P30シリーズ
ポータブル水質計

P30series
ｐH専用機をはじめ、

pH

溶存酸素・ｐＨの2ｃｈ機もラインアップのION8機種です。

最大約1/30の
省電力設計（当社従来比）（当社従来比）

フィ
ール
ド測定に
に
フィール
ルド測
測定に
安心な
安心

防水構造
防水構
（
IP67
7
1 、
30
分浸漬可
（IP67
（
IP67
7:1m、
7:1m
:1m
、
30
30分浸漬可
30
0分浸漬可
可）
）

ORP

DO
EC

省電力・防水設計でフィールド測定に最適。
■ 充電式ニッケル水素電池使用可能
電池の廃棄量を大幅に削減することができます。
（市販の単3形充電式ニッケル水素電池をご用意ください。
）■

さらに見やすくなりました
2ch機は2項目同時表示

カスタムLCD表示器が約1.2倍（当社従来比）の大きさとな
り一層見やすくなりました。
また、2ch機は、2項目同時表示となっており、2項目のリア
ルタイムな観察が容易となっております。

■

1000データのメモリー機能搭載*
一定時間毎の自動メモリーも可能。

短時間（半日程度）の簡易モニタリングなどに有効です。

■

優れた拡張性（HM-30P、RM-30P除く）
パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能

卓上型並の拡張性でデータ管理などが容易に行えます。

＊ショートインターバルメモリー機能：1秒〜99分59秒 または
ロングインターバルメモリー機能 ：2分〜99時間59分（ロングインターバルメモリー機能では、
1分間の測定後、次の測定まで電源はOFF（スリープ状態）になります。）

測定データをパソコンに取り込むために専用のデータ集録■ 本体二年間保証■ 充実のバリデーション支援機能（各種センサ、部品類は対象外です。）

前モデルのコンセプトをそのままに、メモリー内蔵センサのソフトをご用意しております。

採用や、校正履歴や校正周期警告機能など測定管理に必要な機能をご用意しております。

1

ラインアップ
pH

詳細内容は仕様・機能表をご参照ください。
※標準添付電極以外をお求めの場合は、「 本体のみ」と各種電極を別途手配ください。

溶存酸素

温度

温度

ポータブル pH計

ポータブル 溶存酸素計

HM-30P

DO-31P

pH測定専用の普及型。

フィールドのDO測定やBOD測定用に。

セット価格 : 70,000円

セット価格 : 150,000円(pH複合電極GST-2739C添付)

本体価格（浸漬型DO電極「 キャル・メモ」
OE-270AA添付）: 50,000円

本体価格: 90,000円

注）BOD測定用は、「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AA」をご指定ください。
BOD測定には、ふらん瓶の他にインキュベータ等の付帯設備が必要です。
ふらん瓶はJIS規格の中形TS19/22（大径18.8mm、小径16.6mm、ふらん瓶用
長さ22mm）をご使用ください。
DO電極

pH

ORP

温度
ch1

ポータブル pH計

電気伝導率

ch2

HM-31P

pH

電気抵抗率
ORP

pHまたはORP測定可能な高機能型。

ポータブル 電気伝導率・pH計

セット価格 : 90,000円※

電気伝導率、pH同時表示の2ch高機能型。

温度

温度

WM-32EP(pH複合電極「 キャル・メモ」
GST-2729C添付)

本体価格

塩分

セット価格 : 130,000円※: 70,000円（pH複合電極「 キャル・メモ」
GST-2729C・電気伝導率セル「キャル・メモ」CT-27112B添付）

ORP電極は別売。

本体価格: 85,000円

ORP電極は別売。

ORP

温度
ch1

pH

ORP

イオン

温度

RM-30P

ch2

pH

ORP

イオン

温度

ORP測定専用の普及型。

ポータブル イオン・pH計

ポータブル ORP計

IM-32P
セット価格 : 65,000円

イオン測定可能な2ch高機能型。

（ORP複合電極PST-2739C添付）

本体価格: 45,000円

セット価格 : 130,000円（pH複合電極「 キャル・メモ」
GST-2729C添付）

本体価格
電気伝導率

電気抵抗率

塩分

温度

: 108,000円

ORP電極、イオン電極、イオン標準
液類は別売。

ポータブル 電気伝導率計

CM-31Pch1

一般（環境）測定から
純水測定まで対応。

ch2

溶存酸素
pH

温度
ORP

ポータブル 溶存酸素・pH計

CM-31P（一般用）
CM-31P-W（純水用）

DM-32P

用途によりご指定ください。

溶存酸素、
pH同時表示の2ch高機能型。

※

セット価格(一般用) : 98,000円（電気伝導率セル「 キャル・メモ」CT-27112B添付）

セット価格 : 185,000円

セット価格(純水用) : 158,000円（pH複合電極「 キャル・メモ」
GST-2729C・浸漬型DO電極「キャル・メモ」OE-270AA添付）（純水用電気伝導率セル「 キャル・メモ」CT-27111D、専用フローセルCEF-22A（PP製）添付）

本体価格

温度: 68,000円

純水用
電気伝導率セル

セット価格 ：本体と電極の一式セット価格です。
※は本体のみと標準電極のみのご購入価格合計と異なります。

本体価格: 103,000円

注）BOD測定用は、「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AA」をご指定ください。
BOD測定には、ふらん瓶の他にインキュベータ等の付帯設備が必要です。
ふらん瓶はJIS規格の中形TS19/22（大径18.8mm、小径16.6mm、長さ22mm）をご使用ください。

2

用途に応じた高信頼性の各種センサ類をラインアップ。
キャル・メモ センサ■防水対応センサはフィールドでも安心測定。
■バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサ「キャル・メモ」。
校正データ、セル定数をメモリー可能。
一歩進んだ測定管理の実現。セル定数やイオン種の設定ミスの心配もありません。

センサ自身に型式、製造番号、校正データをメモリー。

■当社独自の内部液濃度チェック用のフロート内蔵で内部液の交換目安を一目で判断可能（pH/ORP）。

【pH/ORP】
電極
pH複合電極 キャル・メモ
GST-2729C

用途

測定範囲

一般/浸漬用

pH0〜140〜100℃

防水対応

pH複合電極GST-2739C

一般/浸漬用

pH0〜140〜100℃

pH複合電極 キャル・メモ
ELP-031

含有機溶媒用

pH0〜140〜100℃

pH複合電極 キャル・メモ
ELP-040

耐ふっ酸
溶液用※1

pH2〜12
0〜50℃

ORP複合電極 キャル・メモ
PST-2729C
防水対応

一般/浸漬用0〜±
2000mV
0〜100℃

ORP複合電極
PST-2739C

一般/浸漬用0〜±
2000mV
0〜100℃

防水対応

防水対応

リード長
価格
備考
品名
1m（標準） ¥22,000 HM-31P/WM-32EP/
pH4.01標準液 500mL3m¥25,000 IM-32P/DM-32P
pH6.86標準液 500mL5m¥27,000 標準添付電極（リード長：1m） pH9.18標準液 500mL11m¥32,000 計量法型式承認機種
比較電極内部液 RE-4
50mL×31m（標準） ¥20,000
HM-30P標準添付電極
ORPチェック液
3m¥23,000（リード長：1m）（pH4.01標準液 500mL5m¥25,000
計量法型式承認機種+キンヒドロン粉末 5袋）
11m¥30,000
ORP電極用研磨剤 10mL
1m（標準） ¥40,000 計量法型式承認機種

コード番号
143F191
143F192
143F193価格¥1,300¥1,300¥1,300

0BG00011¥3,000143F196¥2,000

AO-001¥2,000ガラス電極チップ交換式
1m（標準） ¥50,000 ガラス電極チップ（5082L）
価格：￥15,0001m（標準） ¥22,0005m¥27,000
11m¥32,0001m（標準） ¥20,000
RM-30P標準添付電極
5m¥25,000（リード長：1m）
11m¥30,000※1 ガラス電極はふっ酸溶液で侵されますが、チップ交換式のためランニングコストの低減が図れます。
1%ふっ酸溶液の測定（25℃、測定時間1分）
で約1000回の測定が可能です。

【電気伝導率】
セル

用途

電気伝導率セル キャル・メモ
CT-27112B
防水対応
電気伝導率セル キャル・メモ
CT-27111D
電気伝導率セル キャル・メモ
CT-57101B
電気伝導率セル キャル・メモ
CT-57101A
電気伝導率セル キャル・メモ
CT-57101C

一般
/浸漬用

測定範囲
（セル定数）
0.1mS/m〜
10S/m（250m -1）
0〜80℃

リード長

価格

備考

1m（標準） ¥35,000
CM-31P/WM-32EP
5m¥40,000
標準添付セル（リード長：1m）
11m¥45,000
CM-31P-W標準添付セル
1m（標準） ¥70,000 （フローセルが別途必要です※2 ）注）WM-32EP接続不可

5μS/m〜
純水測定用
20mS/m（1m -1）
/流通型
0〜80℃
100μS/m〜
一般
10S/m（100m -1）
1m（標準） ¥52,000/卓上用
0〜100℃
1mS/m〜
高電気伝導率100S/m（1000m -1） 1m（標準） ¥52,000/卓上用
0〜100℃
5μS/m〜注 ）純 水 領 域 の 測 定の 場 合 は
低電気伝導率
1S/m（10m -1）
1m（標準） ¥65,000
CT-27111Dをご使用くだ/卓上用
0〜100℃
さい。

品名
電気伝導率セルチェック用C液
100mL（4本）
電気伝導率セルチェック用B液
250mL（2本）
フローセル（PP製）
接続口径：外径8mm×内径4mm
フローセル（SUS製）
接続口径：外径8mm×内径6mm※2 CM-31P-W 一式ご発注の場合はフローセルが標準添付されております。

【溶存酸素】
電極

用途

溶存酸素電極 キャル・メモ
OE-270AA
防水対応
溶存酸素電極 キャル・メモ
OE-570BA

防水対応

溶存酸素電極 キャル・メモ
OE-470AA
溶存酸素電極 キャル・メモ
OE-470BA

測定範囲
リード長
価格
備考
標準隔膜使用時： 3m（標準） ¥60,000
DO-31P/DM-32P
一般/浸漬用 0〜20mg/L
5m¥65,000
標準添付電極（リード長：3m）
高濃 度隔膜使 用時： 11m¥70,000
0〜50mg/L
3m（標準） ¥115,000
0〜50℃
5m¥120,000 無流速測定対応
一般/浸漬用 （高濃度隔膜セットは
別売です）
11m
¥125,000
撹拌機能付きふらん瓶用
1m（標準） ¥110,000（BOD測定時推奨）
0〜20mg/L
ふらん瓶用
1m（標準） ¥115,000 無流速測定対応

品名DOモジュール
隔膜セット OE-270AA用（3個）
隔膜セット OE-270AA高濃度DO用（3個）
隔膜セット OE-570BA用（3個）
隔膜セット OE-570BA高濃度DO用（3個）
隔膜セット OE-470AA用隔膜セット（3個）
隔膜カートリッジ OE-470AA用（5個）
隔膜セット OE-470BA用（3個）
電解液 R-9 50mL（3本）
亜硫酸ナトリウム 50g

3

コードOEC-002
0CC00001
0CC00002
0CC00023
0CC00024
0CC00003
OCT-2502
0CC00022
0BG00007
143A030価格¥20,000¥4,200¥6,000¥6,500¥6,500¥6,500¥6,000¥6,500¥3,000¥1,000

備考
OE-270AA専用 極、隔膜、電解液一体構造のワンタッチ取付型
OE-270AA標準仕様測定用
OE-270AA高濃度仕様測定用
OE-570BA標準仕様測定用
OE-570BA高濃度仕様測定用
OE-470AA測定用
OE-470AA測定用
OE-470BA測定用
OE-270AA/570BA/470AA/470BA共通
ゼロ液調整用

コード番号

価格

0BI00001¥6,0000BI00002¥6,000

CEF-22A¥20,000

CEF-23A¥40,000

【イオン】
イオン感応部はチップ交換式（隔膜電極除く）。
リード長は1m（標準）。
注1）イオン電極は防水機能、温度測定機能は対応していません。また、測定可能な溶液温度範囲は0〜50℃です。
注2）イオン測定はサンプリング後のビーカなどによるバッチ測定方法が基本です。
注3）イオン測定には電極の他に別途、標準液、イオン強度調整剤、比較電極外筒液が必要です。
注4）イオン測定は共存するイオンなどのサンプル性状により測定が困難な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
イオン交換チップ
イオン
測定範囲
共存イオンの影響※/備考
交換チップ
価格（最適pH範囲）
0.019〜19,000mg/L F−
OH−=101
ふっ化物イオン複合電極
F-200¥120,000￥50,000（pH 5〜6）
HPO42−、
HCO3−=103（pH 7〜8） Cl−、
Br−、
I−、
NO3−、
SO42−、S2O32−=105
F-2021（固体膜）
塩化物イオン複合電極
CL-200B
1〜35,000mg/L
Cl− S2−=共存不可¥90,000¥25,000
CL-2021（固体膜）
CN−、（pH 5〜6）
I−=10−5 Br−、
S2O32−=10−2 NO3−、
SO42−、
CO32−、
PO43−、F−=103
シアン化物イオン複合電極
0.003〜26mg/L
CN− S2−=共存不可 I−=10−1 S2O32−=101
CN-200B¥90,000¥25,000
CN-2021（固体膜）（pH 12〜13）
Br−=103 NO3−、
SO42−、
PO43−=104 CO32−、
Cl−、
F−=105ナトリウムイオン複合電極
2.3〜23,000mg/L
Na+
NA-100B
+
2+
2+
2+
+
+
3
Mg 、
Ca 、
Zn 、
NH4 、
K 、Li =10
¥90,000¥30,000
NA-2011（ガラス膜）（pH 10〜11）
カリウムイオン複合電極
K-300B
0.39〜3,900mg/L
K+¥90,000¥25,000
H+=102 NH4+=3×102 Na+=2×103 Li+=104
K-2031（液膜）（pH 5〜6）2+カルシウムイオン複合電極
0.4〜40,000mg/L
Ca
Pb2+、
Zn2+=101 Mn2+=102
CA-300¥90,000¥30,000
CA-2031（液膜）（pH 5〜6）
Cu2+、
Mg2+、
Cd2+、
Ba2+、
Fe2+=103 Ni2+=104
硝酸イオン複合電極
N-300
0.62〜62,000mg/L NO3− I−=10−3 Br−、
NO2−=100 Cl−=101¥90,000¥25,000
N-2031（液膜）（pH 5〜6）
CH3COO−、
SO42−、
CO32−、
F−=102
アンモニア複合電極（隔膜電極）
0.09〜1,800mg/L
NH4+¥110,000─
─
揮発性アミン類
AE-2041（pH 12以上）
溶存ガス
溶存ガス:揮発性弱酸 気中ガス:酸性ガス
炭酸ガス電極（隔膜電極）¥110,000──
1.49〜1,490mg/L
注）校正用セル（CGC-202L）と校正用アダプタ（6791140K）が別途必要です。
CE-2041
臭化物イオン複合電極
BR-2000.8〜80,000mg/L
Br− S2−=共存不可¥90,000¥25,000
BR-2021（固体膜）
CN−、I−=10−4 S2O32−、SCN−=100 Cl−=102 NO3−、SO42−、CO32−、F−=104（pH 5〜6）
よう化物イオン複合電極
I-200
0.01〜127,000mg/L I −S2−、還元性物質=共存不可
CN=100¥90,000¥25,000
I-2021（固体膜）（pH 5〜6）
S2O32−=101 SCN−=103 Br−=104 NO3−、
CO32−、
PO43−、Cl−、F−=105
カドミウムイオン複合電極
0.01〜1,120mg/L
Cd2+ Hg2+、Ag+、
Cu2+=共存不可
CD-200¥90,000¥25,000
Pb2+、
CD-2021（固体膜）（pH 5〜6）
Fe3+=100 Cr3+=102 Na+、K+、
Mg2+、Ca2+、
Zn2+、
Al3+=105
銅イオン複合電極
CU-2000.06〜630mg/L
Cu2+ Ag+、
Hg2+=共存不可¥90,000¥25,000
CU-2021（固体膜）
Fe3+=10−1 Al3+=101 Cr3+=102 Ni2+=103 Na+、（pH 5〜6）
Mg2+、Ca2+=104
銀イオン複合電極
AG-2000.1〜108,000mg/L Ag+ Hg2+=共存不可 Mg2+=103¥90,000¥25,000
AG-2021（固体膜）（pH 5〜6）
Ca2+、
Cu2+、
Pb2+、
Cd2+、
Zn2+=104 Na+、
K+=106
硫化物イオン複合電極
S-200
0.3〜32,000mg/L
S2−¥90,000¥25,000
─
S-2021（固体膜）（pH 13以上）
電極

価格※共存イオンの影響（0.1mol/Lイオン濃度における選択係数）
溶液中に共存するイオンが測定対象イオンに誤差を与える影響を表します。
選択係数が10xは、共存イオンが測定対象イオンの10x含まれたときに測定対象イオンと同一の指示値誤差を与えることを意味します。
共存イオンが測定値に影響を与えるような濃度の場合は、前処理により妨害を受けないようにする必要があります。
品名
コード番号
イオンセンサ用交換液絡部（10個）
0LF00001
F標準液 F-1000
500mL
143F391
F標準緩衝液 F-10500mL
143F393
F標準緩衝液 F-100500mL
143F392
Cl標準液 CL-1000
500mL
143A281
CN標準液 毒500mL
CN-100Na標準液 NA-1000
500mL
143E031
K標準液 K-1000
500mL
143B482
Ca標準液 CA-1000
500mL
143B481
NO 3標準液 NO3-1000
500mL
143C486
NO 3-N標準液 NO3-N
500mL
143C487
NH 4 標準液 NH4-1000
500mL
143A041
NH 4 -N標準液 NH4-N
500mL
143A042
炭酸ガス電極校正用粉末 CGS-111 1L用（10袋） 143D044
Br標準液 BR-1000
500mL
143C483
I標準液 I-1000
500mL
143H091
Cd標準液 CD-100
500mL
143B500
Cu標準液 CU-100
500mL
143D043
イオン強度調整剤 TISAB-01 500mL
143A279
イオン強度調整剤 TISAB-11
500mL
143A280
イオン強度調整剤 ISA-CL
500mL
143A334
イオン強度調整剤 ISA-CN
500mL
143A335
イオン強度調整剤 ISA-NA
500mL
143A338
イオン強度調整剤 ISA-K
500mL
143A337
イオン強度調整剤 ISA-CA
500mL
143A333
イオン強度調整剤 ISA-NO
500mL
143A340
イオン強度調整剤 ISA-NH
500mL
143A339
イオン強度調整剤 ISA-CO
500mL
143D045
イオン強度調整剤 ISA-CU
500mL
143A336
イオン強度調整剤 ISA-S 100L用 粉末（10袋） 143A332
比較電極内部液 RE-1 100mL
143F230
比較電極外筒液 RE-2 100mL
143F238
比較電極外筒液 RE-3 100mL
143F239
アンモニア電極内部液 RE-NH4 50mL（3本）
0BG00005
炭酸ガス電極内部液 RE-11
500mL
143D042
アンモニア電極用交換膜（10枚）
AE-FILM
炭酸ガス電極用隔膜カートリッジ（4個）
CTC-211
炭酸ガス電極用校正セル
CGC-202L
校正用アダプタ
6791140K

価格¥4,000¥3,500¥6,000¥6,000¥3,500¥9,000¥3,500¥4,000¥4,000¥3,500¥3,500¥3,500¥3,500¥5,000¥4,000¥4,000¥4,000￥4,000¥6,000¥6,000¥6,000¥6,000¥6,000¥6,000¥6,000¥6,000¥6,000¥6,000¥6,000¥6,000¥1,000¥2,500¥2,500¥3,500¥3,000¥15,000¥18,000¥7,000¥4,000

備考
AE/CE-2041を除く各種イオン複合電極用
F-2021用 F:1000mg/L
F-2021用 F:10mg/L ※特殊用途用
F-2021用 F:100mg/L ※特殊用途用
CL-2021用 Cl:1000mg/L
CN-2021用 CN:100mg/L
NA-2011用 Na:1000mg/L
K-2031用 K:1000mg/L
CA-2031用 Ca:1000mg/L
N-2031用 NO 3:1000mg/L
N-2031用 NO 3-N:1000mg/L
AE-2041用 NH 4:1000mg/L
AE-2041用 NH 4 -N:1000mg/L
CE-2041用
BR-2021用 Br:1000mg/L
I-2021用 I:1000mg/L
CD-2021用 Cd:100mg/L
CU-2021用 Cu:100mg/L
F-2021用 一般試料用
F-2021用 金属イオン（鉄、アルミ等）が共存する試料用
AG/CL/BR/I-2021用
CN-2021用
NA-2011用
K-2031用
CA-2031用
N-2031用
AE-2041用
CE-2041用
CU/CD-2021用
S-2021用
AE/CE-2041を除く各種イオン複合電極用内部液 CA-2031、I/S/F-2021用比較外筒液
NA-2011、CL/BR/CN/CD/CU/AG/F-2021用比較外筒液
K/N-2031用比較外筒液
AE-2041用
CE-2041用
AE-2041用
CE-2041用
CE-2041用
CE-2041用注）銀イオン、硫化物イオン標準液は変化しやすいため販売しておりません。電極に添付された取扱説明書により別途調製ください。 毒 ：毒物につき取扱いにはご注意ください。

4ポータブル水質計 P30シリーズ仕様/機能表
製品名

ポータブル
pH計

ポータブル
ORP計

ポータブル
pH計

型名

HM-30P

RM-30P

HM-31P

ポータブル
電気伝導率計

ポータブル
溶存酸素計

ポータブル
電気伝導率・
pH計

ポータブル
イオン・pH計

ポータブル
溶存酸素・
pH計

DO-31P

WM-32EP

IM-32P

DM-32P（一般用）

CM-31P（純水用）

CM-31P-W
JIS型式
（pH）

JIS型式 I

─

JIS型式 I

交流2電極法

隔膜式
ガルバニ電池法

─

─

測定方法

ガラス電極法

白金電極法

pH :ガラス電極法
ORP :白金電極法

計量法型式承認（pH）

第SS101号

─第SS101号

表示器
接続
センサ

ch1

表示範囲

─

カスタムLCD
pH

ORP

ch2

測定範囲

─

pH、
ORP

pH :
-2.00〜16.00
温度 :-5〜110.0℃

電気伝導率

溶存酸素

電気伝導率/抵抗率
単位切換

繰返し性
（計器本体）

5

第SS101号

電気伝導率

pH、
ORP、イオン

溶存酸素

pH、
ORP

pH、ORP、イオン

pH、ORP【標準セル使用時】
電気伝導率 :
pH : 0.00〜14.00
0.1mS/m〜10S/m 【標準隔膜使用時】
ORP : 0〜±2000mV
電気抵抗率 :
溶存酸素 :
温度 : 0〜100.0℃
0.1Ω・m〜10kΩ・m
0〜20.00mg/L
塩分(電気伝導率から 飽和率 :【標準セル使用時】のNaCl換算値) :0〜200%
電気伝導率 :
0〜4.00%温度 :0.1mS/m〜10S/m
温度 : 0〜80.0℃
0〜50.0℃
電気抵抗率 :

pH :0.00〜14.00
ORP :0〜±2000mV
温度 :0〜100.0℃

pH :0.00 〜 14.00【標準隔膜使用時】
ORP :
pH :
0 〜 ±2000mV 溶存酸素 :0.00〜14.00
0〜20.00mg/L
ORP :
温度 :
0〜±2000mV ORP :飽和率 :0 〜 100.0℃
0.1Ω・m〜10kΩ・m
0〜±2000mV 【純水用セル使用時】
0〜200%温度 :イオン :【高濃度隔膜使用時】
0〜100.0℃
塩分(電気伝導率から 使 用 す る 電 極 に 温度 :温度 :電気伝導率 :
溶存酸素 :
0〜100.0℃
5μS/m〜20mS/m 0〜50.0mg/L のNaCl換算値) :より異なります。 0〜50.0℃
0〜4.00%( 温度測定機能は
電気抵抗率 :
飽和率 :
【高濃度隔膜使用時】
温度 : 0〜80.0℃ありません )
50Ω・m〜182kΩ・m 0〜500%
溶存酸素 :
温度 : 0〜80.0℃
温度 :※卓 上 用セ ル 使 用 時 の
0〜50.0mg/L
測定範囲は、使用するセ
0〜50.0℃
飽和率 :※卓 上 用セ ル 使 用 時 のルにより異なります。
0〜500%
測定範囲は、使用するセルにより異なります。
温度 :0〜50.0℃
pH : -2.00〜16.00
電気伝導率 :
0〜200.0μS/m
ORP : 0〜±2200mV
0〜2.000mS/m
pH :電気伝導率 :
0〜20.00mS/m-2.00〜16.00
0〜200.0μS/m
0〜200.0mS/m
ORP :【標準隔膜使用時】 0〜2.000mS/m
0〜2.000S/m
0〜±2200mV
0〜20.00mS/m
0〜20.00S/m
溶存酸素 :
0〜200.0mS/m
0〜200.0S/m
0〜22.00mg/L 0〜2.000S/m
pH :【標準隔膜使用時】
電気抵抗率 :
飽和率 :-2.00〜16.00 溶存酸素 :0〜20.00S/m
pH :0.005〜2.000Ω・m 0〜220%
0〜200.0S/m
ORP :0〜22.00mg/L-2.00〜16.00 0〜20.00Ω・m
ORP :0〜±2200mV 飽和率 :0〜±2200mV ORP :0〜200.0Ω・m【高濃度隔膜使用時】 電気抵抗率 :0.005〜2.000Ω・m イオン :0〜220%
0〜±2200mV 0〜2.000kΩ・m
温度 :溶存酸素 :
0〜20.00Ω・m
0.0μg/L〜999g/L
0〜20.00kΩ・m-5〜110.0℃
温度 :0〜55.0mg/L 0〜200.0Ω・m【高濃度隔膜使用時】
0〜200.0kΩ・m
温度 :-5〜110.0℃
飽和率
0〜2.000kΩ・m0〜2.000MΩ・m-5〜110.0℃
溶存酸素 :
0〜550%
0〜20.00kΩ・m
0〜20.00MΩ・m
0〜55.0mg/L
0〜200.0kΩ・m
塩分（NaCl）:
飽和率 :
温度 :
0〜2.000MΩ・m
0〜4.04%0〜550%-5〜110.0℃
塩分(NaCl) :0〜4.04%
温度 : -5〜110.0℃
温度 :温度 : -5〜110.0℃※電気伝導率、電気抵抗-5〜110.0℃
率 は 使 用 するセ ル によ
※電気伝導率、電気抵抗率
りレン ジ 範 囲 が 異 なります。

電気伝導率/抵抗率レンジ切換

pH :ガラス電極法
溶存酸素 :
隔膜式ガルバニ電池法

pH :ガラス電極法イオン :イオン電極法カスタムLCD（2ch測定値同時表示）

─pH :0.00〜14.00
温度 :0〜100.0℃

JIS型式 I
pH :ガラス電極法
電気伝導率 :
交流2電極法は使用するセルによりレンジ範囲が異なります。

─

自動/手動切換─

SI単位（S/m、
Ω・m）と旧単位（S/cm、Ω・cm）の切換可

pH : ±0.02pH ORP : ±2mV
温度 : ±0.2℃
温度 : ±0.2℃

電気伝導率 :
±0.5% FS
pH : ±0.02pH
電気抵抗率 :ORP : ±2mV
±0.5% FS
温度 : ±0.2℃
塩分 : ±0.5% FS
温度 : ±0.2℃

温度補償

自動/手動切換

─pH :自動/手動切換
ORPなし

自動/手動/なし の中から切換設定温度補償方式 :直線/純水二重温度
補償
基準温度 : 25℃
温度係数 : 0〜9.99%(任意設定)

校正

最大3点校正─pH :最大3点校正セル定数校正─

自動/手動切換──

SI単位（S/m、
Ω・m）と旧単位（S/cm、Ω・cm）の切換可─【標準隔膜使用時】
pH : ±0.02pH
溶存酸素 :ORP : ±2mV
±0.03mg/L
電気伝導率 :
飽和率 :±2%±0.5% FS
【高濃度隔膜使用時】
電気抵抗率 :
溶存酸素 :±0.5% FS±0.2mg/L
塩分 : ±0.5% FS
飽和率 :±2%
温度:±0.2℃
温度 :±0.2℃

pH : ±0.02pH
ORP : ±2mV
【標準隔膜使用時】
pH : ±0.02pH 溶存酸素 :±0.03mg/L
ORP : ±2mV
飽和率 : ±2%
イオン :±0.5% FS
【高濃度隔膜使用時】
温度 : ±0.2℃
溶存酸素 :±0.2mg/L
飽和率:±2%
温度 : ±0.2℃

pH : 自動/手動切換
電気伝導率/抵抗率 :自動/手動/なし の中
pH :
pH :
から切替設定自動/手動切換
温度補償方式 : 直線 自動/手動切換
自動
溶存酸素：自動基準温度 : 25℃
ORP、イオンなし
ORPなし
温度係数 : 0〜9.99%（任意設定）
ORPなし
pH:最大3点校正
pH:最大3点校正
pH/イオン：ゼロ・スパン校正 電気伝導率：
溶存酸素：
最大3点校正セル定数校正ゼロ・スパン校正

製品名

ポータブル
pH計

ポータブル
ORP計

ポータブル
pH計

型名

HM-30P

RM-30P

HM-31P

ポータブル
電気伝導率計

ポータブル
溶存酸素計

ポータブル
電気伝導率・
pH計

ポータブル
イオン・pH計

ポータブル
溶存酸素・
pH計

DO-31P

WM-32EP

IM-32P

DM-32P（一般用）

CM-31P（純水用）

CM-31P-W
1点校正

温度校正
補正機能
（キー入力による）

塩分補正
大気圧補正

─

データメモリー

1000データ

オートホールド機能

有（安定判断値:固定）

時計機能

有（測定時常時表示）

インターバルメモリー機能

有（設定間隔 : 1秒〜99分59秒または2分〜99時間59分にて任意設定可）

印字機能
RS-232C
インタフェース（非絶縁）注１（溶存酸素）
塩分補正
大気圧補正

─

─

外部プリンタ EPS-P30（オプション）接続可

接続機器

─

パソコン または 外部プリンタ EPS-P30（オプション）

通信仕様

─

通信方式 : 調歩同期式 ボーレート : 19200bps キャラクタ長 : 8ビット パリティ : なし ストップビット : 1ビット

出力数 ／項目

アナログ出力︵非絶縁︶

出力数 : 2

出力数 : 3

測定値、
温度、
測定値、
温度
レンジ（電気伝導率/
抵抗率のみ）

ch1

─

測定値、
温度

ch2

─

─

─

出力数 : 2

─

出力数 : 3

出力数 : 2

出力数 : 2

測定値、
温度、
測定値
（イオンなし）、測定値、
温度
レンジ（電気伝導率/ 温度
抵抗率のみ）

出力数:2

出力数:2

測定値、
温度

測定値
（イオンなし）、測定値、
温度
温度

出力数:2

pH : ±700mV（pH0〜14）︵オプション︶※接続ケーブルは当社指定品

注１

pH : ±700mV
電気伝導率/抵抗率
ORP : ±1V
pH : ±700mV （pH0〜14）/塩分 :（0〜±2000mV）（pH0〜14）
ORP : ±1V
0〜1V FS（各レンジ） 溶存酸素/飽和率 : 電気伝導率/抵抗率
0〜1V FS（各レンジ）（0〜±2000mV）
ORP : ±1V
ORP : ±1V
/塩分 :
レンジ :
（0〜±2000mV）（0〜±2000mV） 溶存酸素/飽和率 :100mV/レンジ 温度 :0〜1V FS（各レンジ）
0〜1V（0〜100℃）
0〜1V FS（各レンジ）
温度 :
温度 :
レンジ :
温度 :
0〜1V（0〜100℃）
0〜1V（0〜100℃） 温度 :100mV/レンジ
0〜1V（0〜100℃）
0〜1V（0〜100℃）
温度 :0〜1V（0〜100℃）

pH : ±700mV（pH0〜14）
出力
仕様

─

防水構造

IP67（センサ接続時および外部入出力部マスク時有効）※1m、30分浸漬可

性能保証温度

0〜45℃ （オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時 0〜40℃）
単3形アルカリ乾電池/
ニッケル水素電池 2本

電源
注2

単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 または 専用ACアダプタ（6VA オプション）

消費電力（電池（3V）使用時）

約0.003W

約0.003W

約0.003W

約0.009W

約0.014W

約0.009W

約0.004W

約0.014W

電池寿命（参考）注3

約2000時間

約2000時間

約2000時間

約600時間約400時間 注4

約600時間約1500時間

約400時間 注4外形寸法

約 68(幅) x 35(高) x 173(奥) mm

質量（電池含む）

約280g

約300g

注1) サンプルが接地されている場合、RS-232Cおよびアナログ出力は絶縁してご使用ください。
RS-232Cインタフェースとアナログ出力を同時(リアルタイム)にご使用になる場合は、
特殊仕様ケーブルが別途必要です。詳細はお問い合わせください。
注2) オプション機器(パソコン、プリンタなど)未接続状態での消費電力（消費電流）です。オプション機器を接続した場合、機種により最大約2倍となります。
注3) 常温におけるオプション機器未接続時の消費電力と電池容量から得られる推定値です。
使用する電池性能により異なります。オプション機器を接続した場合は、機種により最大約1/2になります。
注4) 撹拌機能付き溶存酸素電極接続時を除く。

標準添付品
製品名

ポータブル
pH計

ポータブル
ORP計

ポータブル
pH計

型名

HM-30P

RM-30P

HM-31P

ポータブル
電気伝導率計

ポータブル
溶存酸素計

ポータブル
電気伝導率・
pH計

ポータブル
イオン・pH計

ポータブル
溶存酸素・
pH計

DO-31P

WM-32EP

IM-32P

DM-32P（一般用）

一式セットご注文時のみ添付

標準添付品

CM-31P（純水用）

CM-31P-W

pH複合電極ORP複合電極
pH複合電極GST-2739C
PST-2739C
GST-2729C（リード長：1m） （リード長：1m） （リード長：1m）

pH4.01標準液（100mL）

比較電極内部液（50mL）

pH6.86標準液（100mL）
比較電極内部液（50mL）
ポリビーカ（50mL）3個

ポリビーカ（50mL）1個[CM-31P]
電気伝導率セル
CT-27112B（リード長：1m）[CM-31P-W]
電気伝導率セル
CT-27111D
フローセル（PP製）
CEF-22A

DO電極
電気伝導率セル
OE-270AA
CT-27112B
pH複合電極DO電極（リード長：3m）（リード長：1m）
GST-2729C
OE-270AA
pH電極
pH複合電極（リード長：1m）（リード長：3m）
GST-2729C
GST-2729C（リード長：1m）（リード長：1m）

pH4.01標準液（100mL）

pH4.01標準液（100mL）

pH4.01標準液（100mL）

pH4.01標準液（100mL）

pH6.86標準液（100mL）

pH6.86標準液（100mL）

pH6.86標準液（100mL）

pH6.86標準液（100mL）

比較電極内部液（50mL）

比較電極内部液（50mL）

比較電極内部液（50mL）

比較電極内部液（50mL）

ポリビーカ（50mL）3個

ポリビーカ（50mL）3個

ポリビーカ（50mL）3個

ポリビーカ（50mL）3個

ハンドストラップ 0TZ00006（2本）
単3形アルカリ乾電池（テスト用）

取扱説明書

6

オプション フィールドや実験室での多様な用途にお応えします。
パソコンによるデータ管理に
品名

コード 番 号価格

備考
パソコンに測定データをテキスト形式にて保存。市販の表計算ソフトを用い、測定結果の管理が行えます（HM-30P、 RM-30P対応不可） 。
※本体ご購入後、
当社サービスサイトにてユーザ登録をしていただくと、
無料でダウンロード可能（HM-30P、 RM-30P除く） 。

データ集録ソフト

GP-LOG※

RS-232C接続ケーブル

118N062¥10,000

外部プリンタパソコン接続用。ケーブル長2m（HM-30P、 RM-30P対応不可） 。
USBポートに接続する場合は、市販のUSBシリアル変換ケーブルが別途必要です。

電極ホルダ

記録計などの接続用に
品名

コード 番 号

アナログ出力ケーブル

118N063価格

備考
ケーブル長1.5m。外部機器接続側端子（3mmY端子）。
（HM-30P、 RM-30P対応不可）¥10,000

電極アタッチメント

データ記録用に
品名

コード 番 号価格

外部プリンタ（接続ケーブル付き）

EPS-P30

プリンタ用紙（20巻）

P000119¥7,000インクリボン（1個）

0RD00001¥1,500

外部プリンタ用接続ケーブル

118N061¥10,000

備考

電極スタンド

普通紙印字でデータの長期保存が可能。
チャート幅約60mmのコンパクトサイズ。
プリンタ用紙（1巻）、インクリボン（1個）標準添付。
（HM-30P、 RM-30P接続不可）¥60,000※既に外部プリンタ（EPS-G/EPS-R）をお持ちの場合、本ケーブルのみご用意いただくことでプリンタのご使用が可能です。

収納ケース

実験室でのご使用に品名

コード 番 号

ACアダプタ7269270K

価格¥12,000

備考
AC100V

（HM-30P、 RM-30P対応不可）

電極ホルダ

0IB00001¥5,000電極スタンド（支柱、ストッパ付き）

6948810K¥7,000（DO電極対応不可）

電極アタッチメント DP

0IB00007¥600

P30シリーズ各種標準電極、

電極アタッチメント G

0IB00004¥600

卓上用センサ用。

ELP-040用 （DO電極対応不可）。

ソフトケース※電極スタンド、
電極ホルダ、電極アタッチメントを各々ご用意ください。

フィールドでの測定用に
品名

コード 番 号価格

アンカ
（AN-21P）

0IC00001

AN-21P用ロープ

0IZ00002¥6,000収納ケース（ショルダーベルト付き） 0DA00001¥15,000

ソフトケース

SC-10P

保護カバー（ショルダーベルト付き） 7258070K¥25,000

備考
防水浸漬用センサにてリード長5m以上対応。水没用アンカ。
1SUSロープ （12m）。アンカ使用時の補助ロープ。
本体、¥5,000￥8,000

本体、センサ、標準液等の添付品が収納、持ち運べます。
センサを接続したまま収納できる携帯用ソフトケースです。

本体に装着し、落下等の衝撃から守る保護カバーです。

保護カバー

会員制サービスサイトのご案内（すでに対象製品をお持ちの方も登録できます。）
対象製品をご購入後、ユーザ登録をしていただくと下記特典が受けられるようになります。

■ 取扱説明書を無料ダウンロード■ 専用データ集録ソフトを無料ダウンロード (一部製品を除きます)■その他関連情報をお知らせいたします。

※ご購入製品、ご使用製品ごとの登録になります。詳しくは下記の当社ホームページをご覧ください。

測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階☎(044) 738-0622
FAX：044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com

本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。
表示価格には消費税は含まれていません。
●発行日2014 -9 -1

J -1 0-50E