センサソリューション

センサソリューション
TE Connectivity (TE) の接続ソリューションおよびセンサソリューションは、ますますつながりが強まる今日の世界に不可欠な存在となっています。世界最大のセンサ企業 TE のセンサは次世代のデータ駆動型テクノロジーに不可欠です。TE のインテリジェントで効率的、かつ高性能なセンサソリューションのポートフォリオは、自動車、工業、医療、電化製品、航空宇宙、防衛、運送、商用輸送など、さまざまな産業で使用されています。当社の技術は、圧力、温度、位置、振動、湿度、流体特性などの測定を可能にします。TE のエンジニアは、過酷な条件下でも安全で環境に優しく、接続された世界に貢献するあらゆる物理的特性を測定できる技術を活用し、可能性を広げることでコンセプトを形にするお手伝いをします。

対象とする市場

2 ページ

te.com/sensors

航空宇宙 / 防衛

産業用輸送 /
商業用輸送

家電製品

インテリジェントビルディング

オートメーション
および制御

医療

自動車

石油 / ガスデータ / デバイス

鉄道

インダストリアル

試験 / 測定

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

一般的なセンサ用語 (略語)
アメリカ船級協会

交流電流センサテクノロジー

LED

発光ダイオード

RMS

二乗平均平方根

LIN

ローカル相互接続ネットワーク

RoHS

特定有害物質の使用制限

米国規格協会

LVD

低電圧差動

RPM

回転毎分

ASIC

特定用途向け集積回路

LVDT

線形可変差動変圧器

RTD

ATEX

爆発性雰囲気での使用を目的とした機器

ABS
AC
ANSI

CAN

mA
デジタルコンポーネン
トミリアンペア
防噴装置
MAF
流入空気量
センサ開発ツール
Controller Area Network
mbar
ミリバール

CE

欧州連合

BOP

4 ページ

CENELEC 欧州電気標準化委員会

RVDT

中央制御室

SCADA

監視制御システム

MEMS

微小電気機械システム

SCR

選択触媒還元メガヘルツ

SDI-121200 Baud のシリアルデー

SMD

表面実装デバイスCT

コンピュータ断層撮影

流量センサ

mHZ
mm

ミリメートルcUL

カナダ規格認証

MQS

軍事資格基準

DC

直流

8 ページ

MR

磁気抵抗

DCS

分散制御システム

mV

ミリボルト

DEF

ディーゼル排気液

NAV

ナビゲーション

DTC

デジタル温度補償

NASA

航空宇宙局

ECU

エンジン制御ユニット

NEMA

アメリカ電機工業会

EGR

排気ガス再循環

NIST

アメリカ国立標準技術研究所

EMC

電磁両立性

NOx

窒素酸化物

EMI

電磁波妨害

NPT

アメリカ管用テーパー

ESA

欧州宇宙機関NSF

アメリカ国立科学財団

FLS

フィールドロード可能ソフトウェア

NTC

負の温度係数FM

Factory MutualOEM

他者ブランド製品製造

PCB

プリント基板

湿度センサ

回転可変差動変圧器
50 ページ

MCR

カナダ規格協会

10 ページトレーリモー
ト ト端子ユニッ/ 慣性センサ
自動車技術者協会

SAE

CSA

荷重センサ

測温抵抗体

RTU

タ インターフェーススキャナ/ システム52 ページ動脈血酸素飽和度

Sp02

単極双投

SPDT
SPI

Serial Peripheral Interface

SPST

単極単投

計測機器
速度センサ

T&M

TDFN 54 ページ
薄型デュアルフラット リードなしTE

TE Connectivity

TEB

TEB (総誤差帯域)

TESS

TE センサ ソリューション

THSA
TPMS

トリム可能な水平スタビライザアクチュエータ

温度センサ
タイヤ空気圧モニタリングシステム

FPGA

ページ
フィールド プログラマブル 16
ゲー
ト アレイ

FS

フルスケール

PDF

ポータブル ドキュメント フォーマット

FSO

フルスケール出力

PDM

パルス密度変調FT LBS

フィート重量ポンド

PE

圧電

GPS

全地球測位システム

HUMS

健全性モニタリングシステム

PPS

ポリフェニレンサルファイド

HVACR

暖房、換気、空調、空気浄化

PSI

ポンド/平方インチ

HVD

高電圧差動

PSIA

絶対圧

HZ

ヘルツ

PSID

差圧

I 2C

集積回路間通信

PSIG

ゲージ圧

IEC

国際電気標準会議

IECEx

IEC 防爆機器規格適合試験制度

PTFE

ポリテトラフルオロエチレン

IEEE

米国電気電子学会

PUDF

公共利用データファイル

IEPE

集積電子圧電PWM

パルス幅変調

IP

侵入保護

R&D

研究開発

ISO

国際標準化機構

RDT&E

研究、開発、試験、評価

ITAR

国際武器取引規則

ピエゾフィルムセンサ
RFI
電波障害

振動センサ

kHz

キロヘルツ

24 ページRH

相対湿度

72 ページPLCD
液体レベルセンサ

20 ページ

フォト光センサ PSIS
22 ページ

TSYS 60 ページ
システム雑音温度
UAV

無人航空機

uC

マイクロコントローラ

UL

Underwriters Laboratories

USB

永久磁石リニア変位センサ

VAV
VDC

ユニバーサル・シリアル・バス

トルク
センサ
可変風量
68 ページ
直流電圧

WEEE

シールドゲージ圧

電気、電子機器廃棄物

超音波センサ70 ページ

位置センサ

水位センサ

26 ページ80 ページ© 2019 TE Connectivity. All Rights Reserved.
Android は Google Inc. の商標です。
CANopen® は、
オートメーション ユーザ グループの CAN の登録商標です。

圧力センサ

DeviceNet™ は ODVA、Inc. の商標です。

iOS は、米国およびその他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。

40 ページLinux® は、米国およびその他の国における Linus Torvalds の商標または登録商標です。
Noryl® は、Sabic Innovative Plastics IP BV の登録商標です。
Pmod は Digilent Inc の商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。
Accustar、ATEXIS、DEUTSCH TruBlue、KPSI、Microfused、IdentiCal、Krystal Bond、AST、Jaquet、TE Connectivity、TE および TE connectivity (ロゴ) は TE Connectivity Ltd. 企業グループの商標です。ここに記載されている他のロゴ、製品名、会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。
TE は、掲載されている情報の正確性を確保するために最善の配慮を行っておりますが、その内容に関する正確性および完全性を保証するものではありません。また、
この情報が正確で正しく、信頼できる最新のものであることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。TE は予告なしに、ここに記載されている情報を追加、変更、または削除する権利を有します。TE は、
ここに掲載されている情報に関するすべての黙示的保証を明示的に放棄します。これには、あらゆる商品性の黙示的保証、または特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。本パンフレットの寸法は参照のみを目的としており、予告なく変更される場合があります。仕様は予告なく変更される場合があります。最新の寸法と設計仕様については、TE にお問い合わせください。

SS-TS-TE101
SS-TS-TE101
2019 年 6 月
2019 年 6 月

te.com/sensors
te.com/sensors

87 ページ3 ページ

デジタルコンポーネントセンサ開発ツール

デジタル
コンポーネント
センサ開発ツール
ワイヤレスデモ / 開発キット

環境センサタグ

M5600

U5600

タイプ

湿度、温度、圧力

圧力

圧力

仕様

• 0 〜 100% RH• 300 〜 1,200 mbar

• 50 〜 15K psi• タイプ G/S/C• 2 〜 10K psi• タイプ G/S/C/A

通信インターフェース

標準 2.4GHz ワイヤレス通信

標準 2.4GHz ワイヤレス通信

標準 2.4GHz ワイヤレス通信

用途

iOS 7.0+ Android™ 4.3+

iOS 7.0+ Android™ 4.3+

iOS 7.0 + Android™ 4.3+

動作温度

20°
C 〜 85°C-20 C 〜 85°
C-20°
C 〜 85°C

4 ページ
デジタルコンポーネントセンサ開発ツール

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

デジタルコンポーネントセンサ開発ツール
シールド / ハット

ARDUINO ウェザー シールド

Raspberry PiTM センサ ウェザー ハット

PicTail Plus

タイプ

湿度、温度、圧力

湿度、温度、圧力

湿度、温度、圧力センサ

HTU21D、MS5637、MS8607、TSYS01*、TSD305

HTU21D、MS5637、TSYS01*、TSD305

HTU21DF、MS5637、TSYS01*、MS8607

仕様• 0 〜 100% RH• 20°
C 〜 85°C• 300 〜 1,200 mbar

• 0 〜 100% RH• 20°
C 〜 85°C• 300 〜 1,200 mbar

• 0 〜 100% RH• -20°
C 〜 85°C• 300 〜 1,200 mbar

通信インターフェース

I2C

I2C

I2C

パートナー ボード

Arduino / Genuino

Raspberry PiTM

Microchip Explorer 16

ウィングボード

HTU21DMS5637MS8607

TSYS01*

TSYS02D*

タイプ

湿度

圧力

圧力、温度、湿度

温度

温度

KMA36(A)角度位置仕様• 0 〜 100% RH• -40°
C 〜 125°
C• 3.3 〜 5.5 V• 10 〜 2,000 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 1.5 〜 3.6 V• 10 〜 2,000 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 0 〜 100% RH• 1.5 〜 3.6 V• -40°
C 〜 125°
C• 2.2 〜 3.6 V• -40°
C 〜 125°
C• 1.5 〜 3.6 V• 0 〜 360°
• -25°
C 〜 85°C• 2.9 〜 6.0 V

精度±3% RH±2 mbar±3% RH、±2 mbar、
±1.0°
C

±0.1°
C

±0.2°
C

±0.1°

通信インターフェース

I2C

I2C

I2C

I2C

I2C

I2C

適合性

Xplained Pro 開発プ
ラットフォームで動作

Xplained Pro 開発プ
ラットフォームで動作

Xplained Pro 開発プ
ラットフォームで動作

Xplained Pro 開発プ
ラットフォームで動作

Xplained Pro 開発プ
ラットフォームで動作

Xplained Pro 開発プ
ラットフォームで動作*温度システム センサ (TSYS)

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

5 ページ
デジタルコンポーネントセンサ開発ツール

デジタルコンポーネントセンサ開発ツール
周辺モジュール
Digilent Pmod™

HTU21DMS5637MS8607

TSYS01*

TSYS02D*

タイプ

湿度

圧力

圧力、温度、湿度

温度

温度

角度位置

仕様

• 0 〜 100% RH• -40°
C 〜 125°
C• 3.3 〜 5.5 V• 10 〜 2,000 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 1.5 〜 3.6 V• 10 〜 2,000 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 0 〜 100% RH• 1.5 〜 3.6 V• -40°
C 〜 125°
C• 2.2 〜 3.6 V• -40°
C 〜 125°
C• 1.5 〜 3.6 V• 0°〜 360°
• -25°
C 〜 85°C• 2.9 〜 6.0 V

精度±3% RH±2 mbar±3% RH、±2 mbar、
±1.0°
C

±0.1°
C

±0.2°
C

±0.1°

通信インターフェース

I2C

I2C

I2C

I2C

I2C

I2C

適合性

Digilent Pmod™ 接続互換の開発システム

Digilent Pmod™ 接続互換の開発システム

Digilent Pmod™ 接続互換の開発システム

Digilent Pmod™ 接続互換の開発システム

Digilent Pmod™ 接続互換の開発システム

Digilent Pmod™ 接続互換の開発システム

MS5611

MS5837

MS5805

KMA36(A)TSD305

タイプ

圧力

圧力

圧力

温度

仕様

• 10 〜 1,200 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 1.5 〜 3.6 V• 10 〜 2,000 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 1.5 〜 3.6 V• 10 〜 2,000 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 1.8 〜 3.6 V• -10°
C 〜 +85°
C• 1.68 〜 3.6 V

精度±2 mbar±2 mbar±2 mbar±1°
C

通信インターフェース

I2C

I2C

I2C

I2C

適合性

Digilent Pmod™ 接続互換の開発システム

Digilent Pmod™ 接続互換の開発システム

Digilent Pmod™ 接続互換の開発システム

Digilent Pmod™ 接続互換の開発システム6 ページ
デジタルコンポーネントセンサ開発ツール

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

デジタルコンポーネントセンサ開発ツール
GROVE システム

KMA36

TSYS01*

TSYS02*

MS5637MS8607

タイプ

角度位置

温度

温度

圧力

圧力、温度、湿度

仕様• 0 〜 360°
• -25°
C 〜 85°C• 5.0 V• -40°
C 〜 125°
C• 5.0 V• -40°
C 〜 125°
C• 5.0 V• 10 〜 2,000 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 5.0 V• 10 〜 2,000 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 0 〜 100% RH• 5.0 V

精度

±0.1°

±0.1°
C

±0.2°
C

±2 mbar±3% RH、±2 mbar、±1.0°
C

通信 インター
フェース

I2C

I2C

I2C

I2C

I2C

適合性

Grove システム互換の開発プラットフォーム

Grove システム互換の開発プラットフォーム

Grove システム互換の開発プラットフォーム

Grove システム互換の開発プラットフォーム

Grove システム互換の開発プラットフォームHTU21DMS5611

MS5837

MS5805

TSD305

タイプ

湿度

圧力

圧力

圧力

温度

仕様

• 0 〜 100% RH• -40°
C 〜 125°
C• 5.0 V• 10 〜 1,200 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 5.0 V• 10 〜 2,000 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 5.0 V• 10 〜 2,000 mbar
• -40°
C 〜 85°C• 5.0 V• -10°
C 〜 +85°
C• 5.0 V
±1°C

精度

±3% RH±2 mbar±2 mbar±2 mbar

通信インターフェース

I2C

I2C

I2C

I2C

I2C

適合性

Grove システム互換の開発プラットフォーム

Grove システム互換の開発プラットフォーム

Grove システム互換の開発プラットフォーム

Grove システム互換の開発プラットフォーム

Grove システム互換の開発プラットフォーム

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

7 ページ
デジタルコンポーネントセンサ開発ツール

流量センサ

流量センサ

8 ページ
流量センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

流量センサ
質量空気流量センサ

LMM-H03

LMM-H04

パッケージ

ハイブリッドハイブリッドタイプ• 熱膜流速計コンポーネント• 双方向• 熱膜流速計コンポーネント
• 単方向

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C特徴

低温ヒーターでも高感度、高速応答、高精度の空気温度センサ

低温ヒーターでも高感度、高速応答、高精度の空気温度センサ

キャリブレーション / 精度

電子機器に依存

電子機器に依存

寸法 (mm)23 x 10.15 x 1.1

24 x 10.15 x 1.1

主な用途

燃焼機関の吸気、
スパイロメータ、産業用ガス流量

燃焼機関の吸気、
スパイロメータ、産業用ガス流量

流量スイッチ

FS-01

FS-02

FS-05

FS-06

FS-90/1

パッケージ

Noryl®

Noryl®

真鍮

真鍮

銅

タイプ

液体、気体の流れを検出する
流量スイッチ

液体、気体の流れを検出する
流量スイッチ

液体、気体の流れを検出する
流量スイッチ

液体、気体の流れを検出する
流量スイッチ

液体、気体の流れを検出する
流量スイッチ

最大圧力

10 bar @ 20°C

10 bar @ 20°C

10 bar @ 20°C

10 bar @ 20°C

10 bar @ 20°
C

動作温度

-30°
C 〜 85°C-30°
C 〜 85°C-30°
C 〜 100°
C-30°
C 〜 100°
C-30°
C 〜 85°C特徴

トライアック、
ノーマルオー
プン、検出時クローズ

SPST リード スイッチ、
ノー
マルオープン、検出時クローズ

トライアック、
ノーマルオー
プン、検出時クローズ

SPST リードスイッチ、
ノー
マルオープン、検出時クローズ

SPST リードスイッチ、
ノー
マルオープン、検出時クローズ

寸法 (mm)106 x 32 x 32

106 x 32 x 32

113 x 53 x 36

113 x 53 x 36

153 x 25 x 15

主な用途

水道水制御、高圧シャワー、セントラル ヒーティングシ
ステム、循環ポンプ保護、
冷却システム

水道水制御、高圧シャワー、セントラル ヒーティングシ
ステム、循環ポンプ保護、
冷却システム

水道水制御、高圧シャワー、セントラル ヒーティングシ
ステム、循環ポンプ保護、
冷却システム

水道水制御、高圧シャワー、セントラル ヒーティングシ
ステム、循環ポンプ保護、
冷却システム

漏水検知、流量検知、
水道水制御、冷却システム、
循環ポンプ保護

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

9 ページ
流量センサ

荷重センサ

荷重センサ

10 ページ
荷重センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

荷重センサロードセル

低コスト OEM

パッケージ

FX19

FX29

FS19

ロープロファイル「コイン電池」設計

継ぎ目のない小型圧縮ロードセル
アナログおよびデジタル

ステンレス製ハウジング (柔軟な PCB 使用)

動作モート゛

圧縮力測定

圧縮力測定

圧縮力測定

特徴

• 低コスト、低ひずみ設計• 実質的に無限の疲労寿命• 最適なコストパフォーマンス
• 無限の疲労寿命と高いオーバーレンジ• 低コスト• 小型軽量

全測定範囲

10 〜 200 lbf
50 〜 100 N

10 〜 100 lbf
50 〜 500 N

500 〜 3,000 gf
5 〜 30 N
2X FS

最大オーバーレンジ

2.5X FS

2.5X FS

出力 / スパン

100 mV

100 mV、0.5 〜 4.5 VDC、デジタル (I2C)

100 mV

直線性とヒステリシスの組み合わせ±1.0% FSO

±1.0% FSO

±1.0% FSO

動作温度0°
C 〜 50°C

0°
C 〜 50°C

0°
C 〜 40°C

寸法 (mm)Ø25.00 x 8.00

Ø19.70 x 4.95

Ø9.5 x 3.45

主な用途

消費者向け OEM、エクササイズマシン、
理学療法、自動販売機、電化製品、ポンプ、
医療機器

消費者向け OEM、エクササイズマシン、
理学療法、自動販売機、電化製品、ポンプ、
医療機器

輸液ポンプ、負荷検知、接触検知、計量、家電

パッケージ

FS20

FC22

FC23

小型、業界標準互換

プラスチック製ハウジング、
ボタン、
フランジ マウント

高荷重用ステンレス製ボタン型ハウジング

動作モート゛

圧縮力測定

圧縮力測定

圧縮力測定

特徴

• 非常に低いひずみで動作するロードセル設計• 鉛ダイ疲労の影響を受けない• 低コストなボタン型• 実質的に無限の疲労寿命• 業界標準の薄型オール ステンレス設計• 軸外荷重に対する耐性

全測定範囲

500 〜 5,000 gf
5 〜 50 N

10 〜 100 lbf
50 〜 500 N

50 〜 2,000 lbf
250 〜 1,000 N
2.5X FS

最大オーバーレンジ

2.5X FS

2.5X FS

出力 / スパン

0.5 〜 4.5 VDC、1.0 〜 4.0 VDC

100 mV、0.5 〜 4.5 VDC

100 mV、0.5 〜 4.5 VDC

直線性とヒステリシスの組み合わせ±1.0% FSO

±1.0% FSO

±1.0% FSO

動作温度

-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C

寸法 (mm)30.708 x 17.272 x 8.255

Ø26.00 x 42.00 x 19.50

Ø31.75 x 10.20

主な用途

輸液ポンプ、接触検知、医療機器、家電製品

輸液ポンプ、ロボット用エンドエフェクタ、
エクササイズ マシン、接触検知、電化製品

バッチ計量、
ロボット、生産ライン上の計量、印刷機、ポンプ、
ウインチ、
ホイスト

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

11 ページ
荷重センサ

荷重センサ
ロードセル
標準

FMT

FN1010

FN2420FN3000、FN3050

FN3002

パッケージ

ワッシャ型

ロード ピンデザイン

超大容量ロードボタン

パンケーキ型

超大容量デュアルスタッド

動作モート゛

圧縮力測定

張力と圧縮力圧縮力測定

張力と圧縮力

張力と圧縮力特徴• 高剛性• 締め付け力とボルト軸力• 高温オプション• キー付き回転防止スロット• 双方向対応• 防水構造 (オプション)• 高剛性• ロード ボタン (オプション)• 高レベル出力モジュール(オプション)• 高い安定性• すべての FN3050 は同じハウジング• 高レベル出力 (オプション)• オスネジ フィッティング• アンプ内蔵• ロッド エンド (オプション)

全測定範囲

4K 〜 64K lbf
20K 〜 320K N

2K 〜 400K lbf
10K 〜 2,000K N

4K 〜 1000K lbf
20K 〜 5,000K N

20 〜 200K lbf
100 〜 1,000K N

2K 〜 400K lbf
10K 〜 2,000K N

最大オーバーレンジ

1.5X FS

1.5X FS

1.5X FS

1.5X FS (10X FS ストップ使用)

1.5X FS

出力 / スパン±20 mV±20 mV、0.5 〜 4.5
VDC、4 〜 20 mA±20 mV、0.5 〜 4.5 VDC±20 mV、0.5 〜 4.5 VDC±20 mV、0.5 〜 4.5 VDC

直線性とヒステリシスの組み合わせ±1.5% FS

±1% FS±0.25% FS±0.1% FS

±0.25% FS

動作温度

-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C-40°
C 〜 150°
C-40°
C 〜 150°
C-40°
C 〜 150°C

寸法 (mm)

範囲により異なる

範囲により異なる

範囲により異なる

範囲により異なる

範囲により異なる

主な用途

ロボット、
プロセス制御、橋梁のボルト締めクレーン監視、海上構造物、負荷制限装置キャリブレーションプレス、ロボットとエフェクタ、
実験 / 研究

静的疲労試験、実験 / 研究、ロボット

組立力、工具押込力、
海上構造物

FN3030

FN3148FN9620

FN9630、FN9635

パッケージ

S字ビーム型

S字ビーム型 (ストップ付き)

S字ビーム型

超高精度パンケーキ型

動作モート゛

張力と圧縮力

張力と圧縮力

張力と圧縮力

張力と圧縮力特徴• ロッド エンド (オプション)• 高レベル出力 (オプション)• 高補償温度 (オプション)• 超高精度• 高分解能• 機械式ストップ• 高精度• IP68• エントリーレベル• 高い安定性と精度• 接続フランジ付属 (FN9635)• 最小限のクロス効果

全測定範囲

10 〜 20K lbf
50 〜 100K N

2 〜 400 lbf
10 〜 2,000 Newton

100 〜 2,000 lbf
500 〜 10K Newton

2K 〜 40K lbf
10K 〜 200K Newton

最大オーバーレンジ

1.5X FS

5X 〜 100X FS

1.5X FS

3X FS

出力 / スパン±20 mV、0.5 〜 4.5 VDC±20 mV、0.5 〜 4.5 VDC±10 mV 〜 ±20 mV±20 mV

直線性とヒステリシスの組み合わせ±0.1% FS

±0.05% FS±0.05% FS±0.08% FS

動作温度

-40°
C 〜 150°
C-40°
C 〜 120°
C-40°
C 〜 90°C-40°
C 〜 90°C

寸法 (mm)

範囲により異なる

範囲により異なる

56 x 20 x 60

範囲により異なる

主な用途

研究 / 実験、
プロセス管理、
カスタマイズ可能

製品検証試験、医療機器、計量テスト ベッド、動的疲労試験、ロボットとエフェクタ

静的疲労試験、計量キャリブレー
ション、
ロボット

12 ページ
荷重センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

荷重センサ
荷重ロードセルミニチュアロードセル

ELAF

XFC200R

XFL212R

XFTC300

XFU400

パッケージ

ボタン型、
デュアルス
タッド型

小径ロードボタン

ロープロファイルロー
ドボタン

低 / 高容量デュアルスタッド

ミニチュアロッドエンド

動作モート゛

張力と圧縮力

圧縮力測定

圧縮力測定

張力と圧縮力

張力と圧縮力特徴• 低コスト、
スモール
プロファイル• マイクロヒューズ技術• 低軸外負荷にも応答• 高剛性• 高過負荷容量• 静的および動的• 極めて平坦• 統合型ロードボタン
• 小径

• 高剛性
• 高過負荷容量• オス / メスネジ
フィッティング

• 高剛性
• 高精度
• 高温

全測定範囲

10 〜 2,000 lbf
50 〜 10K Newton

0.4 〜 2,000 lbf
2 〜 10K Newton

1 〜 100 lbf
5 〜 500 Newton

0.4 〜 400 lbf
2 〜 2,000 Newton

100 〜 1,000 lbf
500 〜 5,000 Newton

最大オーバーレンジ

2.5X FS

2X FS

2X FS

2X FS

1.5X FS

出力 / スパン±100 mV、0.5-4.5 VDC±100 mV±100 mV±100 mV、0.5-4.5 VDC±100 mV

直線性とヒステリシスの組み合わせ±0.25% FS±0.5% FS

±1% FS±0.5% FS

±0.3% FS

動作温度

-40°
C 〜 120°
C-40°
C 〜 120°
C-40°
C 〜 120°
C-40°
C 〜 150°
C-20°
C 〜 120°C

寸法 (mm)

範囲により異なるØ10 〜 Ø16

Ø12.5 x 3.5

範囲により異なる

範囲により異なる

主な用途

劇場舞台リグの負荷、組立力、計量、推力測定、製品検証試験

材料試験、測定ツール、
ロボット、エフェクタ

歯科と生体力学、
表面実装アセンブリシ
ステム、生産検証試験

材料試験、押込力、ロボット、エフェクタ

球面ロッドエンドベアリング、
エンジン試験とサスペン
ション試験、機械装置

荷重ロードセル
多軸ロードセル

FN7110

FN7325

パッケージ

S字型二重ビーム

設計と範囲はカスタマイズ可能

動作モート゛

張力と圧縮力

多軸荷重、
トルク

特徴

• 高分解能• 高レベル出力 (オプション)• 2 種類の範囲• 3 方向の荷重とトルクを測定、合計6DOF• 疲労定格• 最小限のクロス効果

全測定範囲

2 〜 2,000 lbf
10 〜 10K Newton

1K 〜 50K lbf
5K 〜 250K Newton

最大オーバーレンジ

1.2X FS

1.2X FS

出力 / スパン±20 mV、0.5 〜 4.5 VDC±150 mV、0.5-4.5 VDC

直線性とヒステリ
シスの組み合わせ

±0.1% FS

±1% FS

動作温度-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C

寸法 (mm)60 x 30 x 100

範囲により異なる

主な用途

プロセス制御、組立力、計量、推力測定、製品検証試験

構造試験、衝突試験、工業用テストベンチ、ロボット関節SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

13 ページ
荷重センサ

荷重センサ
荷重ロードセル

自動車用ロード セル

FN2114

FN2317

FN2570

FN4055パッケージ

ブレーキ ペダル

ハンド ブレーキ

ブレーキ ペダル

シート ベルト センサ

動作モート゛

圧縮力測定

圧縮力測定

圧縮力測定

張力

特徴

• 高精度
• 非常に平坦• コンパクト• 簡単な取り付け• 人間工学設計• ほとんどの車両に適合• 高精度• コンパクトで極めて平坦• 頑丈なステンレス設計• 低い動作範囲• 過負荷から保護• ほとんどのシートベルトに適合

全測定範囲

40 〜 500 lbf
200 〜 2,500 Newton

100 〜 200 lbf
500 〜 1,000 Newton

40 〜 500 lbf
200 〜 2,500 Newton

20 〜 60 lbf
100 〜 300 Newton

最大オーバーレンジ

1.5X FS

1.5X FS

1.5X FS

10X FS

出力 / スパン±20 mV、0.5 〜 4.5 VDC±20 mV、0.5 〜 4.5 VDC±20 mV±20 mV

直線性とヒステリシスの組み合わせ±1% FS±0.5% FS

±2.5% FS

±0.25% FS

動作温度

-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C

寸法 (mm)

範囲により異なる

100 x 20 x 15

59 x 59 x12.5

63.5 x 63.5 x 12.7

主な用途

ブレーキ ペダル、
クラッチペダル、
テスト ベッド

ハンドブレーキ、
テストベッドブレーキ ペダル、
クラッチペダル、
テスト ベッド

自動車衝突試験、ベルト受け部の張力

FN4070 / FN4080

FN7080EL20-S458

パッケージ

シートベルトのバックルセンサ

ギアスティック型

自動車試験用シートベルトのロードセル

動作モート゛張力

多軸

シートベルトの張力

特徴• 高い動作範囲• 脱着可能なタングとケーブル• ほとんどのシートベルトに適合• 3 方向の荷重を測定• ギアノブと交換• 容易な取り付け• SAE J2570およびISO 6487の加速誤差を最小化するために最適化された質量• 高レベルおよび線形化出力 (オプション)• 滑らかな設計とスロットの付いたチタン製軸で引張エラーとダミーの損傷を排除

全測定範囲

200 〜 8,000 lbf
1K 〜 40K Newton

40 〜 100 lbf
200 〜 500 Newton

1,000 〜 5,000 lbf
5K 〜 25K Newton

最大オーバーレンジ

1.5X FS

1.2X FS

2X FS

出力 / スパン±20 mV±20 mV、0.5 〜 4.5 VDC±20 mV、0.5 〜 4.5 VDC

直線性とヒステリ
シスの組み合わせ

±0.5% FS

< ±0.3% FS±0.5% FS

動作温度

-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C-40°
C 〜 120°C

寸法 (mm)

範囲により異なる

Ø25 球状66 x 35 x 16.5

主な用途

自動車衝突試験、ベルト受け部の張力

変速ギアの荷重測定、材料の粗さ

シートベルト張力、安全拘束システム衝突試験、
パラシュート テザーとライザーの張力

14 ページ
荷重センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

荷重センサ
荷重ロードセル

デジタルディスプレイメータ

ARD154

CPA150

M210

パッケージ

DIN レール取付可能

ハンド ヘルド メータ

フロント パネルまたは筐体収納タイプ

ホイートストン ブリッジ センサの信号調整

ひずみゲージ式センサに適した携帯型ディスプレイ

信号調整および表示メータ

チャンネル数

4

2

1

特徴

• フルブリッジひずみゲージ式センサに最適• テスト スタンドとプロセス産業• 最大帯域幅: 2 kHz または 20 kHz• 1個または2個のセンサに最適• 電池寿命: 45時間
• 0.1 〜 10 mV/V のキャリブ
レーションプッシュボタン• LED (赤) ディスプレイ: ±2,000 カウント
• 高帯域幅: 1,000 Hz @ -3 dB• 低ノイズ レベル

出力 / スパン±10 VDC または 4 〜 20 mA 電流出力

表示のみ

±10 VDC

精度±0.01% FS±0.005% FS±0.05% FS

動作温度

-10°
C 〜 60°C-10°
C 〜 50°C

0°
C 〜 50°C

寸法 (mm)99 x 17.5 x 112

90 x 34 x 152

96 x 48 x 155

主な用途

テストスタンド、発電所、製造システム、試験と測定、テストベッドの調整、自動インターフェース

屋外の定時測定、試験と測定、
ポータブルキャリブレーション機器

高帯域テスト ベッドのディスプレイ、
監視、実験 / 研究、
プロセス制御機器

M905

121

140A / 142A

パッケージ

フロントパネルまたは筐体収納

ベンチトップ

インラインアンプタイプ

プロセスセンサまたはひずみゲー
ジ型センサのディスプレイに最適

DC アンプ、
シグナルコンディショナ

DC オートゼロアンプ

チャンネル数

1

3

1

特徴

• プロセス センサまたはひずみ
ゲージ型センサに最適• 5 桁: -19999 〜 19999• フロントパネルプログラミング• 0.001 〜 9999
• 低ノイズ動作 (オートゼロ)• ブリッジ型センサ用• µP 制御、
プログラマブル• ローパスフィルタ (オプション)• ±1.5 mV オートゼロ• ブリッジ型センサ用 (140A)• ひずみゲージ用 (142A)• x10、x25、x50、x100、x200 ゲイン• 5 〜 30 VDC 印加電圧

出力 / スパン±10 VDC または 4 〜 20 mA 電流出力

±10 VDC

0.5-4.5 VDC、REF=2.5 VDC

精度±15 ビット、20 サンプル / 秒±0.1% FS

±0.5% FS

動作温度

-10°
C 〜 60°C

0°
C 〜 50°C-10°
C 〜 50°C

寸法 (mm)96 x 48 x 60

301 x 258 x 102

56.9 x 25.4 x 12.7

主な用途

テスト ベッドのディスプレイ、監視、実験 / 研究

研究室の計装、
テストベンチ、研究開発施設

研究室の計装、
テストベンチ、研究開発施設

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

15 ページ
荷重センサ

湿度センサ

湿度センサ

16 ページ
湿度センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

湿度センサ
湿度 / 温度コンポーネント (NTC)

アナログ電圧およびデジタル出力

HS1101LF

HTU2X

HTU2XFスルー ホール TO39 側面開口
プラスチックキャップ付き

DFN タイプ

DFN タイプ

タイプ

容量式湿度

デジタル RH および NTC 温度

デジタル RH および NTC 温度

動作相対湿度範囲

0 〜 100% RH

0 〜 100% RH

0 〜 100% RH

動作温度

-60°
C 〜 140°C-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°C特徴• 堅牢な認証済みコンポーネント• ほとんどの湿度測定用途に最適• 費用対効果の高いソリューション

• 低消費電力• 高速な応答時間• 超低温度係数• I2C インターフェースまたは PWM インターフェースまたは SDM インターフェース• 低消費電力• 高速な応答時間• 超低温度係数• I2C インターフェースまたは PWM インターフェースまたは SDM インターフェース• 最適フィルタ

精度

180 pF、±3 pF @ 55% RH±3% RH @ 25°
C (10 〜 95% RH) ±0.3°
C @ 25°C±3% RH @ 25°
C (10 〜 95% RH) ±0.3°
C @ 25°C

寸法 (mm)10 x 10 x 19

3.0 x 3.0 x 1.0

3.0 x 3.0 x 1.0

主な用途

堅牢な湿度センサーを必要とする機器、
HVACR、家電、印刷、気象観測用器具

OEMの要求の厳しい家電、プリンタ、医療機器、HVACRの湿度および温度プラグアンドプレイトランスデューサ

OEMの要求の厳しい家電、プリンタ、医療機器、HVACRの湿度および温度プラグアンドプレイトランスデューサ

パッケージ

湿度 / 温度ミニモジュール (NTC)

アナログ電圧およびデジタル出力

HTU3535PVBM / ワイヤ

HTU383X / ワイヤ

パッケージ

費用対効果の高い小型のミニモジュール

費用対効果の高い小型のミニモジュール

費用対効果の高い小型のミニモジュールタイプ

アナログ電圧 RH および NTC温度

デジタル RH および NTC 温度

アナログ電圧 RH および NTC温度

動作相対湿度範囲

0 〜 100% RH

0 〜 100% RH

0 〜 100% RH

動作温度

-40°
C 〜 110°
C-40°
C 〜 110°
C-40°
C 〜 110°C特徴• PTFE フィルタ (オプション)• 完全に保護された電子機器 (5 V)• コネクタタイプ選択可能(JST、Samtec 基盤スルー ホール)
• HTU21 ベース• PTFE フィルタ (オプション)• 完全に保護された電子機器 (5 V)• コネクタタイプ選択可能(JST、Samtec 基盤スルー ホール)
• HTU21 ベース• ポッティング材で完全に保護された電子機器 (3.3 V または 5 V)
• コネクタタイプ選択可能(JST、Samtec 基盤スルー ホール)

キャリブレーション±3% RH @ 55% RH、±0.25°
C @ 25°C±3% RH @ 55% RH、±0.25°
C @ 25°C±3% RH @ 55% RH、±0.25°
C @ 25°C

寸法 (mm)27 x 11.9 x YY (長さ 6 〜 10.8 mm。
コネクタで異なる)

27 x 11.9 x YY (長さ 6 〜 10.8 mm。
コネクタで異なる)

27 x 11.9 x 6.7

主な用途

OEM の要求の厳しい HVACR、家電、プリンタ、医療機器の湿度および温度プラグアンドプレイト
ランスデューサ

OEM の要求の厳しい HVACR、家電、プリンタ、医療機器の湿度および温度プラグアンドプレイト
ランスデューサHVACR、家電、プリンタ、医療機器の OEM
向け湿度および温度プラグアンドプレイト
ランスデューサ

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

HTG351xCH

17 ページ
湿度センサ

湿度センサ
湿度 / 温度プローブ (NTC)

アナログ出力HM1500LF

HM1520LF

HTM2500LF

パッケージ

プローブ、RH のみ

プローブ、RH のみ

プローブ、RH および温度タイプ

費用対効果の高いアナログ電圧 RH プローブ

低 RH 高精度測定専用

費用対効果の高いアナログ電圧 RH

動作相対湿度範囲

0 〜 100% RH

0 〜 100% RH

0 〜 100% RH

動作温度

-40°
C 〜 60°C-40°
C 〜 60°C-40°
C 〜 85°C特徴• ポッティング材で完全に保護された電子機器• ワイヤ長、コネクタタイプ選択可能• ポッティング材で完全に保護された電子機器• ワイヤ長、コネクタタイプ選択可能• ポッティング材で完全に保護された電子機器• ワイヤ長、コネクタタイプ選択可能

キャリブレーション±3% RH @ 55% RH±3% RH @ 10% RH±3% RH @ 55% RH、±0.25°
C @ 25°C

寸法 (mm)57 x 11 x 11 (標準ワイヤ長 200 mm)

57 x 11.5 x 11.5 (標準ワイヤ長 200 mm)

86 x 11.5 x 11.5 (標準ワイヤ長 200 mm)

主な用途

医療機器、通信キャビネット、温室、
プロセス制御、工業

医療機器、乾燥キャビネット、低湿度、気象

調湿器、
データ ロガー、キャビネット

18 ページ
湿度センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

湿度センサ
湿度 / 温度センサ (NTC)
周波数出力方式 (デジタル)

HTF3000LF
パッケージ

PCB (基板間用)

タイプ

RH: 周波数出力、温度: 直接 NTC

動作相対湿度範囲

0 〜 100% RH

動作温度

-40°
C 〜 85°C特徴• 電圧供給: 3 〜 8 VDC• スルー ホールまたは SMD• T および R 利用可能

キャリブレーション±3% RH @ 55% RH、±0.25°
C @ 25°C

寸法 (mm)12.5 x 18.5 x 11.2

主な用途

HVACR、
プリンタ、客室の快適性、調湿器

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

19 ページ
湿度センサ

液体レベルセンサ

液体レベルセンサ

20 ページ
液体レベルセンサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

液体レベルセンサ
液体レベルスイッチ
サイドエントリLS304-31

LS509-51

LS809-31

LDS309-11N

LCS-03

RCS01-10

パッケージ

ガラス繊維入り
ナイロン 6.6

ガラス繊維入り PPS

ガラス繊維入りポ
リプロピレン

ガラス繊維入り
ナイロン 6.6

アセタール /
ポリプロピレン

ポリプロピレンタイプ

レベル センサ

レベル センサ

レベル センサ

レベル センサ

レベル センサ

レベル センサ特徴

1/2 NPT 水平
取付 SPDT

M16 水平取付 SPST

1/2 NPT 水平
取付 SPST

M16 水平取付 SPST

押込水平取付 SPST

M16 水平取付 SPST

最大圧力

4.7 bar

4.7 bar

2.0 bar

4.7 bar0.34 bar

4.7 bar

動作温度-30°
C 〜 130°C-30°
C 〜 110°C-30°
C 〜 105°
C-30°
C 〜 130°
C-30°
C 〜 60°C-30°
C 〜 70°C

寸法 (mm)103 x 29 x 29

88 x 27 x 27

103 x 29 x 29

100 x 27 x 27

100 x 36 x 36

67 x 30 x 30

主な用途

化学物質、
ディーゼル
燃料、燃料、アルコール、
オイルのレベル検出

冷却液レベル表示、
低水位または高水位、ボイラー発熱体保護、飲料水、沸騰水

水温80°
C維持、高水位または定水位、復水レ
ベルアラーム、飲料水
レベル、冷却システム

化学物質、
ディーゼル
燃料、燃料、アルコール、
オイルのレベル検出

高水位または定水位、
非加圧式セントラ
ルヒーティング、
燃料レベル、有機溶剤

排水レベル、
冷却液、水

液体レベル スイッチトップ エントリ、ボトム エントリ

VS309-51N

VS804-21

VCS-04

VCS-06

EVS312-11N

EVS722-51

パッケージ

ガラス繊維入り
ナイロン 6.6

ガラス繊維入りポ
リプロピレン

ポリプロピレンナイロン 6.6

ナイロン 6.6

真鍮 / ポリプロピレン

タイプ

レベル センサ

レベル センサ

レベル センサ

レベル センサ

レベル センサ

レベル センサ特徴

M16 垂直取付 SPST

M16 垂直取付 SPDT

M8 垂直取付 SPST

M8 垂直取付 SPST

M16 垂直取付
2 X SPST

M16 垂直取付
16 X SPST

最大圧力

4.7 bar

4.7 bar

1.3 bar

1.3 bar

4.7 bar

4.7 bar

動作温度-30°
C 〜 130°C-30°
C 〜 105°
C-30°
C 〜 70°C-30°
C 〜 105°
C-30°
C 〜 110°C-30°
C 〜 80°C

寸法 (mm)87 x 22 x 22

87 x 22 x 22

59 x 22 x 22

59 x 22 x 22

224 x 22 x 22

224 x 22 x 22

主な用途

化学物質、
ディーゼル
燃料、燃料、アルコール、
オイルのレベル検出

水温 80°
C 維持、
高水位または定水位、復水レベルアラーム、
飲料水レベル、
冷却システム

高水位または定水位、復水レベル、
冷却システム

化学物質、
ディーゼル
燃料、燃料、アルコール、
オイルのレベル検出

化学物質、
ディーゼル
燃料、燃料、アルコール、
オイルのレベル検出

冷却液レベル表示、
低水位または高水位、ボイラー発熱体保護、排水槽レベル

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

21 ページ
液体レベルセンサ

フォト光センサ

フォト光センサ

22 ページ
フォト光センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

フォト光センサ
フォト光センサ

フォト光コンポーネント

ELM-4000

EPM-4001

ELM-5000

EPM-5000

パッケージ

リードフレーム

リードフレーム

表面実装

表面実装

タイプ

エミッタ アセンブリ

検出器アセンブリ

エミッタ アセンブリ

検出器アセンブリ

範囲

660 nm / 880 〜 940 nm

̶660 nm / 890 〜 905 nm

̶特徴• 低コスト• デュアル ドライブ
• 透明エポキシレンズ• 低コスト• 高速応答• 高効率• リフローはんだ付け対応• デュアル ドライブ
• 透明エポキシレンズ• リフローはんだ付け対応• 高速応答• 高効率

精度

センサにより異なる

センサにより異なる

センサにより異なる

センサにより異なる

動作温度

-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C

寸法 (mm)4.4 x 5.1 x 1.9

4.4 x 5.1 x 1.8

4.0 x 4.8 x 1.3

4.0 x 4.8 x 1.3

主な用途

パルスオキシメトリー、
指 / 耳用プローブ、使い捨て

パルスオキシメトリー、
指 / 耳用プローブ、使い捨て

パルスオキシメトリー、
指 / 耳用プローブ、使い捨て

パルスオキシメトリー、
指 / 耳用プローブ、使い捨て

フォト光センサ

パルス オキシメトリ (SpO2) プローブ プラットフォーム

使い捨てセンサ

フィンガークリップセンサ

ソフトセンサ

パッケージ

生体適合

生体適合

シリコンブーツ

タイプ

センサプラットフォーム

センサプラットフォーム

センサプラットフォーム

範囲

成人 / 新生児

成人

成人 / 小児特徴• ラテックスフリー• 軽量• マイクロフォーム / 布• ソフトパッド• 軽量• 簡単な手入れ• 使いやすい• 軽量• ラテックスフリー
センサにより異なる

精度

センサにより異なる

センサにより異なる

動作温度

-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C

主な用途

パルスオキシメトリー

パルスオキシメトリー

パルスオキシメトリー

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

23 ページ
フォト光センサピエゾフィルムセンサ

ピエゾフィ
ルムセンサ

ピエゾフィルム

DT1、SDT1

ピエゾ ケーブル

CM-01

FLDT1

パッケージ

非シールド素子 (ツイストペア付き)
またはシールド素子(シールドケーブル付き)

シールド 同軸 20 ゲージ
ピエゾ ケーブル

金属化プラスチックハウジング

非シールドフィルム素子(スクリーン印刷リード付き)タイプ

フレキシブルフィルム、接着式

ポリマー ジャケット、
アーマードジャケット

コンタクトマイクロホン

フレキシブルフィルム、接着式

範囲

15 mV/İ 最大 1% ひずみµPa 感度40 V/mm、8 Hz 〜 2.2 kHz

15 mV/İ、最大 1% ひずみ

特徴• 薄い、柔軟、丈夫• >2% のひずみに耐える• 超低電力 (自家発電型)• 最大連続長 1 km
• シールド構造• 低ノイズ• シールド構造• 高感度• 薄い、柔軟• リードはフィルムにスクリーン印刷• 標準コネクタ接続

精度±20% (代表値)±20% (代表値)̶±20% (代表値)

動作温度

-40°
C 〜 70°C(高温カスタマイズ化)-40°
C 〜 85°C

5°
C 〜 60°C-40°
C 〜 70°C;(高温カスタマイズ化)

寸法 (mm)

用途により異なるØ3 (連続長)

Ø18 x 11 高さ

12 x 30 アクティブ(カスタマイズ可能)

主な用途

動的ひずみゲージ、コンタクト
マイクロホン、音響ピックアップ

周辺保護、
フェンス保護、
ジオフォン、
衝撃センサー、侵入検知、着座検知(エアバッグ用など)、患者用ベッドのバイタルサインモニタ

電子聴診器、
コンタクトマイク、振動イベントタイミング、
動的ひずみ、動き検出

24 ページピエゾフィルムセンサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

ピエゾフィルムセンサ
ピエゾフィルム

睡眠モニタストリップ

BL トラフィックセンサ

実験用アンプ

80 KHz トランスデューサ

パッケージ

非シールド エレメント ( クリンプ付き)

センターコア: 16 ゲージ銅ワイヤ
圧電素材: ピエゾ フィルム ケーブル
外被膜: 0.016 厚の真鍮

ベンチ トップ

ピン実装

タイプ

フレキシブルフィルム、接着式

スパイラルラップ PVDF ピ
エゾ フィルムケーブル

ピエゾ フィルム実験用アンプ

空気超音波トランスデューサ

範囲

15 mV/İ 最大 1% ひずみ

15 mV/İ 最大 1% ひずみ

0.1 Hz 〜 100 kHz

80 kHz特徴• 薄い、柔軟、丈夫• >2% のひずみに耐える• 超低電力 (自家発電型)• 柔軟、丈夫、さまざまな長さに対応• >2% のひずみに耐える• 超低電力 (自家発電型)• 電圧または充電モート゛
設定• 多極ハイパス / ローパスフィルター• ゲイン調整可能• 小型• 低い機械的 Q 値• シールド パッケージ

精度±20% (代表値)±20% (代表値)

用途により異なる用途により異なる

動作温度

-40°
C 〜 70°C(高温カスタマイズ化)-40°
C 〜 70°C(高温カスタマイズ化)

0°C 〜 40°C-20°
C 〜 80°C

寸法 (mm)28 um PVDF、8mm x 800mm

幅 0.260 x 厚さ 0.063 0.005

150 x 100 x 100

Ø6 x 9

主な用途

マットレスやシート用の呼吸や心拍モニタ

トラフィックカウント、分類、料金所、
速度検出、赤信号カメラ

低周波の動的ひずみ、焦電信号、
機械振動、
ピエゾ ケーブル、
交通センサインターフェース

エアレンジ、超音波マウス、
デジタイザ

NDT-1

タンパー ボックス

ACH-01LDTC ファミリ

パッケージ

接着実装

フラットフィルム / ボックス実装

セラミックベース、
プラスチックカバー、
シールドケーブル

ピエゾ フィルムエレメント(質量あり、なし)

タイプ

高周波超音波トランスデューサ

タンパー検知センサ

接着実装

カンチレバー ビーム(垂直 / 水平ピン)

範囲

3 MHz

用途により異なる±250 g (代表値)±10 g (代表値)特徴• フレキシブル• 高帯域幅、低 Q 値• 低インピーダンス• 低出力• 形状とサイズはカスタマイズ可能• 高いセキュリティ• 非常に高い帯域幅• 低コスト• 超低電力• 非常に低コスト• 高感度 (1 V/g)
• 超低電力 (自家発電型)

精度

用途により異なる用途により異なる±20% (代表値)±20% (代表値)

動作温度

-20°
C 〜 60°C-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°
C-40°
C 〜 70°C

寸法 (mm)12 x 30

用途により異なる

18.80 x 13.21 x 6.10

19.05 x 6.35 x 6.35

主な用途

厚み測定、音速測定、
パルス / エコーNDT

暗号化モジュール、POS カー
ドリーダー、PIN 入力デバイス

振動感知、ギアボックスと高速モニ
タリング、高速ベアリングと遠心分離、
スピーカーの運動フィードバック

ウェイクアップスイッチ、
負荷の不均衡、盗難防止装置、衝撃検知、バイタルサイン監視

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

25 ページピエゾフィルムセンサ

位置センサ

位置センサ

26 ページ
位置センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

位置センサ
異方性磁気抵抗 (AMR) センサコンポーネント
磁気抵抗 (MR)KMY、KMZMS32

KMT39 (旧 32B)、KMT37

パッケージ

SOT-223、E ライン 4 ピン

TDFN

TDFN

タイプ

線形低磁場センサ

低磁場スイッチセンサ

角度センサ

範囲

-2 〜 2 kA/m 磁場

1 〜 3 kA/m 反転磁場

180°角度特徴• 高感度• 低ヒステリシス• 線形 1 軸磁界強度• 線形レシオメトリック出力• 温度補償反転ポイント• 高精度• 高分解能出力

出力電圧範囲 20 mV/V でレシオメトリック

出力電圧範囲 10 mV/V でレシオメトリック

出力電圧範囲 20mV/V でサイン信号とコサ
イン信号

分解能

測定範囲の 0.1% (代表値)

0.1 kA/m (代表値)

0.01°〜 0.1°(代表値)

精度

測定範囲の 1.0% (代表値)

0.1 kA/m (代表値)0.1°〜 1.0°(代表値)

動作温度

-40°
C 〜 150°
C-25°
C 〜 85°
C-40°
C 〜 150°
C(175°
C も注文可能)寸法 (mm)

SOT: 6.6 x 7.0 x 1.6 E-ライン: 16 x 4.2 x 2.4

TDFN: 2.5 x 2.5 x 0.8

TDFN: 2.5 x 2.5 x 0.8 SO-8: 5 x 4 x 1.75

主な用途

リードスイッチ交換
非破壊材料試験、食器洗い機のスプレーアーム検出、 ピストン位置スイッチ、
磁気イメージング、
ブレーキペダル位置

ステアリング位置、流量計、タコメータ、ロータリエンコーダ

KMA36

KMT36H

KMXP

パッケージ

TDFN 2.5 x 2.5

DFN 2 x 6

TSSOP

タイプ

角度センサ

直線変位センサ、
フラットタイプ 3 種類と垂直タイプ 3 種類

デジタル出力付き角度センサ

範囲

360°角度

磁極ピッチ内の絶対値
その他は増分

360°角度特徴• 高精度• 高分解能• 360°フルターン• 極間隔用• KMXP 1000: p= 1 mm
• KMXP 2000: p= 2 mm
• KMXP 5000: p= 5 mm

• 回転及び増分測定用の低コスト MR エンコーダ• デジタル出力

出力

出力電圧範囲 20 mV / V の 3
つの 120°位相シフト出力信号

出力電圧範囲 20mV/V
でサイン信号とコサイン信号

アナログ、I2C デジタル

分解能

0.01°〜 0.1°(代表値)

極間隔の 0.01% 〜 0.1%

代表値 0.1°

精度

代表値 0.1°〜 1°

極間隔の 0.1% 〜 1.0%

代表値 0.3°

動作温度

-40°
C 〜 150°
C-40°
C 〜 125°
C-25°
C 〜 85°C

寸法 (mm)

TDFN: 2.5 x 2.5 x 0.8

DFN: 2 x 6 x 0.8

TSSOP20: 6.5 x 6.4 x 1.2

主な用途

ステアリング位置、ゲージ測定値、
ロータリーエンコーダー

ローラーコンベア、丸鋸、曲げ機

ノブ、小型ロボット、角度 / 直線位置

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

27 ページ
位置センサ

位置センサ
角度位置トランスデューサ (誘導型)
絶対圧

RVIT-Z

R60D

R30A

パッケージ

OEM ボリューム用 PCB

サーボマウント (ボールベアリング付き)

サーボマウント (ボールベアリング付き)

分解能

無限

無限

無限

印加電圧

DC 電圧

DC 対称 ±15 VDC

AC 電源

出力

DC 電圧、DC 電流、
デジタル±7.5 VDC

AC 電圧

範囲

最大 ±75°±60°±30°〜 ±60°

特徴

• アブソリュート位置• アブソリュート位置• 低慣性モーメント• アブソリュート位置

動作温度

-25°
C 〜 85°C-25°
C 〜 85°
C-55°
C 〜 150°C

寸法 (mm)

個別カスタムアルミニウム製筐体のサイズ: 11 (Ø27 mm)

アルミニウム製筐体のサイズ: 11 (Ø27 mm)

主な用途

粘度計、バルブ位置、ロボット、HVACR ベーン位置、
ATM、
ジョイスティック

ダンサアームの位置、
ロータリアクチュエータの位置フィードバック、スロットルレバーの位置フィー
ドバック、ボールバルブの位置、繊維製造機器、
印刷機

工作機械設備、ロータリアクチュエータのフィードバック、バルブ位置、発電バルブ位置

角度位置 (エンコーダ)
絶対圧H005、H009
パッケージ

H009、1200

R36• 22.23 mm/.875 インチハウジング径• 3.170 mm/.1248 インチシャフト径• 26.1 mm/1.03 インチハウジング長

頑丈なシャフトレス

180°

デュアル出力• 12.7 mm 〜 22.19 mm/.500 インチ 〜.875 インチ ハウジング径• 3.170 mm/.1248 インチ シャフト径• 16.9 mm 〜 17.4 mm/.670 インチ 〜.680 インチハウジング長範囲

最大 359°最大 359°(デュアル出力)

出力オプション

アナログ / PWM / シリアルアナログ / PWM / シリアル

電圧

分解能

12-ビット アナログ / PWM 14-ビットシリアル (SPI)

12-ビットアナログ / PWM 14-ビットシリアル (SPI)

アナログ 1.4°

印加電圧

̶

̶

5 VDC

特徴

̶

̶

• 頑丈なハウジング• シャフトレス• 光劣化なし

アブソリュート直線性±0.2%± 0.2% (デュアル出力)

̶

公称供給

5 ボルト

5 ボルト (デュアル出力)

̶

動作温度

-40°
C 〜 150°
C-40°
C 〜 150°
C-40°
C 〜 85°C

回転寿命> 1 億回転 (ベアリング寿命)> 1 億回転 (ベアリング寿命)

̶

商業、工業、医療、航空機、軍事市場における重要な位置フィードバック

商業、工業、医療、航空機、軍事市場における重要な位置フィードバック

フィードバックセンサまたはヒューマンマシンイ
ンターフェースデバイス、舵制御、サーボモータの位置と速度制御

寸法 (mm)
主な用途

28 ページ
位置センサ

37.36 x 25.4 x 7.62

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

位置センサ
傾斜センサ
単軸

E シリーズAccuStar EA

APS システム

パッケージ

セラミックハウジング

LCP ハウジング

プラスチック製ハウジングタイプ

傾斜センサモジュール

傾斜計センサモジュール

傾斜システム
±45°
、
±90°

範囲

±5°
、
±15°

±45°〜 ±60°

出力

電圧

電圧

アナログ / デジタル特徴

• 扱いやすい• 最小限の温度ドリフト• 優れた長期安定性• コンパクト• 低出力• 垂直 / 水平取付

• スタンドアロン システム• システムとセンサを分離

精度±0.2°〜 ±0.5°

0°〜 10°±0.1% 精度
10°〜 60°±0.75% 読み値

0°〜 10°±0.1% 精度
10°〜 45°±0.75% 読み値

動作温度

-25°
C 〜 85°C-30°
C 〜 65°C-25°
C 〜 65°C

寸法 (mm)29 x 17 x 16.5

65.91 x 51.56 x 30.5

127.5 x 88 x 32.2

主な用途

道路建設、建物監視、計量システム、移動式 /固定式クレーン、
プラットフォーム水平化

ホイールアライメント、構造、機器、アンテナの
位置決め、
ロボット、
クレーン / ブーム角度

タワークレーンの安全性、RV / トレーラーのレ
ベリング、井戸や油井の掘削リグ、採掘機械

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

29 ページ
位置センサ

位置センサ
傾斜センサ
単軸

G シリーズ

IT9000

AccuStar IP66

パッケージ

アルミニウム製ハウジング IP67

アルミニウムまたはステンレス

アルミニウム製ハウジング IP66

タイプ

傾斜計

傾斜計

傾斜計

範囲

±10°

±45°〜 ±240°±3°〜 ±45°

出力

スイッチ

分圧器、4 〜 20 mA

電流特徴• プログラマブル• EMC 規格
• 高いスイッチ精度• 堅牢な工業デザイン、IP67/68• 水中で使用可能• 過酷な環境に耐える設計• CSA、CENELEC の危険区域用途向け認証取得• EMI / RFI 評価• CE 保留中• 防水エンクロージャ精度±0.25°±1%

0°〜 10°±0.1% 直線性
10°〜 45°±1% 直線性

動作温度

-25°
C 〜 85°C-34°
C 〜 90°C-25°
C 〜 60°C

寸法 (mm)80 x 75 x 57.5

Ø130 x 100

98.04 x 63 x 35.05

主な用途

昇降プラットフォーム、検知器機械制御、
列車傾斜監視、位置スイッチ

排水制御、汚染ゲート、可動橋、重工業用途

タワークレーンの安全性、RV / トレーラーのレベリング、井戸や油井の掘削リグ、採掘機械

傾斜センサ
2軸

DPL、DPN

DOG2

DPG

D-シリーズ

パッケージ

PCB 基盤

プラスチック PA 6.6 ハウジング、IP67

アルミニウム製ハウジング IP67

アルミニウム製ハウジング IP67

タイプ

傾斜ボードモジュール

傾斜計

傾斜計

傾斜計

範囲

±2°〜 ±30°

±25°
、
±45°
、
±90°

±5°〜 ±30°±5°〜 ±30°

出力

電圧 / RS 232/SPI

電圧 / 電流 / J1939/CANopen®

RS232 / 電圧

RS232 / 電圧 / 電流 /スイッチ / PWM/CANopen®

特徴• 高分解能• 最小限の温度ドリフト• ユーザ設定可能• プラグ アンド プレイ• 広い測定範囲• 優れたコスト効率• コネクタ付きケーブル• 高速 MEMS センサ• CE 認可済み• 頑丈なハウジング• 使いやすい• ユーザ設定可能• 高精度• 頑丈なハウジング• プログラマブル• CE 認可済み

精度±0.05°〜 ±0.8°± 0.5°(全温度範囲)±0.05°〜 ±0.3°±0.04°〜 ±0.8°

動作温度

-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C

寸法 (mm)45 x 45 x 20

70.5 x 45 x 15

84 x 70 x 34.2

84 x 70 x 46

主な用途

レーザーレベリング、計量システム、
移動式 / 固定式クレーン、油圧レベ
リング、建物監視、風力発電

オフロード車、
フォークリフト、トラック
レベリング、高所作業車、収穫機、農業
機械、転倒防止、
ソーラーパネル制御

プラットフォーム レベリング、道路建設
機械、
トンネル掘削、移動式レベリング

掘削機、移動式 / 固定式クレーン、
風力発電、アンテナ /レーダーレベリング

30 ページ
位置センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

位置センサ
近接センサ

PS801

PS811

PS831

PS2011AB

パッケージ

ステンレス製ナイロン 6.6ステンレス製ガラス繊維入りナイロン 6.6

タイプ• 近接センサ• 近接マグネットを使用• 近接センサ• 近接マグネットを使用• 近接センサ• 近接マグネットを使用• 近接センサ• 近接マグネットを使用

特徴

SPST リードスイッチ、
ノーマル オープン

SPST リードスイッチ、
ノーマル オープン

SPST リードスイッチ、
ノーマル オープン

SPST リードスイッチ、
ノーマル オープン

動作温度

-30°
C 〜 120°
C-30°
C 〜 110°C-30°
C 〜 130°C-30°
C 〜 105°
C

寸法 (mm)Ø12 x 65

Ø10 x 38

Ø12 x 32

29 x 7 x 20

主な用途

ドア インターロック、
フック スイッチ、
セキュリティ システム、安全イン
ターロック、位置表示

ドア インターロック、
フックスイッチ、
セキュリティ システム、安全イン
ターロック、位置表示

ドア インターロック、
フック スイッチ、セキュリティ システム、安全インターロック、位置表示

ドア インターロック、
フックスイッチ、
セキュリティ システム、安全イン
ターロック、位置表示

PS2021AB

PS2031AB

PS501

パッケージ

ガラス繊維入りナイロン 6.6

ガラス繊維入りナイロン 6.6

ガラス繊維入りナイロン 6.6

タイプ• 近接センサ• 近接マグネットを使用• 近接センサ• 近接マグネットを使用• 近接センサ• 近接マグネットを使用

特徴

SPST リードスイッチ、
ノーマルクローズ

SPDT リードスイッチ

SPST リードスイッチ、
ノーマルオープン

動作温度

-30°
C 〜 105°
C-30°
C 〜 105°
C-30°
C 〜 130°C

寸法 (mm)29 x 7 x 20

29 x 7 x 20

Ø6 x 32

主な用途

ドア インターロック、
フックスイッチ、セキュ
リティシステム、安全インターロック、位置表示

ドアインターロック、
フックスイッチ、セキュ
リティシステム、安全インターロック、位置表示

ドアインターロック、
フック スイッチ、セキュ
リティシステム、安全インターロック、位置表示

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

31 ページ
位置センサ

位置センサ
近接センサ用マグネット

PM101

PM50

PM81

PM83

パッケージ

ガラス繊維入りナイロン 6.6

ガラス繊維入りナイロン 6.6

ナイロン 6.6ステンレス製タイプ• 近接センサ用マグネット• 近接センサに使用• 近接センサ用マグネット• 近接センサに使用• 近接センサ用マグネット• 近接センサに使用• 近接センサ用マグネット• 近接センサに使用

特徴

エンクロージャを付けたマグネット

エンクロージャを付けたマグネット

エンクロージャを付けたマグネット

エンクロージャを付けたマグネット

動作温度

-30°
C 〜 105°
C-30°
C 〜 70°C-30°
C 〜 120°
C-30°
C 〜 120°C

寸法 (mm)29 x 7 x 20

Ø6 x 32

Ø10 x 38

Ø12 x 32

主な用途

ドアインターロック、
フックスイッチ、
セキュリティシステム、安全イン
ターロック、位置表示

ドアインターロック、
フックスイッチ、
セキュリティシステム、安全イン
ターロック、位置表示

ドアインターロック、
フックスイッチ、
セキュリティ システム、安全イン
ターロック、位置表示

ドアインターロック、
フックスイッチ、
セキュリティ システム、安全イン
ターロック、位置表示

線形位置トランスデューサ

ケーブル延長トランスデューサ

PT1、PT5

PT8000

PT9000範囲

0 〜 2 から 0 〜 250 インチ

0 〜 2 から 0 〜 60 インチ

0 〜 75 から 0 〜 1700 インチ

出力

分圧器、0 〜 5 VDC、0 〜 10 VDC、
4 〜 20 mA、
インクリメンタル エンコーダ、
CANbus、DeviceNet™、RS-232

分圧器、0 〜 5 VDC、0 〜 10 VDC、4 〜 20 mA、
インクリメンタル / アブソリュート エンコーダ、
CANbus、DeviceNet™、RS-232

分圧器、0 〜 5 VDC、0 〜 10 VDC、4 〜 20 mA、
インクリメンタル / アブソリュート エンコーダ、
CANbus、DeviceNet™、RS-232

IP 定格

IP65、IP67 (PT5)

IP67、IP68

IP67、IP68

エンクロージャアルミニウム、ABS プラスチック (PT1)

アルミニウムまたはステンレス

アルミニウムまたはステンレス精度±0.04% 〜 ±0.25%±0.04% 〜 ±0.25%±0.04% 〜 ±0.25%

特徴• ほとんどの工場環境に対応する設計• 業界標準の出力信号• ユーザ修理可能• コンパクト設計 (PT1)• 頑丈、水中で使用可能• 過酷な工業環境および海洋環境向けの設計• CSA、CENELEC の危険区域用途向け認証取得• 高精度、高加速度• VLS オプションのフリーリリースプルーフ• M12 および DEUTSCH コネクタオプション• 頑丈、水中で使用可能• ロングストローク用途の実績ある主力製品• 過酷な工業環境および海洋環境向けの設計• CSA、CENELEC の危険区域用途向け認証取得• VLS オプションのフリー リリースプルーフ• M12 および DEUTSCH コネクタオプション

動作温度

-40°
C 〜 90°C-40°
C 〜 90°C-40°
C 〜 90°C

寸法 (mm)85 x 100 x 70 (PT1) 100 x 175 x 80 (PT5)

90 x 140 x 135

200 x 135 x 125

主な用途

FA、工業、
ダイカスト、射出成形

製鉄、製材、製紙、FA、
ダイカスト、射出成形、
移動式建設機械、採掘

可動式油圧ブーム位置、水資源管理、採掘 /トンネル掘削装置、伸縮機構位置、劇場の舞台制御

32 ページ
位置センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

位置センサ
線形位置トランスデューサ

ケーブル延長トランスデューサ

M150、MTA

MT2、MT3

範囲

0 〜 1.5 から 0 〜 5 インチ

0 〜 3 から 0 〜 30 インチ

SM、SP
0 〜 2.5 から 0 〜 50 インチ

出力

分圧器

分圧器、
インクリメンタルエンコーダ

分圧器、0 〜 10 VDC、4 〜 20 mA

環境 / IP 等級

IP50

IP50、IP67 (MT3A)

IP50、IP67 (SP)

エンクロージャアルミニウムアルミニウムおよびポリカーボネート

ポリカーボネート (ステンレス製ブラケット)

精度±0.4% 〜 ±1%±0.25% 〜 ±1.1%±0.25% 〜 ±1%

特徴• M150: 世界最小のストリングポテンショメータ• スペース重視のテスト用途向け設計• テスト用途向け設計• 2 軸測定ケーブルのアライメント• 最大 136g の高加速直線位置を追跡• 高周波数応答• GAM EG 13 認証• コンパクト設計• M12 接続• 調整式取付ブラケット• フリー リリース耐性• OEM 用のカスタム構成

動作温度

-40°
C 〜 85°C (M150)-55°
C 〜 100°
C (MTA)-55°
C 〜 125°
C-18°
C 〜 70°C (SM)-40°
C 〜 85°C (SP)

寸法 (mm)19 x 19 x 10 (M150)

55 x 45 x 55

120 x 140 x 140

主な用途

航空宇宙、自動車計装、自動車衝突試験、
自動車 / オートバイレース

自動車衝突試験、航空宇宙、飛行試験

FA、軽工業、耐震試験、レース用計装、医療
画像システム、
ヒュームフードの位置

SG、SR

SK

PTX、PT101

範囲

0 〜 80 から 0 〜 175 インチ

0 〜 250 および 0 〜 400 インチ

0 〜 2 から 0 〜 100 インチ

出力

分圧器、0 〜 5 VDC、0 〜 10 VDC、4 〜 20 mA、
インクリメンタル エンコーダ、CANbus

4 〜 20 mA、0 〜 10 V、分圧器、CAN J1939、
CANopen®、エンコーダ ドライブ

分圧器、0 〜 5 VDC、0 〜 10 VDC、4 〜 20 mA、
インクリメンタル エンコーダ、速度出力 (DV301)

環境 / IP 等級

IP67

IP67

IP50

エンクロージャポリカーボネート (ステンレス製ブラケット)

ポリカーボネート (ステンレス製ブラケット)

アルミニウム精度±0.35% 〜 ±0.5%±.25% FS

±0.04% 〜 ±0.25%

特徴• 低コスト、高品質ストリング ポテンショメータ• 汎用性の高いステンレス製取付けブラケット• ワンボタンでシンプルにユーザ設定
可能なストローク範囲 (SR)• OEM 用のカスタム構成に対応可能• コンパクト設計• M12 接続• 調整式取付ブラケット• オリジナルのクラシック デザイン
• 高精度
• 確かな実績

動作温度-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 90°C

寸法 (mm)100 x 120 x 200

120 x 140 x 140

モデルと測定範囲で異なる

主な用途

屋外用移動式建設機械、アウトリガの位置決め、
油圧リフト、水 / 電力制御

移動式建設機械、FA

航空宇宙試験、建築 / 構造試験、FA

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

33 ページ
位置センサ

位置センサ
線形位置トランスデューサ (誘導型)
絶対圧

HR

M12

HC

パッケージ

AISI-400 シリーズステンレス製

AISI-304 シリーズステンレス製

AISI-400 シリーズ ステンレス製

直線性

測定範囲の ±0.25%

測定範囲の ±0.25%

測定範囲の ±0.25%

印加電圧

AC 電源

AC 電源

AC および DC 電源

出力

AC 電圧

AC 電圧

AC または DC 電圧、4 〜 20 mA
ループまたは RS-485

範囲±0.05 〜 ±10 インチ±10 〜 ±100 mm±0.05 〜 ±10 インチ

特徴• 大口径からコアまでのクリアランス• 幅広い印加電圧の周波数• さまざまなオプション• 軽度の耐放射線オプション• メートル系• 高いストローク / 長さ比• 二次の定数和• 優れた温度係数• 密閉型• 溶接コネクタ• 二重シールド• 本質安全版• CE マーク (DC 版)

動作温度

-55°
C 〜 150°
C (220°
C オプション)-55°
C 〜 150°
C (220°
C オプション)-55°
C 〜 150°
C (AC)、0°
C 〜 70°C (DC)

直径 (mm)

20.6

12

19

主な用途

一般産業用

油圧スプール バルブ位置フィードバック、
フライト
シミュレータ、航空機飛行制御フィードバック

過酷な環境、水中使用アプリケーション、
プロセス制御、バルブ位置フィードバック

XS-C

DC-SE

XS-D

パッケージ

AISI-304 シリーズ ステンレス製

AISI-400 シリーズステンレス製

AISI-400 シリーズステンレス製

直線性

測定範囲の ±0.25%

測定範囲の ±0.25%

測定範囲の ±2%
AC 電源

印加電圧

AC 電源

8.5 〜 28 VDC

出力

AC 電圧

0 〜 5 VDC (4 ワイヤ)、1 〜 6 VDC (3 ワイヤ)

AC 電圧

範囲

±0.25、±0.5、±1 インチ0 〜 0.1 から 0 〜 6 インチ±1 〜 ±10 インチ

特徴

• 高圧
• バルクヘッド取付• 密閉型溶接アセンブリ• CE マーク• 低消費電流 (6 mA 代表値)• 同期復調• シールド ケーブル

• 非常に高いストローク / 本体長比

動作温度

-55°
C 〜 150°
C-25°
C 〜 85°
C-55°
C 〜 150°C

直径 (mm)

19

19

20.6

主な用途

油圧アクチュエータ、その他の加圧容器

位置検知フィードバック、バッテリ電源システム、
テストラボ、
ラムガイド、
プラテン位置

センサ設置長に制限がある場合、リニアポテンショメータの代替に最適

その他のモデルについては、TE.com をご覧ください。

34 ページ
位置センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

位置センサ
線形位置トランスデューサ (誘導型)
絶対圧

MACRO HSTA/R

MACRO SSI/R

MACRO HPGS 750

パッケージ

AISI-410 ステンレス製

合金 625AISI-410 ステンレス製

直線性

測定範囲の ±0.25%

測定範囲の ±0.10%

測定範囲の ±0.25%

印加電圧

AC 電源

AC または DC 電源

AC 電源

出力

AC 電圧

AC または 4-20 mA ループデジ
タル CANbus 利用可能

AC 電圧

範囲

±0.050 〜 ±10.0 インチ±1.0 〜 ±10.0 インチ±0.050 〜 ±10.0 インチ

特徴• IP68 等級、密閉型• 軽度の耐放射線 (30 Mrad) オプション• スルーボア構造の Axial または Radial コネクタ

• 最大動作圧力 5,000 psi• (耐圧 7,500 psi)
• 海水中で使用可能 IP68
• Seacon 標準コネクタ• Axial または Radial 接続• Radial ねじ (38999コネクタ)• IP68 等級、密閉型• 高振動用途向けの設計

動作温度

-55°
C 〜 200°
C (標準、高温対応可能)-40°
C 〜 80°C-55°
C 〜 200°
C

直径 (mm)

19

23.9

19

主な用途

高温蒸気 / ガスバルブ、原子力発電所、過酷で腐食性の環境、粉じん、湿度の高い環境

海洋掘削プラットフォーム、パイプライン監視、チョー
クバルブ、係留ケーブル、伸び計、パルプ / 製紙工場

原子力発電設備、油圧シリンダ位置、蒸気弁位置、発電設備、腐食環境、高振動環境

MACRO CD375

MACRO GHSE/R

パッケージ

AISI-410 ステンレス製

AISI-410 ステンレス製

直線性

測定範囲の ±0.25%

測定範囲の ±0.1%

印加電圧

AC 電源

DC 電源

出力

AC 電圧

0 〜 10 VDC

範囲± 0.025 〜 ±1 インチ

0.100 〜 4 インチ

特徴• コンパクト設計• 動作圧力最大 20,000 psi 以上• スプリング式設計• IP68 等級、密閉型• Axial および Radial 接続• 低圧エア伸長 / スプリング収縮バージョン利用可能 (GHSER 750-A)

動作温度

-55°
C 〜 200°
C-20°
C 〜 70°C

直径 (mm)

9.5

19

主な用途

工作機械、
ロボット グリッパ、医療機器、バルブ位置検出、油圧シリンダ、
ダウンホール機器

工業用測定システム、
ダイヤル表示器の代替、加工金属製品測定

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

35 ページ
位置センサ

位置センサ
線形位置トランスデューサ (誘導型)
寸法測定製品LBB スプリング拡張

LBB 空気伸長

PCA 375

GC

超高精度デジタル LBB

直線性

測定範囲の ±0.2%

測定範囲の ±0.2%

測定範囲の ±0.5%

測定範囲の ±0.25% (電圧)〜 ±0.5% (4 〜 20 mA)

精度 ±0.2%

印加電圧

AC 電源

AC 電源

AC 電源

AC または DC 電圧

5 VDC USB
(バスまたは外部)

出力

AC 電圧

AC 電圧

AC 電圧

AC または DC 電圧、RS-485、 RS485; USB
または 4 〜 20 mA ループ

範囲±0.02 〜 ±0.20 インチ±0.04 and ±0.1 インチ±0.02 〜 ±1 インチ±0.05 〜 ±2 インチ

1、2、5、10 mm

特徴• 0.000004 インチ(0.1 µm) 再現性• 取り外し可能なタングステン
カーバイド コンタクト チップ• 二重シールド VDT• 修理可能• 0.000004 インチ(0.1 µm) 再現性• 取り外し可能なタングステン
カーバイド コンタクト チップ• 二重シールド VDT• 修理可能• 長いストローク• IP65 ケーブル口• 業界標準コンタク
ト チップ対応• 頑丈なリターン スプリング• 密閉型• 溶接 MS コネクタ
(MIL-C-5015)• CE マーク (DC 版)• 特殊チップ利用可能• 空気伸長ばねはリトラクト可能• プラグ アンド プレイ• 14-ビット分解能• COM ライブラリ提供• CE マーク• USBアダプタと電源が利用可能動作温度-40°
C 〜 70°C-40°
C 〜 70°C-20°
C 〜 70°
C-55°
C 〜 150°
C (AC)
0°C 〜 70°C (DC)

0°C 〜 60°C

直径 (mm)8 または 9.5

8 または 9.5

9.5

19 mm 本体、1/2 〜 20 ねじ

積み重ね可能なゲ
ージシステム

主な用途

プロセス標準、製造オンラ
イン検査、
ロボット、
手動測定システムのダイヤルインジケーター代替

プロセス標準、製造オンラ
イン検査、
ロボット、
手動測定システムのダイ
ヤルインジケータの代替

高密度測定治具、抵抗溶
接検証、プレス用途、X-Yス
テージ位置フィードバック、
粗鋳造物検査過酷な環境、閉止密封を必要とする環境、高温(ACユニットで 150°
C)

マルチチャンネル電子
寸法測定、精密寸法測定、
光学検査システム、SPCデータ収集、ハンドツール

線形位置エンコーダ

インクリメンタル

ED32i
パッケージ

IP67 アルミニウム

範囲

磁気スケール、5 mm ポールピッチ、通常は最大100 mのアブソリュート版、100 mm までの範囲に対応可能

印加電圧

5 VDC

出力

5 V TTL ABZ DQ、RS-485

分解能t10 µm、フィールド プログラマブル

最大速度

4 m/s

特徴

• 非接触式インクリメンタル測定• 超高精度、
プログラマブルな解像度• 最大 4 m/s の高速性
• エラー検出、
スケール機能なし• アダプタ プレートで取り付け簡単

動作温度

-25°
C 〜 85°C

寸法 (mm)60 x 20 x 10

主な用途

産業および医療用途向けの線形変位測定

36 ページ
位置センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

位置センサ
LVDT/RVDT 計器

LVM-110、LiM-420

LDM-1000

パッケージ

開放回路基板DIN レール取付

ATA-2001
1/8 DIN パネル取付

電源

DC 電圧

10 〜 30 VDC

115 / 220 VAC、
50 〜 400 Hz

出力

DC 電圧または電流

DC 電圧および電流

DC 電圧および電流

動作温度

0°
C 〜 55°C-25°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C特徴• マルチアップ アプリケーションのマスター /スレーブ• ディップ スイッチで選択可能な印加電圧の周波数• プラグイン PCB またはワイヤ終端• スモール フォーム ファクタ

• 4、5、6 ワイヤの LVDT または RVDT で動作
• ゼロ、
スパン、
フェーズ調整可能• ステータス表示 LED• CE マーク• プログラマブルなプッシュボタン• 防滴フロント パネル• LED ステータス ライト• 取付金具付属• CE マーク

寸法 (mm)63 x 56 x 21

115 x 99 x 23

267 x 99 x 49

主な用途

OEM 用途自動車試験軌道計装、
ガス / 蒸気タービン制御、FA

精密計測ラボ、発電バルブ位置監視

PML 1000

MP 2000

MMX ミニ モジュール

パッケージ

1/8 DIN パネル取付

1/4 DIN パネル取付

DIN レール取付

電源90 〜 265 VAC、
50 〜 60 Hz または 24 VDC

100 〜 240 VAC、
47 〜 63 Hz

15 〜 30 VDC
DV 電圧または 4 〜 20 mA

出力

DC 電圧および電流 (RS-485 オプション)

DC 電圧および RS-232

動作温度

10°
C 〜 55°C

0°
C 〜 55°
C

0°
C 〜 70 °C特徴• 5 桁 LED ディスプレイ
• 自動キャリブレーション• プログラマブル• 防滴フロントパネル• 取付金具付属• CE マーク• プログラマブル セットポイントコントローラ• 数値演算機能付きデュアルチャンネル• デジタル I/O• 大型液晶ディスプレイ
• 防滴フロントパネル• プッシュボタン式キャリブレーション• 難燃性ミニモジュールハウジング• マスター / スレーブによる印加電圧同期(最大10チャンネル)• LED ステータスライト• 標準 AC LVDT、RVDT、VR ハーフブリッジ
センサすべてに対応

寸法 (mm)173 x 97 x 49

178 x 92 x 92

85.1 x 70.4 x 17.8

主な用途

リモート監視ステーション、測定テストスタンド、
プロセス監視LVDT ベースの計量システム、部品の合否選別、
品質検査

自動車試験計装、FA

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

37 ページ
位置センサ

位置センサ
線形位置ポテンショメータ

MLP、CLP
パッケージ

アルミニウム (本体)、
スチール ロッド、IP65、IP67

範囲

0 〜 0.5 〜 0 〜 6 (MLP) 0 〜 1 から 0 〜 10 (CLP)

直線性±0.5 から ±1% (MLP) ±0.1 から ±0.2% (CLP)

印加電圧

最大 40 VDC

出力

分圧器

分解能

実質的に無限最大速度

10 m/s特徴• 拡張された温度範囲、小型設計• 自動車レース用途におすすめ• 高サイクル用途に最適

動作温度

-40°
C 〜 90°C

寸法 (mm)

直径 / 断面: Ø9.5 mm (MLP) 15 mm x 15 mm (CLP)

主な用途

車両試験、
オートスポーツ計装、構造 / 建築試験、
ロボット工学

線形位置ポテンショメータ

5903、5905
直線運動型
パッケージ

• 7.94 mm 〜 12.7 mm/0.312 〜 0.500 ハウジング径• 1.98 mm 〜 3.18 mm/0.078 〜 0.125 シャフト径

抵抗

1K/5K/10K

範囲

5903 シリーズ: 最大 50.8 mm/2 ストローク
5905 シリーズ: 最大 101.6 mm/4 ストローク

直線性

±1%

スムーズな出力

<0.1%

分解能

無限

動作温度

-65°
C 〜 125°
C

ストローク寿命

5,000 万サイクル / 分

主な用途

商業、工業、医療、航空機、軍事市場における重要な位置フィードバック

38 ページ
位置センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

位置センサ
角度位置ポテンショメータ

6000

サーボ マウント

ブッシング マウント

6200

エレメント / ワイパー / 碍子

6900

6100

パッケージ

• 12.7 mm 〜 50.8 mm/
0.500 〜 2.00 ハウジング径• 3.170 mm 〜 6.34 mm/
0.1248 〜 0.2498 シャフト径• 12.7 mm 〜 1.74 mm/
0.500 〜 0.680 ハウジング長• 11.11 mm 〜 47.62 mm/
0.438 〜 1.875
取付パイロット径• 12.7 mm 〜 50.8 mm/
0.500 〜 2.00 ハウジング径• 3.170 mm 〜 6.34 mm/
0.1248 〜 .2498 シャフト径• 12.7 mm 〜 1.74 mm/
0.500 〜 0.680 ハウジング長• 3/8 32 NEF ねじ / 10.31 mm/
0.4062 パイロット径• 17.81 mm 〜 45.85 mm/
0.702 〜 1.805 インチ エレメント外径• 4.724 mm 〜 11.05 mm/
0.186 〜 0.435 エレメント内径• 3.175 mm -6.35 mm/
0.125 〜 0.250 シャフト碍子内径• 4.064 mm 〜 7.80 mm/
0.160 〜 0.307 嵌合ワイパー内径• 5.08 mm/0.200 組立高さ

• 27.94 mm 〜 66.5 mm/
1.100 〜 2.62 ハウジング径• 3.175 mm 〜 19 mm/
0.125 〜 0.752 中空シャフト径

抵抗

1K 〜 20KΩ

1K 〜 20KΩ

1K/5K/10KΩ

1K 〜 20KΩ

範囲

最大 355°

最大 355°

最大 350°

最大 355°

中空シャフト直線性± 0.5%± 0.5%± 0.5%± 0.5%

スムーズな出力

<0.1%

<0.1%

< 0.1%< 0.1%

分解能

無限

無限

無限

無限

動作温度

-65°
C 〜 125°
C-65°
C 〜 125°
C-65°
C 〜 125°
C-65°
C 〜 125°C

回転寿命

5,000万サイクル/分

5,000万サイクル/分

5,000万サイクル/分

5,000万サイクル/分

主な用途

商業、工業、医療、航空機、軍事市場
における重要な位置フィードバック

商業、工業、医療、航空機、軍事市場
における重要な位置フィードバック

商業、工業、医療、航空機、軍事市場における重要な位置フィードバック

商業、工業、医療、航空機、軍事市場
における重要な位置フィードバック

角度位置ポテンショメータ

RT8、RT9
パッケージ

アルミニウム製またはステンレス製 IP67、IP68

分解能±0.15% 〜 ±1.25%

特徴• アブソリュート ロータリ
• 重工業用途向けの設計• CSA、CENELEC の危険区域用途向け認証取得

出力

分圧器、0 〜 5 V、0 〜 10 V、4 〜 20 mA、
インクリメンタルエンコーダ、CANbus、DeviceNet™

範囲

0 〜 0.125 から 0 〜 200 turns

動作温度

-40°
C 〜 90°C

寸法 (mm)Ø65 x 100 (RT8) Ø115 x 60 (RT9)主な用途

バルブ制御、空港のボーディング ブリッジ、水管理、FA

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

39 ページ
位置センサ

圧力センサ

圧力センサ
ボードレベル圧力センサ

デジタル出力 / 高度計

MS4515DO、MS4525DO

MS5803

MS5837MS5840パッケージ

8 ピン DIL

表面実装型

表面実装型

表面実装型

タイプ

ゲージ圧、複合圧 (MS4515DO) ゲージ
圧、絶対圧、差圧、複合圧 (MS4525DO)

絶対圧

絶対圧

絶対圧

圧力範囲

0 〜 2 から 30 H2O (MS4515DO)
0 〜 1 から 150 psi (MS4525DO)

0 〜 1 から 30 bar

0 〜 2 bar0 〜 30 bar

0 〜 2 bar
動作範囲: 300 〜 1200 mbar

出力 / スパン

14 ビット ADC SPI または I2C

24-ビット ADC I2C および SPI (モート゛0、3)24 ビット ADC I2C

24 ビット ADC I2C

分解能̶

12 µbar (MS5803-01BA)
0.5 mbar (MS5803-30BA)

0.016 mbar (2 bar)
0.2 mbar (30 bar)

高度 13 cm特徴

• ゲル コート (オプション)、低電力• 圧力、温度測定• 3.3 または 5.0 VDC の単一電源• トップ、サイドポートまたはマニホールド
O リングポート• J 字型リードまたはスルー ホールピン• 24 ビット デジタルセンサ、ソフト
ウェアキャリブレーションおよび
2
温度補償 (I CおよびSPI)、外部コ
ンポーネントなし• 供給電圧: 1.8 〜 3.6 V• 供給電圧: 1.5 〜 3.6 V• 圧力、温度測定• 卓越した長期安定性• 屋外機器用に密閉可能• 1.8 x 0.88 mm O リング
用に設計されたシーリング• 供給電圧: 1.5 〜 3.6 V• 圧力、温度測定• 低電力、0.6 ȝA (スタンバ
イ時 d 0.1 ȝA @ 25°
C)• 直射日光から保護

直線性 / 絶対精度

0.25%/1% TEB±1.5 mbar @ 25°
C(MS5803-01BA) ±250 mbar @0°
C 〜 40°C (MS5803-30BA)±.5 mbar (2 bar)±400 mbar (30 bar)

±0.5mbar @ 20°
C±4mbar (-20°
C 〜 85°C)

過圧

300 psi

10 bar (1、2 bar)
30 bar (5、7、14 bar)
50 bar (30 bar)

10 bar (2 bar)
50 bar (30 bar)

̶

動作温度

-10°
C 〜 85°
C (MS4515DO)-25°
C 〜 105°
C (MS4525DO)-40°
C 〜 85°C-20°
C 〜 85 °C-20°
C 〜 85 °C

寸法 (mm)12.5 x 9.9

6.4 x 6.2 x 2.9

3.3 x 3.3 x 2.75

3.3 x 3.3 x 1.7mm

精密高度計、潜水用及びマルチモードウォッチ、屋内ナビゲー
ション、バリオメータ / 飛行計器

モバイル水深測定システム、
ダイビン
グ コンピューター、アドベンチャー /マルチモード ウォッチ、
データ ロガー

高度計、気圧計、アドベンチャー /マルチモード ウォッチ、
度ローン、バイク コンピュータ

主な用途

40 ページ
圧力センサ

医療機器、空気流量測定、
プロセス制御、漏れ検出

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

圧力センサ
ボード レベル圧力センサ

デジタル出力 / 高度計

MS5525DSO

MS5607、MS5611、MS5637

パッケージ

SOIC-14

表面実装型

タイプ

ゲージ圧、絶対圧、差圧、複合圧

絶対圧

圧力範囲

0 〜 1 から 30 psi

10 〜 2K mbar

出力 / スパン

24 ビット ADC SPI または I2C プロトコル

24-ビット ADC I2C

分解能̶

0.016 mbar特徴

• 24 ビット デジタル 小型アウトライン センサ• 圧力、温度測定• 1.8 または 3.6 VDC の単一電源• バーブ、チューブ、
ホールのオプション• 24 ビットデジタル センサ• 13 cm 分解能 (MS5607、MS5637)• 10 cm 分解能 (MS5611)• 供給電圧: 1.5 〜 3.6 V (MS5637) 供給電圧: 1.8 〜 3.6 V (MS5607、MS5611)• 低電力、0.6 µA (スタンバイ時は 25°
C で 0.1 µA 以下)

直線性 / 絶対精度

0.25%/2.5% TEB±2.0 mbar @ 25°
C
6 bar

過圧

3X 範囲

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 85°C

寸法 (mm)12.5 x 7.93 x 3 x 0.9 (MS5637) 5 x 3 x 1 (MS5607、MS5611)

主な用途

医療用呼吸器、人工呼吸器、FA、高度 / 対気速度測定、漏れ検出、家電製品

スマートフォン、
タブレット、パーソナル ナビゲーションデバイス、
タイヤ空気圧監視、
コンプレッサMS5805MS8607

パッケージ

表面実装型

表面実装型

タイプ

絶対圧

絶対圧

圧力範囲

10 〜 2K mbar

10 〜 2K mbar

出力 / スパン

24-ビット ADC I2C

24-ビット ADC I2C

分解能0.02 mbar

0.016 mbar特徴

• 24 ビット デジタル センサ• 20 cm 分解能• 供給電圧: 1.8 〜 3.6 V• 2.5 x 1 mm O リング用に設計されたシーリング• シリコン ゲル保護
• 防水

• 圧力、湿度、温度測定を統合• 供給電圧: 1.5 〜 3.6 V• 工場で完全にキャリブレーション済み

直線性 / 絶対精度

±2.0 mbar @ 25°
C±4 mbar

過圧

5 bar

6 bar

動作温度

-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C

寸法 (mm)4.5 x 4.5 x 3.5

5x3x1

主な用途

モバイル高度計 / 気圧計システム、サイクル コンピュータ、アドベンチャー /マルチモード ウォッチ、バリオメータ、
データ ロガー

モバイル水深測定システム、
ダイビング コンピューター、アドベンチャー /マルチモード ウォッチ、
データ ロガー

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

41 ページ
圧力センサ

圧力センサボードレベル圧力センサ
増幅出力MS4515、MS4525

MS5525ASO

パッケージ

8 ピン DIL

SOIC-14タイプ

ゲージ圧、差圧 (MS4515) ゲージ圧、絶対圧、差圧、複合圧 (MS4525)

ゲージ圧、絶対圧、差圧、複合圧

圧力範囲

0 〜 2 から 30 H2O (MS4515)
0 〜 1 から 150 psi (MS4525)

0 〜 1 から 30 psi

出力 / スパン

供給の 10% 〜 90% または 5% 〜 95%

10 〜 90% VDC

特徴• レシオメトリック アナログ出力センサ• 3.3 または 5.0 VDC の単一電源• トップ、サイドポートまたはマニホールド O リングポート• J 字型リードまたはスルー ホールピン• ゲルコート (オプション)• 温度補償• 供給電圧 2.75 〜 5.5 VDC• 増幅レシオメトリック アナログ出力• バーブ、チューブ、
ホールのオプション

精度

0.25% スパン/1% TEB±0.5% スパン / 2.5% TEB

動作温度

-10°
C 〜 85°
C (MS4515)、-25°
C 〜 105°
C (MS4525)-25°
C 〜 105°
C

寸法 (mm)12.5 x 9.9

12.5 x 7.9

主な用途

医療機器、空気流量測定、
プロセス制御、漏れ検出

FA、高度 / 対気速度測定、医療機器、漏れ検出

ボードレベル圧力センサ
mV 出力

1210、1220、1230、1240

13、23、33、43、17、27、37、47

パッケージ

8 ピン DIL

TO-8

MS4425、MS4426
6 ピン DILタイプ

ゲージ圧、絶対圧、差圧

ゲージ圧、絶対圧、差圧

ゲージ圧、絶対圧、差圧

圧力範囲

0 〜 5、10 H2O 0 〜 1 から 100 psi

0 〜 1 から 250 psi

0 〜 1 から 300 psi

出力 / スパン

50 mV および 100 mV (代表値)

100 mV (代表値)60 mV、90 mV、100 mV、150 mV (代表値)

特徴• 温度補償• 高性能 UltraStable ダイ (1230、1240)• 電流印加 (1210、1230)• 電圧印加 (1220、1240)• 温度補償• 高性能• UltraStable ダイ (17、27、37、47)• 高湿条件用にゲル充填可能• 温度補償• 高性能 UltraStable ダイ• 電圧印加精度±0.1% の非直線性±0.1% の非直線性±0.1% の非直線性

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-25°
C 〜 85°C

寸法 (mm)15.2 x 14.7

Ø11.4、用途により異なる

15.2 x 13.7

主な用途

医療機器、空気流量測定、
プロセス制御、FA、漏れ検出

医療機器、空気流量測定、HVACR、
プロセス制御、FA、漏れ検出

PCB マウントの医療機器の 6 ピン産業用センサのド
ロップイン

42 ページ
圧力センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

圧力センサボードレベル圧力センサ
mV 出力MS1451、MS1471

MS52xx、MS54xx

パッケージ

表面実装型

表面実装型

タイプ

ゲージ圧、絶対圧

ゲージ圧、絶対圧

圧力範囲

0 〜 5 〜 500 psi

0 〜 1 から 12 bar

出力 / スパン

60 mV (代表値)

150 mV、240 mV

特徴• 低コスト• 室温で粗キャリブレーション (MS1471)• 湿気を防ぐゲル• チューブまたはホール• 小型サイズ (MS54xx)• 高直線性または高感度オプション• プラスチックチューブまたは金属リングオプション• 湿気を防ぐゲル• 高耐久性 (オプション HM)

精度±0.25% の非直線性±0.05%、±0.15% FS 非直線性 (MS52xx)±0.05%、±0.2% FS 非直線性 (MS54xx)

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°C

寸法 (mm)7.6 x 7.6、用途により異なる

7.6 x 7.6、用途により異なる (MS52xx) 6.4 x 6.2 (MS54xx)

主な用途

高度 / 気圧測定、医療機器、家電製品、
タイヤ空気圧

絶対圧センサシステム、エンジン制御、高分解能高度計、バリオメータ、
防水時計、
ダイバーコンピュータ、気圧計、
タイヤ空気圧監視システム (TPMS)、
医療機器、空気圧制御

使い捨て医療用圧力センサ
mV 出力

1620、1630

組み立て済み 1620

パッケージ

ハイブリッド アセンブリ

プラスチック製ハウジング

タイプ

ゲージ圧

ゲージ圧

圧力範囲

-30 〜 300 mmHg

-30 〜 300 mmHg

出力 / スパン

5 µV/V/mmHg

5 µV/V/mmHg

特徴• 低コスト、使い捨て設計• テープとリール仕様あり• AAMI 仕様準拠
• ISO13485 認証• 低コスト、使い捨て設計• AAMI 仕様準拠
• (カスタマイズ可能な設計)

動作温度

10°
C 〜 40°C

10°
C 〜 40°C

寸法 (mm)1620: 11.43 x 8.13 x 4.20 1630: 12.7 x 5.08 x 3.94

42.8 x 30.3 x 19.0

主な用途

使い捨て血圧測定用カフ、外科手術、ICU、腎臓透析装置、医療機器

使い捨て血圧測定用カフ、腎臓透析装置、外科手術、集中治療室。
プラスチック製ハウジング内にケーブル、
コネクタ、
ストップ コック、
フラッシュ
デバイスを備えた、組み立て済みで、すぐに使える使い捨てセンサユニット。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

(お客様の仕様に合わせてカスタマイズ)

te.com/sensors

43 ページ
圧力センサ

圧力センサ
媒体隔離型圧力センサモジュール

デジタル出力

85BSD

86BSD

89BSD

154BSDパッケージ• 13 mm ダイアフラム径• 溶接可能またはねじ式プロセスフィッ
ティング• 16 mm ダイアフラム径• O リング マウント

• 9 mm ダイアフラム径• ねじ式または溶接• 19 mm ダイアフラム径• O リング マウントタイプ

ゲージ圧、絶対圧

ゲージ圧、絶対圧

絶対圧、
シールドゲージ圧

ゲージ圧、絶対圧

圧力範囲

0 〜 0.35 から 20 bar /0 〜 5 から 300 psi

0 〜 0.07 から 20 bar /0 〜 1 から 300 psi

0 〜 6 から 30 bar

0 〜 1 から 300 psi

出力 / スパン

14 ビット ADC I2C または SPI

14 ビット ADC I2C または SPI

24 ビット ADC I2C

14 ビット ADC I2C または SPI

特徴• 圧力と温度の読み取り• ケーブルとコネクタ オプション• 低出力オプション• 圧力と温度の読み取り• ケーブルとコネクタ オプション• 低出力オプション• 圧力と温度の読み取り• 低出力: 1 µA (スタンバイ < 0.15 µA)• 圧力と温度の読み取り• ケーブルとコネクタ オプション• 低出力オプション

精度±0.25% スパン±0.25% スパン±0.3% スパン

±0.25% スパン

TEB (総誤差帯域)±1.0% FSO

±1.0% FSO

±3.0% FSO 最大±1.0% FSO

過圧

2X

2X

2X

2X

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 85°
C-40°
C 〜 125°C

寸法 (mm)Ø15.85 x 7.9

Ø15.82 x 9.3

Ø9.04 x 7.5

Ø19 x 13.8

主な用途

レベル制御、タンクレベル測定、腐食性
流体およびガス測定システム、密閉シ
ステム、マニホールド圧力測定、潜水深度監視

レベル制御、タンクレベル測定、腐食性
流体およびガス測定システム、密閉シ
ステム、マニホールド圧力測定、潜水深度監視

レベル制御、タンクレベル測定、腐食性
流体およびガス測定システム、密閉シ
ステム、マニホールド圧力測定、ダイブ
コンピュータ

レベル制御、タンクレベル測定、腐食性
流体およびガス測定システム、密閉シ
ステム、マニホールド圧力測定、潜水
深度監視

トランスデューサ / トランスミッタ
産業用ワイヤレス

M5600、U5600

MSP100MSP300、MSP340

タイプ

ゲージ圧、
シールドゲージ圧、絶対圧、複合圧

ゲージ圧

ゲージ圧

圧力範囲

0 〜 50 から 15K psi (M5600)、
0 〜 5 から 10K psi (U5600)

0 〜 100 から 500 psi

0 〜 100 から 10K psi (MSP300)
0 〜 50 から 10K psi (MSP340)

出力 / スパン

24 ビット ADC I2C

100 mV (代表値)

0 〜 100 mV、0.5 〜 4.5 VDC、
1 〜 5 VDC、4 〜 20 mA

特徴• 圧力と温度• 2.3 〜 3.6 V 供給電圧
• コンパクトでバッテリ駆動• 耐候性 (IP66 および IP67)• ステンレス、ポリカーボネート製エンクロージャ• Microfused• 低コストのステンレス製絶縁トランスデューサ• 圧力接続にねじ不要• OEM アプリケーション向けに柔軟なカスタマイズ• 小型• ソリッド ステートの信頼性• Microfused• OEM アプリケーション向けに柔軟なカスタマイズ• 小型• ソリッド ステートの信頼性

精度±0.25% FS (M5600)
最小 ±0.1% FS (U5600)±0.5% FSO

±1% FSO

動作温度-20°
C 〜 85°C

0°
C 〜 55°C-20°
C 〜 85°C

寸法 (mm)24 x 24 x 69

12.7 x 24.38 x 20.32

MSP300: 22.23 x 22.23 x 55.88
MSP340: 15.88 x 15.88 x 75.44

主な用途

工業プロセス制御 / 監視、高度な HVACR システム、
冷凍システム、自動車テストスタンド、
オフロード車、
ポンプ / コンプレッサ、油圧 / 空圧システム、農業
機器、
エネルギー生成 / 管理

飲料分注システム、
オートメーション、HVACR 制御、エネルギー / 水管理、ポンプ、
コンプレッサ、空気圧
機器

塗装機、
ブレーキ システム、HVACR 制御、エネルギー / 水管理、ポンプ、
コンプレッサ、
空気圧機器、
オフロード重機、農業機器

承認機関

CE、FCC̶UL 508 (MSP300)

44 ページ
圧力センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

圧力センサ
媒体隔離型圧力センサモジュール

アナログ出力82、85 (フィッティング付き)

89 ボタン、89 (フィッティング付き)

パッケージ

溶接可能 (85) またはプロセスフィッティング

溶接可能またはプロセスフィッティング

86A アンプ内蔵
5/8 (16 mm) 径 O リングマウント

タイプ

ゲージ圧、絶対圧、真空ゲージ圧

シールドゲージ圧、絶対圧

ゲージ圧、絶対圧

圧力範囲

0 〜 5 から 500 psi (85)、
0 〜 1 から 500 psi (82)

0 〜 1K から 10K psi

0 〜 1 から 150 psi

出力 / スパン

100 mV (代表値)

100 mV (代表値)

0.5 〜 4.5 VDC

特徴• モジュラ設計• 高圧• モジュラ設計• 小径、増幅出力• Bar 測定範囲可能

非直線性±0.3% FSO (1 psi)
±0.2% FSO (5 psi)
±0.1% FSO (t15 psi)

±0.25% FSO±1.0% FSO

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-20°
C 〜 85°C

寸法 (mm)フィッティング: 用途により異なる

89 ボタン: Ø9.04 x 13.2
89 (フィッティング付き): 用途により異なる

Ø15.82 x 9.3

主な用途

医療器具、
プロセス制御、冷凍コンプレッサ、
海洋学、
レベルシステムエアタンク圧、油圧、
プロセス制御、ロボット、
冷凍コンプレッサ、海洋学

レベル測定、OEM トランスミッタ / トランスデューサ、
プロセス制御82、85、85F、86、154N

DP86 O-リングマウント、
フィッティング / ケーブル付き

U86B

パッケージ

• 3/4 (19 mm) 径 O リング マウント (82、154N)• 5/8 (16 mm) 径 O リング マウント (86)
• 1/2 (13 mm) 径 O リング マウント (85F)• 1/2 (13 mm) 径 O リング マウント (85)

• 5/8 (16 mm) 径 Oリング マウントまたはねじ式プロセス フィッティング• O リング シール取付可能タイプ

ゲージ圧、絶対圧、真空ゲージ圧 (82、85、86、154N)
ゲージ、絶対圧 (85F)

差圧

シールドゲージ圧、絶対圧

圧力範囲

0 〜 1 から 500 psi (絶対圧、ゲージ圧: 82、154N)
0 〜 5 から 500 psi (絶対圧、ゲージ圧: 85、86)
0 〜 15 から 500 psi(85F、真空ゲージ圧: 82、85、86、154N)

0 〜 1 から 500 psi

0 〜 5 から 13 bar/0 〜 50 から 200 psi

出力 / スパン

100 mV (代表値)

100 mV 代表値 / 感度により異なる

0.5 〜 4.5 VDC(レシオメトリック出力)

特徴

• 高性能
• OEM 用途向けの高い安定性• トラップ容積を最小化 (85F)• wet/wet 差圧• ライン圧力 最大 1,000 psi• アンプ内蔵

非直線性±0.3% FSO (1 psi)、±0.2% FSO (5 psi)
±0.1% FSO (t15 psi)、±0.1% FSO (85F)±0.3% FSO (1 psi)
±0.2% FSO (5 psi)
±0.1% FSO (t15 psi)

±0.5% FSO

動作温度

-40°
C 〜 125°
C (82 / 85 / 86 / 154N)、-20°
C 〜 125°
C (85F)-40°
C 〜 125°
C-7°
C 〜 105°
C

寸法 (mm)82: Ø19 x 6.48
154N: Ø18.97 x 13.8
85: Ø15.85 x 9.3

O リング: Ø15.82 x 17.5
フィッティング: 用途により異なる

Ø15.82 x 13.6
ソケットスペース: 31.75

主な用途

油圧制御、
プロセス制御、海洋学、冷凍 / 圧縮機、圧力送信機、液面計、透析機、輸液ポンプ、医療システム

レベル制御、タンクレベル測定、腐食性流体 /ガス測定システム、流量測定

エンジンおよび車両用途向け尿素レベル、尿素圧、エアブレーキ、腐食性流体測定

媒体隔離型圧力センサモジュール

アナログ出力SS-TS-TE101
2019 年 6 月

86: Ø15.82 x 11.4
85F: Ø17.2 x 11.33

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

45 ページ
圧力センサ

圧力センサ
トランスデューサ / トランスミッタ
産業用

US300

AST20HA、AST20PT、AST20SW

AST4000、AST4100、AST4200

タイプ

ゲージ圧、絶対圧

ゲージ圧、
シールドゲージ圧、絶対圧

ゲージ圧、
シールドゲージ圧、複合圧

圧力範囲

0 〜 15 から 5K psi

0 〜 1 から 60K psi

0 〜 25 から 10K psi

出力 / スパン

0 〜 10 mV/V、0.5 〜 4.5 V、1 〜 5 V、4 〜 20 mA

0.5 〜 4.5 V (レシオメトリック)
1 〜 5 V 4 〜 20 mA、0 〜 5 V、
0 〜 10 V、スイッチ (AST20SW)

0.5 〜 4.5 V (レシオメトリック)、
1 〜 5 V、1 〜 10 V、4 〜 20 mA、
0.5 〜 2.5 V

特徴• UltraStable 技術• OEM アプリケーション向けに柔軟なカスタマイズ• 小型• ソリッド ステートの信頼性• 全温度範囲で優れた性能• セミカスタマイズ対応可能• 異常 モート゛
条件設定• 4 種類の標準的なセンサ材料オプション• 温度出力有り (AST20PT)• 4 種類の標準的なセンサ材料オプション• 堅牢な構造• 100 V/m EMI/RFI 保護• セミカスタマイズ対応可能

精度±0.15% FSO (15 〜 1K psi)、±0.25% FSO (>1K psi)

±0.1% FSO

±0.5% FSO

動作温度

-40°
C 〜 105°
C-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C

寸法 (mm)15.88 x 15.88 x 98.00

用途により異なる用途により異なる

主な用途

塗装機、
ブレーキ システム、HVACR 制御、エネルギー / 水管理、ポンプ、
コンプレッサ、
空気圧機器、
オフロード重機、農業機器試験および測定、産業用制御装置

水、油圧機器、HVACR、産業用制御装置

承認機関

̶

ABS、CE

UL/cUL508、ABS、CE

M3200

M5200

U5200、U5300

D5100

タイプ

ゲージ圧、複合圧

ゲージ圧、
シールドゲージ圧、複合圧

ゲージ圧、
シールドゲージ圧、絶対圧、
複合圧

差圧 wet/wet

圧力範囲

0-7bar から 500 bar /0-100 から 7,500 Psi

0 〜 3.5 から 1K bar/0 〜 50 から 15K psi

0 〜 0.14 から 700 bar/0 〜 2 から 10K psi

0 〜 0.07 から 35 bar/0 〜 1 から 500 psi

出力 / スパン

100mV、0.5 〜 4.5 V、1 〜 5 V,
0 〜 5 V、0 〜 10 V,
4 〜 20 mA および I2C デジタル出力

0.5 〜 4.5 V、1 〜 5 V,
0 〜 5 V、0 〜 10 V,
4 〜 20 mA、1 〜 6 V

0.5 〜 4.5 V、1 〜 5 V,
0 〜 5 V、0 〜 10 V,
4 〜 20 mA、1 〜 6 V

80 mV / 100 mV、
0.5 〜 4.5 VDC、
1 〜 5 VDC、4 〜 20 mA

特徴• Microfused 技術• 高性能、低コスト• ソリッド ステートの信頼性• ±1.5% FSO TEB (-20°
C 〜 85°C)• 耐候性: IP67 (ケーブル含む)• 14 ビット デジタル出力 (圧力)• Microfused 技術• 高性能、低コスト• ソリッド ステートの信頼性• ±1% FSO TEB (-20°
C 〜 85°C)• 防水• 17-4 PH または 316L SS• UltraStable 技術• 高性能、低コスト• ±0.75% FSO TEB (-20°
C 〜 85°C、>5 psi and d5000 psi) (U5200)• ±0.5% FSO TEB (-20°
C 〜 85°C)(U5300)• 防水• 高精度 (U5300)• UltraStable 技術• 高性能、低コスト• ソリッドステートの信頼性• ±1% FSO TEB (-20°
C 〜 85°
C)• ライン圧力最大 1000 psi

精度±0.25% FSO±0.25% FSO±0.1% FSO (>5 および d500 psi)

±0.3% FSO (<5 psi)、±0.25% FSO (5 psi)、±0.1 % FSO (t15 psi)

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°C

寸法 (mm)22.2 (六角部分) x 58 (最大)24 X 24 X 82 最大

24 X 24 X 82 最大

25.4 x 58.4 x 72.0

主な用途

液体や気体の圧力測定に適し、汚染水・蒸気・軽度の腐食性流体など測定の難しい媒体にも適します。

工業プロセス制御 / 監視、高度な
HVACR システム、冷凍システム、
自動車テストスタンド、
オフロード車、
ポンプ / コンプレッサ、油圧 / 空圧システム、農業機器、エネルギー生成 /管理

工業プロセス制御 / 監視、高度な
HVACR システム、冷凍システム、自動車
テストスタンド、
オフロード車、ポンプ /コンプレッサ、油圧 / 空圧システム、農業
機器、
エネルギー生成 / 管理、軍事 /
航空宇宙用テストスタンド、キャリブレー
ション機器、高精度アプリケーション、固定モータ燃料制御、ハイエンド産業機械

プロセス制御、タンクレベル測定、フィルタ性能監視、腐食性流体 /気体測定システム、流量測定

承認機関

CE (EMC)CE (EMC)CE (EMC)、UL 508

CE (EMC)46 ページ
圧力センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

圧力センサ
トランスデューサ / トランスミッタ
重工業用

M7100、U7100

P900、P981、P1200、P700、P9000

P101、P105、P125

タイプ

ゲージ圧、ベントゲージ無し (M7100)、
シールドゲージ圧、、絶対圧 (U7100)

ゲージ圧、絶対圧

ゲージ圧

圧力範囲

0 〜 10 から 700 bar/0 〜 150 から 10K psi (M7100) 0 〜 1 から 10
bar/0 〜 15 から 150 psi (U7100)

0 〜 5 bar から 700 bar/0 〜 75 から 10K psi

0 〜 10 から 7K bar/0 〜 150 から 100K psi

出力 / スパン

0.5 〜 4.5 VDC [レシオメトリック出力]
1 〜 5 VDC [安定化] (M7100) 0.5 〜 4.5 VDC[レシオメトリック出力] (U7100)

0 〜 5 VDC、0 〜 10 VDC、4 〜 20 mA

7.5 〜 20 mV(4 V; 5 V オプション)特徴• ±1% FSO TEB (-20°
C 〜 85°C)• ソリッド ステートの信頼性• 高振動と浸漬に耐える• Microfused 技術 (M7100)• UltraStable 技術 (U7100)• HVACR 用銅管 (M7100)• 高加圧 (10X 加圧)• 耐衝撃、耐振動• 重工業用トランスデューサ (P9000)• 高度なデジタル補正 / キャリブレーション• 機械的加圧停止• 高温動作• ステンレス製ダイヤフラム• 圧力コネクタ (メス): M16 x 1.5、M20 x 1.5、1/4 NPT• 金属対金属シール

精度

0.25% FSO

0.1% 〜 0.2% FSO±0.3% FSO

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-54°
C 〜 120°
C-20°
C 〜 80°C

寸法 (mm)26.7 x 26.7 x 50.0

用途により異なる

Ø29 x 85 max.

主な用途

HVACR 冷凍制御、
オフロード車エンジン制御、
コンプレッサ、油圧、エネルギー、水管理

製鉄所、油圧制御装置、発電設備、魚雷深度、軍事 /航空宇宙、車両ブレーキシステム

過酷な環境、浸食性液体

承認機関

CE (EMC)、UL 508

CE、CENELEC (本質安全)̶

トランスデューサ / トランスミッタ
ミニチュア

XP

XPC10

タイプ

ゲージ圧、
シールドゲージ圧、絶対圧

ゲージ圧、
シールドゲージ圧、絶対圧

圧力範囲

0 〜 1 から 350 bar/0 〜 15 から 5K psi (XP5、XPM10)
0 〜 5 から 200 bar/0 〜 75 から 3K psi (XPM4)
0 〜 100 から 1K bar/0 〜 1.5K から 15K psi (XPM6)

0 〜 10 から 500 bar/0 〜 150 から 7.5K psi

出力 / スパン

20 〜 100 mV、4 V FSO (増幅)12 mV FSO、4 V FSO (増幅)特徴

• チタン構造 (XP5、XPM4)• ステンレス製ハウジング (XPM6、XPM10)• 増幅出力オプション (XP5、XPM6、XPM10)• ケーブルとコネクタ オプション• 静的 / 動的用途

• 増幅出力対応• 静的 / 動的用途
• IP67 保護等級 (オプション)• 高温動作精度

最小 ±0.25% FSO (XP5、XPM6、XPM10)、最小 ±0.35% FSO (XPM4)

最小 ±0.25% FSO

動作温度

-40°
C 〜 120°
C-40°
C 〜 220°C

寸法 (mm)

XPM4: M4 x 0.7 ねじ、六角 8
XP5: M5 x 0.8 または 10-32 UNF ねじ、六角 10
XPM6: M6 x 1 ねじ、六角 12
XPM10: M10 x 1 ねじ、六角 15

M10 x 1 または 3/8-24 UNF ねじ、六角 15

主な用途

腐食性の液体および気体、
ブレーキシステムの圧力、搭載機器の監視、軍事 /航空宇宙、爆発テストベンチ、ロボット / エフェクタ、実験 / 研究、超小型デバイス

航空宇宙、
テストベンチ、
オーブン監視装置、冷却調整システム

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

47 ページ
圧力センサ

圧力センサ
トランスデューサ / トランスミッタ
ミニチュア

EB、EPRB

EPIH

EPB、EPB-PW、EPL

タイプ

ゲージ圧、
シールドゲージ圧、絶対圧

ゲージ圧、
シールドゲージ圧、絶対圧

ゲージ圧、
シールドゲージ圧、絶対圧

圧力範囲

0 〜 0.35 から 700 bar/0 〜 5 から 10K psi

0 〜 0.35 から 20 bar/0 〜 5 から 300 psi

0 〜 0.35 から 350 bar/0 〜 5 から 5K psi

出力 / スパン

0.5 〜 4.5 VDC

12 mV 〜 75 mV

10 mV 〜 125 mV

特徴

• 高精度
• 小型設計• UltraStable 技術• EMI 保護• 圧力と温度を一体化• 外径 0.05 までのさまざまなサイズと形状の拡散シリコン ダイアフラム• 高周波数応答 (最大 1.7 MHz)• 超小型設計• 小型で平面取付可能• 平らなステンレス製ダイアフラム、
フランジ付き /無し• 接着シリコンゲージ、高周波数応答 (最大400 KHz)• IP68 保護等級のチタン構造 (EPB-PW)

精度±0.25% FSO±1.0% FSO

±0.5 〜 ±1% FSO

動作温度

-40°
C 〜 125°
C (最大 150°
C のオプションあり)-40°
C 〜 120°
C-40°
C 〜 120°C

寸法 (mm)11 (本体径)

用途により異なる

3.2 〜 7 (外径)

主な用途

モータースポーツ、油圧 / 空気圧システム、自動車用テストスタンド、軍事 / 航空宇宙用テストスタンド

航空宇宙試験、風洞、生物医学試験、
機体と翼のダイナミクス、高周波測定

気流試験、水圧システム、空気圧システム、
ベアリング研究、弾道学、ウォーターハンマー、
ミニチュアスケールモデル試験、遠心間隙水圧測定

承認機関

CE (EMC)̶̶

トランスデューサ / トランスミッタ
液体レベル

U5700

AST45xx

タイプ

ゲージ圧、シールドゲージ圧、絶対圧、複合圧

ゲージ圧、絶対圧

圧力範囲

0 〜 2 から 10K psi

0 〜 1 から 100 psi (AST4500、AST4510、AST4520)

出力 / スパン

0.5 〜 4.5 V、1 〜 5 V、0 〜 5 V、0 〜 10 V、4 〜 20 mA、1 〜 6 V

0.5 〜 4.5 V [レシオメトリック]、1 〜 5 V、4 〜 20 mA、0.5 〜 2.5 V

特徴• UltraStable 技術• 高精度• IP68 等級接続、水中で使用可能• ポリウレタン ジャケット ケーブル
• ポリオキシメチレン キャップ (オプション)• 本質安全評価• 材料オプション: 316L、ALLOY C276、PVDF• 低電力オプション• 高品質ケーブル (オプション)

精度

0.1 % FSO

±0.25% FSO

動作温度

-10°
C 〜 60°C-40°
C 〜 85°C

寸法 (mm)22.23 x 22.23 x 98.04

用途により異なる

主な用途

工業プロセス制御 / 監視、高度な HVACR システム、冷凍システム、
自動車テストスタンド、
オフロード車、ポンプ / コンプレッサ、油圧 /空圧システム、農業機器、エネルギー生成 / 管理、液体レベル

ディーゼルオイル タンク、
ケミカルタンク、水タンク

承認機関

CE (EMC)UL/CSA クラス I ディビジョン I、ATEX/IECEx Exia、ABS、CE

48 ページ
圧力センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

圧力センサ
トランスデューサ / トランスミッタ
危険な場所

AST43xx、AST44xx

AST46xx

タイプ

ゲージ圧、シールドゲージ圧、複合圧、絶対圧

ゲージ圧、
シールドゲージ圧、複合圧、絶対圧

圧力範囲

0 〜 1 から 15 psi (AST43LP、AST44LP) 0 〜 25 から 20K psi(AST4300、AST4400、AST4401)

0 〜 1 から 20K psi

出力 / スパン

0.5 〜 4.5 V [レシオメトリック]、1 〜 5 V、4 〜 20 mA、0.5 〜 2.5 V

0.5 〜 4.5 V [レシオメトリック]、1 〜 5 V、4 〜 20 mA、
0.5 〜 2.5 V、スイッチ (AST46SW)

特徴• 材料は 316L、ハステロイ (Hastalloy) C276、
インコネル (Inconel)
718 から選択可能• 低消費電流オプション• 低電力オプション• 高い耐圧と破裂圧力• 材料は 316L、ハステロイ (Hastalloy) C276、
インコネル (Inconel)
718 から選択可能• 低消費電流オプション• 低電力オプション• ディスプレイ付き (AST46DS)• 温度出力有り

精度±0.25% FSO±0.25% FSO (AST4600、AST46DS)、±0.1% FSO (AST46HA、AST46PT)

動作温度

-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C

寸法 (mm)

用途により異なる用途により異なる

主な用途

コンプレッサ、坑井、船舶、FA、SCADA 機器、海上機器

SCADA/RTU、坑井、海上機器、油圧制御

承認機関

UL/CSA クラス I ディビジョン I および II、ATEX/
IECEx Exia/Exn、CCOE、CNEx、ABS、CE

CSA クラス I/II ディビジョン I、ATEX/IECEx Exd、ABS、CE

タイプ

AST5100、AST5300、AST5400

AST2000H2

差圧

ゲージ圧、
シールドゲージ圧

圧力範囲

0 〜 5 H2O から 5K psi

0-10 PSI から 10000 PSI

出力 / スパン

0.5 〜 4.5 V [レシオメトリック]、0 〜 5 V、1 〜 5 V、4 〜 20 mA

0.5 〜 4.5 V [レシオメトリック] 1 〜 5 V、4 〜 20 mA

特徴• 幅広い圧力に対応可能• 両側でゼロシフトのない完全なライン圧力• 危険な場所での使用承認 (AST5300、AST5400)• 20 bar、448 bar、900 bar• 高圧 H2 ストレージ• CE EN61326

精度±0.25% FSO (AST5100、AST5300)、1% TEB (AST5400)±0.25% BFSL

動作温度

-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C

寸法 (mm)

用途により異なる用途により異なる

主な用途

フィルタ監視、流量測定、
タンク レベル測定

PEM 燃料電池、水素貯蔵、水素充填ステーション、バックアップ電源

承認機関

CSA クラス I/II ディビジョン I および II、ATEX/IECEx Exd/Exn、ABS、CE

EC-79 e24*79/2009*406/2010*0006*02 CE EN61326

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

49 ページ
圧力センサ

レート / 慣性センサ

レート / 慣性センサ

レートセンサ / ジャイロ

11206AC

31206B/31207B

610

603

無電解ニッケルめっきアルミ
ニウム

無電解ニッケルめっきアルミ
ニウム

アルマイト

アルマイト

±50、
±180°
/秒

±300°
/秒

±50、
±180、
±1,000°/秒±500 〜 ±50K°/秒±100 〜 ±24K°/秒

特徴• IdentiCal™ 互換センサ• 精度 ±0.5%(-40°
C 〜 +85°
C)• シリコン MEMS ジャイロ
• EN61000-6-2/-4
産業環境認証取得• IdentiCal™ 互換センサ• 高い安定性• 低ノイズ• 防振• 三軸角速度センサ• 温度に左右されない安定性• 電源安定化• 温度キャリブレーション データ• 小型計量パッケージ• SAE-J211、ISO-6487、
NHTSA 承認
• 衝突試験認定• 衝撃の影響を受けない• MEMS 三軸レート センサ• SAEJ211 準拠• 耐衝撃ハウジング• 頑丈でコンパクトなパッケージ

精度±0.1% の非直線性±0.01% の非直線性±0.1% の非直線性±0.5% の非直線性±0.5% の非直線性

印加電圧8.5 〜 36 VDC

10 〜 36 VDC

8.5 〜 36 VDC

5 〜 16 VDC

5 〜 16 VDC

動作温度

-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°
C-40°
C 〜 105°
C-40°
C 〜 105°
C

寸法 (mm)24 x 24 x 27.30

24 x 24 x 27.30

24 x 24 x 28.30

14.6 x 10.2 x 7.6

20.8 x 20.8 x 14.5

主な用途

風力タービン、兵器の試験、テストと測定風力タービン、兵器の試験、テストと測定兵器の試験、ボートの安定、試験および測定

自動車安全衝突試験、
ロールオ
ーバー試験、モータースポーツ、
生体力学、兵器の試験

自動車安全性衝突試験、歩行者
衝突試験、生体力学、
ロボット

パッケージ

無電解ニッケルめっきアルミ
ニウム

全測定範囲

50 ページ
レート / 慣性センサ

11207ACte.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

レート / 慣性センサ
6 自由度センサ

633

634

パッケージ

ステンレス製

アルマイト

全測定範囲

±500 〜 ±50K°/秒±50g 〜 ±6,000g±100 〜 ±18K°/秒±2g 〜 ±100g

特徴• 完全な 6 自由度 (6DoF) アナログセンサ• 衝撃に強い頑丈なハウジング• シリコン MEMS ジャイロ
• PR MEMS 高-G 衝撃センサ• 6DoF アナログセンサ• 調整済み信号出力• シリコン MEMS ジャイロ
• UltraStable VC MEMS 低 G センサ

精度±0.5% の非直線性±0.1% の非直線性

印加電圧

5 〜 16 VDC

5 〜 16 VDC

動作温度

-40°
C 〜 105°
C-40°
C 〜 105°
C

寸法 (mm)21.3 x 21.3 x 15.2

30.5 x 30.5 x 24.6

主な用途

航空宇宙試験、兵器の試験、生体力学、衝撃試験

自動車試験、運動測定、生体力学

慣性センサ

65210E

65210ESパッケージ

無電解ニッケルめっきアルミニウム

無電解ニッケルめっきアルミニウム

全測定範囲±1K 〜 ±20K°/sec、±10g 〜 ±100g±1K 〜 ±20K°/sec、±10g 〜 ±100g

特徴• 6DoF と遠隔測定のキット• ユーザ設定可能、IRIG エンコーダ• パラボリックおよびレドーム リング取付アダプタオプション• 最大 4 時間バッテリ駆動オプション• 6DoF と遠隔測定のキット• パラボリックおよびレドーム リング取付アダプタオプション• AES 暗号化オプション• 豊富な信号調整モジュール

精度±0.2% 非直線性誤差±0.2% 非直線性誤差

印加電圧

リチオムイオン バッテリー付属

リチオムイオン バッテリー付属

動作温度

-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C

寸法 (mm)Ø69.85 x 197.3 長さ

Ø69.85 x 161.3 長さ

主な用途

兵器の分離試験、キャプティブキャリー試験、GTV および JTV 試験車両

兵器の分離試験、キャプティブキャリー試験、GTV および JTV 試験車両

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

51 ページ
レート / 慣性センサ

スキャナ / システム

スキャナ / システム

圧力 / 温度スキャナ
NetScanner

測定タイプ

NetScanner 9216

NetScanner 9146-R

NetScanner 9146-T

NetScanner 9022

圧力

温度

温度

圧力

媒体

乾燥

RTD/TC/電圧

TC

液体

精度

±0.05% FS±0.25°
C±0.25°
C±0.05% FS

チャンネル数

16

16/32

16

12

EU スループット レート

500 Hz/チャンネル/秒

33 Hz/チャンネル/秒

33 Hz/チャンネル/秒

100 Hz/チャンネル/秒

動作温度

-30°
C 〜 80°C-30°
C 〜 70°C-30°
C 〜 70°C-30°
C 〜 70°C

エンクロージャIP66/30 g 振動

IP66/30 g 振動

IP54/30 g 振動

IP64/30 g 振動

主な用途

エンジン試験、ポータブルデータ収集、風洞試験、
プロセス監視エンジン試験、ポータブルデータ収集、風洞試験、
プロセス監視エンジン試験、ポータブルデータ収集、風洞試験、
プロセス監視エンジン試験、サードパーティ製トランスデューサ、密結合要件、高圧

52 ページte.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

スキャナ / システム
圧力スキャナ / トランスデューサ
NetScanner、
トランスデューサ、付属機器

NetScanner 9032、9033

NetScanner 9034、9038

NetScanner 9916、98RK-1 ラック

NetScanner 9400
トランスデューサ

測定タイプ

気圧測定、偏差標準器

キャリブレーション器

圧力

圧力

媒体

乾燥

乾燥

乾燥

すべての媒体精度±0.01% FS±0.01% FS±0.05% FS±0.05%

チャンネル数

1

1

128

1

EU スループットレート

10 Hz

10 Hz

100 Hz/チャンネル/秒

アナログ出力-30°
C 〜 100°
C

動作温度

-10°
C 〜 60°C-10°
C 〜 60°C

0°
C 〜 50°C

エンクロージャラボグレードラボグレード19 ラックマウント/4U

IP66

主な用途

気圧モニタ、高精度リファレンス

キャリブレーション、変換標準、検証試験

タービンエンジン試験、制御室

タービン エンジン試験、
液圧、油圧

電子 / 小型圧力スキャナ
ESP / MicroScanner

ESP 64HD DTC

ESP 32HD DTC

ESP 64HD、32HD、16HD

MicroScanner 16MS

タイプ

圧力

圧力

圧力

圧力

媒体

乾燥

乾燥

乾燥

乾燥

精度

±0.03% FS±0.03% FS±0.05% FS±0.05%

チャンネル数6432

64、32 または 16

16

熱補償

アクティブ (DTC)

アクティブ (DTC)

パッシブ

アクティブ

動作温度

-25°
C 〜 80°C-25°
C 〜 80°C-25°
C 〜 80°C-20°
C 〜 100°
C

多重スキャン レート

70 KHz70 KHz20 KHz100 KHz

ポートのサイズ (インチ)0.040

0.040 または 0.063

0.040 または 0.63

直接マウント

主な用途

風洞試験、飛行試験、車両研究

風洞試験、飛行試験、車両研究

風洞試験、飛行試験、車両研究

閉鎖空間、風洞、飛行試験

Initium

mSDI インターフェース

Pneumatics

データ取得システム

多重スキャナデータ取得システム

Optimusタイプ

圧力スキャン

圧力スキャンA/D 変換クイック ディスコネクト

媒体

乾燥

乾燥

乾燥

乾燥

精度

±0.03% FS±0.05% FS±0.05% FS

̶チャンネル数

2048

512

512

19、31、36、55

EU スループットレート

2000 Hz

1200 Hz2000 Hz

̶

動作温度

0°
C 〜 50°C

0°
C 〜 70°C-25°
C 〜 80°C-40°
C 〜 80°C

エンクロージャラボ グレード

ラボ グレード

ミニチュア

ミニチュア

主な用途

航空宇宙開発風力工学

モデル内配置、Optimus システム
インターフェース

閉鎖空間の圧力接続

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

53 ページスキャナ / システム

速度センサ

速度センサ

54 ページ
速度センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

速度センサ3 / 4 チャンネルホール効果速度センサ

デュアルチャンネルホール
効果速度センサ

Jaquet DSD 25

Jaquet DSD 70

技術

差動ホール効果 3 / 4 チャンネル技術

差動ホール効果 2 チャンネル

パッケージ• ステンレス製• シャフト長 29 mm• シャフト径 24.5 mm

パッケージ• ステンレス製• シャフト長 29 mm• シャフト径 16 mm

周波数範囲

0 〜 20 kHz

周波数範囲

0 〜 20 kHz

公称供給電圧

公称 15VDC (9 VDC 〜 30 VDC)

公称供給電圧

公称 15VDC (9 VDC 〜 30 VDC)
2 チャンネルプッシュプル

出力信号3 & 4 チャンネル プッシュ/プル

出力信号

動作温度

-40°
C 〜 125°
C

動作温度

-40°
C 〜 125°
C

主な用途

鉄道

主な用途

鉄道

渦電流速度センサ

Jaquet DSH

Jaquet DSH 16

技術

渦電流シングルチャンネル

渦電流 2 チャンネル

パッケージ• ステンレス製• シャフト長 42 mm• シャフト径 18 mm• ステンレス製• シャフト長 29 mm• シャフト径 16 mm

周波数範囲

最大 20 kHz

最大 20 kHz

公称供給電圧10 〜 30VDC

公称 15 VDC (8 VDC 〜 30 VDC)

出力信号

方形波

2 チャンネルプッシュプル

動作温度

-40°
C 〜 125°
C

120°
C

主な用途

産業用 (発電、油圧、エンジン、工業)

鉄道

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

55 ページ
速度センサ

速度センサ
ホール効果速度センサ

Jaquet Green Line D

Jaquet Green Line Y12AD

Jaquet Green Line F

技術

差動ホール効果シングル チャンネル

ホール速度センサ シングル チャンネル+ 方向信号

ホール効果準静的

パッケージ• ステンレス製• シャフト長 26 mm、64 mm• シャフト径 12 mm• ステンレス製• シャフト長 36 mm• シャフト径 12 mm• ステンレス製• 各種シャフト長• 各種シャフト径

周波数範囲

5-20 kHz

0-15 kHz

0.05-15 kHz

公称供給電圧8-32 VDC

8-32 VDC

8-25 VDC

出力信号

方形波、
シングル チャンネル

方形波、
シングル チャンネル + 方向信号

方形波、
シングル チャンネル

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C

主な用途

要求の厳しくない低コスト産業用アプリケーション

要求の厳しくない低コスト産業用アプリケーション

要求の厳しくない低コスト産業用アプリケーション

Jaquet DSD

Jaquet DSF 拡張電源

Jaquet DSF EX-ATEX

技術

差動ホール効果シングル チャンネル

ホール効果

ホール効果

パッケージ

• ステンレス製• 各種シャフト長 M12、M14、M16、M18、M22• 各種シャフト径• ステンレス製• 各種シャフト長• 各種シャフト径• ステンレス製• 各種シャフト長• 各種シャフト径

周波数範囲

最大 20 kHz

最大 20 kHz最大 15 kHz

公称供給電圧

8 〜 30 VDC

8 〜 28 VDC
10 〜 30 VDC

9 〜 18 VDC

出力信号

方形波、
シングル チャンネル

方形波、
シングル チャンネル

2-ワイヤ

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°C

主な用途

産業用 (発電、油圧、エンジン、工業)

産業用 (発電、油圧、エンジン、工業)

産業用 (発電、油圧、エンジン、工業)、防爆、危険区域

Jaquet DSF

Jaquet DSL

Jaquet DSS

技術

ホール効果

ホール効果

ホール効果ゼロ速度

パッケージ• ステンレス製• 各種シャフト長• 各種シャフト径• ステンレス製• 各種シャフト長• 各種シャフト径• ステンレス製• 各種シャフト長• 各種シャフト径

周波数範囲

最大 15 kHz最大 15 kHz最大 15 kHz

公称供給電圧

9 〜 18 VDC

10 〜 25 VDC

8 〜 30 VDC

出力信号

1 チャンネル

方形波

方形波

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C

主な用途

要求の厳しくない低コスト産業用アプリケーション

要求の厳しくない低コスト産業用アプリケーション

要求の厳しくない低コスト産業用アプリケーション

56 ページ
速度センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

速度センサ
ホール効果速度センサ

Jaquet DSY

Jaquet DSD 17

Jaquet DSD 40

技術

ホール効果 (チョップ)

差動ホール効果シングル チャンネル、3 ワイヤ、
電圧出力

差動ホール効果シングルチャンネル、2 ワイヤ、
電流出力

パッケージ

• ステンレス製• 各種シャフト長• 各種シャフト径• ステンレス製• 各種シャフト長• 各種シャフト径• ステンレス製• 各種シャフト長• 各種シャフト径

周波数範囲

0 〜 15 kHz

最大 20 kHz0 〜 20 kHz

公称供給電圧

4.5 〜 16 VDC
8 〜 32 VDC

公称 15 VDC (9 VDC 〜 30 VDC)

公称 15 VDC (12 VDC 〜 30 VDC)

出力信号

方形波

1 チャンネル プッシュプル、電圧出力

1 チャンネル プッシュプル、電流出力

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°C

主な用途

産業用 (発電、油圧、エンジン、工業)

鉄道

鉄道

可変リラクタンス速度センサ

Jaquet Green Line EV

Jaquet Green Line EX

Jaquet Green Line E

Jaquet SIL-3

技術

可変リラクタンス (VR) 方形波出力

可変リラクタンス (VR) 危険区域
(防爆)

可変リラクタンス (VR)可変リラクタンス (VR)パッケージ

• ステンレス製• 各種シャフト長• 各種シャフト径• ステンレス製• シャフト長 48、89、129 mm• シャフト径 5/8
および 3/4• ステンレス製• 各種シャフト長• 各種シャフト径• ステンレス製• シャフト長 35 mm 最長 101 mm• シャフト径 M16 および 5/8

周波数範囲

25 Hz 〜 20 kHz

25 Hz 〜 20 kHz

25 Hz 〜 20 kHz

最大 30 kHz

公称供給電圧

5 〜 32 VDC

パッシブ

パッシブ

パッシブ

出力信号

方形波

正弦波

正弦波

正弦波

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 150°C

主な用途

要求の厳しくない低コスト産業用
アプリケーション

要求の厳しくない低コスト産業用
アプリケーション

要求の厳しくない低コスト産業用
アプリケーション

SIL-3 および SIL-4 アプリケーションġġāĀāĂĀāĊƫ年ƫćƫ月ƫƫ

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。ƫ

te.com/sensors

57 ページ
速度センサ

速度センサポールホイール

FTP520 ワンピースポールホイール(ボス無し)FTP530 ワンピースポールホイール(ボス有り)FTP540 / FTP560 ツーピースポール
ホイール

部材

1.1191 CK45 強磁性鋼、電気亜鉛メッキ、
白 / 青不動態化 8…12µm

1.1191 CK45 強磁性鋼、電気亜鉛メッキ、
白 / 青不動態化 8…12µm

1.1191 CK45 強磁性鋼、電気亜鉛メッキ、
白 / 青不動態化 8…12µm

モジュール

1〜4

1〜3

1〜3

主な用途

産業機械用の軌道モータ、
タービン、
ディーゼル
エンジン、モータ / 発電機、大型コンプレッサ

最適化されたチェーン / 信号出力の測定

ポールホイールの取付けが困難な既設または新設の機械

FTP551 ポールバンド

FTP552 ポールバンド

FTP553 ポールバンド

FTP554 ポールバンド

部材

強磁性鋼 St 12.03、表面亜鉛
メッキ DIN/EN/ISO 9227、
不動態化青 / 白 8-12µm

強磁性鋼 St 12.03、表面亜鉛
メッキ DIN/EN/ISO 9227、
不動態化青 / 白 8-12µm

強磁性鋼 St 12.03、表面亜鉛
メッキ DIN/EN/ISO 9227、
不動態化青 / 白 8-12µm

強磁性鋼 St 12.03、表面亜鉛
メッキ DIN/EN/ISO 9227、
不動態化青 / 白 8-12µm

モジュール

t 3.0

t 3.0

t 3.0

t 3.0

主な用途

通常、小径 (<500mm) シャフトおよび高磁場勾配に敏感なセンサに使用

通常、大径 (<500mm) シャフトおよび高磁場勾配に敏感なセンサに使用

通常、大径 (<500mm) で、軸方向の動きが大きく極数が多いシャフトに使用

通常、大径 (<500mm) で、軸方向と半径方向の動きが大きいシャフトに使用

58 ページ
速度センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

速度センサ
タコメータ

T400 タコメータ

T500 デュアルチャンネルタコメータ

T600 Multitasker

アナログ入力00

1

バイナリ入力1

2

2

アナログ出力

1

2

2

リレー

1

4

4

通信インターフェース

RS232

LAN (TCP/IP)

LAN/CAN

公称供給電圧10 〜 36VDC

AC タイプ: 90 〜 264VAC
DC タイプ: 18 〜 36VDC

AC タイプ: 90 〜 264VAC/120 〜 370VDC
DC タイプ: 18 〜 36VDC

周囲気温

-40°
C 〜 85°C-25°
C 〜 50°C (AC タイプ)
-40°
C 〜 70°C (DC タイプ)

-25°
C 〜 50°C (AC タイプ)
-40°
C 〜 70°C (DC タイプ)ġġāĀāĂĀāĊƫ年ƫćƫ月ƫƫ

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。ƫ

te.com/sensors

59 ページ
速度センサ

温度センサ

温度センサ

60 ページ
温度センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

温度センサセンシングエレメント (NTC)

アナログ出力サーミスタ チップ

ラジアル リード サーミスタ

アキシャル リード サーミスタ

宇宙機器向け (Hi-Rel)

リードレス チップ、SMD
0402、0603、0805

ラジアル、
ビーズ

DO-35

ラジアル、
ビーズ、
カスタム

タイプ

金または銀電極、表面実装

エポキシまたはガラス コーティング

ガラス コーティング

NTC、エポキシ、
ガラス、
プローブ

抵抗範囲

チップ: 100 〜 1MΩ/
SMD: 2K 〜 200KΩ

100 〜 1MΩ

5KΩ 〜 100KΩ

1KΩ 〜 100KΩ

特徴• ワイヤ ボンディング対応• エンド バンドSMD• 交換可能• 耐湿性• 安定性• 厳しい公差 (±1%)• 高密度 (HD) チップによる最大限の
安定性
• 密閉型
• 錫めっき / ニッケルめっきリード• ESA / NASA 承認• 高い信頼性と精度

精度±1% 〜 10%

0.25% 〜 20%±1% 〜 ±3%0.5% 〜 10%

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-55°
C 〜 280°
C-40°
C 〜 300°
C-55°
C 〜 160°
C

寸法 (mm)

チップ: 0.34 〜 1 平方ミリ
SMD 0402: 1 x 0.5 x 0.7
SMD 0603: 1.6 x 0.8 x 1
SMD 0805: 2 x 1.25 x 1.2

0.4 〜 4.9

2.0 x 4.0 (本体)

2.4 〜

主な用途

温度補償、通信 (DWDM)、赤外線検知システム、PCB 実装温度測定

OEM、自動車、医療、
HVACR の温度検知

冷凍機器 (キャビネット検知および蒸発器コイル)、白物家電、火災検知ユ
ニット、空調システム、PCB 温度検知

航空宇宙用途の計測と補償

パッケージ

センシングエレメント (デジタル)

デジタル出力温度システム センサ (TSYS)
パッケージ

QFN16、TDFN8タイプ

I2C、SPI、PWM、SDM (アナログ電圧に変換可能)

特徴

• 低出力
• 小型
• キャリブレーション済みですぐに使用可能• 16-ビット分解能

精度

最大 ±0.1°
C @ -5°C 〜 50°
C

動作温度

-40°
C 〜 125°C

寸法 (mm)QFN16: 4 x 4 x 0.85
TDFN8: 2.5 x 2.5 x 0.75

主な用途

産業用制御、精密 RTD、サーミスタおよび NTC の交換、冷暖房システム、HVACR

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

61 ページ
温度センサ

温度センサセンシングエレメント (RTD)

アナログ出力ニッケル RTD

白金薄膜チップ

パッケージ

SOT 23
ベアダイ注文可能

リードレスチップ、SMD 1206

タイプ

• 不動態化層で保護されたシリコン基板上の薄膜ニッケル構造• SMT 用 SOT 23 パッケージ• COB アセンブリ用ベア ダイ• セラミック基板上に白金薄膜を蒸着• NTCチップのようなアセンブリのための上面および底面の接触パッド• SMT 用両端接触パッド

抵抗範囲

1,000Ω

100Ω、1,000Ω (他の抵抗値も対応可能)特徴• 過酷な環境に対応• 自動車用• 非常に小さい寸法• 超高速な応答時間• 優れた直線性• 高い温度係数• 低消費電力• リードフレーム ピンを介したセンシングエレメントの良好な熱接続• 長期安定性• 互換性• NTC チップタイプアセンブリ• 非常に小さい寸法• 高速な応答時間

精度

クラス B、DIN 43760 規格 (廃止) 準拠

DIN EN 60751 に基づく

動作温度

-55°
C 〜 160°
C-50°
C 〜 400 °C

寸法 (mm)2.1 x 2.5 x 2.1 (SOT 23)、0.7 x 0.7 x 0.4 (ベア ダイ)

1.5 x 1.5 (上部 / 下部パッド)、1.2 x 3.6 (SMT)

主な用途

自動車、工業、OEM、熱補償、熱管理

白物家電、自動車、工業、航空機、医療、試験、測定

白金薄膜センサ

ガラス巻線センサ

パッケージ

ワイヤ コンポーネント

GO、GX

CWW600、CWW850、CWW1000

タイプ• セラミック基板上に白金薄膜を蒸着、ガラスコーティング• チューブタイプ利用可能• ラジアルリード接続

ガラスロッド、
ラジアル リード

セラミックロッド、
ラジアルリード

抵抗範囲100Ω、1,000Ω (他の抵抗値も対応可能)100Ω (一部 2X 100Ω)

100Ω (一部 2X 100Ω)

特徴• 長期安定性• 互換性• 小さい寸法• 高速な応答時間• 高い電気絶縁性• 過酷な環境 (酸、油、溶剤)• 小さい寸法• 安定性• ヒステリシスなし• 高速な応答時間
• 互換性

• 高温
• 安定性
• ヒステリシスなし• 小さい寸法• 互換性

精度

クラス T (F0.1)、A (F0.15)、
B (F0.3) DIN EN 60751 準拠

クラス W0.3、W0.15、W0.1 IEC60751 準拠

クラス W0.3、W0.15、W0.1 IEC60751 準拠

動作温度

-50°
C 〜 600°
C (標準) 最小-200°
C または最大 1,000°
C (注文対応)-200°
C 〜 400°
C-200°
C 〜 600°
C (CWW600)-200°
C 〜 850°
C (CWW850)-200°
C 〜 1000°
C (CW1000)

寸法 (mm)2.0 x 2.3 x 1.1 (標準) 1.2 x 4.0 x 1.1 (標準)
その他の寸法 (注文対応)

Ø1.8/長さ 5 mm 〜 Ø4.5/長さ 48 mm

Ø1.5/長さ 8 mm 〜
Ø4.5/長さ 30 mm
Ø2.7/長さ 45 mm (CWW1000)

主な用途

白物家電、自動車、工業、航空機、医療、試験、測定

石油 / 科学工業、航空、宇宙、食品産業

プロセス産業、研究所、
リファレンス センサ

62 ページ
温度センサ

te.com/sensors

セラミック巻線センサ

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

温度センサセンサアセンブリ

リングセンサプッシュインセンサ

ねじ込みセンサ

冷却成形プローブ

パッケージ

表面実装用リング
ねじ込みボルト、チューブタイプ

真鍮、銅、ステンレス製閉鎖端チューブ

真鍮、銅、ステンレス製ハウジング、一体型コネクタ付き

PVC または TPE

タイプ

エポキシ ポッティング エレメント

エポキシ ポッティング エレメント、小型設計

エポキシポッティングエレメント、
硬質シース

オーバーモールド

センサの特性• NTC• RTD: Pt、Ni• NTC• RTD: Pt、Ni• 熱電対: J、K、T、E• NTC• RTD: Pt、Ni、Cu• 熱電対: J、K、T、E• NTC• RTD: Pt

特徴• 表面実装センシング• 限られたスペースでの使用• 簡単な取り付け• 耐腐食性• 取付タブ / クリップ(別売)• 耐腐食性• 各種ねじタイプ• コネクタ (別売)

• 取付クリップ精度• NTC: 公差カスタマイズ可能• Pt RTD: クラス AA、A、
B IEC60751 準拠• NTC: 公差カスタマイズ可能• Pt RTD: クラス AA、A、B IEC60751 準拠• NTC: 公差カスタマイズ可能• Pt RTD: クラス AA、A、
B IEC60751 準拠• NTC: 公差カスタマイズ可能• Pt RTD: クラス AA、A、
B IEC60751 準拠

動作温度多様: -50°
C 〜 250°
C多様: -50°
C 〜 250°
C多様: -50°
C 〜 250°
C-40°
C 〜 125°C

寸法 (mm)

筐体により異なる

筐体により異なる

長さ、径、ねじ型はカスタマイズ可能

8 x 30、6.5 x 25、6 x 50,
6 x 5 x 15

主な用途

定盤、熱交換器、流体ポンプシステム、発電機

ボイラ、液体、蒸発器、HVACR、工業プロセス
制御、地域冷暖房、自動車、ベアリング監視、モータ、ギアボックス

ボイラ、液体、HVACR、工業プロセス
制御、地域冷暖房、浸漬

HVACR、工業プロセス監視

パイプ取付センサ

屋外気温センサ

プール / スパセンサ

ボイラ センサ

パッケージ

銅またはステンレス製ハウジング

PVC日よけ付き金属製ハウジング、
防水ボックス有り / 無し

プラスチック製または金属製ハウ
ジング、バンド クランプまたは止めナット用 O リング シール付き

真鍮製またはステンレス製ハウ
ジング

タイプ

• オーバーモールド• エポキシ ポッティング• 高速な応答時間• オーバーモールドサブア
センブリ• ねじ加工ハウジング特徴• 高速な応答時間• 耐湿構造• 簡単な取り付け 〜 取付孔や標準的なコン
セントボックスへのネジ止め• 完全にポッティングしたハウジングがセンシ
ングエレメントの高速で正確な応答を確保• O リングシール• プールやスパで使用する薬品に対応• 一体型コネクタ• 耐腐食性• ねじ型、コネクタはカスタマイズ
可能精度• NTC: 公差カスタマイズ可能±0.2°
C @ 0°
C 〜 70°C±0.2°
C• NTC: 公差カスタマイズ可能• Pt RTD: クラス AA、A、
B IEC60751 準拠

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 105°
C

0°
C 〜 90°C

多様: -50°
C 〜 250°C

寸法 (mm)カスタム構成可能Ø12 X 64

6.4 x 50

長さ、径、ねじ型はカスタマイズ可能

主な用途

工業プロセス、ボイラ制御、HVACR、 住宅 / 商業ビルの管理、エネルギー
冷凍、食品サービス、エネルギー管理、 管理システム
テスト機器

プール、風呂ボイラ制御、液体、工業プロセス
制御、地域冷暖房、浸漬

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

63 ページ
温度センサ

温度センサセンサアセンブリ

オーブン センサ

尿素温度センサ

パッケージ

ステンレス製ハウジング

プラスチック製ハウジング ネジ穴取付

排気ガス温度プローブ
EGT 熱電対プローブタイプ• セラミック チューブに封入した PT エレメント、
硬質ステンレス製ハウジング• 高温対応ケーブル• オーバーモールド プラスチック製ハウジング、一体型 2 ピンコネクタ付き• ミネラル絶縁合金シース、ねじ込み式機械インタ
ーフェース、
ケーブル延長部、自動車用コネクタ• オプション: CANbus インターフェース (1 〜 4 対の熱電対、完全にカスタマイズ可能)

センサの特性Pt100、Pt500、Pt1000 センサ

NTC

熱電対: K、N特徴• 高温• 組込 / 取付が簡単• 種類に応じた高い絶縁耐力• SCR (選択的触媒還元) システムで使用する
尿素水の温度測定• 高圧用途向け• 耐高温、堅牢設計• 耐振性、耐食性• 高速な応答時間

精度

クラス B、C IEC60751 準拠• NTC: 公差カスタマイズ可能• ±2%、3%、5%• ベータ 25/85: 3976

クラス 1 EC584 準拠

動作温度

-20°
C 〜 750°
C (バージョンによる)-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 900°
C

寸法 (mm)• OD Ø4 mm 〜 Ø6 mm• 液浸長 35 mm 〜 100 mm• メカニカル インターフェースとケー
ブル長はカスタマイズ可能

センサ先端部径 8mm• OD Ø4 〜 OD Ø8• 液浸長とケーブル長はカスタマイズ可能

主な用途

乾燥炉、家庭用オーブン

SCR システムで使用する尿素水の温度測定

自動車、
トラック、鉱山、動力装置、
レース

マイクロサーモカップル

患者モニター プローブ

TLH リファレンス プローブ

USB 温度プローブ

パッケージ

極細ゲージ熱電対ケーブル、コネクタ付きセンサ

TLH100/TLH600

ハンドル付き押込プローブタイプ• 小型サイズの熱電対:
44 AWG、40 AWG、
38 AWG、36 AWG• 接点はポリマー封入
またはむき出し• 再利用可能: スキン: 10FR /12FR GP
使い捨て: スキン: 9FR / 12FR GP、
12FR、18FR、24FR 食道聴診器、14FR、16FR、18FR 尿道カテーテル• 硬質ステンレス製シースとステンレ
ス製ハンドル、独自の内部設計が安定性を保証• ステンレス製シースとプラスチック
またはステンレス製ハンドルを備えた多用途な押込プローブ• 信号処理、キャリブレーション、USB インターフェース用の統合電子機器と組み合わせた高精度
センシング エレメント

センサの特性

熱電対タイプ: T、K

400 シリーズ、700 シリーズ
(再利用可能タイプのみ)

Pt100 センサ

直接デジタル出力のため該当なし

特徴• 接点は溶接またははんだ付け• 薄型、高速応答• ポリエステルイミド ワイヤ絶縁体• オートクレーブ対応で再利用可能• 無菌使い捨て• 安定性• 国家認定機関 (COFRAC) のキャリ
ブレーション報告書またはキャリブレーション証明書 (オプション)• USB コンフォーマル イ
ンターフェース• キャリブレーション済みデジタル出力、
再キャリブレーション可能 (オプション)• 汎用アプリケーション向けの堅牢設計• 長期安定性

精度

タイプにより異なる: 誤差限界は、標準、特別、
カスタムを利用可能±0.1°
C @ 25°
C 〜 45°C
ISO-80601-2-56: ±0.2°
C@35°
C 〜 42°
C

クラス B (TLH600)、A (LTH100) IEC60751 準拠±0.1°
C 温度範囲内-5°
C 〜 55°C±0.2°
C (温度範囲 -40°
C 〜 160°C)(他の精度も対応可能)

動作温度

タイプにより異なる:
定格上限 240°
C-40°
C 〜 100°
C、
患者: 0°
C 〜 50°C-80°
C 〜 350°
C (TLH100)-180°
C 〜 600°
C (TLH600)-55°
C 〜 160°
C (プローブ先端)-40°
C 〜 85°C (ハンドルと電子機器)、(他の温度範囲も対応可能)

寸法 (mm)

熱電対ゲージにより異なる再利用可能: 3 m ケーブル(センサ含む) 使い捨て: センサ <1 m、
3 m 再利用可能アダプタ ケーブルOD Ø5 x 500 + ハンドル Ø15 x 100(標準ケーブル長 = 2 m)

OD Ø6 x 200 + ハンドル Ø19 x 100(標準ケーブル長 = 2,000)

主な用途

医療用、
カテーテル

患者の体温監視、研究室

ラボ、比較キャリブレーション温度センサ

ラボ、モバイル研究、試験、測定

64 ページ
温度センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

温度センサセンサアセンブリ

ステータセンサ

表面センサ

ベアリングセンサ

パッケージ

TPE/CPME
G11 エポキシガラス積層、
クラス F または H

シリコーンゴムまたはポリイミド積層エレメント
SP683

銅合金製先端部
ステンレス / 絶縁ステンレス / エポキシ ガラス筐体

タイプ• 硬質なフラット型スロット センサ• ケーブル / リード線 (オプション)• フラット型、
フレキシブルな長方形センサ• 多種デザイン対応可能• 硬質シース• 先端むき出し• ケーブル / リード線 (オプション)

センサの特性• RTD: Pt、Ni、Cu• 熱電対: J、K、T、E• RTD: Pt、Ni、Cu• 熱電対: J、K、T、E• RTD: Pt、Ni、Cu• 熱電対: J、K、T、E

特徴• 拡張受感部長• シングルまたはデュアル エレメント• キャリブレーション可能• 曲面または不均一面の表面センシング• 非侵襲、簡単な取付• 背面粘着テープ (オプション)• 長さ調整• 銅製先端部で高速応答• 液体シールとばね荷重を備えたアセンブリ• シングルまたはデュアルエレメント

精度

RTD: クラス A、B IEC60751 準拠

RTD: クラス A、B IEC60751 準拠

RTD: クラス A、B、C IEC60751 準拠

動作温度

最高温度: クラス F、155°
C 最高温度: クラス H、
180°
C 最高 200°
C まで対応可能

多様: -50°
C 〜 200°
C 最高 220°
C まで対応可能

シースにより異なる、最高 250°
C

寸法 (mm)

寸法はカスタマイズ可能

寸法はカスタマイズ可能

長さカスタマイズ可能、シース径:
Ø4.78、Ø5.46、Ø6.35

主な用途

固定子コイル、電動機、発電機間の温度監視

化学および製薬産業、プロセス産業、実験室、航空
宇宙、固定子コイルのモータ端部巻線、発電機

ベアリング監視、電動機、発電機

パッケージ

ねじ込み式 / 押込式設計 (ケーブル延長部、コネクタ、接続ヘッド装備)

真鍮、銅、
ステンレス製ハウジング、一体型コネクタ付きフレキシブル シースタイプ• 伸縮式無機絶縁 (MI) 合金シース (半径 t5*OD) 付き• フレキシブル ケーブル (プラスチック / コンポジット絶縁)• 硬質保護シース: セラミック、石英、合金製シース• エポキシ ポッティング エレメント• ねじ込み式

センサの特性

T、J、K、N、R、S、B (熱電対と絶縁の種類による)

4 〜 20 mA 出力

特徴• 高温および高振動対応 (MI)• 反応時間が高速な小径タイプも利用可能• 接地 / 非接地 / 見掛け熱接点• 1 点式または他点式• 小型、溶接設計• 高い感度と安定性• 高振動アプリケーション• 優れた防水特性

精度

クラス 1 EC584 準拠

0.5% または 1% FS

動作温度

-40°
C 〜 1,700°
C (熱電対と絶縁の種類による)-20°
C 〜 120°C

寸法 (mm)• OD Ø0.3 mm 〜 Ø8 mm (MI)• Ø0.15 mm (最小径フレキシブルケーブル)• 径、
フィッティング、
ケーブル長はカスタマイズ可能 (cm 単位からメートル単位まで)• シース長、ねじタイプはカスタマイズ可能• プローブ径: Ø4.75 mm、Ø5 mm、Ø6 mm; Ø6.35 mm、Ø8 mm

主な用途

航空、
プロセス産業、医療、半導体産業 (スパイク、
プロファイル)

重工業、一般産業監視用途

熱電対

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

トランスミッタ

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

65 ページ
温度センサ

温度センササーモパイル (熱電対列)

TS

TSD

TS318-3B0814、TS318-5C50、TS305-10C50

シングル ピクセル デジタル出力

パッケージ

TO-18、TO-5

TO-5

タイプ

熱電対列センサ コンポーネント

デジタル熱電対列センサ コンポーネント

温度 範囲適用される電子機器とキャリブレーションに応じて、-40°
C 〜 300°
Cの
物体温度範囲に最適なフィルタタイプ (拡張範囲: -60°
C 〜 1,000°
C)

物体温度範囲 0°
C 〜 300°
C (他の温度範囲にも対応可能)特徴• 高信号出力• 正確なリファレンスセンサ• キャリブレーション済みですぐに使用可能、I2C インターフェース• PCB に直接アセンブリ、追加コンポーネント不要

精度

適用する電子機器とキャリブレーションにより異なる

温度範囲により異なる、1% 全範囲 (代表値)

動作温度

周囲温度範囲: -20°
C 〜 85°C

周囲温度範囲: -20°
C 〜 +85°
C

寸法 (mm)Ø9.15 x 4.4 (本体)

Ø9.15 x 4.4 (本体)

主な用途

体温計 (耳、額)、高温計

非接触温度測定 (例: 加熱ロール、ラミネータ、人検知、体温、
電子レンジ、エアコンなどの可動部品の温度測定)

66 ページ
温度センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

温度センササーモパイル (熱電対列)

シングル ピクセル シリーズ

TSEV

マルチ ピクセル シリーズ

TSEV

TPT

パッケージ

OEM モジュールOEM モジュール

IP65 ステンレス製プローブ

タイプ

シングル ピクセル熱電対列モジュール

8 ピクセル線形アレイ熱電対列モジュール

産業用途向け熱電対列システム

温度範囲

物体温度範囲 0°
C 〜 300°
C (他の温度範囲にも対応可能)物体温度範囲 -20°
C 〜 120°
C

物体温度範囲 0°
C 〜 300°
C特徴• キャリブレーション済み、
インターフェース: I2C、SPI• 異なる視野:• 5°@ 50%、10°@ 50%、90°@ 50%、
その他対応可能• キャリブレーション済みですぐに使用可能• デジタル出力• 狭い視野• キャリブレーション済みですぐに使用可能• デジタルまたはアナログ出力• 狭い視野精度

温度範囲により異なる。代表値 1% フルスケール、最大精度 0.1°
C

温度範囲により異なる。代表値 2% フルスケール

温度範囲により異なる。代表値 1% フルスケール

TPT300V

動作温度

周囲温度範囲: 0°
C 〜 85°C

周囲温度範囲: -20°
C 〜 85°C

周囲温度範囲: 0°
C 〜 85°C

寸法 (mm)35 x 25 x 13 〜 31

25 x 35 x 15.2

Ø18 x 111

主な用途

非接触温度測定 (例: 加熱ロール、ラミネータ、人検
知、電子レンジ、
エアコンなどの可動部品の温度測定)

非接触温度測定 (例: 加熱ロール、ラミネータ、人検
知、電子レンジ、
エアコンなどの可動部品の温度測定)

非接触温度測定 (例: 加熱ロール、組立ライン制御、製紙、乾燥アプリケーションの可動部品の温度測定)

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

67 ページ
温度センサ

トルクセンサ

トルクセンサスタティックトルクセンサ

CS1060CS1120CS1210パッケージ

角型オス継手キー溝タイプシャフト接続

カラー メカニカルフィッティング

動作モート゛

リアクション

リアクション

リアクション特徴• 高レベル出力 (オプション)• キー溝タイプ シャフト接続• 静的測定• 高レベル出力 (オプション)• 静的トルク測定• 優れた温度安定性• 高剛性• 低横感度• 高温タイプ (オプション)

全測定範囲±5 〜 ±7,000 Nm±4 〜 ±5,600 lbf-ft±5 〜 ±2,500 Nm±4 〜 ±2,000 lbf-ft±160 〜 ±10,000 Nm±128 〜 ±8,000 lbf-ft

最大オーバーレンジ

1.5X FS

1.5X FS

1.5X FS

出力 / スパン±20 mV、0.5-4.5V±20 mV、0.5-4.5V±20 mV、0.5-4.5V

非直線性とヒステリ
シスの組み合わせ< ±0.25% FS< ±0.25% FS< ±0.25% FS

動作温度

-20°
C 〜 100°
C-20°
C 〜 100°
C-40°
C 〜 150°C

寸法 (mm)

用途により異なる用途により異なる用途により異なる

主な用途

非回転部品のトルク測定、ロボット / エフェクタ、
実験 / 研究

非回転部品のトルク測定、ロボット / エフェクタ、
実験 / 研究

非回転部品のトルク測定、ロボット / エフェクタ、
実験 / 研究68 ページ
トルクセンサte.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

トルクセンサ
ダイナミック トルクセンサ

CD1050CD1095

CD1110パッケージ

角型オス継手キー溝タイプ継手

キー溝タイプ継手

動作モート゛

動的回転

動的回転

動的回転

特徴

• 高レベル出力 (オプション)• 頑丈• スリップ リング測定インターフェース• 高精度• アンプ内蔵• 双方向測定• ロー レンジ測定• 双方向測定• 機械的オーバーレンジ停止

全測定範囲±5 〜 ±7,000 Nm±4 〜 ±5,600 lbf-ft±5 〜 ±2,500 Nm±4 〜 ±2,000 lbf-ft±0.05 〜 ±2 Nm±0.04 〜 ±1.6 lbf-ft

最大オーバーレンジ

1.5X FS

1.5X FS

10X FS

出力 / スパン±20 mV、0.5-4.5V±20 mV、0.5-4.5V±20 mV、0.5-4.5V

非直線性とヒステリ
シスの組み合わせ< ±0.25% FS<±0.25% FS<±0.25% FS

動作温度

-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C

寸法 (mm)

用途により異なる用途により異なる用途により異なる

主な用途

エンジン効率、ロボット / エフェクタ、実験、研究

プロセス制御機器、ロボット / エフェクタ、試験、測定

プロセス制御機器、ロボット / エフェクタ、試験、測定

非接触トルクセンサ

自動車試験用トルクセンサ

CD1140CD9515

パッケージ

キー溝タイプ継手

キー溝タイプ継手

パッケージ

FCA7300

CD1124T

ハンドル対応エンジンシャフト
動的トルク計動作モート゛

非接触式

非接触式

特徴

• 高精度
• アンプ内蔵• 速度、角度検知• 経済的• スモール フォーム ファクタ
• 速度、角度検知

全測定範囲±0.05 〜 ±20,000 Nm±0.04 〜 ±16,000 lbf-ft±5 〜 ±1,000 Nm±4 〜 ±738 lbf-ft

最大オーバーレンジ

2X FS

2X FS

出力 / スパン±10 V (60 p/rev)±5 V (60 p/rev)

最大オーバーレンジ

10X FS

1.5X FS

非直線性とヒステリ
シスの組み合わせ

±0.1% FS

±0.3% FS

出力 / スパン

±10 V

±10 V

動作温度

0°
C 〜 60°C

0°
C 〜 60°C

非直線性とヒステリ
シスの組み合わせ

±0.1% FS

±1% FS

寸法 (mm)

用途により異なる用途により異なる

動作温度

-20°
C 〜 80°C-20°
C 〜 80°C

主な用途

プロセス制御機器、ロボット /
エフェクタ、試験、測定

産業用アプリケーション、
プロセス制御機器、PLC 互換

寸法 (mm)Ø195 x 50

Ø195 x 35

主な用途

路上走行試験、
トラック /
バスのステアリング試験、装甲車両のステアリング試験

エンジン

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

動作モート゛マルチ センシング

非接触式

特徴

• デュアル トルク / 角度範囲
• 操舵速度測定• すべての自動車に適合• 大型車• 遠隔測定ベース• ギアボックスとエンジ
ンシャフト間の測定

全測定範囲

10 〜 200 Nm(7 lbf-ft 〜 150 lbf-ft)

20,000 Nm
16,000 lbf-ft

te.com/sensors

69 ページ
トルクセンサ超音波センサ

超音波センサ(気泡、ポイントレベル、連続レベルモニタ)

標準接触型ポイント式レベルセンサ

LL-01

LL-10

タイプ

ギャップ

チップ

特徴

• All 316L SS• 一体型電子装置• ミニチュアスレッド• 粘度、密度調整なし• All 316L SS• 一体型電子装置• 粘度、密度調整なし

入力

5 〜 30 VDC

5 〜 30 VDC

出力• 30 V、3 W リレー• アナログ 4 〜 20 mA 電力ループ• 1 A SPDT
• アナログ 4 〜 20 mA 電力ループ

圧力範囲

250 psi1000 psi

動作温度

-30°
C 〜 80°C-30°
C 〜 80°C

作動点

0.25 インチカスタム (2.25、6、12、18、24 インチ)

プロセス接続

1/4 NPT / 1/2 NPT

3/4"NPT

ケーブル

1、4、10、20 フィート

1、4、10、20 フィート

承認

CE

CE

主な用途

医療廃棄物タンク、組織学的処理装置、
コンプレッサ、冷却装置、冷却剤貯蔵容器

油圧リザーバ、貯槽タンク、パイプライン、下水道

70 ページ
超音波センサte.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

超音波センサ
気泡検知 / 非侵入型ポイント式レベルセンサ

AD-101

SL-630

タイプ

非侵入型

非侵入型

特徴

• 内径の 70% (最小) の気泡を検出• EMI/RFI に対する耐性• 音響結合剤不要• 継続的なセルフ テスト• LED インジケータ• 乾接点に貼りつく• ポイント式レベル検知

入力

5 〜 24 VDC 標準

5 〜 24 VDC

出力

TTL、
オープン コレクタ

TTL (高)、乾燥状態

圧力範囲

標準気圧

標準気圧

動作温度

0°
C 〜 40°C-30°
C 〜 70°
C

作動点

̶

可変

プロセス接続̶

再利用可能センサ、使い捨てテープ

ケーブル (インチ)

12

12

承認

-

CE

主な用途

輸液ポンプ、透析装置、半導体機器、3Dプリンティング

クロマトグラフィ、化学分析装置、血液透析、試薬容器

接触式マルチポイントレベルセンサ

連続式レベルSL-900

ML

タイプ

接触式

タイプ

空間経由で連続送信特徴• ミニチュア
• 10 µRA 電解研磨仕上げ• 316 LSS 製本体• 高純度市場向け設計

特徴• 非接触式• 巻き取り装置取付• 316 SS 製またはエポキシセンサ材料• RS-232 経由で設定可能

入力

可変

入力

24 VDC

出力

デュアルカラー LED および ½ A リレー

出力

RS-232、アナログ、
リレーセットポイント

圧力範囲

250 PSIG

圧力範囲

標準気圧

動作温度

-30°
C 〜 93°
C

動作温度

-30°
C 〜 70°C

作動点

可変

センシング範囲

0.5 〜 5 インチ

プロセス接続

1/2 、3/4 VCR、
オス / メス

ケーブル (インチ)

ストレインリリーフで最大 24 シールド処理済み、
9 ピンコネクタ

承認

NEMA 1 ハウジング

承認

NEMA 1 ハウジング

主な用途

製薬 / 半導体産業、高圧容器

主な用途

アイクロプレートのウェルのレベル、試験管 /バイアルボトル充填レベル、表面欠陥検出

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

プロセス接続̶

精度±0.0075"

電気接続

ターミナル ブロック

te.com/sensors

71 ページ
超音波センサ振動センサ振動センサ

72 ページ
振動センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

振動センサ組み込み加速度計
MEMS DC 加速度計

3022、3028

3052A、3058A

3038

パッケージ

ピンまたはパッドピンまたはパッド

SMD

3255A
SMD

タイプ

ボード レベル

ボード レベル

ボード レベル

ボード レベルFS 範囲±2g 〜 ±100g±2g 〜 ±100g±50g 〜 ±6,000g±25g 〜 ±100g

特徴• mV 出力、臨界ガス減衰• ボード / ねじ取付
• ピンまたははんだパッド• 温度補償• ボード / ねじ取付
• ピンまたははんだパッド• 密閉型• 優れたオーバーレンジ保護• ガス減衰• 増幅、調整した信号• ガス減衰• 両方向取付精度±1.0% の非直線性±1.0% の非直線性±1.0% の非直線性±1.0% の非直線性

動作温度

-40°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°
C-54°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 125°C

寸法 (mm)22.8 x 15.2 x 5.3

22.8 x 15.2 x 5.3

7.5 x 7.5 x 3.3

13.5 x 7.6 x 3.8

主な用途

振動 / 衝撃監視、傾斜アプリケーション、運動制御、衝撃試験

振動 / 衝撃監視、傾斜アプリケーション、運動制御、衝撃試験

振動 / 衝撃監視、組み込みシステム、衝撃試験、セーフ アーム

振動 / 衝撃監視、航空宇宙試験、衝撃試験、輸送組み込み加速度計

ピエゾ加速度計

805、805M1

808、808M1

820M1

832、832M1

834、834M1

パッケージ

TO-5

TO-8

ボード レベル

SMD

SMD

タイプ

接着 (スタッドマウントオ
プション)

接着 (スタッドマウントオ
プション)

SMD

基盤実装

基盤実装

FS 範囲

±20g 〜 ±500g±4g 〜 ±50g

±25g 〜 ±500g±25g 〜 ±500g±2,000g 〜 ±6,000g

特徴

• 密閉型
• 筐体接地設計• 12 kHz までの帯域幅• 密閉型• 筐体接地設計• 8 kHz までの帯域幅• 小型、低コスト• 動的応答• 広帯域 >6000Hz
帯域幅• SMT、3 軸• 6000Hz を超える広帯域幅• 低消費電力• SMT、3 軸• 6,000Hz を超える広帯域幅• 低消費電力精度±1.0% の非直線性±1.0% の非直線性±2.0% の非直線性±2.0% の非直線性±2.0% の非直線性

動作温度

-50°
C 〜 125°
C-50°
C 〜 100°
C-40°
C 〜 125°
C-20°
C 〜 80°C (832)-40°
C 〜 125°
C (832M1)-20°
C 〜 80°C (834)-40°
C 〜 125°
C (834M1)

寸法 (mm)Ø8.9 x 10.2

Ø15.2 x 16.6

8.9 x 8.9 x 4.2

18.8 x 14.2 x 4.3

18.8 x 14.2 x 4.3

主な用途

機械監視、
データ ロガー、
永久的な構造

機械監視、
データ ロガー、組み込みアプリケーション

組み込み予防保全、
状態監視、
データ ロガー

データ ロギング、資産監視、影響監視

データ ロギング、資産監視、影響監視

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

73 ページ
振動センサ

振動センサプラグアンドプレイ加速度計
1 軸 DC 応答

40A、40B

52、52M30、52F

58

パッケージ

アルマイト

アルマイト

アルマイト

タイプ

ねじ取付

接着 / ねじ取付

接着実装

FS 範囲

±25g 〜 ±2,000g±50g 〜 ±6,000g±50g 〜 ±6,000g

特徴• 臨界減衰• ユーロ NCAP 認定• コンパクト• SAE-J211/2570 および ISO-6487 準拠• ガス減衰、薄型形状• オーバーレンジ停止• 市場で最も信頼性の高いクラッシュゾーン加速度計• 堅牢、防水• ハウジングのどこにでも取付精度±1.0% の非直線性±1.0% の非直線性±1.0% の非直線性

動作温度

-20°
C 〜 80°C-40°
C 〜 90°C-20°
C 〜 85°C

寸法 (mm)16.7 x 10.0 x 5.0

11.2 x 10.1 x 3.8

14.0 x 6.3 x 6.3

主な用途

歩行者衝突試験、ユーロN CAP 試験

振動 / 衝撃試験、安全衝撃試験、側面衝撃試験

車載衝突衝撃試験、落下試験、過酷な環境

64B、64C、64X

1201、1201F

パッケージ

アルマイト

アルマイト

タイプ

ねじ取付

接着 / ねじ取付

FS 範囲±50g 〜 ±6,000g±50g 〜 ±2,000g

特徴• SAE-J211/2570 および ISO-6487 準拠• ATD ダミー 認証• 市場トップの性能• キューブ形状、低ノイズケーブル• 接着またはねじ取付• オーバーレンジ停止

精度±0.7% の非直線性±1.0% の非直線性

動作温度

-40°
C 〜 121°
C-20°
C 〜 85°C

寸法 (mm)13.1 x 10.0 x 5.0

8.9 x 8.9 x 9.4

主な用途

ダミー衝突衝撃試験、ユーロ NCAP 試験

車載衝突衝撃試験、振動 / 衝撃モニタリング

74 ページ
振動センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

振動センサプラグアンドプレイ加速度計
1 軸 DC 応答

3801A、4801A

3700

EGAXT、EGAXT3

パッケージ

ステンレス製ステンレス製ステンレス製タイプ

スタッド マウント

ねじ取付

接着 / ねじ取付

FS 範囲

4801A: ±2g 〜 ±200g
3801A: ±50g 〜 ±6,000g±50g 〜 ±6,000g±5g 〜 ±2,500g

特徴• 密閉型センサ• mV、増幅出力オプション• 一体型コネクタ、取り外し可能なケーブル• ゼロ シフトなし• mV 出力• 20,000 g のオーバーレンジ保護• 超小型、流体減衰• 小型単軸 / 3 軸設計• 10,000 g のオーバーレンジ保護

精度±1.0% の非線形性 (4801A)±1.0% の非直線性±1.0% の非直線性

動作温度

-54°
C 〜 121°
C-54°
C 〜 121°
C-40°
C 〜 120°C

寸法 (mm)15.9 x 15.2

14.2 x 8.1 x 3.8

EGAXT; 7.2 x 4.6 x 4.6
EGAXT3; 12.7 x 12.7 x 12.7

主な用途

衝撃試験、構造試験、試験と計装、環境試験

衝撃試験、構造試験、落下試験、航空宇宙試験

飛行試験と制御、打ち上げ、墜落、衝撃試験、ロボット

EGCS-D0、EGCS-D1S、EGCS-D5

4602、4604

4610、4810A

パッケージ

ステンレス製

アルマイト

ステンレス製タイプ

ネジ / スタッド取付

ねじ取付

ねじ取付

FS 範囲

±5g 〜 ±10,000g±2g 〜 ±200g±2g 〜 ±200g

特徴• 頑丈なハウジング• 臨界減衰• 20,000 g のオーバーレンジ保護• UltraStable MEMS
• 低ノイズ、信号調整済み• <2% TEB (総誤差帯域)• UltraStable MEMS
• 密閉型
• <2% TEB (総誤差帯域)

精度±1.0% の非直線性±0.1% の非直線性±0.1% の非直線性

動作温度

-40°
C 〜 120°
C-54°
C 〜 125°
C-55°
C 〜 125°C

寸法 (mm)

D0: 19.0 x 19.0 x 7.6
D1S: 12.7 x 12.7 x 15.2
D5; 14.2 x 12.7 x 5.6

21.1 x 21.6 x 7.6

25.4 x 29.1 x 7.6

主な用途

衝撃試験、破壊試験、エンジン試験

エンジンの飛行試験、フラッタ試験、道路負荷、輸送試験

低周波モニタリング、路上試験、運動解析

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

75 ページ
振動センサ

振動センサプラグアンドプレイ加速度計
3 軸 DC 応答

53A、53AF

68CM1

4630

4020、4030

606M1

パッケージ

アルマイト

ステンレス製

アルマイト

成形プラスチック

ニトリル ゴム パッド

タイプ

接着実装

ねじ取付

ねじ取付

ねじ取付

着脱可能

FS 範囲

±50 〜 ±2,000g±50 〜 ±2,000g±2g 〜 ±200g±2g 〜 ±6g

±25g

特徴

• 低コスト• ガス減衰• 低出力• World SID• ガス減衰• 低出力• UltraStable MEMS
• 低ノイズ、信号調整済み• <2% TEB (総誤差帯域)• 低コスト• 二軸。三軸オプション• DC 応答• 606M2 IEPE オプション• 3 軸、密閉型• シート パッド加速度計

精度±1.0% の非直線性±1.0% の非直線性±0.1% の非直線性±1.0% の非直線性±1.0% の非直線性

動作温度

-20°
C 〜 85°C-20°
C 〜 85°
C-40°
C 〜 115°
C-40°
C 〜 85°C-20°
C 〜 85°C

寸法 (mm)18.3 x 13.2 x 7.1

12.7 x 12.7 x 12.7

26.2 x 26.2 x 23.4

71.2 x 40.0 x 15.2

199 x 4

特徴

自動車の安全性、乗客の快適性、輸送、NVH 分析

自動車の安全性、
ダミー衝突、 路上試験、運動制御、構造試験
車輛衝突

構造物の監視、耐震アレイ、
橋梁試験

オフロード用機器、アミューズ
メント用乗り物、民間航空機

4835A

4630M12、4630M14

4332M3

XL403D

パッケージ

チタン製

チタン製

ステンレス製

ニッケルめっきアルミニウム

タイプ

ねじ取付

ねじ取付

ねじ取付

ねじ取付

FS 範囲

±2g 〜 ±200g±2g 〜 ±200g±2g 〜 ±50g

±2g 〜 ±15g

特徴

• UltraStable MEMS
• 溶接コネクタ、密閉型• <2% TEB (総誤差帯域)• UltraStable MEMS
• コンパクト、堅牢、二重シールド
ケーブル• <2% TEB (総誤差帯域)• 低ノイズレンジ• 温度補償• 高オーバー レンジ• デジタル 3 軸加速度計• スマートなオンボード処理• 温度出力有り

精度±0.1% の非直線性±0.1% の非直線性±1.0% の非直線性±0.25% の非直線性

動作温度

-55°
C 〜 125°
C-55°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 115°
C-40°
C 〜 85°C

寸法 (mm)22.9 x 22.9 x 17.1

22.9 x 22.9 x 16.0

34.5 x 34.5 x 31.2

36.5 x 25.4 x 17.5

主な用途

路上試験、運動制御、飛行試験

道路負荷試験、輸送試験

構造物の監視、橋梁試験

スマートセンサ機能、振動監視、アラーム機能76 ページ
振動センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

振動センサプラグアンドプレイ加速度計
IEPE AC 応答

7100A、7101A

7102A

7108A

パッケージ

ステンレス製 / チタン製

チタン製

ステンレス製タイプ

センタ穴取付け

接着実装

接着取付け

FS 範囲

±50g 〜 ±2,000g±50g 〜 ±2,000g±50g 〜 ±500g

特徴• 単軸、せん断モート゛• 絶縁された 取付面• 10 kHz を超える広帯域幅• 単軸、せん断モート゛• 広帯域幅• 単軸、せん断モート゛• 広帯域幅• 小型

動作温度

7100A: -55°
C 〜 150°
C
7101A: -55°
C 〜 125°
C-55°
C 〜 +125°
C-55°
C 〜 125°C

寸法 (mm)

7100A: 9.9 x 22.3、7101A: 5.8 x 14.5

4.4 x 11.9

9.5 x 10.2

主な用途

飛行試験、汎用、振動監視

小型構造物の監視、最小質量負荷、汎用試験

振動監視、モーダル試験、汎用

7104A、7105A

7131A、7132A

7135A

パッケージ

ステンレス製

チタン製

ステンレス製

タイプ

スタッド取付接着 / スタッド取付

接着取付け

FS 範囲

±50g 〜 ±2,000g±50g 〜 ±2,000g±50g 〜 ±500g

特徴• 単軸、せん断モート゛• 広帯域幅• 3 軸、せん断モート゛• >12 kHz 帯域幅• 密閉型• 3 軸、
スルー ホール マウント
• 絶縁筐体、シールド タイプ
• 密閉型

動作温度

-55°
C 〜 125°
C-55°
C 〜 125°
C-55°
C 〜 125°C

寸法 (mm)

7104A: 11.11 x 14.10 ,7105A: 11.11 x 19.05

7131A: 11.0 x 11.0 x 11.0、7132A: 15.2 x 15.2 x 14.5

28.6 x 14.0

主な用途

汎用 IEPE 加速度計、振動監視、
ラボ試験

汎用、モーダル試験、振動監視

航空宇宙、防衛、海洋監視、HUMS、
構造アプリケーション

8711-01

8011-01、8021-01

8032-01

8811-01ステンレス製パッケージ

ステンレス製ステンレス製ステンレス製タイプ

スタッド マウント

スタッド / センタ穴取付け

スタッド マウント

スタッド マウント

FS 範囲±5g 〜 ±500g±10g 〜 ±100g±50g 〜 ±500g±5g 〜 ±500g

特徴• 工業用加速度計• 筐体絶縁、内部シールド• 低コスト• 工業用加速度計• 筐体絶縁、内部シールド• 逆接続保護• 工業用加速度計• 筐体絶縁、内部シールド• 低コスト、成形ストレイン リリーフ

• 風力タービン認証• ±2,500VAC の雷保護
• 筐体絶縁、内部シールド

動作温度

-55°
C 〜 +125°
C-55°
C 〜 125°
C-40°
C 〜 100°
C-55°
C 〜 +125°C

寸法 (mm)22.2 x 50.8

22.2 x 48.3

14.3 x 45.3

22.2 x 50.8

主な用途

工業用アプリケーション、機械監視、
風力タービン工業アプリケーション、機械監視、
風力タービン

工業用アプリケーション、機械監視

工業用アプリケーション、機械監視、
風力タービン

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

77 ページ
振動センサ

振動センサプラグアンドプレイ加速度計
4 〜 20 mA AC 加速度計

8011、8021-AR/AP

8011、8021-VR/VP

パッケージ

ステンレス製ステンレス製タイプ

スタッド / センタ穴取付け

スタッド / センタ穴取付け

FS 範囲

5g 〜 50g

0.5インチ / 秒 〜 5.0インチ / 秒

特徴• 工業用 4-20mA 加速度計
• 筐体絶縁、内部シールド• トップ マウントまたはサイド マウント コネクタ

• 工業用 4-20mA 速度トランスミッタ• 筐体絶縁、内部シールド• トップ マウントまたはサイド マウント コネクタ

動作温度

-40°
C 〜 85°C-40°
C 〜 85°C

寸法 (mm)22.2 x 48.3

22.2 x 48.3

主な用途

工業アプリケーション、機械監視、風力タービン

工業アプリケーション、機械監視、風力タービン

プラグアンドプレイ加速度計
3 線電圧 AC 加速度計

8102A
パッケージ

アルマイト

タイプ

ねじ取付

FS 範囲

±25g 〜 ±6,000g

特徴• 3 軸 PE 加速度計、低コスト• 耐環境密閉、堅牢• 電流消費 22µ 未満

動作温度

-40°
C 〜 125°C

寸法 (mm)25.4 x 21.6 x 10.8

主な用途

衝撃試験、R&D、
ラボアプリケーション

78 ページ
振動センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

振動センサプラグアンドプレイ加速度計
PE チャージ型加速度計

7500A

7501A

7502A

パッケージ

ステンレス製

チタン製

チタン製

タイプ

センタ穴取付けセンタ穴取付け

接着取付け

感度7pC/g 〜 20pC/g

5.6pC/g

1.8pC/g

特徴• 単軸、せん断モート゛• 密閉型• 絶縁された 取付面• 単軸、せん断モート゛• 密閉型• 15 kHz までの帯域幅• 単軸、せん断モート゛• 密閉型• 小型、1グラム未満

動作温度

-73°
C 〜 260°
C-73°
C 〜 260°
C-73°
C 〜 260°
C

寸法 (mm)8.4 x 22.3

5.8 x 14.5

4.4 x 11.9

主な用途

ギアボックス振動監視、飛行試験、
高温アプリケーション

ギアボックス振動監視、飛行試験、
高温アプリケーション

小型構造物の監視、最小質量負荷、
高温アプリケーション

7504A、7505A

7514A

7531A

パッケージ

ステンレス製ステンレス製

チタン製

タイプ

スタッドマウント

スタッド取付接着実装

感度5.6pC/g

30pC/g 〜 100pC/g

1.8pC/g

特徴• 単軸、せん断モート゛• トップとサイド コネクタ オプション• >15 kHz 帯域幅• 単軸、せん断モート゛• >12 kHz 帯域幅• 高感度• 3 軸、せん断モート゛• 小型、軽量• >10 kHz 帯域幅

動作温度

-73°
C 〜 260°
C-73°
C 〜 260°
C-73°
C 〜 260°
C

寸法 (mm)

7504A: 11.1 x 14.1、7505A: 11.1 x 19.0

15.0 x 15.0

11.0 x 13.6 x 11.0

主な用途

小型構造物の監視、汎用、高温アプリケーション

低周波振動、汎用、高温アプリケーション

高温アプリケーション、飛行試験、構造物の監視

プラグアンドプレイ加速度計
増幅器

タイプ

121

130

140A、142A

160

161

ベンチトップ

インラインチャージコン
バータ

オートゼロインラインアンプ

ベンチトップベンチトップ
4

チャンネル数

3

1

1

1

ゲイン範囲

x0.001 〜 9999

x0.1、1、10x10、25、50、100、200x1、10x0.001 〜 999.9

特徴• ユニバーサル DC アンプ• 低ノイズ動作 (オートゼロ)• ブリッジ型センサ用• 低ノイズ、小型パッケージ• BNC オスまたはメス• 広帯域幅• ±1.5 mV オートゼロ• 140A (ブリッジ型センサ)、
142A (ひずみゲージ)• 5 〜 30 VDC 印加電圧

• 経済的な IEPE 電源• ポータブル、
コンパクト• 充電式バッテリー• チャージおよび IEPE
コンディショナ
• 感度の正規化• IEEE 1451.4 TEDS 対応

寸法 (mm)301 x 258 x 102

Ø13.8 x 52.2

57 x 25 x 13

101 x 83 x 32

310 x 180 x 115

主な用途

研究室の計装、
テストベンチ、研究開発施設計装ラボ、高温試験用
PE 加速度計

研究室の計装、
テストベンチ、研究開発施設計器

計装ラボ、PE/IEPE センサ

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

79 ページ
振動センサ

水位センサ

水位センサ

80 ページ
水位センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

水位センサ
水位データロガー

TruBlue Logger 555
Level、575 Baro、585 CTD

TruBlue Logger 255 Level

TruBlue Logger 275 Baro精度

±0.05% FS TEB (TruBlue 555、575、585)
読み値の 1% または 20 µs/cm (TruBlue 585)

0.05% FS TEB

0.05% FS TEB

範囲

0 〜 692 ft (TruBlue 555、585)
8 〜 16 psia (TruBlue 575)
5 〜 200,000µs/cm (TruBlue 585)

0 〜 658 ft H2O

8 〜 16 psia

最大オーバーレンジ

2X FS (TruBlue 555、585)
32 psia (TruBlue 575)

3X FS

3X FS

出力

RS-485、SDI-12

RS 485、SDI-12

RS 485、SDI-12

データ記録用メモリ

8 MB

8 MB または 56 MB

8 MB または 56 MB

動作温度

0°
C 〜 50°C

0°
C 〜 50°C

0°
C 〜 50°C

寸法 (mm)Ø19.0 x 390.0

Ø19.0 x 222.0

Ø19.0 x 222.0

地下水 / 地表水監視
監視、海洋調査、気圧監視

洪水と暴風雨の監視、波浪調査と高速サンプリング、
河川水位測定、スラグとポンプ試験、帯水層の評価

気圧監視

主な用途

デジタルレベルセンサ

KPSI 500 / 501

KPSI 351 / 353 / 355

KPSI 600、601 (セラミック)

精度±0.05% FS TEB (KPSI 500)
±0.01 ft H2O (KPSI 501)

±0.10% FS TEB (KPSI 353) ±0.05% FS
TEB (KPSI 355) ±0.01 ft H2O (KPSI 351)

±0.05% FS TEB (KPSI 600)
±0.01 ft H2O (KPSI 601)

範囲

10 〜 230 ft (KPSI 500) 10 〜 50 ft (KPSI 501)

10 〜 230 ft (KPSI 353、355)
10 〜 50 ft (KPSI 351)

10 〜 230 ft (KPSI 500) 10 〜 50 ft (KPSI 501)

最大オーバーレンジ

2X FS

2X FS

5X FS

出力

SDI-12、RS-485

SDI-12、RS-485

SDI-12、RS-485

動作温度

-20°
C 〜 60°C-20°
C 〜 60°C-20°
C 〜 60°C

寸法 (mm)Ø25.4 x 197.0

Ø19.0 x 243.0

Ø25.4 x 197.0

主な用途

地下水 / 地表水監視、海洋調査

地下水 / 地表水監視、海洋調査

溶存ガスモニタリング、放出ガス モニタリング、
地下水モニタリング、海洋調査

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

81 ページ
水位センサ

水位センサデジタル温度センサ

アナログレベルセンサ
1 ボア

KPSI 380
精度

±0.1°
C

範囲

-20°
C 〜 60°C

接続

オープンポート ノーズピース

出力

SDI-12、RS-485

動作温度

-20°
C 〜 60°C

寸法 (mm)Ø19.0 x 127.0

主な用途

地下水 / 地表水モニタリング、雨水、
ダム運用、河川の水位測定

KPSI 700 / 710 / 720

KPSI 730 / 735

精度±1.00%、±0.50%、±0.25% FSO±0.10%、±0.05% FSO

範囲

選択できるレンジ:
2.3 〜 700 ft H2O (Vented)
10 〜 700 ft H2O (Sealed)
35 〜 700 ft H₂O(Absolute)選択できるレンジ:
5 〜 700 ft H2O (Vented: KPSI 730)
0 〜 5 ft H2O 〜 0 〜 700 ft H2O(Sealed、Absolute: KPSI 730)
6 〜 700 ft H2O (Vented KPSI 735)

最大オーバーレンジ

2X FS

2X FS

出力

4 〜 20 mA、0 〜 5 VDC、
0 〜 2.5 VDC、0 〜 4 VDC、
0 〜 10 VDC、1.5 〜 7.5 VDC

4 〜 20 mA、0 〜 5 VDC、
0 〜 2.5 VDC, 0 〜 4 VDC、
0 〜 10 VDC、1.5 〜 7.5 VDC

動作温度

-20°
C 〜 60°C-20°
C 〜 60°C

寸法 (mm)Ø25.4 x 86.6

Ø25.4 x 86.6

主な用途

地下水 / 地表水モニタリング、 地下水 / 地表水モニタリング、
海洋調査、ポンプ制御、
海洋調査、ポンプ制御、
ポンプ場、埋立地浸出水ポンプ場、埋立地浸出水

承認機関

CE、WEEE、RoHS、UL、FM (本質安全)

CE、WEEE、RoHS、UL、FM (本質安全)アナログ レベル センサ
0.75 ボア

KPSI 320 / 330 / 335 / 342

KPSI 300DS

精度±0.10%、±0.05% FSO (KPSI 330、335)±0.25% FSO (KPSI 320)
±0.25% FS TEB (KPSI 342)

±0.50% FSO

範囲

選択できるレンジ:
5 〜 700 ft H2O (Vented: KPSI 320、330、335)
10 〜 700 ft H2O (Vented KPSI 342)
0 〜 5 ft H2O から 0 〜 700 ft H2O (Sealed: KPSI 330、342)
10 〜 700 ft H₂O (Sealed: KPSI 320)
35 〜 700 ft H₂O (Absolute: KPSI 320、330、342)選択できるレンジ:
700 〜 6,921 ft H2O

最大オーバーレンジ

2X FS

2X FS

出力

4- 20 mA、0 〜 5 VDC、0 〜 2.5 VDC、0 〜 4 VDC、
0 〜 10 VDC、1.5 〜 7.5 VDC (KPSI 320、330、335)
4 〜 20 mA (KPSI 342)

4 〜 20 mA、0 〜 5 VDC、0 〜 2.5 VDC,
0 〜 4 VDC、0 〜 10 VDC、1.5 〜 7.5 VDC

動作温度

-20°
C 〜 60°C (KPSI 320、330、335)-20°
C 〜 85°C (KPSI 342)

-20°
C 〜 60°C

寸法 (mm)Ø19.0 x 151.0

Ø19.0 x 215.0

主な用途

地下水 / 地表水モニタリング、海洋調査、ポンプ制御、ポンプ場、埋立地浸出水、放水路 / 導水路モニタリング

ダウン ホール、
レベル制御、ポンプ制御

承認機関

CE、WEEE、RoHS、UL、FM (本質安全)(KPSI 320、330、335) CE、WEEE、RoHS (KPSI 342)

CE、WEEE、RoHS

82 ページ
水位センサ

te.com/sensors

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

水位センサ
レベルセンサOEM レベルセンサ

KPSI 705

KPSI 745 / 750

LTA、LTLTB / LTR

精度

±0.25% FSO±0.25% FSO±0.25% FSO±0.25% FSO

オプション

ETFE (オプション)

スタンドオフ (KPSI 745)

雷保護 (オプション)

雷保護 (オプション)範囲

6 〜 115 ft H2O の範囲でカスタマイズ可能10 〜 115 H2O の範囲でカスタマ
イズ可能

0 〜 1 psi から最大 0 〜 300 psiの範囲でカスタマイズ可能

0 〜 11.5、23.1、34.6、69.2、115.4 ft
H2O の範囲でカスタマイズ可能

最大オーバーレンジ

2X FS

2X FS

2X FS

2X FS

出力

4 〜 20 mA、0 〜 5 VDC、
0 〜 2.5 VDC、0 〜 4 VDC,
0 〜 10 VDC、1.5 〜 7.5 VDC

4 〜 20 mA、0 〜 5 VDC、
0 〜 2.5 VDC, 0 〜 4 VDC、
0 〜 10 VDC、1.5 〜 7.5 VDC

4 〜 20 mA

4 〜 20 mA、0 〜 5 VDC、
0 〜 10 VDC、0 〜 2.5 VDC,
0 〜 4 VDC、1.5 〜 7.5 VDC

動作温度

-20°
C 〜 60°C-20°
C 〜 60°C-20°
C 〜 60°C-20°
C 〜 60°C

寸法 (mm)Ø25.4 x 86.6

KPSI 745: Ø88.9 x 279.4 (スタンドオフあり) Ø88.9 x 253.3 (スタンドオ
フなし) KPSI 750: Ø104.1 x 279.4

LTA: Ø25.4 x 93.0 LT: Ø25.4 x 170.5(フィッティングにより異なる)

LTB: Ø104.1 x 206.5 LTR: 287.1(オーバー モールド コンジット接続)、
253.5 (グランド シール コンジット接続)

主な用途

廃水、
タンク場、ポンプ制御、
スラリータンク / タンク液面
レベル

廃水、
タンク場、ポンプ制御、
スラリータンク / タンク液面レベル

ポンプ制御、
タンク液面レベル、埋立地浸出水モニタリング、建設バイパ
スポンプ、脱水、タンク場モニタリング、
水中タンク液面レベル、液ライン圧力、
スラリータンク液面レベル、廃水ポンプ制御、
タンク液面レベル、埋立地浸出水モニタリング、建設バイパ
スポンプ、脱水、タンク場モニタリング、
水中タンク液面レベル、液ライン圧力、
スラリータンク液面レベル、廃水

承認機関

CE、WEEE、RoHS、UL、FM (本質安全)

CE、WEEE、RoHS、UL、FM (本質安全)

CE、WEEE、RoHS、UL、CUL(オプション)、FM (本質安全)

CE、WEEE、RoHS、UL、CUL(オプション)、FM (本質安全)

圧力トランスデューサ (水中使用不可)
OEM レベル センサ

KPSI 27 / 28

KPSI 30精度±0.5%、±0.25%

±0.1%

オプション

IP68 防水防塵オプション

IP68 防水防塵オプション

範囲

1 〜 300 psi (Vented) 5 〜 2000 psi (Sealed)
15 〜 2,000 psi (Absolute)2 〜 300 psi (Vented) 5 〜 500 psi(Sealed、absolute)

最大オーバーレンジ

2X FS

2X FS

出力

4-20 mA、0-5 VDC、0-2.5 VDC 0-4 VDC、
0-10 VDC、1.5-7.5 VDC

4-20 mA、0-5 VDC、0-2.5 VDC
0-4 VDC、0-10 VDC、
1.5-7.5 VDC

動作温度

-20°
C 〜 60°C-20°
C 〜 60°C

寸法 (mm)Ø25.4 x 86.6

Ø25.4 x 86.6

主な用途

ライン圧力モニタリング、ポンプ / ポンプ場、ポンプ制御、タンクレベルモニタリング、水中調査

ライン圧力モニタリング、ポンプ / ポンプ場、ポンプ制御、タンクレベルモニタリング、水中調査

承認機関

CE、WEEE、RoHS、UL、FM (本質安全)

CE、WEEE、RoHS、UL、FM (本質安全)

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

仕様は変更される場合があります。
寸法は参照目的のみに使用してください。

te.com/sensors

83 ページ
水位センサ

センサ ソリューション 世界のリソース
EVERY CONNECTION COUNTSTE Connectivity はグローバルなテクノロジーリーダーです。
TE のコネクティビティとセンサソリューションは、接続性の重要性が増していく今日の世界に欠かせません。データ、信号、
電力、そのすべてを TE が接続し検知します。

14
6
1

2
3

7

8
11

9
10

4
5
13

1

Fremont、California 米国
圧力製造/R&D

2

Grass Valley、California 米国
位置製造/R&D

3

Chatsworth、California 米国
位置 R&D

4

Irvine、California 米国
振動 R&D

5

Hermosillo、
メキシコ圧力、
位置、自動車製造

6

Andover、Minnesota 米国
温度、光製造/R&D

7

Troy、Michigan 米国
車輛 R&D

8

Akron、Ohio 米国
位置 製造/R&D

9

Berwyn、Pensylvania 米国
米国本社
Hampton、Virginia 米国

TE は、150 を超える国で、製品、システム、ソリューションを設計、製造、提供していますこのグローバルな展開により、お客様との密接な協力し、地域ごとのニーズを迅速に特定し対応することができます。グローバルな規模を活用し、最高水準の品質、イノベーション、サービスを地域のお客様に提供できます。

84 ページte.com/sensors

10 圧電、荷重、位置 製造/R&D
11High Point、North Carolina 米国
液体特性、自動車 R&D

12

Winston-Salem、North Carolina 米国
液体特性 R&D

13

Empalme、Sonora、
メキシコ
自動車製造
Montreal QC、
カナダ

14 自動車 R&D

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

世界に広がるパートナーをお選びください
詳細は te.com/sensors をご覧ください

15

16

19
22

20

25

23
27

32

35

15

Bergen、ノルウェー
液体特性 R&D

16

Galway、アイルランド
温度製造/R&D

17

Bensheim、
ドイツ
車輛 R&D

18

Speyer、
ドイツ
自動車製造/R&D

19

Dortmund、
ドイツ
位置、温度製造/R&D

28

速度、圧電、光 製造

22Dreux、
フランス
位置製造/R&D

深セン、中国29 圧力、荷重、位置、速度、
PCBA、液体、特性製造
上海、中国

33

30 車輛 R&D
31

蘇州、中国
自動車 製造/R&D
川崎、日本

Bevaix、
スイス

Les Clayes-Sous-Bois、
フランス
荷重、振動、
位置製造/R&D

成都、中国

28 温度、位置、湿度、
29

32 車輛 R&D

20 圧力製造/R&D
21

3130

Bankok、タイ

33 液体特性製造
ソウル、韓国34 車輛 R&D

慶山、韓国

35 自動車製造/R&D

Toulouse、
フランス

23 湿度製造/R&D

Pratteln、
スイス

24 速度、位置製造/R&D
Timisoara、ルーマニア

25 温度、速度、液体特性製造

Oostkamp、ベルギー

26 自動車製造/R&D

Evora、ポルトガル

27 自動車製造

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

te.com/sensors

85 ページ一般的なセンサ用語

センサソリューション

キャリブレーション

特定の入力値に対する出力が指定範囲内にあることを確認するセンサのテスト。

オーバーレンジ限界

センサを破損させることがない最大入力。

プラグアンドプレイ ますますつながりが強まる今日の世界に不可欠なTE Connectivity (TE) の接続ソリューションおよびセンサソリューションは、
電源ケーブルと信号ケーブルを機器に正しく接続するだけでセンサがキャリ存在となっています。
世界最大のセンサ企業
TE のセンサは次世代のデータ駆動型テクノロジーに不可欠です。
TE のインテリ
センサがサーマルゼロシフ
トおよびサーマル感度シフトの仕様を満たす温度
ブレーション性能基準を満たすことを求めるエンドユーザ向けに設計された範囲。
センサ。
ジェントで効率的、かつ高性能なセンサソリューションのポートフォリオは、
自動車、工業、医療、電化製品、航空宇宙、防衛、運送、商用輸送など、さまざまな産業で使用されています。当社の技術は、圧力、温度、位置、振動、湿度、流体特性などの測定を可能に
DeviceNet™
二乗平均平方根
します。TE のエンジニアは、過酷な条件下でも安全で環境に優しく、接続された世界に貢献するあらゆる物理的特性を測定でき
産業オートメーション用のデバイスレベルのネッ
トワーク。
一組の二乗瞬時値の算術平均の平方根る技術を活用し、可能性を広げることでコンセプトを形にするお手伝いをします。
補償温度範囲印加電圧

封止標準センサを印加する推奨電圧。

フルスケール出力 (FSO)

フルスケール出力 (FSO) は、センサの範囲下限と範囲上限の間のスパン。
公表値は概算値であるため、センサごとに異なる場合があります。

周囲環境の湿気からセンサを保護する組立方法。最も望ましいは、気密封止です。はんだ付け、溶接、ろう付け、ガラス張り、
または他の一般的に受け入れられている製造プロセスによって個々の部品を接合します。エポキシ樹脂を使用した封止も一般的な方法です。センサアセンブリへの水分の侵入を抑止するために、接着剤または埋込用樹脂を使用して各パーツを接合します。

感度

ヒステリシス

一定温度における短時間の単一サイクルの増加および減少セクタに適用する特定の入力に対するセンサ出力信号の差。FSOの割合として表されます。

測定する物理パラメータの単位変化ごとのセンサ出力の変化。変化は線形ま
たは非線形の場合があります。

サーマル感度シフ
ト (TSS)
対象とする市場

固有振動数

センサのアクティブな検知素子が共振し、特定の入力に対して最大の動きで応答する周波数。

非直線性

温度の関数としてのセンサの感度の変化。通常、±0.01％/°C のように特定の温度変化に対する感度の読み取り値の変化率として表され、中程度の温度変化に対して線形です。使用温度または使用温度付近で決定された感度値を使用することにより、除去または最小化できます。
航空宇宙
/ 防衛
産業用輸送 /

サーマルゼロシフト (TZS)

商業用輸送

理想的な基準線のデータポイントとキャリブレーション時のセンサ出力信号の偏差。キャリブレーション時のすべてのデータポイントの最大偏差を表します。FSOの割合として表すことがありますが、通常は誤差帯域または読み取
り値の割合として表されます。

温度の関数としてのゼロオフセットの変化。 ±0.01%FSO/°
C など特定の温度変化に対する ％FSO または ±0.2 mV/°C のいずれかの電圧単位で表され、線形関数ではありません。

非再現性

総誤差帯域 (TEB)

温度や入力の増減方向など同じ条件下で特定の入力が短時間の連続サイク
ルで印可されたときに生じるセンサ出力信号レベルの偏差。キャリブレーショ
ンサイクルを 2 回連続して行うことで決定できるものであり、±％FSO で表
します。

動作温度

センサの電源投入時および動作時に、指定されたすべての仕様を満たす温度範囲。

86 ページ 2 ページ

te.com/sensors
te.com/sensors

家電製品

インテリジェントビルディング

通常、パーセンテージで表される TEB は、動作温度内の検知装置の測定範
囲内で生じる可能性のある誤差の組み合わせです。

オートメーション
および制御

医療

自動車

石油 / ガスデータ / デバイス

鉄道

インダストリアル

試験 / 測定

SS-TS-TE101
SS-TS-TE101
2019 年 6 月
2019 年 6 月

一般的なセンサ用語 (略語)ABS

アメリカ船級協会

LED

発光ダイオード

RMS

二乗平均平方根

AC

交流電流

LIN

ローカル相互接続ネットワーク

RoHS

特定有害物質の使用制限

ANSI

米国規格協会

LVD

低電圧差動

RPM

回転毎分

ASIC

特定用途向け集積回路

LVDT

線形可変差動変圧器

RTD

測温抵抗体

ATEX

爆発性雰囲気での使用を目的とした機器

mA

ミリアンペア

RTU

リモート端子ユニット

BOP

防噴装置

MAF

流入空気量

RVDT

回転可変差動変圧器

CAN

Controller Area Network

mbar

ミリバール

SAE

自動車技術者協会

CE

欧州連合

MCR

中央制御室

SCADA

監視制御システム

CENELEC 欧州電気標準化委員会

MEMS

微小電気機械システム

SCR

選択触媒還元SDI-121200 Baud のシリアルデー
タ インターフェース

SMD

表面実装デバイス

Sp02

動脈血酸素飽和度

CSA

カナダ規格協会

mHZ

メガヘルツ

CT

コンピュータ断層撮影

mm

ミリメートルcUL

カナダ規格認証

MQS

軍事資格基準

DC

直流

MR

磁気抵抗

DCS

分散制御システム

mV

ミリボルト

DEF

ディーゼル排気液

NAV

ナビゲーション

DTC

デジタル温度補償

NASA

航空宇宙局

ECU

エンジン制御ユニット

NEMA

アメリカ電機工業会

EGR

排気ガス再循環

NIST

アメリカ国立標準技術研究所

EMC

電磁両立性

NOx

窒素酸化物

EMI

電磁波妨害

NPT

アメリカ管用テーパー

ESA

欧州宇宙機関NSF

アメリカ国立科学財団

FLS

フィールドロード可能ソフトウェア

NTC

負の温度係数FM

Factory MutualOEM

他者ブランド製品製造

FPGA

フィールド プログラマブル ゲート アレイ

PCB

プリント基板FS

フルスケール

PDF

ポータブル ドキュメント フォーマット

FSO

フルスケール出力

PDM

パルス密度変調FT LBS

フィート重量ポンド

PE

圧電

GPS

全地球測位システム

PLCD

永久磁石リニア変位センサ

HUMS

健全性モニタリングシステム

PPS

ポリフェニレンサルファイド

HVACR

暖房、換気、空調、空気浄化

PSI

ポンド/平方インチ

HVD

高電圧差動

PSIA

絶対圧

HZ

ヘルツ

PSID

差圧

I 2C

集積回路間通信

PSIG

ゲージ圧

IEC

国際電気標準会議

PSIS

シールドゲージ圧

IECEx

IEC 防爆機器規格適合試験制度

PTFE

ポリテトラフルオロエチレン

IEEE

米国電気電子学会

PUDF

公共利用データファイル

IEPE

集積電子圧電PWM

パルス幅変調

IP

侵入保護

R&D

研究開発

ISO

国際標準化機構

RDT&E

研究、開発、試験、評価

ITAR

国際武器取引規則

RFI

電波障害

kHz

キロヘルツ

RH

相対湿度

SPDT

単極双投

SPI

Serial Peripheral Interface

SPST

単極単投

T&M

計測機器

TDFN

薄型デュアルフラット リードなしTE

TE Connectivity

TEB

TEB (総誤差帯域)

TESS

TE センサ ソリューション

THSA

トリム可能な水平スタビライザアクチュエータ

TPMS

タイヤ空気圧モニタリングシステム

TSYS

システム雑音温度

UAV

無人航空機

uC

マイクロコントローラ

UL

Underwriters Laboratories

USB

ユニバーサル・シリアル・バス

VAV

可変風量

VDC

直流電圧

WEEE

電気、電子機器廃棄物© 2019 TE Connectivity. All Rights Reserved.
Android は Google Inc. の商標です。
CANopen® は、
オートメーション ユーザ グループの CAN の登録商標です。
DeviceNet™ は ODVA、Inc. の商標です。
iOS は、米国およびその他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。
Linux® は、米国およびその他の国における Linus Torvalds の商標または登録商標です。
Noryl® は、Sabic Innovative Plastics IP BV の登録商標です。
Pmod は Digilent Inc の商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。
Accustar、ATEXIS、DEUTSCH TruBlue、KPSI、Microfused、IdentiCal、Krystal Bond、AST、Jaquet、TE Connectivity、TE および TE connectivity (ロゴ) は TE Connectivity Ltd. 企業グループの商標です。ここに記載されている他のロゴ、製品名、会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。
TE は、掲載されている情報の正確性を確保するために最善の配慮を行っておりますが、その内容に関する正確性および完全性を保証するものではありません。また、
この情報が正確で正しく、信頼できる最新のものであることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。TE は予告なしに、ここに記載されている情報を追加、変更、または削除する権利を有します。TE は、
ここに掲載されている情報に関するすべての黙示的保証を明示的に放棄します。これには、あらゆる商品性の黙示的保証、または特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。本パンフレットの寸法は参照のみを目的としており、予告なく変更される場合があります。仕様は予告なく変更される場合があります。最新の寸法と設計仕様については、TE にお問い合わせください。

SS-TS-TE101
2019 年 6 月

te.com/sensors

87 ページコンセプトをスマートで接続性のある製品へと形にする革新的なセンサソリューション

TE CONNECTIVITY
te.com/sensors© 2019 TE Connectivity. All Rights Reserved.
SS-TS-TE101 2019 年 6 月

TE CONNECTIVITY /// センサ ソリューション

TE 問い合わせ先 :te.com/sensorsolutions-contact