FRSécurité
PerformancesIntelligence

L’AGITATEUR MAGNÉTIQUE POLYVALENT | RET control-visc

2 | RET control-visc

La technologie intelligente dotée d’un attrait magique/// AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT DE SÉCURITÉ AVEC BALANCE INTÉGRÉE
Le confort, la polyvalence et la sécurité sont les atouts de l’agitateur magnétique chauffant RET control-viscd’IKA. Il se démarque des autres agitateurs magnétiques par son menu IKA convivial et ses nombreuses
possibilités de paramétrage. Capable non seulement de mélanger mais aussi de chauffer, de peser, dedéterminer le pH, d’identifier les tendances de viscosité et de réguler simultanément la température deséchantillons et du bloc, IKA RET control-visc est un compagnon extrêmement astucieux dans le laboratoire.

Conseils individuels pour l’application
Vous trouverez dans l’IKA Application Center de quoi vous convaincredes performances de l’agitateur magnétique chauffant RET control-visc.
Nos experts vous en montreront l’utilisation et vous présenteront unelarge gamme d’accessoires.

Service technique à l'échelle mondialerChoisir l’agitateur magnétique chauffant RET control-visc d’IKA signifieégalement opter pour l’excellent service d’IKA dans votre secteur. Notre
service technique se tient à votre disposition pour des questions S.A.V.
ou à d’application. Les pièces de rechange sont disponible pendant une
durée de 10 ans.

Vous avez des questions?
Notre équipe technique se tient à votre entière disposition:

00 8000 4524357 (00 8000 IKAHELP)

2+1

Garantie
3 ans**2+1, après enregistrement de votre
appareil sur le site www.ika.com/register,sauf sur les pièces en verre et d’usure

RET control-visc | 3

RET control-visc/// UN APPAREIL, DEUX VERSIONS
L’agitateur magnétique RET control-visc est disponible sous deux versions : avec
une plaque chauffante dont la surface est en inox ou á revêtement céramique.
le RET control-visc est doté d’une plaque chauffante en inox. Celle-ci permet dechauffer votre échantillon très rapidement et en toute sécurité.
La plaque chauffante à revêtement céramique du RET control-visc white
comporte une surface blanche facilitant l’identification des changements decouleur de l’échantillon dans le récipient en verre tout en étant plus résistante
aux substances chimiques.

410/// SÉCURITÉ D’EMPLOI/// CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUES

611/// PERFORMANCES ÉLEVÉES/// ACCESSOIRES

8/// FONCTIONS INTELLIGENTES

4 | Sécurité

Vos avantages
Sécurité
PerformancesIntelligence> Sécurité du travail accrue> Contrôle des essais parfait> Résolution simple et rapide des problèmesSécurité | 5

Sécurité d’emploiBoîtier fermé et sécurité d’accèsL’électronique du RET control-visc est bien protégée dans leboîtier fermé. fonction verouillage d'écran afin d’éviter toutdéréglage involontaire , susceptible de modifier les paramètres
choisis. Vous pouvez également utiliser la protection par mot depasse afin d’éviter que des tiers ne modifient les paramètres.

Affichage des erreurs
En cas de panne, l’écran vous affiche un message identifiable.
Vous pouvez ainsi réagir rapidement et simplement.

Détection du détachement dubarreau aimantéOu cas ou le barreau se détache, le RET control-visc s’arrêteautomatiquement. L’opération d’agitation reprend dès quel’aimant est à nouveau raccordé.

Integrated Safety
Notre concept de sécurité "Integrated Safety" protègel’échantillon, le laboratoire et l’utilisateur tout en veillant à laréussite de votre essai. "Integrated Safety" comprend leparamétrage de la température de sécurité conformément aux
directives applicables aux appareils de laboratoire, la surveillancede la plaque chauffante, un coupe-circuit de sécurité, un boîtierrésistant aux produits chimiques, ainsi que des circuits de réglage
indépendants. Par ailleurs, l’appareil affiche la température
résiduelle lorsque cette dernière dépasse 50 °C, y compris àl’arrêt.

6 | Performances

Sécurité
PerformancesIntelligence

Performances élevéesVos avantages> Résultats de mélange optimisés> Réduction des temps d’attente> Précision accrue des résultats des essais

Puissance du mélange
Les opérations de mélange performantes de l’agitateur
magnétique IKA RET control-visc font appel au moteur EC dotéd’un transformateur interne très performant. Le moteur a une
puissance débitée de 9 W.

Chauffage rapide
De la plaque chauffante gâce á l'association intelligente dematériaux composites, le RET control-visc chauffe l’eau à 7 K/min
grâce à sa puissance de 600 W.

Performances | 7

Contrôle de la temperature plus constant
La plaque chauffante en matériaux composites est dotée d’une surface
chauffante en combinaison avec und feuille chauffante, d’une plaque depression et d’une couche isolante spéciale. le RET control-visc peut ainsi
optimiser le transfert thermique tout en obtenant une température la plus
uniforme de sa catégorie d'appareils.

SURFACE CHAUFFANTEFEUILLE CHAUFFANTEPLAQUE DE PRESSIONISOLATION

8 | Intelligence

Sécurité
PerformancesIntelligence

Fonctions intelligentes

Calibrage par sonde
La sonde de température de température et les électrodes pH
peuvent être calibrées selon une source connue.

Fonction de rampele RET control-visc permet de définir des valeurs limites detempérature et des programmes de rampe complexes. Votreagitateur magnétique chauffant fonctionne ainsi de manière
fiable et sécurisée en vous permettant de vous consacrer àd’autres tâches.

Double régulation de la température
Deux sondes de température permettent de réguler
simultanément la température du bloc et celle de l’échantillon.

Interface USB et Bluetooth
Les interfaces USB et Bluetooth comportent une fonction
d’exportation des données et de commande depuis le logiciel
de laboratoire universel labworldsoft®. Votre RET control-visc
peut ainsi communiquer avec d’autres appareils de laboratoire.
Il est également possible de raccorder un panneau contrôle sansfil (WiCo) et d’utiliser nos outils de mise à jour de micrologiciel(FUT) pour actualiser l’appareil.

Intelligence | 9

Fonctions de mesure intégrées

Breveté

RET control-visc peut également peser vos échantillons,déterminer leur pH et identifier des variations de viscosité
relatives à l’aide de la mesure de tendance de couple.

Navigation conviviale du menu
L’agitateur magnétique RET control-visc comporte une grandécran DEL avec une navigation IKA conviviale multilingue dumenu. Vous pouvez ainsi contrôler les nombreux paramètres desessais de manière intuitive comme sur vos autres appareils IKA delaboratoire.

Vos avantages> Simplicité d'utilisation> Économie des opérations et des ressources> Documentation précise des données

Paramétrage de latempérature

Paramétragede la vitesse

Fonction deverrouillage

Mode deSonde de températurefonctionnement connectée

Affichage de latempérature de sécurité
et de trois paramètres
personnalisés maximum

Température réelle
(plaque chauffante ousupport)

Vitesse réelle

Chauffage activé

Statut du moteur

10 | Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESRET® control-visc
RET® control-visc white

Quantité d’agitation max. par position (H2O)

20 l

Puissance debitée du moteur

9W

Plage de vitesse

50 – 1 700 tr/min

Puissance chauffe

600 W

Plage de réglage de la température0 – 340 °C

Circuit de sécurité réglable

50 – 380 °C

Résolution de la régulation de la température

PT 100: ± 0,2 K

Matériau de la surface
RET® control-visc
RET® control-visc white

Inox 1.4301
Émail technique

Plage de vitesseTFT

Régulation de la vitesse

Bouton rotatif

Précision de réglage de la vitesse

10 tr/minLongueur du barreau aimanté

20 – 80 mm

Dimensions de la surface de poseØ 135 mm

Minuterie

Oui

Fonction de pesée

Oui (10 – 5 000 g)

Fonctionnement par intermittence

Oui

Fonction de mesure du pH

Oui

Mesure de la tendance de viscosité

OuiInterfaces

USB, RS 232, BNC,
Bluetooth

RET® control-visc white

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Poids

2,7 kgDimensions (l x H x P)

160 x 85 x 270 mm

Température ambiente admissible

5 – 40 °CTension

220 – 240 V

Fréquence

50 / 60 Hz

Puissance absorbée de l’appareil

650 W

Indice de protection selon la norme DIN EN 60529

IP 42

CONTENU DE LA LIVRAISON RET® control-visc / RET® control-visc white
Housse de protection H 104,barreaux aimantés IKAFLON 30 et 40,
sonde de température PT 100.70,
câble USB

RET® control-visc
Référence: 0005020000

Référence: 0005030000

Accessoires | 11

Accessoires

Sondes de température PT 1000.51

Sonde de température PT 100.70

Jeux de barreaux aimantés RS 2

LABLIFT mDeux sondes de mesure distinctes
en inox. revêtement en verre pourtravailler avec les fluides agressifs tels
que les acides et les alcalins. Adaptées
aux agitateurs magnétiques RET control-visc et RET control-visc whiteRéférence: 0003377700

Profondeur d’immersion: 230 mm,
diamètre: 3 mm,
matériau: AISI 316 Ti
Référence: 0020000440

Agitateurs en IKAFLON® et ­TRIKA®
Référence: 0004499100

Les élévateurs de laboratoire soulèvent
et soutiennent de petits appareils delaboratoire ou récipients. Une charge
dynamique maximale de 7 kg peutêtre soulevée. Poids supporté: le poidsmaximum est de 25 kg (charge statiquemaximale). La hauteur de travail se situe
entre 70 mm et 300 mm
Référence: 0004022400

Housse de protection pour RETcontrol H 104

Bras de fixation H 38

Noix de serrage H 44

Tige H 16 V

Référence: 0003547700

Référence: 0002437700

Référence: 0001545100

Référence: 0004209500

Vous trouverez
d'autresaccessoires sur
www.ika.com
WiCo RET control-visc

labworldsoft® 6 Starterlabworldsoft® 6 Pro

Panneau de commande sans fil pourle contrôle et la documentation detous les paramètres RET control-visc.
Référence: 0020007259

Logiciel de laboratoire pour configurations de base permettant de gérer
jusqu’à trois appareils, à sélectionner librement dans la bibliothèqued’appareils.
Référence: 0020019397

Logiciel de laboratoire adapté à toutes
configurations. La version Pro permetd’accéder à la bibliothèque d’appareils
complète et de piloter plusieurs appareils simultanément.
Référence: 0020017366

FRGERMANY
IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen
Telefon: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika.de/// WORLDWIDE
United KingdomUSA
Germany
China

PolandBrazil

Korea

Malaysia

Vietnam

Sous réserve de modifications techniques.
Les indications relatives à la livraison ne font pas foi.

202001_RET control-visc_Brochure_IWS_FR_94000308

JapanIndia