TIDALFLUX 2300 F Technical Datasheet
Electromagnetic flow sensor for partially filled pipes
非満水配管用電磁流量計• 最大口径DN1600 / 64 "までの非満水配管での測定• 非接触式レベル測定 (Patented)• 配管の10％充満レベルまで測定可能

このドキュメントは、Signal converter(信号変換器)の関連ドキュメントと組み合わせて使用してください。

© KROHNE 11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

CONTENTS

TIDALFLUX 2300 F

1 製品の特長

31.1 概要.................................................................................................................................. 31.2 構成................................................................................................................................... 51.3 測定原理............................................................................................................................ 672 技術仕様

2.1 技術仕様............................................................................................................................ 72.2 校正精度.......................................................................................................................... 112.3 外形寸法および質量.......................................................................................................... 1214

3 設置

3.1 意図する使用（Intended use）..................................................................................... 143.2 設置に関する一般的な注意事項..................................................................................... 143.2.1 振動 ......................................................................................................................................... 143.2.2 磁界............................................................................................................................................. 143.3 設置条件................................................................................................................................. 153.3.1 上流側および下流側.............................................................................................................. 153.3.2 コントロールバルブ.............................................................................................................. 153.3.3 勾配......................................................................................................................................... 153.3.4 困難な条件下での取り付けに際して.......................................................................................... 163.3.5 開放配管.................................................................................................................................... 163.3.6 流量検出器の洗浄.................................................................................................................... 173.3.7 フランジ偏差 .......................................................................................................................... 173.3.8 取り付け位置........................................................................................................................... 183.3.9 締め付けトルクおよび圧力...................................................................................................... 18204 電気接続

4.1 安全に関する注意事項.................................................................................................... 204.2 電気接続に関する重要な注意事項..................................................................................... 204.3 ケーブル長さ................................................................................................................... 214.4 接地 .................................................................................................................................... 22
4.4.1 アースリングの取り付け........................................................................................................ 225 メモ

223

www.krohne.com

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

製品の特長 1

TIDALFLUX 2300 F

1.1 概要非接触形静電容量式レベル測定システムを内蔵したTIDALFLUX 2000 流量検出器は、非満水配管内の流量を正確に測定することができます。TIDALFLUX は、配管内の10%から100%の範囲で確実に測定できるよう設定されています。ライニングに内蔵されたレベルセンサは液体と接触していないため、表面に浮いた油や脂肪の影響を受けずにレベル測定できます。

1 各種フランジ規格に対応
2 静電容量式非接触フローレベル測定システム(Patented)をライニングに内蔵
3 分離形コンバータ IFC 300 (PF)

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

www.krohne.com

3

1 製品の特長

TIDALFLUX 2300 F

特長• 上下水道分野での非満水配管用• DN1600 / 64 "までの広い口径範囲• 高い耐摩耗性、耐薬品性• 充満レベル10％～100％の間で測定可能• 流量測定用電極は10％充満レベル以下に配置されているため、水面に浮遊する油脂などによる付着の影響がない。
• 完全な工場校正を実施済、現場での校正が不要

適用分野• 水道分野• 廃水分野アプリケーション• 非満水配管に使用するアプリケーション• 上下水道アプリケーション• 地表水アプリケーション• 生物および化学系廃水アプリケーション

4

www.krohne.com

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

製品の特長 1

TIDALFLUX 2300 F

1.2 構成上下水道分野向けのソリューション
フランジ形流量検出器• 完全溶接による堅牢な構造• DIN、ANSI、JISなどの各種フランジ規格に対応• 保護等級 IP68
• ATEX / IECEx Zone 1 / Class1 Div 2• 220/110 Vまたは24 VDC 電源• ポリウレタン樹脂製ライニング

分離形コンバータ• IFC 300 F (PF)• ステンレス製ハウジング• ATEX / IECEx Zone 1 / Class1 Div 2• コネクタスペースの拡大（NPT使用時）• クランプで壁や2"パイプに取り付け可能• mA, HART または Modbus

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

www.krohne.com

5

1 製品の特長

TIDALFLUX 2300 F

1.3 測定原理
TIDALFLUX 2000は静電容量式レベル測定システムを内蔵した電磁流量センサで、導電性のプロセス液体向けに設計されています。
チューブを流れる流量Q(t) : Q(t) = v(t) x A(t)
ここでv(t) = 液体の流速
A(t) = 液体部分の断面積
流速は、既知の電磁測定原理に基づいて決定されます。
2つの測定電極は配管の10%のレベルから確実に測定できるように、測定管の下部に配管の内径の約10%のレベルに配置されています。
導電性流体は磁界を通って電気的に絶縁された測定管内を流れます。この磁界は一対の励磁コイルを流れる電流によって生成されます。
この時、流体内部で電圧 U が生成されます :U=v*k*B*D
ここでv = 平均流速k = 補正係数
B = 磁束密度
D = 電極間距離
電圧 U は電極によって検出され、この値は平均流速 v、つまり流量 Q に比例します。
また、信号電圧は非常に小さいです（通常はv = 3 m/s / 10 ft/sおよび1Wの励磁コイル電力の場合、1 mV）。
コンバータは信号電圧の増幅やフィルタリングなどを行い、積算、記録、出力処理用信号へ変換します。

図1-1：TIDALFLUXの測定原理
1 電極
2 誘起電圧(流速に比例)
3 レベル測定用ライニング内蔵形静電容量プレート
4 磁界
5 励磁コイル

接液部 A は測定管ライニングに組み込まれている特許取得済みの静電容量式レベル測定システムにより、既知の配管内径から算出されます。必要なエレクトロニクスユニットは、流量検出器の上部に取り付けられたハウジングに収納されます。
また、このエレクトロニクスユニットはデジタル通信回線によって分離形 IFC 300 F コンバータと接続されています。

6www.krohne.com

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

技術仕様 2

TIDALFLUX 2300 F

2.1 技術仕様• 以下に表記されているのは標準的な仕様です。
より詳細なデータが必要な場合は、弊社までお問い合わせください。
• 証明書、特殊ツール、ソフトウェアなどの追加情報および製品ドキュメント一式は
KROHNE社ウェブサイト（Downloadcenter）から無料でダウンロードできます。

測定システム
測定原理

ファラデーの電磁誘導の法則測定対象

導電性液体

測定値
1次測定値

流速レベル

2次測定値

体積流量

デザイン
特徴

フルボアフローチューブ（測定管）を使用したフランジタイプ
標準圧力および高圧力定格
幅広い口径サイズ

製品構成

測定システムは流量検出器と信コンバータから構成されています。
分離形として使用可能です。コンバータの詳細については、コンバータのドキュメントを参照してください。

分離形（リモートバージョン）

IFC 300 コンバータを備えたフィールド(F)バージョン:

口径（メータサイズ）

DN200...1600 / 8...64"

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

TIDALFLUX 2300 F

www.krohne.com

注:一体形はありません。

7

2 技術仕様TIDALFLUX 2300 F

測定精度
最大測定誤差体積流量に関連 (MV = 指示値、FS = フルスケール)
測定精度の詳細については、11ページの「測定精度」を参照してください。
これらの値は、パルス/周波数出力に関連しています。
電流出力の標準測定偏差付加：±10 μA
非満水の場合：v @ Full Scale t 1 m/s / 3.3 ft/s: d 1% of FS
満水の場合：
v t 1 m/s / 3.3 ft/s: d 1% of MV
v < 1 m/s / 3.3 ft/s: d 0.5% of MV + 5 mm/s (0.2 inch/s)
最小レベル: 内径の10%運転条件
温度
プロセス温度

0...+60°C / +32...+140°F

周囲温度

Non ATEX: -40…+65°C / -40…+149°F
ATEX zone 1: -20…+65°C / -4…+149°F
QPS, Class 1 Div 2: -20…+60°C / -4…+140°F
周囲温度が+55℃/131ﾟFを超える場合、電子機器を自己発熱から保護してください。

保管温度-50…+70°C / -58…+158°F

測定範囲-12...+12 m/s / -40...+40 ft/s

真空負荷(DN200...DN1600 / 8...64")

500 mbar abs. at Tprocess = 40°C / 600 mbar abs. at Tprocess = 60°C
7.3 psia at Tprocess = 104 °F / 8.7 psia at Tprocess = 140 °F

測定対象
物理的状態

導電性液体

導電率

t 50 PS/cm

許容固形分量(体積)d 20%
プロセス液がスラリーの場合：密度 < 1.15 kg/dm3.

8

www.krohne.com

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

技術仕様 2

TIDALFLUX 2300 F

設置条件
設置

詳細については、14ページの「設置」を参照してください。

流れ方向

正逆両方向測定
流量検出器上の矢印は正方向を示します。

上流側直管長

5 DN 以上 (シングルベント 90°の下流、流れの乱れない場合)
10 DN 以上 (ダブルベント 2x 90°の下流)
10 DN 以上 (コントロールバルブの下流)

下流側直管長

3 DN 以上

寸法および質量詳細については、12ページの「外形寸法および質量」を参照。

材質
検出器ハウジング

標準: 鋼板
その他の材質についてはお問い合わせください。

測定管

オーステナイト系ステンレス鋼

フランジ

標準: 炭素鋼
その他の材質についてはお問い合わせください。

ライニング

ポリウレタン樹脂

端子ボックスIP 67: アルミダイキャスト
IP 68: ステンレス鋼

塗装

標準コーティング: ポリシロキサン樹脂
オプション: 保護コーティング (オフショア、埋没コーティング)

測定電極

Hastelloy® C

アースリングステンレス鋼接続配管の内径に合わせたオーダーメイドが可能
接続配管の内面が導電性でない場合に必要となります。

プロセス接続フランジ
EN 1092-1

DN200～1600、PN6～40 (その他はお問い合わせください)

ASME

8～64 "、Class 150～300 RF (その他はお問い合わせください)JIS

DN200～1600、JIS 10～20K (その他はお問い合わせください)

ガスケット面形状

RF (その他はお問い合わせください)11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

www.krohne.com

92 技術仕様

電気接続
一般事項
電源電圧

TIDALFLUX 2300 F

電気接続はVDE 0100 directive "Regulations for electrical power
installations with linevoltages up to 1000 V"または同等の国内仕様に準拠して行われること。
標準：100～230V AC (-15％／＋10％)、50／60Hz
オプション: 12～24 VDC (-55% / +10%)
12 VDC. -10% は公差範囲に含まれます。

消費電力
励磁電流ケーブル
電極信号用ケーブル

AC: 22 VA
シールドケーブルの使用が必要。（供給範囲外）
DS 300 (type A)
最大長: 600 m / 1968 ft (導電率により異なる)
BTS 300 (type B)
最大長: 600 m / 1968 ftデータインターフェースケーブル 測定したレベルをIFC 300 Fに伝送する場合:
シールド付きLIYCYケーブル、3 x 0.75 mm2
配線接続口

標準: 2x M20 x 1.5 + 2x M16 x 1.5 EMC typeオプション: ½" NPT

認証（Approvals and certificates）
CE
本製品はEU Directiveの法的要件を満たしています。製造元はCE マーキングを適用し、製品試験に合格したことを証明します。
EU Directive、整合規格および認証に関する全ての情報については、
EU Declaration of Conformityまたは製造元のウェブサイトを参照してください。
危険場所
ATEX / IECEx

オプション: Ex zone 1, IEC(xDEKRA 12ATEX0235 X
IECEx DEKRA 12.0079X

QPS

Class 1, Division 2
LR1338

その他の認証および規格

10

保護等級
acc. to IEC/EN 60529

標準: IP 66/67 (NEMA 4/4X/6)

耐振性IEC 60068-2-6

ランダム振動試験

IEC 60068-2-34

耐衝撃性

IEC 60068-2-27

オプション: IP 68 (NEMA 6P)

www.krohne.com

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

技術仕様 2

TIDALFLUX 2300 F

2.2 校正精度
すべての電磁流量計は、直接体積標準と比較することによって校正されています。
この実流校正によって、基準条件下での流量計の性能は精度規格値に対して検証されています。
精度規格値は直線性・ゼロ点の安全性・校正不確かさの要素を考慮して設定されています。

基準条件• 流体 : 水• 流体温度 : +5...35 ℃ / +41...95 ﾟF• 流体圧力 : 0.1...5 barg / 1.5...72.5 psig
• 直管長（上流） : 10 DN 以上• 直管長（下流） : 5 DN 以上

非満水配管と満水配管では、測定精度が異なります。これらのグラフでは、フルスケール値での速度が1m/s以上であることを前提としています（最も正確な測定結果が得られるため、校正の基準値にもなっています）。
追加の条件: パイプラインの勾配 0%、流体導電率 50...5000 μS/cm

非満水の場合:• v @ Full Scale t 1 m/s / 3.3 ft/s: d フルスケールの1%

満水の場合:• v t 1 m/s / 3.3 ft/s: d MV(指示値)の1%• v < 1 m/s / 3.3 ft/s: d 0.5% of MV + 5 mm/s / 0.2 inch/s （次のグラフを参照してください）

満水配管

図2-1: 測定値(=Y)の最大測定誤差

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

www.krohne.com

11

2 技術仕様TIDALFLUX 2300 F

2.3 外形寸法および質量
配管サイズは、流量計の呼び径DNと同じ呼び径DNの配管を選定してください。
大量の沈殿物や油脂分が予想される場合、両側にカスタマイズされた直径補正リングを使用することでスムーズな流れを実現することができます。

k = 230 mm / 89.1"
m = 265 mm / 10.4"
n = 251 mm / 9.9"

詳細な2Dおよび3Dの図面は、KROHNEのホームページでご覧いただけます。

EN 1092-1
呼び径DN

12寸法 [mm]PNabØc

dØD

ØDi

概算
質量[kg]

20010350582

291

14634018940250

10400630

331

166395231

54300

10500680

381191

445

281

66

350

10500733

428

214505

316

95400

10600

791483242565365

11550010600894585293

670

467

145

600

10600

1003

694

347

780

567

180

700

10700

1120

812

406

895

666

265

800

10800

1235

922

461

1015

768

350

900

10900

1356

1064

532

1115

863

425

1000

101000

1447

1132

566

1230

965

520

1200

61200

1639

1340

670

1405

1169

659

1400

61400

1842

1521

761

1630

1367

835

1600

61600

2042

1721

861

1830

1549

1659

www.krohne.com

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

技術仕様 2

TIDALFLUX 2300 F

ASME / AWWA Class 150 フランジ
寸法 [inches]

呼び径
ASME
1

PN[psi]8ØDØDi

概算
質量abØcd28413.78

22.93

11.46

5.75

13.5

7.44

90

10284

15.75

24.80

13.03

6.54

16.0

9.09

120

12

284

19.69

26.76

15

7.52

19.0

11.06

145

14284

27.56

30.22

16.85

9.8

21.0

12.44

210

16284

31.5

31.13

19.02

9.53

23.5

14.37

255

20

284

31.5

35.21

23.03

11.54

27.5

18.39

320

24

284

31.5

39.50

27.32

13.66

32.0

22.32

400

28

Class D

35.43

44.71

31.97

15.98

36.5

26.22

692

32

Class D

39.37

49.51

36.3

18.15

41.8

30.24

1031

36

Class D

43.31

54.42

41.89

20.94

46.0

33.98

1267

40

Class D47.2458.14

44.57

22.28

50.8

37.99

1554

48

Class D

55.12

66.61

52.76

26.38

59.5

46.02

2242

[lb]

1 呼び径 d 24": ASME; > 24": AWWA

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

www.krohne.com

13

3 設置

TIDALFLUX 2300 F

3.1 意図する使用（Intended use）
TIDALFLUX 2300 は部分的に充填されたパイプ内の導電性流体の流れを測定するために特別に設計されています。 IFC 300 PF 電磁流量変換器とのみ組み合わせることができます。
流量計の選定の妥当性、使用用途および測定流体に対する流量計の耐食性の確認については、お客様の責任において実施してください。
製造元は不適切な使用または用途とは異なる使用が原因のあらゆる損害に対し、責任を負わないものとします。

3.2 設置に関する一般的な注意事項
梱包に破損や雑な取り扱いの形跡がないかを入念に点検してください。運送業者および販売元に損傷を報告してください。
注文した全てのものがあることを梱包明細書で確認してください。
機器がお客様の注文に従って納入されたことを確認するため、機器の銘板を確認してください。銘板に記載されている正しい供給電圧を確認してください。

3.2.1 振動図3-1：振動を避けてください

3.2.2 磁界

図3-2：磁界を避けてください14

www.krohne.com

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

設置 3TIDALFLUX 2300 F

3.3 設置条件
3.3.1 上流側および下流側

図 3-3: 推奨される上流側および下流側セクション （top view 上面図）
1 t 5 DN
2 t 3 DN

3.3.2 コントロールバルブ

図 3-4: コントロールバルブは流量計の下流側に設置する

3.3.3 勾配
精度は配管の勾配に影響されます。
正確な測定を行うためには、±1%を以内を維持してく ださい。

図3-5: 推奨勾配

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

www.krohne.com

15

3 設置

TIDALFLUX 2300 F

3.3.4 困難な条件下での取り付けに際して設置条件を満たせない場合は、2つの容器の間に流量計を設置してください。流量計への入口は、流体の出口より高くなければなりません。こうすることで、流量計への流入が緩やかになり、精度の高い計測が可能になります。また、容器の大きさは流量計の大きさに比例する必要があります。

図3-6：困難な条件下での設置
1 上流側配管の勾配が1%を超える場合は、容器②を使用してください。
このパイプの出口のレベルが流量計の入口より下にあることを確認してください。
2 上流側容器3 上流側直管部 10 DN
4 下流側直管部 5 DN
5 下流側配管の勾配が1%を超える場合は、下流側容器を使用することをお勧めします。

流量検出器での逆流を防止し、最大流量で少なくとも 1 m/s の速度を維持するために、常に自由な出口パイプを使用してください。

3.3.5 開放配管

図3-7: 開放配管
1 t 5 DN
2 水位が配管の出口より下にあることを確認してください。

16

www.krohne.com

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

設置 3TIDALFLUX 2300 F

3.3.6 流量検出器の洗浄流量検出器は汚れに対して非常に強く、測定に影響を与えることはほとんどありません。
ただし、センサの前後は清掃できるようにすることが望ましいです。

図3-8：流量検出器の洗浄オプション
1 洗浄用開口部

3.3.7 フランジ偏差
配管フランジ面の最大許容偏差 :Lmax - Lmin d 0.5 mm / 0.02"

図3-9: フランジのずれ
1 Lmax2 Lmin

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

www.krohne.com

17

3 設置

TIDALFLUX 2300 F

3.3.8 取り付け位置
電極を水中に保つために、流量検出器は図に示す姿勢で設置してください。
精度を維持するために、傾きは±2ﾟ以内になるようにしてください。

図3-10: 取り付け位置

3.3.9 締め付けトルクおよび圧力

図 3-11:ボルトの締め付け

ボルトの締め付け• ボルトは対角線上の順序で均一に閉めてください。
• 最大トルク値を超えないようにしてください。
• ステップ1：表中の最大トルクの約50%のトルクをかける• ステップ2：表中の最大トルクの約80%のトルクをかける• ステップ3：表中の最大トルクの100%のトルクをかける

18

www.krohne.com

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

設置 3TIDALFLUX 2300 F

ボルトは対角線上の順序で均一に閉めてください。

EN 1092-1
呼び径DN [mm]

ボルト

圧力定格

最大トルク [Nm]200

PN 108 x M 20

68250

PN 1012 x M 2065300

PN 1012 x M 2076350

PN 1016 x M 2075400

PN 1016 x M 24104500

PN 1020 x M 24

107

600

PN 1020 x M 27

138

700

PN 1024 x M 27

163

800

PN 10

24 x M 30

219

900

PN 10

28 x M 30

205

1000

PN 10

28 x M 33

261

1200

PN 632 x M30

252

ASME / AWWA
フランジ Class[lb]

呼び径[inch]

最大トルク [Nm]

ボルト

8150

8 x 3/4"

6910150

12 x 7/8"

79

12150

12 x 7/8"

104

14150

12 x 1"9316150

16 x 1"

9118150

16 x 1 1/8"

14320150

20 x 1 1/8"

12724150

20 x 1 1/4"

180

28150

28 x 1 1/4"

161

32150

28 x 1 1/2"

259

36150

32 x 1 1/2"

269

40150

36 x 1 1/2"

269より大きい呼び径については、ご要望に応じて提供します。

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

www.krohne.com

19

4 電気接続TIDALFLUX 2300 F

4.1 安全に関する注意事項
電気接続に関するすべての作業は、電源を切った状態で行ってください。また、銘板に 記載されている電圧データに注意してください。
電気設備に関する国内規制を順守してください !
危険な場所で使用されるデバイスについては、追加の安全注意事項が適用されますので、Exドキュメントを参照してください。
現地の労働安全衛生規則を必ず遵守してください。機器の電気部分に関するあらゆる作業は、適切な訓練を受けた作業者のみが実行することができます。
機器がお客様の注文に従って納入されたことを確認するため、機器の銘板を確認してください。また、銘板に記載されている正しい供給電圧を確認してください。

4.2 電気接続に関する重要な注意事項
電気接続は、VDE 0100 directive "Regulations for electrical power installations withline voltages up to 1000 V"または 同等の国内規則に準拠して行ってください。
•

各種電気ケーブルには、適切な配線接続口を使用してください。

•検出器と変換器は組み合わせて工場で設定されているため、ペアで接続してください。
また、センサ定数GK（銘板参照）が同一に設定されていることを確認してください。

•TIDALFLUX 2300の検出器と変換器は、それぞれ別の電源供給が必要です。

流量計の接地の詳細については、P22の「接地」を参照してください。

20

www.krohne.com

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

電気接続 4TIDALFLUX 2300 F

4.3 ケーブル長さ
流量検出器と変換器間の最大許容距離は、使用するケーブルの最短のケーブル長で決定されます。
インターフェイスケーブル: 最大長 600 m / 1968 ft
Type B（BTS）電極信号ケーブル: 最大長 600 m / 1968 ft.
Type A（DS）電極信号ケーブル: 最大長は流体の導電率によって異なります:
流体導電率

最大長[μS/cm]

[m]

[ft]

50120394

100200656200

4001312t400600

1968

励磁電流ケーブル: 最大長はケーブルの導体断面積によって異なります:
導体断面積

最大長[mm2]

[AWG]

[m]

[ft]

2 x 0.75

2 x 18150492

2 x 1.5

2 x 16300

984

2 x 2.5

2 x 14600

196811/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

www.krohne.com

21

4 電気接続TIDALFLUX 2300 F

4.4 接地
感電から人員を保護するため、機器を規則に従って接地してください。

4.4.1 アースリングの取り付け
信頼性の高い測定を行うためには接続配管の内面が導電性であり、アースに接続され ていることが絶対条件となります。もしそうでない場合は、円筒形の部分を持つオーダ ーメイドのアースリングを提供することができます。ご不明な点がございましたら、購入先にお問い合わせください。

図4-1：アースリングによる接地
1 既存の配管
2 配管の内径に合わせてカスタムメイドされたアースリング
3 TIDALFLUX
4 アースリングの円筒部を配管に挿入します。アースリングとフランジの間に適切なガスケットを使用してください。

アースリングのサイズは直径によって異なり、ご要望に応じてご提供します。
接続図や検出器接続に関する詳細については、TIDALFLUX 2300 および該当する 信号変換器のマニュアルを参照してください。

22

www.krohne.com

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

NOTES 5

TIDALFLUX 2300 F

11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en

www.krohne.com

23

KKK

© KROHNE 11/2018 - 4002489804 - TD TIDALFLUX 2300 F R04 en - Subject to change without notice.

KROHNE – Process instrumentation and measurement solutions• Flow• Level• Temperature• Pressure• Process Analysis• Services

Head Office KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 547058 Duisburg (Germany)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
The current list of all KROHNE contacts and addresses can be found at:www.krohne.com※ 記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

TD-K7006-J00
Mar. 2023