WiFi ポータブル振動計

製品仕様▲

カードバイブロAir2 共通仕様

項 目インターフェース

仕無線通信モード

インフラストラクチャーモード

使用電源

単4型(AAA)充電式電池2本搭載メモリ容量
消費電流

使用温度範囲使用湿度範囲サンプリング周波数
AD分解能

動作タブレットOS

標準構成

様

無線LAN：IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応

専用ソフト「CardVibro Air2」はGoogle Playからダウンロード可能

4Mbit×16bank※表示端末はお客様でのご用意となります。

測定中の状態（WiFi使用時）：約150mA

USB充電アダプタ

単4ニッケル水素電池

30〜90%

結露なきことAndroid3.2、Android4.1、Android4.2、Android4.3（弊社内で確認出来たもののみ）

Air2 本体（写真は標準タイプ） microUSBケーブル

ピックアップ用
プローブ

カードバイブロAir2 オプション

▲

▲

標準タイプ

標準タイプ コネクタタイプ

データ管理ソフトウェア

DB-2012

設備診断ソフトウェア

DS-2013Tr▲

VM-2012

PCで測定データの管理を行いたい時に使用▲

仕寸法

奥行41.5mm×横幅40.5mm×高さ88.6mm
10〜10kHz
10〜1kHz

10〜150Hz
500m/s²

Air 2本体やTablet PC等を収納

小型マグネット

マグネットで測定部位にセンサーを固定

小型マグネット（曲面取付け用）MH-203R
パイプなどの曲面部への取付けに最適▲

ピックアップ用長プローブ

長い測定子を使用したい時（長さ185mm）▲

カードバイブロAir2

長尺ケーブル▲

コネクタタイプ
VM-2012C

3ｍ
10ｍ

CE-2012- 3 ｍ
CE-2012-10ｍ
VP-2012A▲

圧電式加速度ピックアップ

加速度計測用ピックアップ。特性：標準タイプと同じ

寸法

奥行41.5mm×横幅40.5mm×高さ88mm

電圧出力ポート
電圧入力ポート

約130g（センサ含まず）

電圧出力センサ、ICP基準センサ-5V、+5V+24V（2mA）±2.5V

低域振動測定用ピックアップ VP-2012PS1

低周波振動測定用（3〜100Hz）。両面テープ等で固定して使用（ピエゾ抵抗式、
ケーブル直出し2.5ｍ）

チャージアンプ

CA-2012

専用ホルダ

HL-2012センサ入力ケーブル

CC-2012汎用の圧電式加速度ピックアップに使用（BNC入力、ピックアップとCA-2012間のローノイズケーブルは別途必要）▲

ＩＣＰポート様▲

仕▲

項 目

接続センサ

PI-2001

ピックアップケーブルを延長したい時。
全ての入力ピックアップに対応※単品での使用はできません。
オプションのピックアップ等を接続する必要があります。

質量

振 動 の 波 を 捕 まえ ろ

MH-202R▲

最大計測加速度

圧電式加速度センサ

B-2012

キャリングケース▲

変位周波数範囲

様約145g

精密診断機能でアンバランス・ミスアライメントなどの項目診断が可能▲

項 目

速度周波数範囲

検索結果から
CardVibro Air2を選択

16bit

カードバイブロAir2

加速度周波数範囲

CardVibro Air2と入力して検索

WiFi ポータブル振動計

標準タイプのみ

最大76.8kHz

http://www.imv.co.jp/products/vibrograph/measure/air2/

センサ

2+5℃ 〜 +50℃
（付属電池のみで保証）

推奨タブレット最新情報は以下のホームページアドレスから確認して下さい。

質量1

コネクタタイプの本体を仮固定する為のホルダ株式会社 佐藤商事〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階☎：044-738-0622
FAX：044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com

軽量コンパクト▲

IMV株式会社

WiFi無線▲測定器の総合商社

Android端末対応▲※お手持ちのオプション品の流用をご希望の場合、ご相談願います。

▲▲

ICPセンサー接続用

低 消 費 電力

振 動 の 波 を 捕 ま え ろ

Catch theVibration

WiFi ポータブル振動計

測定方法を選べる2タイプ！

カードバイブロAir2は こんなシーンで活躍！

カードバイブロAir2は、従来同設備機械の保守点検

振動調査

微小変位測定▶ はもちろん、WiFi
様の用途●

ブロワ、ポンプ など

配管 など

工作機械 などと、強力なデータ処理機能で、これまで測定に困難を伴ってい▼ でも、精密な測定をたシーン●可能にします。

激しく振動する場所
ロボットアーム など

高所

クーリングタワー など

狭い場所

隔たりのある場所

機械の隙間 など

クリーンルーム など

Android端末
対応

ダイレクト測定
専用プローブ（標準）を 押し当てる 事 で 、取りたい振動をそのまま測定することができ、さらにケーブルの機器への巻き込みの心配がないので安全に測定できます。

低消費電力

カードバイブロAir2の4つの特長

WiFi無線

ハンズフリー測定
マグネット式なので両手を離して測定することができます。

軽量
コンパクト

※小型マグネットは別売オプションです。

1

コンパクト

2

ポ ー タ ブ ル 振 動 計 の 常 識 を 覆 す 、新 時 代 の充 実 の 機 能

振 動 発 生 原 因の究 明に振動を表現するファンクション

振動測定をしたらレベルがは複数あり、一般の振動計では大きかった場合、FFT分析するファンクションを切り替えながらことが可能です。
小さなボディ

何度も同じ箇所を測定する必要がありました。
同時測定機能を使えば、一度測定開始Keyを押すだけで自動的に変位・速Android端末
対応

Android OSでの計測

軽量
コンパクト

データ管理ソフトウェア（DB-2012)

軽量でコンパクトサイズ

概対応
Android端末手放せなくなるはずです。

度・加速度、そしてベアリング

出 力

145g

（センサ含む）

41.5㎜のコンディション診断用のエンベロープ加速度を同時に測測定漏れを防げます。

波形測定機能データ保存

振動の変動を一目で把握

大 切な基 本 機 能採取したデータは全て保存が可能です。SDカード等を使用する場合は、よりたくさんのカードバイブロAir2で振動計測

うなり現象などは波形に特徴があり、一目見れば認識でき

メインメニュー画面

OA値計測画面

FFT分析機能設備診断ソフトウェアDS-2013Tｒは、事前に設備マスタ登録にて、管理設備の物理的パラメーター情報を設定することで、CardVibro Air2で測定したデータを元にPCで、異常周波数を表示したり、判定機能をもった原因別診断を行ったりできます。

測定点設定画面

設備診断ソフトウェア DS-2013Trすることができます。
▲

WiFi無線

WiFi無線を採用した高速通信

トレンドグラフ［実寸大］管理が可能です。

連続モニタリング機能

その 場 で 即 判 決

リアルタイムモニタリング

ブロア、モータ等の回転機械の波形データ及びFFTをほぼコンディションチェックを目的

リアルタイムにモニタリングに振動測定をする場合、測定しできます。

WiFi無線

低消費電力

座に判断したいもの。しかし、隔たりのある場所でも初めての測定では判定値が無

WiFi無線で遠隔測定が可能！

いため判断できません。

波形表示画面

異常周波数

低消費電力

精密診断推論用周波数を表示します。

4Mbitの大容量メモリにより長時間のデータ保存が可能

指定しておくと、その順番ど※充電池のみ使用可能

特 長

USB接続による充電が可能！

生活防水対応（IP65）

ストラップ装着が可能

コネクタタイプでオプションセンサにも対応

●

●

●

●

●

注）オプション
（データ管理ソフトウェア）が必要です。

Tablet PCからパソコンにデータ転送・同期が可能
測定点管理・トレンドグラフ・波形グラフ表示・FFT分析機能
測定データのグラフはExcelファイルフォーマットで出力、印刷可能
FFTデータ、波形データは、CSVフォーマットで出力可能
言語対応：日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字／繁体字）▲

設備診断ソフトウェア DS-2013Tr
●

●

●

●

4

PCにて測定データを一元管理※低域振動測定用ピックアップ（VP-2012PS1）の取付イメージ※チャージアンプCA-2012と小型ピックアップVP-02Sの取付イメージ●

5

DS-2005Trの機能を継承
マスタ登録で軸受情報・判定基準などを設定可能
簡易診断機能で傾向管理が、精密診断機能でアンバランス・ミスアライメントなどの項目別診断が可能
報告書の作成が可能
言語対応：日本語・英語のみ

報告書出力

レポートを自動作成します。

仕 様

データ管理ソフトウェア DB-2012

おりに測定点を表示！

※画面は開発中の為、変更する可能性がございます

原因別診断

原因別に異常がないか判定します。

PC

TabletOS

Windows7（32、64ビット）

Android3.2以降

インターフェース

USB
Tabletとの通信にはWindows Media Playerが必要。
（Version12推奨）

USB
Tabletとの通信にはMTP接続機能が必要。

ソフトウェアMicrosoft Excel が必要。
（2010推奨）▲

巡回する測定箇所と順番をPCに取り込む

単四電池 2本で連続6時間動作が可能の振動シビアリティとベアリン

カードバイブロAir2 その他の特長

振動波形表示FFTグラフカードバイブロAir2で振動計測

時間動作※タブレット端末は付属製品に含まれません

ISO-10816[JIS-B-0906]規格

ルート設定機能USB

更なる精密な設備診断が可能
▲

判定値搭載

事 前 に設 備マスタにて、
管 理 機 械 名 、測 定 点 名 、判 定 値 等の物 理 的パラメーターを設定。

胸ポケットにすっぽり収まる
コンパクトデザイン！

VM-2012たデータでコンディションを即3

トレンドグラフPCにて測定データを一元管理

設備診断ソフトウェア（DS-2013Tr)

PCへ転送し効率の良いデータます。

波形表示機能出 力

管理ソフトウェアを使用すれば、し、測定後その場で判定ができPCに取り込むます。最大30分の波形を記録データを保存できます。
データ

グ用のオリジナル判定値を搭載測定点管理

USB

88.6㎜

定できますので、作業の軽減とデータ管理ソフトウェア DB-2012

40.5㎜

約コンパクト軽量

要

データ管理ソフトウェアは、CardVibro Air2で測定したデータを、パソコンで活用するためのソフトウェアです。
データベースにSQLiteを採用。
データのやりとりはUSB経由で行うことができ、PCに取り込んだ測定データを一元管理し、トレンドグラフ、波形グラフを表示するアプリケーションです。

重さで12800lineの高分解能の効果を是非体験してください。

先 進 の ソ フト ウ ェ ア▲

手 軽 な 測 定をサポート

Android
端末で簡単測定ス タ ン ダ ー ド モ デ ル 、誕 生 。

▲

FFT分析機能▲

同時測定

WiFi ポータブル振動計

メモリー

2GB以上

1GB以上

6

ポ ー タ ブ ル 振 動 計 の 常 識 を 覆 す 、新 時 代 の充 実 の 機 能

振 動 発 生 原 因の究 明に振動を表現するファンクション

振動測定をしたらレベルがは複数あり、一般の振動計では大きかった場合、FFT分析するファンクションを切り替えながらことが可能です。
小さなボディ何度も同じ箇所を測定する必要がありました。
同時測定機能を使えば、一度測定開始Keyを押すだけで自動的に変位・速Android端末
対応

Android OSでの計測

軽量
コンパクト

データ管理ソフトウェア（DB-2012)

軽量でコンパクトサイズ

概対応
Android端末手放せなくなるはずです。

度・加速度、そしてベアリング

出 力

145g

（センサ含む）

41.5㎜のコンディション診断用のエンベロープ加速度を同時に測測定漏れを防げます。

波形測定機能データ保存

振動の変動を一目で把握

大 切な基 本 機 能採取したデータは全て保存が可能です。SDカード等を使用する場合は、よりたくさんのカードバイブロAir2で振動計測

うなり現象などは波形に特徴があり、一目見れば認識でき

メインメニュー画面

OA値計測画面

FFT分析機能設備診断ソフトウェアDS-2013Tｒは、事前に設備マスタ登録にて、管理設備の物理的パラメーター情報を設定することで、CardVibro Air2で測定したデータを元にPCで、異常周波数を表示したり、判定機能をもった原因別診断を行ったりできます。

測定点設定画面

設備診断ソフトウェア DS-2013Trすることができます。
▲

WiFi無線

WiFi無線を採用した高速通信

トレンドグラフ［実寸大］管理が可能です。

連続モニタリング機能

その 場 で 即 判 決

リアルタイムモニタリング

ブロア、モータ等の回転機械の波形データ及びFFTをほぼコンディションチェックを目的

リアルタイムにモニタリングに振動測定をする場合、測定しできます。

WiFi無線

低消費電力座に判断したいもの。しかし、隔たりのある場所でも初めての測定では判定値が無

WiFi無線で遠隔測定が可能！

いため判断できません。

波形表示画面異常周波数低消費電力

精密診断推論用周波数を表示します。

4Mbitの大容量メモリにより長時間のデータ保存が可能

指定しておくと、その順番ど※充電池のみ使用可能

特 長

USB接続による充電が可能！

生活防水対応（IP65）

ストラップ装着が可能

コネクタタイプでオプションセンサにも対応

●

●

●

●

●

注）オプション
（データ管理ソフトウェア）が必要です。

Tablet PCからパソコンにデータ転送・同期が可能
測定点管理・トレンドグラフ・波形グラフ表示・FFT分析機能
測定データのグラフはExcelファイルフォーマットで出力、印刷可能
FFTデータ、波形データは、CSVフォーマットで出力可能
言語対応：日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字／繁体字）▲

設備診断ソフトウェア DS-2013Tr
●

●

●

●

4

PCにて測定データを一元管理※低域振動測定用ピックアップ（VP-2012PS1）の取付イメージ※チャージアンプCA-2012と小型ピックアップVP-02Sの取付イメージ●

5

DS-2005Trの機能を継承
マスタ登録で軸受情報・判定基準などを設定可能
簡易診断機能で傾向管理が、精密診断機能でアンバランス・ミスアライメントなどの項目別診断が可能
報告書の作成が可能
言語対応：日本語・英語のみ

報告書出力

レポートを自動作成します。

仕 様

データ管理ソフトウェア DB-2012

おりに測定点を表示！

※画面は開発中の為、変更する可能性がございます

原因別診断

原因別に異常がないか判定します。

PCTabletOS

Windows7（32、64ビット）

Android3.2以降

インターフェースUSBTabletとの通信にはWindows Media Playerが必要。
（Version12推奨）

USB
Tabletとの通信にはMTP接続機能が必要。

ソフトウェアMicrosoft Excel が必要。
（2010推奨）▲

巡回する測定箇所と順番をPCに取り込む

単四電池 2本で連続6時間動作が可能の振動シビアリティとベアリン

カードバイブロAir2 その他の特長

振動波形表示FFTグラフカードバイブロAir2で振動計測

時間動作※タブレット端末は付属製品に含まれません

ISO-10816[JIS-B-0906]規格

ルート設定機能USB

更なる精密な設備診断が可能
▲

判定値搭載

事 前 に設 備マスタにて、管 理 機 械 名 、測 定 点 名 、判 定 値 等の物 理 的パラメーターを設定。

胸ポケットにすっぽり収まる
コンパクトデザイン！

VM-2012たデータでコンディションを即

3

トレンドグラフPCにて測定データを一元管理

設備診断ソフトウェア（DS-2013Tr)

PCへ転送し効率の良いデータます。

波形表示機能出 力

管理ソフトウェアを使用すれば、し、測定後その場で判定ができPCに取り込むます。最大30分の波形を記録データを保存できます。
データ

グ用のオリジナル判定値を搭載

測定点管理

USB

88.6㎜

定できますので、作業の軽減とデータ管理ソフトウェア DB-2012

40.5㎜

約

コンパクト
軽量

要

データ管理ソフトウェアは、CardVibro Air2で測定したデータを、パソコンで活用するためのソフトウェアです。
データベースにSQLiteを採用。
データのやりとりはUSB経由で行うことができ、PCに取り込んだ測定データを一元管理し、トレンドグラフ、波形グラフを表示するアプリケーションです。

重さで12800lineの高分解能の効果を是非体験してください。

先 進 の ソ フト ウ ェ ア▲

手 軽 な 測 定をサポート

Android
端末で簡単測定ス タ ン ダ ー ド モ デ ル 、誕 生 。

▲

FFT分析機能▲

同時測定

WiFi ポータブル振動計

メモリー

2GB以上

1GB以上

6