5 ご発注に際してご用命の際は、以下の仕様をお知らせください。
項目

１．流体種類仕□ 空気様□ 空気以外（種類：） ※1

２．流量範囲〜Nm3/h（標準状態0℃、1気圧での流量）

３．流体温度〜℃ （常用：℃）

４．流体圧力〜kPa（常用：kPa）

５．適用口径mm

６．防爆構造７．取付方法□ 非防爆

熱式気体流量計□ 防爆□ 挿入式 （内径mm、管厚□ 短管付き（フランジ□ JIS10K□ 斜め挿入式 （口径mm、材質）□ JWWA7.5K、面間長ｍｍ）

mm、既設機種名

TMF-10）□ リトラクタユニット
８．電線接続口□ 金属製（G1/2） □ 樹脂製 ※2

９．特記事項※1．混合ガスのように複数の成分からなる気体は、成分比もあわせてご明記ください。
※2．防爆型を選択した場合は耐圧パッキン式ケーブルグランドが付属されます。

製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。

ご注意 ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
熱式気体流量計TMF-10は、気体用の熱式質量流量計です。

www.tokyo-keiki.co.jp/ryutai/
計測機器システムカンパニー

TEL.011-816-6291
TEL.022-295-5910
TEL.0283-23-3386
TEL.052-232-8511
TEL.06-6150-6602
TEL.082-249-4661
TEL.093-531-6881

なしに質量流量を計測することができます。また、配管内にセンサを挿入して流量を測定するため、既設配管へも容易に取付可能です。TMF-10は、下水道処理場の曝気槽用気体流量計として日本下水道

本社・東京営業所 TEL.03-3737-8621 FAX.03-3737-8665
札幌営業所
仙台営業所
北関東営業所
名古屋営業所
大阪営業所
広島営業所
北九州営業所

加熱したセンサから流れによって奪われる熱量が質量流量と相関があることから圧力計などによる補正

FAX.011-816-6296
FAX.022-295-6041
FAX.0283-21-0175
FAX.052-232-8510
FAX.06-6150-6610
FAX.082-241-7199
FAX.093-521-2575

新技術機構の建設技術審査証明書（開発目標型：審査証明第1503号）を取得しています。

〒144-8551 東京都大田区南蒲田2-16-46〒003-0802〒983-0852〒327-0816〒460-0003〒532-0004〒730-0041〒802-0002

札幌市白石区菊水二条2-2-12 藤井ビル菊水IV
仙台市宮城野区榴岡4-12-12 MB小田急ビル
栃木県佐野市栄町1-1（佐野工場内）
名古屋市中区錦1-20-19 名神ビル
大阪市淀川区西宮原1-7-26
広島市中区小町3-19 MG広島小町ビル
北九州市小倉北区京町2-7-8 小倉ビル
2016年5月作成

Cat.No.1427-4-J-3 RG（審査証明の範囲はカタログ本文をご参照ください）

4 外形図

No.

名称

数量

説明

1変換器

1

センサ一体型
標準型：ケーブルグランド（AC 電源用×１、アナログ出力用×１）
防爆型：ケーブルグランド（DC 電源およびアナログ出力用×１）

取付ボスまたは取付アダプタ

1

数量

3短管

14

リトラクタユニット

119.8

適用口径（mm）
65〜80＊ 100〜200＊ 250〜350＊ 400〜500＊ 550〜600
650〜700
700〜800
850〜1000
1100〜1800
2000〜3000
3200〜3600
3800〜5000
5200〜6000

電源用ケーブルCV（3心）相当
流入方向矢印
センサ部

計装用ケーブル
CVV-S（2心、シールド付）相当

流れ方向

ΦD

156.7

防爆型（単位：mm）

センササポート長L（mm）
センササポート径
流体温度
流体温度
φd（mm）
125℃未満125℃以上152.4（6インチ） 12.7（1/2インチ）
152.4（6インチ）
228.6（9インチ）
228.6（9インチ） 304.8（12インチ） 19.1（3/4インチ）
304.8（12インチ）
457.2（18インチ）
457.2（18インチ）
609.6（24インチ）

609.6（24インチ）
25.4（1インチ）

762.0（30インチ）
914.4（36インチ）
1219.0（48インチ）
1524.0（60インチ）

注1）垂直挿入式の場合の標準的なセンササポート長となります。
注2）防爆型は流体温度+110℃以下でご使用ください。
注3）＊は建設技術審査証明の範囲

図は標準型を示します

3 仕

ΦD

※斜め挿入式の場合センサ先端の形状が異なります。

端子箱（ケーブルグランド2個付属）

取付配管

流入方向矢印

※建設技術審査証明の範囲外となります。

フランジタイプ（JIS10K、JWWA7.5K 相当）
取付ボス溶接済み

取付ボス

127

100
流入方向矢印

説明

変換器

92.2

表示窓

標準型

構成表（オプション）
名称

電線接続口

付属品、取付配管に溶接※オプションで短管付きを選択した場合には短管に溶接済みです。
※斜め挿入式を選択した場合は取付アダプタとなります。

No.

(219.2)

127.8
電線接続口

※防爆型には耐熱温度70℃以上のケーブルをご使用ください。
※防爆型は建設技術審査証明の範囲外となります。

212719.8構成表

100L：センササポート長成80.28070.6

2 構（207.2）127.8156.7１）本器のみで質量流量を計測することができ、温度計、圧力計による補正を必要としません。
２）管内の流路に絞りなどの障害物が無いため、圧力損失がほとんど発生しません。
３）可動部の無い構造のため、耐久性に優れメンテナンスの必要がほとんどありません。
４）センサ部は加熱されるため、水滴の付着などの影響を受けにくくなっています。
５）国内防爆（TIIS）を取得しているため、消化ガスなど可燃性ガスの計測も可能です。
６）既設の配管にも容易に取付けることができ、斜め挿入式を選択すれば超音波流量計用短管へも取付け可能です。
７）曝気槽用気体流量計として日本下水道新技術機構の建設技術審査証明書（開発目標型：審査証明第1503号）を取得しています。

L：センササポート長

長70.6

1 特様

測定方式
測定対象
取付方法

熱式
種類
空気、消化ガスなど（建設技術審査証明の範囲は空気のみ）
流体温度
標準型：−40〜+260℃
防爆型：−20〜+110℃※
最高使用圧力1MPa 未満①挿入式（標準：現場で既設管に取付ボスを溶接または取付アダプタによるねじ込み）②短管付き（オプション）
65mm〜6000mm（建設技術審査証明の範囲は100mm〜600mm）

適用口径※斜め挿入式の場合 100mm〜1000mm※オプションの短管付きの場合65mm〜600mm

測定範囲

0〜30Nm/s ※空気の場合
上流側15D 以上、下流側5D 以上 ※空気の場合
上流側23D 以上、下流側5D 以上 ※空気以外の場合
フルスケールの±1%（フルスケール：15〜30Nm/s） ※空気の場合
フルスケールの±2%（フルスケール：機器レンジによる） ※空気以外の場合

必要直管長
測定精度

リピータビリティ
温度特性
圧力特性
出力信号機能電源保護構造防爆構造
使用温度範囲材質
質量

読み値の±0.25%
読み値の0.025%/℃
空気の場合 0.0036%/kPa
アナログ出力：DC4〜20mA 最大許容負荷抵抗600Ω
※アナログ出力は筐体と絶縁されていません。絶縁する場合は、別途アイソレータをご用意ください。

低流量カット、機器異常判定、スパン補正、時定数、補正基準
標準型：AC85〜264V 50/60Hz 防爆型：DC24V※ ±10% 消費電力24W以下
標準型：IPX7
防爆型：IP66※
標準型：非防爆 防爆型：TIIS Exd ⅡB+H2 T3※
標準型：−20〜+65℃ 防爆型：−20〜+60℃※
変換器：アルミ合金 センサ：Alloy C276（ハステロイ C276 相当）
センササポート：SUS316L ケーブルグランド：銅合金（金属製）、66ナイロン（樹脂製）
標準型：約4.5kg 防爆型：約2kg※ （センササポート長6 インチの場合）※防爆型は建設技術審査証明の範囲外となります。