メモリハイロガー LR8431
MEMORY HiLOGGER LR8431

USB メモリ対応 ＆ 確度アップ

絶縁・10ms・10ch のパーソナルロガー

従来の CF カードに加え、USB メモリへのリアルタイム記録が可能

手のひらに載る小型軽量サイズ！

付属のアプリケーションソフト
Logger Utility で PC 計測に対応

2

クラス最小・軽量ボディ＆簡単操作

USB メモリ対応で、さらに使いやすく！ 熱電対測定時の確度アップ！
手のひらサイズの 10ch ロガーがリニューアルしてさらにパワーアップ！！
持ち運び楽々、小型＆軽量 ロガー
寸法質量：176W×101H×41D mm, 550 g
10ch アナログ絶縁入力（電圧・熱電対）＋ 4ch パルス入力
チャネル間の影響を受けにくい絶縁入力
全 ch, 10 ms スキャン方式高速サンプリング
急変する負荷に対応した測定で、波形を追従
ワイド＆高輝度液晶 だから、抜群の見やすさ
美しいワイド QVGA-TFT 液晶画面で波形を観測

USB メモリに対応
測定データを USB メモリに記録し、手軽に PC に持っていくことができます！
長期間に渡る測定は、信頼の CF カードに安心記録！
ここが便利！

リアルタイム記録中にメディア交換可能
リアルタイム記録中に、測定を止めずにメディア交換が可能です。
測定を続けながら、記録した時点までのデータを持ち帰ることができます。

※ 新しいメディアへの交換は、記録間隔設定が最速の場合、2 分以内に差し替えてください。

ここが便利！

ここが便利！

ここが便利！

何時間記録できるかわかる！
CF カード /USB メモリの空き容量に応じて記録可能時間を確認できます。

従来器のメモリハイロガー 8430 のデータも読み込み可能
従来器のメモリハイロガー 8430 で測定した波形データと設定データも、LR8431 に読み込み可能。同じ設定での測定や、過去のデータを表示できます。
メディア間のデータコピーが可能

測定設定画面CF カード - USB メモリ間で、記録したデータをコピーすることができます。

長期間に渡る大切なデータの記録には、工業用規格の HIOKI 純正 CF カードの使用をお勧めします。
CF カード（HIOKI 純正オプション以外）、USB メモリは動作保証外となります。

熱電対測定の確度アップ！
熱電対の測定確度＋基準接点補償確度が向上しました！

50℃例）50℃の水温を熱電対 K で測定した場合従来器では ±3℃だった確度が、LR8431 では ±1.5℃に向上しています。

プ！

ッ度ア

確
従来器
（8430）±3℃

測定確度：±2℃
基準接点補償確度：±1℃

LR8431
測定確度

1.5 ℃

±

測定確度：±1℃
基準接点補償確度：±0.5℃

3EV・HV 向けモータ, インバータの評価に高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能

空調設備の効率測定・性能評価に複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応

電子機器内部部品の温度測定、性能評価に風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能

絶縁 10ms 10ch

おすすめポイント

生産ラインから開発研究まで幅広い分野で活躍する小型ロガー

アナログ入力 10ch 絶縁電位の異なる測定物の温度、電圧測定等でも心配無用。アナログ入力 10ch は全チャネル絶縁されています。熱電対と電圧入力などを同時に測定しても干渉や感電の危険がありません。パルス入力 4ch は回転パルスを積算したり、回転速度を測定できます。
（パルス入力は GND 共通です）※チャネル間は半導体リレーで絶縁しています。雷サージなど、製品仕様を超えた電圧がチャネル間に印加されると半導体リレーが短絡故障する可能性がありますので、絶対に印加しないようにご注意ください。

おすすめ
ポイント

高速測定

全チャネルで 10ms の高速サンプリングが可能

10ms サンプリング

10ms サンプリング

EV・HV・PHV など、電子化された自動車の開発においては、負荷の急変に対応した測定が要求されるため、多チャネルを 10ms でサンプリングす100ms サンプリング

100ms サンプリングる能力を要求されます。従来の 100ms サンプリ
ングでは追いきれない波形にも追従できます。

負荷が急変する波形を10ms と 100ms でサンプリング

5Hz のパルス波形を10ms と 100ms でサンプリング（付属 Logger Utility ソフト使用）

おすすめポイント

耐ノイズ性

ノイズに強い測定回路で 対ノイズ性向上
測定部に ΔΣ（デルタ・シグマ）型のＡ / Ｄコンバータを採用しました。このデバイス特有のオーバーサンプリングによるデジタルフィルタ機能により、従来困難だったインバータ機器のスイッチングノイズや 50/60Hz のハムノイズによる影響を減少させることができます。
※ ノイズ除去の効果は記録間隔が 2 秒より遅いと最大の効果が得られます（付属 Logger Utility ソフト使用）

4

PC にリアルタイムでデータ収集

Logger Utility （標準付属）

標準付属のアプリケーションソフトウェア Logger Utility で、多チャネルの PC 計測に対応。PC とロガーは USB で接続。
また、USB デバイスサーバーと無線 LAN 機器を使用することで無線 LAN による通信が可能になります。

USB で接続、設定は楽々
ロガーの設定がソフトウェアでパソコンからできます。PC ウィンドウ内に、設定項目を順番に並べてガイドしますので、とても簡単です。
通信用 USB コネクタ

12345678

最大 5 台までのロガーを接続可能
USB ケーブル接続で、LR8431 を最大 5 台まで接続できます。
アナログ入力は 50 チャネル、パルス入力は 20 チャネルまで、一つのウィンドウ内で同時にグラフ観測ができます。
また、USB デバイスサーバーと無線 LAN 機器を使用することで、無線 LAN による通信が可能になります。

■ USB ケーブルによる接続イメージ
USB ハブをお使いいただくと、複数箇所の多 ch 測定も可能です。
USB ハブUSB ケーブル

Logger Utility ソフト■ USB デバイスサーバー＋無線 LAN 機器による接続イメージ
無線 LAN 子器と USB デバイスサーバを複数台お使いいただくと、複数箇所の多 ch 測定も可能です。
（ロガーの台数を増やした時の最高記録間隔は、通信状況により 10ms で通信できない場合があります。
）
無線 LAN による通信については、海外での使用はできません。
無線 LAN 子機

USB デバイスサーバー

無線 LAN 親機

無線 LAN 通信

Logger Utility ソフト
USB デバイスサーバーソフト

確認機材：株式会社 アイ・オー・データ機器 様 製

5PC にリアルタイムでデータ収集

Logger Utility （標準付属）

PC 画面で測定開始

PC から付属ソフトウェア Logger Utility を使って、リアルタイムにデータをパソコンに記録します。ウィンドウ
内でトレンドグラフを観測し、記録中でも過去の波形に逆スクロールして観測する事が可能です。
LR8431を最大 5 台まで接続できます。アナログch は 50ch、パルス入力は 20ch まで一つのウィンドウ内で同時にグラフが観測できます。
全記録範囲：1秒/マス

測定後の解析

--- ダブルノブ機能 ---画面に表示されている波形が、記録した全波形のどの位置を示しているか、スクロールバーで確認できます。

画面表示範囲画面表示範囲50ms/マスに拡大表示

100ms/マスに拡大表示「ダブルノブ機能」では、スクロールバーに２つのノブがあり、独立した波形表示窓が二つ表示されます。それぞれの窓で、波形の時間軸を変えて表示することができ、長期間のデータ解析に便利です。
※ ダブルノブ機能による解析は、HIOKI の特許技術です。

ノブ1

ノブ2

L og ge r U tilit y（ 付 属 ア プ リ ケ ー シ ョン ソ フト ）HIOKI 製 8423, 8430, LR8431, LR8432, LR8400,LR8401, LR8402, LR8410, LR8416
Windows 10/8/7 (32bit/64bit), Vista (32bit/64bit), XP
動 作 環 境SP2 以上 (32bit) 対応

対 応 機 種LAN または USB で接続された複数台のロガーの測定を制御し、リアルタイムで波形データの受信 / 表示 / 保存をおこなう（総記録サンプル数 10M サンプルまで）［制御可能台数］5 台（対象測定器のいずれか）［表示］波形（時間軸分割表示可能）, 数値（ロギング）,
リ ア ル タイム
警報を同時表示可能
データ収 集［数値モニタ表示］別ウィンドウにて表示可能［スクロール］測定中に波形スクロール可能［データ保存先］EXCEL へのリアルタイムデータ転送 , 専
用形式によるリアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）［イベントマーク］測定中に記録可能［設定］ロガー本体のデータ収集設定が可能
データ［保存］複数台のロガーの設定をまとめて１つのファイル
収 集 設 定に保存可能（LUS 形式）［本体設定の送受信］可能［対応ファイル］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）
本体測定ファイル（MEM 形式）［表示形式］波形（時間軸分割表示可能）, 数値（ロギング）を同時表示可能
波 形 表 示［最大チャネル数］675ch（測定）＋ 60ch（波形演算）［その他］各チャネルの波形を任意の 10 シートに表示 ,スクロール , イベントマーク記録 , カーソル , メイン画
面のハードコピー , 数値表示がそれぞれ可能［対象データ］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）
本体測定ファイル (MEM 形式 )［変換区間］全データ , 指定区間
データ変換
［変換形式］CSV 形式（カンマ / スペース / タブ区切り）
Excel のシートに転送［データ間引き］任意の間引き数による単純間引き［演算項目］四則演算
波 形 演 算［演算チャネル数］60 チャネル
［対象データ］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）
本体測定ファイル（MEM 形式）, リアルタイムデータ収集中のデータ , 波形演算データ数 値 演 算［演算項目］平均値 , ピーク値 , 最大値 , 最大値までの時間 ,最小値 , 最小値までの時間 , ON 時間 , OFF 時間 , ON 回
数 , OFF 回数 , 標準偏差 , 積分 , 面積値 , 積算

検［対象データ］
リアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）
本体測定ファイル（MEM 形式）
索［検索モード］イベントマーク , 日時 , 最大位置 , 最小位置
極大位置 , 極小位置 , 警報位置 , レベル
ウィンドウ , 変化量印［対応プリンタ］使用 OS に対応しているプリンタ［対象データ］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）
本体測定ファイル（MEM 形式）
刷［印刷形式］波形イメージ , レポート印刷 , リスト印刷（チャネル設定 , イベント , カーソル値）［印刷範囲］全範囲 , A-B カーソル間指定可能［印刷プレビュー］可能6

機能・スペック
各種トランスデューサ出力（直流電圧）や熱電対温度測定 10ch 実装
コンパクトながら、パルス入力 4ch/ 警報出力 1ch を実装
CF カード または USB メモリへリアルタイム保存、長期間記録に対応
データ保護の面から、リアルタイム保存・長期間に渡るデータの記録には、工業用規格の HIOKI 純正 CF カードの使用をお勧めします。
USB 通信機能と USB メモリへの保存は、同時にはできません。HIOKI 純正オプション品の CF カード以外のメディアは動作保証外となります。

端子 2：トリガ出力

パルス入力（積算 / 回転数変動測定）

・トリガがかかったときに信号を出力・本器を複数台使用して、並列トリガ同期運転が可能※ 熱電対 K, J, E, T, N, R, S, B

※ 専用入力コードを使用（接続ケーブル 9641）

端子 3：外部トリガ入力

積算・トリガソースとして外部から信号を入力してトリガをかけることが可能
・本器を複数台使用して、並列トリガ同期運転が可能

電圧 / 温度測定（熱電対接続）
・10chまで入力可能
・全 ch 絶縁、M3 ネジ端子
・電圧 / 温度はチャネル毎設定可能

・4ch まで入力可能
・パルス入力は本体と GND 共通
・電力量積算、流量積算に

電圧 ±100 mV 〜 ±60 V

0 〜 1000M (count)

電圧 1 〜 5 V

回転数 0 〜 5000/n (r/s)

熱電対 K, J, E, T, N, R, S, B
ー 200℃〜 2000℃

端子 4：警報出力

計装信号 4-20mAを記録するには、入力端子（＋, −間）に、市販の 250Ω抵抗を取付けることで、1-5V 信号に変 換します。入力レンジは 1-5Vレンジ、もしくは10V f.s.レンジを使用します。

・警報条件が満たされたときに信号を出力
・信号出力は本体と GND 共通・本体で同時にブザーも鳴らせます※ オープンコレクタ出力 ( 電圧出力付アクティブ LOW)

端子 1：GND

USB メモリ（リアルタイム保存）

CF カード（リアルタイム保存）

HIOKI 純正 CFカード（2GBまで）対応※ 純正 CF カード以外のメディアは動作保証外

USB メモリまたは CF カードへおすすめポイント

リアルタイムにデータ保存

測定データは CFカードまたは USBメモリへリアルタイムで保存できます。
長期間に渡る大切なデータの記録には、工業用規格の HIOKI 純正 CFカードの使用をお勧めします。
CFカード（HIOKI 純正オプション以外）、USBメモリは動作保証外となります。

■メディアへのリアルタイム記録時間 (バイナリ形式) ※CSV形式の場合は、下記の 1/10 より短い記録時間になります。
全チャネル記録時（アナログ 10ch + パルス 4ch + アラーム 1ch）

記録間隔
10ms

内部メモリ (7MB)
32m

512MB

1GB

2GB

1d 15h 14m

3d 06h 29m

6d 12h 58m
13d 01h 57m

20ms

1h 04m3d 06h 29m

6d 12h 58m

50ms

2h 40m8d 04h 13m

16d 08h 26m

32d 16h 53m

100ms

5h 21m16d 08h 26m

32d 16h 53m

65d 09h 47m

200ms

10h 43m

32d 16h 53m65d 09h 47m

130d 19h 35m

500ms

1d 02h 49m

81d 18h 14m

163d 12h 29m

327d 00h 59m

1s

2d 05h 39m

163d 12h 29m

327d 00h 59m

-略-

2s

4d 11h 18m

327d 00h 59m

-略-

-略-

5s

11d 04h 16m

-略-

-略-

-略-

10s

22d 08h 33m

-略-

-略-

-略-

20s

44d 17h 06m

-略-

-略-

-略-

30s

67d 01h 39m

-略-

-略-

-略-

1min

134d 03h 18m

-略-

-略-

-略-

2min

268d 06h 36m

-略-

-略-

-略-

5min 〜 1hour

-略-

-略-

-略-

-略-

※ 記録するチャネル数が少ないほど、最大記録時間が増えます。
※ メディア実際の容量は、表記された容量より少ないことと、波形ファイル内のヘッダの部分が計算に入っていないので、上記の記録時間の９割程度を目安にしてください。
※ 365 日より多い日数については省略しています。

7- 製品仕様 (確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年)

測定設定

基本仕様
アナログ入力: 10ch 絶縁 (M3ネジ締め式端子台) ※ アナログのch間と本体間は絶縁

入 力 形 式 / 入力抵抗 : 1 MΩ ( 電圧測定時, 熱電対測定の断線検出 OFF 時 ),チ ャ ネ ル 数 800 kΩ ( 熱電対測定の断線検出 ON 時 )パルス入力: 4ch ( 接続ケーブル 9641専用コネクタ× 1)※ パルス入力のchは全て本体とGND 共通

最大入力 : DC 60 V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )アナログ入力条件 絶縁対地間最大定格 : AC 30 Vrms, DC 60 V ( 入力 ch- 筐
体間 , 各入力 ch 間に加えても壊れない上限電圧 )最大入力 : DC 0 V 〜 10 V

( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )パ ル ス 入 力 条 件 非絶縁 : ( 入力 ch- 筐体間 , 各入力 ch 間 GND 共通 )信号 : 無電圧 a 接点 , オープンコレクタ, もしくは電圧入力(Hign: 2.5 V 以上 , Low: 0.9 V 以下 ), 周期 200 µs 以上 (H 期間 /隔 10ms 〜 1hr, 19 設定※ 記録間隔内に全入力チャネルをスキャン
グ ラ フ 横 軸 100ms/ マス〜 1day/ マス , 21 設定 ※ 記録間隔とは別設定
繰 り 返 し 記 録 ON ( 記録時間分の測定を繰り返す ), OFF
連続記録 ON ( 停止キーを押すまで連続記録 ),記 録 時 間連続記録 OFF ( 日 , 時 , 分 , 秒 ,で記録時間を指定 )タ イ マ ー 記 録 ON ( 開始 / 停止 / 間隔を指定して測定 ), OFF
波形データ（バイナリまたは CSV）：
測定しながら CF カードまたは USB メモリにリアルタイム保存
自 動 保 存 数値演算結果：
測定終了後に演算結果を CF カードまたは USB メモリに保存
記録間( サンプリング周期 )※ 保存中に電源を落とさないこと

時間毎に別ファイルへの保存可能
削除保存 : CF カード/USB メモリ容量が一杯になった場合 , 一番古L 期間とも 100 µs 以上 )非絶縁 1ch: 外部制御端子から出力 (GND 共通 )条件 : 各入力 ch 毎 , レベル (↑/↓), ウィンドウ (IN/OUT) 設
定し、全部の論理和 (OR) もしくは論理積 (AND) 設定にて ,警 報 出 力 条 件 記録間隔ごとに更新出力
信号 : オープンコレクタ出力 ( 電圧出力付アクティブ LOW, 出力電
圧範囲 : HIGH レベル : 4.0 〜 5.0 V, LOW レベル : 0 〜 0.5 V, 最大シンク電流 : DC 5 mA, 最大印加電圧 : DC 30 V)

内 部 メ モ リ 内部 3.5M ワード (7MB, 1 データ =2 バイト, パルスのみ 4 バイト)
CF カード：HIOKI 純正カード 2GB まで対応 ,外 部 記 憶 装 置 データフォーマット : FAT, FAT32
USB メモリ：USB2.0 準拠 HighSpeed 対応 , シリーズ A レ
セプタクル , データフォーマット : FAT, FAT32,
時計 , 設定条件用 : 5 年以上 ,バックアップ機能 測定データ : 満充電バッテリパック 9780 を装着して 100（25°C 参考値）

時間 , または AC アダプタ装着でバックアップ

外部トリガ入力 / イベントマーク入力 ( 排他機能 ), トリガ出力 ,警報出力表示
体 4.3 型 WQVGA-TFT カラー液晶 (480 × 272 ドット)
Model LR8431 : 日本語 , 英語 ( パネル表記は日本語 )表 示 言 語 設 定 Model LR8431-20 : 英語 , 日本語 ( パネル表記は英語 )Model LR8431-30 : 中国語 , 英語 , 日本語 ( パネル表記は中国語 )USB2.0 準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1
外部インタフェース
機能 : PCからの制御, CFカード内の測定データをPCへ転送
外部制御端子環境条

使用温湿度範囲 : 0℃〜 40℃ ( 充電可能温度範囲は 5 〜 30℃ ), 80
件 %rh 以下
保存温湿度範囲 : -10℃〜 50℃ , 80 %rh 以下

適合規

格 Safety: EN61010, EMC: EN61326, EN61000（結露しないこと）[ACアダプタ] Z1005 (AC100 〜240V, 50/60Hz), 30VA Max. (ACアダプタ含む ), 10VA Max. ( 本体のみ )源 [ バッテリパック ] 9780 / 連続使用時間 2.5h (25℃参考値 ),3VA Max.
[ 外部電源 ] DC10 〜 16V, 10VA Max. ( 接続コードはご相談 ,電配線は 3m 以内 )約 2.5 時間（9780 使用かつ CF カードへの保存時）
連続使用時間
充電時間 : 約 200 分（本体周囲温度が 5 〜 30℃でのみ充電開始）
外 形 寸 法・ 質 量 約 176W × 101H × 41D mm, 約 550 g ( 本体のみ )付属品

測定ガイド ×1, CD-R ( データ収集アプリソフト Logger Utility, 取扱説明書 PDF 版 ) ×1, USB ケーブル ×1, AC アダプタ Z1005 ×1

トリガ機能(HIGH: 3.0 V〜5 VからLOW: 0 〜 0.8 Vへの立ち下がり)

応答パルス幅 : H 期間1 ms 以上 , L期間 2 µs 以上
最大入力: DC 0 〜7 V
トリガタイミング 開始, 停止 , 開始& 停止 ( 開始と停止は別々のトリガ条件に設定可能 )レベル : 設定したレベル値の立上がり, 立下がり
ト リ ガ 種 類 ウインドウ: トリガレベル上限値と下限値を設定 , 範囲内を( アナログ , パルス )存方出たとき, 入ったとき

アナログ: 0.025 % f.s. (f.s.=10マス)
パルス: 積算1count, 回転数1/n [r/s] (n: 1回転あたりのパルス数 )プ リ ト リ ガ トリガ以前の記録 , リアルタイム保存時も設定可能
トリガレベル分解能(1)トリガ時のみ出力, (2)トリガ時と測定開始時に出力,(1)または(2) の切替え
ト リ ガ 出 力 オープンコレクタ ( 電圧出力付アクティブ LOW, パルス幅10ms 以上 ,出力電圧範囲: HIGHレベル : 4.0 〜5.0 V, LOWレベル : 0 〜 0.5 V, 最大シンク電流 : DC 5 mA, 最大印加電圧 : DC 30 V)

い波形を破棄して新しい波形を保存

法 分割保存 : ON ( 分割する時間を日 , 時 , 分 ,で指定 )
分割保存 : 定時 (24 時間の間で基準時刻を設定 / その時刻から一定時間ごとにデータを区切ってファイルを作成 )※ 保存中に電源を落とさないこと

保存したバイナリデータは位置を指定して一度に3.5Mワー
デ ー タ 読 み 込 み ド (7MB分) を本体に読み込み可能 (1チャネル時, 複数チャネル時はデータ数減少)

CF カード, USB メモリまたは内部メモリに設定保存 / 呼出し可能
内部メモリ（10 種まで）, CF カード/USB メモリ（制限無し）
演算 1〜演算 4, 同時演算可能 , 内容 : 平均値 , ピーク値 ,数 値 演 算
最大値 , 最小値 , 最大値の時間 , 最小値の時間
50 Hz/60 Hz ( 高周波成分を取り除くため , アナログチャネルにデジフィルタ設定
タルフィルタを設定可能 ), OFF
設定保存 / 呼出しCH 設定
測定の ON/OFF, 波形の色を設定可
アナログ入力 10ch: 電圧 ( 直流のみ ), 温度 ( 熱電対のみ ) K, J,E, T, N, R, S, B
チャネル設定パルス入力 4ch: 積算 , 回転数
警報出力 1ch: 警報保持 / 非保持 , ブザー ON/OFF, 警報
波形の表示 ON/OFF
測定対象
レンジ
測定可能範囲
最高分解能
100 mV f.s.
-100 mV〜 +100 mV
5 μV-1 V〜 +1 V
1 V f.s.
50 μV-10 V〜 +10 V
10 V f.s.
500 μV-20 V〜 +20 V
電圧 20 V f.s.
1 mV
- 60 V〜 +60 V
100 V f.s.
5 mV
−
1 5V※
1 V〜5 V
500 μV
測定確度 : ±0.1 % f.s. (※1 − 5V レンジの f.s. は 10 V)
レンジ測定可能範囲
最高分解能
温 度 ( 熱 電 対 ) 2000℃ f.s.
-200℃〜2000℃
0.1℃(K) -200℃〜1350℃(J) -200℃〜1200℃(T) -200℃〜400℃
測定入力範囲 (E) -200℃〜1000℃(JIS C 1602-1995) (N) -200℃〜1300℃(R) 0℃〜1700℃(S) 0℃〜1700℃(B) 400℃〜1800℃
K, J, E, T : ±1.0℃（-100℃以上）, ±1.5℃（-200℃〜-100℃未満）
測定確度
N: ±1.2℃（-100℃以上）, ±2.2℃（-200℃〜-100℃未満）
23 ±5℃ , 80 %rh 以下 R, S: ±2.2℃（300℃以上）, ±4.5℃（0℃〜300℃未満）
ウォームアップ時間
B: ±2.5℃（1000℃以上）, ±5.5℃（400℃〜1000℃未満）
30 分以上ゼロアジャスト実行 基準接点補償確度 : ±0.5℃（横置き）, ±1℃（縦置き）
測定対象

後にて規定

ト リ ガ ソ ー ス アナログ入力全チャネル, パルス入力P1〜P4, 外部トリガ,（各chごとに条件設定可能） 各トリガソースの論理和 (OR), 論理積 (AND)条 件 : 外部トリガ入力とGND 間短 絡 , または電圧入力
外 部 ト リ ガ

保※ 基準接点補償 INT: 測定確度 = 温度測定確度 + 基準接点補償確度※ 基準接点補償 EXT: 測定確度 = 温度測定確度のみ

温度測定付随機能 断線検出 : ON/OFF
測定対象レンジ
測定可能範囲最高分解能
1,000 M (count) f.s. 0 〜1,000 M (count)1 (count)
パルス(積算)加算 ( 開始してからの積算値 ), 瞬時値 ( 記録間隔間隔ごとの瞬時値 )5,000/n (r/s) f.s.
0 〜5,000/n ( 回転 / 秒) 1/n ( 回転 / 秒)
パルス ( 回転数 ) 1 回転当たりのパルス数設定 : 1 〜 1,000( 上記 "n", センサから出力される 1 回転あたりのパルス数を設定 )ス ロ ー プ 設 定 ↑ ( パルスが L から H になる回数 ), ↓ ( パルスが H から L になる回数 )表 示 範 囲 位置 /上下限値で設定 ( 積算は上下限のみ )CH 設定共通機能

小数 ( 小数で表示 ), 指数 (10 のベキ乗で表示 ), OFF
条件 : 比 ( 傾きと切片で設定 ), ２点 (2 点の入出力の値で設定 )各チャネル別コメント入力 , 開始トリガ / 停止トリガ設定 ,チャネル設定共通
警報条件設定スケーリング各種オプションの構成

標準付属品

製品名：メモリハイロガー LR8431（仕様）
形名（発注コード）（10ch）
LR8431（価格）.....¥ 110,000 ( 税抜き )AC アダプタ Z1005

標準付属品 : 測定ガイド ×1, CD-R ( データ収集アプリソフト Logger Utility, 取扱説明書 PDF 版 ) ×1, USB ケーブル ×1, AC アダプタ Z1005 ×1

CF カード長期間に渡る大切なデータ記録には 工業用規格の当社純正 CF カード の使用をお勧めします

PC カードアダプタ付属100 〜 240V AC, 追加購入の場合....... ¥12,000（税抜き）

電池

その他

PC カード購入時のご注意

本体画面の傷つき防止に弊社オプションの PCカードを必ず使用してください。弊社オプション以外のPCカードを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があり、動作保証はできません。

PC カード2G 9830 .............. ¥24,000（税抜き）
PC カード
1G 9729 .............. ¥18,000（税抜き）
PC カード 512M 9728 .................¥9,500（税抜き）

バッテリパック 9780

保護シート 9809Ni-MH, 本体で充電 , 本体に装着したまま充電可能

液晶画面保護用 , 2 枚一組...............¥9,500（税抜き）......... ¥2,000（税抜き）

ケース

入力関係

接続ケーブル 9641

K 熱電対 9810

T 熱電対 9811...........¥2,500（税抜き）................................¥18,000（税抜き）................................¥18,000（税抜き）

パルス入力用 , ケーブル長 1.5 m

温度測定範囲 -180 〜 200℃ , 許容差クラス 2,
ケーブル長 5 m, 素線径 φ 0.32 mm, 5 本 /1set

温度測定範囲 -180 〜 200℃ , 許容差クラス 2,
ケーブル長 5 m, 素線径 φ 0.32 mm, 5 本 /1set

ソフトケース 9812

携帯用ケース 9782.............¥2,400（税抜き）................¥12,000（税抜き）

小物収納可能 , ネオプレンゴム

オプション収納可能 , 樹脂外装

関連製品のご紹介

LR8400LR8402

メモリハイロガー LR8400 シリーズ アナログ 30ch 絶縁入力熱流ロガー LR8432 アナログ 10ch 絶縁入力

LR8400LR8401
LR8402

LR8431 をベースに熱流計測モードを追加：熱流モード, 高感度レンジ（10mV, 20mV）, リアルタイム波形演算 , Ｗゲージなど

電圧・温度ユニット×2 装着モデル ........................... ¥220,000（税抜き）

ユニバーサルユニット×2 装着モデル ......................... ¥260,000（税抜き）
ユニバーサルユニット×1, 電圧・温度ユニット×1 装着モデル ... ¥240,000（税抜き）...........¥130,000（税抜き）

メモリハイロガー 8423

ワイヤレスロギングステーション LR8410-91 ワイヤレス熱流ロガー LR8416-91

アナログ 15ch 〜 120ch 絶縁入力
最大 600ch までシステムアップ可能

アナログ 15ch 〜 105ch, 絶縁入力

アナログ 15ch 〜 105ch, 絶縁入力

多点データを無線で楽々収集 , 別売のユニットで測定しデータは無線で LR8410 に送信
100ms サンプリング, LAN/USB 通信 , SD メモリカード /USB メモリへ直接記録

熱流センサで熱の量と流れを測定 , 別売のユニットで測定しデータは無線で LR8416 に送信
100ms サンプリング, LAN/USB 通信 , SD メモリカード /USB メモリへ直接記

LAN/USB 対応 , PC 計測専用.......... ¥280,000（税抜き）15ch システム〜........... ¥225,000（税抜き）.......... ¥235,000（税抜き）■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559〒386-1192 長野県上田市小泉 81

お問い合わせは ...

https://ureruzo.com

https://satosokuteiki.com/※このカタログの記載内容は 2018 年 2 月 14 日現在のものです。 ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問合せは最寄りの営業拠点または本社カスタマーサポート
0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560 E-mail : info@hioki.co.jp まで。

LR8431J9-82M