Restorative workflow guide

Nobel Biocare

N1 system™

N1™ システム 補綴ワークフローガイド

N1補綴ワークフローガイド

デジタル・ワークフロー
スキャン

デザイン

ミリング

デスクトップ/IOS

N1 ベース
レベル

Open STL forlocal production

N1 インプラント
レベル

マルチユニット
アバットメントレベル

模型製作

最終補綴装置2

N1補綴ワークフローガイド

3

N1 補綴ポートフォリオ
単独歯複数歯フルアーチ

N1 ベースレベル
P. 6〜

スクリュー固定
ユニバーサル・シリンダー
0 〜20°角度付きスクリュー・チャネル

セメント固定エステティック・シリンダー

ノーベルプロセラ ジルコニア
アバットメントクラウン
0 〜25°角度付きスクリュー・チャネル

セメント固定エステティック・
シリンダー

スクリュー固定
ユニバーサル・シリンダー・ブリッジ
0〜20°角度付きスクリュー・チャネル

N1 インプラント
レベル
P. 24〜

スクリュー固定
ユニバーサル・アバットメント

セメント固定エステティック・
アバットメント

セメント固定エステティック・
アバットメント

マルチユニット
アバットメントレベル
P. 36〜

ユニバーサルベース
マルチユニット・
アバットメント用

ノーベルプロセラ
インプラントブリッジ チタン

ノーベルプロセラ
チタン製ノーベルプロセラ
ジルコニア
インプラント バー
インプラント ブリッジ
オーバーデンチャー
ナセラ（2〜14ユニット）

N1補綴ワークフローガイド

トルク値のシンボル（記号）文中では、締め付けトルクを明確にするため、以下のシンボル（記号）を使用しています。

20

20/15 Ncm

20 Ncm15BaseO-Mini

1520Uni

マシン用ドライバー・N1 ベース用マシン用ドライバー・オムニグリップミニ

15 Ncm
マシン用ドライバー・ユニグリップ

O-MiniHand

手締め

O-Mini20

20 Ncm

Hand

手締め

Uni

MUA

マシン用ドライバー・マルチユニット・アバットメント用
手用ドライバー・オムニグリップミニ

手用ドライバー・ユニグリップ

注：本文中では、読みやすくするために商標/登録商標の™または®を使用していません。ただし、これは弊社が、商標あるいは登録商標に関する自社の権利を放棄したことを意味するものではなく、本書のいかなる記載もそのように解釈されるものではありません。

免責事項：製品の種類や在庫の有無については、ノーベルバイオケアまでお問い合わせください。

4

N1補綴ワークフローガイド

目次
N1 ベース・レベルの修復 • 6
N1 インプラント・レベルの修復 • 24
マルチユニット・アバットメント・レベルの修復 • 36
リトリーバル・インスツルメント & 補綴用キット • 56

5

N1ベース・レベル

NobelBiocare
N1™ BaseSingle-unit
and partial
restorations
N1ベース・レベル単独歯 & 複数歯6

N1ベース・レベル

NB N1 ベース Xeal • 8
装着手順 • 9
必要なドライバー & トルクレンチ • 10
ヒーリング • 11
印象採得 • 12
テンポライゼーション • 14
最終補綴修復 - 単独歯 • 16
最終補綴修復 - 複数歯 • 18
技工用コンポーネント • 20
ボーンミル & スクリュー • 227

N1ベース・レベル

Nobel Biocare
N1 ベース Xeal
20
BaseNB N1 ベース Xeal TCC
1.75 mm2.5 mm

3.5 mmNP

300982300983300984

RP

300985300986300987（アバットメントスクリュー付）

医療機器承認番号：30400BZX00043000

8N1ベース・レベル

N1ベース装着手順
下記のイラストは、ノーベルバイオケア N1 ベースの装着手順を示しています。

1 ：N1ベースの装着
適切な N1 ベースを選択し、ベースに予め装着されているハンドルを使用してインプラントに接続します。
ハンドルを用いることにより、ベース本体に触れずに装着できます。装着できたら、ハンドルを取り外します。
注意：1〜2回転させて装着した後、ハンドルを取り外す際には、横方向にねじったり、曲げるとハンドルが折れることがあります。
垂直方向に引っ張って外してください。

2 ： 締め付け
N1ベース・アバットメントスクリューを締め付けます。
マシンドライバー・N1 ベースと補綴用トルクレンチN1を使用して、N1 ベース・アバットメントスクリューを20Ncmで締め付けます。

N1ベース・ドライバー 締め付けトルク：20 Ncm

20Base

注意：N1ベース・アバットメントスクリューの締め付けトルクは20 Ncmを超えないようにしてください。締め付け過ぎると、スクリューが破損する恐れがあります。N1ベース・ドライバーは約30 Ncmで破折するように設定されています。

上顎中切歯の抜歯窩に埋入したインプラントにノーベルバイオケア N1 ベースを装着し即時修復した動画をご覧いただけます。

9

N1ベース・レベル

必要なドライバー &トルクレンチ

マシン用ドライバー
NB N1 ベース

マシン用ドライバー
オムニグリップミニ

28 mm

300903

20 mm

36 mm

300904300852

補綴用トルクレンチ NB N1

28 mm

30085315-20 Ncm

36 mm

300854

トルクレンチ・アダプターが含まれます。

301082アダプターの単品販売はございません。

手用ドライバーNB N1ベース

手用ドライバー
オムニグリップミニ

28 mm

30113520 mm

30085536 mm

30113636 mm

300856

医療機器届出番号：13B1X10405400053, 13B1X10405400065, 13B1X10405400068

10N1ベース・レベル

ヒーリング
1回法
早期/遅延負荷

Hand
O-Mini

ヒーリング・シリンダー
NB N1 ベース
2 mm

アナトミック 3 mm

4 mm

NP301672

301674301673

RP301675

301677301676

ヒーリング・シリンダー NB N1 ベース

医療機器認証番号：304ADBZX00002000

11

N1ベース・レベル

印象採得
従来法

印象用コーピング・クローズトレー

デジタル

印象用コーピング・オープントレー

ポジションロケーター

IOS キャップ

12

N1ベース・レベル

Hand

Hand

O-Mini

O-Mini

O-Mini

印象用コーピング・クローズトレー
NB N1 ベース

ポジションロケーター
NB N1 ベース

IOS キャップNB N1 ベース

NP

301018NP301039

NP300991

RP301019

RP301040

RP300992

Hand

口腔内スキャンおよびデスクトップスキャンのいずれにもご使用いただけます。

（補綴用スクリュー付）
口腔内スキャンにご使用いただけます。

Hand
O-Mini

印象用コーピング・オープントレー
NB N1 ベース
NP301015

RP301016

医療機器届出番号：13B1X10405400067

13

N1ベース・レベル

テンポライゼーション
1回法 即時負荷
単独歯複数歯テンポラリー・シリンダー

テンポラリー・シリンダー・ブリッジ

14

N1ベース・レベル

20

20

O-Mini

O-Mini

テンポラリー・シリンダー
NB N1 ベース

テンポラリー・シリンダー・ブリッジ
NB N1 ベース

NP300994

NP300996

RP300995

RP300997（補綴用スクリュー付）（補綴用スクリュー付）

医療機器認証番号：304ADBZX00002000

15

N1ベース・レベル

最終補綴修復 - 単独歯ラボ製作

ノーベルプロセラ

< 20°

< 25°

スクリュー固定
ユニバーサル・シリンダー（0〜20°
角度付きスクリュー・チャネル）

セメント固定エステティック・シリンダー

ノーベルプロセラ ジルコニア アバットメントクラウン（0〜25°
角度付きスクリュー・チャネル）

16N1ベース・レベル

20

20

20

O-Mini

O-Mini

O-Mini

ユニバーサル・シリンダー
NB N1 ベース

エステティック・シリンダー
NB N1 ベース

ノーベルプロセラ ジルコニア
アバットメントクラウン

NP301006

NP301000

RP301007

RP301002

デザイン・オプション：

アバットメント、カットバック、フルカントゥア

特色：

角度付きスクリュー・チャネル（0 - 25°）

（補綴用スクリュー付）

ソフトウェア（補綴用スクリュー付）

ナセラ
ジルコニア
10シェード

OM2

A1

B1

C1A2

B2

C2

D2

A3
A3.5

（補綴用スクリュー付）

ソフトウェア

医療機器認証番号：304ADBZX00002000

17N1ベース・レベル

最終補綴修復 - 複数歯
ラボ製作
< 20°

スクリュー固定
ユニバーサル・シリンダー
角度付きスクリュー・チャネル
0〜20°

セメント固定エステティック・シリンダー18

N1ベース・レベル

20

20

O-Mini

O-Mini

ユニバーサル・シリンダー・ブリッジ

エステティック・シリンダー
NB N1 ベース

NP301009

NP301000

RP

301010RP

301002

NB N1 ベース

（補綴用スクリュー付）（補綴用スクリュー付）

ソフトウェア

医療機器認証番号：304ADBZX00002000

19

N1ベース・レベル

技工用コンポーネント

Hand

Hand

O-Mini

O-Mini

ベースレプリカ
NB N1 ベース

IOS ベースレプリカ
NB N1 ベース

ポジションロケーター
NB N1 ベースNP

301021

NP

301024NP

301039RP

301022

RP

301025

RP301040口腔内スキャンおよびデスクトップスキャ
ン のいずれにもご使用いただけます。

インサーションツール
IOS インプラントレプリカ

NB N1*
NP/RP

300966* インサーションツール IOS インプラントレプリカ NB N1は、IOS
ベースレプリカとIOS インプラントレプリカの両方に使用できます。

医療機器届出番号：13B1X10405400067

20

N1ベース・レベル

Hand

Hand

O-Mini

O-Mini

技工用スクリューNB N1 ベース

技工用スクリュー
ノーベルプロセラ ジルコニア
アバットメントクラウン
NB N1 ベース用

NP301033

RP301034

NP301035

RP

301036

医療機器届出番号：13B1X10405400067

21

N1ベース・レベル

ボーンミル & スクリュー

20

Hand

Base

O-Miniボーンミル

ボーンミルガイド

NB N1 TCC

アバットメントスクリュー
NB N1 ベース

NB N1 TCC

Ø 4.0300909

Ø 5.2

NP Ø 4.0300911300910NP Ø 5.2
RP Ø 5.2

NP301037300915

RP301038300916

NB N1ベースに同梱されるスクリューです。
単品でのご購入も可能です。

医療機器承認番号：30400BZX00043000
医療機器届出番号：13B1X10405400066

22

N1ベース・レベル

20

20

O-Mini

O-Mini

補綴用スクリュー
ノーベルプロセラ ジルコニア
アバットメントクラウン
NB N1 ベース用

補綴用スクリューNB N1 ベース
NP301029

RP301030

NB N1 ベース支台のシリンダーおよびIOSキャップに同梱される補綴用スクリューです。単品でのご購入も可能です。

NP301031

RP301032

ノーベルプロセラ ジルコニア アバットメントクラウン

NB N1 ベース用に同梱される補綴用スクリューです。

補綴用スクリュー

N1ベース

単品でのご購入も可能です。

アバットメントスクリュー

医療機器認証番号：304ADBZX00002000

23

N1インプラント・レベル

Implant level
Single-unitand partial
restorations
N1 インプラント・レベル
単独歯 & 複数歯24

N1インプラント・レベル

必要なドライバー & トルクレンチ • 26
ヒーリング & テンポライゼーション • 28
印象採得 • 30
最終補綴修復 • 32
技工用コンポーネント • 34
ボーンミル & スクリュー • 35

25

N1インプラント・レベル

必要なドライバー & トルクレンチ

マシン用ドライバー
オムニグリップミニ

手用ドライバー
オムニグリップミニ

20 mm

30085220 mm

30085515-20 Ncm

28 mm

30085336 mm

300856

トルクレンチ・アダプターが含まれます。

36 mm

300854

補綴用トルクレンチ NB N1301082

アダプターの単品販売はございません。

医療機器届出番号：13B1X10405400053, 13B1X10405400068

26

N1インプラント・レベル

27

N1インプラント・レベル

ヒーリング & テンポライゼーション
２回法

１回法

1回法

遅延負荷

早期/遅延負荷

即時負荷

カバースクリュー

ヒーリング・アバットメント

テンポラリー・アバットメント

28

N1インプラント・レベル

20

Hand

Hand

O-Mini

O-Mini

O-Mini

カバースクリュー

ヒーリング・アバットメント

テンポラリー・アバットメント

NB N1 TCCNB N1 TCC

3 mm

NB N1 TCC
5 mm

7 mm

1.5 mm

3 mm

NP300879

NP Ø 4.0300925300926300927NP300934

300935

RP300880

RP Ø 4.5300928300929300930RP300936

300937（アバットメントスクリュー付）（アバットメントスクリュー付）

医療機器承認番号：30400BZX00043000

29

N1インプラント・レベル

印象採得
従来法

印象用コーピング・クローズトレー

デジタル

印象用コーピング・オープントレー

ポジションロケーター

30

N1インプラント・レベル

Hand

Hand

Hand

O-Mini

O-Mini

O-Mini

印象用コーピング・クローズトレー

印象用コーピング・オープントレー

ポジションロケーター

NB N1 TCC

9 mm

NB N1 TCC

13 mm

10 mm

NB N1 TCC

14 mm

NP Ø 4.0–300957NP Ø 4.0–300952

NP300976

RP Ø 4.5300959300958RP Ø 4.5300954

300953

RP

300977口腔内スキャンおよびデスクトップスキャンのいずれにもご使用いただけます。

医療機器届出番号：13B1X10405400067

31N1インプラント・レベル

最終補綴修復 - ラボ製作
単独歯スクリュー固定
ユニバーサル・アバットメント

複数歯セメント固定エステティック・アバットメント

セメント固定エステティック・アバットメント

32

N1インプラント・レベル

2020

O-Mini

O-Mini

ユニバーサル・アバットメント

エステティック・アバットメント

NB N1 TCCNB N1 TCC

1.5 mm

3 mm

NP300946300947

RP

300948300949（アバットメントスクリュー付）

NPRP

ソフトウェア0°15°1.75 mm

3009383009393 mm

3009403009411.75 mm

3009423009433 mm

300944300945（アバットメントスクリュー付）

医療機器承認番号：30400BZX00043000

33

N1インプラント・レベル

技工用コンポーネント

Hand

Hand

Hand

O-Mini

O-Mini

O-Mini

ポジションロケーター

インプラントレプリカ

IOS インプラントレプリカ
NB N1 TCC

技工用スクリューNP

300962

NP

300964NP

300972

NP

300976

RP

300963

RP300965

RP

300973

RP

300977

NB N1 TCCNB N1 TCCNB N1 TCC

口腔内スキャンおよびデスクトップスキャンのいずれにもご使用いただけます。

インサーションツール
IOS インプラントレプリカ

NB N1*
NP/RP

300966* インサーションツール IOS インプラントレプリカ NB N1は、IOS
ベースレプリカとIOS インプラントレプリカの両方に使用できます。

医療機器届出番号：13B1X10405400067

34N1インプラント・レベル

ボーンミル & スクリュー
20Handボーンミル

NB N1 TCC

O-Mini

O-Miniボーンミルガイド

アバットメントスクリューNB N1 TCC

NB N1 TCC

Ø 4.0300909

NP Ø 4.0300911

NP300968

Ø 5.2300910

NP Ø 5.2300915

RP300969

RP Ø 5.2300916

N1 インプラント支台のアバットメントに同梱されるアバット
メントスクリューです。単品でのご購入も可能です。

N1ベース用スクリューはP.22、ストレート・マルチユニット・アバットメント用スクリューはP.53をご覧ください。

医療機器承認番号：30400BZX00043000
医療機器届出番号：13B1X10405400066

35

マルチユニット・アバットメント・レベル

Multi-unit
Abutment
Partial andfull-archrestorations

マルチユニット・
アバットメント・レベル
複数歯 & フルアーチ36

マルチユニット・アバットメント・レベル

必要なドライバー & トルクレンチ • 38
マルチユニット・アバットメント • 40
ヒーリング • 42
テンポライゼーション • 44
印象採得 • 46
最終補綴修復 - ラボ製作 • 48最終補綴修復 - ノーベルプロセラ • 50
補綴用/技工用スクリュー • 52
アバットメント・スクリュー • 53
技工用コンポーネント • 54
アピカルドリル & ボーンミル • 55

37

マルチユニット・アバットメント・レベル

必要なドライバー & トルクレンチ

マシン用ドライバー
オムニグリップミニ

手用ドライバー
オムニグリップミニ

マシン用ドライバー
マルチユニット・アバットメント用

手用ドライバーマルチユニット・アバットメント用

20 mm

30085220 mm

300855

21 mm

25 mm

28 mm

30085336 mm

30085636 mm

300854

29158

29156

医療機器届出番号：13B1X10405400018, 13B1X10405400053

38

マルチユニット・アバットメント・レベル

マシン用ドライバー
ユニグリップ

手用ドライバー
ユニグリップ

20 mm

29151

25 mm

20 mm

29152

30 mm

29153

35 mm

29154

補綴用トルクレンチ NB N1
29148

15-20 Ncm

28 mm

29149

トルクレンチ・アダプターが含まれます。

36 mm

29150

アダプターの単品販売はございません。

301082

医療機器届出番号：13B1X10405400001, 13B1X10405400021, 13B1X10405400068

39

マルチユニット・アバットメント・レベル

マルチユニット・アバットメント

マルチユニット・アバットメント Xeal

40

マルチユニット・アバットメント・レベル

20

20

MUA

O-Mini

マルチユニット・アバットメント Xeal

17°/30°角度付マルチユニット・アバットメント Xeal
NB N1 TCCNB N1 TCC

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mmNP

301044301045301046–

RP301047301048301049301050（アバットメントスクリュー付）

角度NPRP

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm17 °301051301052–17 °

301053301054–30°–301055301056（アバットメントスクリュー付）

医療機器承認番号：30400BZX00043000

41マルチユニット・アバットメント・レベル

ヒーリング
1回法
早期/遅延負荷

ヒーリングキャップ42

マルチユニット・アバットメント・レベル

Hand
Uni

チタン製ヒーリングキャップ
マルチユニット・アバットメント用
高さ

4.1 mm 5.5 mm

Ø 5.0（2個入り）

300162300163

Ø 6.0（2個入り）

300164300165ワイド（2個入り）

300166300167

医療機器認証番号：228ADBZX00120000

43マルチユニット・アバットメント・レベル

テンポライゼーション
1回法
即時負荷

テンポラリー・シリンダー44

マルチユニット・アバットメント・レベル

15Uni

テンポラリー・シリンダー
マルチユニット・アバットメント用
テンポラリー・シリンダー

29046

テンポラリー・スナップ
シリンダー*38915* スナップ付きは、マルチユニット・アバットメント プラスまたはマルチユニット・アバットメント Xealとのみ互換性があります。

医療機器認証番号：224ADBZX00006000

45マルチユニット・アバットメント・レベル

印象採得
従来法

印象用コーピング・クローズトレー

デジタル

印象用コーピング・オープントレー

エロスメッド・IOSスキャンボディ
マルチユニット・アバットメント用46

マルチユニット・アバットメント・レベル

Hand
Uni

印象用コーピング
マルチユニット・アバットメント用

エロスメッド・IOSスキャンボディ
マルチユニット・アバットメント用

エロスメッド・ポジションロケーター
ドライバー

クローズトレー用

38924

単品

IO 2C-A

オープントレー用キット

C 1 8 512

29089

IO 2C KIT

エクストラショート（16mm）
ショート（25mm）

C13485ロング（92mm）

C13048・エロスメッド・ポジションロケーター・ドライバーで装着します。
・口腔内スキャンおよびデスクトップスキャンのいずれにもご使用いただけます。

医療機器届出番号：13B1X10405400009, 13B1X10405400052

47

マルチユニット・アバットメント・レベル

最終補綴修復 - ラボ製作

ユニバーサルベース・マルチユニット・アバットメント用48

マルチユニット・アバットメント・レベル

15
Uni

15

カラー高さO-Mini

0.9 mm

15

カラー高さ

Uni

0.3 mmユニバーサルベース
マルチユニット・アバットメント用
コニカル・デザイン

ユニバーサルベース
マルチユニット・アバットメント用
ストレート・デザイン

ゴールドシリンダー
マルチユニット・アバットメント用
１個/パック

29043

NP/RP

NP/RP

5 個/パック

29042

301238（補綴用スクリュー付）（補綴用スクリュー付）

ソフトウェア

ソフトウェア301365（補綴用スクリュー付）

医療機器認証番号：224ADBZX00006000, 225AABZX00029000

49マルチユニット・アバットメント・レベル

最終補綴修復 - ノーベルプロセラ

ノーベルプロセラ ジルコニア インプラント ブリッジ ナセラ

ノーベルプロセラ インプラント ブリッジ チタン /チタン製ノーベルプロセラ インプラント バー オーバーデンチャー

50マルチユニット・アバットメント・レベル

151515

ノーベルプロセラ ジルコニア

ノーベルプロセラ インプラント
ブリッジ チタン

ノーベルプロセラ インプラント
バー オーバーデンチャー

ユニット数

ユニット数

O-Mini

Uni

インプラント ブリッジ ナセラ
デザイン
オプション

フルカントゥア、カットバック
フレーム

特色ASC（アクセスホールの角度）まで傾斜可能を最大 25°

ユニット数

2-14 ユニット

ナセラ
ジルコニア
10シェードOM2

ソフトウェア

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3
A3.5

D2

ソフトウェアUni

2-14 ユニット

ソフトウェア2-14 ユニット51

マルチユニット・アバットメント・レベル

補綴用/技工用スクリュー
1515

オムニグリップ ミニ
補綴用/技工用スクリューマルチユニット・アバットメント用

ユニグリップ
補綴用/技工用スクリューマルチユニット・アバットメント用

NP/RP 補綴用

301203

NP/RP 補綴用

29285

NP/RP 技工用

301201

NP/RP 技工用（５個/パック）

29287

O-Mini

Uni

スクリューは製品に同梱されます。
単品でのご購入も可能です。

ノーベルプロセラ ジルコニア
インプラント ブリッジ ナセラ

ユニバーサルベース
マルチユニット・アバットメント用
ストレート・デザイン

スクリューは製品に同梱されます。
単品でのご購入も可能です。

ノーベルプロセラ
インプラント ブリッジ チタン
ノーベルプロセラ インプラント
バー オーバーデンチャーゴールドシリンダー
マルチユニット・アバットメント用

ユニバーサルベース
マルチユニット・アバットメント用
コニカル・デザイン

医療機器認証番号：224ADBZX00006000
医療機器届出番号：13B1X10405400006

52

マルチユニット・アバットメント・レベル

アバットメントスクリューストレート・マルチユニット・アバットメント用

角度付マルチユニット・アバットメント用

20

20

MUA

O-Mini

アバットメントスクリューマルチユニット・アバットメント NB N1 TCC用
1.5 mm

2.5 mm

3.5 mmNP

301057301058RP301060301061スクリューは製品に同梱されます。

アバットメントスクリュー

NB N1 TCC
4.5 mmNP

300968301059–RP

300969301062301063スクリューは製品に同梱されます。
単品でのご購入も可能です。

単品でのご購入も可能です。

医療機器承認番号：30400BZX00043000

53マルチユニット・アバットメント・レベル

技工用コンポーネント

Hand

Hand

Uni

Uniアバットメントレプリカ
マルチユニット・アバットメント用

エロスメッド・IOS
プリンティングモデルアナログ・
マルチユニット・アバットメント用ポジションロケーター
マルチユニット・アバットメント用

1個/パック38918

1個/パック

1個/パック

5個/パック38919

PMA-MUA45-1

300473Hand
Uni

エロスメッド プリンティング
モデルアナログ用ツール
インサーションピン
（2本入）

PMA-AIP-2

インサーションスクリュー（5個入）

PMA-AIS-5

プライヤー

PMA-AIT-1

プロテクションアナログ
マルチユニット・アバットメント用
5個/パック29123

医療機器届出番号：13B1X10405400006, 13B1X10405400052, 13B1X10405400061

54マルチユニット・アバットメント・レベル

アピカルドリル & ボーンミル

Hand
O-Mini

アピカルドリル
ドリルガイド・マルチユニット・
アバットメント用
アピカルドリル

38853

ドリルガイド38917

ボーンミルガイド

ボーンミル

NB N1 TCCNB N1 TCCØ 4.0300909

NP Ø 4.0

Ø 5.2300910

NP Ø 5.2300915

RP Ø 5.2300916

300911

医療機器届出番号：13B1X10405400006, 13B1X10405400066

55

リトリーバル・インスツルメント & 補綴用キット

Additionaltools

リトリーバル・インスツルメント
補綴用キット56

リトリーバル・インスツルメント & 補綴用キット

リトリーバル・インスツルメント • 58
補綴用キット • 59

57

リトリーバル・インスツルメント

リトリーバル・インスツルメント

アバットメント・リトリーバルツール

NB N1 TCC

NPRP

アバットメントスクリュー・リトリーバルツール

NB N1 TCC

ロングショート301521

301533

アバットメントスクリュー・リトリーバルツール CC 3.0/NP & TCC NP/RP

301297301534

アバットメントスクリュー・リトリーバル・リバースドリル CC 3.0/NP &301296レスキュードリル・ガイド NB N1 TCC NP

300919

レスキュードリル・ガイド NB N1 TCC RP

300920

修復用スクリュータップ NB N1 TCC NP

301 151301522

TCC NP/RP

修復用スクリュータップ NB N1 TCC RP

301152

NB N1ベーススクリュー・リトリーバルツール NP/RP

301702

医療機器届出番号：13B1X10405400051

58

補綴用キット

補綴用キット

補綴用ピュアセット NB N1

87302

キットに含まれる製品（単品でのご購入も可能です。）
製品番号

製品名

PUR0500 補綴用ピュアセット・トレー
29153

マシンドライバー ユニグリップ 30mm

300853

マシン用ドライバー オムニグリップミニ 28mm

29158

マシン用ドライバー マルチユニット・アバットメント用 21mm

300903

マシン用ドライバー NB N1 ベース 28mm

301082

補綴用トルクレンチ NB N129161

ハンドル マシンインスツルメント用

301076

補綴用ピュアセット NB N1 ウォールチャート

イメージ画像です。キットに含まれる製品は、右表にてご確認ください。

医療機器届出番号：13B1X10405400018, 13B1X10405400021, 13B1X10405400053,

13B1X10405400065, 13B1X10405400068

59オンラインでご注文

お電話またはファックスにてご注文

製品保証プログラム

ノーベルバイオケアのオンラインストア
からインプラントおよび関連製品を幅広いラインアップより24 時間いつでもご注文いただけます。
（発送手続きは営業時間内）

カスタマーサービスにお電話をいただくか、またはファックスにてご注文いただけます。

ノーベルバイオケアでは、製品の保証プログラムを適用しております。
詳細に付きましては、弊社までお問い合わせください。

TEL
FAX

0120-147-118
0120-726-118

store.nobelbiocare.com/jp

MK510 JP 2405 © Nobel Biocare Services AG, 2024. All rights reserved. ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および文書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。
このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺通りではありません。

製造販売元：エンビスタジャパン株式会社
販

売 元 ：ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー13F

TEL 03-6408-4182
GMT 91193