取扱説明書

デジタル温度指示調節計 ＤＣＮ‑１００№ＤＣＮ１１ＴＪ１ 2001.02
このたびは，デジタル温度指示調節計[ＤＣＮ‑１００]をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
本書は[ＤＣＮ‑１００]の設置方法，機能，操作方法および取扱いの注意について説明したものです。
本書をよくお読みいただき，充分理解されてからご使用くださいますようお願いいたします。
誤った取扱いなどによる事故防止のために，本取扱説明書は最終的に本製品をお使いになる方のお手もとに，確実に届けられるようお取り計らいください。

警 告
配線などの作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
１．形

名

1.1 形名説明
ＤＣＮ−１□ □−Ｒ／□
１
制御動作
２０
温度警報
１
出力
ＲＥ
入力
Ｒ

ＤＣＮ‑１００シリーズ(Ｗ９６×Ｈ９６×Ｄ１２０mm)
ON／OFF 動作
PD 動作
警報動作なし警報動作あり(上限動作，または下限動作)
リレー接点出力
熱電対入力：Ｋ，Ｊ，Ｒ(いずれか指定)
測温抵抗体：Ｐｔ１００□部の仕様を枠内からいずれかご指定ください。
ご注文例）

ＤＣＮ−１２１−Ｒ／Ｅ
基本形名
制御動作：PD動作の場合
温度警報：上限動作，または下限動作
入力：熱電対の場合

1.2 定格目盛
入力の種類
K
熱電対
JR
測温抵抗体

Pt100

目
盛
0 〜 399 ℃
0 〜 999 ℃
0 〜 1200 ℃
0 〜 399 ℃
600 〜 1600 ℃‑99.9 〜 99.9℃
0 〜 199.9℃
0 〜 399 ℃

２．各部の名称[DCN‑110 シリーズ，または DCN‑120 シリーズ][DCN‑111 シリーズ，または DCN‑121 シリーズ]③⑥①⑧⑦②(図 2‑2)③④⑤(図 2‑1)①：デジタル表示器②：デジタル設定器③：手動リセット設定器④：表示灯 緑(調節計 ON の時)⑤：表示灯 赤(調節計 OFF の時)⑥：表示灯 緑(調節計 ON の時)⑦：表示灯 赤(温度警報が ON の時)⑧：温度警報設定器

３．制御盤への取付け
3.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください。)(1) 塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
(2) 可燃性，爆発性ガスのないところ。
(3) 機械的振動や衝撃の少ないところ。
(4) 直射日光が直接あたらず，周囲温度が 0〜55℃で急激な温度変化のないところ。
(5) 湿気が少なく(85％RH 以下)，結露の可能性がないところ。
(6) 大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
(7) 水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
3.2 外形寸法図□89104.2(*2)

104.2(*1)□9612.515(図 3.2‑1)120*1：縦連結取付けの場合*2：横連結取付けの場合

90 ＋0.8
090 ＋0.80n×96‑6 ＋0.803.3 パネルカット図n×96‑6 ＋0.80
横方向密接取付

90 ＋0.8090 ＋0.80ｎ：取付台数

縦方向密接取付ｎ：取付台数(図 3.3‑1)
3.4 取付け
取付け金具は上下，または左右に装着可能です。
取付け可能なパネルの板厚は，1〜15mm 以内です。
計器を制御盤前面から挿入してください。
ケース左右の穴，または上下の穴に取付け金具を引っかけ，ねじを締めて固定してください。

注 意
ケースは樹脂製ですので，取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，取付金具やケースが変形するおそれがあります。
0.12N・m ぐらいで締めてください。

[取付金具を上下に装着する場合](図 3.4‑1)

４．結線

警 告
配線などの作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
4.1 端子配列

外部設定入力(オプション)(DC 4〜20mA)⑩＋⑪−＋①−②⑫⑬⑭⑮⑯L⑰C⑱H③④⑤⑥L⑦C⑧H⑨TC・ AC 100V・A①

温度警報B②B③R／□

AC 200V

RTD・(図 4.1‑1)■推奨端子について
下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。

3.2mmφ7.9mm以下

7.9mm以下

締付トルクは 0.6N・m〜1.0N・m を指定してください。

3.2mm(図 4.1‑2)

注 意・ＤＣＮ‑１００シリーズの端子板は，下側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず下側方向から端子へ挿入し，端子ねじで締め付けてください。
・熱電対，補償導線は本器の入力に合ったものをご使用ください。
・測温抵抗体は 3 導線式のもので，本器の入力に合ったものをご使用ください。
・入力線(熱電対，測温抵抗体)，電源線，負荷線は，できるだけ離してください。
同一コンジット管内に入れるような場合は，入力線，補償導線はシールドしたものを使用してください。
・入力回路は強い磁界のある場所(例えば，電磁開閉器等)からできるだけ遠ざけてください。

4.2 結線例
ＤＣＮ‑１２０‑Ｒ／Ｅ

101112131415161718−
電気炉

熱電対＋
ヒータ＋

１制御出力

−

２３４５６７８９電磁開閉器＊

単相200V(図 4.2‑1)＊予期しないレベルのノイズによる，計器への悪影響を防ぐために，電磁開閉器のコイル間にスパークキラーを付けることをおすすめします。

５．運転

設定つまみを回して設定したい温度に設定します。
電源を入れると，直ちに動作します。
入力が設定値近くになると，ＤＣＮ‑１１０シリーズの場合，ON／OFF 動作を繰り返し，ＤＣＮ‑１２０シリーズの場合，PD 動作になります。
調節動作に入りますと，切替時にチャタリングがおきる場合がありますが，これは主に外部より電磁開閉器等の接点開閉時に出るスパーク等の雑音信号が，入力(熱電対，測温抵抗体)，補償導線から入るためで，[４．結線]の注意事項を確認してください。
６．リセット機能について制御動作がＰＤ動作の場合，主設定値と入力値との偏差に応じて ON と OFF の時間比率が変わります。
この場合，制御対象物の熱特性(加熱，放熱時間特性)およびヒータ容量の大きさによって，比例帯内の一定時間比率のところで，制御温度が安定します。
この時，主設定値に対して入力偏差が生じる場合，オフセットと称して設定温度と入力温度は一致しません。
このオフセット量を修正し，設定温度にする機能がリセット機能です。
本器は比例帯が，2.5％あります。リセット設定することにより比例帯を移動させて，オフセット量を修正し，主設定＝制御温度にします。

[主設定値＜制御温度の場合]
指示計の指針が設定値より高い所で安定した場合，オフセット量０に応じて，手動リセット設定器をマイナス側方向へ回します。

[主設定値＞制御温度の場合]
指示計の指針が設定値より低い所で安定した場合，オフセット量０に応じて，手動リセット設定器をプラス側方向へ回します。

７．動作説明7.1 標準動作図
動 作

ON／OFF動作(DCN‑110形)

PD動作(DCN‑120形)

動作すきま比例帯
ONON
制 御 動 作＊OFFOFF
設 定

リレー接点出力ON(緑)表示灯
OFF(赤)表示灯

設 定

Ｌ⑦Ｌ⑦Ｌ⑦Ｌ⑦Ｌ⑦Ｃ⑧Ｃ⑧Ｃ⑧Ｃ⑧Ｃ⑧Ｈ⑨Ｈ⑨Ｈ⑨Ｈ⑨Ｈ⑨点灯
消灯

消灯
点灯

消灯

点灯

点灯

消灯
偏差に応じて周期動作＊：制御感度

7.2 警報動作図

上限警報動作
動作すきまON

警報動作＊
OFF△主設定出力

警報設定

Ｌ⑯Ｌ⑯Ｃ⑰Ｃ⑰Ｈ⑱Ｈ⑱表示消灯

点灯＊：制御感度
８．仕様表 示 器
設 定 器
入力

設定精度
指示精度
動作方式
制御動作

制御出力

温度警報

電源電圧
許容電圧変動範囲

赤色 3 桁，または 4 桁 数字寸法：12.7×7.1mm(高さ×巾)
SV：デジタル設定器(サムホイールスイッチ)RESET：アナログ設定器(ポテンショメータ)熱 電 対：K J，R
外部抵抗：100Ω以下
測温抵抗体：Pt100 3 導線式(1 線当たりの抵抗値：4Ω以下)±0.5％FS 以内(但し，0〜399℃の場合は，±1％FS 以内)±0.5％FS±1 デジット以内(但し，0〜399℃の場合は，±1％FS±1 デジット以内)
二重積分方式(A／D 変換方式)
DCN‑110 形の場合，ON／OFF 動作
制御感度：0.3％(但し，600〜1600℃の場合は，2.5℃)
動作すきま：0.6％(但し，600〜1600℃の場合は，5℃)
DCN‑120 形の場合，PD 動作
比例帯：2.5％
比例周期：約 30 秒リセット範囲：±1.25％
リレー接点 1c
AC 220V 5A(抵抗負荷)，AC 220V 2A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命：約 10 万回
動
作 ：上限動作(偏差設定)，または下限設定(偏差設定)
設定精度 ：±1.5％FS 以内
制御動作 ：ON／OFF 動作
制御感度 ：0.3％(但し，600〜1600℃の場合は，2.5℃)
動作すきま：0.6％(但し，600〜1600℃の場合は，5℃)
出力 ：リレー接点 1c
AC 220V 5A(抵抗負荷)，AC 220V 2A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命：約 10 万回
AC 100／200V 50／60Hz
AC 90〜120／180〜240V

消費電力
絶縁抵抗
耐 電 圧

約 5VA
DC 500V
10MΩ以上
入力端子−接地間：AC 500V
電源端子−接地間：AC 1.5kV
出力端子−接地間，出力端子−電源端子間：AC 1.5kV
0〜55℃
35〜85％RH(結露不可)
樹脂(色：ダークグレー)
制御盤埋込方式
約 670g
自動冷接点温度補償，バーンアウト(熱電対断線)
外部設定入力(4〜20mA)(オプション)

周囲温度
周囲湿度材
質
取付方式
質量
付属機能

1 分間
1 分間
1 分間

９．故障かな？と思ったらお客様がご使用されている本器に，電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。

現象

温度が上がらない

温度が上がりすぎる

制御が安定しない

計器の状態
表示器

表示灯

最上位桁に[ ]が表示される

OFF 表示灯点灯

室温付近を表示する

ON 表示灯点灯

表示器が表示しない表示灯が点灯しない

マイナス表示，または室温付近を表示する

ON 表示灯点灯

設定値よりも上の値を表示する

OFF 表示灯点灯

表示器の値がふらつく

早い周期で点滅する

推定故障箇所・熱電対，測温抵抗体，補償
導線の断線
・入力端子部の接続不良
・ヒータの断線，または接続不良
・電磁開閉器等の故障
・ヒューズの断線
・電源回路の断線，または接続不良
・規定電圧が印加されていない
・熱電対，測温抵抗体の短絡・熱電対，測温抵抗体の取付
不具合
・熱電対，または補償導線の極性が逆・測温抵抗体の仕様違い
・電磁開閉器等の溶着・SSR 等の制御装置の故障
・誘導障害，雑音の影響を受けている・測温体に交流が漏洩している・端子部の接続不良