8PW3365-10 仕様被覆電線、電圧センサに汚れ , 水分がないこと確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 6 か月 23℃ ±5℃、80％ rh 以下（結露なし）測定
チャネル数電圧３CH/ 電流３CH

測定対象(50/60Hz)

単相２線（1P2W：1 回路 /2 回路 /3 回路）単相３線（1P3W / 1P3W+I / 1P3W1U / 1P3W1U+I）三相３線（3P3W2M / 3P3W2M+I / 3P3W3M：Y 結線のみ測定可能）三相４線（3P4W）、電流のみ １〜３CH※1

電力・電流同時測定モード

1P3W+I: 電力１回路 + 電流 1CH（漏れ電流 1CH）3P3W2M+I : 電力１回路 + 電流 1CH（漏れ電流 1CH）

測定項目電圧実効値 / 基本波値 / 波形ピーク（絶対値）/ 基本波位相角 / 周波数（U1）電流実効値 / 基本波値 / 波形ピーク（絶対値）/ 基本波位相角電力有効・無効・皮相電力 / 力率または変位力率（遅れ / 進み表示あり）/ 有効電力量（消費 , 回生）無効電力量（遅れ , 進み）/ 電気料金表示（有効電力量（消費）に電気料金単価 (/kWh) を乗算）

デマンド有効電力デマンド値（消費 , 回生）/ 無効電力デマンド値（遅れ , 進み）有効電力デマンド量（消費 , 回生）/ 無効電力デマンド量（遅れ , 進み）/ 力率デマンド値AC400V 単一レンジ

電圧レンジ表示範囲：5V 〜 520V（5V 未満は 0V 表示）有効測定範囲：90V 〜 520V、ピークは ±750V / オーバーレンジの場合、[OVER] 警告表示

負荷電流
電流レンジ
漏洩電流クランプ 9660: 5/ 10/ 50/ 100 Aクランプ 9661: 5/ 10/ 50/ 100/ 500 Aクランプ 9669: 100/ 200/ 1k Aクランプ 9694: 500m/ 1/ 5/ 10/ 50 Aクランプ 9695-02: 500m/ 1/ 5/ 10/ 50 Aクランプ 9695-03: 5/ 10/ 50/ 100 Aフレキシブル CT9667-01, -02, -03 : 50/ 100 / 500A（500A レンジ）フレキシブル CT9667-01, -02, -03 : 500/ 1k / 5k（5000A レンジ）リーククランプ 9657: 50m/ 100m/ 500m/ 1 / 5 Aリーククランプ 9675-10: 50m/ 100m/ 500m/ 1 / 5 A表示範囲：レンジの 0.4％〜 130％（0.4％未満は 0A 表示）有効測定範囲：レンジの 5％〜 110％ / オーバーレンジの場合、[OVER] 警告表示200.00W 〜 6.0000MW 電圧 / 電流レンジと測定ラインの組合せによる（測定レンジ構成表参照）

電力レンジ表示範囲：レンジの 0％〜 130％（電圧 / 電流の実効値が 0 の場合は 0W 表示）有効測定範囲：レンジの 5％〜 130％

測定確度（50/60Hz において）電圧 ：±1.5% rdg. ±0.2% f.s.(PW3365+PW9020 組合せ確度 )電流：±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度 ※1有効電力：±2.0% rdg. ±0.3% f.s. + 電流センサ確度（力率 =1）※2

演算選択実効値演算 / 基本波演算VT 比設定任意0.01 〜 9999.99選択1/60/100/200/300/600/700/1000/2000/2500/5000CT 比設定任意0.01 〜 9999.99選択1/40/60/80/120/160/200/240/300/400/600/800/1200

入力方式電圧 : 電圧センサ PW9020 による絶縁入力表示更新レート約 0.5 秒（SD カード・内部アクセス、LAN・USB 通信時を除く）測定方式ディジタルサンプリング・ゼロクロス同期演算方式サンプリング：10.24kHz（2048 ポイント）演算処理：50Hz：10 周期にてギャップ無しの連続測定60Hz：12 周期にてギャップ無しの連続測定電流：クランプセンサによる絶縁入力A/D コンバータ分解能 16bit※13P3W3M、3P4W の測定を行う場合は電圧センサを別途１本追加でご購入ください。※ 2 各クランプセンサの確度と組合せ確度は P10,11 をご覧下さい。9

画面表示一般一覧電圧 / 電流 / 周波数 / 有効・皮相・無効電力力率 / 積算電力量 / 経過時間

電圧・電流実効値 / 基本波値 / 波形ピーク / 位相角電力チャネル毎および総合の有効・無効・皮相電力 / 力率

電力量有効電力量 / 無効電力量 / 記録開始時刻停止時刻 / 経過時間 / 電気料金

デマンド有効電力デマンド値 / 無効電力デマンド値力率デマンド値

波形拡大電圧 / 電流別で全 CH 表示 / 倍率変更あり４項目を選択して拡大表示

時系列測定項目から１項目を選択し、最大・最小・平均値の時系列表示記録保存先SD カード、内部メモリ（容量：約 320KB）保存インターバル時間1/2/5/10/15/30 秒、1/2/5/10/15/20/30/60 分＊PW3365 本体の設定画面に保存可能時間表示あり

保存項目測定値保存：平均値のみ / 平均・最大・最小※1画面コピー：インターバル時間毎に表示画面を BMP 保存※2波形保存：インターバル時間毎に波形データをバイナリ保存

記録開始方法記録停止方法ぴったり時間 / 手動 / 時刻指定 / 繰り返し手動 / 時刻指定（最長記録測定時間１年）/ タイマ

製品保証期間表示体
使用場所端子間最大定格電圧電圧入力部：AC1.7V, 2.4Vpeak電流入力部：AC1.7V, 2.4Vpeak対地間最大定格電圧電圧入力部：600V 測定カテゴリⅢ（PW9020 使用時）300V 測定カテゴリⅣ（PW9020 使用時）電流入力部：使用するクランプセンサによる耐電圧適合規格AC7.06kVrms (PW9020 使用時 )安全性：EN61010 / EMC：EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3電源（1）AC アダプタ Z1008：AC100 〜 240V（50/60Hz）
最大定格電力：45VA（AC アダプタ含む）（2）バッテリパック 9459（Ni-MH 電池）連続使用時間 約 5 時間（バックライト OFF）最大定格電力：4VA外部インタフェース

バックアップ
電池寿命SD メモリカード 設定データ , 測定データ , 画面データ , 波形データ10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3 準拠LAN インタフェース・HTTP サーバ機能USB Ver 2.0, Windows 8 (32/64bit)/7 (32/64bit) / Vista (32bit) /XPUSB インタフェース ・コンピュータと接続時、SD メモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識LAN/USB 共通屋内 , 汚染度２, 高度 2000m まで保存温湿度範囲 -10℃〜 60℃ , 80% rh 以下（結露しないこと） ただしバッテリは -10℃〜 30℃

充電機能※2日本語 / 英語 / 中国語（簡体字）バックライト AUTO OFF 機能あり（2 分で動作）AUTO OFF 時は、PowerLED 点滅0℃〜 50℃ , 80% rh 以下（結露しないこと）使用温湿度範囲バッテリ動作時： 0℃〜 40℃（結露しないこと）バッテリ充電時：10℃〜 40℃最短インターバル時間 5 分、5 分未満の設定の場合、画面コピーは 5 分毎に保存最短インターバル時間 1 分、1 分未満の設定の場合、波形は 1 分毎に保存※1

1 年間3.5 型 TFT カラー液晶ディスプレイ（320×240 ドット）

外形寸法質量

付属品通信アプリケーションソフトによる設定測定データ取得・データダウンロード充電時間：最大 6 時間 10 分（23℃において）バッテリパック 9459 装着状態で AC アダプタを接続することにより充電可能（本体電源 ON/OFF どちらでも充電可能）時計・設定条件バックアップ用（リチウム電池）約 10 年（23℃参考値）約 180 Ｗ╳ 100H ╳ 48D mm（PW9002 装着なし）約 180 Ｗ╳ 100H ╳ 67.2D mm（PW9002 装着時）約 540g（PW9002 装着なし）, 約 820g（PW9002 装着時）電圧センサ PW9020×3AC アダプタ Z1008×1 / USB ケーブル ×1 本取扱説明書 × １冊 / 測定ガイド × １枚カラースパイラルチューブ赤青黄 × 各 4 個スパイラルチューブ黒 ×10 個パワーロガービューワ SF1001 仕様機能時系列
グラフ表示

表示項目電圧 / 電流 / 有効電力 / 無効電力 / 皮相電力力率 / 周波数 / 有効電力量 / 無効電力量デマンド量 / デマンド値 / 電圧不平衡率時系列グラフ表示・帳票表示・設定表示で表示されている内容のプレビューおよび印刷
印刷機能ヘッダ / フッタ設定：各印刷でヘッダ / フッタの設定可能対応プリンタ：使用 OS に対応しているプリンタ積み重ねグラフ表示：最大 16 系統設定した期間の内容（固定）を印刷カーソル計測：1 カーソルによる測定値表示表示項目は時系列グラフ表示と同様日報 / 週報 / 月報表示指定した期間の日報 / 週報 / 月報を集計して表示
帳票表示負荷率演算表示日報 / 週報 / 月報にて負荷率、需要率を演算し結果表示
時間帯別集計4 区分までの時間帯を指定し、時間帯別にデータを集計

波形表示指定された日時の波形データを表示

コピー機能各表示を画像としてクリップボードへコピー可能コメント入力：各印刷で任意文字コメント挿入可

レポート印刷出力内容：標準 / 出力項目選択出力可能項目：時系列グラフ / 帳票 / 日報 / 波形レポート作成方式：標準印刷レポート出力設定：レポート出力設定を保存 / 読み込み対応機種 / 対応 OS読込み対応機種パソコン
対応 OSPW3365-10 / PW3360-10 / PW3360-11LR5000 データミニシリーズ：PC に取り込み済みの LR5000Utility のデータ（.hrp2 形式）を読み込み可能Windows 8 (32/64bit）/ 7 SP1 以上 (32/64bit）
Vista SP2 以上（32bit）/ XP SP3 以上（32bit）10電流クランプセンサ ラインナップ
絶縁導体クランプオンセンサ 9694クランプオンセンサ 9660クランプオンセンサ 9661クランプオンセンサ 9669コード長 3mコード長 3mコード長 3mコード長 3m測定可能導体径
φ15mm

φ15mm

φ46mmφ55mm / 80×20mm ブスバー

φ15mm

φ15mm

定格一次電流AC5AAC100AAC500AAC1000A

AC50AAC100A確度 振幅 45-66Hz/ 位相 45-5kHz±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±2°以内±1° 以内±0.3% rdg.±0.01% f.s.
±0.5° 以内±1.0% rdg.±0.01% f.s.
±1° 以内±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±2° 以内±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±1° 以内周波数特性 40-5kHz±1.0% 以内±1.0% 以内±2.0% 以内±1.0% 以内±1.0% 以内外部磁界の影響 AC400A/m の磁界にて0.1A 相当以下0.1A 相当以下0.1A 相当以下1A 相当以下0.1A 相当以下0.1A 相当以下導体位置の影響±0.5% 以内±0.5% 以内±0.5% 以内±1.5% 以内±0.5% 以内±0.5% 以内対地間最大定格電圧CAT Ⅲ 300V rmsCAT Ⅲ 300V rmsCAT Ⅲ 600V rmsCAT Ⅲ 600V rmsCAT Ⅲ 300V rmsCAT Ⅲ 300V rms最大入力電流 45-66Hz50A 連続130A 連続550A 連続1000A 連続60A 連続130A 連続寸法 mm・質量46 Ｗ╳ 135H ╳ 21D / 230g

46 Ｗ╳ 135H ╳ 21D / 230g

78 Ｗ╳ 152H ╳ 42D / 380g

99.5 Ｗ╳ 188H ╳ 42D / 590g

50.5 Ｗ╳ 58H ╳ 18.7D / 50g

50.5 Ｗ╳ 58H ╳ 18.7D / 50g20,000 円 ( 税抜き )18,000 円 ( 税抜き )±1.0% 以内20,000 円 ( 税抜き )28,000 円 ( 税抜き )クランプオンセンサ 9695-02

絶縁導体9,800 円 ( 税抜き )クランプオンセンサ 9695-039,800 円 ( 税抜き )接続ケーブル 92194000 円（税抜き）が必要ですコード長 3m別売り

絶縁導体

絶縁導体AC フレキシブルカレントセンサ AC フレキシブルカレントセンサCT9667-01CT9667-0240,000 円 ( 税抜き )40,000 円 ( 税抜き )AC フレキシブルカレントセンサCT9667-03漏れ電流測定用クランプオンリークセンサ 9657-10漏れ電流測定用クランプオンリークセンサ 9675センサ - 回路 2m /回路 - コネクタ 1mセンサ - 回路 2m /回路 - コネクタ 1mセンサ - 回路 2m /回路 - コネクタ 1mコード長 3mコード長 3m測定可能導体径CT9667-01:φ100mm, CT9667-02:φ180mmCT9667-03:φ254mm測定可能導体径φ 40mmφ 30mm定格一次電流AC500A/ AC5000A定格一次電流AC10A*AC10A*確度 位相 45-66Hz± 2.0% rdg ±0.3% f.s. / ±1° 以内確度 位相 50 または 60Hz± 1.0% rdg ±0.05% f.s.
±3° 以内± 1.0% rdg ±0.05% f.s.
±5° 以内周波数特性 10-20kHz± 3dB 以内周波数特性 40 - 5kHz± 5％ 以内± 5％ 以内外部磁界の影響1.5%/ f.s. 以下 (AC400A/m の磁界にて )外部磁界の影響最大 7.5mA(AC400A/m の磁界にて ) 最大 7.5mA(AC400A/m の磁界にて )導体位置の影響± 3% 以内導体位置の影響± 0.1% 以内± 0.1% 以内対地間最大定格電圧CAT Ⅲ 1000V rms / CAT Ⅳ 600V rms対地間最大定格電圧CAT Ⅲ 300V rmsCAT Ⅲ 300V rms最大入力電流 45-66Hz10000A 連続最大入力電流 45-66Hz30A 連続10A 連続寸法 mm・質量回路ボックス部 35W×120.5H×34DCT9667-01, -02 : 280g, CT9667-03 : 470g,寸法 mm・質量

74 Ｗ╳ 145H ╳ 42D/380g

60 Ｗ╳112.5H╳23.6D/160g単３形アルカリ乾電池（LR6）×2または、別売り AC アダプタ 9445-02 ￥5,800備考電力測定には使用できません電力測定には使用できません振幅電源40,000 円 ( 税抜き )20,000 円 ( 税抜き )振幅 45-66Hz*PW3365-10 では測定レンジ AC5A max です。

20,000 円 ( 税抜き )*PW3365-10 では測定レンジ AC5A max です。

11測定レンジ構成組合せ確度 PW3365-10 + PW9020 + クランプセンサレンジ500.00mA

9694──±2.3% rdg. ±0.32% f.s.
±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
±2.3% rdg. ±0.5% f.s.

レンジ9660, 9695-03

9661500.00A─±2.3% rdg. ±0.32% f.s.
±2.3% rdg. ±0.34% f.s.
±2.3% rdg. ±0.5% f.s.
±2.3% rdg. ±0.7% f.s.

±2.3% rdg. ±0.31% f.s.
±2.3% rdg. ±0.35% f.s.
±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
±2.3% rdg. ±0.8% f.s.
±2.3% rdg. ±1.3% f.s.

クランプオンセンサ 9694 / 9695-02 ※1
電圧結線
1P2W400.0V

1P3W
1P3W1U
3P3W2M3P3W3M500.00mA200.00W400.00W800.00W1.2000kW電流5.0000A2.0000kW4.0000kW6.0000kW10.000A4.0000kW8.0000kW10.000A50.000A20.000kW5.0000A1.0000A40.000kW12.000kW60.000kW5.0000A2.0000kW電流10.000A 50.000A4.0000kW 20.000kW100.00A40.000kW9661 のみ500.00A200.00kW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M3P3W3M4.0000kW8.0000kW40.000kW80.000kW400.00kW

3P4W6.0000kW12.000kW60.000kW120.00kW600.00kW

3P4W600.00W1.0000A400.00W50.000A100.00Aクランプオンセンサ 9660 / 9695-03 / 9661※2
電圧結線
1P2W400.0V50.000A10.000A5.0000A100.00A40.000kW1.0000kA400.00kW

1P3W1P3W1U
3P3W2M3P3W3M80.000kW160.00kW800.00kW

3P4W120.00kW240.00kW1.2000MW結線
1P2W400.0V電流1.0000kA400.00kW5.0000kA2.0000MW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M3P3W3M400.00kW800.00kW4.0000MW

3P4W600.00kW1.2000MW6.0000MW400.0V

1P2W

50.00A20.000kW電流100.00A40.000kW500.00A200.00kW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M3P3W3M40.000kW80.000kW400.00kW

3P4W60.000kW120.00kW600.00kW結線
1P2W400.0VCT9667-01, -02, -035.000kA レンジCT9667-01, -02, -03500A レンジ5.0000kA±4% rdg. ±0.6% f.s.
±4% rdg. ±1.8% f.s.
±4% rdg. ±3.3% f.s.
────±4% rdg. ±0.6% f.s.
±4% rdg. ±1.8% f.s.
±4% rdg. ±3.3% f.s.

100.00A確度保証条件ウォームアップ時間 30 分、正弦波入力、周波数 50/60Hz対地間電圧 400V 以下確度保証温湿度範囲確度保証表示範囲23℃ ±5℃、80％ rh 以下有効測定範囲

実時間確度温度係数外部磁界の影響±0.3s/ 日以内 （電源 ON 時 , 使用温湿度範囲内）±0.1% f.s. /℃以内（23℃ ±5℃以外）±1.5% f.s.（AC400A/m, 50/60Hz の磁界中において）放射性無線周波数電磁界の影響10V/m にて電圧・有効電力 ±5% f.s. 以内

皮相電力各測定値からの演算に対して ±1dgt.
基本波演算の場合±2.0% rdg. ±3.0% f.s.+ クランプセンサ確度（無効率 =1)

無効電力実効値演算の場合各測定値からの演算に対して ±1dgt.

電力量
力率周波数
デマンド値
デマンド量漏洩電流：クランプオンリークセンサ 9657-10 / 9675レンジ

レンジ500.00AAC フレキシブルカレントセンサ CT9667-01, -02, -03（500A 選択時）電圧±3% rdg. ±0.31% f.s.
±3% rdg. ±0.35% f.s.
±3% rdg. ±0.4% f.s.

50.000A500.00A200.00kW結線1.0000kA1.0000kAAC フレキシブルカレントセンサ CT9667-01, -02, -03（5kA 選択時）電圧

9669100.00A電流200.00A80.000kW電圧レンジ200.00Aクランプオンセンサ 9669有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.
各測定値からの演算に対して ±1dgt.
±0.5％ rdg.（電圧 90 〜 520V の正弦波入力において）有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.
有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.

※19694 センサ (CAT III 300V) は 500mA 〜 5A レンジまで、9695-02 センサ (CAT III 300V) は 500mA 〜 50A レンジまでが確度保証範囲※29660,9695-03 センサ (CAT III 300V) は 5A 〜 100A レンジまで、9661 センサ (CAT III 600V) は 5A 〜 500A レンジまでが確度保証範囲50.000mA/ 100.00mA/ 500.00mA/ 1.0000A/ 5.0000A表示範囲 / 有効測定範囲 / 有効ピーク範囲表項目電圧電流（代表）レンジ400V 単一レンジ表示範囲下限9695-02±2.3% rdg. ±0.32% f.s.
±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
±2.3% rdg. ±0.5% f.s.
±2.3% rdg. ±1.3% f.s.
±2.3% rdg. ±2.3% f.s.

電流レンジ代表例：クランプオンセンサ 9661
有効測定範囲下限上限

表示範囲

有効ピーク上限範囲

5.0V

90.0V520.0V520.0V±750Vpeak5A レンジ0.0200A0.2500A5.5000A6.5000A±20Apeak10A レンジ0.040A0.500A11.000A13.000A±40Apeak50A レンジ0.200A2.500A55.000A65.000A±200Apeak100A レンジ

0.40A

5.00A110.00A130.00A±400Apeak500A レンジ

2.00A25.00A550.00A650.00A±1000Apeak本体価格クランプオンパワーロガー PW3365-10 ・・・・・・ ￥220,000（税抜き）【付属品】・ 電圧センサ PW9020・ AC アダプタ Z1008・ USB ケーブル（0.9m）

3本
1個1本・ 取扱説明書 / 測定ガイド1 冊 /1 枚・ カラースパイラルチューブ赤青黄
各色 4 個・ スパイラルチューブ（コード結束用） 10 個クランプオンパワーロガー PW3365-10 本体のみでは、電流・電力の測定はできません。電流・電力測定には別売のクランプオンセンサをお買い求めください。
3P3W3M、3P4W の測定を行う場合は電圧センサを別途１本追加でご購入ください。また、測定データの保存には動作保証されたオプションの SD カードをお買い求め頂き、ご使用ください。

オプションクランプオンセンサ（負荷電流用）クランプオンアダプタ 9290-10クランプオンセンサ9694（AC5A）￥20,000 （税抜き）クランプオンセンサ9660（AC100A）￥18,000 （税抜き）クランプオンセンサ9661（AC500A）￥20,000 （税抜き）クランプオンセンサ9669（AC1000A）￥28,000 （税抜き）AC フレキシブルカレントセンサCT9667-01（AC5000A）￥40,000 （税抜き）AC フレキシブルカレントセンサCT9667-02（AC5000A）￥40,000 （税抜き）AC フレキシブルカレントセンサCT9667-03（AC5000A）￥40,000 （税抜き）クランプオンセンサ ＊9695-02 （AC50A）￥9,800 （税抜き）クランプオンセンサ ＊9695-03 （AC100A）￥9,800 （税抜き）接続ケーブル

9219（9695-02/03 用） ￥4,000 （税抜き）＊ 9695-02, 9695-03 をご購入時には、別売りの接続ケーブル 9219 もお求めください。

クランプオンリークセンサ（漏れ電流用）クランプオンリークセンサ9657-10￥20,000（税抜き）クランプオンリークセンサ

9675￥20,000（税抜き）パワーロガービューワ SF1001バッテリセット PW9002￥12,000（税抜き）一次側
1000A二次側
100A￥22,000（税抜き）・ 測定可能径 : φ55mm 80×20mm・ 対地間最大定格電圧 : CAT III 600V・ コード長 : 3m１次側電流を２次側で 10：1 の CT 比で下げることができます電圧センサ PW9020携帯用ケース C1005/C1008￥30,000（税抜き）バッテリカバーとバッテリパックのセットバッテリパック 9459￥30,000（税抜き）交換用にバッテリパックのみ購入時動作環境 OS￥10,000（税抜き）Windows 8 (32/64bit 版）Windows 7 SP1 以上 (32/64bit 版）Windows Vista SP2 以上（32bit 版）Windows XP SP3 以上（32bit 版）AC アダプタ Z1008￥12,000（税抜き）・時系列グラフ表示
・帳票表示・日報 / 週報 / 月報表示
・コピー機能・印刷機能本体標準付属品
別途購入用3 本本体標準付属別途購入用（1 本単位）コード長 3m

C1005￥15,000（税抜き）C1008￥18,000（税抜き）寸法：約 390W
約 275H約 110D mm寸法：約 390W
約 275H約 150D mmSD メモリカード 2GB Z4001￥12,000（税抜き）HIOKI 純正オプション品をご使用ください。
それ以外のメディアは動作保証外になります。

LAN ケーブル 9642￥3,000（税抜き）コード長 5m/ ストレートクロス変換コネクタ付属■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ご購入時に成績表および校正証明書を希望されるお客さまは、別途ご発注をお願いいたします。

測定器の総合商社お問い合わせは…

株式会社 佐藤商事〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階☎：044-738-0622FAX：044-738-0623http://www.ureruzo.comhttp://satosokuteiki.com※このカタログの記載内容は 2015 年 6 月 19 日現在のものです。 ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560 E-mail : info@hioki.co.jp まで。
※ 輸出に関するお問い合わせは外国営業部（TEL 0268-28-0562 FAX 0268-28-0568 E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

PW3365J6-56M