工業用ビデオスコープ

遠く離れた箇所の検査を、すばやく効率的に
工業用ビデオスコープ - IPLEX GAir

遠く離れた箇所の検査を、すばやく効率的にパイプや機械設備内部など手元から遠く離れた箇所の検査も、IPLEX GAirですばやく効率的に。

高画質で広い視野、明るいLED照明、画像自動回転機能などを備えたIPLEX GAirは、複雑な機構のパイプ検査においても、最大30メートルの長さまで柔軟に対応します。
2

3

届かなかったところに届く目視検査において、検査箇所へすばやく簡単にアクセスできることが、検査の効率を考えるうえで重要です。短い距離でも、遠く離れた箇所の検査でも、柔軟に対応するIPLEX GAirは革新的な機能で効率的な検査を実現します。

検査状況を、より分かりやすくスコープ先端に搭載された重力センサーで、ライブ映像の天地方向を実際の天地方向に合わせて表示（画像自動回転機能）。

スコープを挿入した長さを表示する機能も装備し、見失自動回転機能ありいがちな検査箇所の位置をすばやく認識できます。

自動回転機能なし

複雑な構造のパイプでも軽快にアクセス
付属のガイドヘッドがスコープ挿入時の摩擦を軽減し、パイプのエルボ通過性能を格段に向上させます。

加えて、挿入部は適度な硬さと柔軟性のバランスに優れたTaperedFlex仕様。
これに市販のプッシュロッドを組み合わせることで、よりスムースな押し込み操作を実現します。

長尺でも思い通りの湾曲操作
内蔵エアコンプレッサーによる空気圧湾曲機構を採用し、30mの長尺スコープでも精密な湾曲操作を実現。

ワイヤー湾曲方式で見られた湾曲操作の課題を解決します。

4

スコープ交換もクイックに防水性を備えたスコープは、特別なツールを用いずにすばやく交換できます。万が一の故障の際にも、スペアを持つことで、検査のダウンタイムを軽減します。

作業環境に合わせてセットアップ
LCDモニターは取り外して、見やすい場所に設置できます。

移動も簡単にコンパクトなホイール付きキャリングケースで移動も簡単。
セットアップ後は、ホイールをロックし機材を固定できます。IPLEX GAirも、30mのスコープ長に対応した機種としてはコンパクトな設計です。

5

不具合を見逃さない、鮮明な観察画像
高画質、明るさ、先進の画像処理で定評あるIPLEXシリーズの特長を引き継ぐ、IPLEX GAirのクリアで広い視野の観察画像により、検査の精度と効率が格段に高まります。

またパイプ内部の検査に有効な、直視方向および壁面の両方を同時に観察できる、視野角220度の超広角光学アダプターに対応。超広角の観察において発生する周辺部の歪みも、3種類の表示モードを備えた歪み補正機能により、リアルタイムで補正されます。120度、180度、220度相当の視野角による補正画像が得られるので、光学アダプターの交換を必要とせず効率的です。

より明るくなったLED光源
光学アダプター先端に強力なLED光源を配置しているので、一般的な長尺ビデオスコープに見られるような照明の減衰もなく、大空間の観察にも十分な明るさ*を提供します。

*従来（IPLEX YS）
比 約2倍

大空間観察に効果を発揮する長時間露光
タンクのような広い空間においても、長時間露光機能により明るい視野が得られ、不具合の発見に貢献します。

適切な光量を自動で調整
PulsarPicプロセッサーにより、観察環境に合わせて光量が自動で調整されるので、適切なレベルの明るさが安定して得られます。例えばハレーションを起こしやすい環境では、光量を落とし、見やすい明るさに自動で調整されるので、操作の手間を軽減します。

オイルの多い現場でも検査を効率的にオイル排出溝を備えた光学アダプターの排出効果で、長い距離を挿入する過程で先端に付着したオイルや水を拭き取る手間を軽減します。

6

安全な場所から安心して検査
原子力発電所内の汚染区域など、危険性のある場所での内視鏡検査が必要な場合でも、IPLEX GAirで安全な距離を保ち検査できます。30mの挿入長を生かして危険な場所から距離を保った上で、さらに100m離れた場所からの操作も可能です。
また、検査現場にビデオスコープを設置し、離れた場所から制御するといった検査方法にも対応します。

距離を保ち遠隔で操作オプションの中継器等を使用することで、100m離れた場所からリモートコントローラーでビデオスコープを遠隔操作*することができます。

*IPLEX GAirから100m離れた場所へ、LANケーブルによる有線接続挿入部の破損を防ぐアラート機能

100 m • 328 ft

挿入部にダメージを与える可能性のある状況や動作に対し、アラートを発する機能を搭載しています。
例えば湾曲をかけたままスコープを引き抜こうとした場合、リモートコントローラーが振動してアラートを発し、ダメージの発生を軽減します。

ワイヤレスでライブ画像を共有
USB無線LANアダプターにより、検査現場から離れた場所でも、ワイヤレスで検査画像を共有*できます。
*推奨するUSB無線LANアダプターを使用

アクセサリー

MAJ-2483
ポールユニット

MAJ-2486
プッシュロッドアダプター

MAJ-2484
ガイドヘッドMAJ-2482
リモートコントロールユニット

その他アクセサリー• 光学アダプター• MAJ-2487 5m中継ケーブル• MAJ-1935 センタリングデバイス
MAJ-2488
キャリングケース

NP-L7S
リチウムイオン
バッテリー

JL-2PLUS/
OL-0
充電器

MAJ-2485
外付けバッテリーケース

7

IPLEX GAir 機能・仕様
スコープユニット

スコープ型番
挿入部
光源湾曲部

IV98200GA

外径

有効長20 m

外装

軟性部構造

挿入部先端に行くに従って徐々にやわらかくなるTapared Flex蛇管照明方式

先端LED方式

湾曲角度（全方向）

湾曲方式

内蔵エアコンプレッサーによる空気圧湾曲方式

型番IV9000GA

質量（メインユニットのみ）

質量（スコープユニット、バッテリー、SDHCカード含）

IV98200GAと組み合わせ時：15.3kg

LCD液晶パネル

映像出力

TypeA HDMI 1.4準拠

Φ3.5mm 4極ミニプラグに対応

AC駆動

1 0 0 V 〜2 4 0 V

DC駆動

外部電源

SDHCカード（付属SDHCカード、または、Class10対応の推奨品を使用のこと）

コンスタントビデオ用

micro SDHCカード（Class10対応の推奨品を使用のこと）
5倍デジタルシームレスズーム

ゲイン調整機能

4モード（Manual、Auto、Wider1、Wider2）

ダイナミックノイズリダクショ
ン機能あり

シャープネス調整機能

4ステップ調整

カラー調整機能

3モード調整（白黒、標準、濃い）

タイトル入力機能

半角英数字、または半角カナ30文字以内

ノート入力機能

テキスト（半角英数字、または半角カナ30文字以内）記号、自由描画

重力方向表示機能

スコープ先端部の姿勢状態に応じ、重力方向インジケータを表示ライブ画像表示機能

ライブ画像を左右反転/上下反転/180度回転で表示可能

挿入長さ表示機能

ドラムユニットのドラム回転に応じ、挿入長さを表示。挿入長さは区間を区切った表示が可能

リアルタイムライブ画像回転表
示機能

スコープ先端部の姿勢状態に応じ、LCD表示の下方向が重力方向となるようなリアルタイムライブ画像回転表示が可能

LCD表示回転機能

LCD表示内容の180度回転表示が可能

解像度

記録方式
解像度

記録方式

無線LAN

JPEG圧縮で記録
MPEG 4 AVC/H.264（Baseline Proﬁle準拠）
Windows Media Player で再生することができます (Windows Media Player 12以降がインストールされている必要があります)iOS搭載の外部無線機器とダイレクト接続し、ライブ画像をストリーミング伝送

スケーラー計測

検査画面内の既に判っている長さを基準に被検体の長さを計測

光学アダプター仕様

光学系
先端部

5 0 / 6 0 H（z 専用A C アダプター接続による）約180分（新品バッテリー使用時の参考値）

通常記録用

ズーム/明るさ調整機能

動画記録

CTIA準拠16V（専用リチウムイオンバッテリー）

Li-Ionバッテリー駆動時間

静止画記録

IV98300GAと組み合わせ時：16.4kg

A端子、USB2.0対応
ライブストリーミング用USB無線LANアダプター（推奨品）、またはリモートコントロールユニット（別売品）を接続可能

USBコネクター

画像調整

11.7 kg

8インチ デイライトビュー広視野角WVGA 静電容量方式タッチパネル 5ステップLCDバックライト調整付

ヘッドセット端子記録メディア30 m

特殊強化加工タングステンブレード

メインユニット

電源

IV98300GA

φ8.5 mm

視野角

視野方向

観察深度*1外径*2

先端硬質部長*3

AT120D/NF-IV98GA

AT120D/FF-IV98GA

直視

直視

φ8.5mm

φ8.5mm4〜190mm
26.4mm

AT120S/NF-IV98GA

AT120S/FF-IV98GA

AT220D-IV98GA

側視

側視

直視

φ8.5mm

φ8.5mm

φ10mm

1〜25mm

26.4mm

33.3mm

33.3mm

27.4mm*1 観察深度は、観察像が鮮明に写る距離の範囲を示します *2 挿入部に取り付けた状態で、Φ8.5mm、Φ10mmの穴に挿入できます。*3 挿入部に取り付けたときの先端部の硬質部長を示します。

IPLEX GAir 使用環境
使用温度
使用環境湿度

耐液体性
防水性

空気中：-25 〜 100 ℃

挿入部
挿入部以外
全部位

全部位

挿入部

挿入部以外

水中：10 〜 30℃

空気中：-15 〜 48℃（Li-Ionバッテリー使用時）
空気中：0 〜 40 ℃
（ACアダプター使用時）
15 〜 90%（相対湿度）

マシン油、軽油、5% 塩水が付着しても支障はありません

防水構造（光学アダプターを装着した状態で、水中での使用が可能）耐圧水深：30m
防塵、防水、防滴構造ではありません

www.olympus -ims .c om
www.olympus -ims .c om

株式会社エビデント●当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。
登録範囲は●
当社は環境マネジメントシステム ISO14001 の認証取得企業です。
●
当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。の認証取得企業です。
●https://www.olympus-ims.com/ja/iso/をご覧ください。
当社は品質マネジメントシステム ISO9001●当社は品質マネジメントシステムISO9001の認証習得企業です。
●
当社は品質マネジメントシステム ISO9001 の認証取得企業です。

取扱販売店名https://ureruzo.com
https://satosokuteiki.com

N8602056-112023
お問い合わせ: www.olympus -ims .com/ja /contac t-us
お問い合わせ : www.olympus -ims .com/ja /contac t-us