ULTRA-TURRAX®
Tube Drive SystemПодготавливаем пробы быстрее и надежнее1Система для диспергирования водноразовых пробиркахULTRA-TURRAX® Tube Drive controlМатериал проб, анализируемых исследователями и лаборантами, подлежит тщательной предварительной подготовке. Если процессы перемешивания, размалывания, диспергирования или гомогенизации протекаютбыстро, то чистка аппарата занимает значительное время. А при работес ядовитыми веществами она к тому же сопряжена с опасностью. Новаясистема с герметичными одноразовыми пробирками минимизирует контакт с анализируемым материалом и ускоряет подготовку проб.

КрышкаРотор

Статор

Приводной
роторКачающийсястержень
Мембрана

Традиционные емкостные гомогенизаторыстью или использованным гомогенизаторомиспользуются с многоразовыми сосудами. Ихозначает риск заражения или отравления. Анаполняют испытуемым материалом, кото-каждый цикл чистки и стерилизации отнима-рый сначала размалывают, а затем переносятет время. Для того, чтобы подготовка пробв другую емкость. По завершении работы какпроизводилась безопаснее и быстрее, нуж-емкости, так и сам аппарат (система «ротор-на была совершенно новая система, состоя-статор» или дробилка) обязательно подвер-щая из приводного механизма, измельчителя

гаются чистке, а иногда и стерилизации. Прии емкостей для проб. Решающим усовершен-этом постоянно существует угроза перекрест-ствованием стало встраивание измельчите-ного загрязнения, т.е. нежелательного зано-лей в сосуды для обработки проб. Гомогени-са частиц одной пробы в другую. Кроме того,затор и сосуд образуют единое целое и пред-опасности подвергаются операторы. Если тре-усмотрены для одноразового безопасного ис-буется обработать какой-либо инфицирован-пользования. После обработки проб они ути-ный клеточный материал или токсичные ве-лизируются или складируются.

щества, каждый контакт с наполненной емко-Фиксатор
мембраныСосуд

2Закрытые пробирки вместо
открытых емкостейПрактически нет такого исходного материала, который нельзя было бы обработать в> 	растворение медикаментов, например таблеток или капсул, перед анализом> 	диспергирование тканей человека или животных> 	диспергирование растений или получениеиз них экстрактов> 	эмульгирование проб косметики> 	получение экстрактов из бактерий (например, E. coli) с помощью пробирок для перемалывания (со стеклянными шариками)Пробирка DT-50> Пробирка ST: сосуд со встроенной мешалкой. Предназначена для смешивания, перемешивания, экстрагирования, взмучиванияи растворения.
>	Пробирка DT: сосуд со встроенным диспергатором. Предназначена для диспергирования, гомогенизации и суспендирования, например медицинских проб.
>	Пробирка BMT: сосуд для перемалывания сшариками из стекла или специальной стали
Предназначена для сухого перемалывания,для разрушения клеток, а также для растворения таблеток в жидкостях.

Благодаря этим свойствам система UTTD является идеальной для применения в следующих
областях:Пробирка BMT-20

Пробирки вмещают 20 мл (рабочий объем2–15 мл) или 50 мл (рабочий объем 15–50 мл).
В программу поставки входят три различныемодели пробирок.

пробирках (см. обзор на стр. 4). Пробирка,закрытая крышкой, раз и навсегда сохраняет герметичность. Даже при 8000 оборотах. Если в крышке предусмотрена мембрана, можно добавлять в пробирку реагенты или отбирать из нее материал пробы. Для особых экспериментальных условий поставляются также стерилизованныепробирки.

Пробирка ST-20

В системе IKA® Tube Drive (UTTD) одноразовые пробирки являются комбинацией гомогенизатора и емкости. Они устанавливаютсяна приводной узел таким образом, что оператор не вступает в контакт с материалом проб.
По истечении заданного времени обработки
подается звуковой сигнал. Теперь пробу можно хранить в пробирке без переноса в другую
емкость или анализировать с помощью других приборов.

Пример. Гомогенизация листьев мяты с последующим отбором пробыПримеры применения с пробиркой
ST> Исследование растворимости медикаментов> Введение красящих пигментов в растворитель50 ml> Ускорение растворения сахаров> Экстрагирование растительных ингредиентов> Ускорение растворения таблеток, драже,жидкость + порошоксвечей и капсул> Смешивание вязких жидкостей20 mlПробирка ST :Сосуд с мешалкойПрименение:> смешивание> перемешивание> экстрагирование> взмучивание проб почвыПримеры применения с пробиркойDT> Гомогенизация проб тканей, например го-3ловного мозга, печени, мышц, почек и легких> Измельчение проб растений, например роз-50 mlмарина, рапса, семян томата, винограда, картофеля, кресс-салата, листьев и корней> Приготовление масляно-водной или водномасляной эмульсии
жидкость + проба> Гомогенизация проб сточных вод20 mlПробирка DT: Сосуд для смешивания с диспергатором
Применение:> диспергирование> гомогенизация> суспендирование> фармакокинетические исследования> исследования метаболизма> диагностикаПримеры применения с пробиркой
BMT G / S> Разрушение клеток животных, растений ичеловека> Сухое измельчение, например красящих50 mlпигментов, строительных материалов ипроб угля> Сухое измельчение проб сухой заморозки> Измельчение проб для определения состава водышарики + проба20 mlПробирка BMT G/S: Сосуд длясмешивания со стеклянными (G) или стальными (S) шариками
Применение:> сухое перемалывание сухихи хрупких проб (например,каолина, гипса, красящихпигментов, таблеток)> разрушение клеток> обработка материалов вжидкостях трасли и областиО
применения:4Ниже перечислены материалы, приисследовании которых UTTD обеспечивает наилучшие результаты с хорошей воспроизводимостью:сточные воды, водоросли, амниотический материал, листья яблони, ароматические капсулы, действующее вещества лекарственных
препаратов, тля, листья, пробы почвы, лосьондля тела, драже, плющ, нематоды, красящиепигменты, жирные кремы, клетки фибриновых сгустков, мясо, концентрат фруктовых соков, овощи, смесь овощей, трава, жидкое топливо, сердце, листья малины, древесина, гранулированный хмель, куриное мясо, субпродукты, капсулы, морковь, картофель, колорадские жуки, картофельные очистки, сыр, порошкообразные катализаторы, керамическаяглазурь, листья вишни, осадок сточных вод,уголь, компост, семена кресс-салата, пищевыепасты, печень, электропроводящие пасты, дыхательные пути, легкие, лимфатические узлы,гранулированный солод, мышечная ткань, пуповина, почки, нефть, листья олеандра, оливки без косточек, кожица апельсина, парафиновое масло, пестициды, листья растений, листья сливы, пигменты, грибы, мясо индейки,печень индейки, рапс, сырая нефть, розмарин,сажа, посевной материал, салатное масло,шалфей, мази, свинина, свиной мозг, осадок,кунжут, карбид кремния, семена подсолнечника, крахмальные зерна, листья табака, таблетки, вилочковая железа, семена томата, листьявинограда, кожица винограда, колбаса, корни.

> сельское хозяйство> промышленность строительных материалов> биология> ботаника> пивоварение> химическая промышленность> лакокрасочная промышленность> исследование генов> гематология> медицина> иммунология
> косметика> анализы пищевых продуктов> экология> патология> фармация> нефтехимия> табачная промышленность> охрана окружающей среды> ветеринария

5Контроль, программирование,документирование с помощьюсистемы ULTRA-TURRAX® Tube DrivecontrolУправление экспериментамина приборе UTTD control и документирование с помощьюпрограммного обеспеченияlabworldsoft®

Вариант аппарата Tube Drive control (UTTDcontrol) открывает пользователям дополнительные возможности.
Через USB-интерфейс можно управлять прибором UTTD control и документировать серии экспериментов на ПК. Для этого оптимально подходит разработанное компанией IKA программное обеспечение «labworldsoft®“. Интегрированная в прибор библиотека программ позволяет повторять эксперименты с соблюдениемидентичных условий.
Улучшению результата смешивания и измельчения служат дополнительные функции аппарата. С помощью клавиши турбо-режима
можно увеличить число оборотов, а с помощью клавиши реверсирования – циклическиизменять направление вращения.

Технические данные
Потребляемая / производимаямощность приводаДиапазон частоты вращения / частотавращения в турбо-режиме
ДисплейИндикация частоты вращенияТаймер
Настройка интервала изменениянаправления вращенияОбщие данныеРазмеры (Ш x Г x В)ВесКласс защиты согласно DIN EN 60529

20 / 17 Вт400 – 6000 мин-1 / 8000 мин-1OLEDцифровая
10 с – 30 мин (плавная регулировка)10 – 60 с

122 x 178 x 48 мм
1,0 кгIP 20Преимущества:> Диспергирование, перемешивание, гомогенизация и перемалывание при помощиодного привода> Перекрестное загрязнение исключается> Герметичные одноразовые сосуды дляпроб> Чистка не требуется> Высокий уровень безопасности для оператора> Разовое и серийное использование> Гамма-стерилизованные пробирки> Пробирки с проницаемой мембраной> Пробирки с рабочим объемом 2–15 мл и
15–50 мл6> Функция антиблокировки> Безопасность за счет низкого рабочего
напряжения (24 В)> Изготовление из химически стойкого пластика> Упрощенная и безопасная утилизация> Гарантированное сервисное обслуживание компанией IKA® в любой точке мира> Воспроизводимые результаты> Запатентованная системаС вопросами можно обращаться по номеру нашей бесплатной горячей линии:00 8000 4522777 (00 8000 IKAAPPS)*Эл. почта: applicationsupport@ika.de* понедельник – четверг с 8.30 до 16.30
пятница с 8.30 до 15.30

IKA®-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10 · 79219 Staufen ·Германия
Тел.: +49 7633 831-0 · Факс: +49 7633 831-98
sales@ika.de · www.ika.com