PTCOMPACTAS E PODEROSAS | CENTRÍFUGAS

2 | IKA mini G

A IKA mini G é uma mini centrífuga ideal para
aplicações que não requerem ultra altavelocidades, por exemplo microfiltrações eseparação de células. A unidade apresenta um
design compacto e reduzido que requer espaço
mínimo de bancada. Sua tampa transparente
permite observação constante e pode ser usado
tanto para microcentrífuga quanto para as tirasde PCR.

RECURSOS› Velocidade fixa de 6000 rpm› Temporizador digital ajustável de 1 a 99 min› Inicialização rápida de velocidade› Design compacto e operação silenciosa› Rotor intercambiável sem ferramentas› Operação fácil com teclado sensível ao toque

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DESEGURANÇA
› A centrífuga funciona apenas quando
a tampa está fechada› A tampa pode ser aberta facilmentepressionando um botão
› Parada rápida integrada› Classe de proteção seg. conforme
DIN EN 60529: IP 30› Rotor e adaptadores podem ser
autoclavados (121 °C, 2 bar)

ESCOPO DE ENTREGA

mini GN° de Ident. 0003958000

2+1 years
warranty**2+1 anos após o registro em
www.ika.com/register,peças de desgaste excluídas› Centrífuga IKA mini G› Rotor para 8 tubos de 1,5 / 2 ml
› Rotor para 4 tiras de PCR de 8 × 0,2 ml› Adaptadores para tubos de 0,5 ml (8 unid.)› Conjunto de adaptadores para tubos de0,4 ml (8 unid.)› Conjunto de adaptadores para tubos de0,2 ml (8 unid.)3 | IKA G-LRECURSOS› Equipado com uma tampa metálica
› Não inicia até que esteja firmemente fechada› Navegação intuitiva através do teclado demembrana que permite uma fácil configuração da velocidade ou programas› Velocidade de rotação de até 15 700 rpm› Sensor de desbalanceamento integrado› Exibe RPM ou RCF› Todos os rotores, tampas de rotor e adaptadores podem ser autoclavados (121 °C, 2 bar)

Separando substâncias em velocidade de rotaçãomédia: IKA G-L é a centrífuga ideal para todos ostipos de processos de separação, como aqueles
encontrados na biologia molecular. Pode serusado com tubos padrão de 1,5 / 2 ml, bem como
com tiras PCR. A tampa abre automaticamente aopressionar o botão.

IKA G-L
N° de Ident. 0030000774

ESCOPO DE ENTREGA› Centrífuga IKA G-L› Conjunto de rotor de metal 12 × 1,5 / 2 ml
› Chave de fenda para abrir a tampa em casode emergência
› Cabo USB

O display maisnítido em sua classe4 | Dados técnicos

DADOS TÉCNICOS
Capacidade

8 × 1,5 / 2,0 ml

12 × 1,5 / 2,0 ml

Velocidade

6000 rpm

800 – 15 700 rpm

Variação de velocidade

5%

2.5 %

Aceleração centrífuga

2000 G

16 500 G

Temporizador

SimSimDisplay temporizador

LED 7 segmentos

LED 7 segmentos

Sensor de desbalanceamentoNãoSimParada rápida

SimSimAbertura da tampa

Automático

Automático

Troca de rotor

Sem ferramenta

Sem ferramenta

Capa protetora

SimSimInterface–USBPeso

1,4 kg3,9 kgDimensões (L × A × P)

155 × 105 × 175 mm

200 × 140 × 280 mm

Temperatura ambiente permissível

5 – 40 °C

5 – 40 °C

Umidade relativa permissível

80 %

80 %

Classe de proteção conforme DIN EM 60529

IP 20IP 20

Alimentação

220 – 230 V

220 – 230 V

Frequência50/60 Hz

50/60 HzPotência do motor

12 W65 WPotência do equipamento

12 W

92 WDADOS GERAIS

5 | FAQ

FAQ | mini G

FAQ | G-L

A IKA oferece um rotor para tiras de PCR?
Sim, um rotor para quatro tiras 8 x 0,2 ml está
incluído com a mini G.

A IKA G-L tem display digital?
Sim, são três. É possível ver o valor rpm/rcf emum display, o timer/configuração do contador
em outro display e o programa selecionado na
terceiro display.

Qual é a energia cinética máxima para amini G?
A energia cinética máxima é de 20 Nm.
O que acontece quando a tampa da centrífugaé aberta?
A centrífuga para imediatamente.
Qual ferramenta é necessária para trocar orotor?
O rotor pode ser trocado sem qualquer
ferramenta.
Um temporizador está incluído na mini G?
Sim, o temporizador pode ser ajustado de
1 a 99 min.
Qual é a aceleração centrífuga para a mini G?
A aceleração centrífuga para a mini G é de2000 G.
A mini G possui display digital?
Sim, a mini G tem um temporizador LED de
7 segmentos integrado.
É possível alterar a velocidade?
Não, a velocidade é fixa de 6000 rpm.

É possível alterar a velocidade?
Sim, a velocidade é variável em passos de
100 rpm/rcf.
Qual ferramenta é necessária para trocar orotor?
O rotor pode ser trocado sem qualquerferramenta.
Em caso de falta de energia, a tampa do G-L
abre automaticamente?
Não, quando houver falta de energia, a tampa
permanecerá fechada para proteger as amostras.
No entanto, uma abertura de emergência está
localizada na parte inferior.

6 | Acessórios

Acessórios
para IKA G-LIKA G-L, PCR Set
Capacidade: 2 × tiras de PCR,
8 × 0,2 ml tubos.

N° de Ident. 0030001345

Tubo adaptador de 0,4 ml
Adaptadores para tubos de 0,4 ml(6 unid.)
A capacidade da centrífuga G-L é
12 × 1,5 / 2,0 ml
N° de Ident. 0030001334

Tubo adaptador de 0,5 ml
Adaptadores para tubos de 0,5 ml(6 unid.)
A capacidade da centrífuga G-L é
12 × 1,5 / 2,0 ml
N° de Ident. 0030001347

Tubo PCR adaptador
Adaptadores para tubos de PCR de0,2 ml (6 unid.)
A capacidade da centrífuga G-L é
12 × 1,5 / 2,0 ml
N° de Ident. 0030001346

para IKA mini G
SOFTWARE DE LABORATÓRIOlabworldsoft® é um software de laboratório para controlar dispositivosde laboratório, automatizar processos e documentar suas mediçõese resultados. O software fornece acesso a uma enorme biblioteca
de diferentes dispositivos de laboratórios. labworldsoft® não integra
apenas dispositivos de laboratório IKA, mas também suporta vários
outros dispositivos de diferentes fabricantes. Você permanece flexível
na escolha dos dispositivos de laboratório que deseja usar e ganha comtoda a gama de dispositivos do mundo laboratorial.
mini G, rotor 4 × HPLC
Rotor para 4 vials de HPLC.
N° de Ident. 0020022341

labworldsoft® 6 StarterN° de Ident. 0020019397
labworldsoft® 6 Pro
N° de Ident. 0020017366
labworldsoft® 6 Advanced
N° de Ident. 0020105873

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany
Phone: +49 7633 831-0, eMail: sales@ika.de

www.ika.com

IKAworldwide // #lookattheblue