Handheld Digital Tachometer

ディジタルハンディタコメータ
HT-3200/4200/5500

接触式

HT-3200

非接触式

HT-4200

接触式・非接触式両用

HT-5500

HT-3200 用途に応じて選べるディジタル ハンディタコメータ。
ハンディタコメータ
HT-4200

HT-5500

接触式・非接触式両用

接触式

ディジタルハンディ
HT-5500 タコメータ

HT-3200

ディジタルハンディ
HT-3200 タコメータ

HT-4200

0.5 r/minから計測可能なローレンジ付き。
周速リング・回転接触子を本体のポケットに内蔵できます。

赤色可視光●接触・非接触測定両用タイプ
しかも非接触タイプでライン速度測定が可能●小型・軽量ボディに大型液晶表示器を採用（文字高さ10.5 mm）●測定結果の確認に便利なメモリ機
能付き●5 桁 表 示 で4〜50,000r/minまでワイドレンジ測定が可能（反射マーク複数枚使用）●接触子を付属の周速リングと交 換すると、周 速 度 測 定ができる2 役タイプ●ポケットに入る小型・軽量ボデ
ィに大 型 液 晶 表 示 器を採 用（文字高さ10.5 mm）●周速リングを収納するポケット付き●測定結果の確認に便利なメモリ機
能付き●電 源スイッチOFF 後 最 終 測
定値を約 30 秒間継続表示
グッドデザイン賞
受賞●光沢のある軸でも付属反射マークで測定可能

非接触式●30〜50,000 r/minまで広範囲に1 r/min単位で測定可能（反射マーク1 枚のとき）

グッドデザイン賞

賞

受￥21,000（税抜き）
回転接触子・周速リング収納ポケット（本体裏面）を取り付けて、ライン速度測定としてもご使用いただけます。

HT-5500●メモリ機能搭載
最大20データのメモリ可能●0.5 r/minの低速から10,000 r/minまで測定可能（周速度：0.05〜1000.0 m/min）●電池の交換時期を表示

回転接触子
KS-300＋接触アダプタ
HT-0502

6.0 r/min（低速回転）から99999 r/min（高速回転）まで広範囲測定。
全てにおいて先駆の技術が生きています。

ディジタルハンディ
タコメータ HT-4200●検出部と被測定面（反射面）とを、20〜300 mm 離して測定でき安全

小型ハンディタイプの非接触式ディジタル回転計です。測定対象の回転体に付属の反射マークを貼り、赤色光をマークに当てます。反射マークを複数枚貼ると、より低速から測定が可能です。

●電源スイッチOFF 後最終測定値を約30 秒間継続表示●回転速度の記録用にアナログ出力、回転同期信号として、パルス出力を標準装備●ピークホールド機能搭載
測定中の最大値、最小値表示が可能●バックライト付き大型LCD
スタンド治具（オプション）
取り付け対応●三脚、三脚等に固定して連続測定が可能

赤色可視光￥55,000（税抜き）
見やすい大型液晶表示（バックライト付き）
測定範囲
オーバーレンジ表示

最大値・最小値表示（ピークホールド測定中）

バッテリLOW
警告表示

三脚取り付け用ネジ穴
接触アダプタ取り付け用ネジ穴
（兼用）

上限設定値
オーバ表示

電池ボックス（単 4 形乾電池 4 本）

●電池の交換時期を表示
パルス出力用端子￥25,000（税抜き）

設定機能項目表示

アナログ出力用端子

測定単位

ACアダプタ用入力端子

HT-3200 仕様

HT-4200 仕様

HT-5500 仕様

方式

赤色可視光光電反射方式

検出方式

赤色可視光光電反射方式、接触方式（接触アダプタ装着）

出力電圧

表示部

液晶表示、5 桁（文字高さ10.5 mm）

検出距離20〜300 mm

検出距離20〜300 mm

変換方式

10 bit D/A 変換方式

測定単位

Loレンジ：0.1 r/min

表示部

液晶表示、5 桁（文字高さ10.5 mm）、測定単位固定（r/min）

表示部

液晶表示、5 桁、バックライト付き（文字高さ：10.2 mm）

リニアリティ

±1 %/F.S.

表示更新時間1 秒自動繰り返し（ただし、Loレンジ：0.5〜1.0 r/minでは2 秒）
1 秒自動繰り返し（ただし、Hiレンジ：5〜10 r/minでは2 秒）

表示更新時間1 秒自動繰り返し（ただし、60/ 反射マーク数 r/min 以下の回転速度では2 秒）

測定時間測定範囲

測定単位：1 r/min
複数の反射マークを貼ることにより、より低速の回転速度から測定できます。

1 s＋入力信号 1 周期時間以内（ただし、60 r/min 以下の場合、周期時間の約 2 倍）

回転速度測定範囲と測定精度

Loレンジ：0.5〜1249.9 r/min 時；±0.1 r/min 以内
1250.0〜2000.0 r/min 時；±0.2 r/min 以内
Hiレンジ：5〜10,000 r/min 時；±1 r/min 以内

反射マーク数
12346830〜12,499 r/min 時：±1 r/min 以内
12,500〜24,999 r/min 時：±2 r/min 以内
25,000〜50,000 r/min 時：±4 r/min 以内

パルス数設定機能

より低速の回転速度から測定するための反射マークの数を設定できます。
設定値：1, 2, 3, 4, 6, 8 P/R

メモリ機能

メモリ数：10 個

約１秒

測定単位

r/min，r/s（回転速度）、m/min（周速度）、ms（周期）、COUNT（積算カウント）r/min（Hiレベル）

非接触式

接触式

6〜99999

6〜20000

r/min（Loレベル）

6.0〜600.0

6.0〜600.0

r/s

0.10〜999.99

0.10〜400.00

m/min

0.6〜9999.9

0.6〜400.0

COUNT

0〜99999

0〜99999

0.6〜9999.9

2.5〜9999.9

メモリ機能

メモリ数：10 個

データホールド機能

計測終了後 30 秒間は表示保持、その後オートパワーオフ

ローバッテリ表示

電池電圧が約 3.3 V 以下になるとLOWマークを表示

オーバーレンジ表示“ERROR 文字表示

電源

単 4 形乾電池×3 本
電池寿命 : 約 20 時間（アルカリ乾電池使用、20 ℃にて）

データホールド機能

計測終了後 30 秒間は表示保持、その後オートパワーオフ

ローバッテリ表示

電池電圧が約 3.3 V 以下になるとLOWマークを表示

使用温度（湿度）範囲

0〜40 ℃、35 〜 85 %RH（結露なきこと）

ピークホールド機能

最大値（MAX）、最小値（MIN）

オーバーレンジ表示“ERROR 文字表示

保存温度（湿度）範囲−10〜55 ℃、35 〜 85 %RH（結露なきこと）

メモリ機能

最大 20データ電源

単 4 形乾電池×3 本、電池寿命 : 約 20 時間（アルカリ乾電池使用、20 ℃にて）

外形寸法

63（W）
×172（H）
×38.5（D）mm

オーバーレンジ機能

測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ（ERRORマーク）表示

使用温度（湿度）範囲

0〜40 ℃、35 〜 85 %RH（結露なきこと）

質量（乾電池含まず）

約 160 g

回転上限警告機能

回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告（↑マーク）表示

保存温度（湿度）範囲−10〜55 ℃、35 〜 85 %RH（結露なきこと）

CEマーキング対応

周速度演算機能

周速リングKS-100/200を使用

外形寸法

62（W）
×129（H）
×26.4（D）mm

予め設定された直径値（mm）と測定回転速度から周速度を演算

付属品

回転接触子（KS-300） 2 個（1 個は本体に収納）
周速リング（KS-200 m/min 用） 1 個（本体に収納）
単 4 形乾電池 3 本
取扱説明書（和、英） 各 1 部

質量（乾電池含まず）

約 90 g

積算カウント機能

入力信号のパルスを積算カウント

注：表示は表示更新時間毎となります。

周期測定機能入力パルスの周期を測定（但し、1 秒以下の場合は入力パルスの平均値）

回転速度

非接触式（反射マーク）、接触式（KS-300を使用）対応
反射マーク1シート（25 枚）、単 4 形乾電池 3 本、取扱説明書（和、英）各 1 部

測 定 機 能CEマーキング
付属品

ms
測定精度

表示値（＊）
×（±0.02 %）±1カウント＊表示値は小数点を除いたカウント値（注）・周速度の測定精度は回転体の回転速度に依存します。
・上記の測定精度は非接触測定のものです。また、手ぶれによる誤差は含まれていません。
接触測定の時は接触子の滑り、精度が加わります。

一般 仕 様測定精度（反射マーク1 枚のとき）

表示更新時間測 定 範 囲KS-200（付属）KS-100（オプション）
Loレンジ
0.05〜200.00 m/min 0.5〜2000.0 mm/s
Hiレンジ
0.5〜1000.0 m/min
5〜10,000 mm/s
回転速度での精度校正になります。
測定単位は変更できません。KS-200 使用時、測定値を1/10にすると、m/min 単位の値になります。

測定範囲30〜50,000 r/min
15〜25,000 r/min
10〜16,667 r/min
8〜12,500 r/min
5〜8,333 r/min
4〜6,250 r/min

パルス出力

周速度測定範囲

Hiレンジ：1 r/min

出 力 部

接触方式

アナログ出力方式

0〜1 V/0〜F.S.（フルスケールは任意設定）

出力更新時間50 ms＋入力信号 1 周期時間以内

温度安定度±0.05 %/F.S./℃（スパン&ゼロ）

フルスケール設定誤差±0.5 %/F.S.

負荷抵抗

100 kΩ 以上

出力電圧

Hiレベル：＋4.5 V 以上（反射マーク検出時）
Loレベル：＋0.5 V 以下

出力論理正論理負荷抵抗

100 kΩ 以上

電源

単 4 形乾電池 4 本

電池寿命

約 32 時間（バックライトOFF 時）
約 8 時間（バックライトON 時）（アルカリ乾電池使用、20 ℃にて）又は、専用 ACアダプタ（オプションPB-7090）

ローバッテリ表示

電池電圧が約 4.5 V 以下になるとLOWマークを表示

使用温度（湿度）範囲

0〜40 ℃、35 〜 85 %RH（結露なきこと）

保存温度（湿度）範囲−10〜50 ℃、35 〜 85 %RH（結露なきこと）

外形寸法

66（W）
×180.5（H）
×47.5（D）mm（本体のみ）
66（W）
×237.2（H）
×57.5（D）mm（接触アダプタ＋回転接触子）

質量（乾電池含まず） 約 220 g（本体のみ）、約 282 g（接触アダプタ＋回転接触子）
CEマーキング
付属品

対応
接触アダプタ（HT-0502） 1 個
回転接触子（KS-300） 1 個周速リング（KS-200 m/min 用） 1 個
反射マーク（12 mm角 25 枚） 1シート
単 4 形乾電池 4 本
キャリングケース 1 個
取扱説明書（機能解説編：和、英 基本操作編：和、英） 各 1 部

HT-3200（接触式）

アクセサリ￥21,000（税抜き） ●接触子（接触式用）●外形寸法図 単位：mm●反射マーク（非接触式用)

周速リング（mm/s 用）
KS-100 ￥5,000（税抜き）

周速リング（m/min 用）
KS-200 ￥2,000（税抜き）

直径φ19.1 mm
周長60 mm
幅3.4 mm

直径φ31.8 mm
周長 100 mm
幅4 mm

HT-011 ￥3,000（税抜き）63

接触子 KS-300●付属品・回転接触子（KS-300）

1721882個（2 個のうち1 個は本体に収納）（本体に収納）3138.5・周速リング
1個（KS-200 m/min 用）

回転接触子（回転数測定用）
KS-300 ￥1,000（税抜き）

・単４形乾電池
3本
・取扱説明書（和、英）各 1 部

延長用中継シャフト（KS-300 用） 復帰反射体を使用しており、
HT-4200, HT-5500に最も
KS-700 ￥3,500（税抜き）適した反射マークです。
（12 mm×12 mm×25 面×10シート）

HT-4200（非接触式）￥25,000（税抜き）●外形寸法図 単位：mm

延長量 40 mm

62●キャリングケース
HT-3200 用キャリングケース
HT-0300 ￥5,000（税抜き）

HT-4200 用キャリングケース HT-4200 用ソフトケース
HT-0400 ￥4,500（税抜き） HT-0003 ￥2,000（税抜き）●付属品・反射マーク
1シート（12 mm角×25 枚）・単４形乾電池
3本・取扱説明書（和、英）各 1 部

2326.4129

HT-5500（接触式・非接触式両用）●外形寸法図 単位：mm￥55,000（税抜き）

接触アダプタ●接触アダプタ寸法図（HT-0502）（旧型 HT-0501とは互換性がありません）

2040.848.96663.535.34457.547.511150.5
三脚取り付け用ネジ穴 １/4 深６

スタンド治具＋マグネットスタンド
HT-0521B＋HT-0522

測定用三脚
LA-0203D

接触アダプタHT-0502

34.7

取り付け面

●付属品
・接触アダプタ
1個（HT-0502）・回転接触子1個（KS-300）
・周速リング
1個（KS-200 m/min 用）
・反射マーク1シート（12 mm角×25 枚）・単 4 形乾電池
4本
・キャリングケース
1個・取扱説明書
機能解説編（和、英）各 1 部
基本操作編（和、英）各 1 部
信号出力ケーブル（2 m）
AX-501

4.8

180.5
237.2

96.7

接触子 KS-300※HT-0502にはKS-300は含まれておりません。

アクセサリ
・KS-100

周速リング（mm/s 用）￥5,000（税抜き）

・KS-200＊1

周速リング（m/min 用）￥2,000（税抜き）

・KS-300＊1

回転接触子（回転速度測定用）￥1,000（税抜き）

・KS-700

延長用中継シャフト（KS-300 用）￥3,500（税抜き）

・HT-011

反射マーク（10 枚 1 組）

￥3,000（税抜き）

・AX-501

信号出力ケーブル（2 m）（アナログ・パルス出力兼用）
φ2.5ピンプラグ〜CO2 形（BNC）￥4,000（税抜き）

・HT-0521B

スタンド治具

￥14,000（税抜き）

・HT-0522

マグネットスタンド

組みで使用

・LA-0203D＊2 測定用三脚￥9,300（税抜き）￥22,500（税抜き）

・PB-7090＊3

ACアダプタ（国内向け電源ケーブル付属）￥5,500（税抜き）（入力：AC100〜240 V、出力：DC5.9 V/3.5 A）

・HT-0502

接触アダプタ＊1￥8,000（税抜き）＊1は標準付属品です。 ＊2はSLIK 社製 エアリー L100です。
＊3はAdapter Technology 製です。海外向け電源ケーブルについてはお問い合わせ下さい。

お客様へのお願い

当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す際の注意について
当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す場合は､外為法（外国為替及び外国貿易法）の規定により､リスト規制該当品であれば､経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。
また非該当品であれば､通関上何らかの書類が必要となります。尚､非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は､経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問い合わせは､当社の最寄りの営業所または当社輸出管理担当窓口（電話045-476-9707）までご連絡ください。
●記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

注意●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3‒9‒3 TEL.
（045）
935‒3888

お客様相談室 フリーダイヤル 0120−388841

受 付 時 間 ： 9 : 0 0〜1 2 : 0 0 ／ 1 3 : 0 0〜1 8 : 0 0（ 土・日・祝日を除く）
北 関 東（028）
松（053）
684‒2400 浜
462‒5611
埼玉（048）474‒8311 ト ヨ タ（0565）
31‒1779
首 都 圏（045）
部（0565）935‒3838 中41‒3551
沼津（055）西（06）988‒3738 関
6386‒3141

ホームページアドレスE‒mailアドレス
CAT. NO. 191-10 Printed in Japan 19Y（SUN）
0.3K '19.11月改訂

広九
海島（082）
246‒1777
州（092）
432‒2335
外（045）
935‒3918

https://www.onosokki.co.jp/
webinfo@onosokki.co.jp＊本カタログ記載の価格はすべて税抜き価格です。