A エントリー・モデル

B スタンダード・モデル

こちらのpHテスターには2つのシリーズがあります。熱帯魚の水槽水、理科の実験など、主に室内で使用する場合は防水仕様

こちらのpH/温度テスター（pHep4/5）、pH/ORP/温度テスター（Combo3）、pH/EC/TDS/温度テスター（Combo1/2）は、ではないCheckerシリーズの2機種からお選び下さい。こちらは細径電極のため試験管など口の狭い容器での測定や少量サいずれも1台で各項目を測定できる世界初のテスターです。見えないところで進化を続けている安心の1台です。

ンプル（先端部が2cm浸かるくらいの量が必要です）にも適しています。主に屋外や現場で使用する場合はpHepファミリーの2機種からお選び下さい。こちらは防水仕様で、pHだけでなく温度も同時に画面表示されます。

Checker（チェッカー）シリーズ

pHep（ペップ）ファミリー

pH/温度テスター

ORP/温度 & ORP/pH/温度テスター

世界初の電極交換が可能なポケットタイプpHテスターとして1991年

pHepは1986年に世界初のポケットタイプpHテスターとして登場し、両機種の違いは、測定値の表示が小数点以下1桁か2桁かになります。

HI 98120はORPと温度、HI 98121はpH、ORP、温度の測定が出に登場し、今回大幅にリニューアルされました。HI 98103Sは小数点30年を経て更に進化した3代目がデビューしました。HI 98107Nはより細かく見たいのであれば小数点以下2桁のHI 98128をお選び来ます。またHI 98120はORP電極の交換、HI 98121はpH電極の以下第1位まで、HI 98100は小数点以下第2位まで表示されますの小数点以下第1位まで、HI 98108Nは小数点以下第2位まで表示さください。両機種ともpH電極の交換が可能です。

交換が可能です。

で、pH値をより細かく見たい方はHI 98100をお選びください。

れますので、pH値をより細かく見たい方はHI 98108Nをお選びくだ
さい。両機種とも電極の交換は出来ませんが、クロス製液絡部

クロス ATCの採用により電極を再活性化できます。

HI98121のみ HI98121のみ

pH交

防水

ATC クロスpH交

自動校正自動OFF自動校正

安定 BATT

安定 BATT

洗浄液
付属洗浄液
付属標準液
付属品番（品名）

HI98103S（Checker） HI98100（Checker+）

測定範囲（精度） 0.0～14.0pH (±0.2pH)
価格（税抜）￥7,0000.00～14.00pH (±0.2pH)￥10,500

DiST EC テスター

標準液
付属品番（品名）
測定範囲（精度）価格（税抜）

防水

自動OFF

自動校正

HI98107N（pHep） HI98108N（pHep +）0.00～14.00pH (±0.05pH)

0.0～50.0℃ (±0.5℃)￥10,000

BATT HOLD

安定 BEPS

安定 BEPS

測定範囲（精度）価格（税抜）￥12,000

HI98127（pHep 4）HI98128（pHep 5）-2.0～16.0pH (±0.1pH)-2.00～16.00pH (±0.05pH)-5.0～60.0℃ (±0.5℃)￥16,000￥18,000

EC/TDS/温度テスター

DiST TDS テスター

DiST（ディスト）ECテスターには2機種あり測定範囲が異なります

TDSテスターには2機種あり測定範囲のみが異なります。測定範

ので、水の導電率のチャート（P.10）を参考に適した機種をお選び

囲はDiST 1が狭く、DiST 2が広くなっていますので、測定対象物ください。に合わせてお選びください。

自動OFF

BATT HOLD
品番（品名）
0.0～14.0pH (±0.1pH)

HI98121のみ HI98120のみ

ATC クロス
自動校正

自動
OFF

pH交 ORP交防水

品番（品名）

HI98120（OPRテスター） HI98121（Combo 3）-2.00～16.00pH (±0.05pH)－測定範囲（精度）

ORP：±1000mV (±2mV)-5.0～60.0℃ (±0.5℃)

価格（税抜）￥24,000￥32,000

pH/EC/TDS/温度テスター

両機種とも1台でEC、TDS、温度を測定。測定範囲が異なりますので、pHとEC（およびTDS）の両方を測定したい場合、こちらの機種だと1台で（P.10）を参考に適した機種をお選びください。
水の導電率のチャートすべての測定が可能です。両機種はECおよびTDSの測定範囲が異なり、EC/TDS電極の交換が可能です。

HI 98129の方が狭く、HI 98130の方が広くなっています。水の導電率のチャート（P.10）を参考にして、適した機種をお選びください。両機種ともpH電極のみ交換可能です。

防水
防水
自動OFF

防水
自動OFF

ATC

ATC

pH交防水

ATC

EC交ATC クロス自動校正自動
OFF自動校正

自動
OFF

BATT 自動校正

BATT 自動校正

BATT HOLD

BATT HOLD

標準液
付属標準液
付属

安定 BEPS

安定 BEPS

安定品番（品名）
測定範囲（精度）価格（税抜）

HI98303N（DiST 3） HI98304N（DiST 4）
0～2000μS/㎝ (±2%F.S.)

0.00～20.00mS/㎝ (±2%F.S.)

0.0～50.0℃ (±0.5℃)￥10,000￥10,000

安定

品番（品名）
測定範囲（精度）価格（税抜）

HI98301N（DiST 1） HI98302N（DiST 2）

品番（品名）

HI98311（DiST 5）

HI98312（DiST 6）

EC：0～3999μS/㎝ (±2%F.S.)

EC：0.00～20.00mS/㎝ (±2%F.S.)

測定範囲（精度） TDS：0～2000ppm (±2%F.S.)

TDS：0.00～10.00ppt (±2%F.S.)

0～2000ppm（±2%F.S.） 0.00～10.00ppt (±2%F.S.)
0.0～50.0℃ (±0.5℃)￥10,000￥10,000

品番（品名）
測定範囲（精度）

0.0～60.0℃ (±0.5℃)

価格（税抜）￥18,200￥18,200HI98129（Combo 1） HI98130（Combo 2）

EC：0～3999μS/㎝ (±2%F.S.)

価格（税抜）

TDS：0～2000ppm (±2%F.S.)

EC：0.00～20.00mS/㎝ (±2%F.S.)
TDS：0.00～10.00ppt (±2%F.S.)

0.00～14.00pH (±0.05pH)
0.0～60.0℃ (±0.5℃)￥26,000￥26,00007

各測定項目について

pH計のメンテナンス

EC/TDS計のメンテナンス
① 校正

① 校正

水素イオン濃度のことで、液体が酸性かアルカリ性かの程度を0～14の値で表します。pH7が中性で、0に近pHとは？

づくほど酸性が強く、またpH14に近づくほどアルカリ性が強くなります。以下はおおよその参考値です。

塩酸

レモン

トマト

牛乳

卵

ハンドソープ初めて使用される時や定期的（少なくとも月1回）はpH標準液での標準液での校正を行ってください。本カタログのEC/TDS計はすべ校正です。1点目は中性、2点目は酸性もしくはアルカリ性側の標準て1点校正です。
② 洗浄液を使用します。用途に合わせてお選びください。

漂白剤

使用後はすぐに精製水(または水道水)でよく濯いでください。電極② 洗浄
pH電極は消耗/劣化するもので、汚れなどにより次第に正確な測バッテリー液

食酢

雨水

水道水

重曹

アンモ
ニア水

酸化マグネシウム定ができなくなります。一般的に使用後は精製水(または水道水)

洗剤用アルカリ液で洗浄しますが、特に肥料養液や土壌などの測定では劣化が促進されます。電極洗浄液には強い効力があり、pH電極の消耗/劣化を最小限に抑えます。
③ 保管※

使用する標準液①pH7.01とpH4.01
もしくは②pH7.01とpH10.01

HI 98118
HI 98127

標準液の品番HI 98111
HI 98112
HI 98113
HI 98121
HI 98129ほど電気が流れにくいことを表します。水温が上昇すると導電率の値も増加（1℃の上昇で約2%増加）するた
め、25℃における導電率表示が通例となっています。
単位はμS/cm（マイクロジーメンスパーセンチメートル）とmS/cm（ミリジーメンスパーセンチメートル）の2種類を採用しており、1000μS/cm＝1mS/cmになります。

水によってEC（導電率）にどれだけ違いがあるか
主なEC値の例
10.001
超純水

100.01

純水 蒸留水 雨水

100

1mS/cm=1,000μS/cm
1,000

価格（税抜）

0.1
水道水・河川

1
冷却水

ボイラ水

100（mS/cm）

ので、EC値から換算してTDS値を算出します。
単位はmg/L（ppm）とg/L（ppt）の2種類を採用しており、1000mg/L（ppm）＝1g/L（ppt）になります。

EC/TDSの精度“±2％F.S.”の意味は？
10

その測定器の測定範囲（フルスケール）の±2％の誤差があることを意味しています。例えばEC計
HI98311の測定範囲は0～3999μS/cmなので3999μS/cm×2％≒80μS/cmとなり、±80μS/cmの精度誤差となります。

1413μS/cm

HI 7031L

2,000円12.88mS/cm

HI 7030L

2,000円HI 98331N
HI 98129

HI 98308

84μS/cm

HI 7033L

2,000円HI 7007L（pH7.01）

HI 98309

校正不要－－①pH7.01とpH4.01②pH7.01とpH10.01③pH6.86とpH4.01④pH6.86とpH9.18のいずれか各2,000円

HI 7006L（pH6.86）
HI 7009L（pH9.18）※ 上記は500mLのボトル入りですが、230mLや1回使い切の袋入りなど多数ご用意しています。
詳細は弊社HPをご覧ください。
※1 20mL×25袋入りです。

ORP計のメンテナンス① 溶液でのチェック
pHやECのように校正は行えません。ORP溶液に浸け、基準値に対して範囲内の数値を示すかのチェックのみです。還元/酸化用前処
理液は用途に合わせてご利用ください。測定前に電極を馴染ませる

HI 98130

役割があります。

HI 98131

② 洗浄

電極洗浄液

HI 7061L(500mL)

2,300円(税抜)

電極保存液

HI 70300L(500mL)

2,000円(税抜)※ 上記はすべて500mLのボトル入りですが、230mLや1回使い切の袋入りなど多数ご用意しています。
詳細は弊社HPをご覧ください。

pH値

適切な洗浄が行われていないｐＨ電極

適切な洗浄が行われているpＨ電極

TDSとは？

4,900円HI 98130

海水

総溶解固形分のことで、水中に溶けている物質の濃度を表します。一般に不純物が多いほど電気は流れやすい

HI 70038P

HI 98312

100,000

106.44ppt

HI 7004L（pH4.01）（μS/cm）

10,000HI 98302N

HI 98304N

HI 7010L（pH10.01）

HI 98128

ECとは？

2,000円※1

HI 98131

HI 98115

導電率（電気伝導率）のことで、水中の電気の流れやすさを表します。数値が高いほど電気が流れやすく、低い価格（税抜）HI 7032L

HI 98318

HI 98108N表示されます。プラスだと酸化力が強く、マイナスだと還元力が強いことを表します。

標準液の品番1382ppm

HI 98311

HI 98107N

ORPとは？

使用する標準液

HI 98301Nの電極保存液を入れキャップをすることで湿った状態を保てます。

HI 98100

酸化還元電位のことで、ある物質を酸化させる力が強いのか還元する力が強いのかを表す指標で、値はmVで測定器の品番

用後には電極保存液での保管が大切です。電極保護キャップに少量

HI 98103S

アルカリ性洗浄後、水をきりそのままキャップをして保管してください。

HI 98303N

測定器の品番

中性洗浄液は不要です。
③ 保管

pH電極 は長く乾燥させると消耗/劣化につながります。そのため使※pH電極は純水や精製水に浸けての保管は絶対に避けてください。

酸性

初めて使用される時や定期的（少なくとも月1回）はECまたはTDS校正を行ってください。本カタログのpH計はすべて1点または2点時間使用後はすぐに精製水(または水道水)でよく濯いでください。数値が お かしい 時 、O R P 溶 液 で 範 囲 外を示した 時には電 極 洗 浄 液（HI7061）
をご利用ください。
③ 保管

洗浄後、水をきりそのままキャップをして保管してください。

HI 7021L

ORP溶液

240mV ±50mV

4,700円(税抜)HI 7022L

ORP溶液

470mV ±50mV

4,700円(税抜)HI 7091L

還元用前処理液

4,200円(税抜)HI 7092L

酸化用前処理液

4,200円(税抜)