メモリハイロガー LR8431
熱流ロガー LR8432

MEMORY HiLOGGER LR8431
HEAT FLOW LOGGER LR8432

EV・HV 用モーター、インバータ評価
空調設備の効率測定・性能評価

電子機器内部部品の温度性能評価に

メモリハイロガー LR8431

手のひらに載るコンパクトサイズ

絶縁・10ms・10ch のパーソナルロガー

断熱性能の評価

温度変化の原因解析に

熱流ロガー LR8432

2

クラス最小・軽量ボディ＆簡単操作

メモリハイロガー LR8431

生産ラインから開発研究まで幅広い分野で活躍する小型ロガー
EV・HV 向けモータ, インバータの評価に絶縁 10ms 10ch

高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能

空調設備の効率測定・性能評価に複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応

電子機器内部部品の温度測定、性能評価に風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能

3

メモリハイロガー LR8431
熱流ロガー LR8432

熱流ロガー LR8432

アナログ入力 10ch 絶縁電位の異なる測定物の温度、電圧測定等でも心配無用。アナログ入力 10ch は全チャネル絶縁されています。熱電対と電圧入力などを同時に測定しても干渉や感電の危険がありません。パルス入力 4ch は回転パルスを積算したり、回転速度を測定できます。
（パルス入力は GND 共通です）※チャネル間は半導体リレーで絶縁しています。雷サージなど、製品仕様を超えた電圧がチャネル間に印加されると半導体リレーが短絡故障する可能性がありますので、絶対に印加しないようにご注意ください。

高速測定
全チャネルで 10 ms の高速サンプリングが可能

10ms サンプリング

EV・HV・PHV など、電子化された自動車の開発においては、負荷の急変に対応した測定が要求されるため、多チャネルを 10 ms でサンプリ
100ms サンプリングングする能力を要求されます。従来の 100 ms
サンプリングでは追いきれない波形にも追従で負荷が急変する波形をきます。
10 ms と 100 ms でサンプリング

10ms サンプリング

100ms サンプリング

5 Hz のパルス波形を
10 ms と 100 ms でサンプリング（付属 Logger Utility ソフト使用）

耐ノイズ性
ノイズに強い測定回路で 対ノイズ性向上

測定部にΔΣ（デルタ・シグマ）型の A/D コンバータを採用しました。このデバイス特有のオーバーサンプリングによるデジタルフィルタ機能により、従来困難だったインバータ機器のスイッチングノイズや 50 Hz/60 Hz のハムノイズによる影響を減少させることができます。
※ノイズ除去の効果は記録間隔が 2 秒より遅いと最大の効果が得られます（付属 Logger Utility ソフト使用）

4

熱の流れが見える、わかる
熱流計測を簡単・便利に熱を計測すると、高精度な空調の制御や製品開発における熱対策に役立ちます。
温度変化には、熱の移動があります。

熱は水や電気と同じで高いところから低いところへ移動します。この熱の移動の度合いを示すものを「熱流」といい、単位時間あたりに単位面積を流れる熱エネルギー量（単位：W/m2）で表します。
温度は結果を表し、熱流は過程を表します。

熱電対やサーモグラフィでの温度計測だけでは、温度が変化した過程（発熱しているのか吸熱しているのか）がわかりません。

「熱流センサ」を使うと、熱エネルギーの移動や量が確認でき、温度変化の先行指標になります。

家電の省エネ効率測定に人体の熱の影響調査に発熱部が複数あってもそれぞれ測定できるので、様々な家電の熱源対策を行うことができます。

人体の熱流を測定することで、開発中の素材や生地の熱の伝導効率がわかります。

バスルームの床材や衣服の開発に応用可能

プラント配管の断熱材劣化診断に

農業・土木の温度変化の指標に使用している断熱材の熱流を定期的に診断することで、断熱性能の経年劣化がわかります。

外気の温度変化が追って影響してくるハウスの室温管理も、先行予測することができます。
室内が冷え込む前にハウス側面や地面などの外気の影響を測定

5

熱流ロガー LR8432
熱流計測を身近にする操作性と豊富な機能※※ LR8432 のみの機能

高感度 10 ｍＶ f.s レンジ

区切り演算機能

微量な熱流も測定できる、高感度10mV f.s.を実現

指定時間ごとに平均値や最大値を演算温度変化の小さな箇所や高断熱素材同士の断熱評価も、区切り演算で、分割した時間ごと（分単位）の平均値や最大値

熱流センサの設定が簡単

熱流と温度ゲージを同時に表示

熱流センサの感度を直接入力できるため、わずらわしい計算は不要です。

比較したいデータのゲージを同時に表示し、温度と熱流の動きが一目で分かります。

正確で信頼性の高い測定ができます。

熱流センサの感度を入力するだけで設定完了などを算出し、CFカードやUSBメモリに随時保存できます。

熱流（W/㎡） 温度（℃）

リアルタイム演算機能
波形演算

数値演算

温度と熱流の解析に便利な波形演算機能を搭載。生波形と演算後の波形を 2 つ同時に記録できます。
（単純平均・移動平均・積算・熱貫流率）

数値演算で積算できます。エネルギーの総和を数値で表示できます。

移動平均をリアルタイム演算

総和をリアルタイム演算

移動平均した波形
生波形

積算をリアルタイム演算

指定した間隔ごとの積算も可能

6機能・インターフェイス

メモリハイロガー LR8431
熱流ロガー LR8432

各種トランスデューサ出力（直流電圧）、熱電対温度測定 10 チャネル

コンパクトなボディにパルス入力 4 チャネル / 警報出力 1 チャネルを実装
USB メモリまたは CF カードにリアルタイム保存。長時間記録に対応
端子 1：GND
USB インターフェイス（リアルタイム保存）

CF カードスロット

端子 2：トリガ出力（リアルタイム保存）

端子 3：外部トリガ入力
端子 4：警報出力

メディアへのリアルタイム記録時間 ( バイナリ形式 )
記録間隔
10ms

電圧 / 温度 / 熱電対 / 熱流※※ 熱流は LR8432 のみ※ CSV 形式の場合は、下記の 1/10 より短い記録時間になります

全チャネル記録時（アナログ 10ch + パルス 4ch + アラーム 1ch） ※ 波形演算設定なしの場合

内部メモリ (7MB)
32m

512MB

1GB

1d 15h 14m

3d 06h 29m

2GB

6d 12h 58m

20ms

1h 04m3d 06h 29m

6d 12h 58m

13d 01h 57m

50ms

2h 40m8d 04h 13m

16d 08h 26m32d 16h 53m

100ms

5h 21m16d 08h 26m

32d 16h 53m

65d 09h 47m

200ms

10h 43m

32d 16h 53m

65d 09h 47m

130d 19h 35m

500ms

1d 02h 49m

81d 18h 14m

163d 12h 29m

327d 00h 59m

1s

2d 05h 39m

163d 12h 29m

327d 00h 59m

2s

4d 11h 18m

327d 00h 59m

5s

11d 04h 16m

10s

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

22d 08h 33m

-略-

-略-

-略-

20s

44d 17h 06m

-略-

-略-

-略-

30s

67d 01h 39m

-略-

-略-

-略-

1min

134d 03h 18m

-略-

-略-

-略-

2min

268d 06h 36m

5min 〜 1hour-略--略--略--略--略--略--略-※ データ保護の面から、リアルタイム保存・長期間に渡るデータの記録には工業用規格の HIOKI 純正 CFカードの使用をお勧めします。HIOKI 純正オプション品の CFカード以外のメディアは動作保証外となります※ USB 通信機能と USB メモリへの同時保存はできません※ 記録するチャネル数が少ないほど、最大記録時間が増えます※ 波形ファイルのヘッダー部分の容量が含まれていないため、上記の記録時間の９割程度を目安にしてください※ 365 日より多い日数については省略しています

PC にリアルタイムでデータ収集

Logger Utility (LR8431, LR8432 に標準付属）

標準付属のアプリケーションソフトウェア Logger Utility
で、リアルタイムに PC 上でデータを記録できます。
また記録中でも、過去の波形に逆スクロールして観測ができます。

USBLogger Utility
動作環境

Windows7(32bit/64bit)
Windows8(32bit/64bit)
Windows10(32bit/64bit)

概要

パソコンと接続されたロガーの測定を制御し , 逐次 , 波形データの受信 ,表示 , 保存動作を行う ( 総記録サンプル数：10 M データまで。このデータを超えた場合は測定ファイルを分割して測定を継続する )

データ変換

機能

制御可能台数：最大 5 台
データ収集系統：1 系統
表示形式：‌波形（時間軸分割表示可能）, 数値 ( ロギング）, 警報を同時表示可能 , 数値拡大表示可能
数値モニター表示：別ウインドウにて表示可能
スクロール：測定中に波形スクロール可能

波形演算
数値演算

データ収集

波形表示

設定：‌リアルタイム測定対応機器のデータ収集設定と受信がインターフェースを通じて可能。モニター機能で測定前の設定確認可能
保存：‌複数台のリアルタイム測定対応機器の設定 (LUS 形式 ) および測定データ (LUW 形式 ) をまとめて１つのファイルに保存可能
データ保存先：‌リ ア ル タ イ ム デ ー タ 収 集 フ ァ イ ル (LUW 形 式 )Microsoft Excel にリアルタイム , または非リアルタイ
ムでデータを転送可能 ,Excel のテンプレート指定可能
イベントマーク：測定中に記録可能
対応ファイル：波形データファイル (LUW 形式、MEM 形式 )
表示形式：‌波形（時間軸分割表示可能）, 数値 ( ロギング）, 警報を同時表示可能
最大チャネル数：2035 チャネル ( 測定 )+60 チャネル ( 波形演算 )
波形表示シート：各チャネルの波形を任意の 10 シートに表示可能

波形表示（続き）

検索

印刷

スクロール：可能イベントマーク記録：可能
カーソル：カーソル位置の電圧値表示に A-B カーソル使用可能
ハードコピー：波形表示画面のハードコピー可能

対象ファイル：波形データファイル (LUW 形式 ,MEM 形式 )
変換区間：全データ , 指定区間
変換形式：‌CSV 形式（ カン マ 区切 り、ス ペ ース 区切 り , タブ 区切 り ）Excel のシートに転送 ,LR5000 形式 (hrp, hrp2)
データ間引き：任意の間引き数による単純間引き
演算項目：四則演算 , 演算チャネル数：60 チャネル

対象データ：波形データファイル (LUW 形式、MEM 形式 ),リアルタイム測定中のデータ , 波形演算データ
演算項目：‌平均値 , ピーク値 , 最大値 , 最大値までの時間 , 最小値 , 最小値までの時間 ,ON 時間 ,OFF 時間 ,ON 回数 ,OFF 回数 , 標準偏差 , 積算 , 面積値 , 積分
演算保存：数値演算を行いファイルに保存可能
対象データ：‌リアルタイムデータ収集ファイル (LUW 形式 ), 本体測定ファイル (MEM 形式 )検索モード：‌イベントマーク検索 , 日時検索 , 最大位置検索 , 最小位置検索、極大位置検索 , 極小位置検索 , 警報位置検索 , レベル検索 ,ウインドウ検索 , 変化量検索
対応プリンタ：使用 OS に対応しているプリンタ
対象データ：波形データファイル (LUW 形式 ,MEM 形式 )印刷形式：‌‌波形イメージ , レポート印刷 , リスト ( チャネル設定 , イベント ,カーソル値 ) 印刷
印刷範囲：全範囲 ,A-B カーソル間指定可能
印刷プレビュー：可能7

メモリハイロガー LR8431, 熱流ロガー LR8432 仕様 ●は LR8432 のみの機能・仕様です
基本仕様 （確度保証期間1年）

入力形式/
チャネル数

アナログ入力条件

パルス入力条件

警報出力条件

アナログ入力: 10ch絶縁(M3ネジ締め式端子台) ※ アナログのチャネ
ル間と本体間は絶縁
入力抵抗: 1 MΩ (熱流測定, 電圧測定, 熱電対測定の断線検出OFF時),
800 kΩ (熱電対測定の断線検出ON時)
パルス入力: 4ch (接続ケーブル9641専用コネクタ× 1)※パルス入力のチャネルは全て本体とGND共通
最大入力: DC 60 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
絶縁対地間最大定格: AC 30 Vrms, DC 60 V (入力ch-筐体間, 各入

波形データ（バイナリまたはCSV）： 測定しながらCFカードまたはUSBメモリにリアルタイム保存
数値演算結果：測定終了後に演算結果をCFカードまたはUSBメモリに保存※保存中に電源を落とさないこと

自動保存

時間毎に別ファイルへの保存可能
削除保存: CFカード/USBメモリ容量が一杯になった場合, 一番古い波形を破棄して新しい波形を保存
分割保存: ON (分割する時間を日,時,分,で指定)
分割保存: 定時 (24時間の間で基準時刻を設定/その時刻から一定時間ごとリアルタイム保存にデータを区切ってファイルを作成)

力ch間に加えても壊れない上限電圧)※保存中に電源を落とさないこと

最大入力: DC 0 V〜10 V

データ読み込み

非絶縁: (入力ch-筐体間, 各入力ch間GND共通)
信号: 無電圧a接点, オープンコレクタ, もしくは電圧入力 (Hign: 2.5 V
以上, Low: 0.9 V以下), 周期200 µs以上 (H期間/L期間とも100 µs以上)

保存したバイナリデータは位置を指定して一度に3.5Mワード (7 MB分)
を本体に読み込み可能 (1チャネル時, 複数チャネル時はデータ数減少)

設定保存/呼出し

CFカード, USBメモリまたは内部メモリに設定保存/呼出し可能
内部メモリ（10種まで）, CFカード/USBメモリ（制限無し）

数値演算

演算1〜演算4, 同時演算可能, 内容: 平均値, ピーク値, 最大値, 最小値, 最大値の時間, 最小値の時間, ●積算(入力端子間に加えても壊れない上限電圧)

非絶縁1ch: 外部制御端子から出力(GND共通)
条件: 各入力ch毎, レベル (↑/↓), ウィンドウ (IN/OUT)設定し、全部の論理和 (OR)もしくは論理積 (AND)設定にて, 記録間隔ごとに更新
出力
信号: オープンドレイン出力 (電圧出力付アクティブLOW, 出力電圧範囲:

停止後： 内部バッファメモリ全データもしくはABカーソル間
測定中： 内部バッファメモリ全データ●時間区切り演算： 指定時間ごとに演算し最新演算値を表示（測定中の演算範囲み）HIGHレベル: 4.0 V〜5.0 V, LOWレベル: 0 V〜0.5 V, 最大シンク電流: DC

5 mA, 最大印加電圧: DC 30 V)

内部メモリ

内部3.5 Mワード (7 MB, 1データ=2バイト, パルスのみ4バイト)

演算結果自動保存

外部記憶装置

CFカード：HIOKI純正カード2 GBまで対応,
データフォーマット: FAT, FAT32
USBメモリ：USB2.0準拠HighSpeed対応, シリーズAレセプタクル,
データフォーマット: FAT, FAT32

フィルタ設定バックアップ機能（25°C参考値）

時計, 設定条件用: 5年以上
測定データ: 満充電バッテリパック9780を装着して100時間, またはACアダプタ装着でバックアップ

外部制御端子外部トリガ入力/イベントマーク入力 (排他機能), トリガ出力, 警報出力

表示体

4.3型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)

表示言語設定LR8431, LR8432 : 日本語, 英語 (パネル表記は日本語)
LR8431-20, LR8432-20 : 英語, 日本語 (パネル表記は英語)
LR8431-30, LR8432-30 : 中国語, 英語, 日本語 (パネル表記は中国語)

外部インタフェース

USB2.0準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1
機能: PCからの制御, CFカード内の測定データをPCへ転送

環境条件（結露しないこと）

使用温湿度範囲: 0 °C〜40 °C (充電可能温度範囲は5〜30 °C) ,80  %rh以下
保存温湿度範囲: -10 °C〜50 °C, 80 %rh以下

適合規格

Safety: EN61010, EMC: EN61326, EN61000

電源[ACアダプタ] Z1005 (AC 100 V〜240 V, 50/60 Hz), 30 VA Max.
(ACアダプタ含む), 10 VA Max. (本体のみ)[バッテリパック] 9780 /連続使用時間 2.5 h (25℃参考値), 3 VA Max.
[外部電源] DC10 V〜16 V, 10 VA Max. (接続コードはご相談, 配線は3 m以内)

連続使用時間

約2.5時間（9780使用かつCFカードへの保存時）
充電時間:約200分（本体周囲温度が5〜30 °Cでのみ充電開始）

外形寸法・質量約176W × 101H × 41D mm, 約550 g (本体のみ)

付属品

測定ガイド × 1, CD-R ( データ収集アプリソフト Logger Utility, 取扱説明書
PDF 版 ) × 1, USB ケーブル × 1, AC アダプタ Z1005 × 150 Hz/60 Hz (高周波成分を取り除くため, アナログチャネルにディジタルフィルタを設定可能), OFF

チャネル設定チャネル設定測定のON/OFF, 波形の色を設定可
アナログ入力10 ch: 電圧, ●熱流, 温度 (熱電対のみ) K, J, E, T, N,R, S, B
パルス入力4 ch: 積算, 回転数
警報出力1 ch: 警報保持/非保持, ブザーON/OFF, 警報波形の表示
ON/OFF●波形演算10 ch

確度保証条件

ウォームアップ時間30分以上、ゼロアジャスト実施後にてカットオフ周波数10 Hz/50 Hz/60 Hz 設定にて測定対象

レンジ●

電圧/●熱流測定対象

条件: 外部トリガ入力とGND間短絡, または電圧入力 (HIGH: 3.0 V〜

外部トリガ
トリガタイミング

開始, 停止, 開始&停止 (開始と停止は別々のトリガ条件に設定可能)

トリガ種類(アナログ, パルス)

レベル: 設定したレベル値の立上がり, 立下がり
ウインドウ: トリガレベル上限値と下限値を設定, 範囲内を出たとき,入ったとき

トリガレベル分解能

アナログ: 0.025 % f.s. (f.s.=10マス)
パルス: 積算1count, 回転数1/n [r/s] (n: 1回転あたりのパルス数)

プリトリガ

トリガ以前の記録, リアルタイム保存時も設定可能

トリガ出力(1)トリガ時のみ出力, (2)トリガ時と測定開始時に出力,(1)または(2)の切替え
オープンコレクタ (電圧出力付アクティブLOW, パルス幅10 ms以上, 出力電レンジ

測定可能範囲-200 ˚C〜2000 ˚C

測定入力範囲(JIS C 16021995)(K) -200 ˚C〜1350 ˚C(E) -200 ˚C〜1000 ˚C(N) -200 ˚C〜1300 ˚C(S)
0 ˚C〜1700 ˚C

測定確度

K, J, E, T : ±1.0 ℃（-100 ℃以上）, ±1.5 ℃（-200 ℃〜-100 ℃未満）
N : ±1.2 ℃（-100 ℃以上）, ±2.2 ℃（-200 ℃〜-100 ℃未満）
R, S : ±2.2 ℃（300 ℃以上）, ±4.5 ℃（0 ℃〜300 ℃未満）
B : ±2.5 ℃（1000 ℃以上）, ±5.5 ℃（400 ℃〜1000 ℃未満）
基準接点補償確度: ±0.5 ˚C（横置き）, ±1 ˚C（縦置き）※基準接点補償INT: 測定確度=温度測定確度+基準接点補償確度※基準接点補償EXT: 測定確度=温度測定確度のみ

温度測定付随機能

断線検出: ON/OFF

測定対象
パルス
(積算)
パルス
(回転数)
スロープ設定表示範囲

圧範囲: HIGHレベル: 4.0 V〜5.0 V, LOWレベル: 0 V〜0.5 V, 最大シンク電流:
DC 5 mA, 最大印加電圧: DC 30 V)

測定設定
記録間隔(サンプリング周期)

10 ms〜1 hr, 19設定
※記録間隔ごとに全入力チャネルを高速スキャン

グラフ横軸

100 ms/マス〜1day/マス, 21設定 ※ 記録間隔とは別設定

繰り返し記録ON (記録時間分の測定を繰り返す), OFF

記録時間

連続記録ON (停止キーを押すまで連続記録),
連続記録OFF (日,時,分,秒,で記録時間を指定)

タイマー記録ON (開始/停止/間隔を指定して測定), OFF

最高分解能

2000 ˚C f.s.

5 VからLOW: 0〜0.8 Vへの立ち下がり)

応答パルス幅: H期間1 ms以上, L期間2 µs以上
最大入力: DC 0 V〜7 V

測定可能範囲

10 mV f.s.
-10 mV〜+10 mV
500 nV
100 mV f.s.
-100 mV〜+100 mV
5 μV
1 V f.s.
-1 V〜+1 V
50 μV
10 V f.s.
-10 V〜+10 V
500 μV
20 V f.s.
-20 V〜+20 V
1 mV
100 V f.s.
-60 V〜+60 V
5 mV
1−5V※
1 V〜5 V
500 μV
測定確度: ±0.1 % f.s. (※1 − 5 Vレンジのf.s.は10 V)

温度 (熱電対)

トリガ機能
アナログ入力全チャネル, パルス入力P1〜P4, 外部トリガ, 各トリガ
トリガソース（各チャネルごとに条件設定可能） ソースの論理和 (OR), 論理積 (AND)可能： 測定後に演算最終値を自動的にCFカードもしくはUSBメモリにテキスト形式で保存する●時間区切り演算： 指定時間ごとの演算値をテキスト形式でCFカードもしくはUSBメモリにリアルタイム保存する

●波形演算

レンジ
1,000 M (count) f.s.

最高分解能

0.1 ˚C(J) -200 ˚C〜1200 ˚C(T) -200 ˚C〜400 ˚C(R)  0 ˚C〜1700 ˚C(B) 400 ˚C〜1800 ˚C

測定可能範囲
0〜1,000 M (count)

最高分解能1 (count)

加算 (開始してからの積算値), 瞬時値 (記録間隔間隔ごとの瞬時値)
5,000/n (r/s) f.s.

0〜5,000/n (回転/秒)

1/n (回転/秒)

1回転当たりのパルス数設定: 1〜1,000(上記"n", センサから出力される1回転あたりのパルス数を設定)↑ (パルスがLからHになる回数), ↓ (パルスがHからLになる回数)
位置/上下限値で設定 (積算は上下限のみ)
チャネル間の四則演算（＋ − × ÷）を演算し、演算チャネル（W1〜W10）のデータとして表示する（測定中のみ有効）
単純平均, 移動平均, 積算, 熱貫流率の中から指定したチャネルのデータを演算し、演算チャネル（W1〜W10）のデータとして表示する（測定中のみ有効）チャネル設定共通機能
スケーリング

小数 (小数で表示), 指数 (10のベキ乗で表示), OFF
条件: 比 (傾きと切片で設定), ２点 (2点の入出力の値で設定)●熱流センサの感度から変換比を自動で設定（熱流測定のみ）

チャネル設定共通

各チャネル別コメント入力, 開始トリガ/停止トリガ設定, 警報条件設定

製品・各種オプション

製品名：メモリハイロガー LR8431

製品名：熱流ロガー LR8432

LR8431形 名（発注コード）LR8432形 名（発注コード）LR8431, LR8432 共通標準付属品 : 測定ガイド × 1, CD-R ( データ収集アプリソフト Logger Utility, 取扱説明書 PDF 版 ) × 1, USB ケーブル × 1, AC アダプタ Z1005 × 1

AC アダプタ（標準付属品）

CF カード 長期間に渡る大切なデータ記録には 工業用規格の当社純正 CF カード の使用をお勧めします
PC カードアダプタ付属

100 V 〜 240 V AC

電池

バッテリパック 9780

Ni-MH, 本体で充電 , 本体に装着したまま充電可能

弊社オプションの CFカードを必ず使用してください。弊社オプション以外の CFカードでは、正常に保存・読み出しができない場合があり、動作保証はできません。

USB メモリ Z4006CF カード 9830 (2 G)
CF カード 9729 (1 G)
CF カード 9728 (512 M)

AC アダプタ Z1005

USB メモリ

CF カード購入時のご注意

その他

ケース

保護シート 9809

ソフトケース 9812

本体画面の傷つき防止 , 液晶画面保護用 ,2 枚一組小物収納可能 , ネオプレンゴム

16 GB, 長寿命・高信頼性の SLC タイプ
フラッシュメモリ採用

携帯用ケース 9782

オプション収納可能 , 樹脂外装

入力関係（熱流測定用のセンサーは市販品をご用意ください）

接続ケーブル 9641

パルス入力用 , ケーブル長 1.5 m

K 熱電対 9810

温度測定範囲 -180 〜 200℃ , 許容差クラス 2,
ケーブル長 5 m, 素線径φ 0.32 mm, 5 本 /1set

T 熱電対 9811

温度測定範囲 -180 〜 200℃ , 許容差クラス 2,ケーブル長 5 m, 素線径φ 0.32 mm, 5 本 /1set

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2023 年 11 月 17 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
LR8431_LR8432J4-3YE
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注発送センターまで。TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。