IDKOMPAK TAPI KUAT | SENTRIFUGE

2 | IKA mini GIKA mini G adalah centrifuge mini yang ideal
untuk aplikasi yang tidak memerlukan kecepatan
sangat tinggi, misalnya mikrofiltrasi dan
pemisahan sel. Unit ini memiliki desain yangringkas dan tapak kecil yang membutuhkan
ruang bangku minimal. Penutup transparan
memungkinkan pengamatan konstan dan dapat
digunakan untuk tabung mikrosentrifugasi dan
strip PCR.

FITUR
› Kecepatan tetap 6000 rpm› Timer digital dapat disesuaikan dari
1 hingga 99 menit› Memulai kecepatan dengan cepat› Desain kompak dan operasi yang tenang› Rotor dapat ditukar tanpa alat
› Pengoperasian yang mudah dengantombol sentuh

FITUR KESELAMATAN KHUSUS› Centrifuge hanya akan berjalan
ketika tutupnya tertutup› Tutupnya dapat dibuka dengan mudahhanya dengan menekan tombol› Terintegrasi berhenti cepat› Kelas perlindungan acc. ke
DIN EN 60529: IP 30› Rotor dan adaptor dapat diautoklaf(121 °C, 2 bar)

LINGKUP PENGIRIMANmini GNo. ID. 0003958000

2+1garansi
tahun**2+1 tahun setelah mendaftar diwww.ika.com/register,tidak termasuk part yang dapat aus› IKA mini G centrifuge› Rotor untuk bejana 8 × 1.5 / 2 ml
› Rotor untuk strip PCR 4 × 8 × 0.2 ml› Adaptor untuk bejana 0.5 ml (8 pcs.)› Set adaptor untuk bejana 0.4 ml (8 pcs.)› Set adaptor untuk bejana 0.2 ml (8 pcs.)

3 | IKA G-LFITUR› Dilengkapi dengan penutup logam› Tidak mulai sampai tertutup rapat› Navigasi intuitif melalui membran› Keypad memungkinkan pengaturan
kecepatan atau program yang mudah› Kecepatan putaran hingga 15 700 rpm› Terintegrasi sensor ketidakseimbangan› Tampilkan RPM atau RCF› Semua rotor, tutup rotor, dan adaptor
dapat diautoklaf (121°C, 2 bar)Memisahkan zat pada kecepatan rotasi sedang:
IKA G-L adalah centrifuge midi yang ideal untuk
semua jenis proses pemisahan seperti yang
ditemukan dalam biologi molekuler. Ini dapat
digunakan dengan wadah standar 1.5 / 2 ml,
serta dengan strip PCR. Penutup terbuka secaraotomatis dengan menekan tombol.

IKA G-L
No. ID. 0030000774

LINGKUP PENGIRIMAN› IKA G-L centrifuge› Rotor logam set 12 × 1.5 / 2 ml
› Obeng untuk membuka tutupnya
jika terjadi keadaan darurat› Kabel USB

Tampilan paling
jernih di kelasnya

4 | Data Teknis

DATA TEKNIS
Kapasitas

8 × 1.5 / 2.0 ml

12 × 1.5 / 2.0 ml

Kecepatan

6000 rpm

800 – 15 700 rpm

Penyimpangan kecepatan

5%

2.5 %

Percepatan sentrifugal

2000 G

16 500 G

TimerYaYaTampilan Timer

7 Segmen LED

7 Segment LED

Sensor ketidakseimbangan

Tidak

Ya

Berhenti cepat

Ya

Ya

Pembukaan Penutup

Otomatis

Otomatis

Penggantian rotor

Tanpa alatTanpa alat

Penutup pelindung

Ya

Ya

Antarmuka

–USB

Berat

1.4 kg

3.9 kgDimensi (P × T × L)

155 × 105 × 175 mm

200 × 140 × 280 mm

Suhu lingkungan yang diizinkan

5 – 40 °C

5 – 40 °C

Kelembaban relatif yang diizinkan

80 %

80 %

Kelas perlindungan menurut DIN EN 60529

IP 20IP 20Voltase

220 – 230 V

220 – 230 V

Frekuensi

50/60 Hz50/60 Hz

Masukan peringkat motor

12 W

65 W

Input daya

12 W

92 W

DATA UMUM

5 | FAQ

FAQ | mini G

FAQ | G-L

Apakah IKA menawarkan rotor untuk
tabung strip PCR?
Ya, rotor untuk empat strip 8 x 0.2 ml disertakan
dengan mini G.

Apakah IKA G-L memiliki tampilan digital?
Ya, ada tiga tampilan. Dimungkinkan untuk
melihat nilai rpm/rcf pada satu tampilan,pengaturan timer/counter pada tampilan lain dan
program yang dipilih pada tampilan ketiga.

Berapakah energi kinetik maksimum untuk
mini G?
Energi kinetik maksimum adalah 20 Nm.
Apa yang terjadi ketika tutup centrifuge
dibuka?
Centrifuge segera berhenti.
Alat apa yang dibutuhkan untuk menggantirotor?
Rotor dapat diganti tanpa alat apa pun.
Apakah timer termasuk dalam mini G?
Ya, timer dapat disesuaikan dari 1 – 99 menit.
Berapa percepatan sentrifugal untuk mini G?
Percepatan sentrifugal untuk mini G
adalah 2000 G.
Apakah mini G memiliki tampilan digital?
Ya, mini G memiliki timer LED 7 segmen
terintegrasiApakah mungkin untuk mengubah kecepatan?
Tidak, kecepatannya tetap pada 6000 rpm.

Apakah mungkin untuk mengubah kecepatan?
Ya, kecepatannya bervariasi dalam langkah
100 rpm/rcf.
Alat apa yang dibutuhkan untuk menggantirotor?
Rotor dapat diubah tanpa alat apa pun.
Jika listrik padam, apakah tutup GL akan
terbuka secara otomatis?
Tidak, saat listrik padam, tutupnya akan tetap
tertutup untuk melindungi sampel. Namun,
bukaan darurat terletak di bagian bawah.

6 | Aksesoris

Aksesorisuntuk IKA G-L

IKA G-L, PCR Set
Kapasitas: 2 × strip PCR,tabung 8 × 0.2 ml.
No. ID. 0030001345

Adaptor tabung 0.4 ml
Adaptor untuk tabung 0.4 ml (6 pcs.)
Kapasitas centrifuge G-Ladalah 12 × 1.5 / 2.0 ml
No. ID. 0030001334

Adaptor tabung 0.5 ml
Adaptor untuk tabung 0.5 ml (6 pcs.)
Kapasitas centrifuge G-Ladalah 12 × 1.5 / 2.0 ml
No. ID. 0030001347

Tabung PCR adaptor
Adaptor untuk tabung PCR 0.2 ml (6 pcs.)
Kapasitas centrifuge G-Ladalah 12 × 1.5 / 2.0 ml
No. ID. 0030001346

untuk IKA mini G
PERANGKAT LUNAK LABORATORIUM
labworldsoft® adalah perangkat lunak laboratorium untuk
mengontrol perangkat lab, mengotomatiskan proses, dan untuk
mendokumentasikan pengukuran dan hasil Anda. Perangkat lunak ini
menyediakan akses ke perpustakaan besar perangkat laboratoriumyang berbeda. labworldsoft® tidak hanya mengintegrasikan perangkat
laboratorium IKA, tetapi juga mendukung beberapa perangkat lain dariprodusen yang berbeda. Anda tetap fleksibel dalam memilih perangkatlab yang ingin Anda gunakan dan mendapatkan keuntungan dariseluruh jajaran perangkat di dunia laboratorium.
mini G, Rotor 4 x HPLC
Rotor untuk 4 × botol HPLC.
No. ID. 0020022341

labworldsoft® 6 Starter
No. ID. 0020019397
labworldsoft® 6 Pro
No. ID. 0020017366
labworldsoft® 6 Advanced
No. ID. 0020105873

IKA Works (Asia) Sdn Bhd
Lot PT6445, Jalan Industri 3/4, Rawang Integrated
Industrial Park 48000 Rawang, Selangor, Malaysia
Phone: +60 36099-5666, Fax: +60 3 6092-0193,
eMail: sales.lab-ana@ika.my

www.ika.com

IKAworldwide // #lookattheblue