DE

SICHER DOSIEREN | IKA PETTE fix, vario und multi

2 | PETTE fix, vario und multi

IKA PETTEPETTE fix, vario und multi/// LIEGT SO ANGENEHM IN DER HAND, DASS MAN SIE NICHT MEHR LOSLASSEN MÖCHTE

/// Sicheres Liquid Handling für fixe und variable Volumina

Alles, was man sich für die sichere Dosierung wünscht, in einem Gerät vereint: Mit den Pipetten PETTE fix, vario undmulti führt IKA die beliebtesten Features dieses Laborklassikers zusammen. Bei kompromisslos präziser Leistung und
der gewünschten Reproduzierbarkeit liegt die PETTE auch noch ungemein schmeichelnd in der Hand. Jede Pipettewird inklusive drei unterschiedlicher Griffe geliefert. Ob Links- oder Rechtshänder, große oder kleine Hände – dieneue PETTE liegt immer perfekt in der Hand. So ist sie für unterschiedlichste Anwendungen und häufigen Gebrauch
im Labor ideal einsetzbar.

Angenehm in der Hand bei kompromisslos präziser Leistung: Die IKA Einund Mehrkanalpipetten sind für zahlreiche Anwendungen im modernenLabor einsetzbar. Eine Farbkodierung erleichtert die schnelle Auswahl derpassenden Pipettenspitze. Stoßfest, UV- und chemikalienbeständig sorgt
der Spitzenkonus auf lange Sicht für verlässliche Dosierungen. PETTE
fix, vario und multi sind voll autoklavierbar und können so ganz einfachsterilisiert werden. Das gewährt Fehlerfreiheit, Präzision und Sicherheit.

Einkanal-Pipetten
PETTE fix und vario sind mit 18 verschiedenen Volumina
erhältlich, von der Mikropipette ab 0,1 µl bis zu einem
Dosierungsvolumen von 10 ml. Zehn Modelle haben ein fixes
Volumen, acht sind variabel einstellbar.

Mehrkanal-Pipetten
PETTE multi ist entweder mit 8 oder 12 Kanälen für die genaue
Dosierung in Mikrotiter- oder Deep-Well-Platten erhältlich.
Insgesamt gibt es sechs verschiedene Modelle mit einstellbaren
Volumina von 0,5 bis 200 μl.

412/// FEATURES/// KOMPLETTE LABORLÖSUNGEN

Individuelle Applikationsberatung

814/// TECHNISCHE DATEN/// FAQ

11

15/// ZUBEHÖR/// LIEFERUMFANG

Im IKA Application Center können Sie alle Pipetten selbst testen.
Unsere Experten stehen Ihnen für Fragen und Tests aller Art zur
Verfügung.

Weltweiter Service
GERMAN TECHNOLOGYDie IKA PETTE wird zu 100% in
Deutschland designt und entwickelt.

2 JahreGarantie**1+1 Jahre nach Registrierung auf www.ika.com/register,
Verschleißteile ausgeschlossen

Die Entscheidung für die IKA PETTE ist auch die Entscheidung
für den exzellenten Service von IKA. Unser Team steht Ihnen
weltweit bei Service- und Applikationsfragen zur Verfügung. Die
Verfügbarkeit von Ersatzteilen für Ihre Pipette ist 10 Jahre langgarantiert. Außerdem kalibrieren wir Ihre Pipetten auf Wunschimmer wieder normgerecht (ISO 8655).
Haben Sie Fragen? Unser Service-Team steht Ihnen persönlich
zur Verfügung:00 8000 52457 (00 8000 IKAHELP)
service@ika.de4 | Features

Features | 5

Pipettieren mit allem Drum und Dran
Ergonomisches Design
Die Pipetten von IKA werden inklusive drei austauschbarer
Griffe in unterschiedlichen Formen und Materialien geliefert.
Rechts- und Linkshändern, kleinen oder großen Händen liegensie daher garantiert angenehm in der Hand. Durch minimale
Reibungs- und Federkräfte erfolgt auch die Dosierung inergonomischer Handhabung und ganz ohne Kraftaufwand. Mit
dem Multifunktionsknopf ist eine einhändige Volumenverstellung
möglich. Zusätzlich kann damit die Pipettenspitze injeder Handstellung abgeworfen werden, während die
Volumenverstellung sicher verriegelt ist. Zusammen mit derangenehm glatten Oberfläche und dem geringen Gewicht
beschert das ergonomische Design ein besonders angenehmes
Arbeitsgefühl.

Preisgekrönte IKA PETTE
Gleich zwei Preise zeichnen die Pipetten IKA PETTE fix und
vario mit ihren insgesamt 18 verschiedenen Modellen aus. Der
Rat für Formgebung verlieh dem Laborklassiker den German
Design Award 2020 in der Kategorie „Excellent Product Design– Industry“. Auch die 78-köpfige Expertenjury der International
Forum Design GmbH in Hannover lobte die innovative Form der
IKA PETTE und vergab den weltbekannten iF Design Award 2020.

Immer ablesbar
Die mechanische Volumenanzeige zeigt das eingestellte Volumen in
großen Ziffern an und ist bei jeder Handhabung gut ablesbar – auchwährend des Pipettierens.

Isolierung durch Luft
Langlebig konstruiert
Spitzenkonus und Kolben sind mit einer hochwertigen
Beschichtung* (DLC, diamond like carbon) überzogen. Die IKA
PETTE ist funktional und minimalistisch konstruiert und besteht
aus übersichtlichen wenigen Einzelteilen. Diese Kombination
sorgt für besonders robuste Pipetten, die Tag für Tag zuverlässig
dosieren und ganz einfach zu reinigen sind.

* Pipetten mit Volumen bis 200 µl

Gehäuse und Griff sind durch eine Luftschicht thermisch getrennt.
Dieser Luftraum isoliert die Pipette so, dass sie sich in der Hand nicht
aufwärmt. Dank dieser Konstruktion wird der für Pipetten typische
Volumenfehler reduziert.

Simple Wartung und Justierung
So viele Einzelteile wie nötig und so wenige wie möglich: Dank derdurchdachten Konstruktion lässt sich die Volumeneinheit mit Kolben
und Dichtung mit wenigen Handgriffen demontieren und reinigen.
Sollte eine Justierung nötig sein, ist dies einfach und leichtgängig
ohne zusätzliches Werkzeug möglich.

6 | Features

Features | 7

Praktische Farbcodes

High-tech – das Beste fürs Labor

Die unterschiedlichen Farben der Dosierknöpfe erleichtern die Wahl derrichtigen Pipettenspitze.

PETTE FIXIDENT-NR.

MAX. VOLUMEN SPITZE

5 μl

0020011219

10 μl

10 μl

0020011220

10 μl

20 μl

0020011221

200 μl25 μl0020011222

200 μl50 μl0020011223

200 μl100 μl0020011224

200 μl200 μl0020011225

200 μl250 μl0020011226

1000 μl

500 μl0020011227

1000 μl1000 μl0020011228

1000 μl

PETTE VARIOIDENT-NR.

MAX. VOLUMEN SPITZE

0.1 – 2 μl

0020011210

10 μl

0.5 – 10 μl

0020011211

10 μl

2 – 20 μl

0020011213

200 μl10 – 100 μl

0020011214

200 μl20 – 200 μl

0020011215

200 μl100 – 1000 μl

0020011216

1000 μl0.5 – 5 ml

0020011217

5 ml

1 – 10 ml

0020011218

10 ml

PETTE MULTIIDENT-NR.

MAX. VOLUMEN SPITZE

8 x 0.5 – 10 μl

0020017943

10 μl

8 x 10 – 100 μl

0020017944

200 μl8 x 20 – 200 μl

0020017945

200 μl12 x 0.5 – 10 μl

0020017946

10 μl

12 x 10 – 100 μl

0020017947

200 μl12 x 20 – 200 μl

0020017948

200 μl

Wir bei IKA finden: Gerade ein derart verbreitetes Alltagsgerät
der Laborarbeit wie die Pipette hat die Aufmerksamkeit
unserer besten Ingenieure verdient. Schließlich geht es darum,
Anwenderinnen und Anwendern die Arbeit zu erleichtern, ein
breites Einsatzgebiet abzudecken und normgerechtes Arbeiten
zu garantieren. Ein Blick auf die hochmoderne Herstellung von
PETTE fix, vario und multi verrät einiges darüber, was Sie mit der
IKA PETTE erwartet.

Pick-by-Light-Montage
Montiert werden die Pipetten von IKA komplett nach dem
Pick-by-Light-Verfahren. Unsere Kommissionierer können die
Pipetten so computergesteuert mittels Blickfangleuchten und
Quittierknöpfen schnell und fehlerfrei montieren. Geringe
Rücksendequoten und kurze Lieferzeiten sind die angenehmen
Folgen für unsere Kunden.

Kalibrierung per Robotik„Pit“ und „Patty“ nennen unsere Entwickler liebevoll die eigens
entwickelten beiden Roboter, die alle montierten Pipetten
vollautomatisch und normgerecht kalibrieren. Pit und Patty
können eigenständig ungenaue Modelle identifizieren und eine
Fehleranalyse durchführen.
Kalibrier- und Qualitätszertifikat
Nach ISO 8655 erhalten Sie IKA PETTE fix, vario und multi mit
individuellem Qualitätszertifikat (QC) und Kalibrierzertifikat.
IKA Kalibriersoftware
Die IKA Software zum eigenhändigen Planen, Durchführen
und Dokumentieren von Kalibrierintervallen ist besonders
benutzerfreundlich.
Kalibrierservice von IKA
Wer seine Pipetten lieber unabhängig kalibrieren lassen möchte,kann sie auch an unseren Kalibrierservice senden.

8 | Technische Daten

Technische Daten | 9Technische Daten
TECHNISCHE DATENIKA PETTE fix
5 µl | 10 µl | 20 µl | 25 µl | 50 µl | 100 µl | 200 µl

IKA PETTE fix
250 µl | 500 µl | 1000 µl

TECHNISCHE DATENIKA PETTE vario
0.1-2 µl | 0.5-10 | 2-20 µl | 10-100 µl | 20-200 µl

IKA PETTE vario
100-1000 µl | 0.5-5 ml | 1-10 ml

Bauform

Kolbenhubpipette - Luftpolster

Kolbenhubpipette - Luftpolster

Bauform

Kolbenhubpipette - Luftpolster

Kolbenhubpipette - Luftpolster

BedienungMechanischMechanischBedienungMechanischMechanischVolumenFix

Fix

Volumen

Variabel

VariabelAnzahl der Kanäle

11Anzahl der Kanäle

1

1

Farbcode

Grau | Grau | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb

Blau

Farbcode

Grau | Grau | Gelb | Gelb | Gelb

Blau | Grün | Rot

Nennvolumen

5 µl | 10 µl | 20 µl | 25 µl | 50 µl | 100 µl | 200 µl

250 µl | 500 µl | 1000 µl

Nennvolumen

2 µl | 10 µl | 20 µl | 100 µl | 200 µl

1000 µl | 5000 µl | 10 000 µl

Genauigkeit bei Nennvolumen±0.06 µl | ±0.12 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl | ±0.35 µl | ±0.6 µl | ±1.2 µl±1.5 µl | ±3 µl | ±6 µl

Volumen min.

0.1 µl | 0.5 µl | 2 µl | 10 µl | 20 µl

100 µl | 500 µl | 1000 µl

Genauigkeit bei Nennvolumen±1.2 % | ±1.2 % | ±1 % | ±1 % | ±0.7 % | ±0.6 % | ±0.6 %±0.6 %

Volumen max.

2 µl | 10 µl | 20 µl | 100 µl | 200 µl

1000 µl | 5000 µl | 10 000 µl

Präzision bei Nennvolumen±0.03 µl | ±0.06 µl | ±0.06 µl | ±0.075 µl | ±0.15 µl | ±0.2 µl | ±0.4 µl±0.5 µl | ±1 µl | ±2 µl

Inkrement

0.002 µl | 0.01 µl | 0.02 µl | 0.1 µl | 0.2 µl

1 µl | 5 µl | 10 µl

Präzision bei Nennvolumen±0.6 % | ±0.6 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.2 % | ±0.2 %±0.2 %

Genauigkeit bei Nennvolumen±0.028 µl | ±0.1 µl | ±0.2 µl | ±0.8 µl | ±1.2 µl±6 µl | ±30 µl | ±60 µl

Konformitätsbescheinigung
nach ISO 8655

Ja

Ja

Genauigkeit bei Nennvolumen±1.4 % | ±1 % | ±1 % | ±0.8 % | ±0.6 %±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 %Präzision bei Nennvolumen±0.014 µl | ±0.04 µl | ±0.06 µl | ±0.2 µl | ±0.4 µl±2 µl | ±7.5 µl | ±15 µl

Autoklavierbar

Ja

Ja

Präzision bei Nennvolumen±0.7 % | ±0.4 % | ±0.3 % | ±0.2 % | ±0.2 %±0.2 % | ±0.15 % | ±0.15 %Abmessungen (B x H x T)

30 x 248 x 63 mm

30 x 247 x 63 mm

Genauigkeit bei 50% des Nennvolumens±0.025 µl | ±0.075 µl | ±0.12 µl | ±0.5 µl | ±1 µl±5 µl | ±30 µl | ±40 µl

Gewicht

0.084 kg | 0.084 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.086 kg

0.083 kg

Genauigkeit bei 50% des Nennvolumens±2.5 % | ±1.5 % | ±1.2 % | ±1 % | ±1 %±1 % | ±1.2 % | ±0.8 %Zulässiger Umgebungstemperaturbereich

5 – 40 °C

5 – 40 °C

Präzision bei 50% des Nennvolumens±0.015 µl | ±0.04 µl | ±0.06 µl | ±0.15 µl | ±0.3 µl±1 µl | ±6.25 µl | ±10 µl

Zulässige Relative Feuchte

90 %

90 %

Präzision bei 50% des Nennvolumens±1.5 % | ±0.8 % | ±0.6 % | ±0.3 % | ±0.3 %±0.2 % | ±0.25 % | ±0.2 %Genauigkeit bei 10% des Nennvolumens±0.024 µl | ±0.025 µl | ±0.1 µl | ±0.3 µl | ±0.5 µl±3 µl | ±12 µl | ±30 µl

Genauigkeit bei 10% des Nennvolumens±12 % | ±2.5 % | ±5 % | ±3 % | ±2.5 %±3 % | ±2.4 % | ±3 %Präzision bei 10% des Nennvolumens±0.012 µl | ±0.018 µl | ±0.03 µl | ±0.1 µl | ±0.14 µl±0.6 µl | ±3 µl | ±6 µl

Präzision bei 10% des Nennvolumens±6 % | ±1.8 % | ±1.5 % | ±1 % | ±0.7 %±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 %Konformitätsbescheinigung nach ISO 8655

Ja

Ja

Autoklavierbar

Ja

Ja

Abmessungen (B x H x T)

30 x 248 x 63 mm

30 x 247 x 63 mm | 30 x 219 x 63 mm |30 x 222 x 63 mm

Gewicht

0.089 kg | 0.089 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.091 kg

0.088 kg | 0.099 kg | 0.108 kg

Die in der Tabelle aufgeführten Genauigkeits- und Präzisionsangaben (nach DIN EN ISO 8655) gelten nur bei
Verwendung von IKA Pipettenspitzen. Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten.

10 | Technische Daten

Zubehör | 11

Zubehör
Um die Arbeit mit PETTE fix, vario und multi Pipetten zu ergänzen, gibt es folgendes Zubehör von
IKA für Ihr Labor:

LINEA Pipettenhalterung
Sichere Halterung für den leichten Zugriff bei häufiger
Verwendung.
Ident-Nr.: 0020018987

RONDA Karussell-Stativ
Hält bis zu sechs Ein- oder Mehrkanalpipetten.
Ident-Nr.: 0020107134

Pipettenspitzen
Die IKA-Palette von Pipettenspitzen umfasst sowohl Spitzen
mit und ohne Filter. Sie bieten eine genauere Probenabgabe
und ein erhöhtes Maß an Reproduzierbarkeit. Von 0,1 μl – 10
ml erhältlich.

Pipettenkalibriersoftware
IKA stellt eine benutzerfreundliche Pipettenkalibriersoftware
zum Planen, Durchführen und Dokumentieren von Kalibrierprüfungen zur Verfügung.
Ident-Nr.: 20022141

TECHNISCHE DATENIKA PETTE multi
8 x 0.5-10 µl | 10-100 µl | 20-200 µl

IKA PETTE multi
12 x 0.5-10 µl |10-100 µl | 20-200 µl

Bauform

Kolbenhubpipette - Luftpolster

Kolbenhubpipette - Luftpolster

BedienungMechanischMechanischVolumen

Variabel

VariabelAnzahl der Kanäle

8

12

Farbcode

Grau | Gelb | Gelb

Grau | Gelb | Gelb

Nennvolumen

10 µl | 100 µl | 200 µl

10 µl | 100 µl | 200 µl

Volumen min.

0.5 µl | 10 µl | 20 µl

0.5 µl | 10 µl | 20 µl

Volumen max.

10 µl | 100 µl | 200 µl

10 µl | 100 µl | 200 µl

Inkrement

0.01 µl | 0.1 µl | 0.2 µl

0.01 µl | 0.1 µl | 0.2 µl

Genauigkeit bei Nennvolumen±0.2 µl | ±0.8 µl | ±1.6 µl±0.2 µl | ±0.8 µl | ±1.6 µl

ZUBEHÖRBESCHREIBUNGIDENT-NR.

LINEA

Pipettenhalterung

0020018987

RONDA

Karussell-Stativ

0020107134

Tip xs bag

Pipettenspitze, 10 µl, transparent (10.000 Stk.)

0020017816

Genauigkeit bei Nennvolumen±2 % | ±0.8 % | ±0.8 %±2 % | ±0.8 % | ±0.8 %Präzision bei Nennvolumen±0.1 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl±0.1 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl

Präzision bei Nennvolumen±1 % | ±0.3 % | ±0.3 %±1 % | ±0.3 % | ±0.3 %Tip xs tray

Pipettenspitze, 10 μl, transparent (1.920 Stk.)

0020017818

Genauigkeit bei 50% des Nennvolumens±0.2 µl | ±0.5 µl | ±1 µl±0.2 µl | ±0.5 µl | ±1 µl

Tip xs box +Low Retention Filterspitze, 10 μl, steril, transparent (1.920 Stk.)

0020017820

Genauigkeit bei 50% des Nennvolumens±4 % | ±1 % | ±1 %±4 % | ±1 % | ±1 %Tip s bag

Pipettenspitze, 200 μl, transparent (10.000 Stk.)

0020017822

Tip s tray

Pipettenspitze, 200 µl, transparent (1.920 Stk.)

0020017823

Tip s box +Low Retention Filterspitze, 200 µl, steril, transparent (1.920 Stk.)

0020017824

Tip m bag

Pipettenspitze, 1000 µl, transparent (5.000 Stk.)

0020017826

Präzision bei 50% des Nennvolumens±0.1 µl | ±0.4 µl | ±0.65 µl±0.1 µl | ±0.4 µl | ±0.65 µl

Präzision bei 50% des Nennvolumens±2 % | ±0.8 % | ±0.65 %±2 % | ±0.8 % | ±0.65 %Genauigkeit bei 10% des Nennvolumens±0.08 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl±0.08 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl

Tip m box

Pipettenspitze, 1000 µl, transparent (1.920 Stk.)

0020017827

Genauigkeit bei 10% des Nennvolumens±8 % | ±3 % | ±3 %±8 % | ±3 % | ±3 %Tip m box +Low Retention Filterspitze, 1000 µl, steril, transparent (1.920 Stk.)

0020017828

Präzision bei 10% des Nennvolumens±0.05 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl±0.05 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl

Tip l bag

Pipettenspitze, 5 ml, transparent (2.500 Stk.)

0020017829

Präzision bei 10% des Nennvolumens±5 % | ±2 % | ±1.25 %±5 % | ±2 % | ±1.25 %Tip l box

Pipettenspitze, 5 ml, transparent (500 Stk.)

0020017830

Tip xl bag

Pipettenspitze, 10 ml, transparent (1000 Stk.)

0020017831

Tip xl box

Pipettenspitze, 10 ml, transparent (250 Stk.)

0020017832

IKA Tip 10 µl bag

Pipettenspitze, 10 µl, transparent

0020114634

Konformitätsbescheinigung nach ISO 8655

Ja

Ja

Autoklavierbar

Ja

Ja

Abmessungen (B x H x T)

83 x 235 x 63 mm

119 x 235 x 63 mm

IKA Tip 10 µl box

Pipettenspitze, 10 µl, transparent

0020116857

Gewicht

0.135 kg | 0.147 kg | 0.160 kg

0.160 kg | 0.182 kg | 0.195 kg

IKA Tip 200 µl bag

Pipettenspitze, 200 µl, transparent

0020114635

IKA Tip 200 µl box

Pipettenspitze, 200 µl, transparent

0020116858

IKA Tip 1000 µl bag

Pipettenspitze, 1000 µl, transparent

0020114636

IKA Tip 1000 µl box

Pipettenspitze, 1000 µl, transparent

0020116859

Die in der Tabelle aufgeführten Genauigkeits- und Präzisionsangaben (nach DIN EN ISO 8655) gelten nur bei
Verwendung von IKA Pipettenspitzen. Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten.

12 | Komplette LaborlösungenKomplette Laborlösungen | 13

Komplette LaborlösungenSchüttler
IKA bietet für alle Misch- und Schüttelaufgaben den perfekten Laborschüttler.
Neben den bewährten Kreis- und Horizontalschüttlern gehören hierzu auch die
Inkubationsschüttler.

Unser Ziel ist es immer, Ihnen nicht nur hochwertige Einzelgeräte, sondern perfekte
Laborlösungen zu bieten. Und wo pipettiert wird, braucht es auch …

Highlights:> Halten Proben in Bewegung> Erreichen bis zu 3000 Umdrehungen pro Minute im Dauerbetrieb> Bieten Digitalanzeige, Timerfunktion und eine Steuerungsmöglichkeit über die
Laborsoftware labworldsoft®
> Halten eine umfangreiche Palette an Aufsätzen bereit> Sind langlebig und sicher

IKA PCR 96
Einsatz

IKA 0.5 ml
Einsatz

IKA 1.5 / 2.0 ml
Einsatz

MATRIX Orbital
Ident-Nr.: 0030000627

Thermoschüttler
MATRIX ist die neue leistungsstarke Produktfamilie der Thermoschüttler. Ob
Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/RNA Proben oder ELISA Assays – inallen Laboranwendungen werden Proben mit kleinsten Volumina zuverlässig undvollständig durchmischt. Ohne Kreuzkontaminationen und mit einem optimalen
Mischergebnis. Dafür stehen die IKA MATRIX Thermoschüttler:> Sie können mischen, heizen, kühlen oder sogar gleich alles in einem> Sie überzeugen mit einer Drehzahl von bis zu 3000 Umdrehungen pro Minute> Das Aluminiumdruckguss-Unterteil sorgt für sicheren Stand und extra Stabilität> Variable Einsätze vergrößern den Anwendungsbereich

Dispergierer

Loopster digital
Ident-Nr.: 0004016000

Trayster basic
Ident-Nr.: 0004005000

ROCKER 3D digital
Ident-Nr.: 0004001000

VORTEX 3
Ident-Nr.: 0003340000

KS 3000 ic control
Ident-Nr.: 0003940100

Der Dispergierer IKA UTTD power control verspricht beste Rühr-, Dispergier-,
Mahl- und Homogenisierungsergebnisse und eignet sich besonders zur sicheren
Bearbeitung von infektiösen, toxischen oder geruchsintensiven Proben. Einbesonders leistungsfähiger Motor gibt ihm seinen Namen.
Seine Stärken:

ULTRA-TURRAX®
Tube Drive Power control
Ident-Nr.: 0025005981> Einweg-Probengefäße schließen Kreuzkontaminationen systematisch aus> Zeit,
Energie und Volumen können programmiert und häufig verwendete
Parameter in der Bibliothek gespeichert werden> Die Drehrichtungsumkehr ist ganz einfach einstellbar> Nochmehr Intensität beim Mischen, Dispergieren oder Mahlen bringt die
Turbotaste

14 | FAQ

Lieferumfang | 15

FAQ
1. Ist jede Pipette bei Lieferung individuell kalibriert?
Ja, jede Pipette wird bei IKA zuverlässig und mit modernster
Robotik kalibriert. Die Kalibrierung entspricht der Norm EN
ISO 8655.

Lieferumfang
6. Welche Flüssigkeiten werden idealerweise für das umgekehrte
Pipettieren verwendet?
Am besten eignet sich das umgekehrte Pipettieren fürFlüssigkeiten mit hohem Dampfdruck, hoher Viskosität und
Neigung zur Schaumbildung. Es ist außerdem ideal bei sehrkleinen Volumina. Das Vorwärtspipettieren hingegen kommt bei
wässrigen Lösungen, wie beispielsweise Pufferlösungen oderverdünnten Lösungen zum Einsatz.

2. Kann man die Pipette später auch selbst kalibrieren?
Ja, mit der IKA Kalibrierungs-Software sind Kalibrierprüfungen für
PETTE fix, vario und multi sogar besonders nutzerfreundlich.

3. Kann ich meine Pipettevon IKA kalibrieren lassen?
Wir kümmern uns gerne um die normgerechte Kalibrierung Ihrer
Pipetten. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne bei Fragen zur
Abwicklung zur Verfügung.
per E-Mail: service@ika.de
per Telefon: 00 8000 4524357

4. Sind für die Nachjustierung Werkzeuge nötig?
Nein, PETTE fix, vario und multi sind so konstruiert, dass Sie keine
Werkzeuge für die Nachjustierung benötigen.

5. Passen auch Spitzen anderer Hersteller auf die Pipetten von IKA?
Alle Modelle von PETTE sind mit Pipettenspitzen der meisten
Hersteller kompatibel.

Pipette7. Wie sterilisiert man IKA PETTE fix, vario oder multi?
Die Pipetten von IKA sind unter den folgenden Bedingungenmittels Wärmesterilisation vollständig autoklavierbar: 121 °C, 2
bar für 20 Minuten. Durch den einfachen Aufbau lässt sich die
Pipette auch im zerlegten Zustand reinigen und autoklavieren.
Alternativ können Methoden mittels UV-Strahlung angewandt
werden.

3 Griffe

InertfettAlles für Ihr Labor

BIOREAKTORENMISCHENHEIZEN / KÜHLEN /TEMPERIEREN

LIQUID HANDLINGVISKOSITÄT MESSENVAKUUMTECHNIKZERKLEINERUNGLABORSOFTWARESEPARATIONELEKTROCHEMIEFLOW CHEMISTRYREAKTORSYSTEMEKALORIMETRIE

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10,79219 Staufen, Deutschland+49 7633 831-0 / sales@ika.de

IKAworldwide // #lookattheblue

Stay up to date:
www.ika.com/
newsletter

Technische Daten können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.
Angaben zur Lieferung nicht verbindlich.

202409_Pette_Brochure_IWS_DE_94000660

IKA ist Ihr zuverlässiger Partner in der Labor-, Analysen- und Prozesstechnik. Wenn es um Anwendungen in den Bereichen Rühren,
Mischen, Temperieren, Destillieren oder Mahlen geht, vertrauen die Marktführer auf unsere bewährten Produkte und Technologien.
Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Portfolio entsprechend den Bedürfnissen unserer Kunden weiterzuentwickeln. Darauf aufbauend vernetzen wir unsere Produkte und Dienstleistungen zu ganzheitlichen, anwendungsorientierten Lösungen und ermöglichen
unseren Kunden, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und den Schritt ins digitale Zeitalter zu vollziehen.