BIOMAG®
BIOMAG4050C / BM
シングルユース電磁流量計
概 要BIOMAG ®は、バイオ医薬品アプリケーション用に設計された電磁流量計です。シングルユース構造のPSU（ポリサルフォン）
樹 脂 製 B M シ リ ー ズ フ ロ ー チ ュ ー ブ は 容 易 に 交 換 が で き、ガンマ線による滅菌処理も可能です。BIOMAG4050C発信器にワンタッチで取り付けることが可能で、安定した流量計測を実現しています。

特 長❏ ワンタッチで交換可能なフローチューブ
容易に交換可能なBMシリーズフローチューブの採用により、シングルユース電磁流量計を実現。
サイズは、1/4" 〜 1" まで、5 種類をラインナップ。
❏ 高性能なシステムを搭載したコンパクトな発信器
BIOMAG4050C 発信器は、小（1/4" 用）、中（3/8"‒1/2" 用）、大（3/4"‒1"）の 3 種類のサイズをラインナップ。アナログ信号とパルス信号にて計測流量値を出力可能。
❏ 高精度発信器 BIOMAG4050CとフローチューブBMシリーズとの組み合わせで、指示値に対して ±1%+ 流速誤差 0.001m/s の高精度を実現。
❏ 生体適合性有する材質を使用
フローチューブ（接液部）には、生体適合性を有する PSU（ポリサルフォン）樹脂を採用。USP Class VI, ISO10993 に準拠。
また、50kGyまでガンマ線による滅菌処理が可能。
❏ 現地調整不要
フローチューブを交換しても再調整は一切不要。
シングルユースとしての使いやすさを実現。

測定原理
電磁流量計の測定原理は、ファラデーの電磁誘導の法則が基になっています。励磁コイルによって発生した磁界に対して、垂直方向に導電性のある液体が通過すると、その両者の直角方向に起電力が発生します。その起電力の大きさは流体の流速と磁界の磁束密度に比例するため、起電力を検出することで流量を求めることができます。
U=v*k*B*D
ここで、v= 平均流速 , k= 補正係数 , B= 磁界強度 ,D= 流量計の内径②③①④① 励磁コイル② 磁界③ 電極④ 起電力（流速に比例）

TG-F2179-J01
２版 2022 12 K
初版 2021 09 K

BIOMAG® BIOMAG4050C / BM シングルユース電磁流量計

標準仕様
一般仕様

発信器仕様

※ フローチューブBMシリーズと発信器BIOMAG4050の組み合わせにおいて● 周囲温度： +2 〜＋ 60℃, ‒40 〜 60℃（保存）● 流体仕様条件： 温度； +2 〜 45℃
圧力； 0Pa（abs）〜 0.4MPa
導電率； 20µS/cm 以上● 精度： パルス出力； 指示値の±1％ + 流速誤差
±0.001m/s
電流出力 ； パルス出力精度に±0.005mA を付加●形フローチューブ仕様●形式： BM0250（サイズ : 1/4"）
BM0375（サイズ : 3/8"）
BM0500（サイズ : 1/2"）
BM0750（サイズ : 3/4"）
BM1000（サイズ : 1"）● 計測流量範囲： BM0250 ; 0.015…3L/min
BM0375 ; 0.07…14L/min
BM0500 ; 0.1…20L/min
BM0750 ; 0.3…62L/min
BM1000 ; 0.5…75L/min● 接液部材質：チューブ ；PSU（ポリサルフォン）
Udel P-1700
電極・アース電極； ハステロイC22● プロセス接続： バーブ継手● 取付姿勢： 電極軸水平位置取付● 滅菌： 50kGy までのガンマ線で滅菌が可能
121℃, 30 分までオートクレーブ滅菌が可能● 販売単位： 10 台で 1 セット● 適合規格と製造環境
・ 材質
FDA 21 CFR Part 177
EP 3.2（ 欧 州 薬 局 方 European Pharmacopeia）coveredby FDA 21 CFR 177 material certiﬁcate
ISO 10993
Hemolysis
・ 最終製品の生体適合性USP（米国薬局方 US Pharmacopeia）<87>・<88> Class VI 生物学的反応性試験
USP（米国薬局方 US Pharmacopeia）<661> プラスチックの物理化学試験
BSE/TSE free（自己宣言書）
・ 製造環境Cleanroom certiﬁcate ISO 13485
Particulate USP<788>, EP 2.9.19
Endotoxin EP 2.6.14
Bioburden（ISO 11737）

2

TOKYO KEISO CO., LTD.

式
： BIOMAG4050C
源： DC24V±25%（消費電力：最大 3W）●出 力※ 電流出力またはパルス出力のどちらか一方のみ使用可能
電流出力• 出力： DC4‒20mA• 許容負荷抵抗： 400Ω 以下
パルス出力• 出力型式： 電圧パルス出力• パルスレート： サイズ 大 / 中 ；1000Hz（フルスケールにおいて）
サイズ 小；10000Hz（フルスケールにおいて）• パルス幅： デューティ比 1:1● 配線接続口： M12 専用コネクタ（8 極 ： 電源、電流およびパルス出力用）● ハウジング材質： ポリカーボネート / アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（PC / ABS）
● 保護等級： IP54（IEC / EN 60529）● 付属ケーブル： ストレート型プラグコネクタ付専用ケーブル 2m●電TG-F2179-J01

BIOMAG® BIOMAG4050C / BM シングルユース電磁流量計

結線図56437821

配線接続図

端子番号

心線色 ※1

1

白不使用

2

赤+DC24V

3青‒DC24V/ 接地（GND）※2

4

黄周波数出力（+）

5

灰周波数出力（‒）

6

茶電流出力（+）

7緑電流出力（‒）

内8

桃サービス用端子−−

ケーブルシールド容※1：心線色はプラグコネクタ付き専用ケーブルの心線色を示します。
※2：安定動作の為、接地を必ず行って下さい（接地抵抗 100Ω 以下）。

外形寸法d1● フローチューブed2H銘板WL形寸法（mm）

式

サイズ

BM0250BM0375
BM0500

1/2"

95BM0750

3/4"

125BM10001"

140

45TG-F2179-J01d1d2

接液部面積（mm2）

接液部容積
（mm3）

質量（g）

16.6

8.5

5.5

1270

1802

6.4

25.6

13.6

9.5

2652

5847

1325

25.6

16.9

12.7

3650

10987

14413623197199

33148

364430

22.2

10026

57470

44L

W

He1/4"

70

22173/8"

9530

25304541

TOKYO KEISO CO., LTD.

3BIOMAG® BIOMAG4050C / BM シングルユース電磁流量計

外形寸法● 発信器cc2ad2dケーブル接続（M12−8ピンコネクタオネジ）

4H53781b62WL寸法（mm）

発信器バージョン※LWHabc

大16010060234210059460

中139904823338266390144×
取付け穴直径 5.2 8.2mm

904828339466400

小d質量（g）

注記： 大のみ； c2 = 41mm / d2 = 84mm
※ 発信器には以下のバージョンがあります。
・ 大： フローチューブ形式 BM0750 および BM1000 用・ 中： フローチューブ形式 BM0375 および BM0500 用・ 小： フローチューブ形式 BM0250 用

4TG-F2179-J01