CL016K008 TG-L1011-0 SEP. 2010K

FT-2000

電気自動平衡式液面計

2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1011-0

FT-2000

TG-L1011-0

電気自動平衡式液面計

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

FT-2000

電気自動平衡式液面計

4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1011-0

FT-2000

TG-L1011-0

電気自動平衡式液面計

TOKYO KEISO CO., LTD.

5

FT-2000

電気自動平衡式液面計

6TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1011-0

FT-2000

TG-L1011-0

電気自動平衡式液面計

TOKYO KEISO CO., LTD.

7

FT-2000

電気自動平衡式液面計■発信器
FT-2000 自動平衡式レベル計には各種発信器が取付可能です。現場指示に加えリモートでの監視・制御ができます。
指示計形式コードに発信器形式コードを付加して、全体形式を示します。
（例：DC4-20mA 発信器付：FT-2111 ／ TR-210EX）
形式コード
TR-10

警報発信器

112
3456

警報発信用カムとマイクロスイッチはカップリング機構を介してスプロケット軸に連結されて作動します。警報は4点まで組込み可能です。
出力精度： ± 1%F.S

警報点数： 最大 6 点まで

スイッチ： SPDT マイクロスイッチ

接点容量： AC250V、5A、DC125V、0.4A

構造： 防滴密閉（TR-10 □ W）

警報点数

1

※

W
EXS構造

ケーブル引込方式- B- C

耐圧防爆（EX dllCT6、TR-10 □ EX）
本質安全防爆（iallCT6、TR-10 □ S、本安リレー別置、輸出品専用）
配線接続口 ： G 1/2、G 3/4

内-容

1点
2点
3点
4点
5点
6点
防滴密閉耐圧防爆（EX dllCT6）
本質安全防爆（iallCT6）※1
Exの場合は無記入 ※2
耐圧パッキン式 ※2
電線管結合式※ 1：本安リレー別置※ 2：EX）
標準

ケーブル外径 G 1/2…φ9〜11〃
G 3/4…φ12〜14S、W）オプション

注）旧タイプからこのタイプへのリプレイス時は、ケーブル長が不足する場合があります。
防滴密閉タイプ（W）および本質安全防爆タイプ（S）

耐圧防爆タイプ（EX）

形式コード

電流発信器

2カップリング機構を介し、スプロケット軸は減速機構を経て電流変換

出力発信器に連結され、液位全スパン（0 〜 100％）を DC4 〜 20mA に変換して発信します。遠隔の受信には電流計を用い、DC4 〜 20mA 間を深さ目盛、または容量目盛で表示して指針を読み取ります。

警報点数

信号交換方式 ： ポテンショ R/I 変換方式
出力： DC4 〜 20mA

負荷抵抗： Max.500 Ω（DC24V 時）

構造： 防滴密閉（TR-2 □□ W）
耐圧防爆（EX dllCT6、TR-2 □□ EX）
本質安全防爆（iallCT6、TR-210S、本安リレー別置、輸出品専用）

配線接続口： G 1/2、G 3/4

出力精度： ± 1%F.S

注）旧タイプからこのタイプへのリプレイス時は、ケーブル長が不足

構造

ケーブル引込方式

内-TR-2120
123456
W
EX
S- B
- C

容

DC4〜20mA 出力のみ
DC4〜20mA＋警報接点出力なし
1点
2点
3点
4点
5点
6点
防滴密閉耐圧防爆（EX dllCT6）
本質安全防爆（iallCT6）※1
Exの場合は無記入 ※2
耐圧パッキン式 ※2
電線管結合式※1：本質安全防爆はDC4〜20A出力形のみ承ります。警報接点の併設はできません。
※2：EX）
標準

ケーブル外径〃S、W）オプション

G 1/2…φ9〜11
G 3/4…φ12〜14する場合があります。
防滴密閉タイプ（W）および本質安全防爆タイプ（S）

8TOKYO KEISO CO., LTD.

耐圧防爆タイプ（EX）

TG-L1011-0

FT-2000

3

電気自動平衡式液面計

空気圧発信器

空気圧変換発信器はカップリング機構により液面計本体内のスプロ形式コードケット軸に連結されています。スプロケット軸の回転角変位により、

内

AT-101W-

空気圧変換発信器が作動して、液面変位 0 〜 100％を出力空気圧 20附属品〜100kPaに変換します。発信空気圧は導管により遠隔の受信圧力計

容なし
A

エアセット付に伝送されます。受信圧力計では圧力の変化を深さ目盛りまたは容量目盛で表示します。

出力信号： 20 〜 100kPa

空気接続： Rc 1/4

空気消費量 ： 10L/min（nor）
出力精度

4： ± 1%F.S

デジタル発信器

FT-2000 シリーズフロート式レベル計にはアナログ発信器のほか、各種デジタル発信器を付加することができます。
デジタル発信器は：・液位伝送精度± 1mm・液位のほか液温、接点情報などを 2 線シリアル BCD パルスで伝送可能。
・双方向通信も可能。レベル計信号ラインによりバルブなどのフィールド機器のコントロールも可能。
下記のデジタル発信器があります。
形式タイプ

仕様

特長

DM4-1

単方向、電源共通2線式

液位、温度、警報最大3点ベストセラー発信器。
磁界走査式無接触A/Dコンバータで高信頼。

DM4-2-1
又は
DM4-2-2

双方向、インテリジェント

液位、温度、警報最大2点最大10点までの接点情報の双方向伝送可能。

バスライン方式で、ワイアリングコスト大幅節減。
双方向通信でフィールド機器コントロールも可能。

DM4-3

単方向、電源共通2線式

液位、温度、警報最大4点既設の警報信号ラインなどを利用して、容易にリモート化可能。

DM4-2-3

オプティカル、インテリジェント

DM-IIIのオプティカルバージョン。

光信号で耐雷性、耐ノイズ性抜群。

また目的、用途に合わせて選択できる、各種コントロールルーム計器があり、簡単なレベル管理から、高度な容量計算、バルブ制御まで幅広く対応します。
これらのデジタル発信器については個別のTECHNICAL GUIDANCEをご用意しています。お申し付け下さい。

TG-L1011-0

TOKYO KEISO CO., LTD.

9

FT-2000

電気自動平衡式液面計

10TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1011-0

FT-2000

TG-L1011-0

電気自動平衡式液面計

TOKYO KEISO CO., LTD.

11

FT-2000

電気自動平衡式液面計

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。
東京計装株式会社はホームページを開設しています。

anything@tokyokeiso.co.jp

http://www.tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）ご遠慮なくどうぞ。

製造品目流量計● 面積式（パージメータ・パージセット含む） ● 差圧式（オリフィス・V コーン） ● 電磁式● コリオリ式● 渦式● 羽根車式● マスフローメータ・コントローラ

液面計● フロート式● 電波式● 金属管式● 超音波式● フローモニタ● 定流量弁

● サーボバランス式● 圧力式● 各種表示器● 圧力発信器● サイトグラス● 超音波式● サーマルフローメータ● 開水路用流量計● スプリングバランス式● トルクチューブ式● 磁歪式● レベルスイッチ（フロート式・ディスプレーサ式・静電容量式）● 光ファイバ・デジタルタンクゲージシステム

その他● フロースイッチ● 舶用液面計システム● 流量積算・記録計● 受信計● 移動式定量出荷装置● 自動車用測定装置● プロペラ風速計■仙台営業所■名古屋営業所
TEL 022-773-1451（代） TEL 052-953-4501（代）■富山営業所■大阪営業所
TEL 076-493-8311（代） TEL 06-6312-0471（代）■茨城営業所■岡山営業所
TEL 029-246-0666（代） TEL 086-421-6511（代）■大宮営業所■徳山営業所
TEL 048-652-0388（代） TEL 0834-21-0220（代）■長野営業所■北九州営業所
TEL 0263-40-0162（代） TEL 093-521-4170（代）

計量器製造事業登録事業所・高圧ガス試験製造認定事業所
本社：東京都港区芝公園1-7-24芝東宝ビル（〒105-8558）TEL 03-3434-0441（代）

12■厚木営業所■熊本営業所
TEL 046-223-1141（代） TEL 096-375-7327（代）■静岡営業所
TEL 0545-64-3551（代）TG-L1011-0