変わりなく、変わる

絶縁多チャネルハンディデータロガー

GL260
詳細版カタログはこちら
商品詳細

各種ダウンロード- 変わらない操作性。変わる、使用感 新サービス

新機能

G-REMOTE

アラーム履歴機能

クラウドサーバーを使用した新サービス- 遠隔操作 サービス
30日間
- データ保存サービス
無料体験(※別途有償のサービスとなります)

WEBより申し込み- 異常発生日時履歴を簡単検索

チャネル間演算機能強化- 従来機種より充実した演算機能

メモリループ機能- リレー収録の追加機能でより長時間の収録が可能に(※ダウンロードには会員登録が必要となります )実寸大-

8GBメモリで長時間の収録にも安心計測

最高10msのサンプリング間隔に対応

収録時間例（アナログ10chのみ使用時、2GB収録時）*

チャネル数を絞る事により最高10msでのデータ収録が可能です。

サンプリング間隔*2
GBD形式時CSV形式時サンプリング間隔
使用可能ch数
測定対象
電圧
温度

110ms
41日
3日

50ms
88日
12日

100ms
103日
18日

200ms
500ms
1s
207日 365日以上 365日以上
36日91日182日＊1： 収録時間は、概算となります。
＊2： サンプリング間隔によっては、ch数に制限があります。10ms：1ch、20ms：2ch、50ms：5ch

本体仕様

項目
内容
アナログ入力部 チャネル数・端子形状 10ch・Ｍ３ねじ式端子（角型平座金）
方式
スキャン方式、全CH絶縁、平衡入力
測定レンジ
電圧：20mV〜100V、1-5V F.S.
熱電対：K, J, E, T, R, S, B, N, C（旧W:WRe5-26）
湿度：0〜100％（オプション：B-530必要）
フィルタ
Oﬀ、移動平均フィルタ：2、5、10、20、40
最大入力電圧
入力端子＋ / −間
20mV〜1Vレンジ：60Ｖｐ-ｐ
2V〜100Vレンジ：110Vp-p
入力端子 / 入力端子間：60Ｖp-p
入力端子 / GND間：60Ｖp-p
トリガ入力1chまたは外部サンプル入力1ch、外部入力(*1) チャネル数
ロジック入力4chまたはパルス入力4ch
パルス入力
測定モード：回転数モード(*2)、積算モード、瞬時モード
最大入力周波数：50kHz
最大カウント数：50kC/サンプリング
外部出力(*1)
アラーム出力：4ch
スケーリング機能有り（アナログチャネル、パルスチャネル）
サンプリング間隔
10ms〜1h（10〜50msは電圧のみ、ch数制限あり）、外部
A / Dコンバータ⊿∑方式、16Bi（t 有効分解能：±レンジの1 / 40,000）
PC I/F
USB2.0、無線LAN（オプション：B-568必要）
本体メモリ：約8GB、SDカード スロット：1口
記憶媒体(*3) 容量
データ保存形式
GBD・CSV
収録機能
OFF(通常)・リング収録・リレー収録
演算機能、トリガ機能、アラーム機能、データバックアップ機能(*4)
その他機能
表示器
4.3インチＴＦＴカラー液晶（WQVGA：480×272ドット）
使用環境(*5)
0〜45℃、5〜85％RH
ACアダプタAC100〜240V/50〜60Hz
電源
DC入力
DC8.5〜24V（オプション：B-514必要）
バッテリパックDC7.2V（2875ｍAh（）オプション：B-573必要）
消費電力36VA以下(AC100V時)
外形寸法（約）
188(W)×117(D)×42(H)mm
質量[重量（] 約）500g（ACアダプタ、バッテリ含まず）
耐振性
自動車部品第一種A種相当【お問い合わせ】

10ms
1
●
ー20ms
2
●
ー50ms
5
●
ー

価格や詳細版カタログはホームページよりご確認ください(※詳細版カタログのダウンロードには会員登録が必要となります)

100ms
10●
●

価格・商品詳細クラウドサービス(G-REMOTE)
項目
対応OS(*6)
対応WEBブラウザ

サービス内容(※別途有償のサービスとなります)

内容
Windows11/10
Google Chrome(推奨)、Microsoft Edge、Firefox(※HTML5に対応しているインターネットブラウザ)【遠隔操作サービス】
インターネット回線を介しブラウザ上のG-REMOTEから簡単遠隔操作・測定データの確認が可能【データ保存サービス】
インターネット回線を介し弊社クラウドサーバーへデータ保存が可能

オプション※詳細はホームページをご確認ください

オプション品一覧
商品名
GL無線LANユニット

バッテリパック
GL用入出力ケーブル
DC駆動ケーブル
湿度センサ(*7)
SDカード(*8)
midi LOGGER収納ケース
T型熱電対
K型熱電対
極細K型熱電対
棒状K型熱電対
K型熱電対ミニコネクタ
T型熱電対ミニコネクタ
シールタイプシート状T型熱電対
シールタイプシート状K型熱電対
シャント抵抗250Ω
GL260用ACアダプタ

型名
B-568

備考
規格：IEEE802.11b / g / n
通信距離：約40m（状況により異なる）
B-573
1個：7.2V/2875mAh
B-513
2m、先端切りっ放し
B-5142m、先端切りっ放し
B-530
3m、専用電源コネクタ付き
B-572-8
8GB（送料込み）
B-581
RoHS指令対応
JBS-7115-5M-T 素線径φ0.32mm、1.0×1.6×5000mm、
JBS-7115-5M-K -40〜200℃、
クラス2、5本入
ST-55K-TC-1.2M 先端素線φ0.127、0.5×0.7×200mm、中継部1m、-40〜260℃、
クラス2、5本入
RIC-410-100〜300℃、クラス1、コード長1.1m
RIC-440
5本入RIC-450
接続可能熱電対:素線径0.65mm以下
NSMH-T-M-2000 シート部：約14×10mm、ケーブル長：２０００mm
NSMH-K-M-2000 測定温度：〜 200℃、
クラス2、5 本入250Ω(±0.1%)、定格電力1W、最高使用電圧15.8V
B-551
ACADP-20J
保守用ACアダプタ

PC用ソフトウェア
項目
対応OS(*6)
GL28-APS

内容Windows11/10
PCで本体設定やデータ収録・保存・再生可能
対応機種：GL260/GL840/GL240
接続台数：最大10台、または1000ch
GL-Connection GLシリーズ統合ソフトウェア
PCで本体設定やデータ収録・保存・再生可能
対応機種:GL7000 Plus/GL2000/GL980/GL840
GL240/GL260/GLT400
接続台数：20台
最大CH数：2000ch

本体ご購入時の校正関連書類(生産時データ)

品名
試験成績書
トレーサビリティチャート
校正証明書

型名
B-TEST
B-TRACE
B-CAL※商品購入時にご注文を頂いた書類は製造時点のデータとなります。
※詳細はホームページ、校正サービスの項をご覧ください。

https://graphtec.co.jp/maintenance/kousei/＊1： GL用入出力ケーブル（B-513）が必要です。
＊2： パルスの回転数モードは、サンプル間隔毎のパルス数をカウントし、1分間当たりの回転数に換算します。
使用できるSDカード：SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能。
＊3： 収録は1ファイル2GB、＊4： リング収録・外部サンプリング機能がOnの場合は、バックアップ機能は使用できません。
バックアップ先をFTPにする場合、無線LANユニット（B-568）が必要です。
＊5： バッテリ駆動時は0〜40℃/充電時15〜35℃＊6： OSメーカのサポートが終了しているOSに付きましては、弊社でのサポートも対象外となります。
＊7： 使用可能温度範囲：-25℃〜+80℃（特注品 / 10m、15m、20m有り）＊8： 市販品のため予告なく仕様が変更することがあります。
※本カタログに記載の商品は、日本国内販売の商品となります。

※ 本体/PC本体の故障によるデータの不具合につきましては、保証致しかねます。データのバックアップをしていただきますようお願いいたします。
※ このカタログに記載のソフトウェア名・ハードウェア名等は、各社の商標または登録商標です。
■ このカタログの記載内容は2024年2月1日現在のものです。■ このカタログに記載されている価格には消費税10％を含みます。
■ このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社WEBサイトでご確認のうえ、ご発注ください。

■ 外為法に基づく注意事項

各種ダウンロード

RoHS指令対応製品

弊社製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

機器を正しく、安全にお使いいただくために■■ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

東日本担当(045) 825-6217

北 海 道・青 森・岩 手・宮 城・秋 田・山 形・福 島・新 潟
茨 城・埼 玉・栃 木・群 馬・東 京・千 葉・神 奈 川・山 梨[本社] 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

中 部 担 当詳 細 は こ ちら

静 岡・愛 知・三 重・岐 阜(052) 937-2533

西日本担当(06) 6821-8821

大 阪・京 都・滋 賀・奈 良・和 歌 山・兵 庫・富 山
石 川・福 井・徳 島・香 川・愛 媛・高 知・岡 山
広 島 ・ 島 根 ・ 鳥 取 ・ 山 口 ・ 福 岡 ・ 佐 賀
大 分・熊 本・長 崎・宮 崎・鹿 児 島・沖 縄
GL260_q_KJ10947_1P