【資料５－３】

令和5年度 個人サンプリング法による作業環境測定における測定手法の検討結果②
Ｄ測定の定量下限値の検討等を踏まえ、個人サンプリングの測定対象物質に追加可能であるかの検討を行った結果は以下のとおり。
作業環境測定基準
Ｎo.

1

23

物質名（法令上の名称）、CAS№等

塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）
1336-36-3 11097-69-1 5346921-9

アクリルアミド
79-06-1

シアン化カリウム
151-50-8

試料採取方法

分析方法

液体捕集方法又は ガスクロマトグラフ分析
固体捕集方法方法

固体捕集方法及び ガスクロマトグラフ分析
ろ過捕集方法方法

液体捕集方法

吸光光度分析方法

捕集法
文献名（※１）

令和２年度職場における化学物質のリスク評価推進事
業（ばく露実態調査）実施結
果報告書 第4部. 中央労働災害防止協会

作業環境測定ガイドブック

NIOSH NMAM Method
No.7904（評価済）

NIOSH NMAM Method
No.6010（評価済）

4シアン化水素74-90-8液体捕集方法

シアン化ナトリウム
143-33-9

吸光光度分析方法

固体捕集方法平成21年度化学物質のリス
高速液体クロマトグラフ ク評価書, 2010年6月. N,N-ジ分析方法
メチルヒドラジン測定分析手法. 厚生労働省

67ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状のろ過捕集方法物に限る。)

89

NIOSH NMAM Method
No.7904（評価済）

液体捕集方法一・ 一－ジメチルヒドラジン
57-14-7

固体捕集方法及びろ過捕集方法

固体捕集方法及びろ過捕集方法

試料採取機器

グラスファイバーろ紙13mmφ＋フロリジル管100mg/50mg（フロリジル管400mg/200mg）

グラスファイバーろ紙47mmφ
活性炭フェルト47mmφ

液体捕集方法及びろ過 メンブレンフィルター(PVC,孔径0.8µm) + ミゼッ
捕集方法
トインピンジャー(水酸化ナトリウム溶液)

固体捕集方法捕集管(ソーダ石灰,600/200mg)

吸引流量/吸引量（※２）

0.2-1.0L/min最大50L

2.0L/min0.5-1.0L/min
最大180L

分析方法

原子吸光分析方法

ニトログリコール
628-96-6

液体捕集方法パラ－ニトロクロルベンゼン
100-00-5

液体捕集方法：吸光光度分析方法又はガスク
液体捕集方法又はロマトグラフ分析方法
固体捕集方法
固体捕集方法：ガスクロマトグラフ分析方法

吸光光度分析方法

平成18年度職場における化学物質のリスク評価推進事
業実施結果報告書. 中央労働災害防止協会

NIOSH NMAM Method
No.2507（評価済）

作業環境測定ガイドブック

液体捕集方法及びろ過 メンブレンフィルター(PVC,孔径0.8µm) + ミゼッ
捕集方法
トインピンジャー(水酸化ナトリウム溶液)

液体捕集方法及びろ過 メンブレンフィルター(PVC,孔径0.8µm) + ミゼッ
捕集方法
トインピンジャー(水酸化ナトリウム溶液)

固体捕集方法ろ過捕集方法

固体捕集方法

固体捕集方法

硫酸含浸グラスファイバーフィルター

メンブレンフィルター(セルロースエステル,孔径0.8µm,φ47mm)

Tenax管（TenaxGC 100/50mg）

シリカゲル管(520/260mg)

0.5-1.0L/min
最大180L

1.0L/min

2.0L/min0.2-1.0L/min
最大100L

0.5-1L/min

前処理方法

管理濃度

0.01 mg/m

定量下限（１試料当り）

3

ガスクロマトグラフ/質量分析法

内部標準物質入り（プロピオンアミド）メタノール10mLによる溶媒抽出を行う。

0.1 mg/m

イオン選択電極分析法

0.1M水酸化カリウム25mLをジャーに注ぎ入れ、蓋をして30分間以上放置し、時々振って抽出を行う(抽出後２時間以内に分析を行う。)。抽出物を25mLのメスフラスコに移し、0.１M水酸化カリウムですすぎ、希釈する。
酢酸鉛紙に試料を滴下し、硫化物イオンの存在を確認する。もし、硫化物イオンが存在する場合は、A又はBの方法で硫化物を除去する。
A：試料溶液に1.0mLの１M過酸化水素と1.0mLの１M亜硫酸ナトリウムを加えてから、容量に合わせて希釈する。
Ｂ：粉末状の炭酸カドミウムを少量試料に加え、渦巻き状にして固体を分散させ、酢酸鉛紙で液体を再確認し、酢酸鉛紙が液滴により変色しなくなったら、ガラスウールで試料をろ過する。

シアンとして3 mg/m3

吸光光度分析法
(580nm)

吸着剤の表裏を別々の15mLバイアルに移す。脱イオン水10mLを加え、時々攪拌しながら60分間放置する。0.45µmのPTFEフィルターを装着した10ｍLのプラスチックシリンジに移し、きれいなバイアルにろ液を回収する。

イオン選択電極分析法

0.1M水酸化カリウム25mLをジャーに注ぎ入れ、蓋をして30分間以上放置し、時々振って抽出を行う(抽出後２時間以内に分析を行う。)。抽出物を25mLのメスフラスコに移し、0.１M水酸化カリウムですすぎ、希釈する。
酢酸鉛紙に試料を滴下し、硫化物イオンの存在を確認する。もし、硫化物イオンが存在する場合は、A又はBの方法で硫化物を除去する。
A：試料溶液に1.0mLの１M過酸化水素と1.0mLの１M亜硫酸ナトリウムを加えてから、容量に合わせて希釈する。
Ｂ：粉末状の炭酸カドミウムを少量試料に加え、渦巻き状にして固体を分散させ、酢酸鉛紙で液体を再確認し、酢酸鉛紙が液滴により変色しなくなったら、ガラスウールで試料をろ過する。

イオン選択電極分析法

0.1M水酸化カリウム25mLをジャーに注ぎ入れ、蓋をして30分間以上放置し、時々振って抽出を行う(抽出後2時間以内に分析を行う。)。抽出物を25mLのメスフラスコに移し、0.１M水酸化カリウムですすぎ、希釈する。
酢酸鉛紙に試料を滴下し、硫化物イオンの存在を確認する。もし、硫化物イオンが存在する場合は、A又はBの方法で硫化物を除去する。
A：試料溶液に1.0mLの１M過酸化水素と1.0mLの１M亜硫酸ナトリウムを加えてから、容量に合わせて希釈する。
Ｂ：粉末状の炭酸カドミウムを少量試料に加え、渦巻き状にして固体を分散させ、酢酸鉛紙で液体を再確認し、酢酸鉛紙が液滴により変色しなくなったら、ガラスウールで試料をろ過する。

高速液体クロマトグラフ分析法(300nm)フィルターに純水５mLを加え、振とう器にて30分程度攪拌し、2000rpm程度で10分間遠心分離を行う。この抽出液の１mLにフルフラール水溶液(４％V/V)0.5mLを加えて混合し、温室にて120分間以上放置して、これを最終試料液とする。

誘導結合プラズマ質量分析法

捕集したフィルターをテフロン製ビーカーに入れ、超純水５mL・硝酸９mL・過塩素酸１mLを加えた後、ホットプレート上(230℃)で30分間加温し、そのニッケルとして後、 弗化水素酸１mLを加え、過塩素酸の白煙が出るまでホットプレート0.1 mg/m3上(230℃)で加温する。冷却後、酸溶液(９％硝酸・１％過塩素酸)で20mLに定容する。

0.025-0.05L/min
最大90L

0.5-1.0L/min
最大180L精度

グラスファイバーろ紙とフロリジル１層目（100mg）を併せて５mLのヘキサガスクロマトグラフ/高分解能質量ンで20分間振とうし抽出。フロリジル２層目（50mg）は２mLのヘキサンで同分析法様に抽出を行う。

吸光光度分析方法
NIOSH NMAM Method
No.7904（評価済）

5

試料採取方法

分析法

ガスクロマトグラフ/ECD法

ガスクロマトグラフ/FID法

エタノール２ｍLによる溶媒抽出を行う。

メタノール２ｍLで溶媒脱着、超音波処理を20分間行う。

33 ppm0.0004mg/m3（0.2 L/min x 250 min: 50L採気）

D測定下限濃度（15分測定）0.0013mg/m3（1.0 L/min x 15 min: 15L採気）

1.0µm

0.0033mg/m3（2.0 L/min x 150min: 300L採気）

0.033mg/m3（2.0 L/min x 15 min: 30L採気）

2.5µm

0.014mg/m3（0.5 L/min x 360 min: 180L採気）

0.17mg/m3（1.0 L/min x 15 min: 15L採気）１µm

0.038 ppm
（0.05L/min x 480 min:24L採気）

1.21ppm（0.05 L/min x 15 min: 0.75L採気）

評価結果

備考

C・D測定実施の可否（※４）②、⑤・②について、令和２年度職場における化 ・ガスクロマトグラフ/学物質のリスク評価推進事業（ばく露実態 高分解能質量分析調査）実施結果報告書では１L/minまでの 装置の普及率は低採気が可能となっている。また、報告書記 い。
載の分析精度（定量下限：0.02µg）を用いた。
・⑤について、C測定が管理濃度の１/10まで測定可能、D測定が管理濃度の１/２まで測定可能。

〇②、④・②について、ガスクロマトグラフ/質量分析方法の使用で精度を向上(定量下限値：1.0µg）させた。また、採気流量を２L/minで行うことが可能な事を中災防で確認済。
・④について、Ｄ測定が管理濃度の１/10であると測定できないが、管理濃度の１/２であれば測定可能。

〇①、②※A

①、②、④・①、②について、試料採取方法・分析方法が作業環境測定基準と合致しないが、NIOSHで測定手法の自己評価済み。
・C測定、Ｄ測定ともに管理濃度の１/10まで測定可能。

〇

・①、②について、試料採取方法が作業環
境測定基準と合致しないが、NIOSHで測定手法の自己評価済み。
・④について、C測定が管理濃度の１/10まで測定可能、D測定が管理濃度の１/２まで測定可能。
〇3 ppmシアンとして3 mg/m3

0.01 ppm

0.05 ppm

0.6 mg/m3※１：参考文献 ・公益社団法人 日本作業環境測定協会 作業環境測定ガイドブック１（2021.11.30.初版）, ３（2019.11.27.初版）, ４（2019.11.27.初版）,５（2019.1.27.初版）．
・National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH Manual of Analytical Method (NMAM)．
・Occupational Safety and Health Administration． Sampling and Analytical Methods. (OSHA Method)
・NIOSH NMAM Method のEVALUATION に FULL と記載があるものは文献名欄に「評価済み」と、PARTIAL と記載があるものは「部分評価」と記した。
・OSHA Method の INDEX に Fully Validated と記載があるものは文献名欄に「評価済み」と、Partially Validated と記載があるものは「部分評価」と記した。
※２：NIOSH NMAMの吸引量の最大値は、検討を行った範囲の最大の吸引量を表しており、これ以上の吸引量で測定ができないというものではない。
※３：（理由）①：現行の作業環境測定基準で試料採取方法が直接捕集方法又は液体捕集方法、②：現行の作業環境測定ガイドブックにない方法（OSHA法やNIOSH法）を検討している、③：高精度の測定機器によれば測定ができうる、④：D測定は15分間のサンプリングで管理濃度の1/10の濃度を測定できることが確認されたものであることが通達（令和2年基発0127第12号）に示されており、その精度には達していないが、管理濃度と同じ有効桁で足りるとすれば、実施可能である。
⑤：④のレベルには達していない、⑥：定量下限値の情報がなく、判断できない。
（備考）※A：代替法も液体捕集方法※４：「C・D測定実施の可否」について ： 個人サンプリング法対象物質に追加できると判断したものは「○」、現時点では追加できないが、今後、判断したものは「×」とした。

0.02µm

C測定下限濃度（8時間測定）引き続き検討が必要な理由（※３）

・①、②について、試料採取方法・分析方法が作業環境測定基準と合致しないが、NIOSHで測定手法の自己評価済み。
・C測定、Ｄ測定ともに管理濃度の１/10まで測定可能。

2.5µm（シアンとして）0.013ppm（0.5 L/min x 360 min: 180L採気）

0.16ppm（1.0 L/min x 15 min: 15L採気）

2.5µm

0.014mg/m3（0.5 L/min x 360 min: 180L採気）

0.16mg/m3（1.0 L/min x 15 min: 15L採気）①、②※A

0.13µm0.00011ppm（1.0 L/min x 480 min: 480L採気)

0.0035ppm（1.0 L/min x 15 min: 15L採気)④・④について、C測定が管理濃度の１/10まで測定可能、D測定が管理濃度の１/２まで測定可能。

〇

0.0066µm

0.000007mg/m3（2.0 L/min x 480 min: 960L採気)

0.00022mg/m3（2.0 L/min x 15 min: 30L採気）④・④について、C測定が管理濃度の１/10まで測定可能、D測定が管理濃度の１/10まで測定可能。

〇〇〇①、②・①、②について、試料採取方法・分析方法が作業環境測定基準と合致しないが、NIOSHで測定手法の自己評価済み。
・C測定、Ｄ測定ともに管理濃度の１/10まで測定可能。

0.6µm0.001ppm（0.2 L/min x 500 min: 100L採気)

0.006ppm（1.0 L/min x 15 min: 15L採気）①、②、④・①、②について、試料採取方法、分析方法が作業環境測定基準と合致しないが、NIOSHで測定手法の自己評価済み。
・④についてC測定が管理濃度の１/10まで測定可能、D測定が管理濃度の１/２まで測定可能。

３µm

0.013mg/m3（0.5 L/min x 125 min: 240L採気)

0.20mg/m3（1.0 L/min x 15 min: 15L採気)④・④について、C測定が管理濃度の１/10まで測定可能、D測定が管理濃度の１/２まで測定可能。

〇