TRVİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ | IKA ROTAVISC

2 | ROTAVISCROTAVISC | 3

Adımsız viskozite ölçümü

IKA ROTAVISC

Uzun zamandır IKA laboratuvar cihazlarını kullanarak üretim yapıyor, karıştırıyor ve çalkalıyordunuz.
ROTAVISC serisi sayesinde, numunelerinizi artık kanıtlanmış IKA laboratuvar cihazları ile viskoziteölçüm aşamasına kadar işleyebilirsiniz. Ve burada ileriye doğru anlamlı bir adım atıyoruz: Dört
ROTAVISC modeli sayesinde, kademesiz bir şekilde dakika başına 0,01-200 arası dönüşü
ölçebilirsiniz. Yeni bir şeye alışmanıza gerek yok. Viskozimetrenizi nereye isterseniz oraya kuracağız
Ek olarak, ölçüm süreci sezgiseldir, standarttır ve laboratuvar cihazları için bilinen IKA menü yapısı ile
uyumludur.

ROTAVISC serisi, uygulamanın laboratuvardan kalite kontrole kadarolan tüm aşamalarda sıvı viskozitesini belirler. Dört cihaz, farklı viskozite
aralıklarında ölçüm yapmaktadırlar. Viskozite ölçümünün basit veya zahmetli
olmasından bağımsız, ROTAVISC hızlı ve doğru sonuçlar verir. Bir adet ISO
standardında mil seti, bir adet koruyucu braket, sıcaklık sensörü ve standsistemi de teslimat kapsamına girmektedir.

/// IKA IŞ AKIŞI - ŞIMDI VISKOZITE ÖLÇÜMÜNÜ DE IÇERIYOR.

Yalnızca çalıştırın ve ölçmeye başlayın!

/// KENDI SINIFINDA EN GENIŞ KAPSAMLI FONKSIYONLARA SAHIPROTAVISC HELI cihazlarına hem bir viskozimetre hem de bir adet motorlu
stand, IKA HELISTAND, dahildir.
Yeni ROTAVISC SBS cihazları klasik mücevherli rulman yerine çelik bilyalı
rulman teknolojisi ile donatılmıştır. Bu da onları çok dayanıklı yapmaktadır.

Yenlilikçi Viskozimetre Portfolyosu
10 YILGARANTİ*Dört farklı viskozite aralığı için dört farklı cihaz - hepsi için tek,
büyük ve fonksiyonel bir kapsam: IKA ROTAVISC lo-vi, me-vi,
hi-vi I ve hi-vi II, sıvılarınızın akış eğrilerini tamamen ve güvenilirbir şekilde belirler.

411/// ÖZELLİKLER

/// ÇEVRE BİRİMLERİ

6

14/// VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜHER ZAMANKİ GİBİ.
AMA DAHA İYİ.

/// AKSESUARLARKişiselleştirilmiş Uygulama Tavsiyesi
IKA Uygulama Merkezi'nde tüm viskozimetreleri test edelbilirsiniz.
Uzmanlarımız ölçüm süreçlerinizi analiz edecek ve numunele­rinizin viskozitesini en iyi nasıl belirleyeceğinizi tespit etmek içinsizinle çalışacaklardır.

20
Dünya Çapında Hizmet

9/// FAYDALI BİLGİLER

/// PAKETLER
IKA viskozimetreyi tercih etmeniz, aynı zamanda bölgenizde
mükemmel IKA teknik servisinden hizmet almayı tercih etmeniz
demektir. Ekibimiz servis ve uygulama ihtiyaçlarınız için dünyaçapında hizmetinizdedir. Viskozimetrenizin yedek parçaları 10 yılgarantilidir.

22
10/// SEKTÖRLER

/// TEKNİK VERİ23
10 YILGARANTİ**www.ika.com/register adresinden kaydolduktan *2+8 yıl sonra, aşınan parçalar
kapsam dışında kalır.

/// SSS

M%

rpm

PR

Pa

1/s

°C / °Fg/cm³Özellikler | 5

mPas

4 | Özellikler

1

2

3

4

5

6

7

8
4

5

6

7

Özellikler
Parametreler / Gösterge

3 Ölçüm Modu

Gösterge aşağıdaki parametreleri göstermektedir:

Farklı uygulamalar için üç ölçüm modu mevcuttur: doğru, dengeve hızlı. On farklı program ve rampa kaydedilebilir.

8
1

1
2

5

viskozite 2 tork 3 dönüş hızı 4 program durumu
kesme gerilimi 6 kesme hızı 7 sıcaklık 8 yoğunluk

3

Fonksiyonlar
Sıcaklık sensörü
Viskozitenin bir sıcaklık değerine göre ölçülmesi önerildiği içinsıcaklık sensörü her zaman teslimat kapsamındadır.

Sıcaklık Kontrolü
1

Uygun aksesuarları kullanarak -100 °C – 300 °C sıcaklığındaki
numuneler üzerinde ölçüm yapmak mümkündür.

Bir ölçümü başlatmak ve durdurmak münferit olarak
tanımlanabilir: Bir zamanlayıcı kullanarak, belirli bir torkaulaşıldığında, veya viskozite ölçüldüğünde.

Arayüzler
USB ve RS 232 için bağlantı olanakları bulunmaktadır.
Bu da, PC ve veri yakalama ile kontrolün mümkün olduğu
anlamına gelmektedir.

Yazdırma

Adımsız Konumlandırma
ROTASTAND dikey stabilite sağlar. Viskozimetrenin yüksekliği
adımsız olarak ayarlanabilmektedir.
Motorlu HELISTAND yüksek seviyede viskoz olan numunelerinizin
viskozitelerini yüksek güvenilirlikle ölçmenize izin verir. Monteedilmiş viskozimetreyi ve döner gövdesini numunenin içinde
yavaşça ve üniform şekilde yukarı ve aşağı hareket ettirir.

Çoklu Montelerİplik adaptörü, hızlı konnektör veya kanca konnektörü: Mili cihazaen uygun olacağını düşündüğünüz şekilde takabilirsiniz.

RS 232 portu üzerinden seri arayüz yazıcılarını kullanarak
sonuçları yazdırmak mümkündür. Raporları tek tek veya sürekli
olarak yazdırabilirsiniz.

MillerROTAVISC lo-vi teslimatına dört adet mil dahildir; me-vi ve hi-vi
teslimatlarına altışar adet mil dahildir.
HELISTAND paketleri akmayan numuneler için ek olarak 6
T-milinden oluşan bir set de içermektedir.

6 | Viskozite Ölçümü

Viskozite Ölçümü | 7

Viskozite ölçümü, her zamanki gibi. Ama daha iyi.

CİHAZI 4,3" TFT GÖSTERGESİ ÜZERİNDE
SEZGİSEL OLARAK ÇALIŞTIRIN.
Büyük, renkli gösterge diğer tüm IKA
cihazlarında olduğu gibi sezgisel çok dillimenü rehberi sunmaktadır.
AVANTAJINIZ: Denenmiş ve test edilmiş IKA
laboratuvar cihazı yapısı, artık viskozimetreniziçin de mevcut.

CİHAZI DİJİTAL SEVİYEYE GÖRE AYARLAMAKCihazı çalıştırdıktan sonra sizden dijital seviyede
kullanılması için cihazı ayarlamanız istenecektir.
AVANTAJINIZ: Süreç güvenliği - seviyeyi
ayarlamayı unutmanız engellenir.
DÖRT CİHAZ. DÖRT ÖLÇÜM
ARALIĞI
lo-vi viskozite ölçüm aralığı:1 – 6.000.000 mPas

0.01 RPM'DEN 200 RPM'YE KADAR KESİN
SONUÇLAR
Doğruluk, maksimum ölçüm aralığı değerinin% +/-1'indedir. Tekrar gerçekleştirilebilirlik%+/- 0,2'dir.
ADIMSIZ ÖLÇÜMLER YAPINDönüş hızı tüm ölçüm aralıkları içinadımsız olarak ayarlanabilir. Bu da akışeğrisinin adımsız programlanmasına
olanak tanımaktadır.
AVANTAJINIZ: Giriş seviyesindeki
viskozimetreler arasında kusursuz
viskozimetre ölçümü sunan tek
viskozimetre.

me-vi viskozite ölçüm aralığı:100 – 40.000.000 mPas

AVANTAJINIZ: En doğru
sonuçları alırsınız.

hi-vi I viskozite ölçüm aralığı:200 – 80.000.000 mPas
MİLİ TAKMAKISO milini size en uygun şekilde takınız:İplik adaptörü, hızlı konnektör veya kanca
konnektörü ile (aksesuar olarak mevcuttur).
AVANTAJINIZ: Cihaz, çalışma
alışkanlıklarınıza uyum sağlar.

KOLAY KURULUM
Pratik bir taşıma çantasında teslim edilir:
Viskozimetre anında ROTASTAND veya
HELISTAND'a sabitlenir
AVANTAJINIZ: Farklı konumlarda bile anında
kullanıma hazırdır.
DÖRT ÇIKIŞ FORMATINDAN BİRİNİ SEÇİN
Adımsız dönüş aralığının tamamı boyunca basit bir ölçekten
karmaşık bir viskozite profili tasvirine kadar: Tüm ROTAVISC
modelleri, farklı çıkış formatlarını birleştirir.
AVANTAJINIZ: Her bir viskozite aralığı için tek bir cihaz tüm çıkış
formatlarını sağlayabilir.

hi-vi II viskozite ölçüm aralığı:800 – 320.000.000 mPas

8 | Viskozite Ölçümü

Paketler | 9

ROTAVISC SBS. Bilyalı rulmanlı viskozimetre.

Sizin laboratuvarınız, bizim
paketimiz
Nasıl bir laboratuvarınız var? Bizim sayemizde, viskozite ölçümü
için kesinlikle doğru paketi bulacaksınız.

TAM VE HELI PAKETLERİ
OLARAK MEVCUT

1

Neye ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin!

ÖLÇÜM ARALIKLARISBS me-vi viskozite ölçüm aralığı:100 – 40.000.000 mPas
YENİ BİLYALI RULMAN TEKNOLOJİSİROTAVISC SBS viskozimetre, ROTAVISC
serimizi tamamlar: Bu cihazlarda, sağlam
bir bilyalı yatak (Çelik Bilyalı Rulman,
Süspansiyon) klasik mücevherli rulmanın
yerine geçer. İşlem, tüm ROTAVISC serisininmeşhur kullanıcı dostu prensiplerine
uygundur.

SBS hi-vi I viskozite ölçüm aralığı:200 – 80.000.000 mPas

ROTAVISC Complete
Teslimat aşağıdakileri kapsar:
1 ROTASTAND standı 2 standart mil seti
3 sıcaklık sensörü 4 siper demiri
2

4

SBS hi-vi II viskozite ölçüm aralığı:800 – 320.000.000 mPas

ROTAVISC me-vi Complete | Kimlik No.: 0025000311
ROTAVISC hi-vi I Complete | Kimlik No.: 0025000312
ROTAVISC hi-vi II Complete | Kimlik No.: 0025000313

ROTAVISC HELI Complete
Teslimat aşağıdakileri kapsar:
5 ROTASTAND standı 2 standart mil seti
3 sıcaklık sensörü 4 siper demiri
6 T-mili setiBİRLEŞTİRİN VE İYİLEŞTİRİN
SBS varyasyonunda, ROTAVISC me-vi,
hi-vi I ve hi-vi II viskozimetre modelleri
artık Complete ve HELI Paketleri olarak
mevcuttur. Mücevherli rulmanlı bir
viskozimetreniz mi var? Eğer talep
ederseniz onu bilyalı rulman modelineçevirebiliriz. Sadece düşük viskozite
aralığı için ROTAVISC lo-vi mücevherlirulmanlarla üretilmeye devam edecektir.

ROTAVISC lo-vi HELI Complete | Kimlik No.: 0025008225
ROTAVISC me-vi HELI Complete | Kimlik No.: 0025008226
ROTAVISC hi-vi I HELI Complete | Kimlik No.: 0025008227
ROTAVISC hi-vi II HELI Complete | Kimlik No.: 0025008228

AĞIR İŞ
Bu bilyalı rulman aşırı kullanılamaz. Artık mili değiştirirken
kaplin milini kaldırmanız gerekmez.
SBS VARYASYONLARI İÇİN VİSKOMETRE ÖNERİYORUZ.
ÖZELLİKLE DE AŞAĞIDA BELİRTİLENLER İÇİN:> çok yüksek numune verimi> oldukça sert ortam / kullanım> sık iş mili değişimi
> sık cihaz konumu değişimiROTAVISC lo-vi Complete | Kimlik No.: 0025000310

3

5

6

ROTAVISC SBS Complete
Teslimat aşağıdakileri kapsar:
1 ROTASTAND standı 2 standart mil seti
3 sıcaklık sensörü 4 siper demiri
ROTAVISC SBS me-vi Complete | Kimlik No.: 0010007714
ROTAVISC SBS hi-vi I Complete | Kimlik No.: 0010007686
ROTAVISC SBS hi-vi II Complete | Kimlik No.: 0010007701
ROTAVISC SBS me-vi HELI Complete | Kimlik No.: 0010007716
ROTAVISC SBS hi-vi I HELI Complete | Kimlik No.: 0010007688
ROTAVISC SBS hi-vi II HELI Complete | Kimlik No.: 0010007703

10 | Teknik veriÇevre Birimleri | 11

Teknik veri

HRC2 soğutmalı ısıtıcı sirkülatör
Numunelerinizi hazırlamak için hassas temperleme: HRC 2 kompakt soğutmalıısıtıcı sirkülatörü kontrolü, yüksek enerji verimliliği, -30°C – 100°C çalışma sıcaklığı
aralığı ve güçlü ve sınırsız değişkenli basınç/emme pompası ile bilinir. Talebe bağlı
ve hız kontrollü kompresör sesi ve işletim maliyetlerini azaltır.

DÖRT CİHAZ. DÖRT ÖLÇÜM ARALIĞITEKNIK VERIViskozite doğruluğu

1%

Viskozite tekrarlanabilirliği

0,2 %Gösterge

TFT

Motor değeri çıkışı

4,8 W

ROTAVISC me-viÇalışma sıcaklığı

min.: -100 °C
max.: +300 °C

Viskozite ölçüm aralığı

Hız

0,01 – 200 rpm

ROTAVISC hi-vi IDoğruluk hızını ayarlama

0,01 rpm

Viskozite ölçüm aralığı

Sıcaklık ölçüm rezolüsyonu

0,1 K

Harici sıcaklık sensörü bağlantısı

PT 100"Grafik fonksiyonu
Kalibrasyon seçeneği (sıcaklık)Aşırı yükleme koruması"

Evet
Evet
Evet

Operasyon modu

Zamanlayıcı ve kesintisiz operasyon

Stand eki

Extension arm
uzunluğu

Arayüzler

USB, RS 232,
Analog çıkış

GENEL VERİROTAVISC lo-vi
Viskozite ölçüm aralığı

100 – 40 000 000 mPas

200 – 80 000 000 mPas

ROTAVISC hi-vi II
Viskozite ölçüm aralığı

Bir harici sıcaklık sensörü ile kombine edildiğinde HRC 2 control modeli, harici
kapalı veya açık uygulamaların hassas bir şekilde temperlenmesi için kusursuz
uygunluk kazanmaktadır. 4 litrelik banyonun yüksek kalite izolasyonu, hızlı ısıtmaya
olanak sağlarken soğutma esnasında ihtiyaç duyulan ısı girdisini de azaltmaktadır.

1 – 6 000 000 mPas

800 – 320 000 000 mPas

ROTAVISC İÇİN STAND

HRC 2 basic
Kimlik No.: 0025003742
HRC 2 control
Kimlik No.: 0025004524
H.SI.8 Tube
Kimlik No.: 004569000

Harici sıcaklık kontrol devresinin 2.5 litreye kadar yeniden dolum ihtiyacı olmadan
thermofluid (termosıvı) ile birlikte kullanılması mümkündür. Entegre bunker ünitesi
ve boşaltma vanası, termosıvının (thermofluid) emniyetli ve temiz bir şekilde
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Kolay açılan ön flap, soğutucu ünitenin hava
filtresinin kolay temizlenmesine olanak sağlar. Banyonun ön tarafında bir boşaltma
vanası bulunmaktadır. Kullanıcının termosıvıya (thermofluid) doğrudan temas
etmemesi için boş banyoya bir hortum bağlanması mümkündür.

ROTASTAND
Maks. vuruş

200 mmÇap

16 mm

Dinamik yük

5 kgBoyutlar (En x Boy x Derinlik)

351 x 318 x 246 mm

Ağırlık

4,8 kgAğırlık

7,1 kgBoyutlar (En × Boy × Derinlik)

351 x 629 x 372 mm

HELISTAND

Kabul edilebilir ortam sıcaklığı

5 – 40 °C

Maks. vuruş

142 mmKabul edilebilir bağıl nem

50 %

Çap

16 mm

Voltaj100 – 240 V

Dinamik yük

3,2 kgFrekans

50 / 60 HzAşırı yükleme koruması

Evet

Güç girdisi

24 W,Standby: 0,06 W

Yüksekliği ayarlanabilir emniyet
kilidiEvet

DIN EN 60529 uyarınca koruma sınıfı

IP 40

Boyutlar (En x Boy x Derinlik)

351 x 343 x 252 mm

Ağırlık

5,5 kgKabul edilebilir ortam sıcaklığı

0 – 40 °C

Kabul edilebilir bağıl nem

80 %DIN EN 60529 uyarınca koruma
sınıfı

IP 40

Voltaj220 - 230 / 100 - 115 V

Frekans

50/60 HzSTARVISC 200-2.5 control ölçümlü karıştırıcı
Her şeyi aynı anda yapabilen tek cihaz. Karıştırma sürecinde, çok hassas bir torkölçüm sensörü, doğrudan ürün üzerinden viskozite değişiklikleri hakkında daha ileri
sonuçlar alınmasını sağlar.
TORKSENSÖRBu, çok zaman alan çevrimdışı bir süreç olan düzenli numune almayı elimine eder.
Viskozite, tekrarlanabilir koşullar altında iyi tanımlanmış bir kurulumu esas alan tork
okumaları ile ilişkilendirilebilir.
Modern TFT göstergesi çıkarılabilirdir. Bu da STARVISC'in güvenli bir mesafeden
kontrol edilebileceği anlamına gelmektedir. Yüksek seviyede viskoz olan maddeler
bile güçlü STARVISC karıştırıcısı kullanılarak yoğun olarak karıştırılabilir. 100 litreye
kadar olan miktarlar işlenebilir.

STARVISC 200-2.5 control
Kimlik No.: 0025003604

12 | Çevre Birimleri

labworldsoft® 6 / labworldsoft® 6 Visc | 13

Laboratuvar Reaktörleri

labworldsoft® 6

IKA laboratuvar reaktörleri, söz konusu kimyasal tepkime, karıştırma, dispersiyon
ve homojenizasyon süreçlerinin laboratuvar ölçekli optimizasyonu ve tekrarlanmasıolduğunda en özgün sistemlerdirler. Laboratuvar reaktörleri, krem ve losyon üretimi, katıların ve liflerin sıvılar veya polimerler içinde öğütülmesi ve parçalanması
vb. dahil olmak üzere çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesi için münferit olarakkişiselleştirilebilir.

Evrensel laboratuvar yazılımı labworldsoft® 6 laboratuvar cihazlarınızı kontrol eder,süreçleri otomatize eder ve ölçümler ve sonuçları belgeler. labworldsoft® herhangi
bir sayıdaki laboratuvar cihazlarını PC kullanarak eş zamanlı olarak birbirine bağlayabilir. Böylece laboratuvar deneylerinizin ve prosedürlerinizin otomasyonu daha kolay
ve verimli hale gelir.









PC ve laboratuvar ekipmanı arasındaki iletişim RS 232, USB, Bluetooth veya ağarayüzleri gibi çeşitli arabirimler aracılığıyla mümkündür. labworldsoft® 6, tork,
sıcaklık, hız ve pH değeri gibi çok sayıda fiziksel parametrenin hızla kaydedilmesinisağlar. Analiz ve belgeleme kolaylığı için örneğin bir y/t diyagramı üzerinde çeşitli
şekillerde gösterilebilir.
y

nolog

Tech

labworldsoft® 6 Visc
Küçültülmüş versiyon labworldsoft 6 Visc yazılımı, ROTAVISC viskozimetreleri ve
STARVISC 200-2.5 kontrol ölçüm karıştırıcısını bir PC aracılığıyla termostatlar gibidiğer cihazlara bağlayarak laboratuvar süreçlerinin otomasyonunu sağlar. Yazılım
aksesuar olarak mevcuttur ve FDA 21 CFR Bölüm 11 ile uyumludur.
Kimlik No.: 0020101872

IKA Üstten Karıştırıcılar
Mükemmel temel fonksiyonlara sahip, kompakt ve kolay kullanılabilen karıştırıcılar:IKA MICROSTAR ve IKA MINISTAR serilerinin yerden tasarruf eden yüksek performans ürünleri
Daha güçlü varyasyonlar EUROSTAR serisinde bulunabilir. Örneğin, küçültme dişlisi
sayesinde yeni EUROSTAR 100 kontrol P4 özellikle güçlü ve esnek karıştırma sunar.
Ayrıca laboratuvar reaktörlerinde kullanmak için harika bir seçimdir.

14 | Aksesuarlar

Aksesuarlar | 15

Aksesuarlar

Aksesuarlar
3

SP RACK mil rafı
ROTAVISC milleri için paslanmaz çelik raf (AISI
304/ 1.4301), cihaza yakın asılı depolama veya
kurutma için farklı miller için yeterli alan sunar.
Kimlik No.: 0020104809

VOL-C-RTD-2.1 hazne
VOLS-1 ile birlikte opsiyonel olarak sunulan
VOL-C-RTD-2.1 haznesi özellikle pahalı vedeğerli numuneler için uygundur. Hazneye bir
sıcaklık sensörü entegre edilmiştir ve böylece
viskozite belirleme sırasında sıcaklık ölçümüne
olanak sağlar.
Kimlik No.: 0025007064

DWB 600 çift cidarlı beherÇift cidarlı beher DWB 600, 600 ml'lik bir dolum
hacmine sahiptir. Harici bir soğutma veya ısıtma
kaynağına bağlanabilir olduğundan beher
içindeki numunenin temperlenmesi için uygundur
Kimlik No.: 0020024575

DINS-1 DIN adaptörü
DIN 53019'a göre viskoziteyi ölçen adaptör. Set,
numuneyi hızlı bir şekilde ısıtmak veya soğutmak
için bir çift ceketin yanı sıra numunenin belirli bir
kesme hızında analiz edilmesi için bir koaksiyel
silindir sistemi içerir.
Kimlik No.: 0025000387

VOLS-1 adaptörüÖzellikle değerli ve pahalı numunelerin viskozitesini ölçmek için adaptör. Hızlı bir şekildeısıtmak veya soğutmak için sıcaklık sensörlü
bir çift ceketin yanı sıra numunenin belirli bir
kesme hızında analiz edilmesi için bir koaksiyel
silindir sistemi içerir. Farklı hacimler için başka
miller ve hazneler ayrıca satın alınabilir.
Kimlik No.: 0025000352

ELVAS-1 adaptörüStandart mil tarafından ölçülemeyen çok düşük
viskoziteleri ölçme amaçlı adaptör. Numuneyi
hızlı bir şekilde ısıtmak veya soğutmak için birçift ceket ve numunenin belirli bir kesme hızında
analiz edilmesi için bir koaksiyel silindir sistemi
içerir.
Kimlik No.: 0025000390
ELVAS-C-C paslanmaz çelik hazne
ELVAS-1 adaptör mili seti için kapalı paslanmazçelik hazne.
Kimlik No.: 0025008373

BH 600 mengene
BH 600 mengene 600 ml'lik beherler içinuygundur. Bunları örneğin bir IB R 9 veya IB R 20
plastik banyosuna sabitler.
Kimlik No.: 0025000400

PT 100.8 sıcaklık sensörü
Sıcaklık sensörü, paslanmaz çelik, Ø3 mm,
75 mm ROTAVISC viskozimetreler için
Kimlik No.: 0025000413

Miller için Kanca Konektör
Kanca Konektörü, millerin ROTAVISC ölçüm
sistemine kolayca bağlanmasını sağlar.
Kimlik No.: 0025000338

Mil için Hızlı Konektör
Hızlı Konektör, millerin doğrudan ROTAVISCölçüm sistemine bağlanmasını sağlar.
Kimlik No.: 0025000339

O DIN S-1 açık DIN mil seti
Set, numune sıvısına hızlı bir şekilde dalabilmek için tek cidarlı açık bir ceketin yanı sıra
numunenin belirli bir kesme hızında ve kesme
geriliminde analizi için bir koaksiyel silindir sistemi içerir. Ölçülebilir maksimum viskozite değeri
50 000 mPas'tır.
Kimlik No.: 0025000326

VAN-1 kanat mili seti
Kanatlı mil seti süspansiyonların viskozitesininölçülmesini sağlar. Teslimata dört adet kanat
mili dahildir.
Kimlik No.: 0025000407

SAS-1 spiral adaptör
Çok yapışkan ve diğer viskoz numunelerin
viskozitesini ölçmek için spiral adaptör. Bunlara
ek olarak, farklı kesme hızlarındaki akışkan
davranışını analiz etmek mümkündür.
Kimlik No.: 0025000377

16 | Aksesuarlar

Aksesuarlar | 17

Aksesuarlar

Aksesuarlar
TEKLI MILLER

SP-5

SP-6

T-SP-6 – T-SP-1

ÜRÜNAÇIKLAMA

Ident. No.

ÜRÜNAÇIKLAMA

Ident. No.

SP-1

Standart mil

0025006828

VOL-SP-6.7

VOLS-1, 6,7 ml için Spindle

0025006845

SP-2

Standart mil

0025006829

VOL-SP-7.1

VOLS-1, 7,1 ml için Spindle

0025006849

SP-3

Standart mil

0025006830

VOL-SP-16.1

VOLS-1, 16,1 ml için Spindle

0025006848

SP-4

Standart mil

0025006831

VOL-SP-10.4

VOLS-1, 10,4 ml için Spindle

0025006850

SP-5

Standart mil

0025006832

VOL-SP-11

VOLS-1, 11 ml için Spindle

0025006851

SP-6

Standart mil

0025006833

VOL-SP-13.5

VOLS-1, 13,5 ml için Spindle

0025006852

SP-7

Standart mil

0025006834

VOL-SP-9

VOLS-1, 9 ml için Spindle

0025006846

SP-8

Standart mil

0025006835

VOL-SP-9.4

VOLS-1, 9,4 ml için Spindle

0025006847

SP-9

Standart mil

0025006836

VOL-SP-2.1

2,1 ml hazne için Spindle

0025007061

SP-10

Standart mil

0025006837

VOL-C-RTD-1

VOL-C-RTD-1 hazne

0025007603

SP-11

Standart mil

0025006838

VOL-C-RTD-2.1

VOLS-1 için 2,1 ml hazne

0025007064

SP-12

Standart mil

0025006839

VOL-SP-3.8

3,8 ml hazne için Spindle

0025007062

T-SP-1

T-mili0025008238

VOL-C-RTD-3.8

VOLS-1 için 3,8 ml hazne

0025007065

T-SP-2

T-mili0025008239

VOL-SP-4.2

4,2 ml hazne için spindle

0025007063

T-SP-3T-mili0025008240

VOL-C-RTD-4.2

VOLS-1 için 4,2 ml hazne

0025007066

T-SP-4T-mili0025008241

VOLS 1.11

Uzatma konektörü

0020107301

T-SP-5T-mili0025008242

VOLS 1.21

VOLS haznesi için kapak

0020108881

T-SP-6

T-mili0025008243

ELVAS-SP

ELVAS Spindle

0025006844

T-SP-nut

T-mili nut

0020108874

ELVAS-C

ELVAS numune haznesi (açık)

0020107138

T-SP-coupling

T-mili kaplini

0020108842

ELVAS-C-C

ELVAS-1 için kapalı hazne

0025008373

VAN-SP-1

Kanat mili

0025006853

DIN-SP-5

DIN spindle 50025006840

VAN-SP-2

Kanat mili

0025006854

DIN-SP-6

DIN spindle 60025006841

VAN-SP-3

Kanat mili

0025006855

DIN-SP-7

DIN spindle 70025006842

VAN-SP-4

Kanat mili

0025006856

DIN-C-1

DIN-SP-5 için hazne

0020108883

VAN-SP-5

Kanat mili

0025008376

DIN-C-2

DIN-SP-6, DIN-SP-7 için hazne

0020108885

S-SP

Spiral mil

0025006843

O-DIN-C-1

DIN-SP-5 için açık hazne

0020108887

S-C-1

S-SP spiral mil için hazne

0020108896

O-DIN-C-2

DIN-SP-6 için açık hazne

0020108888

SCB

S-SP için mil fırçası

0020108882

O-DIN-C-3

DIN-SP-7 için açık hazne

0020108889

CC-1

ELVAS / DINS için hazne kapağı (6 adet)

0020107043

VOL-SP-7.1

VOL-SP-9

VOL-C-RTD-3.8

VOL-SP-2.1

VOL-SP-11

VOL-C-RTD-4.2

18 | Aksesuarlar

Aksesuarlar | 19

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Standart silikon yağıSertifikalı standart silikon yağı ile ROTAVISC'inizin ölçüm doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Sertifika teslimatın bir parçasıdır. Farklı viskozitelere veya sıcaklık koşullarınasahip standart silikon yağı, müşteriye özel olarak sipariş edilebilir.

CAL-O-5 standart silikon yağı5 mPasKimlik No.: 0025000397

CAL-O-10 standart silikon yağı10 mPasKimlik No.: 0025000398

CAL-O-50 standart silikon yağı50 mPasKimlik No.: 0025000399

CAL-O-100 standart silikon yağı100 mPas
Kimlik No.: 0025000434

CAL-O-500 standart silikon yağı500 mPas
Kimlik No.: 0025000435

CAL-O-1000 standart silikon yağı1000 mPas
Kimlik No.: 0025000436

CAL-O-5000 standart silikon yağı5000 mPas
Kimlik No.: 0025000437

CAL-O-12500 standart silikon yağı12 500 mPas
Kimlik No.: 0025000466

CAL-O-30000 standart silikon yağı30 000 mPas
Kimlik No.: 0025000467

CAL-O-60000 standart silikon yağı60 000 mPas
Kimlik No.: 0025000468

CAL-O-100000 standart silikon yağı100 000 mPas
Kimlik No.: 0025000469

T-SP-Set T-SP-Set T-mili seti
T-mil seti özellikle kremler, macunlar veya
jelatin gibi akmayan numunelerin ölçümü içinuygundur.
Kimlik No.: 0025007765

SP set-1 standart mil setiStandart mil seti SP set-1 dört mil içerir (SP1,
SP2, SP3, SP4). Bu üçünü de sağlama Özellikle
ROTAVISC lo-vi Complete döner viskozimetreler ile birlikte viskozite tespiti için uygundur.
Kimlik No.: 0025000319

ROTASTAND için standKimlik No.: 0020006787

HELISTAND için elektrikli standKimlik No.: 0025007567

SP set-2 standart mil setiStandart mil seti SP set-2 6 mil içerir (SP7, SP8,
SP9, SP10, SP 11, SP12). Özellikle ROTAVISC mevi, hi-vi I veya hi-vi II Complete döner viskozimetreleri ile birlikte viskozite tespiti için uygundur.
Kimlik No.: 0025000329

Daha fazla aksesuar için
www.ika.com

HALİ HAZIRDA ROTAVISC İLE ÇALIŞIYOR MUSUNUZ?
HELISTAND ile uygulama alanını genişletin
Elektrikli stand ve altı T-mil içeren set.
HELISTAND SET
Ident. No. 0025008224

20 | Good to know

Good to know | 21

Faydalı Bilgiler

Faydalı Bilgiler

motor

SEARLE prensibine göre kademesiz

Teknik Özellikler

couplingdeğişken ölçüm

impulse discspiral spring

bearing bushbearingcore spindle

ROTAVISC viskozite ölçümü SEARLE prensibine dayanmaktadır.Bir ölçüm miliincelenen maddenin içinde döner. Numunenin viskozitesi, kullanılan mil dikkate
alınarak belirli bir hıza ulaşmak için gereken torktan tespit edilir. Kullanıcıların ayarlarda manuel ayarlamalar yapmasına gerek kalmadan tüm bunlar otomatik olarak
gerçekleşir.

ROTAVISC ve ilgili ölçüm milleri ile DIN 53019, ISO 2555'e dayalı olarakölçüm ve bağıl ölçümler yapmak mümkündür. ROTAVISC, viskozite ölçümü
için önemli olan numune sıcaklığını, maddenin içine daldırılabilen bir PT 100
sensöründen algılar. Ölçüm yöntemlerini depolayabilir ve bilgisayara bile bağlanmadan işlemleri otomatikleştirebilirsiniz. Bu, hem adım hem de rampa programlarının tanımlanmasını sağlar ve bunlar daha sonra defalarca standartlaştırılabilir.
Sonuçlar cihaz üzerinde grafik olarak görüntülenir.

Bir maddenin viskozitesi genellikle sabit bir faktör değildir; sıcaklığa, basınca vediğer etkilere göre değişir. Bu nedenle, aynı madde için farklı kesme hızlarında ve
sıcaklıklarda farklı viskozite değerleri kaydedilecektir, örneğin

Sıcaklık Kontrolü

measuring
spindle adapter

Bir numunenin viskozitesi her zaman sıcaklığına bağlıdır. Dolayısıyla numune her
zaman izotermal olarak ölçülmelidir. IKA temperleme ekipmanı, daldırma sirkülatörlerinin yanı sıra -30 °C ila 250 °C arasında değişen sıcaklıklar için kriyostatlar kullanarak bu gereksinimi karşılar.

Kullanılabilirlik
Uygun aksesuarlar kullanılarak, düşük viskozite aralığına kadar her türlü sıvı
numunesi düzgün ve tekrarlanabilir şekilde ölçülebilir. Bu aynı zamanda görecelikarşılaştırmalar yapmak için de geçerlidir. Cihazın kullanıcıya özel ölçüm kaplarınauyarlanması da mümkündür, böylece numunenin boşaltılması - ve muhtemelen
numune yapısının değiştirilmesi - gerekmez.
Geniş ölçüm geometrisi yelpazesi sayesinde ROTAVISC, tüm yaygın ölçüm gereksinimleri ve olası tüm serbest akışlı ortamlar için uygundur. Ölçüm sonuçları hem
göreceli hem de mutlak şartlarda sağlanabilir. Geniş aksesuar yelpazesi ve sezgisel
kullanıcı arayüzü, ROTAVISC'in tamamen kullanışlı olmasını sağlar. Gerekli parametreler kısa sürede ayarlanabilir, bu da reolojik ölçümlerden sorumlu personelin
herhangi bir eğitime ihtiyaç duymayacağı anlamına gelir.

Termostatları kontrol etmek için kullanılan IKA laboratuvar yazılımı ( bkz. yukarıda)
reolojik sıcaklık rampalarını belirlemek ve viskozite değişimini kaydetmek için kullanılabildiğinden, bu durum ROTAVISC'in uygulama alanını genişletmektedir.

Doğrulama / Kalibrasyon
ISO 17025 standardı, ölçüm cihazlarının doğrulanmasını gerektirir. ROTAVISC,
kullanıcılara bu doğrulamayı kendi başlarına gerçekleştirme seçeneği sunar.Uygun
standart sıvıların geniş yelpazesi sayesinde, kullanıcılar tamamen bağımsızdır, yani
harici bakım maliyetleri olmadan cihazlarını kontrol edebilirler. Bu, belirtilen tüm
okumaların belirtilen ölçüm doğruluğu aralığı içinde olup olmadığını
kontrol etmelerini sağlar.

Viskozimetre standartları
ROTAVISC uluslararası standartlara göre ölçüm yapar,örneğin ISO 1652, ISO 2555 ve GB 10247.

22 | Industries

SSS | 23

SSS
SektörlerKişisel bakım
Çevre
Kanalizasyon

Viskoziteler çok çeşitli sektörlerde rol oynamaktadır. Ürünportföyümüz aşağıdaki uygulama alanlarında viskoziteölçümü için idealdir:

GıdaAraştırma
EğitimMalzeme bilimleri

Elektronik sektörüİçecekKozmetik

Nanoteknoloji
Emtia Ürünleri
Tekstil

Eczacılık sektörü
Tıp
Biyoteknoloji

1. Numunem için en uygun IKA rotasyonel viskozimetre
hangisidir?
lo-vi: meyve suları, çözücüler, yenilebilir yağlar, mürekkepler vesıvı sabun için.
me-vi: boyalar/vernikler, mayonez, süt ürünleri ve ketçap için.
hi-vi I & hi-vi II: macunlar, merhemler, melaslar ve jeller için.
2. ROTAVISC'in doğruluğu nasıl kontrol edilebilir?
IKA, 25 °C'de belirlenen viskoziteye sahip standart sıvıların satışını
yapmaktadır. Kullanıcı bu sıvıları kullanarak cihazı kontrol edebilir.
3. Mil cihaza nasıl monte edilir?
The delivery includes three different adaptations.
1. Mil, cihazın üzerine vidalanır.
2. Mil, cihaza bir hızlı bağlantı adaptörü vasıtasıyla bağlanır.
3. Mil, bir kanca adaptörü aracılığıyla cihazabağlanır.
4. Bir ölçüm ne kadar sürer?
Sabit bir viskozite değeri elde etmek için, milin ortamda 3 ila 4
tam devir tamamlamış olması gerekir. Hız ne kadar düşükse,ölçüm o kadar uzun sürer
5. Milin test maddesinin ne kadar derinine daldırılması
gerekir?
Her milin üzerinde bir işaret vardır. Mil bu noktaya kadar
maddenin içine daldırılmalıdır.

Kağıt
Petrol sektörü
Kimya sektörü

6. ROTAVISC kullanılarak ölçülebilecek en küçük viskozite
nedir?
60 rpm'de lo-vi ve ELVAS-1 ile 1 mPas.
7. IKA ROTAVISC tam olarak nasıl çalışır?
Rotasyonel viskozimetre, bir maddeye daldırılmış milidöndürmek için gereken torku ölçer. Mil, kalibre edilmiş bir
yay kullanan bir motor tarafından çalıştırılır. Sapma, torkun birölçümü olarak işlev görür ve ekranda M% olarak gösterilir.
8. Ne kadar numune hacmi gereklidir?
Teslimat kapsamındaki standart miller, 600 ml'lik beherde (düşük
form) yaklaşık 500 ml'lik bir hacim için uyumludur. Daha küçük
numune hacimleri mutlak ölçüm sistemleri (koaksiyel ölçüm
sistemi) ile ölçülebilir, örneğin VOLS-1 adaptörü.

9. ROTAVISC aynı numune için neden farklı viskoziteölçümleri yapıyor?
Genellikle viskozite maddeye özgü bir sabit değildir. Viskozite,örneğin X sıcaklığında ve Y hızında iyi tanımlanmış durumdaki
bir maddeyi tanımlar. Artan hız ile viskozitesi azalan örnekler
vardır, örneğin ketçap (kesme incelmesi / psödoplastik). Diğer
numunelerde viskozite artan hız ile artar, örneğin nişasta
çözeltileri (kesme kalınlaşması / dilatant). Ayrıca, silikon yağı(Newtonian akışkan) gibi hız arttıkça veya azaldıkça viskozitesideğişmeyen örnekler de vardır.
10. Hangi ölçüm değerleri ROTAVISC çıktısı verir?
Sıcaklık:°C veya °F
Hız:
rpmÖlçüm zamanı: ss:dd:ss
Tork:
M%
Viskozite:
mPas, cP, m²/s, cStDuruş koşulları: Zaman, tork, sıcaklık, viskoziteYoğunluk:g/cm³
Kesme oranı:
1/s (koaksiyel ölçüm sistemi kullanıldığında)Kesme gerilimi: Pa (koaksiyel ölçüm sistemi kullanıldığında)11. Maksimum hız ne kadar yüksek olmalıdır?
Burada hızın ve milin laminer akış aralığından sapılmayacakşekilde seçilmesi önemlidir. Aksi takdirde viskozite değerleri çok
yüksek olacaktır. SP-1, SP-2, SP-6 ve ELVAS-SP geometrileri içinaşağıda türbülanslı akışa geçiş noktaları belirlenmiştir.
1. SP-1 lo-vi, 60 rpm'de 15 mPas > rpm / mPas = 4
2. SP-2 lo-vi 200 rpm'de 100 mPas > rpm / mPas = 2
3. SP-6 me-vi 50 rpm'de 100 mPas > rpm / mPas = 0.5
4. ELVAS-SP 60 rpm'de 0.85 mPas > rpm / mPas = 70.6
rpm / mPas oranı bu değerleri aşarsa, listelenen millerde
türbülanslı koşullar oluşabilir. VAN-SP-1 ila VAN SP-4
geometrilerinde, 10 rpm'den daha yüksek hızlarda türbülans
nedeniyle yapay olarak daha yüksek viskozite değerleri oluşabilir.

TR

TURKEYIKA Turkey Laboratuvar ve Proses Teknolojileri A.Ş.
Mescit Mah. Fettah Başaran, Cad. No: 21/A, Turkey
Phone: +90 216 584 54 65, eMail: sales.turkey@ika.com

USA
IKA Works, Inc.
Phone: +1 910 452-7059
eMail: sales@ika.net

KOREA
IKA Korea Ltd.
Phone: +82 2 2136 6800
eMail: info@ika.kr

BRAZILIKA Brazil
Phone: +55 19 3772-9600
eMail: sales@ika.net.br

MALAYSIA
IKA Works (Asia) Sdn Bhd
Phone: +60 3 6099-5666
eMail: sales.lab@ika.my

CHINA
IKA Works Guangzhou
Phone: +86 20 8222 6771
eMail: info@ika.cn

POLANDIKA Poland Sp. z o.o.
Phone: +48 22 201 99 79
eMail: sales.poland@ika.com

JAPAN
IKA Japan K.K.
Phone: +81 6 6730 6781
eMail: info_japan@ika.ne.jp

INDIA
IKA India Private Limited
Phone: +91 80 26253 900
eMail: info@ika.in

UNITED KINGDOMIKA England LTD.
Phone: +44 1865 986 162
eMail: sales.england@ika.com

VIETNAMIKA Vietnam Company Limited
Phone: +84 28 38202142
eMail: sales.lab-vietnam@ika.com

THAILANDIKA Works (Thailand) Co. Ltd.
Phone: +662 1178150
eMail: sales.lab-thailand@ika.com

GERMANY
IKA-Werke GmbH & Co. KG
Phone: +49 7633 831-0
eMail: sales@ika.de

Subject to technical changes.
Information regarding delivery is not binding.

www.ika.com

IKAworldwide // #lookattheblue

202302_ROTAVISC_Brochure_IWI_TR/// WORLDWIDE