SAT- 500
塩分分析計

簡単
高 ︑精迅
度速︑

食品生産ラインの品質管理における塩分測定のエキスパート
SAT- 500は、ディスペンサでサンプルを注入するだけで、塩分（塩化物濃度）を測定することができます。
しかも、測定開始からデータアウトまで約25秒とスピーディーです。
食品生産ライン等での品質管理をはじめ、HACCP省力化、高信頼化に向けた多彩な機能を搭載しています。

S AT - 5 0 0 塩分分析計
測定操作
R E A D Y 表示

測定原理

S A T - 5 0 0 は、電量滴定法（終点は電位差検出）により塩化物量を測定し・・（S A T - A G ）と銀電極・・・（A G -1 1 1 ）間に塩分濃度を求めます。電解用銀線
電流を流すと、溶出した銀イオンはサンプルの塩化物イオンと容易に塩化銀サンプル注入

自動スタートME A S（測定）.
表示

データアウト

約2 5 秒（1 ％標準液）の白色沈殿を生成します。A g +C l →A gC l↓
+

●簡単操作

5 0 0 は、大変安定した一定の電流で電解していますか

定電流回路

電流

特長-

従って、サンプルの塩化物量は、電解によって塩化物イオンが無くなるまでに・・・（電流×時間）・・ ・・ から求めることができます。ここでS A T 必要とした電気量

ら、電気量は時間に比例する増幅器ことになり、いいかえれば、電解用銀電極
A G -1 1 1

終点検出用銀電極
A G -1 1 1

電解用銀線
S A T -A G

終点検出用比較電極
E L R -0 0 3

ことで求めることができます。

サンプル（2 μL または2 0 μL ）および電解液／添加液

出始める時点を銀電極

塩化物量は時間を測定する

また、終点は塩化物イオンが測定は、サンプル（溶液）を電解液（専用ビーカ）に注入するだけです。

●迅速測定

1 ％N a C l標準液で、測定開始からデータアウトまで約2 5 秒です。

無くなり余剰の銀イオンが（ A G - 1 1 1 ）と 比 較 電 極（ E L R - 0 0 3 ）で鋭 敏にと●高精度測定らえ検出しています。

2 0 μL ディスペンサによる1 ％N a C l標準液で、C .V .値0 .5 ％以下の測定が可能です。

●同一電解液（専用ビーカ）で連続測定が可能

1 ％N a C （l 2 0 μL ディスペンサ使用時）で約1 0 0 回以上、しょうゆ（2 μLディスペンサ使用時）で約5 0 回測定できます。

●電解液交換警告機能

電解液の交換時期目安を画面に表示しますので、常に安定した測定が可能です。

●着色料などの影響を受けず安定した測定が可能

モール法（指示薬法）における終点検出時に問題となるサンプルの着色の影響をほとんど受けず、安定した測定が可能です。

●固体サンプル中の塩分濃度も直接表示

固体サンプルや粘性のあるサンプルの測定については、希釈して調製された溶液を測定することにより可能となります。あらかじめ希釈倍率を設定することにより、固体中の塩分濃度を直接、表示／印字することも可能です。

●充実した統計計算機能

n回毎の平均値印字や、メモリーデータの統計計算 平均値、標準偏差、C .V .値 の手動印字を行うことができます。

●メモリーデータ3 0 0 点でデータ管理が容易

本体に測定データを3 0 0 点メモリーでき、オプションのデータ集録ソフトG -L OG 2 を用いて、メモリーデータをパソコンにC S V 形式で取り込めます。市販の表計算ソフトによるデータ管理が容易に行えます。

会員制サービスサイトのご案内

測定方式

電量滴定法（終点検出は電位差検出）

バックライト付きグラフィックL C D（3 2 0 ×2 4 0ドット）
日本語／英語切換表示

表示
サンプル注入量

2、20、
2 0 0 μＬ および O T H E R（1 〜9 ,9 9 9 μL ）測定レンジ（％表示の場合）
濃度換算
濃度単位■取扱説明書を無料ダウンロード■専用データ集録ソフトを無料ダウンロード※ご購入製品ごとの登録になります。
詳しくは当社ホームページをご覧ください。

2 μL 注入時
0 .0 0 〜4 9 .9 9 ％
検出下限2 .0 ％2 0 μL 注入時 0 .0 0 0 〜4 .9 9 9 ％
検出下限0 .2 ％2 0 0 μL 注入時 0 .0 0 0 0 〜0 .4 9 9 9 ％ 検出下限0 .0 2 ％O T H E R 注入時 0 .0 0 0 0 〜9 9 .9 9 ％（校正液濃度によって異なる）
N a C l／C l- 切換％（w／v）、％（w／w）、
mg ／L 、mol／L

繰返し性校正測定スタート方式
プリンタ
データメモリー
出力
使用温度範囲
電源
消費電力
本体
寸法
測定部
本体
質量測定部

C .V .値0 .5 ％以下（ただし、2 0 μL マイクロディスペンサを用いた
1 ％N a C l標準液測定において）注入量に応じた濃度のN a C l標準液による自動1 点校正

電位変化による自動スタート または S TA R T キーによる手動スタート

サーマルプリンタ内蔵

3 0 0 データ（バックアップ付き）

R S -2 3 2 C（パソコンまたは外部プリンタ接続可能）
1 0 〜3 5 ℃（ただし、急激な温度変化がないこと）
A C 1 0 0 〜2 4 0 V
最大約2 0 V A

5 0 ／6 0 H z

約1 9 0（幅）×1 9 2（高）×3 8 5（奥）mm
約1 1 0（幅）×3 7 0（高）×2 2 0（奥）mm
約3 .3 kg
約1 .1 kg

標準添付品

型名
品名
6877950K
スターラA S S Y
電極ホルダA S S Y
6877940K
銀電極
A G -1 1 1
S A T -A G
S A T 用銀線
比較電極
E L R -0 0 3電解液（5 0 0 mL ）14 3 A3 7 3
14 3 A3 7 4添加液（5 0 mL ）研磨液（5 0 mL ）14 3 A3 7 6比較電極内部液（1 0 0 mL ） 1 4 3 A 3 7 5
専用ビーカ
S A T -B 2 0

数量
1式
1式
2本
1本1本1本1本1本1本
1個

品名
撹拌子※1
プリンタ用紙（2 巻入）
電源コード
2 P 変換アダプタ
アース線（2 m）
取扱説明書
簡易取扱説明書
マイクロディスペンサ※2
N a C l標準液※3

型名
S AT-S B-

1 1 8 C0 2 5
1 0 2 A9 9 16545820K
1 4 5 A4 7 4
1 4 5 A4 7 5要指定
要指定

数量
2個
1 パック
1本1本1本1部
1部1本1本※１) 追加でプリンタ用紙をお求めになる場合は、5 巻入りプリンタ用紙（P A P -H C S ）をご発注ください。
※2 ) ディスペンサ込みの一式販売のみ添付。2 μL (0 S Z 0 0 0 1 8 )、2 0 μL (0 S Z 0 0 0 2 1 )、2 0 0 μL (0 S Z 0 0 0 2 4 )より指定。
※3 ) 1 0 ％ＮａＣl標準液(1 4 3 A 3 7 1 )、1 ％ＮａＣl標準液(1 4 3 A 3 7 2 ) いずれか指定。

オプション●データ集録ソフト

S A T -5 0 0 をご購入後、ユーザ登録をしていただくと、下記特典が受けられるようになります。

その他関連情報をお知らせいたします。

仕様 ￥560,000（ディスペンサ込みセット価格）

G -L O G 2●R S -2 3 2 C ケーブル（2 m） 0 G C 0 0 0 0 2

マイクロディスペンサ用部品●2 μL 用：ガラス毛細管（1 0 0 本入）
0 S Z 0 0 0 1 9 , 交換用パーツキット 0 S Z 0 0 0 2 0：ガラス毛細管（1 0 0 本入）
0 S Z 0 0 0 2 2 , 交換用パーツキット 0 S Z 0 0 0 2 3●2 0 0 μL 用：ガラス毛細管（1 0 0 本入）
0 S Z 0 0 0 2 5 , 交換用パーツキット 0 S Z 0 0 0 2 6●2 0 μL 用＊交換用パーツ内訳：ステンレススチール棒ピストン1 個、O -リング2 個、つまみ環1 個、コイルスプリング1 個、バレルチューブ1 本、テフロンチップ3 本（2 0 0 μL 用のみ）

ご使用上の注意

本社

169-8648

東京都新宿区高田馬場1-29 -10

03-3202-0211

本カタログ製品は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

営 業 企 画 部 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
03-3202-0218
取扱店
東京第１営業部 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
営業 4 課
営業 1 課 03-3202-0226
03-3202-0223
東京第 2 営業部 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
営業 3 課
営業 2 課 03-3202-0221
03-3202-0228
大 阪 支 社 530-0047 大阪市北区西天満3-6-28 オクタス西天満ビル
06-6312-5060
営業 1 課
営業 2 課06-6312-5080
札 幌 営 業 所 060-0806 札幌市北区北6条西6-2
011-726-9859
022-723-5734仙 台 営 業 所 980-0022 仙台市青葉区五橋2-1-4029-857-4091
筑 波 営 業 所 305-0027 つくば市大字東岡489-1
千 葉 営 業 所 290-0038 市原市五井西2-2-11
0436-23-7531
045-222-1361
神 奈 川 営 業 所 220-0021 横浜市西区桜木町5-26-3〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
静 岡 営 業 所 422-8036 静岡市駿河区敷地2-21-1
054-236-0106
052-324-6335
名 古 屋 営 業 所 460-0022 名古屋市中区金山3-8-18
086-423-5181
岡 山 営 業 所 710-0824 倉敷市白楽町５９３-１
082-297-7370
広 島 営 業 所 733-0002 広島市西区楠木町1-9-270834-27-2707
山 口 営 業 所 745-0055 周南市相生町１-36087-831-3450
四 国 営 業 所 760-0055 高松市観光通2-2-15
093-551-2727
九 州 営 業 所 802-0001 北九州市小倉北区浅野2-1-21
本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただく
ことがあり
ます。
●本カタログに記載された内容は,ご了承なしに変更させていただくことがあります。
095-865-0921
長 崎 事 務 所 850-0066 長崎市大浜町846-20
http://www.ureruzo.com
http://satosokuteiki.com
03-3202-0225
海 外 営 業 部 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10●発行日 ２０１５-１-３０

測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事☎：044-738-0622
FAX：044-738-0623

上記については、変更されている場合がありますので、ホームページの最新情報をご確認のうえご連絡ください。
●発行日 2015 -1 -30

ホームページ

http: //www. toa dk k . c o. jp/