PTAGITAÇÃO, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO |MATRIX THERMOSHAKERS2 | MATRIXMATRIX/// THERMOSHAKERS
Agitação, aquecimento, refrigeração ou tudo ao mesmo tempo? MATRIX éuma família potente de thermoshaker e a solução ideal para preparação deamostras em laboratórios de biologia molecular, farmacêuticos ou bioquímica.
Independentemente de serem amostras de sangue, agentes farmacêuticos,amostras de DNA/RNA ou testes ELISA - mesmo com os menores volumes as
amostras são agitadas de forma completa e confiável em todas as aplicaçõeslaboratoriais.

Uso intuitivo
O amplo display permite uma navegação totalmente intuitiva com
um menu amigável e autoexplicativo.

Alta velocidade
Velocidades até 3000 rpm garantem que o líquido seja misturadode forma rápida e eficaz graças ao seu movimento orbital.

Carcaça super estável
Estabilidade excelente e robustez diária são alcançadas pelo invólucro de alumínio fundido, que garante um posicionamento seguro
do dispositivo.

MATRIX | 3

DIFERENTES MODELOS
Os modelos da família de thermoshakers MATRIX possuem diferentes características para fornecer um dispositivo que cumpre deforma precisa as funções necessárias para os seus experimentos.

AgitaçãoMATRIX ORBITAL/// Adequado para três acessórios diferentes
Ident. Nº.: 0030000627

Agitação eaquecimento

MATRIX ORBITAL DELTA/// Disponível com diferentes acessórios fixos
Modelo: FP | F0.5 | F1.5 | F2.0
Ident. Nº.: 0030000751 | 0030000747 |		0030000750 | 0030000753

Aquecimento erefrigeração

Agitação,aquecimento erefrigeração

MATRIX DELTA PLUS/// Disponível com acessórios variáveis

MATRIX ORBITAL DELTA PLUS/// Disponível com acessórios variáveis

Ident. Nº.: 0030000717

Ident. Nº.: 0030000731

4 | MATRIXVARIEDADE DE ACESSÓRIOSUma ampla gama de acessórios intercambiáveis permite que os thermoshakers sejamadaptados de forma flexível para diferentes aplicações. Recipientes para diferentes
volumes, placas de microtitulação e placas de poços fundos podem ser misturados eaquecidos.
O fixador de liberação rápida facilita a troca dos acessórios e garante também quesejam fixados de maneira ideal para uma transferência de temperatura eficaz.
A segurança do usuário é garantida, mesmo altas temperaturas não são transferidas
para a superfície. A unidade MATRIX reconhece automaticamente o acessório
escolhido.

Reações enzimáticas
O modelo MATRIX Delta Plus permite a incubaçãoda reação com controle de temperatura sem
realizar agitação.

ACESSÓRIOS
MX 0.5 ml / Ident. Nº.: 0030000840
MX 1.5 ml / Ident. Nº.: 0030000829
MX 2.0 ml / Ident. Nº.: 0030000834

MATRIX DELTA PLUS
Ident. Nº.: 0030000717

MATRIX | 5MATRIX ORBITAL DELTA PLUS
Ident. Nº.: 0030000731

PCR de alto rendimento
Amostras de alto rendimento podem ser incubadas com os acessórios de placas e tubos de PCRde 96 e 384 poços.
Com os modelos MATRIX Delta Plus e MATRIX
Orbital Delta Plus as placas podem ser aquecidas,refrigeradas e misturadas conforme desejado.

ACESSÓRIOSMX PCR96 / Ident. Nº.: 0030000853
MX PCR384 / Ident. Nº.: 0030000857

6 | MATRIX

Cultura celular
Meios, componentes ou culturas de células podem ser aquecidos emisturados com os acessórios de 5 mL, 15 mL, 50 mL e 12 mL paraos modelos MATRIX Delta Plus e MATRIX Orbital Delta Plus.

DEFH

GMX carrier / Ident. Nº.: 0030000849

Para o descongelamento lento de células congeladas o acessório
para frascos criogênicos de 1.5 mL e 2 mL é ideal. Para garantir aviabilidade celular o modo de aquecimento lento pode ser ativado,elevando a temperatura cuidadosamente.
O acessório de suporte MX para placas de cultura de células permite o aquecimento e a mistura de várias placas. Os dois modos deaquecimento integrados ajustam o aquecimento ou refrigeração
conforme necessário.
ACESSÓRIOSMATRIX ORBITAL DELTA PLUS
Ident. Nº.: 0030000731

DMX 12.0 mm / Ident. Nº.: 0030000844

EMX cryo / Ident. Nº.: 0030000848

FMX 5.0 ml / Ident. Nº.: 0030000859

GMX 15.0 ml / Ident. Nº.: 0030000821

H

MX 50.0 ml / Ident. Nº.: 0030000863

MATRIX | 7

MUDANÇA DE TEMPERATURAAUTOMÁTICA
Através de rampas de temperatura programáveis, o modelo MATRIX
Orbital Delta Plus pode realizar as etapas de mistura, refrigeraçãoe aquecimento de forma automática. Uma série de 5 etapas podeser programada para realizar um experimento independente econfiável.

Digestão de restriçãoA digestão das amostras de DNA é realizada de forma automática
e sem a necessidade de supervisão. Os programas são definidos
seguindo o protocolo da reação. Na etapa 1, são estabelecidas ascondições ideais de reação para a enzima digerir o DNA. A reaçãoé então interrompida na etapa 2 pelo aquecimento e desnaturaçãoda enzima. Para evitar a degradação do DNA, a amostra é resfriadana etapa 3 até que a mesma seja processada posteriormente.
ETAPAS PROGRAMADOS:Etapa 1: 37 °C por 1 hEtapa 2: 65 °C por 10 min
Etapa 3: 4 °C

ACESSÓRIOSMX 1.5 ml / Ident. Nº.: 0030000829

MATRIX ORBITAL DELTA PLUS
Ident. Nº.: 0030000731

8 | MATRIX

Incubação de placas ELISA
Com o MATRIX Orbital Delta FP as placas ELISA
podem ser agitadas em temperatura ambiente ou
aquecidas durante a incubação.
Se o resfriamento também for necessário durante
a mistura, o acessório MX e o modelo MATRIX
Orbital Delta Plus podem ser utilizados.
MATRIX ORBITAL DELTA FP
Ident. Nº.: 0030000751

Misturando amostras em
temperatura ambienteO MATRIX Orbital pode misturar amostras em vários tubos ou
microplacas com uma faixa de velocidade de 300 a 3000 rpm.
O diâmetro de agitação de 3.0 mm gera uma mistura eficaz dasamostras, mesmo na faixa de microlitros.
Com o botão "quick mix" as amostras são misturadas rapidamente pelo tempo em que o botão for pressionado (funçãotouch).

ACESSÓRIOSMX insert PCR96 / Ident. Nº.: 0030001159
MX insert 0.5 ml / Ident. Nº.: 0030001157
MX insert 1.5/2.0 ml / Ident. Nº.: 0030001158
MATRIX ORBITALIdent. Nº.: 0030000627

MATRIX | 9

PROTEÇÃO CONTRA A LUZ
A tampa pode ser utilizada para proteger
amostras fotossensíveis.
MX cover / Ident. Nº.: 0030001253

THERMOCOVER
O ThermoCover aquecível previne a condensaçãona tampa e nas paredes do frasco. Ao mesmo
tempo, permite condições constantes de reação.
MX thermocover / Ident. Nº.: 0030001244

Por que a formação docondensado deve ser evitada?
Quando as amostras são aquecidas, o líquido
evapora dos tubos ou poços e acumulam na
tampa dos recipientes. Isso muda a concentraçãonas misturas durante a reação. Por exemplo, adiminuição da quantidade de substrato podeocasionar uma reação enzimática reduzida.

10 | MATRIXDADOS TÉCNICOS
MODELO

MATRIX ORBITAL

MATRIX ORBITAL DELTA
FP | F0.5 | F1.5 | F2.0

MATRIX DELTA PLUS

MATRIX ORBITALDELTA PLUS

AgitaçãoSim

Sim–

Sim

Aquecimento–

Sim

Sim

Sim

Refrigeração

––

Sim

Sim

OrbitalOrbital–Orbital

Acessórios variáveis

Acessório fixo para placas| 0.5 | 1.5 | 2.0 mL

Acessórios variáveis

Acessórios variáveis

3 mm

3 mm

–3 mm

Peso de agitação permissível(sem o acessório)–0.3 kg

0.3 kg

0.3 kgVelocidade mín. (ajustável)300 rpm

300 rpm–300 rpm

Velocidade máx.

3000 rpm

FP | F0.5: 300 - 2000 rpm
F1.5 | F2.0: 300 - 1500 rpm–3000 rpm
(depende do acessório)Temperatura deaquecimento mín.

–

Temperatura ambiente+4 °C

Temperatura ambiente-30 °C

Temperatura ambiente-15 °C

Temperatura deaquecimento max.

–

100 °C

110 °C

100 °C

Tipo de movimento
Acessórios
Diâmetro de agitaçãoMHGLFBCDEIAJKMATRIX | 11ACESSÓRIOSFORMATOS DAS ABERTURASACESSÓRIOSDiâmetro

Profundidade

Formatoinferior

Ident. Nº.

A

MX 0.5 ml

8.1 mm28.0 mm

Cônico0030000840

B

MX 1.5 ml

11.1 mm36.5 mm

Cônico0030000829

CMX 2.0 ml

11.1 mm36.7 mm

Cônico0030000834

D

MX 12.0 mm

12.5 mm33.5 mmAchatado

0030000844

E

MX cryo12.5 mm33.5 mmAchatado

0030000848

F

MX 5.0 ml

17.0 mm

54.5 mm

Cônico0030000859

G

MX 15.0 ml

17.0 mm

105 mmCônico0030000821

H

MX 50.0 ml

30.0 mm97.0 mm

Cônico0030000863

IMX PCR966.44 mm

14.0 mm

Cônico0030000853

JMX PCR384

4.0 mm

8.0 mmCônico0030000857

Suportes e insertos

Uso

Ident. Nº.

K

MX carrier

Adequado para microplacas de titulação e de poçosde fundo chato

0030000849

1MX insert PCR96

Para tubos PCR

0030001159

2MX insert 1.5/2.0 ml

Para tubos de 1.5 e 2.0 mL

0030001158

3MX insert 0.5 ml

Para tubos de reação de 0.5 mL

0030001157

TAMPA E TAMPA TÉRMICA

Uso

Ident. Nº.

L

MX coverSuporte para PCR 96, 384, 0.5, 1.5 e 2.0 mL

0030001253

MMX thermocoverSuporte para PCR 96, 384, 0.5, 1.5 e 2.0 mL

0030001244

123

PTIKA Brasil
Rua Alfredo da Costa Figo, N°. 102, Jardim Santa Cândida Campinas - SP CEP 13.087-534, Brasil
Telefone: +55 19 3772-9600
eMail: sales@ika.net.br

ALEMANHA
IKA-Werke GmbH & Co. KG
Telefone: +49 7633 831-0
eMail: sales@ika.deJAPÃO
IKA Japan K.K.
Telefone: +81 6 6730 6781
eMail: info_japan@ika.ne.jp

ÍNDIA
IKA India Private Limited
Telefone: +91 80 26253 900
eMail: info@ika.inUSA
IKA Works, Inc.
Telefone: +1 910 452-7059
eMail: sales@ika.net

COREIAIKA Korea Ltd.
Telefone: +82 2 2136 6800
eMail: info@ika.krPOLÔNIAIKA Poland Sp. z o.o.
Telefone: +48 22 201 99 79
eMail: sales.poland@ika.com

MALÁSIAIKA Works (Asia) Sdn Bhd
Telefone: +60 3 6099-5666
eMail: sales.lab@ika.my

CHINA
IKA Works Guangzhou
Telefone: +86 20 8222 6771
eMail: info@ika.cn

REINO UNIDOIKA England LTD.
Telefone: +44 1865 986 162
eMail: sales.england@ika.com

VIETNÃIKA Vietnam Company Limited
Telefone: +84 28 38202142
eMail: sales.lab-vietnam@ika.com

TAILÂNDIAIKA Works (Thailand) Co. Ltd.
Telefone: +66 86 375 7451
eMail: sales.lab-thailand@ika.com

TURQUIAIKA Turkey
Telefone: +90 216 394 43 43
eMail: sales.turkey@ika.com

Sujeito a alterações técnicas. As informações sobre aentrega não são vinculativas.
www.ika.com

IKAworldwide // #lookattheblue

202303_Thermoschüttler_MATRIX_PT/// MUNDIALMENTE