APOLLO

GX-A /GF-A
Multi-Functional Precision Balances

SeriesGX-324AE

GF-324A

GX-1003A

GX-3002A

GF-1003A

GF-3002A

0.1mgタイプ9モデル追加
全35モデルwww.aandd.jp

APOLLONEW

GX-A /GF-A シリーズ

ワイドセレクション 全

35 モデル

0.1mg〜：9モデル／0.001g〜：12モデル／0.01ｇ〜：10モデル／0.1g〜：4モデル

GX-A
Series

GF-A

校正用分銅内蔵型

ベーシック型

最小表示0.1mgモデル
大型ガラス風防付き（GX-AEは無風イオナイザー
Quick Ion®付き）

Series

最小表示0.1mgモデル
大型ガラス風防付き
最小表示0.001gモデル
小型風防付き最小表示0.001gモデル
小型風防付き最小表示0.01g／0.1gモデル

最小表示0.01g／0.1gモデル

キープコンセプト ボディサイズなどGX/GFシリーズのコンセプトを継承しつつ、新しい機能・構造を提案 〜 豊富なオプションを設定
堅牢／高耐久 人が乗っても壊れない ／ 1000万回の耐久試験をクリア
ショックアブソーバー機構付き計量皿
計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造

バックライトつき液晶表示

ショックアブソーバー

足コマ ・ 回しやすいサムホイール つき・ サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない

LEDライトつき水平器 見やすく、簡単調整
オートCAL機能 温度変化などにより自動的に内蔵分銅によるキャリブレーションを実施

サムホイール付き足コマ※GX-Aシリーズのみ

パスワード機能 ・ 天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能

・ 天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル（╳10人分）の2段階選べる表示単位 g（グラム）・pcs（個数）・％（パーセント）・ct（カラット）・mom(もんめ)・

LEDライトつき水平器

DS（比重） ※もんめ：真珠計量用単位

GLP、GMP、GCP、ISO対応出力 ＋ IDナンバー（GX-A/GF-A）

動物計量モード ＋ 動物計量皿キット（GXA-12 ・別売品）

0.1mgモデル/GX-203A/GF-203は除く

1

業界初

■ ■ ■

3つの機能を提案■ ■ ■ISD／ ECL ／ FRD

生産ラインの組み込み時にISD ： 衝撃検出機能（ Impact Shock Detection ）特許取得済✔ 計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ

生産ライン ：ワークの衝撃の度合いを簡単にチェック → 設置時の作業効率アップ・設置後の天びんの故障を防ぐ
研究用途 ： 天びんの使用時の衝撃による故障、計量値ずれの回避 → 計量精度の確保
衝撃レベルの警告表示 ＋ ロギング機能 ： 衝撃レベル3、4のものを記録（50データ）

Pi P

PiSHOCK

衝撃なし

SHOCK

レベル 1

レベル 2

SHOCK

レベル 3i

動画はコチラ

SHOCK

レベル 4

ポイント 測定しづらい「衝撃の度合い」
を簡単にチェック

強い衝撃を受けた時は警告を出すので、安心して使用可能

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認にECL ： 電子制御荷重(自己点検 )機能（ Electronically Controlled Load ）✔ 独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD）を計量・算出✔ 故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能（SDがスペック内のとき”OK”表示）✔ 約90 秒で自動的に測定

特許取得済
動画はコチラ

生産ライン ：ラインに組み込むなど、設置環境が悪い場合の精度確認

少量の負荷で計量・算出 → ワーク（風袋）が大きくて、内蔵分銅ではオーバーロードになってしまうケースでも算出可能

研究用途 ：ドラフトチャンバー用やバランスエンクロージャー内で使用する際の、風や振動の影響のチェック
最小計量値の確認〔最小計量値の参考値〕 製薬会社などで必須となっている「最小計量値」の参考値の算出に・カタログ上のスペックからの算出や、天びん設置時に測定した値ではなく、現在の環境での「最小計量値」を計量・算出
・外部分銅で実施するよりも大幅に時間短縮

標準偏差（SD)の表示

最小計量値の警告機能

・”最小計量値警告機能”を使用することで、サンプル量が設定した最小計量値を満たしているかを一目で判断
※「g」
モードのみ

※ ECLで算出した値の他、任意で設定も可能

ポイント 外部分銅を使って点検する手間を省き、自動で行う事で、作業効率アップ
最小計量値の警告機能で安心して使用可能

ポンプやフィーダの流量確認に

FRD ： 流量測定機能（ Flow Rate Display ）✔ 荷重の変化を「流量」として計算

特許申請中

天びん単体で高精度の流量測定が可能

生産ライン ： 移送ポンプや定量供給装置（液体や粉体）などの精度と安定性の向上
研究用途 ： 細胞培養用の培地に添加された溶液の流速の制御など

・ ストップウォッチなど手動で測定する手間・測定誤差を回避
・ 長時間の計測結果だけではなく、短時間での算出・計測途中の変化も把握することが可能
・ 天びんと、ＰＣなどの記録側の内部クロックの誤差による、流量が正確に計測できない問題を解決
・ コンパレータ機能つき：設定値（上限値・下限値を超えた場合に警告）
・ 単位時間あたりの重さ、または体積を選択可能
単位：「g/s」、「g/m」、「g/h」／「mL/s」、「ｍL/ｍ」、「ｍL/ｈ」※ｍL単位は、密度のメモリが可能（最大10データ）※s：秒、m：分、h：時

2

FRD機能で測定イメージ

測定したデータをPCに出力可能（接続ケーブル付属）・ 連続運転時の特性確認（サンプルごとの差やチューブの劣化時の流量変動）
・ 脈流（脈動）傾向の把握

ポンプ・チュービングキャリブレーション時の流量チェックなど

データ処理ソフト“WinCT-FRD”で流量チェック

PC・流量値・計量値をリアルタイムにグラフ表示
・全体的な流量値や、一時的な変化もチェック可能
流量値のハネ

脈流（脈動）／ 上昇/下降

動画はコチラ天びん

トレンドの確認・ホームページから無償ダウンロード可能
・天びんにPC用接続ケーブル付属・測定結果はCSVファイル形式で保存可能

何故FRD機能が便利なのか（PC側で計算する方法に発生する問題）

流量値を見るには、天びんから出力された計量値をPCで受け取り、PC側で「計量値の変化分を時間で割る」方法もございます。
しかし、この方法だと「内部クロックの個体差」による問題が発生します。
天びんとPCは、それぞれが内蔵している内部クロックで1秒の間隔を区切っていますが、そこにはごく僅かな個体差があります。
その個体差によって、例えば天びんから10回/秒で計量値を出力した場合でも、PC側で11回分（または9回分）のところで区切ってしまう時があり、その瞬間に流量が増加（または減少）したように見えてしまいます。
これが脈流などの実際の流量値のハネなのか、内部クロック個体差の影響なのかの見極めが難しい、という一面がありました。
FRD機能ならば天びん側で「流量値」を算出してから出力するので正確な流量値を見ることができます。

計量値
流量ポイント 長いスパンでのトレンドや一時的な変化など、様々な流動特性の確認に。内部クロックの個体差の問題もクリアして、正確な流量を把握

その他の機能2ch出力標準装備 ・ RS-232C（D-sub 9Ｐ）/ USBインタフェース（ミニBタイプ）を標準装備

・ PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能
例：USBでPCに接続、RS-232Cでプリンタまたは外部表示、PLCに接続
計量値をＰＣとプリンタの両方に出力天びんをPCで制御/計量値をプリンタに印字
外部表示器でモニタしながら、PCで天びんを制御、またはPCに計量値を入力⇨⇨⇨※ 付属のUSBケーブルでPCとの接続が可能（AX-KO5465-180 A-ミニBタイプ 1.8m）（RS-232Cに別売品のAD-8529Bluetoothコンバータを接続してワイヤレス通信も可能）

USBファンクション機能 ・ 内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能

・ 一方向（クイックUSB）：ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力
従来のクイックUSBを機能アップ！ ※アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応
・ 双方向通信（コマンド入力）：データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ※ドライバのインストールが必要

統計演算 計量値を統計処理し、結果を表示・出力
比重測定機能 ・ 固体または液体の比重を計算して表示、出力 ・ 別売品の比重測定キットを利用可能（GXA-14 0.1mgモデル用／GXA-13 1mgモデル用）
データメモリ機能 計量値 最大200個（単位質量(個数計量）最大50個 / キャリブレーション履歴 最大50個）
時計機能 ・ GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能 ※GX-A/GF-A共に時計機能を標準装備
オートパワーオン・オフ機能 機能は内部設定でオン・オフの選択可能（PLCなどからのコマンドでも可）
例：組込み装置の電源がOn天びんに通電したら、天びん側の電源がOnになる

UFC機能（Universal Flex Coms）・ 出力フォーマットを任意に設定することが可能
床下ひょう量 床下ひょう量金具を全モデル標準装備

大型ガラス風防 0.1mgモデル標準付属／1mg以上のモデルに別売設定

上面からみたイメージ図

GXA-10：標準タイプ（GX/GF-A 0.1mgモデルに標準付属）
GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion®付きタイプ（GX-AEに標準付属）

コンパクト設計 ボディイン・ドア方式：ドアを開けても背面に飛び出さない省スペース設計
ガラス部分が３段階に折れ曲って背面に収納される構造※ 上面ガラスは折り重なる構造※ 帯電防止用導電性ガラスを採用

軽い操作感で疲れない スライドガラスのレールを新設計：開閉時の操作感を追求、軽い力でスムースな開閉が可能

無風イオナイザー Quick Ion® わずか0.3秒で強力除電 ※10cm以内・使用環境による

GXA-10GXA-17Quick Ion®付き「計量値が安定しない」「計量値が増えたあと、少し経つと減っていく（またはその逆の現象）」
そんな経験ありませんか？
それは静電気が原因かもしれません
外置きタイプのGXA-25と、大型ガラス風防に内蔵しているタイプのGXA-17をラインナップ（GXA-17はGX-AEに標準付属）◆ 無風タイプなので、粉体の除電も可能◆ 粉体以外の除電にも便利

ひょう量室内に風が発生することで計量値の誤差要因となります
無風タイプならば、風を発生させずに除電が可能です

GXA-25GXA-17のイオナイザー

3豊富なオプション※ オプションによっては同時に接続出来ないものがございます※ ■のオプションはGX-AEタイプに装着できません■ GXA-03 ： RS-232Cインタフェース絶縁タイプ（D-Sub9P）
標準装備のＲＳ-232Ｃインタフェースにもう1ch追加

・ 自動機に天びんを組込む場合などに絶縁タイプなので、耐ノイズ性が求められる組込みなどの用途にも使用可能

・ 外部表示器とプリンタの２ch同時接続 → 天びんをPLCで制御し、計量値をプリンタに印字する→ 計量値を外部表示器でモニタしながら、PLCで天びんを制御する■ GXA-04 ： コンパレータ出力（リレー・ブザー、外部入力）※レディ出力つき
計量値と上下限値の比較結果を接点及びブザーにて出力／5段の比較ができ、ランク分けとしても利用可能
レディ出力 ・・・レディON：計量表示中（コンパレータの有無に係わらず）／Qコマンドで天びんから計量値が帰ってくる状態
レディOFF：リゼロ中、CAL中、表示オフ等計量表示が出ていないとき■ GXA-06 ： アナログ電圧出力（出荷時オプション）
計量値の指定桁、またはゼロから ひょう量の範囲で計量値を電圧に変換

GXA-10 大型ガラス風防

0〜1Ｖ / 0.2〜1Ｖ切替可■ FXi-08-JA ： イーサネットインタフェース
ネットワークを利用した計量データ管理、複数台のデータ管理に専用ソフトWinCT-Plus（CD-ROM）付属■ GXA-09 ： 内蔵バッテリユニット（出荷時オプション）
ニッケル水素電池
充電時間：約10時間 / 駆動時間：約14時間（充電中の使用可、放電しながら電池残量確認可）

GXA-10 ： 大型ガラス風防（全モデル共通）

GXA-17 無風イオナイザー
Quick Ion付き大型ガラス風防

GXA-12 ： 動物計量皿キット（最小表示0.1mgモデル/GX-203A/GF-203Aを除く）
GXA-13 ： 比重測定キット（最小表示 1mgモデル用）
GXA-14 ： 比重測定キット（最小表示 0.1mgモデル用）■ GXA-17 ： 無風イオナイザー Quick Ion®付き大型ガラス風防

GXA-12 動物計量皿（全モデル共通 出荷時オプション ※GX-AEに標準付属 わずか0.3秒で強力除電 ※10cm以内・使用環境による）■ GXA-23シリーズ ： 外部入力ユニット（オーディオ端子 2ch ※）▪GXA-23-PRINT

プリント用フットスイッチ入力

フットスイッチ（AX-SW137-PRINT）付属、スイッチを踏む事で、データ出力（プリント出力）▪GXA-23-REZERO リゼロ用フットスイッチ入力

フットスイッチ（AX-SW137-REZERO）付属、スイッチを踏む事で、リゼロ出力▪GXA-23-PLUG

GXA-13 比重測定

外部入力インタフェース

インタフェースボード接点入力用 システム組込み用に ステレオジャック╳3個付属※フットスイッチを２つ同時に接続が可能（別売品AX-SW137-PRINT/-REZERO)■ GXA-24 ： USBホスト(USBメモリ）
インタフェース（出荷時オプション）
市販のUSBメモリを接続し、計量データをCSVファイル形式で保存することが可能

GXA-23-PRINT GXA-23-REZERO※ 標準装備のUSB(ファクション機能)と、GXA-24のUSB（ホスト機能）
は、同時利用は不可※ USBメモリはFAT（FAT16）、FAT32でフォーマットされたものに対応■ GXA-25 ： 無風イオナイザー Quick Ion®（出荷時オプション）
わずか0.3秒で強力除電（10cm以内・使用環境による） ＊特許申請中
赤外線センサ付きで、手をかざすだけで除電開始

GXA-25 無風イオナイザー■ GXA-26 ： 外部IRスイッチ
IRセンサ（赤外線センサ）方式により、手をかざすだけで、リゼロまたはプリント動作が可能（内部設定で選択）▪GXA-03、GXA-04、GXA-06、FXi-08-JA、GXA-09、GXA-17、GXA-23シリーズ、GXA-24、※

GXA-25、GXA-26は、いずれか一つだけ装着可能（GX-AEタイプは装着できません）

GXA-26 外部IRスイッチ

4仕様

APOLLOGX-AE：校正用分銅・無風イオナイザー内蔵型／GX-A：校正用分銅内蔵型／GF-A：ベーシック型
GX-124AE

GX-224AE

GX-324AE

GF-124A

GF-224A

GF-324A

GX-124A

モデル
ひょう量

GX-224A

122g

GX-324A

ＧＸ-203A

ＧＸ-303A

ＧＸ-403A

ＧＸ-603A

320g

220g

320g

420g

620g

220g

最小表示

GF-203A

GF-303A

GF-403A

0.1mg（200g）

0.1mg

直線性

約1.5秒
（100g）

1620g

0.001g（1,000g）
0.002g（1,600g）

約1.5秒（100g）

約2秒（200g）

約2秒（300g）

0.003g5g：約0.8秒

約1.0秒（5g：約0.8秒）

1,600g：約1.5秒

128mm╳128mm

φ90mm

モデル

GF-1603A

1100g

0.002g0.3mg

約1.5秒（100g）

計量皿寸法

GF-1003A

0.001g

0.2mg（300g）

0.2mg

安定所要時間［FAST］
設定、良好環境

ＧＸ-1003A ＧＸ-1603A

0.001g0.1mg

繰り返し性（標準偏差）

GF-603A

GX-A /GF-A シリーズ

ＧＸ-2002A

ＧＸ-3002A

ＧＸ-4002A

ＧＸ-6002A

ＧＸ-10002A

ＧＸ-6001A

2200g

3200g

4200g

6200g

10200g

6200g

GF-2002A

ひょう量

GF-3002A

GF-4002A

最小表示

GF-6002A

GF-10002A

0.01g

繰り返し性（標準偏差）0.01g（5,000g）
0.03g

0.1g
50g：約0.8秒

約1.0秒（50g：約0.8秒）

約1.0秒（500g：約0.8秒）

10kg：約1.5秒

計量皿寸法

共通仕様

10200g

0.1g

0.02g（10,000g）

0.02g

安定所要時間［FAST］
設定、良好環境

GF-10001A

0.1g

0.01g

直線性

ＧＸ-10001A

GF-6001A

165mm╳165mm

感度ドリフト

2ppm/℃（オートキャリブレーションOFF時）

動作温度・湿度

5℃〜40℃、85%RH以下（結露しないこと）

表示書換回数

5回／秒、10回／秒、または20回／秒

表示モード（単位）※、比重g（グラム）、mg（ミリグラム）、PCS（個数）、%（パーセント）、ct（カラット）、mom（もんめ）

標準装備出力RS-232C（D-Sub9Pオス）、USB（ミニＢタイプ/一方向・双方向切替）

電源

ACアダプタ（付属：AX-TB248）または、充電バッテリ（別売GXA-09 ※出荷時オプション）

モデル
標準価格
（税抜）
JANコード
注文コード
モデル
標準価格
（税抜）
JANコード
注文コード
モデル
標準価格
（税抜）
JANコード
注文コード

GX-124AE

GX-224AE

GX-324AE¥230,000¥250,000¥270,000※もんめ（真珠計量用単位）4981046162692 4981046162708 4981046162715
GX124AE

GX224AE

GX324AE

GX-124A

GX-224A

GX-324A

ＧＸ-203A

ＧＸ-303A

ＧＸ-403A

ＧＸ-603A

ＧＸ-1003A

ＧＸ-1603A¥150,000¥170,000¥190,000¥99,000¥124,000¥140,000¥160,000¥190,000¥220,000

4981046162661 4981046162678 4981046162685 4981046155229 4981046155236 4981046155243 4981046155250 4981046155267 4981046155274
GX124A

GX224A

GX324A

GX203AGX303A

GX403A

GX603A

GX1003A

GX1603A

ＧF-124A

ＧF-224A

ＧF-324A

ＧF-203A

ＧF-303A

ＧF-403A

ＧF-603A

ＧF-1003A

ＧF-1603A¥140,000¥150,000¥170,000¥84,000¥99,000¥129,000¥139,000¥169,000¥199,000

4981046162722 4981046162739 4981046162746 4981046155359 4981046155366 4981046155373 4981046155380 4981046155397 4981046155403
GF124AGF224AGF324AGF203AGF303AGF403AGF603A

GF1003A

GF1603A

ＧＸ-2002A

ＧＸ-3002A

ＧＸ-4002A

ＧＸ-6002A

ＧＸ-10002A

ＧＸ-6001A¥99,000¥124,000¥140,000¥160,000¥180,000¥108,000¥118,000

JANコード

4981046155281

4981046155298

4981046155304

4981046155311

4981046155328

4981046155335

4981046155342

注文コード

GX2002A

GX3002A

GX4002A

GX6002A

GX1002A

GX6001A

GX1001A

ＧF-2002A

ＧF-3002A

ＧF-4002A

ＧF-6002A

ＧF-10002A

ＧF-6001A

ＧF-10001A¥84,000¥99,000¥129,000¥145,000¥165,000¥90,000¥95,000

JANコード

4981046155410

4981046155427

4981046155434

4981046155441

4981046155458

4981046155465

4981046155472

注文コード

GF2002A

GF3002A

GF4002A

GF6002A

GF10002A

GF6001A

GF10001A

モデル
標準価格
（税抜）

モデル
標準価格
（税抜）

別売品
■ GXA-03

絶縁タイプRS-232C出力¥20,000
コンパレータ・リレー出力（ブザー・外部入力付き）¥25,000■ GXA-06 ★
アナログ電圧出力（0〜1V/0.2〜1V）¥20,000■ FXi-08-JA
イーサネットインタフェース（データ収集ソフトWinCT-Plus付）¥30,000■ GXA-09 ★
内蔵バッテリユニット ニッケル水素 10時間充電/約14時間駆動¥38,000
GXA-10大型ガラス風防（全モデル共通/GX/GF-A0.1mgモデルに標準付属）¥28,000
GXA-12
動物計量皿キット（最小表示0.1mgモデル/GX-203A/GF-203Aを除く） ¥15,000¥50,000
GXA-13
比重測定キット（最小表示１mgモデル用）
未定
GXA-14
比重測定キット（最小表示0.１mgモデル用）®
■ GXA-17 ★
無風イオナイザー Quick Ion 付き大型ガラス風防（全モデル共通）¥110,000■ GXA-23-PRINT
プリント用フットスイッチ入力（フットスイッチAX-SW137-PRINT付属）¥20,000■ GXA-23-REZERO リゼロ用フットスイッチ入力（フットスイッチAX-SW137-REZERO付属）¥20,000■ GXA-23-PLUG¥10,000
インタフェースボード接点入力用（オーディオ端子３個付属）■ GXA-24 ★
¥10,000
USBホスト（USBメモリ）インタフェース■ GXA-04

ＧＸ-10001A

無風イオナイザー Quick Ion®
¥75,000
外部IRスイッチ¥15,000
AX-GXA-31
本体保護カバー（５枚入り PET製）¥3,800AX-KO5465-180
USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8m（標準付属品）¥1,000AX-TB248
ACアダプタ（標準付属品）¥3,500AD-8127
マルチプリンタ¥65,000
AX-SW137-REZERO ※ フットスイッチ リゼロ用（ケーブル長約1.8m）¥10,000※
フットスイッチ プリント用（ケーブル長約1.8m）¥10,000
AX-SW137-PRINT
ミニDIN8ピンコネクタ付きケーブル 1.5ｍ
（GXA-04標準付属品）¥4,000
AX-KO5692ミニDIN４ピンコネクタ付きケーブル 1.5ｍ
（GXA-06標準付属品）¥4,000
AX-KO5693
Bluetooth® コンバータ PC接続用¥26,000
AD-8529PC-W®
Bluetooth コンバータ プリンタ接続用¥26,000
AD-8529PR-W■ GXA-25 ★
■ GXA-26★ 本体出荷時のみ取付け可能です ■印：いずれか１つだけ装着可能です（GX-AEタイプには装着できません）※フットスイッチAX-SW137を接続する場合、GXA-04またはGXA-23が必要です

安全上のご注意●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本社：〒1 7 0 - 0 0 1 3 東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁 目 2 3 番 1 4 号
TEL.03-5391-6128（直） FAX.03-5391-6129■ 札 幌 出 張 所 TEL.011-251-2753（代） FAX.011-251-2759■ 仙 台 営 業 所 TEL.022-211-8051（代） FAX.022-211-8052■ 宇 都 宮 営 業 所 TEL.028-610-0377（代） FAX.028-633-2166■ 東 京 北 営 業 所 TEL.048-592-3111（代） FAX.048-592-3117■ 東 京 南 営 業 所 TEL.045-476-5231（代） FAX.045-476-5232■ 静 岡 営 業 所 TEL.054-286-2880（代） FAX.054-286-2955■ 名 古 屋 営 業 所 TEL.052-726-8760（代） FAX.052-726-8769■ 大 阪 営 業 所 TEL.06-7668-3900（代） FAX.06-7668-3901■ 広 島 営 業 所 TEL.082-233-0611（代） FAX.082-233-7058■ 福 岡 営 業 所 TEL.092-441-6715（代） FAX.092-411-2815
Windows、Windows Vista、Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。 ● 本カタログの内容は2019 年 7 月 現在のものです。
＊GXA-ADJC-02-PR2-19707GP