Sistema
ULTRA-TURRAX® Tube Drive

Preparación de las muestras más rápida y más segura1

El sistema de dispersión desechable
ULTRA-TURRAX­® Tube Drive control(UTTD control)
Antes de que los investigadores y los trabajadores de laboratorio puedan
analizar sus muestras, por lo general deben procesar el material. Las
tareas de mezcla, trituración, dispersión y homogeneización se desarrollan con
rapidez. Sin embargo, la limpieza del aparato lleva mucho tiempo y, si se han
manipulado sustancias tóxicas, puede incluso resultar peligrosa. Un nuevo
sistema desechable herméticamente cerrado reduce a un mínimo el contacto
con el material de muestra y acelera la preparación de las muestras.
Los llamados útiles de dispersión por lotes

lleno o con el útil de trituración utilizado implica unfuncionan con recipientes de más de un

riesgo de infección o intoxicación. Por otro lado,uso, los cuales se llenan con el material de

toda labor de limpieza y esterilización supone

prueba que, una vez triturado, se trasvasa a otrosuna pérdida de tiempo muy valioso. Para poderrecipientes. Después del trabajo, tanto losprocesarrecipientes como los útiles (sistema rotor-es-rápidatátor o molinillo) deben limpiarse y, en su caso,sistema totalmente nuevo con accionamien-esterilizarse.

siemp-to, útil de trituración y recipiente de muestras.

re existe el riesgo de que se produzca una

El paso decisivo era conseguir integrar loscontaminación

laútiles de trituración en el recipiente de muestras.

transferencia no deseada de partículas deEl útil y el recipiente forman una unidad y estánuna muestra a otra. El usuario también se ve

concebidos como un producto desechable. Así,expuesto a ciertos riesgos. Si además se proce-tras finalizar el procesamiento de la muestra, sesan materiales celulares infectados o sustancias

eliminan o se almacenan.

En

estos

cruzada,casos
esdecir,tóxicas, cualquier contacto con el recipiente

lasymuestras

segurasedeformanecesitaba

pues

Tapa

Rotor

EstátorRotor deaccionamiento

Varilla oscilante
Membrana

Fijación dela membranamásunRecipiente

2Tubes cerrados en lugar
de recipientes abiertos
En el IKA® ULTRA-TURRAX® Tube Drive (UTTD)

No existe prácticamente ningún material que

los tubes desechables forman la combinación deno pueda procesarse en los tubes (consulte elútil y recipiente. Se introducen en la unidad deresumen de la página 4). Una vez cerrados seaccionamiento sin que el usuario entre en con-mantienen perfectamente herméticos. Incluso atacto con el material de la muestra. Una vez

8.000 revoluciones. En la variante de tapa contranscurrido la duración ajustada para el ensayo,

membrana puede añadir material de muestra

se escucha una señal. En ese momento, la mues-adicional o extraer parte del mismo. Para con-tra puede almacenarse en el tube sin trasvasar ladiciones de ensayo especiales también pueden

muestra a otro recipiente, o bien analizarse con

suministrarse tubes esterilizados.

otros aparatos.
Con estas características el UTTD resulta ideal
Los tubes tienen una capacidad para 20 mililitros

para las siguientes aplicaciones:(volumen de trabajo de 2 a 15 ml) o para 50 mililitros (volumen de trabajo de 15 a 50 ml). Ademáspueden suministrarse en varios modelos:> 	Disolución de medicamentos, como comprimidos o cápsulas antes del análisis> 	Dispersión de tejidos animales y humanos> ST Tube: Recipiente de mezcla con unidad deagitación integrada. Adecuado paro mezclar,agitar, extraer, separar por gravedad y disolver.
>	DT Tube: Recipiente de dispersión con unidad de> Dispersión de plantas o extracción de material
de las mismas> Emulsión de muestras cosméticas> Extracción de bacterias (por ejemplo, E. coli)

dispersión integrada.Adecuado para dispersar,

con un tube de molienda con bolas

homogeneizar y suspender muestras médicas.

(bolas de vidrio)>	BMT Tube: Recipiente de molido con bolas devidrio o de acero fino integradas. Adecua-

DT Tube 50

BMT Tube 20

comprimidos en líquidos.

ST Tube 20

do para moler en seco, así como para disolver

Ejemplo: Homogeneización dehojas de menta con unaextracción posterior de muestras

Ejemplos de aplicación
con el ST Tube
> Capacidad de disolución de medicamentos> Incorporación de pigmentos en un disolvente> Aceleración de la disolución de soluciones
50 ml

azucaradas> Extracción de sustancias vegetales> Aceleración de la disolución de comprimidos,
grageas y cápsulas
líquido + polvo> Mezcla de líquidos muy viscosos

20 ml

ST Tube:Tube con componente agitación
Apropiado para:> Mezclar> Agitar> Extraer> Separación por gravedad demuestras de tierraEjemplos de aplicación
con el DT Tube
> Homogeneización de muestras de tejido, por

3ejemplo, del cerebro, el hígado, los músculos,los riñones y los pulmones> Trituración de muestras vegetales, como

50 ml

pueden ser el romero, la colza, las semillas detomate, las uvas, las patatas, los berros, lashojas y las raíces> Fabricación de una emulsión O/W o de una
líquido + muestra

emulsión W/O> Homogeneización de muestras de aguas
residuales

20 ml

DT Tube:Tube de dispersión
Apropiado para:> Dispersar> Homogeneizar> Suspender> Farmacocinética
> Metabolismo> Diagnóstico

Ejemplos de aplicación
con el BMT G / S Tube
> Disgregación de células animales,vegetales o humanas> Trituración en seco de, por ejemplo,
50 ml

pigmentos, materiales de construcción ymuestras de carbón> Trituración en seco de muestras liofilizadas> Trituración de muestras para la determinacióndel contenido en aguabolas + muestra

20 ml

BMT G / S Tube: Tube paramoler con esferas de vidrio (G)o acero inoxidable (S)Apropiado para:> Trituración en seco demuestras secas y frágiles(por ejemplo, caolín, yeso,pigmentos, comprimidos)> Disgregación celular> Procesamiento de materiales
en líquidos

4Sectores y ámbitosde aplicación:

En los materiales que se indican a continuación el UTTD ofrece los mejores
resultados posibles:
Aceite bruto, aceite combustible, aceitunas sinhueso, aceite, aceite de ensalada, aguas residuales, algas, amnión, bolitas de malta, cápsulas, cápsulas aromáticas, carburo de silicio, carne de cer-> Industria agraria> Biología> Botánica
> Fábrica de cerveza> Industria de materiales deconstruccióndo, carne de pavo, carne de pollo, cáscara de vid,

> Química

cáscaras de naranja, células de fibrina, cerebro de> Cosméticos

cerdo, colza, comprimidos, compost, concentrado de zumo de frutas, corazón, cordón umbilical,> Ecología

crema grasa, drágeas, entrañas, escarabajo de> Protección medioambientalla patata, granos de almidón, granos de girasol,> Análisis de alimentos

hierba, hiedra, hígado, hígado de pavo, hojas deadelfa, hojas de cerezo, hojas de ciruelo, hojas de> Investigación genética

frambueso, hojas de lúpulo, hojas de manzano,> Hematología

hojas de planta, hojas de tabaco, hojas de vid, ho-> Medicina humana

jas liofilizadas, madera, mezcla de verduras, mu-> Inmunobiología

estras de suelo, nematodo, pasta de alimentos,patatas, patatas peladas, pigmentos, pigmentos> Medicina

en colores textiles, plasta de conductividad, polvo> Industria de pinturas y tintes

de catalizador, principio activo, pulgón en solu-> Patología

ción tampón, pulmón, queso, raíces, riñones, romero, salvia secada, sedimento, semilla de rábano

> Investigación farmacéutica

picante, semillas de tomate, semillas, setas secas,> Petroquímica

tejido muscular, tomillo, tráquea, verduras> Industria tabaquera

zanahorias.

> Medicina veterinaria

5Controle, programe y documente conel ULTRA-TURRAX® Tube Drive controlLa

variantededispositivoULTRA-TURRAX®

Control de los ensayos ydocumentación del UTTD control
con el software „labworldsoft®“

Tube Drive control (UTTD control) abre nuevas
posibilidades a los usuarios.
Y, a través del puerto USB de su PC, puede
controlar el UTTD control y documentar las seriesde ensayos realizadas. Para ello puede utilizar, porejemplo, el software de IKA®„labworldsoft®“. Labiblioteca de programas que incorpora el equipo
permite repetir ensayos en condiciones idénticas.
Del mismo modo, el usuario puede activarfunciones

manualmentepara

mejorarlosresultados de mezcla y trituración. Con elinterruptor Turbo se aumenta la velocidad,
mientras que con el interruptor de inversión deinvierte el sentido de giro de forma cíclica. Y
estos dos elementos optimizan el efecto demezcla y de trituración.

Datos técnicos
Potencia del motor consumo / suministro
Rango de velocidad / velocidad turbo
Mostrar
Indicador de velocidad
Temporizador
Posibilidad de ajustar la inversión delsentido de giro
Datos generales
Dimensiones (An x Pr x Al)
Peso
Clase de protección según DIN EN 60529

20 / 17 W
400 - 6.000 min-1 / 8.000 min-1
OLED
digital10 s - 30 min (infinitamente ajustables)
10 - 60 s

122 x 178 x 48 mm
1,0 kgIP 20

Ventajas:> 	Dispersión, agitación y molido con un solo
accionamiento> Exclusión de la posibilidad de que seproduzca una contaminación cruzada> 	Recipientes de pruebas desechables concierre hermético
> No es preciso realizar una complicada
labor de limpieza> Mayor seguridad para los usuarios> 	Adecuado para aplicaciones individuales oen serie> Tubes con esterilización gamma> Tubes con membrana perforable

6> Tubes con 2 a 15 ml y 15 a 50 ml> Función de protección contra bloqueo> Seguridad gracias a la baja tensión (24 V)> Plástico resistente a los productos químicos> Eliminación sencilla y sin peligros> Servicio técnico mundial garantizado
por IKA®
> Resultados reproducibles> Patentado

Si tiene alguna pregunta, puede dirigirsetambién a nuestra línea de atención gratuita
sobre aplicaciones:
00 8000 4522777 (00 8000 IKAAPPS)*Correo electrónico: applicationsupport@ika.de* Lunes a jueves de 8:30 a 16:30 horas
viernes de 8:30 a 15:30 horas

IKA®-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10 · 79219 Staufen · Germany
Tel. +49 7633 831-0 · Fax +49 7633 831-98
sales@ika.de · www.ika.com