MAGMAX®

EGM4050C

一体形電磁流量計
概要MAGMAX® EGM4050C は、定評のある MAGMAX シリーズの PFA/PTFE ライニング・フランジ形検出部 EGS4000 に変換部 EGC050 を搭載した一体形電磁流量計です。
自己診断機能の充実により、空検知機能、検出部のモニタリング機能等を装備しています。
口径 10 〜 1000mm をラインアップし、各種薬液をはじめ幅広い用途にご使用頂けます。

特長❑		 補強プレート入り高品質無着色 PFA ライニングを採用（口径 25 〜		150mm）。		高耐食性、耐摩耗性、耐浸透性を実現。
❑		PFA/PTFE のほか各種ライニングをラインアップ。
❑		高精度 指示値の ±0.5%❑		ハイスピード信号処理により、高速応答を実現。バッチプロセスや		脈動流に対応。
❑ 拡張できる励磁方式を採用し、スラリーなど流体ノイズの多いアプ● 接液部材質		リケーションにも対応。
❑ 表示部には、LCD（バックライト付き）を採用し、1 〜 3 行表示な				 口径 10 〜 20mm；PTFE

ライニング：〔標準材質〕		ど多彩な表示が可能。
❑		クイックセットアップ機能を搭載して、流量レンジ、パルスレート			25 〜 150mm；PFA			

200 〜 1000mm；ETFE		などの変更にも容易に対応。				〔オプション〕		また、変換部カバーを外さずにマグネットスイッチにより設定変更			

PTFE		が可能。
❑		パルス出力は 10kHz の高速化を実現。短いバッチプロセスにも対			※ 詳細は「ランニング材質・フランジ規		応可能。

電極： ハステロイ ® C22〔標準〕				〔オプション〕

標準仕様						一般仕様アースリング： 矩形波励磁● 口径：10、15、20、25、40、50、65、80、100、				 125、150、200、250、300、350、400、450、				 500、600、700、800、900、1000 mm				（1000mm を超えるサイズはお問合せ願いま				 す ｡）

● 保護等級

検出部ハウジング：口径 20mm 以下；二相系ステンレス鋳鋼（＊1）

		 口径 25mm 以上；炭素鋼〔標準〕（＊ 1）				〔オプション〕ステンレス鋼（SS304）〔標準〕（＊ 1）				〔オプション〕ステンレス鋼（SS316L）
変換部ハウジング：アルミニウム合金

変換部カバー：アルミニウム合金（＊ 1）● 配線接続口： 2×G1/2 めねじ、または 2×1/2 NPT めね： AC100 〜 230V（85 〜 253V）（ ）内は電圧許容範囲： 48 〜 63Hz（AC 電源）● 消費電力： 約 15VA（AC 電源）、約 6W（DC 電源）● 周囲温度： − 40 〜＋ 65℃（動作）				 − 40 〜＋ 70℃（保存）：ステンレス鋼（SS304）（＊ 1）：グレー（本体）、ジェードグリーン（変換			：IP66/67（IEC 60529）： 炭素鋼● 塗装色				 部カバー）● 電源周波数( 口径 1000mm の最大値 )

測定管

フランジ

ハステロイ ® C・B、チタン、タンタル： ポリシロキサンエポキシ樹脂塗装				 DC24V（17 〜 31V）

( 口径 10mm の最小値 )● 本体材質					● 塗装● 電源				 最大 0 〜 33928.8 m3/h					：ステンレス鋼（SS316）〔標準〕				（オプション：G1/2 用防水グランド）

最大：0 〜 12m/s				 流量 最小 0 〜 0.085m3/h				、ハステロイ ® B2、ステンレス鋼（SS316）
チタン、タンタル、白金、低ノイズタイプ				 じ、または 2×M20 防水グランド： 流速 最小：0 〜 0.3m/s			

格適用表」を参照してください。				〔オプション〕● 励磁方式● 測定範囲			● 接地： 接地抵抗 100Ω 以下（D 種接地）

● プロセス接続：フランジ接続● フランジ： JIS10K / JIS20K 相当、				 ASME クラス 150/300 相当、				 DIN PN40/16/10 相当				 ※ 詳細は「ライニング材質・フランジ規格				 適用表」を参照してください。

（＊ 1）防食塗装
TG-F2435-J00
初版 2023 11 K

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM4050C

流体仕様● 出力端子の割付● 温度：	­− 40 〜＋ 140℃

● 圧力：フランジ定格圧力以下				 ※ 使用可能な温度・圧力はライニング材質					 により異なりますので、詳細は「流体温				 度・圧力範囲表」を参照してください。
：口径 10 〜 150mm; 10 µS/cm 以上

端子A（A、A ＋／ A −）D（D、D −）

標準設定
電流出力
パルス出力

設定変更による切替—
状態出力● ローカットオフ機能 ：電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能

設定値：0.0 〜 20.0% FS● 導電率				 以下、標準設定値				 口径 200 〜 1000mm ; 5 µS/cm 以上				（ただし、水の場合はいずれも20 µS/cm以上）		 表示器

；ローカットなし● 時定数：電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能		 設定値

：0.01 〜 100.0s

表示・出力仕様● 表示器：ドットマトリックス LCD（バックライト			 付き）				 128×64 ピクセル（59×31mm）
		 表示機能：1 ページ目：2 行表示					上段；瞬時流量					下段；瞬時流量のバーグラフ表示											上段；瞬時流量					中段；正方向積算流量					下段；逆方向積算流量：DC4-20mA（Max. 22mA；エラー時振切り			 モード）		 内部電源使用時：負荷抵抗 750Ω 以下		 外部電源使用時：外部電圧 DC32V 以下● パルス出力：積算パルス出力（標準設定）と周波数出力のいずれかを選択可能		 オープンコレクタ出力		 負荷定格

：DC32V 以下、20mA 以下（≦ 10kHz）、			 100mA 以下（≦ 100Hz）				 ON 時残留電圧 0.2V 以下（回路電流					 10mA 時）				 OFF 時漏れ電流 0.05mA 以下（外部回路電			 圧 24V時）		 パルスレート：2 〜 36,000,000 パルス /h				（0.00056Hz 〜 10kHz）		 パルス幅

：以下のいずれかを選択可				 1）自動；フルスケール周波数において									 以下、標準設定値		 電流出力、表示器；4s		 パルス出力；時定数ゼロ● 入出力アイソレーション			：電源、電極入力、励磁出力、端子 A、端子 D			 の各回路間はアイソレーションされています。

（単位：％）				 2 ページ目：3 行表示● 電流出力				 電流出力、パルス出力；オン 1%、オフ 2% FS

デュー ティ 50% となるパルス幅				 2）デューティ比固定；常に１: １				 3）任意設定；0.05 〜 500ms
ただし、積算パルス出力（標準設定）において１）または２）を選択した場合、10Hz未満のパルスレートでは 50msec 固定のパ標準機能● 任意単位設定機能：容積（または質量）単位と時間単位を最大 7			 文字で設定し、任意の流量単位で表示可能● 自動ゼロ調整機能：ゼロ調モードで自動ゼロ調整実施（流体静			 止時）
● 正逆両方向測定機能 ：流れ方向判別信号を状態出力および電流出			 力にて出力可能● 励磁周波数切換機能

標準モード：1/6× 電源周波数		 特殊モード：1/50 〜 1/2× 電源周波数（＊2）● 自己診断機能：以下、主なエラーメッセージ		 機能診断

：コイル断線、CPU、メモリー、ソフトウェア、			 出力モジュール、出力接続		 状態診断

：空検知、オーバーレンジ、カウンタオーバー			 フロー、停電検知● 停電補償機能：EEPROM（不揮発性メモリー）により機能			 設定データおよび積算値を 10 年以上保持● テスト機能：電流、パルス、状態出力の模擬出力機能を			 内蔵		 電流出力テスト：0.0 〜 22.0mA まで任意出力		 パルス出力テスト：1Hz 〜 10kHz まで任意出力		 状態出力テスト：On/Off● マグネットスイッチ設定機能			：マグネットによりカバーを開けずに外部か			 らデータ設定可能		（＊ 2）スラリー、脈動流などアプリケーション毎に切換可能

ルス幅となります。
● 状態出力（パルス出力端子を設定変更により、状態出力端子に切替）		 オープンコレクタ出力		 負荷定格

：DC32V 以下、100mA 以下、				 ON 時残留電圧 0.2V 以下（回路電流					 10mA 時）				 OFF 時漏れ電流 0.05mA 以下（外部回路電			 圧 32V時）		 出力内容

：以下、主な出力選択				 1）流れ方向判別				 2）オーバーレンジ				 3）エラー				 4）流量警報				 5）空検知

2

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2435-J00

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM4050C

精 度（＊3）● 表示およびパルス出力		 流速 0.5m/s 以上：指示値の ±0.5％		 流速 0.5m/s 未満：流速誤差 ± 2.5mm/s
精 度 （指示値の±％）

3.0
2.5
2.0
1.5
1.00.50.0010.5212

流速（m/s）● 電流出力：表示・パルス出力精度に ±0.01mA を付加		（＊ 3）基準条件			

流体						流体温度			

：水：10 〜 30℃			

導電率			

：150 µS/cm 以上			

電源電圧			： 定格電圧 ±2%			

周囲温度			

：18 〜 28℃			

上流 / 下流直管長：10D/2D（D；口径）			

ウォームアップ時間 ： 約 10 分			

測定時間			：100s

流体温度・圧力範囲表
流体温度
ライニング材質

口径（mm）

PFA

25～150PTFE

10～20、200～600

ETFE200～1000

流体温度

周囲温度

－40～＋140℃－40～＋65℃－40～＋120℃

最大圧力／許容負圧
ライニング材質
PFAPTFE
ETFE

許容負圧kPa（abs／流体温度）

口径（mm）

最大圧力
MPa ※

40℃

60℃

80℃

100℃

25～15050000010～205000050200～300

55075100100100

350～600

580100100100

100

200～1000

151010101010120℃※ 表中の値は本体の最大圧力を示します。最大使用圧力はフランジ定格圧力以下となります。

TG-F2435-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM4050C

流量レンジ
設定可能流量レンジ（m3/h）

設定可能流量レンジ（m3/h）

口径（mm）

最小（流速：0～0.3 m/s）

最大（流速：0～12 m/s）

口径（mm）

最小（流速：0～0.3 m/s）

最大（流速：0～12 m/s）

100 ～ 0.085

0 ～ 3.393

250

0 ～ 53.013

0 ～ 2120.520

15

0 ～ 0.191

0 ～ 7.634

300

0 ～ 76.341

0 ～ 3053.640

20

0 ～ 0.339

0 ～ 13.572

350

0 ～ 103.908

0 ～ 4156.320

25

0 ～ 0.530

0 ～ 21.205

400

0 ～ 135.717

0 ～ 5428.680

40

0 ～ 1.357

0 ～ 54.287

450

0 ～ 171.765

0 ～ 6870.600

50

0 ～ 2.121

0 ～ 84.823

500

0 ～ 212.058

0 ～ 8482.320

65

0 ～ 3.584

0 ～ 143.352

600

0 ～ 305.370

0 ～ 12214.800

80

0 ～ 5.429

0 ～ 217.152

700

0 ～ 415.620

0 ～ 16624.800

1000 ～ 8.482

0 ～ 339.288

800

0 ～ 542.880

0 ～ 21715.200

125

0 ～ 13.254

0 ～ 530.148

900

0 ～ 687.060

0 ～ 27482.400

150

0 ～ 19.085

0 ～ 763.404

1000

0 ～ 848.220

0 ～ 33928.800

200

0 ～ 33.930

0 ～ 1357.200

ライニング材質・フランジ規格適用表◎：標準ライニング
フランジ
規格JIS10K ※1

JIS20K

ASME
クラス150ASME
クラス300DIN PN10

DIN PN16

DIN PN25

DIN PN40○：選択可－：選択不可口径（mm）

ライニング
材質

10152025405065PTFE◎◎◎－－－－80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
－ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －PFA－－－◎◎◎◎◎◎◎◎－－－－－－－－－－－－ETFE－－－－－－－－－－－◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎PTFE ※2◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎○○○○○○○○－－－－PFA－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ETFE－－－－－－－－－－－◎◎◎◎◎◎◎◎○○○－PTFE◎◎◎－－－－－－－－○○○○○○○○－－－－PFA－－－◎◎◎◎◎◎◎◎－－－－－－－－－－－－ETFE－－－－－－－－－－－◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎PTFE ※2◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎○○○○○○○○－－－－PFA－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ETFE－－－－－－－－－－－◎◎◎◎◎◎◎◎－－－－

PTFE－－－－－－－－－－－○○○○○○○○－－－－PFA－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ETFE－－－－－－－－－－－◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎PTFE－－－－－－－－－－－○○○○○○○○－－－－PFA－－－－－－

◎－

◎◎◎

－－－－－－－－－－－－ETFE－－－－－－－－－－－◎◎◎◎◎◎◎◎○○○○PTFE－－－－－－－－－－－○○○○○○○○－－－－PFA－－－－－－○－○○○－－－－－－－－－－－－ETFE－－－－－－－－－－－◎◎◎◎◎◎◎◎－－－－PTFE◎◎◎－－－－－－－－○○○○○○○○－－－－PFA－－－◎◎◎○◎○○○－－－－－－－－－－－－ETFE－－－－－－－－－－－

◎◎

◎◎◎◎◎

◎

－－－－

※1 口径 10 〜 40mm の JIS フランジは JIS20K フランジを標準として JIS10K と共用とします。
（JIS10K と JIS20K フランジは、フランジ厚さ以外の寸法はすべて同一です）※2 口径 25 〜 150mm は、検出部ハウジング形状が標準タイプと異なります。

4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2435-J00

MAGMAX®

一体形電磁流量計EGM4050C

外形図
バージョンAタイプ（標準）口径：10～20mm

口径：25～150mm

157

15720(26)4023020(26)230

接地端子(M5)

(H)

H2

H3101

アースリング

接地端子(M5)

H2H3アースリング

H1(H)10140W

L
標準流れ方向

LW

標準流れ方向

口径：200～1000mm

15720(26)230

10140アースリング

(H)

H2

H3

接地端子
(M5)

LW

標準流れ方向TG-F2435-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

5

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM4050C
寸法（mm）

口径（mm）
10152025
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000

L ※1JIS 10K
ASME 150
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
206
206
206
206
206
206
256256256
256
306
306
356
356
406
406
506
506
506
708
606
806
606
806
606
806
606
806
706
—
906
—
1006
—
1206
—

H
JIS 10K
269
269
269
247
262
281
290
303
333
367
398
465
521
568
613
674
729
783
898
1011
1125
1227
1337

ASME 150
269
269
269
239
256
280
291
305
342
369
397
471
524
587
634
692
736
794
906
————

質量（約 kg）

H1

H2

H3

W ※2

62
62
62
————————————————————

152
152
152
130
137
149
153
155
173
187
203
209
230
255
277
303328354
409
468
524
576
628

207
207
207
185
192
204
208
210
228
242
258
300
321
346
368
394
419
445
500
559
615
667
719

121
121
121
90
105
120
140
150
175
210
240
291
331
381
428
483
533
585
694
812
922
1026
1132

JIS 10K
88
101011111315182225
4359
71
92
115
136
150
192
280
370
474
565

ASME 150
991111121214162125
295275
108
143
183
205
245
334
————

※1 1） 面間寸法（L）はアースリングを含む寸法を示します。							 ただし、タンタルアースリングの場合は以下の面間寸法は（L’）となります。						 口径 10 〜 150mm L' ＝（L ＋７）mm						 （口径 200mm 以上の場合はお問い合わせください。
）									 なお、ライニング材質：ETFE、硬質ゴムの場合は検出器ライニング面とアースリングの間にもガスケットが必要です。面間寸法（L’）は		以下となります。		

L' ＝（L ＋ 2× ｔ）mm ｔ：ライニング〜アースリング間のガスケット厚さ2）面間寸法（L）はフランジ規格が JIS10K および ASME クラス 150 の場合を示します。							 他のフランジ規格の場合はお問い合わせください。							※2 寸法 W はハウジング（外筒）の寸法を示します。

結線図

L

N

PE

B- B B+ S D- D D+ A- A A+Pw
記号
IpIa
Pp/Sp
Pw

Pp/Sp
端子
A
A–
A
A+
D
D–
L (L+)N (L–)PE (FE)
D+/S/B+/B/B–

極性+––++–(+)(–)

表示部方向バージョンAタイプ（標準）バージョンBタイプ

バージョンCタイプ

バージョンDタイプ

Ip Ia

内容電流出力（外部電源供給）
電流出力（内部電源使用）
パルス出力 / 状態出力（オープンコレクタ）
AC 電源 /DC 電源（ ）は、DC 電源の極性を示す。
電源用アース、（ ）は、DC 電源を示す。
使用しない● 端子構造：スプリングクランプ式端子● 適合電線：0.5 〜 2.5mm2※矢印は標準の流れ方向を示します。
流れ方向は設定データ変更により逆向きに設定することができます。

6TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2435-J00

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM4050C

形式および仕様コード● 口径：10 〜 150mm

形式：EGM4050C
検出部仕様コード V N 0 3 4
検出部コード
V N 0 3（固定コード）
4

内容
標準品
フランジ取付形○
常に 4標準ライニング（JIS10K） ※2○
110mm ※1PTFE○215mmPTFE○320mm
PTFE
425mm
PFA
○640mm
PFA○750mmPFA○
口径865mmPFAA80mm
PFA○
B
100mm
PFA
○C125mm
PFA
D150mmPFA○3DIN PN16 相当
5DIN PN40 相当
A
ASME クラス 150 相当
B
ASME クラス 300 相当
フランジM
JIS 20K 相当
N
JIS 10K 相当 （口径 50mm 以上） ※3○9
その他（固定コード）
0
常に 0○
タイプ
1 K
一体形（EGC010 変換部）
○2PTFE （口径 10 ～ 20mm）○
ライニング ※4
SPFA （口径 25 ～ 150mm）○1
ステンレス鋼（SS316）
B
ハステロイ ® C22○ ※5
4ハステロイ ® B2○ ※6
5タンタル
電極材質
6チタン
7白金N
低ノイズ電極（ハステロイ ® C22）U
低ノイズ電極（ステンレス鋼（SS316））
電極構造
1固定形
○U
二相系ステンレス鋳鋼 / 炭素鋼（口径 10 〜 20mm）○
W
二相系ステンレス鋳鋼 / ステンレス鋼（SS316L）（口径 10 〜 20mm）
検出部ハウジング / フランジ材質
1炭素鋼 / 炭素鋼（口径 25 〜 150mm）○
3
炭素鋼 / ステンレス鋼（SS316L）（口径 25 〜 150mm）
保護等級
0IP66/67○（固定コード）
0 0
常に 00
○
校正
0
標準校正
○
Hステンレス鋼（SS316）○
K
ハステロイ ® C
L
ハステロイ ® B
アースリング材質
M
タンタル
N
チタン
9
その他
（固定コード）0 2 0 0 0 0 0 0
常に 02000000○（空欄）なし○
特殊仕様/Z あり ※7変換部仕様コード
変換部コード（固定コード）タイプ
電源（固定コード）
配線接続口（固定コード）
表示部方向（固定コード）
出力タイプ（固定コード）
特殊仕様

0 1 K

V N 3 4 4 4
V N 3 444010 0 0 06 0 02 11A04566 0 0ABCD210 2 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0内容
変換部形式：EGC050
常に 4一体形
DC24V（17 ～ 31V）
AC100 ～ 230V（85 ～ 253V）
常に 01/2 NPT めねじ
G 1/2 めねじ
M20 防水グランド付
常に 600バージョン A（標準）バージョン B ※8
表示部方向の図を参照してください。
バージョン C ※8バージョン D
常に 2標準（電流出力 + パルス出力または状態出力）
0 0 0 0 0
常に 00000（空欄） なし
/Zあり

標準品
○○○○○
○○
○○○○○

※1 ：口径 10mm のフランジサイズは、15A または 1/2”となります。
※2 ：表中の標準ライニング材質は JIS10K フランジの場合を示します。詳細は「ライニング材質・フランジ規格適用表」を参照してください。
※3 ：口径 10 ～ 40mm の JIS フランジは JIS20K フランジを標準として、JIS10K と共用とします。
（JIS10K と JIS20K フランジはフランジ厚さ以外の寸法はすべて同一です）
口径 10 ～ 40mm の場合は、JIS20K フランジ（コード：M）を選択してください。
※4 ：選択可能なライニング材質は口径 ･ フランジ規格により異なりますので、「ライニング材質・フランジ規格適用表」を参照してください。
※5 ：ハステロイ ® C22 は口径 40 ～ 1000mm の標準電極材質です。
®
※6 ：ハステロイ B2 は口径 10 ～ 25mm の標準電極材質です。
※7 ：特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「/Z」を記入して内容を別記してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください。
）※8： 口径 150mm について、フランジ規格 JIS20K 以上及び ASME300 クラス以上は対応できません。

TG-F2435-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

7

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM4050C● 口径：200 〜 600mm

形式：EGM4050C
検出部仕様コード V N 0 4 4検出部コード
V N 0 4（固定コード）
40 1 K

10 2 0 0 0 0 0 0E
FGHKL
M
N

口径

2345A
B
M
N
9フランジ（固定コード）
タイプ

01 K
02

ライニング ※41B
4567NU

電極材質

電極構造

113

検出部ハウジング / フランジ材質
保護等級（固定コード）校正

00 00HKL
M
N
9アースリング材質（固定コード）特殊仕様

変換部仕様コード V N 3 4 4 4変換部コードV N 3 4（固定コード）
4タイプ
4電源（固定コード）
配線接続口（固定コード）
表示部方向（固定コード）
出力タイプ（固定コード）
特殊仕様

0 0 0 006 0 0

内容
フランジ取付形
常に 4標準ライニング（JIS10K） ※2200mm
ETFE
250mm
ETFE300mm
ETFE350mm
ETFE400mm
ETFE
450mm
ETFE
500mm
ETFE
600mm
ETFE
DIN PN10 相当
DIN PN16 相当
DIN PN25 相当
DIN PN40 相当
ASMEI クラス 150 相当
ASME クラス 300 相当
JIS 20K 相当
JIS 10K 相当
その他
常に 0一体形（EGC010 変換部）
ETFE
PTFE
ステンレス鋼（SS316）
ハステロイ ® C22
ハステロイ ® B2
タンタル
チタン
白金
低ノイズ電極（ハステロイ ® C22）
低ノイズ電極（ステンレス鋼（SS316））
固定形
炭素鋼 / 炭素鋼
炭素鋼 / ステンレス鋼（SS316L）
IP66/67
常に 00標準校正
ステンレス鋼（SS316）
ハステロイ ® C
ハステロイ ® Bタンタルチタン
その他
0 2 0 0 0 0 0 0
常に 02000000（空欄）なし/Z あり ※7

2 1 0 0 0 0 0

内容
変換部形式：EGC050
常に 4一体形
1DC24V（17 ～ 31V）
A
AC100 ～ 230V（85 ～ 253V）0
常に 04
1/2 NPT めねじ
5G 1/2 めねじ
6M20 防水グランド付
6 0 0
常に 600A
バージョン A（標準）B
バージョン B ※9表示部方向の図を参照してください。
C
バージョン C ※9
Dバージョン D2
常に 21標準（電流出力 + パルス出力または状態出力）
0 0 0 0 0
常に 00000（空欄）なし/Z あり標準品○○○○○○○ ※5○○○○○
○

標準品
○○○
○○
○○○○○○○※2 ： 表中の標準ライニング材質は JIS10K フランジの場合を示します。詳細は「ライニング材質・フランジ規格適用表」を参照してください。
※4 ： 選択可能なライニング材質は口径 ･ フランジ規格により異なりますので、「ライニング材質・フランジ規格適用表」を参照してください。
※5 ：ハステロイ ® C22 は口径 40 ～ 1000mm の標準電極材質です。
※7 ： 特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「/Z」を記入して内容を別記してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください。
）※9：口径 200mm について、フランジ規格 JIS20K 以上及び ASME300 クラス以上は対応できません。

8TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2435-J00

一体形電磁流量計

EGM4050C

内容
フランジ取付形
常に 4標準ライニング（JIS10K） ※2
P700mmETFE
R800mm
ETFE
口径S900mm
ETFE
T1000mmETFE
2DIN PN10 相当
3DIN PN16 相当
フランジAASME クラス 150 相当
NJIS 10K 相当
9その他（固定コード）0
常に 0タイプ
1 K一体形（EGC010 変換部）
ライニング ※40ETFE
1ステンレス鋼（SS316）
B
ハステロイ ® C22
4
ハステロイ ® B25タンタル
電極材質
6チタン
7
白金
N
低ノイズ電極（ハステロイ ® C22）U
低ノイズ電極（ステンレス鋼（SS316））
電極構造
1固定形
1炭素鋼 / 炭素鋼
検出部ハウジング / フランジ材質
3
炭素鋼 / ステンレス鋼（SS316L）
保護等級
0IP66/67（固定コード）0 0
常に 00校正
0標準校正
Hステンレス鋼（SS316）
K
ハステロイ ® C
アースリング材質
L
ハステロイ ® B
N
チタン
9その他
（固定コード）0 2 0 0 0 0 0 0
常に 02000000（空欄）なし
特殊仕様/Z あり ※7標準品○○

変換部仕様コード V N 3 4 4 4変換部コード
V N 3 4（固定コード）
4タイプ
4標準品
○○○

MAGMAX®
● 口径：700 〜 1000mm

形式：EGM4050C
検出部仕様コード V N 0 5 4
検出部コード
V N 0 5（固定コード）
4電源（固定コード）
配線接続口（固定コード）
表示部方向（固定コード）
出力タイプ（固定コード）
特殊仕様

0 1 K

0

6 0 0

10 0 0 00 2 0 0 0 0 0 02 1 0 0 0 0 0

内容
変換部形式：EGC050
常に 4一体形
1
DC24V（17 ～ 31V）
A
AC100 ～ 230V（85 ～ 253V）0
常に 0
41/2 NPT めねじ
5G 1/2 めねじ
6M20 防水グランド付
6 0 0
常に 600A
バージョン A（標準）B
バージョン B
表示部方向の図を参照してください。
Cバージョン CDバージョン D2
常に 21標準（電流出力 + パルス出力または状態出力）
0 0 0 0 0
常に 00000（空欄）なし/Z あり○○○○○ ※5○○○○○○○○
○○
○

○
○○○

※2 ： 表中の標準ライニング材質は JIS10K フランジの場合を示します。詳細は「ライニング材質・フランジ規格適用表」を参照してください。
※4 ： 選択可能なライニング材質は口径 ･ フランジ規格により異なりますので、「ライニング材質・フランジ規格適用表」を参照してください。
※5 ： ハステロイ ® C は口径 40 ～ 1000mm の標準電極材質です。
※7 ： 特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「/Z」を記入して内容を別記してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください。
）

TG-F2435-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

9MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM4050C

標準付属品● 設定データシート		 ：1 枚
● 取扱説明書		 ：1 冊
● データ設定用マグネット ：1 個

オプション
● G1/2 配線接続口用防水グランド〔略号：WG〕

ご注文時指定事項
1. 形式および仕様コード例）

形式：EGM4050C		

検出部仕様コード：VN0347N01KSB110000H02000000		

変換部仕様コード：VN3444A05600A2100000

2. フルスケール流量（オプション NS の場合は不要）
3. オプション仕様（必要な場合のみ指定）
オプションの項目を参照の上、略号でご指定ください。
4. 流体名10TG-F2435-J00