 樹脂ケース
部品コード 仕様、その他
HT-1010
Ｌ=300mm φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
ホース長 2700mm

オプション
プローブハンドル
プローブチューブ

ドラフトプローブ
周囲温度センサ
自動計測ソフト
流量演算ソフト＊4
ピトー管

演算項目＊3
CO2（CO2 センサ非搭載のみ） 0 〜 CO2Max（O2 からの演算）
NOx
0 〜演算値（NO2 センサ非搭載の場合）
O2 換算値
0 〜演算値（O2 は設定可能）
燃焼空気比1.00 〜 19.9
排ガス損失
0 〜 99.9%
燃焼効率
0 〜 100％
露点0〜
流速
3 〜 100m/s
流量0 〜演算値

ガルバニ電池（ロングライフセンサの場合は定電位電解式）
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
定電位電解式
非分散型赤外線方式
K 熱電対
K 熱電対
ピエゾ抵抗型半導体センサ

CO パージポンプ
赤外線プリンタ
プリンタ用ロール紙

HT-7205HT-7230
HT-7235
HT-7232
HT-7233
HT-1050B
HT-2305
HT-2746
HT-2747
HT-3051
HT-3052
HT-3053
HT-3054
HT-2721
HT-1610
HT-1636

サンプリングホース長 2700mm
Ｌ=300mm φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
Ｌ=500mm φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
Ｌ=750mm φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
Ｌ=750mm φ8mm 排ガス温度 0 〜 1100℃
L=180mm φ5mm ホース長 3000mm
0 〜 100℃
一定時間ごとのデータの保存が可能
流速、流量を演算するソフトウェア
Ｌ=300mm φ6mm
Ｌ=500mm φ6mm
Ｌ=850mm φ6mm
Ｌ=1000mm φ8mm
COセンサ保護用
ロール紙 ×1 単 3 乾電池 4 個付き
5 ロール＊1：H2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする機能。
＊2：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊3：地域により燃料データが異なる場合がありますので、演算により算出されるデータに誤差が生じる場合があります。
＊4：流量演算ソフトを選択された場合、ピトー管 HT-3051 〜 HT-3054 が必要となります。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

外形図

サンプリングプローブ

ＫφdＬ

排ガス吸引口
排ガス温度センサ内蔵

プローブ用コーン
φ7～22

排ガス温度用補償導線

サンプリングホース

品名
型式
L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
サンプリングプローブ HT-1010 0 〜 300 37027000 〜 6506