表面粗さ・輪郭形状測定機

モバイル型表面粗さ測定機

NEW!
専用カタログを準備しています。

洗練されたデザインで生まれ変わったハンディサーフが新登場
多様なニーズに応えるグローバル対応のポータブル表面粗さ測定機

20 ヶ国語の表⽰切替が可能
世界各国で使用できるマルチ言語対応

日本語、英語、独語のほか、アジアやヨーロッパなどの20 ヶ国語に標準対応。ボタン操作で簡単に切り替え可能です。
Japanese

Chinese(Traditional Chinese/Simplified Chinese)

English

言語選択画面（左：日本語選択時、右：英語選択時）

PolishHungarian

Korean

Thai

Malay

Vietnamese Indonesian

GermanFrench

Italy

Portuguese

TurkishSwedishDutch

Spanish⾼分解能と広測定範囲を両⽴測定レンジ設定が不要
従来のハンディサーフでは、高分解能での測定時には測定レンジを狭く設定しなければなりませんでしたが、HANDYSURF+ ではその必要がありません。クラストップレベルのＺ方向測定レンジ 370 µm を有し、その全域で 0.0007 µm の高分解能を実現。
レンジを意識せずに測定を行えます。

分解能 0.0007 µm
Z 方向測定レンジ+160 µm ～ -210 µm

Czech

HANDYSURF+
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて３タイプから選択可能
35（標準タイプ）
水平面だけでなく、傾斜面、垂直面、天井面など、あらゆる姿勢で測定可能な標準タイプ。
40（リトラクトタイプ）
測定の待機時や終了時にピックアップが上昇し、触針やピックアップへのダメージを軽減する
リトラクトタイプ。自動化装置への組み込み検出器としても利用可能。
45（横トレースタイプ）
ピックアップが横方向に動く横トレースタイプ。
クランクシャフトのピンやジャーナルなど、従来測定が難しかった狭所の測定が可能。

ハンディ駆動部は、増幅指示部に格納した状態 * だけでなく、付属の延長ケーブルと接続し増幅指示部から離して使用できます。
*HANDYSURF+ 45 は格納不可

優れた操作性

2.4 インチカラー LCD により、視認性が格段に向上。また、6 つのボタンと新開発の UI により、シンプルで直感的な操作を実現しています。

メイン画面

メニュー画面測定条件設定画面

グラフ表示対応により、現場でも測定結果を波形とパラメータの両方で確認できます。波形の種類は画面上部のアイコンで簡単に切り替えでき、パラメータについても、見やすい拡大表示機能や、上限値・下限値設定による OK/NG の自動判定機能を備えています。さらに、HANDYSURF+ は負荷曲線や振幅分布曲線、ピークカウントやモチーフ解析などに対応しており、ポータブルタイプながら様々な解析を行うことができます。

表面粗さ（Ra）の測定例

JIS をはじめ様々な算出規格に対応

負荷曲線解析例

パラメータ値の拡大表示例

測定結果の合否判定例

振幅分布曲線解析例

うねりモチーフ解析例（CNOMO 規格選択時）（1 ページに表示するパラメータ数は1,2,4 個から選択可能）

モバイル型表面粗さ測定機

充実の解析機能

表面粗さ・輪郭形状測定機

モバイル型表面粗さ測定機

使いやすさをとことん追求した、 充実の標準付属品● HANDYSURF + 専用キャリングケース

HANDYSURF+ には、持ち運びや保管に便利な専用キャリングケースが付属します。
増幅指示部や駆動部、ピックアップ、各種ケーブル類や校正台など、標準付属品をまとめて収納することができます。

1①HANDYSURF+ 専用キャリングケース

32②校正台③CD-ROM（ユーザーズガイド・検査成績書作成プログラム等）④増幅指示部⑤駆動部

104⑥ピックアップ

5⑦ AC アダプタ

78⑧駆動部延長ケーブル⑨ USB ケーブル（1 m）

●コンセントでの充電（AC アダプタ組み合わせ）・パソコンでの充電が可能

116

9●パソコンへの測定データ送付が可能⑩標準片⑪クイックリファレンス
使用上の注意等●検査成績書作成プログラム SupportWare Ⅱ
付属の USB ケーブルやオプションの USB メモリを使用して、増幅指示部に表示中の測定結果や、増幅指示部内メモリ・USB メモリに保存した測定結果から検査成績書を作成することができます。また、USB ケーブルでパソコンと接続した状態では、増幅指示部内メモリに保存した測定結果を、テキストファイルとしてパソコンに取り込むことも可能です。

SupportWareII 画面例●ユーザーズガイド / クイックリファレンス●校正台
表面粗さの基準となる標準片と、選択した駆動部を標準付属の校正台にセット。従来のように駆動部の高さや傾きを微調整することなく、簡単に校正することができます。

一般的な家電製品のように、分かりやすいユーザーズガイドを付属の CD-ROM内にご用意。さらに、基本的な操作方法をまとめた簡易手順書（クイックリファレンス）もシートおよび CD-ROM 内のデータとして同梱しており、お客様がご自身で手順書を作成する手間を省くことができます。

HANDYSURF+ 35/40 の場合（左）HANDYSURF+ 45 の場合（右）ユーザーズガイド（左）とクイックリファレンス（右）HANDYSURF+

様々なシチュエーションに対応する、 豊富なオプション●各種ピックアップ使用例（オプション）

細穴用ピックアップ
極細穴用ピックアップ
深溝用ピックアップ
E-DT-SM11B / SM50B E-DT-SM12A / SM51B E-DT-SM13A / SM52B●マグネットスタンド使用例（オプション）
マグネットスタンド E-ST-MAC
ポストマウント E-CS-S26A
ポストマウントホルダ 0102050●各種アダプタ使用例（オプション）

長穴用延長アダプタ
DM57506

横方向測定用アダプタ
DM57507

穴測定用アダプタ
E-WJ-S86A●平面用 / 円筒用ノーズピース（オプション）

平面用 E-WJ-S88A
円筒用 E-WJ-S85A

測定面が小さすぎる平面や円筒面を、手持ちの状態で測定できます。

●ハイトゲージとの接続例（オプション）
マグネットスタンドだけでなく、お手持ちのハイトゲージ * をHANDYSURF+ 用のスタンドとして利用できます。

● USB メモリ（オプション）

測定結果・測定条件の保存や、保存したデータの HANDYSURF+ での読み込みが可能な小型の USB メモリです。HANDYSURF+ に接続することで測定結果を 1000 件、測定条件を 500 件まで保存できます。

ポストマウント
E-CS-S26A* スクライバ取付□ 9 ｘ 9mm のもの

E-MA-S104B
操作画面例●小型プリンタ（オプション）
USB コネクタを介し、小型プリンタから測定結果を出力することができます。その場で結果を印刷できるため、複数の測定結果を現場です
ぐに確認・比較したい場合に有効です。

小型プリンタE-RC-S31A（記録紙 2 巻付属）

●オフライン ACCTee 解析プログラム（オプション）
上位機種のサーフコムシリーズ（パソコンタイプ）に付属する解析プロ
グラム ACCTee のオフライン版をご用意。オフライン ACCTee をインストールしたパソコンに USB ケーブルや USB メモリで測定データを送ることで、より本格的な解析を行うことができます。

プリンタでの測定結果出力例
ACCTee での解析例

モバイル型表面粗さ測定機

ハイトゲージアダプタ
E-WJ-S93A

モバイル型表面粗さ測定機

表面粗さ・輪郭形状測定機

仕様
型式

HANDYSURF+

4045
先端R 5 µm
先端R 2 µm
先端R 5 µm
Z 方向-210 ～ +160 µm
測定範囲
駆動軸
X 方向 16 mm
Y 方向 4 mm
動作方式
標準タイプ
リトラクトタイプ
横トレースタイプ
駆動部
評価長さ0.2 ～ 16 mm
0.2 mm ～ 4.0 mm
測定速度0.5, 0.6, 0.75, 1.0 mm/s
0.6 mm/s
センシング方式
差動インダクタンス
測定方式
スキッド式
Z 方向分解能0.0007 µm/-210 ～ +160 µm
型式
E-DT-SM10A
E-DT-SM49B
E-DT-SM10A
E-DT-SM49B
E-DT-SM39A
ピックアップ
測定力
4 mN
0.75 mN
4 mN
0.75 mN
4 mN
先端半径
rtip = 5 µm
rtip = 2 µm
rtip = 5 µm
rtip = 2 µm
rtip = 5 µm
触針
先端角度
90° 円錐60° 円錐90° 円錐60° 円錐90° 円錐先端材質
ダイヤモンド対応規格
JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠
断面曲線
Pt, Rmax, Rz, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp
Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS,パラメータ粗さ曲線
RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp
解析項目
モチーフ
R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K
評価曲線
断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線
特性グラフ負荷曲線、振幅分布曲線
㸴㸬㸯㹆㸿㹌㹂㹗㹑㹓㹐㹄㸩 㸱㸳 እほᅗ
フィルタ種別ガウシアン、2RC（位相補償）、2RC（非位相補償）
λc
フィルタ0.08, 0.25, 0.8, 2.5 mm
カットオフ値λs無し, 2.5, 8 µm
表示部
2.4 インチカラー液晶パネル
データ出力
USB メモリ・プリンタ接続用 USB コネクタ x1、USB 通信用 micro USB コネクタ x1
オプション（外付けプリンタユニット）/ 感熱記録紙 幅：58 mm（記録幅：48 mm）
増幅指示部 プリント出力
日本語、英語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、
対応言語
ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
充電
内蔵バッテリー（AC アダプタ・パソコンの USB ポート・USB バッテリーにより充電）、充電時間：4 時間（フル充電で最大約 1000 回測定可能）
電源
電圧、周波数AC100 ～ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相（付属 AC アダプタ）諸元
消費電力
最大 10 W
外観寸法 (W x D x H) / 質量
増幅指示部：184.5 mm x 68 mm x 57.4 mm / システム全体 500 g
先端R 5 µm35

先端R 2 µm

外観図

㸴㸬௜ᅗ









㸴㸬㸰 㹆㸿㹌㹂㹗㹑㹓㹐㹄㸩 㸲㸮 እほᅗ

駆動部を増幅指示部内に格納時


延長ケーブル使用時ࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉ35 እほᅗ㸴㸬㸯 㹆㸿㹌㹂㹗㹑㹓㹐㹄  㸱㸳


㸴㸬௜ᅗ

('760$60%

㸩

㥑ື㒊

ቑᖜᣦ♧㒊

(506%

(0'6$35㥑ື㒊ࢣ࣮ࣈࣝ㸦P㸧(6&6㥑ື㒊ࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉ
('760$60%ቑᖜᣦ♧㒊$(506%
(0'6$40ࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉ㥑ື㒊ቑᖜᣦ♧㒊('760$60%

(506%

(0'6$40㸴㸬㸰 㹆㸿㹌㹂㹗㹑㹓㹐㹄㸩 㸲㸮 እほᅗ㥑ື㒊ࢣ࣮ࣈࣝ㸦P㸧

(6&6$45㸴㸬㸱 㹆㸿㹌㹂㹗㹑㹓㹐㹄㸩 㸲㸳 እほᅗ㥑ື㒊ࢣ࣮ࣈࣝ㸦P㸧ࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉ㥑ື㒊(6&6$ ቑᖜᣦ♧㒊('760$60%

(506%

(0'6$ࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉ
('760$㥑ື㒊㥑ື㒊ࢣ࣮ࣈࣝ㸦P㸧(6&6$(506$ቑᖜᣦ♧㒊(0'6$