Podtech/llm-jp-corpus-v4-ja_sip_comprehensive_pdf huggingface dataset:
質量W84×H190×D40mm(突起部除く)※対応OS Windows XP, 7, 8

URL www.new-cosmos.co.jp/infor/smell/xp3293.html

2017年6月制作
7605-M001

臭気指数（相当値）を求めるためには、測りたいニオイに合わせた臭気指数変換テーブルを作成（付属ソフト使用）する必要があります※2。より簡単に現場の雰囲気に近い臭気指数（相当値）を求めたい方は、業種別に用意されたテーブルを弊社ホームページ（www.new-cosmos.co.jp/infor/smell/xp3293.
html）よりダウンロードすることも可能です。
高い測定精度

新開発SV型★
（音叉振動式）によるフルレンジ1％の高精度再現性を達成※。
また、粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。

※校正用標準液にて、同一の液体に振動子を入れたままで繰り返し測定した時の繰り返し性（標準偏差）★ 特許取得連続的自動測定̶自動終了
専用ソフトウェアWinCT-Viscosityにより可能

恒弾性バネ

流体中で、振動子を共振させ、振動子を一定振幅で動かすのに必要となる加振力（トルク）から粘度を求める。

左右の振動子は恒弾性バネで支持され、予め共振可能に調整される。この振動子を一定振幅で駆動する力（トルク）が液体の粘性抵抗に比例することから粘度を測定する。

変位センサ
電磁駆動部

温度センサ
振動子

標準価格
（税抜）

AX-SV-31-2.5 ＊1
粘度計校正用標準液（JS2.5）＊2￥27,000 （税抜）
AX-SV-31-5 ＊1
粘度計校正用標準液（JS5）＊2￥27,000 （税抜）
AX-SV-31-10 ＊1
粘度計校正用標準液（JS10）＊2￥27,000 （税抜）
＊1＊2AX-SV-31-20
粘度計校正用標準液（JS20）￥27,000 （税抜）
AX-SV-31-50 ＊1
粘度計校正用標準液（JS50）＊2￥27,000 （税抜）
AX-SV-31-100 ＊1
粘度計校正用標準液（JS100）＊2￥27,000 （税抜）
＊1＊2AX-SV-31-200
粘度計校正用標準液（JS200）￥27,000 （税抜）
AX-SV-31-500 ＊1
粘度計校正用標準液（JS500）＊2￥27,000 （税抜）
AX-SV-31-1000 ＊1
粘度計校正用標準液（JS1000） ＊2￥27,000 （税抜）
＊1＊2AX-SV-31-2000
粘度計校正用標準液（JS2000）￥29,000 （税抜）
AX-SV-31-14000 ＊1 粘度計校正用標準液（JS14000） ＊2￥29,000 （税抜）
AX-SV-31-160000 ＊1 粘度計校正用標準液（JS160000） ＊2￥29,000 （税抜）
AX-SV-33
サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量35〜45mℓ〉付属品と同じもの、10個セット￥10,000 （税抜）
AX-SV-34
少量サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量10mℓ〉10個セット、フタ10個付き￥10,000 （税抜）
AX-SV-35
ガラス容器（容量 約13mℓ）￥19,500 （税抜）
￥10,000 （税抜）
AX-SV-36
位置決め用ストッパー
AX-SV-37 ＊3
循環水ジャケット〈本体：PC（ポリカーボネート）製、パッキン：シリコンゴム製〉、少量サンプル容器、フタ各4個付き ￥15,000 （税抜）
AX-SV-38
ガラス保存容器（容量 約60mℓ、内径47mm）、10個セット￥5,000 （税抜）
￥10,000 （税抜）
AX-SV-39 ＊4
プラスチック保存容器（容量 120mℓ）、20個セット
AX-SV-42
アナログ電圧出力（0〜1V）￥60,000 （税抜）
AX-SV-43￥25,000 （税抜）
延長ケーブル（5m） 計量部と表示部接続延長用
AX-SV-51 ＊5￥140,000 （税抜）
スタンドセット(X-Y-Zステージ付き計量部固定スタンド、SV全機種に使用可能）￥70,000 （税抜）
X-Y-Zステージ（SV全機種に使用可能）
AX-SV-52￥98,000 （税抜）
ソフトウェアセット（シリアルUSBコンバータ付属、SV全機種に使用可能）
AX-SV-53-JA ＊6￥60,000 （税抜）
容器セット
〈10mℓ/13mℓ/45mℓ〉（循環水ジャケット付き、SV全機種に使用可能）
AX-SV-54 ＊7￥120,000 （税抜）
電磁スターラー（リモート・マイクロ型）
AX-SV-61￥10,000 （税抜）
USBコンバータ・ケーブルセット
AX-USB-25P￥65,000 （税抜）
コンパクト・プリンタ
AD-8121B¥48,000 （税抜）
ミニプリンタAD-8126￥78,000 （税抜）
除振台
AD-1671A￥35,000 （税抜）
超音波洗浄器AD-1686￥40,000 （税抜）
環境ロガー
AD-1687￥18,000 （税抜）
計量データロガー
AD-1688￥16,000 （税抜）
クイックUSBアダプタ
AD-8527￥3,500 （税抜）
ACアダプタ（標準付属品）
AX-TB248

・・・・・・・・・・＊1：使用可能な機種については、下表「使用可能な粘度計校正用標準液」
参照＊2：容量500mℓ、JIS Z8809に基づく証明書付き＊3：循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください（。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります）＊4：密閉性に優れ液漏れしにくい。本体・フタ：PP（ポリプロピレン）、中フタ：LDPE（低密度ポリエチレン）＊5：〈PC(ポリカーボネート）製、容量2mℓ用〉

サンプル容器〈PC(ポリカーボネート）製、容量2mℓ〉
サンプル容器〈PC(ポリカーボネート）製、容量45mℓ〉

容器ホルダー＊7：サンプル容器〈PC(ポリカーボネート）製、容量45mℓ〉
少量サンプル容器〈PC(ポリカーボネート）製、容量10mℓ〉（容量13mℓ）」の付いている別売品は、ホームページで形状が確認できます（。写真あり）

・ガラス容器「測定器の総合商社株式会社 佐藤商事

株式会社

安全上のご注意 ● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

☎：044-738-0622
FAX：044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com
「嘉瀬川・六角川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会」「松浦川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会」
１．概

平成29年度 第2回合同協議会

要

規約の変更について確認を行い、本協議会が法定協議会として正式に承認され、平成29年度の活動について各機関から報告を行い情報共有を行った。また、平成29年7月出水における各機関の対応及び課題等について活発な意見交換が行われた。
２．実施状況
会議状況○ 日時 ：平成３０年２月５日（月）○ 場所 ：武雄河川事務所３階 会議室○出席者：佐賀市、唐津市、多久市、伊万里市、武雄市、小城市、神埼市、白石町、大町町、江北町、佐賀県、佐賀地方気象台、武雄河川事務所
関係機関約３０名参加
３．議事内容①平成29年度第1回協議会の議事概要の確認について②規約の変更について③嘉瀬川・六角川・松浦川流域の取組について④平成29年7月九州北部豪雨の対応状況⑤平成29年7月出水における各機関の対応及び課題等
４．主な意見・コメント等（平成29年7月出水における各機関の対応及び課題）① タイムラインの試行において、時間的にうまくいかない部分もあったが、表を見ながら取るべき行動を事前に把握し、準備を進めることができた。
② 急激な水位上昇であったため、避難勧告の発令が難しかった。上流の降雨量の情報があれば、より正確な避難勧告のタイミングが取れたのではないかと思う。
③ 六角川の中下流部では、潮の影響を強く受けるので、潮見橋だけでは判断が難しく動きづらい。
④ 一つの部署のみの対応では限界がある。警報が発令される前から各部署で連携することが重要である。
⑤ 災害時は情報量が多すぎて、一番肝心なところが分からない事態になる。情報整理班と判断班と分けた方がよい。
⑥ 注意報や警報が出たときの対応策を精査して、現実的にどう対応していくのか考えていきたい。
⑦ 机上訓練や実地訓練を充実すべきと感じた。他市町の事例を参考に取り組んでいきたい。
⑧ 防災対策上、より長期的な降雨予測がわかる方がよい。
。

PC同期化ソフトウェアDUAL AXIS ANGLE GRAPH

VIBROMETERDevice

PC

SMART 2D BUBBLE TMDigi-Pas Level Sync

ソフトウェア機能角度測定と振動測定をするためにユーザーは"プラグ＆プレイ"のUSB接続にてリモート計測、データ収集、ロギング＆コンピューターで解析。
Bluetooth接続（オプション）にて無線リモートし、データ収集、モニタリング＆ロギング。

Bluetooth ConnectivitySmartphone / TabletScan QR code todownload the apps

Digi-Pas ® デジタル水準器の長所SPEED & PRECISION高分解解析時間の短縮と高品質のプロフェッショナル向け製品で、レベリング＆振動測定値の0.01°（175μm/M）
または0.001°（18μm/ M）（3.6秒角度）の2軸同時デジタル表示。
CLARITYデジタルカラーグラフィック＆数値表示は、機械試運転責任と分析のためのデジタル角度レベリング/アライメントデータのリアルタイム収集を有効にします。.
EFFECTIVE遠隔計測USBケーブル/ワイヤレス機能は、従来の気泡式水平器では困難だった測定値を解析できる利点を持つ。すなわち一人だけで全ての解析が可能です。

Digi-Pas ® 2-Axis levellingUtilizing Advanced Digital MEMS Technology

ACCREDITATION製品の精度は、米国、日本で認定された第三機関の公正＆試験機関によって検証され、英国とドイツはILAC＆A2LA、NISTはJIS、UKAS＆DINに適合する。

Traditional single axis levelling method(Vial bubble)

OnlineRetailers

技術仕様:機種一覧

DWL2000XY

DWL3000XY

DWL3500XY

測定範囲（単軸（1軸）モード）

0.00°to ± 90.00°

0.00°to ± 90.00°

0.000°to ± 20.000°

測定範囲（デュアル軸（2軸）モード）

0.00°to ± 3.00°

0.00°to ± 15.00°

0.000°to ± 10.000°

分解能力0.01°(175µm/M) (0.002 in/Ft)

0.01°(175µm/M) (0.002 in/Ft)

0.001°(18µm/M) (0.0002 in/Ft)

精度± 0.02°at 0.00°~ ± 2.00°(349 µm/m)(0.004 in/Ft) (72 arcsec)± 0.04°at other angles± 0.01°at 0.00°~ ± 10.00°(175µm/M)(0.002 in/Ft) (36 arcsec)± 0.03°at other angles± 0.001°at 0.000°~ ± 2.000°(18µm/M)(0.0002 in/Ft) (3.6 arcsec)± 0.003°at other angles

再現性

0.01°(175µm/M) (0.002 in/Ft)

0.01°(175µm/M) (0.002 in/Ft)

0.001°(18µm/M) (0.0002 in/Ft)

Measurement Speed≤ 3 Sec.

≤ 3 Sec.

≤ 5 Sec.

振動計（相対グラム）-1.02.0マグネットNoYesNo

表示

Colour TFT LCD

電源 *4 x AAA 1.5V Batteries / USBPC ABS / Aluminium

材料接続性

USB 2.0 Cable (≤ 5 Meter)

PC同期ソフトウェア

Professional Edition (Optional)

PC ABS / Cast IronUSB 2.0 Cable (≤ 5 metre)Bluetooth Industrial Class 1 (≤30 metre) (Optional)

Basic Edition (Included)Professional Edition (Optional)

Basic Edition (Included)Professional Edition (Optional)-10°C to +50°C (Calibrated for the entire temperature range)

動作温度Storage Temperature-20°C to +60°C外形寸法（mm）

188 x 62 x 37580 gram

重量（概算）

1100 gram

自己公正機能Yes

Note :* デバイスの消費電力を外部USB電源から得ることができます。

Applications :Biomedical &Pharmaceutical

CNC MachineAlignment

CMM Levelling(Metrology)

ResearchLaboratory

SemiconductorProductionMachines

Aerospace& Defence

Railway &TransportationSystem

測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事

www.digipas.co.jp〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階Digi-Pas ®

☎：044-738-0622

2

FAX：044-738-0623

http://www.ureruzo.com

JCL-2-03999-99-001

®

発売元 :

http://satosokuteiki.com®

YearsWarranty

Scan QR code or visitwww.digipas.co.jp© 2014 DIGIPAS USA LLC. All Rights Reserved.

ManufacturerRepresentatives

Digi-Pas® USA (Americas)DigiPas USA LLCinfo@digipasusa.com

Digi-Pas® UK (Europe)Tarax Technology Ltdinfo@digipas.co.uk

Digi-Pas® Germany (Europe)Heckmann Präzisionstechnik GmbHinfo@digipas.deDigi-Pas® SingaporeJSB Tech Pte Ltdinfo@digipas.com

Digi-Pas® JapanJSB Tech Japan Co., Ltdinfo@digipas.co.jp

Digi-Pas® ChinaVentura Electronics (Suzhou) Co., Ltdinfo@digipaschina.com
武雄河川事務所

湛水池整備の状況（六角川）・六角川に設置された「ヨシ繁茂抑制のために設置した湛水池」の概要です。
・六角川中流の流下能力が不足する区間に湛水池を設置して水の流れをスムーズにしています。
湛水池の全景六角川位置

間伐材（杉丸太＋杉板）による保護

牛津川

湛水池設置区間

流入口草地区間

ヨシ繁茂区間

六角川右岸（新橋上流）

湛水池の構造
六角川横断図

流入口の様子・池周りは、杉の丸太と板で囲って保護しています。
・流入口は約２ｍでブロックで保護しています。

湛水池

湛水池断面図

堤防側

湛水池（深さ1m）
素掘り▼T.P.2.7m

六角川

管理用通路
杉丸太
杉板

▼T.P.3.0m

流入口（深さ30cm）

大潮の時に、流入口から水が入っています。

大潮の時に、この部分から池に水が入るように高さを決めています。

武雄河川事務所

水際部への環境配慮（六角川）・水際部については、環境保全の観点からヨシ原を存置しています。

水際部のヨシ原を存置管理用通路（敷砂利）武雄河川事務所

湛水池整備後の状況変化（牛津川の例）

・牛津川の施工例です。経年的に湛水池の水深が確保され、ヨシの繁茂を抑制しています。
平成25年6月3日＜湛水池設置直後＞

施工後、約２年
牛津川

平成27年6月22日＜約2年後＞

平成30年2月14日＜約4年半後＞

牛津川右岸（牛津川新橋上流）

湛水池整備による新たな「汽水ワンド」の創出（牛津川の例）

武雄河川事務所・湛水池で確認された主な生物です。水域環境の創出により多様な生物が確認されています。
魚類

・施工後約５年後、湛水池を調査した
結果、１７種類の魚類が確認されました。

底生動物

・施工後約５年後湛水池を調査した
結果、２３種類の底生動物が確認されました。
※奨学金の応募は大学の窓口（留学生係）をとおして行ってください。
財団に直接申請することはできません。

公益財団法人佐藤定雄国際奨学財団

2024 年度

給付型奨学生募集要項

趣2024 年 3 月

旨

公益財団法人 佐藤定雄国際奨学財団（以下、本財団という）は、日本全国の大学に通う、理工系の学生、或いはスポーツに励む学生で、経済的理由から修学が困難な者に対する奨学金給付事業を行い、もってグローバル競争に勝ち残るための人材を育成し、我が国の教育の発展に寄与することを目的として奨学生の募集を行います。

１．2024 度

奨学生採用予定人数

15 名程度

２．奨学金の内容(1)奨学金の額（月額）30,000 円／人＊本財団からの奨学金は、返済の必要はありません(2)奨学金支給期間2024 年 4 月から 2 年間
(3)奨学金支給時期① 初年度は 4 月分から 9 月分までは、原則として 9 月に 6 ヶ月分まとめて支給いたします。
② ①以降は、偶数月に当月分と次月分の 2 ヵ月分を支給いたします。

３．奨学生の応募資格「（１）理工系の学生」「（２）スポーツに励む」どちらかにおいて、①～⑤の全てに該当すると認められる者（１）理工系の学生① 理工系の学部に通っていること② 品行方正、志操堅固、健康で、学業成績が優秀であること③ 学資が豊かでないこと④ 日本の大学に通う者であること⑤ 出願する年の 4 月現在において、次の学年に在籍する者
大学生・・・2 年生又は 3 年生
（２）スポーツに励む学生① スポーツに励んでいること② 品行方正、志操堅固、健康でスポーツ・学業成績が優秀であること③ 学資が豊かでないこと④ 日本の大学に通う者であること⑤ 出願する年の 4 月現在において、次の学年に在籍する者
大学生・・・2 年生又は 3 年生
1

注 ：以下の注記は、「（１）理工系の学生」「（２）スポーツに励む」に共通です。
1: 過去に本財団の選考の結果不採用となった学生が、再応募することも可能です。
2: すでに他の奨学金（給付型・貸与型を問いません）を受けている学生にも、奨学金を支給します。

４．応募の手続（1）学校の推薦
奨学金の申請を行う場合は、学校の推薦（在学大学長又は所属学部長その他これに相当する者の推薦状）が必要です。
（2）願書の提出所定の願書に下記の書類を添付し、学校を通して提出してください。
① 学業成績証明書② 写真（最近撮影の半身脱帽のもの）③ 作文課題： (日本語 1,000 文字程度 パソコンによる作成必須)
ア．将来世の中に貢献したいこと
イ．科学立国としての日本を考える
注１：「ア．
」「イ．
」のうち、どちらか一方を選択してください。ただし、上述「３．注 1」に基づいて再応募する場合は、前回の応募時と異なる課題を選択してください。
なお、課題を選んだ動機・理由を作文本文に記していただく必要はありません。
注２：作文の内容や、主張したいことなどを踏まえて、「副題」を添えてください。
＊願書及び作文用のフォーマットは本財団のホームページから取得して下さい。必ず当該フォーマットで作成して下さい。HP URL： https://sato-isf.or.jp＊「３．奨学生の応募資格」「（２）スポーツに励む学生」の場合は、願書の「大学での戦績（出場大会や成績）」の欄に、当該スポーツに関して、大学進学以降の戦績（出場大会や成績）を簡潔に記載して下さい。
「① 学業成績証明書」についても、参考のため、提出してください。

５．応募の締め切り

学内選考締切：2024年4月30日（火）17:00

2024 年 5 月 31 日（金）までに本財団到着でお願いします。

６．奨学生の決定通知
奨学生が決定したときは、学校及び学校経由で本人に通知します＊奨学生の決定は、本財団の選考委員会を経て理事会で行います。
＊選考の経過及び決定の理由は公表致しません。

７．奨学金の休止又は廃止事由
奨学生が以下に該当するときは、奨学金の支給を停止又は打ち切ることがあります。
（1）在学する学校において学籍を失ったとき（2）病気その他の理由により成業の見込みがないとき（3）理由なく長期にわたって欠席したとき（4）学業成績又は素行が甚だ不良のとき（5）奨学金願書（添付書類を含む）の記載事項に虚偽が発見されたとき（6）その他奨学生としての資格を失ったとき
2

８．奨学生の義務
奨学生となった者は、本財団が実施する行事に参加するとともに、原則として年に 1 度の面接に応じて頂きます。
また、2025 年 3 月 31 日までに「学校成績表（学校指定の成績証明書）」と「作文（1 年間の体験・所感・研究成果等）」を提出してください。

【問い合わせ先】横浜国立大学 留学生係
kokusai.shien@ynu.ac.jp

９．その他

ご質問がございましたら、以下までご連絡ください。
（連絡先）Tel：090-6926-5386
Mail：matsuoka.hide@admi.iriso.co.jp（担当） 事務局 松岡 秀光

3
令和３年度地震・津波防災訓練（内閣府・北海道・鹿部町）
実施報告書
（概要版）

北海道鹿部町について
鹿部町は、北海道の南端、渡島半島の北東部に位置する渡島総合振興局管内の自治体である。地理的には、太平洋内浦湾に面し、北部には活火山である北海道駒ヶ岳（標高1,131m）が存在する。基幹産業は漁業で、町内には３つの漁港を持つ。温泉も多く、全国でも珍しい間欠泉が存在する。
北海道駒ヶ岳は、全国でも活動が活発な火山の一つで、近代では、1929年（昭和4年）に大規模な噴火を起こし、平成８年から平成12年にかけても計８回の小噴火が発生し、鹿部町で想定される大規模災害として認識されている。
また津波災害は、平成23年の東日本大震災を契機に、平成24年に北海道が想定した最大規模の地震による津波を想定し、津波ハザードマップを作成して、北海道駒ヶ岳の噴火災害を想定した避難訓練と隔年で、町主催の津波避難訓練を実施してきた。この度の避難訓練は、2021年に北海道から新たに公表された日本海溝を震源とする津波想定が、これまで想定された津波より３ｍ高く、浸水域が拡大することから、町民の危機意識への啓発を強化し、特に、避難場所の変更を余儀なくされる町内会地区を対象として、内閣府及び北海道の協力を得て実施した。

鹿部町

鹿部町 鹿部町公民館

出典：国土地理院

1令和３年度地震・津波防災訓練（内閣府・北海道・鹿部町）
訓練

概要■訓練想定：日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震
マグニチュード８クラスの地震 鹿部町の津波の高さは12メートル■実施日時：【訓練実施前ＷＳ】令和３年10月13日（水）10:00～12:00※オンライン開催【シェイクアウト訓練】令和３年11月５日（金）【避難経路歩き】令和３年12月８日（水）10:00〜12:00【訓練実施後ＷＳ】令和３年12月８日（水）13:00〜15:00■主催：鹿部町、北海道、内閣府■参加者数：約210名（シェイクアウト訓練参加者含む）■参加機関：鹿部町町内会連合会、※鹿部漁業協同組合、鹿部商工会、鹿部カントリークラブ、鹿部飛行場、幼稚園・小学校・中学校、渡島福祉会 渡島リハビリテーションセンター、鹿部町教育委員会、鹿部消防署※：以下シェイクアウト訓練のみ参加

訓 練 の 評 価
新型コロナウイルス感染症による制約のため、訓練実施前ワークショップをオンライン開催へ変更したが、津波避難経路歩き、訓練実施後ワークショップは現地で開催することができ、住民自らが自助による避難と地区防災計画の作成に向けて考える端緒とすることができた。
防災専門家（アドバイザー）として北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センターの高橋浩晃教授、前 札幌市 危機管理対策室 地域防災担当係長の早川直喜氏を招き、町内からは町内７地区の町内会長及び防災部長に参加いただいた。
訓練実施前ワークショップは、新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン開催となったが、地区防災計画の概要と必要性、鹿部町で想定される災害について両アドバイザーから講話を頂き、アドバイザーから出された課題を参加者が各自持ち帰って考える形式とした。
避難経路歩きは両アドバイザー同行のもと、住民自ら考えた避難場所へのルートを実際に歩きながらルート選定の議論を実施した。訓練実施後ワークショップでは実際に体験した避難経路上の注意点を地図上に落とし込み、見える化した上で垂直避難の是非についても活発な議論を行ない、多くの気付きを得ることができた。
一連の訓練で出された課題は今後地区防災計画を作成する際に反映し、町内会などの単位で住民に周知していくが、その道筋を付けて今回の訓練を締めくくることができた。

2令和３年度地震・津波防災訓練（内閣府・北海道・鹿部町）

10月13日(水)10:00～12:00 訓練実施前ワークショップ（オンライン開催）
オンラインで開催された訓練実施前ワーク
ショップでは、地区防災計画とは何か、鹿部町で過去に起こった災害と今後の被害想定等についてアドバイザーによる講話を実施した。

▼アドバイザー講演（札幌市・早川氏）▼アドバイザー講演▼オンラインによる（北海道大学・高橋教授）
講話視聴の様子

11月５日(金)10:00～10:10 実働訓練（シェイクアウト訓練）
鹿部町全域を対象に、地域住民が各々の場所で一斉に安全確保を行う
シェイクアウト訓練を実施した。訓練は町広報でも告知され、多くの町民が訓練に参加した。

▼鹿部町役場におけるシェイクアウト訓練の様子▼鹿部町社会福祉協議会におけるシェイクアウト訓練の様子

12月８日(水)10:00～12:00 避難経路歩き
指定避難場所までの避難経路を実際に町職員・住民がともに歩き、経路上の危険箇所等の検討を実施した。

▼各地点で津波の想定浸水高を確認▼避難経路の検討▼冬期等の一時避難が可能な施設を視察

12月８日(水)13:00～15:00 訓練実施後ワークショップ▼ワークショップに▼主催者挨拶
おける避難経路上の▼アドバイザー講演（鹿部町総務防災課・訓練実施後ワーク
危険箇所の討議（北海道大学・高橋教授）
ショップを実施して、 徳丸照彦防災危険管理官）

避難経路歩きの結果をもとに経路上の危険箇所をマッピングして議論・検討を実施した。

3令和３年度地震・津波防災訓練（内閣府・北海道・鹿部町）
アンケート結果
住民の防災意識や津波避難対策への取組み状況等を把握するため、アンケート調査を実施した。
○訓練実施前ワークショップ実施後○避難経路歩き・訓練実施後ワークショップ実施後【自由意見】（津波に関する意見）○津波の高さに深刻さを感じ、危機感が伝わった。
（地区防災計画に関する意見）○噴火についてはすでに作成しているが、津波についても作成する必要があると思った。
（防災に関する意見）○「グラッと来たらすぐ逃げろ」等の家庭掲示用ポスター等のコンパクトな行動啓発もあって良いのではと思った。

4
平成２７年度 熊本県社会人リーグ戦実施要項：熊本県社会人リーグ戦は、２部制（トップリーグ チャレンジリーグ）とする。
１．競技規則： 日本ラグビーフットボール協会競技規則及び本リーグ戦申し合わせ事項による。
２．参加資格： 九州協会並びに熊本県協会に登録されたチーム及び選手であること。なお、途中入部者は追加登録を各協会へ届け出れば選手としての資格を有する。
３．試合時間： ３０分ハーフとし、ハーフタイムは５分とする。
４．順位の決定： 試合の同点は引き分けとする。
： リーグ内の順位は以下の方式により決定する。
① 棄権試合のあったチームはすべて最下位とする。
（複数チームの場合あり）② トップリーグにおいてはオープン試合も棄権扱いとする。
③ 勝ちゲーム数によって決定する。勝ち数が同一ならば負け試合が少ないチームを上位とする。
④ ２チームが同率の場合は（１） 当該チームの対戦で勝者が上位。
（２） 当該チームの対戦が引き分けの場合はA 当該チームの試合でトライ数の多いほうが上位。
B トライ数が同数ならトライ後のゴールキック数
C 上記で決定できない場合は抽選とする。
⑤ ３チーム以上同率の場合は（１） 当該チーム（３チーム）の試合でトライ数の多いチームが上位。
（２） トライ数が同数ならトライ後のゴールキック数（３） 上記で決定できない場合は抽選とする。
５．リーグの加盟及び入れ替え: トップリーグ上位 4 チームは、次年度の九州クラブ実業団大会の予選出場の権利を得る。
但し、棄権試合のあった場合は予選出場の権利を与えない場合がある。
： トップリーグでの最下位チームは、チャレンジリーグの１位チームと入れ替え戦を行う。
： 新規にリーグに加盟する場合は、原則として最下部のリーグに加盟する。但し、社会人委員会が必要と認めた場合は上部に加入する事もできる。
６．選手交替： 交替、入れ替えできる選手は７名以内とする。
： チーム責任者が本部席に報告後、本部席役員がレフリーに報告し交代する。
７．スタイルチェック： ジャージ、短パン、ストッキングは協会に届け出た統一の物であること。
： 背番号は先発 1～15、控え 16～22 とする。
： アンダーパンツは白色又は短パンと同色とする。
： アンダーシャツはジャージと同系色か黒又は紺色に限る。単色とし柄及びマークなど（メーカーのロゴを含む）の無いものであること。
： スパイクのスタッドについて① 固定式のスタッド（一体形成型ゴム底のもの）であれば、鋭い形状の部分が鋭く隆起している部分が無い限り、イボ状またはブレードタイプのスパイクの着用を認める。
② 取り外し式スタッドの場合には、ブレードタイプの着用は認めない。
８．その他： イエローカードは累積３枚で次試合１試合出場停止及び、レフリー委員会、規律委員会に諮り処分を決める。
： レッドカードは次試合１試合出場停止及び、レフリー委員会、規律委員会に諮り処分を決める。
： 登録選手確認のため、試合毎に必ず登録用紙のコピーを持参する事。

：：
：
：

追加登録選手は登録のコピーを持参していない場合は出場不可とする。
現役の大学生、高校生の本年度中の社会人登録は不可。
試合延期の申し出は１ヶ月前までとし、それ以降は棄権試合扱いとする。
トップ、チャレンジリーグのアシスタントレフリーは次の試合の両チームがおこない、最終試合は当番チームからの２名でおこなう。
： 運動公園の身体障害者用駐車スペースには駐車しない。
： 各チームゴミの持ち帰りは徹底する。
９．オープン試合、棄権試合： オープン試合とは① 同一チーム内の選手で試合ができない場合（１３名で試合は成立）に事前に対戦チームに了承を得て他チームとの混成で試合を行う場合。
② 試合中のケガで、選手が１３人未満になった場合。
上記の場合、申し出チームは試合の結果にかかわらず敗戦とする。
： 棄権試合とは① 試合そのものを中止にする場合。
② 試合開始後に、チーム登録外選手の出場が発覚した場合。
棄権試合のあったチームはすべて各部での最下位とする。また、申し出は１週間前までとし以下の様式にて承認を求める。
① 相手チームへ了解を得る② 協会（社会人委員会事務局） 永目 090-7449-5349 へ連絡③ レフリー担当 穴見
090-1875-8277 へ連絡④ ドクター担当 森田
090-4999-9471 へ連絡⑤ 会場当番チームへ連絡⑥ 担当役員に連絡： 棄権試合のペナルティー① 次年度の会場当番を増やす。
② １週間以内の棄権、無届による棄権、登録外選手の出場については①のほかに１回につき１万円の罰金を次年度のチーム登録時に上乗せ請求する。
２回目以降は次年度の登録を認めない。
１０．当番チームの業務： 当番チームは下記に示したとおり当番業務を行う
業務内容

備考

１

グランド使用受付

２

グランド、本部席設営

３

昼食の手配（担当役員、ドクター）

立替：後日精算４

立替：後日精算５

ドクター謝礼の支払い（１万円、1 試合の場合 5 千円）
出場選手の登録チェック

６

試合記録作成７

会場撤収の指示８

施錠、ゴミ等の確認後、鍵を返還する

９

報道機関、ホームページ担当者への連絡当日中に！下記参照

10

社会人記録担当者：永目氏へ記録を送付

下記参照

登録のコピー確認

最終試合の両チームに： 当番チームは本部席に待機し、負傷者発生時ドクターバッグを持つ。
： 報道機関熊 日
朝 日

TEL：361-3191
TEL：352-4181

FAX：366-4100
FAX：326-4170

毎 日
読 売
： 立替分の領収書送付先
社会人会計担当
石本 英人： 試合記録の送付先
社会人記録担当
永目 眞爾
ホームページ担当
森永 久

TEL：325-4166
TEL：363-1177

FAX：354-8603
FAX：366-7211〒８６２－０９５０ 熊本市中央区水前寺６丁目１－６－１０２
連絡先：０９０－４７７８－７３６２〒８６０－００８２ 熊本市西区池田１－２－５０
連絡先：090-7449-5354 FAX：096-353-4006〒８６１－８０３９ 熊本市東区長嶺南６丁目２０－２５
ＴＥＬ/ＦＡＸ：０９６－３６７－５１２１

１１．担当役員の業務： 当番チームと協力し登録、試合記録、選手交替等の確認： 試合の成立、不成立の決定： 不測の事態への対応： イエロー、レッドカードおよび重傷者が出た場合は社会人委員長へ連絡すること
CO2トランスミッター / コントローラー HJ-TRCO2
CO2濃度を 5000ppmまで高精度に測定。最新の NDIR 方式 採 用によりメンテナンスフリー、ローコスト
ディスプレーにCO2・温度・湿度を表示
アナログ出力は選択可能：0〜10VDC、もしくは、４〜20ｍA
デジタル表示器とのセットでCO2 、温度、湿度の制御が可能
壁面に簡単設置
防塵防水規格 IP54仕様

使用事例

電源AC100V

電源ケーブル2m
4-20ｍA

CO2ppm

回転灯 (別売)

データロガー記録 (別売)

用途

様々な現場での CO2 管理にご利用可能

型式番号

HJ-TRCO2

センサ
測定範囲精度（22℃）
応答速度
ダクト風速
圧力依存性
温度依存性
稼働準備時間NDIR センサ
0 〜 5000ppm±（60ppm+3%rdg）
90% 応答にて 5 分未満（気体が低速で撹拌状態の場合）
0 〜 450m/min
読取値の 0.135%（mm/Hg 毎）
0.2%FS（℃）
10 分（ただし初回は 24 時間）

センサ表示範囲

BAND-GAP センサ
ー 20℃〜 60℃

精度±0.5℃（25℃）

分解能
センサドリフト

0.1℃
±0.1℃
（年）
IP54
24VAC（50/60Hz±10%）、24VDC
平均 0.8W・最大 1.8W

IP 規格
電源供給
消費電力
アナログ出力ビニールハウス、フルーツ/野菜倉庫 食品/飲料工場、ワイナリー/ビール工場
廃棄物処理場、排水処理場

車/鉄道/トラム

使用環境温度
使用環境湿度
保管環境温度
重量サイズ
標準付属品

二酸化炭素

温度

湿度

静電容量式湿度センサ
0 〜 100%RH±３％RH（25℃・40 〜 60％RH）
0.1％RH
0.1％RH（年）

0 〜 10VDC（初期値）、4 〜 20mA
（電圧出力または電流出力をジャンパピンで選択可能）
ー 20℃〜 60℃
0 〜 95%RH
0 〜 70℃
約 240g
高さ 169mm× 幅 123.5mm× 厚さ 50mm
取扱説明書

販売価格については、お問い合わせください。 くためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただ

https://ureruzo.com

https://satosokuteiki.com/

このカタログの記載内容は 2022 年 2 月現在のものです。
花咲く埼スタ ガーデンコンテスト 応
受付期間

募

要項

2022 年 3 月 28 日（月）～2022 年 4 月 3 日 10 日（日） ※書類による事前審査があります

展示場所

埼玉スタジアム 2○○2 公園内 南広場花壇
会場位置図

募集内容

全 10 区画 （幅１m×奥行１m×高さ 0.6m）
テーマ「埼スタ 20 周年おめでとう！」

材 料

主催者より花苗の一部を支給します。（12 株程度、製作日１週間前に種類を提示します）
その他、花苗･資材などの持ち込み可能です。
※砂利を敷く場合は、事前にお申し出ください。
※手のこぎりと、電動器具はインパクトドライバーのみ使用可とします。
※チェンソー、電動ノコギリは使用不可です。
※掃除用具持参。

参加資格

・埼玉県内に所在(在住)する企業、団体又は個人。
・プロ、アマチュア不問。
・作品は草花を中心に植えたものとし、設置期間中、適切に管理していただきます。
・管理費用は自己負担となります。
・2022 年 4 月 29 日(金･祝)の表彰式に出席できる方。（代理出席も可）※応募規約をよく確認のうえ、ご応募ください。

参加料金

1 区画につき 1,000 円（製作日当日に集金）

審査結果通知2022 年 4 月 6 日（水） 11 日（月）（審査期間：4/4～4/5 4/11）※結果は代表者ご連絡先に通知します。
※材料などの詳細は審査通過者にお知らせします。

製作準備期間

2022 年 4 月７日（金） 11 日（月）～2022 年 4 月 22 日（金）製作日

2022 年 4 月 23 日（土）／ 2022 年 4 月 24 日（日）※どちらか 1 日が作業日となります（各日、5 区画ずつ作業）※雨天時の予備日：4 月 25 日（月）展示期間

2022 年 4 月 25 日（月）～2022 年 6 月 25 日（土）表彰2022 年 4 月 29 日（金・祝） 10：30 より展示会場で行います。
【賞品】
優秀作品賞

「JCB ギフト券 １0,000 円分」×１組

埼造協会長賞「花とみどりのギフト券 ５,000 円分」×１組

埼スタ所長賞、浦和レッズ賞、浦和レッズレディース賞×各１組ずつ、参加賞を予定。
応募方法・

埼玉県造園業協会ホームページより、申込用紙をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、お問い合わせ

4 月 3 日 10 日(日)までにお申込みください。（申込みフォーム、郵送、FAX 又はメールにて）【事務局（埼玉県造園業協会内）】
電話番号 048-864-6921（受付時間：平日 午前 10 時～午後 5 時）
ホームページ http://www.saizoukyo.or.jp/ メール info@saizoukyo.or.jp
日本ヘリコプタ協会 Japan Helicopter Society〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻・河内研究室内TEL : 03-5452-5210 FAX : 03-5452-5212
2007 年 6 月 29 日
会員各位
日本ヘリコプタ協会事務局

日本ヘリコプタ協会 2007 年度総会他のご案内
拝啓 益々御清祥の事とお慶び申し上げます。
さて、日本ヘリコプタ協会では 2007 年度総会・講演会他を下記の通り開催致します。参加ご希望の方は、参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは電子メールで 7 月 10 日（火）までに事務局、または担当幹事までご連絡ください。なお、総会の成立には会員の過半数の出席を必要としますので、ご欠席の場合は、お手数ながら、委任状の提出をお願い致します。
尚、懇親会も予定しておりますので、こちらにも奮ってご参加ください。
敬具＜記＞○ 日時： 平成 19 年 7 月 17 日（火）13:00〜○ 場所： 東京大学先端科学技術研究センター４号館○ 総会：13:00〜13:30
z 2006 年度事業／収支報告z 常任理事及び監査役承認
z 2007 年度活動計画／予算○ 講演会：13:30〜16：30:
z 「ヘリコプター安全運航への取り組み」望月清光氏（朝日航洋（株）航空事業本部 安全推進室長）
z 「ドクターヘリの高速道路本線への着陸について」古澤正人氏・長尾牧氏（全航連ヘリ部会ドクターヘリ分科会）
z 「ヘリコプタの試験技術向上の重要性（MRB/MRH の強度試験の経験から）」三宅司朗氏（エアロスペースエンジニアリング／日本ムーグ株式会社）○ 見学会：17：00:〜17：30
先端研 1 号館風洞（予定）○ 懇親会：18:00〜20:00

会費 5000 円

フランス料理 ルヴェ ソン ヴェール 駒場日本ヘリコプタ技術協会 2007 年度総会他(7/17)参加申込書
総会・講演会（会費無料）

参加

不参加

見学会（会費無料）

参加

不参加

懇親会（会費 \５０００）

参加

不参加

氏名：

所属（役職）：
連絡先：(住所)(Tel).

(Fax).

(E-mail).

日本ヘリコプタ技術協会 200７年度総会委任状
私は 2007 年 7 月 17 日に行われる総会に出席できません。総会の議決権を氏（無記名の場合は、総会議長）に委任いたします。

氏名：印

所属（役職）：
連絡先：(住所)(Tel).

(Fax).

(E-mail).

本申込にて取得した個人情報は、本研究会の実施に係わる業務の範囲で利用し、これ以外の目的には利用いたしません。
同時発表

平成２５年○○月○○日
令和

５年１１月８日

九 州 地 方 整 備 局
九 州 技 術 事 務 所

未来の担い手に土木技術を伝えます～インフラＤＸ関連施設見学会を開催～

国土交通省九州地方整備局九州技術事務所では、次の担い手育成のために「インフラＤＸ関連施設見学会」を下記の通り開催します。

●日 時：令和５年１１月１４日（火）１３時３０分～１５時３０分●場 所：国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所●参加者：大分工業高等学校

学生１０名

引率者 2 名

計１２名

●見学内容：無人化施工体験、堤防実モデル見学、堤防点検 VR 体験
３Ｄ計測機器測量体験●その他：大分工業高校が大分市市政記者クラブに記者発表した資料を参考に添付してます。

【問合せ先】国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所〒８３０－８５７０ 久留米市高野１丁目３番１号
TEL０９４２－３２－８２４５（代表）

技術副所長 中村 信男 （内線２０４）

別添－１

インフラＤＸ関連施設体験会
取材登録書【開催日】令和５年１１月１４日（火）１３:３0～1５:３0•取材を希望される報道機関におかれましては、中止時の連絡等のため下表にて事前のご登録をお願いします。こちらの用紙に記載
して頂き FAX（0942-32-8292）にて返信をお願いします。
＊事前登録無しでも、当日申し出いただければ、取材していただいてかまいません。

報道機関名
ご氏名
連絡先
（電話番号）【FAX

送信期限】令和５年１１月１０日（金）１２時まで

施設見学内容及び流れについて

九州地方整備局①無人化施工、②堤防実モデル、③堤防点検ＶＲ体験、④３Ｄ計測機器測量体験
13:30

15:30

(15:00)(14:00)

施設見学内容無人化施工体験

堤防実モデルグランド①無人化施工移動等②体験型土木構造物実習施設（堤防実モデル）

堤防点検ＶＲ

３Ｄ計測機器
測量体験

ＤＸｻﾃﾗｲﾄ（研修所１Ｆ）③堤防点検ＶＲ体験④３Ｄ計測機器測量体験

② 体験型土木構造物（堤防実モデル）

国道３号

正門

駐車
位
事務所 置
九州
技術
事
務所
庁舎

筑後川

グランド
①無人化施工体験
資材置き場

研修所

③堤防点検ＶＲ 体験④３Ｄ計測機器測量 体験

研修所 １Ｆ ＤＸｻﾃﾗｲﾄ※写真はイメージです令和 5 年 11 月 7 日
大分市

市政記者クラブ

各位
大分県立大分工業高等学校
校

長

佐

藤啓治

大分県立大分工業高等学校 土木科【国交省九州地方整備局（九州技術事務所）におけるインフラＤＸ研修】※ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）
時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本校土木科では下記のような取組みを実施いたします。
本校のこのような取組みを多くの人に知っていただきたいと思います。ぜひ、取材をお願いします。

１．日時、場所【 日時 】１１月１４日（火）１３：３０～１５：３０

・・・取材依頼日時【実施場所】国交省九州地方整備局九州技術事務所（福岡県久留米市高野１丁目３番１号）【参 加 者】大分工業高校３年生１０名

２．概

教員２名

要

・少子化による建設労働人口の減少を補うため、国交省ではＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推進している。
・工業高校生が久留米市にある「九州技術事務所」にて、インフラＤＸに関する技術や土木構造物の点検など、デジタル技術の体験学習を行う。
・土木技術者の育成に向けて、大分工業高校土木科３年では、専門性の向上や職業意識の向上を目指して生徒自身が設定したテーマに沿って研究を進めていく「課題研究」に取り組んでいる。
・全３グループのうちの１つが「建設産業におけるＤＸの現状と私たちの考える未来の建設産業の姿」という研究テーマのもと、インフラＤＸについて先進的な取り組みを行っている国土交通省九州地方整備局にご協力をいただきながら研究を進めている。

３．実施プログラム（予定）○建設機械の無人化施工の操作体験○３次元計測機器を活用した測量体験○堤防実モデルの見学および堤防点検ＶＲ体験(右)構造物の点検（ＶＲ体験）【連絡先】大分県立大分工業高等学校
土木科主任(左)無人化建設機械の操作体験

教諭

松岡慎一郎

TEL：097-568-7322 FAX：097-568-7319
携帯：090-4518-9310
Mail：matsuoka-shinichirou@oen.ed.jp
健 介 事 第 1502 号
令和２年２月 25 日

横浜市内指定居宅介護支援事業所
指定介護予防支援事業所 管理者 様
横浜市健康福祉局介護事業指導課長

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会議等への対応方針について（通知）日ごろから、横浜市の高齢者福祉行政にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症については、各事業所において感染防止対策を徹底していただ
くようお願いしているところですが、国内において感染経路が特定できない症例が複数発生している等、感染のまん延が懸念されています。
そこで、運営基準において開催が義務付けられているサービス担当者会議等については、新型コロナウイルスの感染拡大の恐れが減少するまでの当面の間、本市としての対応方針を次のとおりとしますので、適切な対応をしていただきますようお願いします。

【サービス利用を断られた利用者への対応】
発熱等により社会福祉施設等（通所・短期入所等に限る）から利用を断られた利用者については、必要に応じて訪問介護等の提供の検討を行っていただくことになりますので、そのための情報収集に努めていただきますようご留意ください。
【サービス担当者会議】
感染のまん延を防止する観点から、「やむを得ない理由がある場合」に該当するものとして、電話やＦＡＸ等での照会により意見を求めることができるものとします。その場合も、本市条例によりその内容を記録し、５年間保存することが必要となります。
なお、担当者等を召集して会議を開催する必要がある場合には、参加者には手洗い、マスク着用を呼びかけるなど、感染防止を徹底してください。
【モニタリング】
モニタリングの実施については、感染のまん延を防止する観点から、利用者の状況の把握において電話やＦＡＸ等による方法を活用し、その経過や内容を記録しておくことで、基準上のモニタリングを実施した取扱いとします。この場合においても、必要と認める場合には、感染防止を徹底したうえで、利用者の居宅を訪問することも含めた対応をお願いいたします。

担当：健康福祉局介護事業指導課運営支援係
電話671-3413、3466
ＦＡＸ 550-3615
CGP-31

ポータブル炭酸ガス濃度計

液相・気相のCO2濃度が測定可能
省電力設計
単3形アルカリ乾電池2本で最大2000時間の連続使用可能

ワイドな測定範囲（0.1〜100％）

設置例

CGP-31 ポータブル炭酸ガス濃度計
測定原理仕様価格￥ӽӼӿӶӺӺӺ（標準電極添付）

当社の炭酸ガス濃度計は、電気化学的動作原理に基づく隔膜式測定方法

隔膜式ガラス電極法

炭酸ガス電極を採用しています。炭酸ガスが隔膜を透過し内部液測定範囲に溶解すると、内部液のpHが変化します。このpHの変化が炭酸表示範囲

隔膜式炭酸ガス電極原理図

炭酸ガス電極の炭酸ガス濃度と電位差の関係

温度

5.0〜50.0℃

CO2

繰返し性温度

−5.0〜110.0℃

CO2±5％ FS以内 （標準液測定において）

温度±0.5℃以内

応答時間

25℃
50

pH電極
内部液比較電極電位︵mV︶

0−50

炭酸ガス標準液または標準ガスによる2点校正

外部出力※・RS-232C（非絶縁）：パソコンまたは外部プリンタ
EPS-P30（オプション）・アナログ出力（非絶縁）：濃度、温度、レンジの3出力

防水構造（本体）

IP 67（センサ接続時および外部入出力部マスク時有効）＊１ｍ、30分浸漬可

性能保証温度0〜45℃（オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時 0〜40℃）

電源

単3形アルカリ乾電池／ニッケル水素電池 2本
または 専用ＡＣアダプタ（6VA オプション）

消費電力（電池（3V）使用時）

炭酸ガス

炭酸ガス透過隔膜−1000.1

110100炭酸ガス濃度（％）

特長■優れた選択性
隔膜式ガラス電極法により、他に混在するガスの影響は揮発性弱酸や酸性ガス、塩基性ガスを除き、影響を受けません。また湿度の影響も少なく除湿処理は不要です。

■濃度換算機能搭載
気相濃度：％ (v/v)と液相濃度：mg/Lの切換設定が可能です。

■1000データのメモリー機能搭載
一定時間毎の自動メモリーも可能＊。
＊ショートインターバルメモリー機能：1秒〜99分59秒 または
ロングインターバルメモリー機能：2分〜99時間59分（ロングインターバルメモリー機能では、１分間の測定後、次の測定まで電源はOFF（スリープ状態）になります。
）■優れた拡張性（パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能）
測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。

90%応答約2分 （標準液測定において）

校正方法

100

増幅器

気相：0.000〜0.202%、0.00〜2.02%、
0.0〜20.2%、0〜202%
レンジ切換：自動／手動切換

関係は下図に示す通りで、直線性が非常に優れています。炭酸濃度が10倍変化したとき約60mVの電位変化があります。

液相：1.49mg/L〜1490mg/L
気相：0.1%〜100%
液相：0.000〜2.020mg/L、0.00〜20.20mg/L、0.0〜202.0mg/L、0〜2020mg/L

濃度に比例するところから、内部液のpH変化を測定し炭酸ガス濃度を求めます。炭酸ガス電極の炭酸ガス濃度と発生電位とのCO2

約0.003W

外形寸法

本体：約68（幅）×35（高）
×173（奥）ｍｍ
電極：約φ30×128mm

質量

本体：約280ｇ（電池含む）※RS-232Cインタフェースとアナログ出力を同時に使 用する場合は特殊 仕様のケーブルが別途必要です。詳細はお問い合わせください。
サンプルが接地されている場合、RS-232Cおよびアナログ出力は絶縁してご使用ください。

注1）標準液校正時などに当社製または市販のスターラが別途必要です。
注2）電極は防水ではありません（水没不可）。
浸水可能範囲は、電極先端から50mmまでです。

標準添付品
炭酸ガス電極 ELX-008（ケーブル長1m）保護カバー（ショルダーベルト付き）（一式セットご注文時のみ添付）
電極スタンド
電極ホルダ
校正セル CGC-202L（3個）（2本）
炭酸ガス電極校正用粉末 143D044 単3形アルカリ乾電池（テスト用）
イオン強度調整剤 143D045

取扱説明書

オプション
品名
スターラ
外部プリンタ（接続ケーブル付き）
アナログ出力ケーブル（1.5ｍ）
データ集録ソフト
RS-232C接続ケーブル（2ｍ）
ACアダプタ（AC100V）
ガス用校正セル※型名/コード番号
ST-7
EPS-P30
118N063
GP-LOG
118N0627269270K

CGC-204G

価格￥ӿӺӶӺӺӺ
￥60,000￥㕱ԀӶӺӺӺ―￥㕱ԀӶӺӺӺ￥12,000￥15,000※ガス校正の場合は標準ガスが別途必要です。

会員制サービスサイトのご案内
CGP-31をご購入後、ユーザ登録をしていただくと、下記特典が受けられるようになります。
■取扱説明書を無料ダウンロード■専用データ集録ソフトを無料ダウンロード
その他関連情報をお知らせいたします。

※ご購入製品ごとの登録になります。
詳しくは当社ホームページをご覧ください。
FILL ADAPTOR

SOD-450

フィルアダプター

ノズル
容器取り付け部

ノズルガード持ち運びや保管の際、ノズルをガードします。使用時は横へ倒します。
●寸法／幅20×奥行15×高さ46mm●重量／25g■使用方法
1.容器(ボンベ)の先端部にフィルアダプ
ターの容器取り付け部(ネジ式接合部)をセットして、右方向に自然に止まるよりややきつめに締めます。
2.ノズルガードを横へ倒し容器(ボンベ)を逆さにしてノズルを充てん式ライタ
ーやランタンの燃焼注入口に差し込み押し付けるようにして注入します。

火気のある場所では絶対使用しないでください。
PL保険加入済/製造発売元

新富士バーナー株式会社〒441-0314

愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3
TEL0533-75-5000(代)FAX0533-75-5033
http://www.shinfuji.co.jp/
E-mail:info@shinfuji.co.jp

MADE IN JAPAN
太陽光ソーラーパワーメーター

SPM-SD

ソーラーパワー、透過率、積算ソー
ラーパワーの 3 機能を備えたソーラーパワーメーター
太陽光をカバーするスペクトルレンジと余弦則補正付
リアルタイムでＳＤカードにデータ保存可能
設置型、ハンディタイプの使用可能
サンプリング時間は、1秒〜3600秒までの測定間隔で設定可能※2仕様

JAN コード：4562227987619

型番
機能
感知スペクトル範囲

SDHC
カード対応

主な用途
太陽光発電システム、太陽電池モジュールに農業、太陽光発電研究、気象研究、太陽光透過試験、窓材の評価等に自動車のヘッドランプの照度検査に車のウィンドウによる太陽光遮断の検査に

SPM-SD
ソーラーパワー・透過率 (％ )・積算ソーラーパワー
400nm 〜 1100nm
ソーラーパワー
Ｗ /m2
透過率％
測定単位
ソーラーパワー積算 Ｗ h/m2
ソーラーパワーレンジ 2000 Ｗ /m2
0.1 Ｗ /m2
1000 Ｗ /m2 以下
ソーラーパワー分解能
1000 Ｗ /m2 以上
1 Ｗ /m2
2
ソーラーパワー精度 ± 10 Ｗ /m または ± 5 ％ rdg の大きい方※ 1
角度精度60°で 5％以下の余弦則補正
ディスプレイ
52 x 38mm / バックライト機能
自動 1 秒〜 3600 秒※ 2
データロガー設定範囲
手動 1 〜 99 点まで記録※ 3
メモリカードSD メモリカード 1G B 〜 16GB 対応 (4GB 以下推奨 )
その他機能
データホールド、最大 / 最小値 機能
サンプリング時間約1秒
データ出力
USB PC 通信インターフェイス
電源
単３電池 ６本 または AC アダプター
通常測定時
約 6.5mA
消費電流
ＳＤ書込み時約 30mALCD バックライト使用時は、約 16 ｍＡ増加
使用周囲温湿度
0 〜 50℃ / 80％ RH（結露なきこと）
重量346 ｇ182(H) x 73(W) x 47.5(D) mm
本体
寸法
センサープローブ
直径 38 mm ｘ 25(H) mm
付属品
取扱説明書、キャリングケース、単３電池６本
オプション
AC アダプター、マルチロガー収集ソフト MJ-LOG2※ 1：23 ± 5℃、800 〜 1000W/m2 にて※２：１秒時は最初のデータ落ちあり、2 秒以上推奨※ 3：LOG ボタンを 1 回押すごとに１データ記録
カタログ上の注意●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。

●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。
実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。

販売価格については、お問い合わせください。

●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階☎：044-738-0622
FAX：044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com

このカタログの記載内容は 2016 年 7 月現在のものです。
平成29年度内閣府
地震・津波防災訓練【大阪府泉佐野市】
実施報告書
（概要版）

実施概要
大阪府泉佐野市について
泉佐野市は、大阪市と和歌山市のほぼ中間に位置し、背後に一部が金剛生駒紀泉国定公園に指定された和泉山脈を擁し、美しい山河、緑あふれる恵まれた自然環境にあります。
商・工・農・漁業がそれぞれバランスよく栄えてきましたが、関西国際空港の開港などに伴う人口の増加とともに、商業・サービス業も盛んになっています。
面積は約56.51平方キロメートル、人口は約101,000人、世帯数は約46,000世帯です。瀬戸
内式気候に属するため気候は温暖で、比較的少ない降水量となっています。
市民一人ひとりが様々な災害についての防災意識を高め、災害に対する備えを強化し、安全で安心なまちづくりを推進するため、毎年11月の第1日曜日を「市民防災の日」とし、全市をあげて防災訓練を行っているところです。
訓練 概

地図出典：国土地理院

要■訓練想定：午前9時に、南海トラフを震源とするＭ9.1の大規模な地震が発生し、泉佐野市では最大で震度6弱の大きな揺れを観測し、81分後に最大津波高3.8ｍの津波が押し寄せるとともに、各所で停電・断水・電話不通の状況が発生する想定の下で、訓練を開始した。
■実施日時：平成29年11月5日（日）09:00～12:00
シェイクアウト訓練
09:00～09:03
安否確認訓練09:03～09:30
地震・津波避難訓練
09:03～09:30
要支援者避難訓練
09:03～09:30
避難所開設・運営訓練
09:30～12:00■主催：内閣府、泉佐野市■参加者数：約4,300名■参加機関：警察、消防、自主防災組織、町会自治会、社会福祉協議会等

1

訓練報告
当日の訓練内容
09:00～09:03 シェイクアウト訓練▼シェイクアウト訓練

自らの命は自ら守るという「自助」の取組に重点を置き、訓練参加者全員が、防災行政無線による緊急地震速報を合図に、それぞれの場所で一斉に安全確保「まず低く、頭を守り、動かない」を行った。

09:03～09:30 安否確認訓練▼安否確認用タオル

家の住民が無事であることを示すために、地震が収まった後に、外からでも一目でわかるように、玄関や門扉などにタオルを結び付けて避難を行った。

09:03～09:30 地震・津波避難訓練
防災行政無線による避難指示の一斉放送を合図に、市全域の住民は、示された避難場所に速やかに避難を開始した。
避難にあたっては、車椅子やリアカーを活用した要支援者に対する避難訓練も行った。

▼避難の様子▼要支援者避難▼避難所受付▼避難所運営本部

09:30～12:00 避難所開設・運営訓練
78町会が市内31箇所に避難所を開設し、運営を行った。
小・中学生が避難所運営の各班に配置されて、大人といっしょになって避難所の開設・運営に当たり、防災意識の高揚を図った。

2

今後に向けた課題
アンケート結果
住民の方々の防災意識や津波避難対策への取組状況等を把握するため、アンケート調査を実施した。（回答数：168人）
問

地震・津波防災訓練に参加してどう思いましたか？(回答数142人）

問

11月5日が「津波防災の日」であることを知っていますか？(回答数158人）

11%

18%

良かった

33%

今回の訓練で知った

良くなかった

89%
問

17%

知らない

49%

ご自宅からの津波避難経路を知っていますか？（回答数：152人）

知っている

問

地震等に備えて、非常用持出し袋等を準備していますか？（回答数：155人）

知っている

38%

45%

今回の訓練で知った
知らない

28%
72%

準備している
準備していない

訓 練 の 評 価全市挙げての地震・津波避難訓練で、78町会、約4,300名の参加があり、市民の訓練の重要性の理解と、防災意識の高さが分かる。これは、これまで行政と市民が連携して進めてきた防災対策の効果の表れと言える。
地域住民のアンケート結果から、「防災訓練に参加してよかった」、「避難経路を確認できた」、「平素から準備しておくべきことが分かった」という評価の一方で、次のような提言や指摘が出された。
●防災を考える力を育てるため、学校、自治会、市が協力しあい、勉強する機会を作る必要がある。
●常日頃から防災意識を高めるため、住民とのコミュニケーションが必要である。
●訓練を継続して、一人でも多くの人に参加してもらう必要がある。
●消防団以外の他の機関との連携の方法について検討する必要がある。
●市と自主防災組織等が連携を強化して、継続的に訓練すべき。
●安否確認タオルの更なる周知徹底が必要である。
●場所によっては、防災無線の放送が聞こえ難かったため、ハード面の整備を検討する必要がある。

3
20°30°aabbca+b+c
320°

ca+b+c330°

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved.

aabbca+b+c3ca+b+c3LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved.
内閣府が実施する地震・津波防災訓練

別添1

北海道エリア（北海道古平町）の訓練概要
令和２年度 地震・津波防災訓練○日時：令和２年10月31日（土）10時00分開始

古平町○場所：全域（津波避難訓練は西部・浜町地区）○訓練想定
留萌沖を震源とする地震

津波避難訓練実 施 地 域

メイン会場
古平小学校

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練
情報伝達訓練、避難所開設・運営訓練
炊き出し訓練、防災展示○訓練参加機関等
町民、札幌管区気象台、北後志消防組合古平支署、消防団、古平福祉会、古平町食生活改善推進員会
東しゃこたん漁業協同組合（外国人研修生含）等

古 平 町

取材場所等に関する問合せ先北海道古平郡古平町 総務課
出典：国土地理院

ＴＥＬ：０１３５-４２-２１８１

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

別添1

東海エリア（三重県木曽岬町）の訓練概要
令和２年度 地震・津波防災訓練
木曽岬町

木曽岬町全域（拡大図）○日時：令和２年１１月５日（木）１０時００分開始○場所：木曽岬町全域○訓練想定
南海トラフ地震○訓練概要
シェイクアウト訓練
津波避難訓練、情報伝達訓練
災害対策本部設置訓練（DIG含む）○訓練参加機関等
町内全地区自主防災会（１７組織）、三重県、警察、消防、町消防団、小学校、中学校、こども園、町指定緊急避難場所協定締結企業

出典：国土地理院

取材場所等に関する問合せ先
木曽岬町 危機管理課 ＴＥＬ：0567-68-6101

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

別添1

近畿エリア（和歌山県海南市）の訓練概要
令和２年度 海南市地震・津波防災訓練○日時：令和２年１１月１５日（日）９時00分開始○場所
市内全域、藤白神社周辺、和歌山県立海南高校○訓練想定
南海トラフ巨大地震○訓練概要
市内全域：シェイクアウト訓練 等
藤白神社周辺：津波避難、避難者誘導･受付、情報収集･伝達、備蓄物資･資器材確認、給食･給水等
県立海南高校：新型コロナウイルス感染症等対策
避難所運営訓練、医療救護所設置訓練○訓練参加機関等
自治会･自主防災組織、ENEOS和歌山石油精製株式会社、和歌山県（海南保健所等）、海南市

海南市

藤白神社

県立海南高校

取材場所等に関する問合せ先
和歌山県海南市 総務部危機管理課

出典：国土地理院

ＴＥＬ：０７３-４８３-８４０６

内閣府が実施する地震・津波防災訓練
中国エリア（島根県出雲市）の訓練概要
令和２年度 地震・津波防災訓練
北浜地区
出雲市

島根県

北浜地区

釜浦

美保

十六島

多井

小津北浜小学校

︓津波避難訓練
出典：国土地理院○日時：令和２年１１月８日（日）９時３０分開始○場所：出雲市平田地域北浜地区○訓練想定
島根半島沖合地震○訓練概要
シェイクアウト訓練（北浜地区全域）
津波避難訓練（北浜地区内 ５カ所）
情報伝達訓練、講演○訓練参加機関等
自主防災組織、消防署・消防団、警察署、島根県、地方気象台、海上保安部、陸上自衛隊

︓講演会場

取材場所等に関する問合せ先
出雲市 防災安全部 防災安全課 ＴＥＬ：０８５３-２１-６６０６

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

別添1

中国エリア（岡山県玉野市）の訓練概要
令和２年度 地震・津波防災訓練○日時：令和２年１１月１３日（金）9時00分開始○場所：玉野市役所

玉野市

○訓練想定
南海トラフ（高知県南方沖）を震源とする地震○訓練概要
シェイクアウト訓練、コロナ下における避難所開設・運営訓練、地区防災計画の作成に資するワー
クショップ訓練

玉野市役所○訓練参加機関等
玉野市（政策財政部、総務部、健康福祉部、消防本部、教育委員会事務局 等）
取材場所等に関する問合せ先
岡山県玉野市 危機管理課
出典：国土地理院

ＴＥＬ：０８６３-３２-５５６０

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

別添1

四国エリア（高知県中土佐町）の訓練概要
令和２年度 地震・津波防災訓練○日時：令和２年11月８日（日）午前開始

中土佐町○場所：中土佐町内○訓練想定
南海トラフ地震○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練
情報伝達訓練、災害対策本部設置・運営訓練
医療救護所設置訓練○訓練参加機関等
中土佐町役場（総務課、企画課、税務課、町民環
境課、健康福祉課、水産商工課、農林課、建設課、会計課、地域課、防災地域担当）

中土佐町
久礼中学校

中土佐町役場

出典：国土地理院

取材場所等に関する問合せ先
高知県高岡郡中土佐町 総務課危機管理室
ＴＥＬ：０８８９-５２-２２１１
ポスター・ピンバッジ等を用いた「津波防災の日」の普及啓発
内閣府における「津波防災の日」の普及啓発○「津波防災の日」ポスターによる普及啓発
鉄道会社をはじめとする全国の民間企業・団体等にポスターを配布し、駅構内や事業所内に掲示してもらうことにより、ひろく国民に対して「津波防災の日」の普及啓発を図る。
・配布枚数：約84,000枚
・配布団体：全都道府県・市町村
民間企業等約100団体○「津波防災の日」ピンバッジによる普及啓発
関係省庁、全都道府県のほか、津波防災に関するイベント（シンポジウム）の参加者にピンバッジを配布し、それをつけていただくことで、国民に対して「津波防災の日」の普及啓発を図る。
・配布個数：約10,000個

「津波防災の日」に関する普及啓発（１/２）
ポスター等による普及啓発○文部科学省地域の学校に対し、「津波防災の日」を周知し、緊急地震速報の訓練の実施を促進○パナソニック システムネットワークス株式会社
社内の関係拠点に掲示することにより、社員の意識向上を図っている。

○NTTグループ○国土交通省
各都道府県等の関係部局に対して「津波防災の日」を周知し、訓練の実施を促進○JR各社
駅構内などにポスターを掲示し、地域住民等の利用客に対して「津波防災の日」を啓発（※右図）

海沿いの事業所を中心にポスターを掲示し、社員に啓発○株式会社ローソン
ローソン店舗内ＰＯＳレジのお客様向けディスプレイおよび店内放送にて「11月5日は津波防災の日」についての啓発活動を実施中（10月5日～11月5日）○一般社団法人マンション管理業協会
会員のマンション管理会社を通じ、管理組合に向けて「津波防災の日」の啓発を実施○日本郵便株式会社
郵便局の窓口に掲示し、地域住民等の利用客に対して「津波防災の日」を啓発
東京駅（提供：JR東日本）○東京地下鉄株式会社
東京メトロの各駅構内に「津波防災の日」ポスターを掲示○江ノ島電鉄株式会社
駅の構内や営業所にポスターを掲示○西日本高速道路株式会社
管内のサービスエリアや事業所にポスターを掲示し、社員や利用客に対し、津波防災を啓発

仙台東郵便局（提供：日本郵便）

「津波防災の日」に関する普及啓発（２/２）
メディアを用いた普及啓発

記事掲載による普及啓発○気象庁○日本経済団体連合会（経団連）

・「津波防災の日」に向けた政府広報番組（政府インターネットテレビ番組、ラジオ番組）を放送（10月下旬）
・地震や津波への備えに関する政府広報「お役立ち情報」を掲載（10月下旬）

会報である「経団連タイムス」に関連記事を掲載○NTTコミュニケーションズ（株）○国民生活産業・消費者団体連合会（生団連）
生団連ニュースレターにおいて、津波防災の日ポスター掲示の協力を呼びかけ（※下図）

・OCNトップページへの掲載（※右図）
OCNのページ（http://www.ocn.ne.jp/）○ヤフー株式会社
・津波避難訓練等におけるヤフー防災
アプリの活用
ヤフー防災アプリ（http://emg.yahoo.co.jp/）
・ヤフー防災速報のコラムにリンクを掲示○UR都市機構

津波防災に係る講演会○気象庁
津波防災の日に実施する緊急地震速報訓練のプレイベントとして、緊急地震速報に関する講演会を実施（10月15日）○石油連盟・石油化学工業協会
津波に関する認識を新たにするとともに、津波防災の重要性を認識するため講演会を開催（11月4日）

ＵＲ賃貸住宅にお住まいの方向けの情報誌（管理報10月号）に、「津波防災の日」に関する記事を掲載し、各戸に配布（※下図）
K熱電対補償導線延長ケーブル ( ミニプラグオス- ミニプラグメス )K熱電対補償導線を使用した延長ケーブル
撚り線を利用した補償導線で断線に強く長期使用向け

ケーブル

ミニプラグメス

ミニプラグオス・ビニール補償導線：耐熱 90℃
・導線外形 :2.8mm×4.6mm
・導線材質 : クロメル / アルメル

常用耐熱：最大 90℃ (コネクター部 60℃)
ケーブル : ビニール被覆仕様
製品名

ケーブル長

撚り線を利用した補償導線

OKV-EN100PFPM

1m

断線に強く長期使用向け

OKV-EN200PFPM

2m

Yビニール補償導線の為しなやかに曲がります

OKV-EN300PFPM

3m

OKV-EN500PFPM

5m

OKV-EN1000PFPM

10m

OKV-EN2000PFPM

20m

様々な形状・タイプで製作が可能

お客様のご要望で長さ、被覆の種類など変更することも可能です

常用耐熱端子最大 90℃

ミニプラグ( コネクター部 60℃)

（オス - メス）

販売価格については、お問い合わせください。 くためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただ

https://ureruzo.com

https://satosokuteiki.com/

このカタログの記載内容は 2022 年 12 月現在のものです。
議 事 次 第

日時：平成２６年１１月５日（水）１０：３０～１１：３５
場所：官 邸 大 会 議 室

１． 西村内閣府副大臣

挨拶

２． 地震・津波防災訓練について
３． 各地域で実施している地震・津波防災訓練について（１） 各地域で実施している地震・津波防災訓練の報告にしおか・和歌山県広川町（西岡町長）

・山口県周防大島町（椎木町長）

・愛知県西尾市（ 榊 原 市長）

・国土交通省しいきさかきばら

四国地方整備局

・北海道浜中町（２） 中部緊急災害現地対策本部運営訓練の報告
４． 「津波防災の日」シンポジウムについて
５． 普及啓発に関する取組について
６． 安倍内閣総理大臣

挨拶＜配布資料＞
資料１：地震・津波防災訓練について
資料２：「津波防災の日」シンポジウムについて
資料３：普及啓発に関する取組について
参考資料１：平成２６年度「津波防災の日」に関する取組について
参考資料２：中部緊急災害現地対策本部運営訓練について
精度の高い pH測定が可能な２点校正機能
自動温度補償 (ATC)機能
pH / 温度センサー『PE- 03K7』が標準付属
ORP 電極セットで酸化還元電位測定も可能
データホールド機能、最大値・最小値表示機能
マルチロガー収集ソフト(別売) で PC へデータ出力可能
JAN コード： 4562227988227

温度センサーつき型番PH-208（標準セット）／ PH-208-ORP（ORP 電極セット）

測定内容

pH

酸化還元電位温度

測定範囲

0 〜 14.00±1999 mV

0 〜 50℃

分解能0.01

10.01

再現精度※1±0.02＋2dgt±（0.5%＋2dgt）±0.2℃＋1dgt

校正

PH7 と他 1 点（PH4 又は PH10）

センサーチェックで確認

出力

データ出力端子（RS-232C)

機能

データホールド機能、最大値・最小値表示機能

電源

9V 型乾電池（006P）
×1（バッテリー残量表示機能）

サイズ

68W×205H×30Dmm

重量250ｇ（電池含む）

pH 電極『PE-03K7』

付属品
RS-232C 出力機能で、パソコンへデータを送信することができます。

オプション品‒

テスト用電池、ｐH 電極 PE-03K7、キャリングケース、ORP 電極 SOTA-ORP (PH-208-OPR のみ )マルチロガー収集ソフト MJ-LOG2※１: 本体のみ。
強アルカル性、高温、キレート剤、塩酸、フッ酸の水溶液の pH 計測はできません。
※付属のpH電極で強酸性水、また、電極は消耗品のため保証の対象外です。商品到着後、７日以内の初期不良のみ対応いたします。

ORP 電極『SOTA-ORP』
カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。
●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。
資料１

東日本大震災における原子力発電所事故に伴う避難に関する実態調査〔調査結果の概要〕

平成２７年１２月
内閣府（防災担当）

調査結果の概要
１. 発災直後の情報伝達と避難について

発災当日（3/11）に複数回にわたって出された避難指示等を入手した住民は、いずれの情報も２割未満であった。
（問６）
情報源は、「テレビ・ラジオ」が約5割、「自治体等からの連絡」が約４割、「家族・近隣住民からの連絡」が約３割という順に多い。（問７）
避難指示等を聞いて「どこに避難すれば良いかわからなかった」と感じた住民が約５割、「何が起きたのかよくわからなかった」と感じた住民が約４割いた。一方で「すぐに家に帰れるだろう」と感じた住民が約５割いた。（問８）
避難時に役立った情報は、「テレビ・ラジオ」が約６割、次いで「自治体等からの電話や呼びかけ」「家族・近隣住民からの電話や呼びかけ」がそれぞれ約３割、「親戚からの電話や呼びかけ」「知人からの電話や呼びかけ」がそれぞれ約２割という順に多く、「インターネット」、「メール」については、いずれも５％程度であった。（問10）
ヒアリング調査からは、「発災当日は地震・津波が恐ろしかったため、原発の状況は聞いていたが、原発からの避難が必要になるという認識はなかった」（広野町）、「原発周辺の市町村は避難を開始していたため、自村も避難をすべきかどうか混乱があった」（葛尾村）といった意見があった。

２. 避難先・避難方法等について

避難に当たり困ったこととして、「どこに避難すればよいかについての情報がなかった」が約６割、「行政から避難に関する情報が得られなかった」が約５割、「道路が渋滞・損壊していた」が約４割であった（問15）。また、ヒアリングにおいて、「道路が渋滞し、通常片道30分程度のルートを5～7時間かけて避難した」（浪江町・消防組織）という意見があった。
平成23年3月11日～4月30日の間に、避難所を５か所以上転々とした住民は約２割であった。（問14）
すぐに（平成23年4月30日までの間に）避難しなかった理由として、「避難を判断できるほどの情報がなかった」「どこに避難すればいいのかわからなかった」がそれぞれ約４割であった。（問16）
避難に当たって困ったこととして、物資に関するものでは、「ガソリンが不足した」が約７割、「食料や飲料、生活用品が入手できなかった」が約６割、「携帯電話が繋がらなかったり、充電できなかったりして使えなかった」が約5割という順に多い。（問15）
ヒアリング調査からは、「国道が地震で分断され、南方向には移動ができなかったため、西に隣接する自治体に避難受入れを要請した。」（富岡町）、「市内のどの地区が20km圏内の避難対象地区に該当するのか判別が難しかった。」（田村市）、「市がバスを手配しても逃げない住民がいた」（南相馬市）といった意見があった。
1

調査結果の概要
３. 避難行動要支援者への対応について
 避難に当たって困ったこととして、「介護が必要だったり、障がいや持病を持つ家族がいて容易に移動できなかった」が約２割（問15）、すぐに（平成23年4月30日までの間に）避難しなかった人の理由として「家族に要介護者などがいたから」が約１割（問16）であった。
 ヒアリング調査からは、「医療行為を必要とする患者がいる中で、医療環境が整っておらず、ライフライン等も寸断されている劣悪な環境にあえて避難することは、かえって患者を生命の危険にさらすことになりかねない」「身体麻痺等で寝たきりの患者等をバスで搬送するのは無理であった」（浪江町・病院）といった意見もあった。

４. 家族構成の変化について
 平成23年3月11日～4月30日の間に家族構成が変化したのは約５割、そのうち一緒に暮らさなくなった家族がいるのが約８割。つまり、全体のうち約４割の家族が分散したと考えられる。（問24・問25）
 変化した理由は「仕事上、避難できない人が家族にいたから」等が約4割、「避難を開始するときに一緒にいなかったから」が約３割であった。（問26） 家族構成が変わったことで困ったこととして、「さびしくなった」が約5割、「将来の見通しが立たなくなった」「生活費の負担が増した」が約4割であった。（問31）５. 防犯対策について
 住宅の被害状況について、「不在中に泥棒などに侵入された」が約１割であった。（問３） 避難に当たって困ったこと又はすぐに（平成23年4月30日までの間に）避難しなかった理由として「防犯のために留守宅の管理が必要だった」と答えたのがそれぞれ約６％、約３％であった。（問15、16）2
FUR

850,000

1,180,000

1,760,000

2,090,000

1,180,000

1,760,000

2,090,000
平成３０年１０月５日
内閣府（防災担当）

平成３０年度「津波防災」に関する取組について
東日本大震災を教訓に津波対策を総合的に推進するため、平成２３年６月に「津波対策の推進に関する法律」が制定され、あわせて、１１月５日が「津波防災の日」と定められました。さらに、同法の改正（平成２９年３月）により、「世界津波の日」が同法上位置づけられました。
このため、内閣府では、津波防災の意識を高めるとともに、適切な避難行動の定着に向けて、普及啓発及び地方公共団体と連携した地震・津波防災訓練を行うこととしております。（詳細は別紙のとおり。）
なお、内閣府が主催する訓練、その他国、地方公共団体、民間企業等が実施する訓練の計画については、１０月下旬に公表を予定しております。

＜問合せ先＞【普及啓発に関すること】
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（普及啓発・連携担当）付
長田、鈴木、向井所
TEL 03-3502-6984 (直通)
【訓練に関すること】
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（地方・訓練担当）付
笠井、二木TEL 03-3503-9394 (直通)1

別紙

平成３０年度「津波防災」に関する取組

平成３０年１０⽉５⽇

2

津波防災 普及啓発活動について

3‐1‐

11⽉５⽇「津波防災の⽇」スペシャルイベント
 ⽇時

11⽉５⽇（⽉）13:00〜18:00（開場12:30）
 場所

川崎商⼯会議所川崎フロンティアビル
2階KCCIホール（定員：300⼈）■内容(1) 特別セミナープログラム（14:00~18:00）
・緊急報告「9⽉28⽇にインドネシアで発⽣した地震・津波について」
・地域における津波防災の取組みと地区防災計画の役割
・川崎市の津波防災〜企業・地域での最新科学活⽤に向けて・地域・企業・学校におけるこれからの津波防災(2) 津波防災教育ツールミニ体験会（13:00~18:00）※ 上記は全て現時点における予定であり、変更の可能性がございます。
4‐2‐

普及啓発活動■啓発ポスター

全国の企業、⾃治体等（約180団体）にご協⼒いただき、各地で啓発ポスターを掲出

平成30年度ポスターデザイン■ＰＯＳレジディスプレイでの表⽰
全国のコンビニ、スーパー等のＰＯＳレジ
ディスプレイにて、キービジュアルを表⽰■津波防災特設サイト

津波防災の情報を集約した特設ホームページによる情報発信
http://tsunamibousai.jp/■啓発動画
ホームページ、YouTubeでの広報■啓発ツールの作成
ピンバッジ1,000個、シール4,200部を作成
5‐3‐平成30年度 地域で津波に備える地区防災計画策定⽀援地区◆ 内閣府は､以下８地区の地区防災計画の策定を支援する取組を行っています。
地区防災計画制度
地区居住者等が、地区防災計画（素案）を作成し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めるよう、市町村防災会議に提案できる制度。

しゃりちょう北海道斜里町＜ウトロ地区＞

広島県広島市
うじなにし＜宇品西地区＞

神奈川県川崎市
みずえちょう＜水江町地区＞

愛媛県松山市
なかじま＜中島地区＞

神奈川県川崎市
おうぎまち＜扇町地区＞
神奈川県南足柄市
いわはら
ぬまた＜岩原及び沼田地区＞
和歌山県田辺市
もり＜文里地区＞

6‐4‐

静岡県伊豆市とい＜土肥地区＞

地震・津波防災訓練について

7‐5‐

内閣府が実施する地震・津波防災訓練
訓練内容

北海道エリア
１０月２８日（日）北海道稚内市

シェイクアウト訓練
訓練開始合図（防災行政無線等）で、自らの身を守る安全確保行動を１分から数分間実施

●

北陸エリア
１１月５日（月）福井県高浜町中国エリア

津波避難訓練防災行政無線による情報伝達訓練等を活用し、最寄りの避難場所等へ避難

１１月５日（月）山口県柳井市

東海エリア

九州エリア

１０月２８日（日）静岡県伊豆市

１１月１８日（日）宮崎県延岡市

近畿エリア
１０月２８日（日）熊本県上天草市

●
●

●

●

●

四国エリア

●
●

１１月１１日（日）和歌山県湯浅町●

１１月７日（水）愛媛県松前町その他
情報伝達訓練、物資配給訓練、炊き出し訓練等（※地域により異なる）

沖縄エリア
●

8‐6‐

１１月３日（土）沖縄県那覇市１１月３日（土）高知県四万十市（参考）「津波防災の⽇」・「世界津波の⽇」について
東日本大震災（2011年3月11日）○ 津波は，ひとたび起きれば，その被害は甚大であり，被災範囲も広いのが特徴です。東日本大震災では、津波や津波からの避難方法を知らないために多くの方が犠牲になりました。
津波による被害（宮城県気仙沼市）

11月5日「津波防災の日」○

東日本大震災を教訓とした「津波対策の推進に関する法律（2011年６月）」により、11月5日が「津波防災の日」として制定されました。

○ これは、嘉永7年（1854年）11月5日の安政南海地震（M8.4）で和歌山県を津波が襲った際に、稲に火を付けて、暗闇の中で逃げ遅れていた人たちを高台に避難させて命を救った「稲むらの火」の逸話にちなんでいます。
稲束（稲むら）に火をつける濱口梧陵

11月5日「世界津波の日」○ 「第３回国連防災世界会議」や「持続可能な開発のための2030アジェンダ」のフォローアップとして、2015年12月、国連総会で、我が国をはじめ 142 カ国が共に提案し、11月5日を「世界津波の日」として制定する決議が満場一致で採択されました。
○ 「津波防災の日」である11月5日が平成27年12月の国連総会決議において「世界津波の日」とされたことも踏まえ、平成29年3月に「津波対策の推進に関する法律」にお律」においても「世界津波の日」に位置付けられたほか、国際協力の推進に資するようう配慮する旨の規定が追加されました。

9‐7‐

第７０回国連総会本会議の様子
大容量バッテリーセット HJ-MBL4Log
対応機 種
ガス検知器

二酸化炭素CO2温湿度モニタ MCH-383SDJ

4CH温度計TM-947SDJ

騒音計SL-4023SD

温度計TM-925

照度計LX-1128SD

マグネット式表面温度計TM-925+TS-53MGK

マルチ環境測定器EM-9300SD

温度計
湿度計

マルチ環境測定器LM-8102

環境測定器

12CH温度計BTM-4208SD
3ch温度モニタMTM-380SDJ

熱線式風速計AM-4214SDJ

温湿度モニタMHT-381SDJ

ベーン式風速計AM-4207SD

温湿度・露点計HT-3007SD

風速風量計YK-2005AH

マルチ温湿度・露点計・湿球温度データロガーHT-3027SD

風杯型風速計AM-4257SD

pH計PH-230SDJ

紫外線強度計YK-35UV ST

水質検査機器ミリテスラメーターGU-3001D

マルチ水質チェッカー導電率計 WA-2017SDJ-CD
マルチ水質チェッカー溶存酸素 WA-2017SDJ-DO
データロガー多項目水質計WAC-2019SDテスラメーター磁束密度計MG-3002

仕様
バッテリー用充電器
入力電圧AC100V 50/60Hz
出力電圧DC14.8V（定格電圧） DC13.6（充電完了電圧）
出力電流（最大） 10A
適合バッテリー
DC12V
適合バッテリー容量 6Ah〜240Ah（5時間率容量）
消費電力
200VA
223(W)×174(D)×130(H)mm / 1.25kg
寸法 / 重量1.8m
充電ケーブル長1.8m
電源コード長9V 電源ケーブルの仕様
入力電圧
DC5V
出力電圧
DC9V ±0.5V/500ｍA最大
使用環境温湿度 0〜50℃、80%RH（結露のないこと）
重量45ｇ
カーバッテリーの仕様
寸法
187(L)×127(W)×202(H)mm、総高:224mm
9.2kg
重量
屋外設置用防水ケース AJ
256x160x130mm
寸法

販売価格については、お問い合わせください。だくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。
カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いた

https://ureruzo.com

https://satosokuteiki.com/

このカタログの記載内容は 2022 年 1 月現在のものです。
内閣府が実施する地震・津波防災訓練

別添1

四国エリア（高知県四万十市）の訓練概要
平成３０年度

地震・津波防災訓練○日時：平成３０年１１月３日（土）９時開始○場所：四万十市内全域○訓練想定
南海トラフ巨大地震
津波避難訓練会場

津波避難訓練地域

竹島地区（竹島小学校）

津波浸水区域

八束地区（防災活動拠点）

竹島地区（竹島小学校）○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練、避難誘導訓練
情報伝達訓練、地区内安否確認訓練
ヘリによる救助訓練、テント設営訓練、炊き出し訓練
物資搬送受入訓練、避難所運営訓練、防災学習会
市災害対策本部運営訓練等○訓練参加機関等
自治会・自主防災組織、小学校、陸上自衛隊
海上保安庁、日赤、気象台、警察、消防等
取材場所等に関する問合せ先四万十市 地震防災課
ＴＥＬ：0８８０-３５-２０４４
内閣府が実施する地震・津波防災訓練

別添1

北海道エリア（北海道広尾町）の訓練概要
令和元年度

地震・津波防災訓練○日時：令和元年１１月７日（水）９時30分開始○場所：広尾町全域
広尾町

○訓練想定
十勝沖を震源とする地震○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練
情報伝達訓練、防災講話、避難所開設・運営訓練
炊き出し訓練（体験喫食）

訓練会場
青少年研修センター

広 尾 町
津波避難訓練実 施 地 域○訓練参加機関等
気象台、警察署、海上保安署、消防署、消防団
町内自主防災会、赤十字奉仕団、広尾高校
保育園、民間企業等
取材場所等に関する問合せ先
北海道広尾郡広尾町

出典：国土地理院-3-

企画課

ＴＥＬ：０１５５８-２-０１８４

内閣府が実施する地震・津波防災訓練
近畿エリア（兵庫県西宮市）の訓練概要
令和元年度

地震・津波防災訓練

西宮市

南甲子園小学校区

西宮市立
南甲子園小学校○日時：令和元年１１月１７（日）９時００分開始○場所：西宮市 南甲子園小学校区○訓練想定南海トラフを震源とする地震○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練、安否確認訓練、避難所の受付訓練、炊出し訓練、消防訓練展示、防災士コーナー、子供防災コーナー、消防車両展示・消防士コーナー、救出救助訓練コーナー、応急手当・救急搬送コーナー、煙体験コーナー、甲子園警察コー
ナー、避難所開設・運営訓練、災害食の紹介、緊急貯水槽を用いた応急給水の実演訓練○訓練参加機関
自治会、消防局、消防団、甲子園警察、防災士会、神戸女学院大学、コープこうべ
取材場所等に関する問合せ先
西宮市役所 防災危機管理局 防災統括室 地域防災支援課
ＴＥＬ：０７９８－３５－３０９２

内閣府が実施する地震・津波防災訓練
近畿エリア（和歌山県印南町）の訓練概要
令和元年度

印南町

印南地域

印南町体育センター

切目地域

地震・津波防災訓練○日時：令和元年１１月４日（月・祝）７時45分開始○場所：印南町 印南地域・切目地域○訓練想定
南海トラフを震源とする地震○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練、情報伝達訓練、避難所開設訓練（避難所受付訓練、間仕切り組立て訓練、応急救護訓練、救援物資仕分け訓練、マンホール
トイレ組立て訓練、炊き出し訓練、緊急車両・防災
ICT機器等の展示）、防災講演会○訓練参加機関
自主防災組織、社会福祉協議会、民生児童委員、赤十字奉仕団、こども園、小・中学校、消防団、消防署、警察、陸上自衛隊、福祉事業者（特養、作業所、デイサービス）、関西大学、関西学院大学
取材場所等に関する問合せ先
印南町役場 総務課 危機管理係
ＴＥＬ：０738－42－0120

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

別添1

中国、四国エリア（愛媛県西予市）の訓練概要
令和元年度

出典：国土地理院

地震・津波防災訓練○日時：令和元年１１月２４日（日）８時００分開始○場所：三瓶町全域（津波避難主対象区：三瓶、有網代、蔵貫浦）○訓練想定
南海トラフ地震○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練、
情報伝達訓練、災害対策本部設置訓練、模擬火災訓練
福祉避難所設置・運営訓練、医療救護所設置・運営訓練、倒壊家屋からの救出訓練、孤立者海上輸送訓練、海上漂流者救出訓練、展示訓練（車両・パネル等展示）、防災講習会、物資配給訓練○訓練参加機関等
自主防災会、警察、消防、自衛隊、海上保安庁、消防団、中学校、特別養護老人ホーム、愛媛県
取材場所等に関する問合せ先
西予市 危機管理課 ＴＥＬ：0894-62-6491

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

別添1

四国エリア（高知県高知市）の訓練概要
令和元年度 地震・津波防災訓練（高知市総合防災訓練）○日時：令和元年１０月２７日（日）９時開始
高知市○場所：下知地区、イオンモール高知、鏡川河川敷地区等○訓練想定
南海トラフ地震○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練
情報収集訓練、救出・救助訓練
災害救急医療活動訓練、避難所開設・運営訓練
炊き出し訓練、講習会、体験・展示コーナー○訓練参加機関等
自治会・自主防災組織、警察、消防、自衛隊
イオンモール高知等
取材場所等に関する問合せ先

出典：国土地理院

鏡川河川敷地区等

高知県高知市-7-

防災政策課

ＴＥＬ：０８８-８２３-９０５５

別添1

内閣府が実施する地震・津波防災訓練
九州・沖縄エリア（長崎県島原市）の訓練概要
令和元年度

地震・津波防災訓練○日時：令和元年１１月１０日（日）８時４５分開始○場所：島原市有明地区
島原市

有明地区小中学校○訓練想定
雲仙地溝南縁東部・西部断層帯の２連動地震○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練
情報伝達訓練、装備品展示、炊き出し訓練
防災講話、体験喫食○訓練参加機関等
自治会・自主防災組織、県、小・中学校
保育園、警察、消防、自衛隊等

取材場所等に関する問合せ先

出典：国土地理院

長崎県島原市

市民部市民安全課

ＴＥＬ：０９５７-６２-８０２２-8-別添1

内閣府が実施する地震・津波防災訓練
九州・沖縄エリア（鹿児島県鹿児島市）の訓練概要
鹿児島市

鹿児島市役所〇災害対策本部
運営訓練〇情報伝達訓練

県民交流センター（10月31日（木）９時～１3時）〇講演〇防災マップ作成演習〇炊き出し訓練〇防災資資材・パネル展示

谷山支所〇現地災害対策
本部運営訓練〇情報伝達訓練

令和元年度

地震・津波防災訓練○日時：令和元年１１月５日（火）８時２０分開始○場所：鹿児島市全域（シェイクアウト訓練）
東開町（津波避難訓練等）
かごしま県民交流センター等（講演等）○訓練想定
鹿児島湾（錦江湾）直下地震○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練
講演、防災マップ作成演習、炊き出し訓練
防災資機材・パネル展示
災害対策本部等運営訓練・情報伝達訓練（市職員訓練）○訓練参加機関等
鹿児島地方気象台、日本赤十字社鹿児島支部
自主防災組織、イオンモール鹿児島、企業等

東開町

取材場所等に関する問合せ先〇津波避難訓練
出典：国土地理院

鹿児島市 危機管理局 危機管理課-9-

ＴＥＬ：０９９-２１６-１２１３
特

定

事

業

主

行

動

久

計

御

山

画

町

長

久 御 山 町 議 会 議 長
久御山町教育委員会教育長
久御山町農業委員会会長
久 御 山 町 消 防 長

Ⅰ 総論
久御山町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号。以下「女性活躍法」という。）第15条に基づき、久御山町長、久御山町議会議長、久御山町教育委員会教育長、久御山町農業委員会会長、久御山町消防長が策定する特定事業主行動計画である。
本町では、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍法両法の特定事業主行動計
画として位置づけ、本町が抱える課題の解決に向け、職場全体の働き方の見直し、男
女が共に、仕事でも家庭でも活躍できる職場づくりを進めていく。
１ 計画の対象
本計画は、久御山町に勤務する常勤の一般職員・再任用職員を対象とする。また、嘱託員や臨時職員についても、法令や本町の条例、規則等により定められた休暇制度
等の範囲内で対象とする。
２ 計画期間
本計画の期間は、平成28年４月１日から平成33年３月31日までの５年間とする。
また、本計画に記載されている項目の実施期間は平成28年度から実施し、数値目
標は平成32年度の達成目標とする。
３ 計画の推進体制
本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、男女共同参画懇
話会において、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととする。

2

Ⅱ 具体的な内容
１ 職員の勤務環境に関するもの（１） 妊娠中及び出産後における配慮
ア 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度について周知徹底を図る。
イ 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。
ウ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。
（２） 男性の子育て目的の休暇等の取得促進
ア 父親が子どもの出生時に３日間の特別休暇を取得できるよう努める。
イ 子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇を取得することを促進する。
ウ 妻の出産後８週間以内の期間に父親が積極的に年次休暇を取得することを促進する。
（３） 育児休業等を取得しやすい環境の整備
ア 男性の育児休業の取得促進
・ 男性も育児休業の制度の周知や支援等について情報提供を行い、男性の育児休業取得の促進を図る。
イ 育児休業等の周知
・ 育児休業、部分休業に関する資料を通知・配布し、制度の周知を図るとともに、取得手続や経済的な支援等について情報提供を行う。
・ 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続について説明を行う。
ウ 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成
・ 育児休業の取得の申出があった場合、事例ごとに当該課において業務分担の見直しを行う。
エ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援
・ 育児休業中の職員に対して、休業期間中の広報誌や福利厚生の情報誌等の送付等を行う。
オ 育児休業等を取得した職員の代替要員の確保
・ 課内の人員配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なときは、臨時的任用制度の活用を行う。
3

カ 子育てを行う女性職員の活躍推進に向けた取組
・ 管理職に必要なマネジメント能力等の付与のための研修等を行うことで女性職員のキャリア形成を支援する。
・ 育児などの女性職員の状況に配慮した人事運用を行う。
◎以上のような取組を通じて、育児休業等の取得率を、男性１０％とする。
（４） 時間外勤務の縮減
ア 一斉定時退庁日等の実施
・ 定時退庁日を設定し、庁内放送及び電子掲示板等による啓発を行うとともに、管理職による定時退庁の率先垂範を行う。
・ 管理職の巡回指導による定時退庁の実施徹底を図る。
・ 定時退庁ができない職員が多い課を総務課が把握し、管理職への指導の徹底を図る。
・ 定時退庁日にやむを得ず時間外勤務命令する場合、１週間以内に定時退庁日の振替を行うことに努める。
イ 時間外勤務の縮減のための意識啓発等
・ 時間外勤務の上限の目安時間を年間３６０時間とし、時間外勤務縮減のために
時間外勤務命令者の管理職に注意喚起を行う。
・ 課ごとの時間外勤務の状況を、総務課で把握できるようにし、時間外勤務の多い職場の管理職からのヒアリングを行った上で、注意喚起を行う。
ウ その他
・ 職員に対する健康診断の実施等健康面における配慮を充実させる。
◎以上のような取組を通じて、各職員の１年間の時間外勤務時間数について、人事院指針等に定める上限目安時間の３６０時間を最終目標として達成に努める。
（５） 休暇の取得の促進
ア 年次休暇の取得の促進
・ 職員が年間の年次休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図る。
・ 総務課から、定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の意識改革を行う。
・ 管理職に対して、部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を指導させる。
・ 総務課による取得状況の確認を行い、取得率が低い課の管理職からヒアリングを行った上で、取得促進を図る。
・ 各課において、計画的な年次休暇の取得促進を図る。
4

イ 連続休暇等の取得の促進
・ 休日等と年次休暇を組み合わせた連続休暇の取得促進を図る。
・ 国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次休暇の取得促進を図る。
ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進
・ 子どもの看護のための特別休暇について、職員に周知し取得促進を図る。
◎以上のような取組を通じて、職員１人当たりの年次休暇取得１０日以上の達成に努める。
（６） 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組
ア ハラスメント防止等に関する要綱を遵守し、服務規律の確保及び綱紀の保持の徹底を図る。
イ 男女共同参画等の取組を通じて意識啓発を図る。
２ その他の次世代育成支援対策に関する事項（１） 子育てバリアフリー
ア 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの取組を推進する。
（２） 子ども・子育てに関する地域貢献活動
ア 子どもの体験活動等の支援
・ 子どもが地域活動に参加できるよう努める。
・ 子どもが参加する学習会等の行事において、職員等が専門分野を活かした指導教育を実施する。
イ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援
・ 交通事故予防について綱紀粛正通知による呼びかけを実施する。
ウ 安全で安心して子どもが育てられる環境の整備
・ 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を図る。
（３） 子どもとふれあう機会の充実
・ 職員のレクリェーション活動の実施に当っては、子どもを含めた家族全員が参加できるよう努める。

5
内閣府政策統括官（防災担当）Youtube アカウント運用営方針
内閣府政策統括官（防災担当）では、「津波防災の日」に関する施策の一環として、Youtubeアカウントを取得し、情報発信を行います。
Youtube を通じた情報発信にあたり、Youtube アカウントの運用方針を以下のとおり定めます。
１

運用（１）投稿者
内閣府政策統括官（防災担当）（２）投稿内容
・「津波防災の日」に関する普及啓発動画
・「津波防災の日」に関する避難訓練映像動画
・その他内閣府政策統括官（防災担当）が行う施策等について重要と思われる情報
２

コメントの管理
内閣府政策統括官（防災担当）が Youtube に掲載した動画等（以下「動画」という。
）に対してのコメント、メッセージへの個別の対応はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

３

運用方針の変更
本運用方針は、事前に予告なく変更する場合があります。

４ 知的財産権
動画の知的財産権は内閣府政策統括官（防災担当）または正当な権利を有する者に帰属します。
５ 免責事項（１）動画の正確さについては万全を期しておりますが、利用者が動画の情報を用いて行う一切の行為については、内閣府政策統括官（防災担当）は何ら責任を負うものではありません。
（２）動画に関連して生じた利用者間のトラブルまたはその被った損害について、また、動画に関連して生じた利用者と第三者との間のトラブルまたはその被った損害については、内閣府政策統括官（防災担当）は責任を負いかねますので御了承ください。
（３）コメント等の投稿にかかる著作権等は、当該投稿を行ったユーザ本人に帰属しますが、投稿されたことをもって、ユーザは内閣府政策統括官（防災担当）に対し、投稿コンテンツを全世界において無償で非独占的に使用する権利を許諾したものとし、かつ、内閣府政策統括官（防災担当）に対して著作権等を行使しないことに同意したものとします。
（４）上記の他、動画に関連して生じたいかなる損害についても内閣府政策統括官（防災担当）は一切の責任を負いません。
Intermediate Frequency Circuit Components for
Integration of on-Chip Amplifier withTHz Detectors
Rahul Yadav (1,2), Sascha Preu (2) and Andreas Penirschke (1)(1) Technische Hochschule Mittelhessen, Friedberg (Hessen), Germany,(2) Technische Universität Darmstadt, Germany

Block Diagram of THz Detector

Thermal Detectors
Bolometer

Rectifying Detectors

Field effect transistor

Zero-bias Schottky diodeYBCO detector

Ref. [3]Ref. [7]Ref. [6]MDPI SENSORS 2023

Ref. [4-5]Ref. [3]Version 1

Ref. [1-2]Pyroelectric detectors

Photo Detectors

Version 2Direct THz Detectors

Golay cellRef. [8]Simulation Studies on Transition to IF CKTInvestigated transition structures:

Coupled microstrip lines

CPW lines type B

CPW lines type A

Microstrip line

Parameter
SubL
SubW
GCML
WCML
GCPWB
WCPWB
GCPWA
WCPWA
W1MS
W2MS

Values (mm)0.25
10.011
0.011
0.050
0.012
0.050
0.012
0.020
0.012

Investigation on coupled microstrip lines transition when varying bending angle (𝜽):Simulation Studies on BroadbandPlanar
PowerDivider
Investigation on ultra broadband planar power divider (UBPPD) : Multi-section UBPPD analysis:
ParameterValues(mm)

SubL

3SubW

2.5

SubH0.25

L10.45

L1a0.44

L2a0.57

W10.50W1a0.060

Wf0.18

Lf0.05

L3a0.95

L4a2.9L5a1.26(a) Sketch of UBPPD(b) 2 section sketch of UBPPD(c) 2 section UBPPD with phase shifter

Effect of varying theta (𝜽) on UBPPD performance:

Comparison of different types of transition when bending angle (𝜽) is 0°:

Conclusions and Outlook▪ Broadband & narrowband direct THz detectors

Please attend▪ Fast and sensitive THz detectors
WE1C03 talk on 13th▪ Ultra-broadband integrated IF circuit with THz Sept 2023 at 10:00 amdetector▪ Investigation on IF CKT components

References
Ref. [1]Ref. [2]Ref. [3]Ref. [4]V-connector
FET

Related Work

Ref. [5]Ref. [7]Ref. [6]Ref. [8]Acknowledgement

IEEE IWMTS 2021

IBIC 2021

IPAC 2022

IEEE MMS 2022

MDPI SENSORS 2023

TUP010

Poster Session II (16:00 – 17:30)
Rahul Yadav, M.Sc
rahul.yadav@iem.thm.deContract no.: 05K22RO1

V- card