PC0-1022

仕様

ポイント①

新検知方式採用で作業効率アップ！

検知範囲（サービスレンジ）

ガス警報設定値（任意設定可）先端の検知部で直接検知するため、配管遅れがなく応答性に優れています。

誤吸引無し！
ポンプやサンプリングチューブなどの消耗品が不要
メンテナンスの手間やコストが削減できます。

従来品の約40%（約3kg）の軽量化

高性能な新型Rセンサ搭載！

1%LEL

0.1%

1ppm

0.5ppm

第一警報：10%LEL
第二警報：30%LEL
OVER警報：100%LEL

第一警報：18.0%
第二警報：18.0%
OVER警報：40.0%

第一警報：25ppm
第二警報：50ppm
OVER警報：300ppm

第一警報：10.0ppm
第二警報：10.0ppm
OVER警報：150.0ppm

各種表示

ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅

ガス警報動作

自己保持

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

故障警報動作自己保持

各種機能

スナップショット、
データロガ

センサ保証3年※

耐被毒&耐衝撃性に優れた
タフ構造！

ケーブル部

10m（自動巻き取り式）

長期安定＆高性能

COセンサとセンサ3年保証に裏付けられる長期安定＆高性能なセンサです。
-20℃から50℃までと広い温度範囲でご使用いただけます。

H2Sセンサは2in1構造！

3つのセンサでメタン、酸素、一酸化炭素、硫化水素の4成分を検知します。

定電位電解式採用で基本特性が大幅向上！

使用温度範囲-20〜+50℃（急変無きこと）

使用湿度範囲※1

0〜95%RH（結露無きこと）

非点火防爆構造のため、危険場所でも安心！
(Zone2のみ使用可能)

万が一水面に落とした場合でも、安心！

耐衝撃性

バランサー搭載でセンサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます。

10m落下試験をクリア

本 体: 防滴構造 JIS防滴2型相当
検知部: 防塵防滴構造 IP67相当、落下耐久 10m

防爆構造

検知部: 非点火防爆構造

各種規格検定JIS T8201：2010 酸素欠乏測定用酸素計 準拠※2
JIS T8205：2018 硫化水素計 準拠※2
本

配電盤

ポイント④

検知部に濃度表示・警報機能搭載

現場作業者の安心機能を充実※年1回以上の点検が条件となります。

※1 約15分の一時的環境において。
連続的環境での使用湿度範囲は次の通り。湿度：10〜90%RH（結露無きこと）※2 適合宣言書、成績書などが必要な場合は、ご購入時にご指定ください。

TYPE一覧 環境に合わせて検知するガスや仕様を選択できます。
約275mm

約180mm

タイプ名

【検知部】

約97.8mm

約63mm

さらに使いやすく、機能充実

Bluetooth機能搭載（オプション）

新型Rセンサ搭載（センサ3年保証※）

約4kg

約340mm

バランサー搭載汚泥

約42.5mm

検知対象ガス
CH4

O2

CO

H2S

TYPE A〇〇〇〇TYPE AJ

〇

〇

〇

〇

TYPE A/B

〇

〇

〇

〇

TYPE AJ/B

〇

〇

〇

〇

TYPE E〇〇

TYPE EJ〇〇

TYPE E/B〇〇

TYPE EJ/B〇〇

JIS 適合品

Bluetooth 通信

〇
〇
〇

〇

〇
〇

〇

LEDライト

地上でもマンホール内でも危険性を同時に表示します。
また、警報ランプは360度どの方向からも確認しやすい設計です。

薄暗い作業現場を明るく照らし、作業の手助けを行います。

※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

札
岩
仙
水
埼
千
神 奈
浜
名 古

幌 ☎（011）757−7 5 0 5 ㈹手 ☎（0197）
65−1 1 1 2 ㈹台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹戸 ☎（029）306−9 3 2 1 ㈹玉 ☎（048）598−5 0 9 0 ㈹葉 ☎（043）497−6 3 0 3 ㈹川 ☎（045）476−7 5 8 1 ㈹松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹

四
金
大
神
水
四
広
福
熊
大

日

【検知部】

〇

● 非点火防爆構造

防爆等級 Ex nA ⅡB T4 Gc● 防水防塵構造 IP67相当● 10m落下試験をクリア
JIS T8201：2010 酸素欠乏測定用酸素計 準拠※
JIS T8205：2018 硫化水素計 準拠※

http: //www.rikenkeiki.co.jp/

Bluetoothでスマホやタブレットと通信が可能。
専用アプリを介して緊急事態を知らせる
警報を遠隔地とリアルタイムで共有できます。

新検知方式で、より便利に！より安全に！

部品番号：2905 2321 10

体: 約275（W） 340（H） 180（D）mm（突起部を除く）←センサ部

保護等級 IP67相当● RC-2100 通信ケーブル

検知部: 約63（W） 97.8（H） 42.5（D）mm（突起部、プロテクトカバーを除く）

質量

【本体】
ガス菅

（SW-GX-2100）

Ex nA ⅡB T4 Gc (TIIS)

外形図
メタン

部品番号：4773 5737 10● データロガマネジメントプログラム

Bluetooth機能搭載（オプション）

構造

外形寸法

GX-2100

部品番号：4773 9561 60

50/60Hz または 単2形アルカリ乾電池 2本

約20時間（新品乾電池使用、無警報、25℃にて）信頼の安全設計！＜検知部＞

Model

部品番号：4773 9560 90● 延長ケーブル（20m）

作業効率の大幅ＵＰ

連続使用時間一酸化炭素/硫化水素● 延長ケーブル（10m）

部品番号：9811 0900 60

酸素

2 in 1のデュアル構造で検知部の小型化を実現

また一酸化炭素センサと硫化水素センサは2in1構造で、

ポイント③

AC100V±10V

電源

H2 S

有害ガス検知器

オプション
（別売品）

システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良

故障警報表示CO

マンホール・ピット作業用● 肩掛けベルト

拡散式

メタン

新型センサ採用でセンサ保証期間は3年に。長期間安心してご使用いただけます。

部品番号：2753 2004 90（1本単位）

本 体: LCDデジタル（フルドット）
検知部: LCDデジタル（７セグメント+14セグメント+アイコン）

検知方式

O2

● 単2形乾電池2本

0〜30.0ppm（〜150.0ppm）

従来のセンサを一新し、超小型かつ高性能な新型センサシリーズ Rセンサを搭載しています。

※年1回以上の点検を条件としています。

部品番号：4773 5717 20

0〜100ppm（〜300ppm）

故障警報・自己診断

CH4● プロテクトカバー

定電位電解式
0〜25.0%（〜40.0%）表示

ポンプが不要となり、誤って水を吸引する恐れがなくなりました。

硫化水素（H2S）

一酸化炭素（CO）

0〜100%LEL

1デジット

高速応答！

酸素
（O2）

ニューセラミック式

検知原理

検知部に外部警報機能を搭載。専用の外部警報器が不要となり、導入/回収の手間が半分に削減できます。

ポイント②

メタン
（CH4）

検知対象ガス

導入/回収の手間が1/2！

付属品

GX-2100

型式※JISの適合宣言書、成績書などが必要な場合は、ご購入時にご指定ください。
市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹国 ☎（0897）
37−3 7 7 5 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）373−1 2 3 0 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹PC0-1022-191250 S

新検 知 方 式で 、より便 利に！より安 全に！

本体の表示部（ユーザーモード）
にて、測定結果や警報発報の履歴を確認できます。
測定結果は手動でも自動でも記録することができます。

拡散式の検知部を採用し、外部警報機と一体に！
従来方式（吸引式）

新方式（拡散式）●ガス外部警報機と浮子式ガス採集器の2つを下ろす必要がある。

●下ろすのは外部警報機能を搭載した検知部のみ！
●検知部がガスを直接検知！

●本体内蔵のポンプでガスを吸引してガスを検知する必要がある。

専用アプリを使ってさらに安全に！

本体で確認できるデータロガ機能

手動記録

記録ボタンを押したときの測定結果を記録します。最大512件記録できます。

自動記録

故障イベント

故障警報の履歴（故障内容と日時）を記録します。最大256件記録できます。

警報トレンド現場状況の共有

設定した時間間隔にて自動で測定結果を記録します。
間隔は5分〜999分の間で、1分単位で設定可能。
最大750件記録できます。

ペアリングしたスマホからアプリを介して緊急事態を知らせます。

GX-2100はBluetoothでスマホやタブレットと通信が可能。
専用アプリ『RK Link』
を介して現場の状況を遠隔地とガス警報発報の前後30分間の測定結果を記録します。最大10件記録できます。

リアルタイムで共有できます。
アプリ『RK Link』
は、Google Play / App Storeから無料でダウンロードすることができます。

画面表示イメージ

ユーザーモードメニュー

画面表示イメージ

ロガデータ表示※Bluetoothはオプションです。

ポイント①
ポイント④

作業効率UP！

導入/回収の手間が1/2！

Bluetooth搭載（オプション）

従来製品

1 警報情報のＥメール送信

専用アプリを介して離れた場所とも
いち早く情報共有できます

ワンクリックで位置情報を表示

GX-2100

浮子式
ガス
採集器

①ロガデータ表示メニュー
画面表示イメージ

ポイント②

ガス
外部
警報器

高性能な
新型センサ搭載

2 ガス濃度・
電池残量表示故障イベント②ロガデータ一覧③任意のロガデータ

警報時に登録したアドレスへ緊急事態を素早く送信

画面表示イメージ

警報トレンドポイント③

電池残量表示信頼の安全設計！

●ガスの吸引に時間がかかる・・・●水を誤吸引する恐れがある・・・

ガス警報

ポイント④

●チューブの汚れや詰まりによって検知性能を損なう恐れがある・・・

3 所有者情報登録

測定中のガス濃度をリアルタイム表示
電池残量を3段階のレベル表示（乾電池使用時）

故障警報

濃度表示・警報機能搭載

マンホール内でもガス濃度や警報表示を確認できます。

①警報トレンド一覧②任意の警報トレンド③ガス種ごとのトレンド(例 酸素)

ポイント④

メール本文（イメージ）
会社名や個人名などの登録が可能
緊急事態のＥメールに表示されます

BluetoothおよびはBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

LED搭載

薄暗い作業現場を明るく照らします。

Bluetoothを使えばこんなこともデータ管理はパソコンでも！
専用のデータロガマネジメントプログラム（オプション）を使って、測定結果のデータをパソコンで管理することもできます。
測定結果のトレンドデータの確認や、グラフ表示が可能です。また、csv形式で出力でき、データの管理を簡単に行えます。

各部名称
GX-2100 本体

管理者とリアルタイムで共有することができます。※

ガス濃度
検知器情報

検知部

本体表示部 画面表示イメージ

GX-2100の検知情報を各種無線デバイスと組み合わせて現場の状況を離れた場所にいる※システム構築は、貴社にてご対応ください。

作 業 者

現場監督

安全管理者

無線デバイス

検知部 画面表示イメージ
バイタル
ウォッチ

熱中症指数

様々な無線デバイスとの組み合わせ

警報トレンド 表形式
画面表示イメージ

警報トレンド グラフ形式

人の状態や環境、位置を把握することで、安全管理の強化につながります。

画面表示イメージ

通信イメージ

日本語表示が見やすい

フルドット表示

現場の状況を遠隔地で確認

災害の兆候把握・的確な注意喚起

緊急事態をアラート通知

緊急時の迅速な対応

センサ

GX-2100通信仕様
通信方式：Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）
プロファイル：GAP（Peripheral）/ GATT
出力・最大通信距離：Class2 / 約10m（周辺環境により異なる）
動作内容：ガス濃度・ステータス情報の取得、各種設定の閲覧・変更※詳細については弊社までお問合せください。

RC-2100
通信ケーブル（オプション）
LEDライト

可能性は無限大！
※システム構築は、貴社にてご対応ください。

警報ランプ
検知部

御社の安全管理や測定データの管理に合わせた運用も可能になります

BluetoothおよびはBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。
Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域におけるApp Inc.の商標です。App Storeは、App Inc.のサービスマークです。

PC0-1022

仕様

ポイント①

新検知方式採用で作業効率アップ！

検知範囲（サービスレンジ）

ガス警報設定値（任意設定可）先端の検知部で直接検知するため、配管遅れがなく応答性に優れています。

誤吸引無し！
ポンプやサンプリングチューブなどの消耗品が不要
メンテナンスの手間やコストが削減できます。

従来品の約40%（約3kg）の軽量化

高性能な新型Rセンサ搭載！

1%LEL

0.1%

1ppm

0.5ppm

第一警報：10%LEL
第二警報：30%LEL
OVER警報：100%LEL

第一警報：18.0%
第二警報：18.0%
OVER警報：40.0%

第一警報：25ppm
第二警報：50ppm
OVER警報：300ppm

第一警報：10.0ppm
第二警報：10.0ppm
OVER警報：150.0ppm

各種表示

ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅

ガス警報動作

自己保持

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

故障警報動作自己保持

各種機能

スナップショット、
データロガ

センサ保証3年※

耐被毒&耐衝撃性に優れた
タフ構造！

ケーブル部

10m（自動巻き取り式）

長期安定＆高性能

COセンサとセンサ3年保証に裏付けられる長期安定＆高性能なセンサです。
-20℃から50℃までと広い温度範囲でご使用いただけます。

H2Sセンサは2in1構造！

3つのセンサでメタン、酸素、一酸化炭素、硫化水素の4成分を検知します。

定電位電解式採用で基本特性が大幅向上！

使用温度範囲-20〜+50℃（急変無きこと）

使用湿度範囲※1

0〜95%RH（結露無きこと）

非点火防爆構造のため、危険場所でも安心！
(Zone2のみ使用可能)

万が一水面に落とした場合でも、安心！

耐衝撃性

バランサー搭載でセンサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます。

10m落下試験をクリア

本 体: 防滴構造 JIS防滴2型相当
検知部: 防塵防滴構造 IP67相当、落下耐久 10m

防爆構造

検知部: 非点火防爆構造

各種規格検定JIS T8201：2010 酸素欠乏測定用酸素計 準拠※2
JIS T8205：2018 硫化水素計 準拠※2
本

配電盤

ポイント④

検知部に濃度表示・警報機能搭載

現場作業者の安心機能を充実※年1回以上の点検が条件となります。

※1 約15分の一時的環境において。
連続的環境での使用湿度範囲は次の通り。湿度：10〜90%RH（結露無きこと）※2 適合宣言書、成績書などが必要な場合は、ご購入時にご指定ください。

TYPE一覧 環境に合わせて検知するガスや仕様を選択できます。
約275mm

約180mm

タイプ名

【検知部】

約97.8mm

約63mm

さらに使いやすく、機能充実

Bluetooth機能搭載（オプション）

新型Rセンサ搭載（センサ3年保証※）

約4kg

約340mm

バランサー搭載汚泥

約42.5mm

検知対象ガス
CH4

O2

CO

H2S

TYPE A〇〇〇〇TYPE AJ

〇

〇

〇

〇

TYPE A/B

〇

〇

〇

〇

TYPE AJ/B

〇

〇

〇

〇

TYPE E〇〇

TYPE EJ〇〇

TYPE E/B〇〇

TYPE EJ/B〇〇

JIS 適合品

Bluetooth 通信

〇
〇
〇

〇

〇
〇

〇

LEDライト

地上でもマンホール内でも危険性を同時に表示します。
また、警報ランプは360度どの方向からも確認しやすい設計です。

薄暗い作業現場を明るく照らし、作業の手助けを行います。

※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

札
岩
仙
水
埼
千
神 奈
浜
名 古

幌 ☎（011）757−7 5 0 5 ㈹手 ☎（0197）
65−1 1 1 2 ㈹台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹戸 ☎（029）306−9 3 2 1 ㈹玉 ☎（048）598−5 0 9 0 ㈹葉 ☎（043）497−6 3 0 3 ㈹川 ☎（045）476−7 5 8 1 ㈹松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹

四
金
大
神
水
四
広
福
熊
大

日

【検知部】

〇

● 非点火防爆構造

防爆等級 Ex nA ⅡB T4 Gc● 防水防塵構造 IP67相当● 10m落下試験をクリア
JIS T8201：2010 酸素欠乏測定用酸素計 準拠※
JIS T8205：2018 硫化水素計 準拠※

http: //www.rikenkeiki.co.jp/

Bluetoothでスマホやタブレットと通信が可能。
専用アプリを介して緊急事態を知らせる
警報を遠隔地とリアルタイムで共有できます。

新検知方式で、より便利に！より安全に！

部品番号：2905 2321 10

体: 約275（W） 340（H） 180（D）mm（突起部を除く）←センサ部

保護等級 IP67相当● RC-2100 通信ケーブル

検知部: 約63（W） 97.8（H） 42.5（D）mm（突起部、プロテクトカバーを除く）

質量

【本体】
ガス菅

（SW-GX-2100）

Ex nA ⅡB T4 Gc (TIIS)

外形図
メタン

部品番号：4773 5737 10● データロガマネジメントプログラム

Bluetooth機能搭載（オプション）

構造

外形寸法

GX-2100

部品番号：4773 9561 60

50/60Hz または 単2形アルカリ乾電池 2本

約20時間（新品乾電池使用、無警報、25℃にて）信頼の安全設計！＜検知部＞

Model

部品番号：4773 9560 90● 延長ケーブル（20m）

作業効率の大幅ＵＰ

連続使用時間一酸化炭素/硫化水素● 延長ケーブル（10m）

部品番号：9811 0900 60

酸素

2 in 1のデュアル構造で検知部の小型化を実現

また一酸化炭素センサと硫化水素センサは2in1構造で、

ポイント③

AC100V±10V

電源

H2 S

有害ガス検知器

オプション
（別売品）

システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良

故障警報表示CO

マンホール・ピット作業用● 肩掛けベルト

拡散式

メタン

新型センサ採用でセンサ保証期間は3年に。長期間安心してご使用いただけます。

部品番号：2753 2004 90（1本単位）

本 体: LCDデジタル（フルドット）
検知部: LCDデジタル（７セグメント+14セグメント+アイコン）

検知方式

O2

● 単2形乾電池2本

0〜30.0ppm（〜150.0ppm）

従来のセンサを一新し、超小型かつ高性能な新型センサシリーズ Rセンサを搭載しています。

※年1回以上の点検を条件としています。

部品番号：4773 5717 20

0〜100ppm（〜300ppm）

故障警報・自己診断

CH4● プロテクトカバー

定電位電解式
0〜25.0%（〜40.0%）表示

ポンプが不要となり、誤って水を吸引する恐れがなくなりました。

硫化水素（H2S）

一酸化炭素（CO）

0〜100%LEL

1デジット

高速応答！

酸素
（O2）

ニューセラミック式

検知原理

検知部に外部警報機能を搭載。専用の外部警報器が不要となり、導入/回収の手間が半分に削減できます。

ポイント②

メタン
（CH4）

検知対象ガス

導入/回収の手間が1/2！

付属品

GX-2100

型式※JISの適合宣言書、成績書などが必要な場合は、ご購入時にご指定ください。
市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹国 ☎（0897）
37−3 7 7 5 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）373−1 2 3 0 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹PC0-1022-191250 S

新検 知 方 式で 、より便 利に！より安 全に！

本体の表示部（ユーザーモード）
にて、測定結果や警報発報の履歴を確認できます。
測定結果は手動でも自動でも記録することができます。

拡散式の検知部を採用し、外部警報機と一体に！
従来方式（吸引式）

新方式（拡散式）●ガス外部警報機と浮子式ガス採集器の2つを下ろす必要がある。

●下ろすのは外部警報機能を搭載した検知部のみ！
●検知部がガスを直接検知！

●本体内蔵のポンプでガスを吸引してガスを検知する必要がある。

専用アプリを使ってさらに安全に！

本体で確認できるデータロガ機能

手動記録

記録ボタンを押したときの測定結果を記録します。最大512件記録できます。

自動記録

故障イベント

故障警報の履歴（故障内容と日時）を記録します。最大256件記録できます。

警報トレンド現場状況の共有

設定した時間間隔にて自動で測定結果を記録します。
間隔は5分〜999分の間で、1分単位で設定可能。
最大750件記録できます。

ペアリングしたスマホからアプリを介して緊急事態を知らせます。

GX-2100はBluetoothでスマホやタブレットと通信が可能。
専用アプリ『RK Link』
を介して現場の状況を遠隔地とガス警報発報の前後30分間の測定結果を記録します。最大10件記録できます。

リアルタイムで共有できます。
アプリ『RK Link』
は、Google Play / App Storeから無料でダウンロードすることができます。

画面表示イメージ

ユーザーモードメニュー

画面表示イメージ

ロガデータ表示※Bluetoothはオプションです。

ポイント①
ポイント④

作業効率UP！

導入/回収の手間が1/2！

Bluetooth搭載（オプション）

従来製品

1 警報情報のＥメール送信

専用アプリを介して離れた場所とも
いち早く情報共有できます

ワンクリックで位置情報を表示

GX-2100

浮子式
ガス
採集器

①ロガデータ表示メニュー
画面表示イメージ

ポイント②

ガス
外部
警報器

高性能な
新型センサ搭載

2 ガス濃度・
電池残量表示故障イベント②ロガデータ一覧③任意のロガデータ

警報時に登録したアドレスへ緊急事態を素早く送信

画面表示イメージ

警報トレンドポイント③

電池残量表示信頼の安全設計！

●ガスの吸引に時間がかかる・・・●水を誤吸引する恐れがある・・・

ガス警報

ポイント④

●チューブの汚れや詰まりによって検知性能を損なう恐れがある・・・

3 所有者情報登録

測定中のガス濃度をリアルタイム表示
電池残量を3段階のレベル表示（乾電池使用時）

故障警報

濃度表示・警報機能搭載

マンホール内でもガス濃度や警報表示を確認できます。

①警報トレンド一覧②任意の警報トレンド③ガス種ごとのトレンド(例 酸素)

ポイント④

メール本文（イメージ）
会社名や個人名などの登録が可能
緊急事態のＥメールに表示されます

BluetoothおよびはBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

LED搭載

薄暗い作業現場を明るく照らします。

Bluetoothを使えばこんなこともデータ管理はパソコンでも！
専用のデータロガマネジメントプログラム（オプション）を使って、測定結果のデータをパソコンで管理することもできます。
測定結果のトレンドデータの確認や、グラフ表示が可能です。また、csv形式で出力でき、データの管理を簡単に行えます。

各部名称
GX-2100 本体

管理者とリアルタイムで共有することができます。※

ガス濃度
検知器情報

検知部

本体表示部 画面表示イメージ

GX-2100の検知情報を各種無線デバイスと組み合わせて現場の状況を離れた場所にいる※システム構築は、貴社にてご対応ください。

作 業 者

現場監督

安全管理者

無線デバイス

検知部 画面表示イメージ
バイタル
ウォッチ

熱中症指数

様々な無線デバイスとの組み合わせ

警報トレンド 表形式
画面表示イメージ

警報トレンド グラフ形式

人の状態や環境、位置を把握することで、安全管理の強化につながります。

画面表示イメージ

通信イメージ

日本語表示が見やすい

フルドット表示

現場の状況を遠隔地で確認

災害の兆候把握・的確な注意喚起

緊急事態をアラート通知

緊急時の迅速な対応

センサ

GX-2100通信仕様
通信方式：Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）
プロファイル：GAP（Peripheral）/ GATT
出力・最大通信距離：Class2 / 約10m（周辺環境により異なる）
動作内容：ガス濃度・ステータス情報の取得、各種設定の閲覧・変更※詳細については弊社までお問合せください。

RC-2100
通信ケーブル（オプション）
LEDライト

可能性は無限大！
※システム構築は、貴社にてご対応ください。

警報ランプ
検知部

御社の安全管理や測定データの管理に合わせた運用も可能になります

BluetoothおよびはBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。
Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域におけるApp Inc.の商標です。App Storeは、App Inc.のサービスマークです。

新検 知 方 式で 、より便 利に！より安 全に！

本体の表示部（ユーザーモード）
にて、測定結果や警報発報の履歴を確認できます。
測定結果は手動でも自動でも記録することができます。

拡散式の検知部を採用し、外部警報機と一体に！
従来方式（吸引式）

新方式（拡散式）●ガス外部警報機と浮子式ガス採集器の2つを下ろす必要がある。

●下ろすのは外部警報機能を搭載した検知部のみ！
●検知部がガスを直接検知！

●本体内蔵のポンプでガスを吸引してガスを検知する必要がある。

専用アプリを使ってさらに安全に！

本体で確認できるデータロガ機能

手動記録

記録ボタンを押したときの測定結果を記録します。最大512件記録できます。

自動記録

故障イベント

故障警報の履歴（故障内容と日時）を記録します。最大256件記録できます。

警報トレンド現場状況の共有

設定した時間間隔にて自動で測定結果を記録します。
間隔は5分〜999分の間で、1分単位で設定可能。
最大750件記録できます。

ペアリングしたスマホからアプリを介して緊急事態を知らせます。

GX-2100はBluetoothでスマホやタブレットと通信が可能。
専用アプリ『RK Link』
を介して現場の状況を遠隔地とガス警報発報の前後30分間の測定結果を記録します。最大10件記録できます。

リアルタイムで共有できます。
アプリ『RK Link』
は、Google Play / App Storeから無料でダウンロードすることができます。

画面表示イメージ

ユーザーモードメニュー

画面表示イメージ

ロガデータ表示※Bluetoothはオプションです。

ポイント①
ポイント④

作業効率UP！

導入/回収の手間が1/2！

Bluetooth搭載（オプション）

従来製品

1 警報情報のＥメール送信

専用アプリを介して離れた場所とも
いち早く情報共有できます

ワンクリックで位置情報を表示

GX-2100

浮子式
ガス
採集器

①ロガデータ表示メニュー
画面表示イメージ

ポイント②

ガス
外部
警報器

高性能な
新型センサ搭載

2 ガス濃度・
電池残量表示故障イベント②ロガデータ一覧③任意のロガデータ

警報時に登録したアドレスへ緊急事態を素早く送信

画面表示イメージ

警報トレンドポイント③

電池残量表示信頼の安全設計！

●ガスの吸引に時間がかかる・・・●水を誤吸引する恐れがある・・・

ガス警報

ポイント④

●チューブの汚れや詰まりによって検知性能を損なう恐れがある・・・

3 所有者情報登録

測定中のガス濃度をリアルタイム表示
電池残量を3段階のレベル表示（乾電池使用時）

故障警報

濃度表示・警報機能搭載

マンホール内でもガス濃度や警報表示を確認できます。

①警報トレンド一覧②任意の警報トレンド③ガス種ごとのトレンド(例 酸素)

ポイント④

メール本文（イメージ）
会社名や個人名などの登録が可能
緊急事態のＥメールに表示されます

BluetoothおよびはBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

LED搭載

薄暗い作業現場を明るく照らします。

Bluetoothを使えばこんなこともデータ管理はパソコンでも！
専用のデータロガマネジメントプログラム（オプション）を使って、測定結果のデータをパソコンで管理することもできます。
測定結果のトレンドデータの確認や、グラフ表示が可能です。また、csv形式で出力でき、データの管理を簡単に行えます。

各部名称
GX-2100 本体

管理者とリアルタイムで共有することができます。※

ガス濃度
検知器情報

検知部

本体表示部 画面表示イメージ

GX-2100の検知情報を各種無線デバイスと組み合わせて現場の状況を離れた場所にいる※システム構築は、貴社にてご対応ください。

作 業 者

現場監督

安全管理者

無線デバイス

検知部 画面表示イメージ
バイタル
ウォッチ

熱中症指数

様々な無線デバイスとの組み合わせ

警報トレンド 表形式
画面表示イメージ

警報トレンド グラフ形式

人の状態や環境、位置を把握することで、安全管理の強化につながります。

画面表示イメージ

通信イメージ

日本語表示が見やすい

フルドット表示

現場の状況を遠隔地で確認

災害の兆候把握・的確な注意喚起

緊急事態をアラート通知

緊急時の迅速な対応

センサ

GX-2100通信仕様
通信方式：Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）
プロファイル：GAP（Peripheral）/ GATT
出力・最大通信距離：Class2 / 約10m（周辺環境により異なる）
動作内容：ガス濃度・ステータス情報の取得、各種設定の閲覧・変更※詳細については弊社までお問合せください。

RC-2100
通信ケーブル（オプション）
LEDライト

可能性は無限大！
※システム構築は、貴社にてご対応ください。

警報ランプ
検知部

御社の安全管理や測定データの管理に合わせた運用も可能になります

BluetoothおよびはBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。
Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域におけるApp Inc.の商標です。App Storeは、App Inc.のサービスマークです。

PC0-1022

仕様

ポイント①

新検知方式採用で作業効率アップ！

検知範囲（サービスレンジ）

ガス警報設定値（任意設定可）先端の検知部で直接検知するため、配管遅れがなく応答性に優れています。

誤吸引無し！
ポンプやサンプリングチューブなどの消耗品が不要
メンテナンスの手間やコストが削減できます。

従来品の約40%（約3kg）の軽量化

高性能な新型Rセンサ搭載！

1%LEL

0.1%

1ppm

0.5ppm

第一警報：10%LEL
第二警報：30%LEL
OVER警報：100%LEL

第一警報：18.0%
第二警報：18.0%
OVER警報：40.0%

第一警報：25ppm
第二警報：50ppm
OVER警報：300ppm

第一警報：10.0ppm
第二警報：10.0ppm
OVER警報：150.0ppm

各種表示

ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅

ガス警報動作

自己保持

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

故障警報動作自己保持

各種機能

スナップショット、
データロガ

センサ保証3年※

耐被毒&耐衝撃性に優れた
タフ構造！

ケーブル部

10m（自動巻き取り式）

長期安定＆高性能

COセンサとセンサ3年保証に裏付けられる長期安定＆高性能なセンサです。
-20℃から50℃までと広い温度範囲でご使用いただけます。

H2Sセンサは2in1構造！

3つのセンサでメタン、酸素、一酸化炭素、硫化水素の4成分を検知します。

定電位電解式採用で基本特性が大幅向上！

使用温度範囲-20〜+50℃（急変無きこと）

使用湿度範囲※1

0〜95%RH（結露無きこと）

非点火防爆構造のため、危険場所でも安心！
(Zone2のみ使用可能)

万が一水面に落とした場合でも、安心！

耐衝撃性

バランサー搭載でセンサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます。

10m落下試験をクリア

本 体: 防滴構造 JIS防滴2型相当
検知部: 防塵防滴構造 IP67相当、落下耐久 10m

防爆構造

検知部: 非点火防爆構造

各種規格検定JIS T8201：2010 酸素欠乏測定用酸素計 準拠※2
JIS T8205：2018 硫化水素計 準拠※2
本

配電盤

ポイント④

検知部に濃度表示・警報機能搭載

現場作業者の安心機能を充実※年1回以上の点検が条件となります。

※1 約15分の一時的環境において。
連続的環境での使用湿度範囲は次の通り。湿度：10〜90%RH（結露無きこと）※2 適合宣言書、成績書などが必要な場合は、ご購入時にご指定ください。

TYPE一覧 環境に合わせて検知するガスや仕様を選択できます。
約275mm

約180mm

タイプ名

【検知部】

約97.8mm

約63mm

さらに使いやすく、機能充実

Bluetooth機能搭載（オプション）

新型Rセンサ搭載（センサ3年保証※）

約4kg

約340mm

バランサー搭載汚泥

約42.5mm

検知対象ガス
CH4

O2

CO

H2S

TYPE A〇〇〇〇TYPE AJ

〇

〇

〇

〇

TYPE A/B

〇

〇

〇

〇

TYPE AJ/B

〇

〇

〇

〇

TYPE E〇〇

TYPE EJ〇〇

TYPE E/B〇〇

TYPE EJ/B〇〇

JIS 適合品

Bluetooth 通信

〇
〇
〇

〇

〇
〇

〇

LEDライト

地上でもマンホール内でも危険性を同時に表示します。
また、警報ランプは360度どの方向からも確認しやすい設計です。

薄暗い作業現場を明るく照らし、作業の手助けを行います。

※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

札
岩
仙
水
埼
千
神 奈
浜
名 古

幌 ☎（011）757−7 5 0 5 ㈹手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹戸 ☎（029）306−9 3 2 1 ㈹玉 ☎（048）598−5 0 9 0 ㈹葉 ☎（043）497−6 3 0 3 ㈹川 ☎（045）476−7 5 8 1 ㈹松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹

四
金
大
神
水
四
広
福
熊
大

日

【検知部】

〇

● 非点火防爆構造

防爆等級 Ex nA ⅡB T4 Gc● 防水防塵構造 IP67相当● 10m落下試験をクリア
JIS T8201：2010 酸素欠乏測定用酸素計 準拠※
JIS T8205：2018 硫化水素計 準拠※

http: //www.rikenkeiki.co.jp/

Bluetoothでスマホやタブレットと通信が可能。
専用アプリを介して緊急事態を知らせる
警報を遠隔地とリアルタイムで共有できます。

新検知方式で、より便利に！より安全に！

部品番号：2905 2321 10

体: 約275（W） 340（H） 180（D）mm（突起部を除く）←センサ部

保護等級 IP67相当● RC-2100 通信ケーブル

検知部: 約63（W） 97.8（H） 42.5（D）mm（突起部、プロテクトカバーを除く）

質量

【本体】
ガス菅

（SW-GX-2100）

Ex nA ⅡB T4 Gc (TIIS)

外形図
メタン

部品番号：4773 5737 10● データロガマネジメントプログラム

Bluetooth機能搭載（オプション）

構造

外形寸法

GX-2100

部品番号：4773 9561 60

50/60Hz または 単2形アルカリ乾電池 2本

約20時間（新品乾電池使用、無警報、25℃にて）信頼の安全設計！＜検知部＞

Model

部品番号：4773 9560 90● 延長ケーブル（20m）

作業効率の大幅ＵＰ

連続使用時間一酸化炭素/硫化水素● 延長ケーブル（10m）

部品番号：9811 0900 60

酸素

2 in 1のデュアル構造で検知部の小型化を実現

また一酸化炭素センサと硫化水素センサは2in1構造で、

ポイント③

AC100V±10V

電源

H2 S

有害ガス検知器

オプション
（別売品）

システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良

故障警報表示CO

マンホール・ピット作業用● 肩掛けベルト

拡散式

メタン

新型センサ採用でセンサ保証期間は3年に。長期間安心してご使用いただけます。

部品番号：2753 2004 90（1本単位）

本 体: LCDデジタル（フルドット）
検知部: LCDデジタル（７セグメント+14セグメント+アイコン）

検知方式

O2

● 単2形乾電池2本

0〜30.0ppm（〜150.0ppm）

従来のセンサを一新し、超小型かつ高性能な新型センサシリーズ Rセンサを搭載しています。

※年1回以上の点検を条件としています。

部品番号：4773 5717 20

0〜100ppm（〜300ppm）

故障警報・自己診断

CH4● プロテクトカバー

定電位電解式
0〜25.0%（〜40.0%）表示

ポンプが不要となり、誤って水を吸引する恐れがなくなりました。

硫化水素（H2S）

一酸化炭素（CO）

0〜100%LEL

1デジット

高速応答！

酸素
（O2）

ニューセラミック式

検知原理

検知部に外部警報機能を搭載。専用の外部警報器が不要となり、導入/回収の手間が半分に削減できます。

ポイント②

メタン
（CH4）

検知対象ガス

導入/回収の手間が1/2！

付属品

GX-2100

型式※JISの適合宣言書、成績書などが必要な場合は、ご購入時にご指定ください。
市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹国 ☎（0897）
37−3 7 7 5 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）373−1 2 3 0 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹PC0-1022-191250 S