NJJ-105
レーダ新技術により、高深度ハンディサーチが高分解能になってデビュー！
！
従来比(NJJ-95B)約２倍の高分解能を実現！

近年、コンクリート建造物では耐久性向上のため、密接鉄筋が多くなり、より分解能の高い探査機器が求められるようになりました。
「ハンディサーチNJJ-105」は好評の操作性（小型・軽量）はそのままに、水平方向探査の高分解能化および浅埋鉄筋の探査精度向上を目的に開発しました。本装置は、電磁波をコンクリート表面から内部に向け放射し、対象物からの反射波をキャッチして対象物の位置や深さを画像で見やすく表示します。
さらに、IrDAとCFメモリーカードの採用により、プリンタやコンピュータなどへの記録が簡単に行えます。

主な特長●コンパクト・軽量化
従来比（NJJ-95B）約２倍の本体表示部とアンテナ部が一体化しているのでコンパクト、さらに、約高分解能※を実現
1.2kgと軽量のため片手で容易に操作できます。
より細かい解析に威力を発揮します。 ●金属から非金属まで探査※ 標準コンクリートでの実測値■水平方向探査の高分解能化

深度75mm時および175mm時に鉄筋間隔40mmの鉄筋を判別可能。

■水平方向探査の高密度化

探査密度を5mmから2.5mm毎に高密度化。

レーダ方式により鉄筋などの金属物のほかに、塩ビ管、空洞などの非金属物も探査できます（非金属物の探査画像の解析は習熟を必要とします）。

●データの保存・再生

一回の測定で15m分のデータを保存・再生できます。

●ケーブルレスで印刷可能

ケーブルレス接続により専用白黒プリンタ（オプション）で直接印刷が簡単に行えます。

新機能■新画像処理の追加

従来の画像処理（原画、固定、減算、マニュアル、ピーク）に加え、平均波処理とユーザー表面波処理を追加。

■距離方向拡大表示

測定距離表示を２倍にするワイドレンジ表示機能を追加。

■起動状態選択機能

電源終了時の設定を記憶させる機能を追加することによって、次回探査開始時の時間短縮に貢献。

■深度校正値のワイド化

深度校正値を2.0〜20.0まで0.1ステップで設定可能。

使用分野●コンクリートアンカー工事 ●コア抜工事 ●電機設備工事 ●空調設備工事 ●ガス工事分野 ●水道工事●コンクリート構造物改修工事 ●コンクリート建造物調査診断 ●コンクリート橋梁完成検査工事 など

ハンディサーチの原理
アンテナから電磁波をコンクリート表面に向けて放射すると、内部に浸透した電磁波はコンクリートと電気的性質が異なる鉄筋・空洞などから反射され、再びアンテナで受信されます。

ハンディサーチの操作方法
コンクリートの断面を画像として表示するので探査対象に対して直角に交わる方向に操作をします。鉄筋断面が山形の画像に変わって表示されます。

最初の大きなピークが右なら金属Aモード波形
Bモード山形画像

かぶり厚さ
鉄筋の頂点が山形の中心
非探査
領域

多重反射（リンギング）

非探査
領域

スタートからの鉄筋位置

終了点

スタート点

測定データ表示例←ハンディサーチ走行距離

測定深度

測定深度

←ハンディサーチ走行距離

測定深度←ハンディサーチ走行距離↓↓↓

標準・ＢＡモード表示例

浅・ＢＡモード表示例■ 主な性能深Ｗ・ＢＡモード表示例■ 標準構成品

項目

品名

性能型名

数量

備考

方式

電磁波レーダ方式

探査対象物

鉄筋、塩ビ管、空洞など

取扱説明書

かぶり厚さ5〜300mm（コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合）

本体用バッテリパック

BP-3007シリーズ

1

リチウムイオン電池

かぶり分解能浅モード：約1mm、深モード：約2mm

BP-3007用充電器

BC-3008シリーズ

1

バッテリパック用

ACケーブル

CB-JP051

充電器用

ハンドストラップ

H-7ZCMD0018

1

落下防止用

コンパクトフラッシュ

TS1GCF801

データ保存用約3km

収容箱

H-7ZYMD0027

1

本体プリンタ等収容

水平方向距離分解能

2.5mm

最大探査距離15m

表示モード
画像処理

付属品

深度75mm未満にある探査対象物：75mm以上
深度75mm以上にある探査対象物：深度以上の間隔
水平方向分解能※標準コンクリートでの実測値（深度75mm時及び175mm時に鉄筋間隔40mmの鉄筋を判別可能）

ハンディサーチ

非探査時：固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル
表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理

ディスプレイ

TFTカラー液晶（640×480ドット）

深度校正

2.0〜20.0 0.1ステップ

最大走査速度

約40cm/s 速度超過ブザーあり

制御機能

画面マーカ
（最大42点）、バッテリー容量表示、画面反転

出力機能

専用プリンタ出力機能（IrDA）

探査データ保存機能
保存数

コンパクトフラッシュにデータ保存。
メモリ容量1GB使用時約200本（15m探査データをバイナリ形式で保存）

アンテナ一体型本体
1■ オプション
品名

Bモード（垂直断面図）、ＢＡモード（垂直断面図、反射波形表示）
探査時：リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル
減算処理、リアルタイムユーザー表面波処理

NJJ-105

型名

備考

ハンディサーチ本体用
バッテリパック

BP-3007シリーズ

ハンディサーチ本体用

BP-3007用充電器セット

CBK-154

充電器、ACケーブル

プリンタセット

CMZ-303

プリンタ、バッテリパック、記録紙(10ロール)

プリンタセット用
バッテリパック

BP-L0720シリーズ プリンタセット用

BP-L0720用充電器セット

CBK-254

充電器、ACケーブル

ACアダプタセット

CBD-2485

ACアダプタ、ACケーブル

記録紙TP451C

一箱10ロール入■ 推奨PC編集ソフトウェア

温度範囲0℃〜+50℃

電源

バッテリパック、ACアダプタ（オプション）

連続使用時間

約1.5時間（バッテリパック満充電時）

Radar ３Ｄ̲Ｌｉｇｈｔ

ＰＣ用平面画像合成ソフトウェア

構造

簡易防滴構造ＲＣレポートメーカ

ＰＣ用画像解析ソフトウェア

寸法

約149（W）
×147（H）
×216（D）mm

質量約1.2kg（バッテリパック含む）

問合せ先：
（株）
計測技術サービス

品名

備考☎ 東京（03）6379-0334 / 大阪（06）6110-5331

●推奨ソフトウェア
複雑配管の把握に朗報！

NJJ-105、95B、95Aに対応（Ver.6以降）

Ｒａｄａｒ３Ｄ̲Ｌｉｇｈｔ ３次元可視化ソフト

製造元：大阪ガスエンジニアリング（株）●色によるわかりやすい深度表示●複雑配管の状態把握が容易●任意位置のＢモード画像も表示可能

連続カラー表示と深さ範囲外のグレー表示（例）
色による深度表示

深度中モード範囲外のためグレー表示

色による深度表示

深度浅モード●画像のフォーカスを合わせるだけで、かぶり厚さがわかります。
●深度範囲は浅・中・深の３段階表示（範囲内の深さのみカラー表示）。

報告書作成時間を大幅削減！ データ添付がきれいで簡単！

ＲＣレポートメーカ 報告書作成支援ソフト HS2PC

NJJ-105、95B、95A、85Aに対応（Ver.6以降）●測定結果をパソコンの画面で見ることができます。
●画像処理やマーキングがパソコンで効率良く作業できます。
●画像処理やマーキングをした編集結果をそのまま保存できます。
●編集結果をＪＰＥＧ化。マーカ情報を自動でリスト化します。

製造元：（株）計測技術サービス

報告書作成の効率化

詳細、お問合せは下記ホームページまで。サンプルのダウンロードもできます。

ＵＲＬ http://www.kgs-inc.co.jp

通信インフラ営業部 ☎（03）6832-1740（ダイヤルイン）

37JLC
2010年11月作成

2009.12

CAT.No.N448（No.1431-2-10）A