無線環境モニタリングシステム

testo 160 シリーズ
Vol.1

最小限の労力で博物館･美術館の環境コントロール
紫外線

展示スペース･ケース内の環境や館内の温湿度･CO2などを一元管理
展示品へのダメージを未然に防ぎ、快適な環境づくりをサポート

PC・モバイル端末でデータを確認testo 160

環境管理の新しいスタイル
testo 160は博物館･美術館の文化財保護の観点から、展示スペース、ショーケース内、収蔵庫の温湿度モニタリングをサポートします。
また、館内の空気品質（IAQ: Indoor Air Quality）の管理、および作品の保護を目的としています。

充実したクラウドシステムで効率化
testo 160のクラウドシステムは、ウェブブラウザからログインして簡単に使うことができます。システムでは、ロガーの設定、データの閲覧、アラーム設定、メール設定、データダウンロード、自動レポート設定などを行うことができます。
データ閲覧では、データの帳票･グラフでの表示ができます。さらに接続している複数のロガーを選択して同時表示することで、簡単に比較などができます。
内蔵けセンサー

外付けセンサー

testo 160 TH

testo 160 THE

testo 160 THL
温度

温度

湿度

湿度

温度

温度

UV

UV

湿度

湿度

照度

照度

testo 160 IAQ

testo 160 E

温度

温度

湿度

湿度

気圧

UV

CO2

照度

Testo クラウド
スマホで閲覧

タブレットで閲覧■ PCソフトウェアが不要で簡単

2

testo 160は、無線LANの設定からデータ管理までブラウザで行うので、簡単にお使いいただけます。アラームメールの設定もメールアドレスの登録だけでできます。また、アップグレードなども自動で行うので、手間がかかりません。

PCで閲覧※クラウドを介さない、ローカルネットワークでの運用にも対応予定です。

■ 目的に応じて選べるライセンス
testo 160のクラウドシステムには、ベーシックとアドバンスの2つのライセンスがあります。
記録データを見る、レポートを作る、アラームメールなどの基本的な機能は無料のベーシックライセンスでお使いいただけます。
任意の記録間隔、グラフ比較、自動レポート機能などが必要なお客様にはアドバンス機能がおすすめです。

※ベーシックライセンスは無料、アドバイスライセンス（有料）はインターネット上での直接取引のみとなります。

ベーシックアドバンス

測定間隔15分〜24時間

1分〜24時間（フレキシブル）

通信間隔

15分〜24時間

1分〜24時間（フレキシブル）

3ヶ月

24ヶ月

データの保存レポート（PDF/CSV）
手動（PDF/CSV） 手動・自動

ユーザ数

110

ロガーの数

制限なし

制限なし

メールアラーム○○

SMSアラーム-25通/台・年■ 外付けセンサ

細いケーブルにより狭い場所に配置も可能■ アクセサリショーケース用ブッシングでセンサーを限りなく目立たなくすることが可能

ブラケットで収蔵ケースへの固定も簡単に可能

3

■ 館内の雰囲気に合わせたカスタマイズが可能：デコカバー
館内の背景に合わせて、アクセサリーのデコカバーを自由にデザイン可能です。美観を損なわず、お客様に作品をより楽しんでいただくための環境づくりをtestoはサポートします。

設置イメージ

壁面の色に合わせて装飾の柄に合わせてテストーの無線温湿度ロガー＆モニタリングシステムのご紹介
testo 160と組み合わせて使用可能
クラウド対応＆ディスプレイ付き
無線温湿度ロガー testo Saveris 2 H1/H2
testo Saveris 2 H1/H2は、専用ソフト不要の温湿度ロガーです。テストー
クラウドでデータを管理し、PCやモバイル端末で確認可能です。testo 160
シリーズと組み合わせて使用することもできます。

testo Saveris 2 H1
センサ内蔵
（2ｃｈ）
価格 ¥37,500（税別）

testo Saveris 2 H2
センサ外付け（2ch）
価格 ¥34,500（税別）※要プローブ

無線・有線を組み合わせてローカルネットワークで自由にシステム構築
温度・湿度モニタリングシステム testo Saveris
testo Saverisは、無線・有線プローブを組み合わせて専用のデータベースシステムで温度と湿度を管理するモニタリングシステムです。統合管理機能が充実しています。

Saveris ベース

無線・有線（イーサネット）
プローブ
詳細はお問い合わせください。

4testo 160 テクニカルデータ
testo 160 TH

測定項目

testo 160 THE

testo 160 THL

testo 160 IAQ

内蔵：温度・湿度
内蔵：温度・湿度・照度・紫外線 内蔵：温度・湿度・CO・2 気圧
外付：温度･湿度･照度・紫外線

内蔵：温度・湿度

測定範囲
精 度
分解能
測定範囲
精 度
分解能
測定範囲

温度-10〜+50℃
±0.5℃
0.1℃
0〜100%rh（結露なきこと）±2%rh（25℃時 20〜80%rh）、±3%rh（25℃時 0〜20%rh または 80〜100%rh）、±1%rhヒステリシス、±1%rh長期安定性
0.1%rh0〜20,000Lux
DIN 5032-7 Class C̶̶
外付けプローブを参照±3Lux または ±3%
精 度（基準との比較）（DIN 5032 A）
0.1Lux分解能
0〜10,000mW/m2
測定範囲±5mW/m 2 または̶̶
測定値の±5%外付けプローブを参照
精 度（どちらか大きい方）
0.1mW/m2
分解能
0〜5,000ppm
測定範囲±50ppm+測定値の2%（25℃時）
̶̶̶
精 度
電力供給なし：±100ppm+測定値の2%（25℃時）
1ppm
分解能
測定範囲
600〜1,100hPa
̶̶̶
精 度±3hPa（22℃時）
分解能
1hPa
動作温度
-10〜+50℃
保管温度-20〜+50℃
保護等級
IP20
Wi-Fi
IEEE.802.11 b/g/n
測定間隔
ベーシックライセンス：15分〜24時間／ アドバンスライセンス：1分〜24時間（フレキシブル）
通信間隔
ベーシックライセンス：15分〜24時間／ アドバンスライセンス：1分〜24時間（フレキシブル）
メモリ
40,000測定値（全チャネル合計）
電力供給
単4乾電池×4（160 IAQのみ: 単3乾電池×4）またはUSBポートを介して給電
バッテリ寿命18ヶ月
9ヶ月
寸 法
76 × 64 × 22 mm
76 × 64 × 22 mm
92 × 64 × 22 mm
117 × 82 × 32 mm
質 量（バッテリ含む） 94g
94g113g269g
型 番0572 2021
0572 2023
0572 2024
0572 2014
標準価格（税別） ¥29,000¥35,000¥70,000¥70,000

testo 160 E

外付：温度･湿度･照度・紫外線
外付けプローブを参照

湿度

外付けプローブを参照

照度

外付けプローブを参照

紫外線

外付けプローブを参照

CO 2

̶

大気圧

̶

一般仕様

18ヶ月
76 × 64 × 22 mm
96g
0572 2022¥24,000

共通の同梱品
testo 160 本体、乾電池、USBケーブル、ロック解除ピン、壁掛けブラケット、粘着テープ、QRコードステッカー、出荷検査書、簡易取扱説明書

testo 160 E/THE専用外付けプローブ
温湿度プローブ

アクセサリ
照度プローブ

照度：0〜20,000Lux
温度：-10〜+50℃
0〜20,000Lux
紫外線：
湿度：0〜100rh%
0〜10,000mW/m 2
照度：
温度：±0.5℃
DIN 5032-7 Class CDIN 5032-7 Class C ±3Lux または ±3%
湿度：±2%rh（25℃ / 20〜80%rh） ±3Lux または ±3%（基準との比較）±3%rh（基準との比較） （DIN 5032 A）
精 度（25℃ / <20%rh, （DIN 5032 A）>80%rh)
紫外線：±5mW/m2±1%rhヒステリシス または測定値の±5%±1%rhドリフト/年 （どちらか大きい方）
0572 2156
0572 2157
0572 2158
型 番¥39,000¥26,000
標準価格（税別） ¥14,000
測定範囲

5照度・紫外線プローブ

標準価格（税別）

製品

型番

デコカバー testo 160 TH / THE / E用 ①
デコカバー testo 160 THL用 ②
デコカバー testo 160 IAQ用 ③
壁掛けブラケット testo 160 TH / THE / E / THL用 ④
壁掛けブラケット testo 160 IAQ用 ⑤センサー延長ケーブル 0.6m ⑥センサー延長ケーブル 2.5m ⑦
ショーケース用ブッシング ⑧
USB給電用アダプタ0554 20060554 20090554 20120554 20130554 20150554 2004
0554 20050554 20160572 2020※ケーブル合計長は最大10mまで可
①②
③

④

⑤

⑥

¥1,000¥1,000¥1,000¥1,000¥1,500¥1,500¥2,000¥1,500¥3,700⑧⑦

クラウドライセンス
製品
testo 160 クラウドライセンス ベーシック
testo 160 クラウドライセンス アドバンス

標準価格（税別）
無料
お問い合わせください

アドバンスライセンスの契約は、インターネット上での直接取引のみとなります。

testo160

関連製品
コンパクト温湿度計

卓上温湿度計メモリ付照度計

testo 625

testo 608-H2

testo 545

1台で温度・湿度・湿球温度・露点を表示アラーム機能付

湿度：0〜100%rh
測定範囲 温度：-10〜+60℃

湿度：2〜98%rh
測定範囲 温度：-10〜+70℃

平均機能付
メモリ内蔵

測定範囲 0〜100,000 lx
DIN EN13032-1
精度
f1=6% V-Lambda±1digit
f2=5% cos
（0〜32,000lx）
分解能 1 lx

精度
湿度：±2.5%rh±1digit 温度：±0.5℃
分解能 0.1%rh, 0.1℃

精度
湿度：±2%rh±1digit 温度：±0.5℃
分解能 0.1%rh, 0.1℃

※取引証明には使用できません。

型番0563 6251
標準価格 ￥29,800（税別）

型番0560 6082
標準価格 ￥15,000（税別）

型番0560 0545
標準価格 ￥46,500（税別）

小型照度計
testo 540

温湿度ロガー

温湿度ロガー

testo 174H

testo 175H1

ミニサイズ
専用USBインターフェイスでデータ転送

ポケットサイズ
最大・最小値表示
ホールド機能湿度：0〜100%rh
測定範囲 温度：-20〜+70℃

湿度：精度±（3%rh+0.03%/K）±1digit
温度：±0.5℃
分解能 0.1%rh, 0.1℃

測定範囲 0〜99,999 lx±3%
精度±1digit （基準との比較）
x 0〜19,999 l x）
分解能 1 l（型番0572 6560
標準価格 ￥11,800（税別）
インターフェイスセット
型番0572 0566
標準価格 ￥20,800（税別）※取引証明には使用できません。

型番0560 0540
標準価格 ￥17,400（税別）

CO 2計

輸送用温湿度・衝撃ロガー

testo 535

testo 184G1

室内CO 2濃度測定用

輸送中の温湿度と衝撃イベントを記録
薄さ12mmのカードタイプ

1 ppm

湿度：0〜100%rh
測定範囲 温度：-20〜+70℃
衝撃：0〜27G
湿度：±（1.8%rh+測定値の3%）精度
温度：±0.5℃±1digit
衝撃：±（0.1G+測定値の5%）
分解能 0.1%rh, 0.1℃, 0.1G

型番0560 5350
標準価格 ￥64,500（税別）

型番0572 1846
標準価格 ￥37,500（税別）

測定範囲 0〜+9,999 ppm±（50 ppm+測定値精度2%）（0〜5, 000±1digit のppm)
分解能

露点演算機能付
SDカードでデータ収集

湿度：0〜100%rh
測定範囲 温度：-20〜+55℃

湿度：精度±（2%rh+0.03%/K）±1digit
温度：±0.4℃
分解能 0.1%rh, 0.1℃
型番0572 1754
標準価格 ￥37,300（税別）

作品の輸送時に＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。 ＊本カタログに掲載されている標準価格は、2017年6月現在のものです。

お問い合わせは■ 本社〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F● セールス
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277● サービスセンター（修理・校正）TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277■ 大阪営業所〒530-0055 大阪市北区野崎町 7-8 梅田パークビル9F
TEL.06-6314-3180 FAX.06-6314-3187
ホームページ http://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp（2017.06）