SS-2000 MANUAL

SS-2000 MANUAL
注意

ストロボスコープ

取扱説明書

SS-2000●お問い合わせは下記まで

この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

・本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・指や機械で発光管を触らないでください。
・感電の恐れがあります。
・雨や湿気にさらされた状態、水滴が付着した状態での操作はさけてください。
・ぬれた手で触らないでください。
・本器を使用しない場合は電源を切ってください。
・本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。
・本器を夏場の晴天の日中に、自動車の中などに放置しないでください。
・本器を直射日光、ほこり、高温多湿での使用、保管をしないでください。
・汚れた部分、埃等は必ず乾いた布で拭きとってください。
ベンジンやシンナーで拭くことはお止めください。

1. パネル面の説明①③‑1③‑2③‑3⑤⑥②⑦RECALL⑧

MEMORY

PHASE
ZERO

RPM/HzExt. Int.

FAST
FINDER
100 RPM
500 RPM
1000 RPM
2000 RPM
5000 RPM

RS-232Ext. Trigger

OUTPUT

INPUT④⑩⑪

LINE SEIKI
SS-2000

⑨
本体上面
発光管
表示部
RPM表示
Hz表示
外部信号入力
操作部
電源スイッチ

電源コード社大阪
メールアドレス
ホームページ〒152‑0001 東京都目黒区中央町2‑37‑7
TEL:03‑3716‑5151(代)
FAX:03‑3710‑4552
TEL:06‑6538‑0365(代)
FAX:06‑6538‑0315
webtrade@line.co.jp
http://www.line.co.jp

メモリー
出 力
電 源
消費電力
使用温湿度範囲
寸 法
質 量
付属品

⑥⑦⑧⑨⑩⑪

電源コード接続部
取っ手取り付け部
取っ手ネジ取っ手
電源コードコネクタ
電源コードプラグ

6.RS‑232 PCシリアルインターフェイス：14mm液晶、5桁表示：五段階発光速度調整、粗調整/微調整切替、単位切替
メモリー：10個のデータまで記録可能：RS‑232シリアルインターフェイス：100 Vac±10%,50/60Hz.
：30 W以下：0〜50℃、80%RH以下：120（H)×120（W)×210（D)mm：約1kg：取扱説明書…1部
取っ手…1本
電源コード…1本

3‑1.準備1）電源コードを正しい電源電圧に接続してください。
2）電源スイッチを「ON｣の位置に合わせます。

注意・正しい電源電圧のコンセントに接続してください。
・連続使用の際は、以下の通りに従ってください。
＜2000RPM･･･2時間
2000〜3600RPM･･･1時間
3601〜8000RPM･･･30分＞8000RPM･･･10分
再度測定する場合、休止時間を10分以上取ってから行ってください。

5.性能
発光速度
分解能

精度

3‑2.スピード確認（RPM/FPM)
1) 測定対象物の同期の確認がしにくい場合、マークを付けてから測定してください。
2) 電源を入れた後、"Ext./Int."切替スイッチを"Int."の位置に合わせてください。
3) "RPM 表示"が点灯します。もし点灯しない場合は、"RPM/Hz"ボタンを"RPM 表示"が点灯するまで押してください。
4) おおよそのRPM値が分かる場合は、「FAST FINDER」ボタンで100、500、1000、2000、5000RPMを簡単に調整可能です。
5) ストロボスコープの同期は2倍、3倍、4倍等でも止まっているよ
うに見えます。正確に同期させるためには「×2」,「÷2」や「＋」,「−」で調整してください。
なお、「×2」,「÷2」は表示値を2倍、1/2倍します。
「＋」,「−」は表示値を+1、‑1します。
また「＋」,「−」を押し続けると表示値が速く変化します。
以下の表を参照してください。
実際の速度

本体側面
1000RPM

設定値

倍数

残像数

2000RPM/FPM

×22

1000RPM/FPM

11500RPM/FPM

÷21安定性
発光管
発光持続時間
発光カラー
発光エネルギー
ビーム角度
発光管の交換：5〜12500※1RPM/FPM / 0.083〜208Hz：0.1 RPM (<1000RPM) 1 RPM (<10000RPM)
10 RPM (≦12500RPM)
0.001Hz (<10Hz) 0.01 Hz (<100Hz)
0.1 Hz (≦208 Hz)：±(0.15%+0.2RPM) <1000RPM±(0.5%+1RPM)
1000〜3300RPM±1%FS.
3301〜12500RPM：1digit 10分以内：キセノンランプ：約60〜1000μsec：キセノンホワイト6500 ﾟK：4 W/秒：80°：3600RPM/FPM以上の速度で測定した時、不規則な発光がある場合は発光管を交換するようにしてください。
動作時：発光管の寿命延長と安全のために以下の動作時に従ってください。
＜2000RPM･･･2時間
2000〜3600RPM･･･1時間
3601〜8000RPM･･･30分＞8000RPM･･･10分※1 RPM=Revolutions Per Minitues , FPM=Flash Per Minutes※測定条件：電磁界強度3V/m以下、周波数30MHz以下の環境下で測定

ストロボスコープの表示データを、パソコンに出力可能となっています。専用出力ケーブル(UPCB‑02,別売）を使用して、パソコンへの出力を行ってください。

通信設定(RS‑232)
ボーレート

2400

データ長

8 bit

パリティなしストップbit

1 bit

通信フォーマット
D15STX（ASCIIコード）

D144（固定）

D131（固定）

D12・D11

Annunciator for Display
RPM=27
Hz=31
Polarity
0=Positive, 1=Negative
Decimal Point(DP), position from right to the left
0=NoDP, 1=1DP, 2=2DP, 3=3DP
Display reading D8=MSD, D1=LSD(例：1234=00001234）

D10
D9D8 〜 D1D0CR（ASCIIコード）【例】
HEX
02 34 31 30 31 30 31 30 30 30 30 30 32 34

32 0d

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2

D1 D0

PRM
STX 412＋ DP
701

Display(value)
00000242CR※出力タイミングは、表示更新と同期しております。

7.アクセサリー（別売）・出力ケーブル：UPCB‑02

3‑3.スピード確認（Hz)1) "Hz 表示"が点灯するまで"RPM/Hz"ボタンを押して"Hz"表示させます。
2) 3‑2.のスピード確認（RPM/FPM）同様に操作してください。

2. 操作部の説明
A.リコールボタン(RECALL)
B.メモリーボタン(MEMORY)
C.FAST FINDERボタン
D.×2ボタンE.÷2ボタン
F.＋2ボタン
G.−2ボタンH.RPM/Hz切替ボタン
I.Ext./Int.切替スイッチ
J.RS‑232外部出力ソケット
K.外部信号入力ソケット

本

4.一般仕様表 示操作機能3.測定方法

ご使用上の注意

①②
③‑1
③‑2
③‑3④⑤

取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注
意事項を記載しています。

3‑4.データメモリ＆呼び出し
A
B
C

RECALLMEMORY

PHASE
ZERO

FAST
FINDER
100 RPM
500 RPM
1000 RPM
2000 RPM
5000 RPM

RPM/HzExt. Int.

RS-232Ext. Trigger

OUTPUT

INPUT

D
E
F
G
H
I
JK

注意
・作動中に直接ストロボスコープの光や反射光を見ないでください。

1) 測定中に、「MEMORY｣ボタンを押すと測定値が記録できます。
2)「RECALL」ボタンを押すと、記録した値を呼び出し液晶表示します。
3) 10個の値まで記録できます。電源をOFFにすると、メモリは削除されます。

3‑5.外部信号
このストロボスコープは、内部信号の代わりに外部信号を受ける事が出来ます。(φ3.5mmモノラルプラグを使用してください）
入力信号：5〜30V rms 入力速度：5〜12500RPM / 0.083〜208Hz
1) "Ext./Int."切替スイッチを"Ext."にしてください。
"Ext."が、入力と同時に点灯します。
2) "外部信号入力ソケット"に接続してください。
3) 表示部には外部信号の速度が表示されます。表示単位の切替は"RPM/Hz"ボタンを押して選択してください。

本紙は2008年9月18日現在のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright C 2008,LINE SEIKI CO.,LTD.