FRCOMPACTE ET PUISSANTE A LA FOIS | CENTRIFUGEUSE

2 | IKA mini G

La IKA mini G est une mini centrifugeuse idéale
pour les applications ne nécessitant pas desvitesses ultra élevées, comme par exemple, desmicro filtrations et des séparations de cellules.
L’appareil se caractérise par sa conception
compacte et son faible encombrement, il occupe
donc une place minimale sur la paillasse. Uncapot transparent permet une observation
constante et il peut accueillir à la fois desmicrotubes et des barrettes de tubes PCR.

CARACTÉRISTIQUES› Vitesse fixe de 6000 tr/min› Minuterie à affichage digital réglable de1 à 99 min› Amorçage rapide de la vitesse› Design compact et fonctionnement silencieux› Rotor remplaçable sans outils› Utilisation simple grâce au boîtier decommande tactile

CARACTÉRISTIQUES DESÉCURITÉ PARTICULIÈRES
› La centrifugeuse ne se met en marchequ’après fermeture du couvercle› Le couvercle s’ouvre facilement en
appuyant sur un bouton› Dispositif d’arrêt rapide intégré› Classe de protection selon la norme
DIN EN 60529: IP 30› Rotors et adaptateurs autoclavables(jusqu'à 121 °C, 2 bar)

CONTENU DE LA LIVRAISON
mini Gréférence: 0003958000

Garantie
3 ans**2+1 ans de garantie en vous
enregistrant à l‘adressewww.ika.com/register› IKA mini G centrifugeuse› Rotor for 8 × 1,5 / 2 ml vessels› Rotor 4 x 8 barrettes x 0,2 ml› Jeu d‘adaptateurs 0,5 ml x 8 (8 unités)› Jeu d‘adaptateurs 0,4 ml x 8 (8 unités)› Jeu d‘adaptateurs 0,2 ml x 8 (8 unités)3 | IKA G-LCARACTÉRISTIQUES› Équipée d’un couvercle métallique› Ne démarre pas avant d’être convenablementfermée› La navigation, totalement intuitive, s’effectue
par le biais d’un clavier à membrane› Vitesse de rotation allant jusqu’à 15 700 tr/min› Capteur de déséquilibre intégré› Affichage RPM ou RCF› Tous les rotors, couvercles de rotor et adaptateurs peuvent être autoclavés (121 °C, 2 bars)

Séparation de substances à des vitesses derotation moyennes: L’IKA G-L est la centrifugeusemidi idéale pour tous les types de processus
de séparation tels que ceux que l’on trouve
en biologie moléculaire. Elle peut être utilisée
avec des récipients standard de 1,5 / 2 ml, ainsiqu’avec des bandes PCR. Le couvercle s’ouvre
automatiquement en appuyant sur un bouton.

IKA G-Lréférence: 0030000774

CONTENU DE LA LIVRAISON› IKA G-L centrifugeuse› Jeu de rotors métalliques 12 × 1,5 / 2 ml
› Tournevis pour l'ouverture du couvercle
en cas d'urgence› Câble USBL'écran le plus lisible de sa catégorie4 | Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCapacité

8 × 1,5 / 2,0 ml

12 × 1,5 / 2,0 ml

Plage de vitesse

6000 rpm

800 – 15 700 rpm

Ecart de vitesse

5%

2,5 %

Accélération centrifuge

2000 G

16 500 G

Minuterie

oui

oui

Affichage de la minuterie

7 Segment LED

7 Segment LEDCapteur de déséquilibre

nonoui

Dispositif d'arrêt rapide

ouiouiOuverture du couvercle

automatique

automatiqueRemplacement du rotorsans accessoires

sans accessoires

Couvercle de protection

ouiouiInterface numérique–USBPoids

1,4 kg3,9 kgDimensions (L × H × P)

155 × 105 × 175 mm

200 × 140 × 280 mm

Plage de température du milieu admise5 – 40 °C

5 – 40 °C

Humidité relative admissible

80 %

80 %

Protection selon DIN EN 60529

IP 20IP 20Tension

220 – 230 V

220 – 230 V

Fréquence

50/60 Hz50/60 Hz

Puissance du moteur absorbée

12 W

65 W

Puissance absorbée de l'appareil

12 W

92 W

DONNÉES GÉNÉRALES

5 | FAQ

FAQ | mini G

FAQ | G-L

L'appareil IKA offre-t-il un rotor pour lesbarettes PCR?
Oui, un rotor pour 4 barrettes PCR de 8 × 0,2 ml
est fourni avec la minicentrifugeuse G.

L’IKA G-L dispose-t-il d’un affichagenumérique?
Oui, il y a trois écrans. Il est possible devoir la valeur rpm/rcf sur un affichage, laminuterie/réglage du compteur sur un autre
affichage et le programme sélectionné sur letroisième affichage.

Quelle est l‘énergie cinétique maximum pourla centrifugeuse IKA mini G?
L‘énergie cinétique maximum s‘élève à 20 Nm.
Que se passe-t-il lorsqu‘on ouvre le couvercle
de la centrifugeuse?
L‘appareil s‘arrête immédiatement.
De quels outils ai-je besoin pour remplacer lerotor?
Le remplacement du rotor peut être réalisé sansoutil.
La centrifugeuse Mini G comprend-elle uneminuterie?
Oui, elle comprend une minuterie réglable de1 à 99 minutes.
Quelle est l‘accélération centrifuge pour lamini G?
L‘accélération centrifuge pour la mini G s‘élève à
2000 × G.
La mini G dispose-t-elle d‘un affi chagedigital?
Oui, la mini G dispose d‘une minuterie DEL
7 segments intégrée.
Est-il possible de modifier la vitesse?
Non, la vitesse fixe est réglée sur 6000 tr/min.

est-il possible de règler la vitesse?
Oui la vitesse varie par échelon de 100 t/min. ourcf.
Quels sont les outils nécesseraire pourchanger le rotor?
Le rotor se demonte sans outils.
en cas de défaillance dans l'alimentation estce-que le couvercle s'ouvre automatiquement?
Non, en cas de défaut dans l'alimentationle couvercle reste fermé afin de protèger leséchantillons. Toutefois une ouverture d'urgence
est située à l'arrière de l'appareil.

6 | Accessoires

Accessoires
pour IKA G-L

IKA G-L, PCR Set
Capacité: 2 × barette PCR,
8 tubes × 0,2 ml

référence: 0030001345

Adapter 0.4 ml tube
IKA G-L, adaptateur pour tube
de 0,4 ml Adaptateurs pour tubes
de 0,4 ml (6 pièces) La capacitéde la centrifugeuse G-L est
12 × 1,5 / 2,0 ml
référence: 0030001334

Adapter 0.5 ml tube
IKA G-L, adaptateur pour tube
de 0,5 ml Adaptateurs pour tubes
de 0,5 ml (6 pièces) La capacitéde la centrifugeuse G-L est
12 × 1,5 / 2,0 ml
référence: 0030001347

Adapter PCR tube
IKA G-L, adaptateur pour tube
PCR de 0,2 ml Adaptateurs pourtubes de 0,2 ml (6 pièces) La
capacité de la centrifugeuse G-Lest 12 × 1,5 / 2,0 ml
référence: 0030001346

pour IKA mini G
LOGICIEL DE LABORATOIRE
labworldsoft® est un logiciel de laboratoire pour contrôler les appareilsde laboratoire, automatiser les processus et documenter vos mesureset résultats. Le logiciel donne accès à une immense bibliothèque dedifférents appareils laboratoires. labworldsoft® intègre non seulement
les appareils de laboratoire IKA, mais prend également en charge
plusieurs autres appareils de différents fabricants. Vous restez flexible
dans le choix des appareils de laboratoire que vous souhaitez utiliser etprofitez de toute la gamme d’appareils du monde des laboratoires.
mini G, Rotor 4 × HPLC
Rotor pour 4 × flacons HPLC.
référence: 0020022341

labworldsoft® 6 Starterréférence: 0020019397
labworldsoft® 6 Pro
référence: 0020017366
labworldsoft® 6 Advanced
référence: 0020105873

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany
Phone: +49 7633 831-0, eMail: sales@ika.de

www.ika.com

IKAworldwide // #lookattheblue