超音波厚さ計

多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能
パイプ用アタッチメント（オプション）※ 写真はパイプ用アタッチメントを探触子に装着した状態（TI-66シリーズも形状,寸法は同じ）

TI-P03

TI-P01A

TI-66C専用探触子

ノギス・マイクロメータとは異なり片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測できます。

多用途

特長
安価

純国産・自社製品で,高性能・低価格を実現しました。

専用測定モードの採用でアルミニウム,樹脂も安定した測定が可能。
パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。

オートパワーオフ機能

簡単操作

ゼロ点調整・音速調整をするだけで,すぐに使用できます。

電源は単3アルカリ乾電池1個

AC電源の有無にかかわらず,フィールドで長時間使用できます。

3分以上操作を行わない場合は,自動的に電源が切れ,電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。

音速メモリー

小型・軽量

一度音速を調整すれば,電源を切っても設定した音速値を保持し,試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。

探触子交換

液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。

本体約150,探触子約50 （アタッチメント含まず）。

探触子単体の交換が可能（TI-56K,TI-56Lのみ）。

自動動作チェック

超音波厚さ計シリーズ
超音波厚さ計の使用例
圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理
金属加工品の仕上げ厚さ検査
樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査
危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査

建設機械の磨耗,減肉検査
ボイラー冷却用パイプの腐食検査
照明ポール・道路標識ポールの腐食検査

汎用品
型
主用

特殊用途品

式

TI-56K

TI-56L

TI-66W＊4

TI-56H

TI-56F

TI-66C

途

薄物

厚物

広範囲

高温

鋳物

小径管,狭所0～250℃（測定面）,－5～50℃（本体）

0～50℃
鋳物（FC200）
2.0～100.0
鋼
2.0～60.0
φ34.0以上－5～50℃

使用温度範囲＊1
測定範囲（mm）

最 小 パイプ 外径－5～50℃
0.8～80.0
φ27.2以上

1.5～250.0
φ27.2以上

B探触子

Ｌ探触子

0～100℃

100～200℃

200～250℃

0.40～15.00 3.00～250.0

1.5～100.0

2.0～85.0

2.5～75.0

φ10.5以上

φ42.7以上

φ60.5以上

φ89.1以上

φ27.2以上

0.50～19.00
φ10.5以上

1.50以上3.00以上
3.5以上
3.8以上
4.2以上
3.2以上
0.01mm（0.40～199.99mm）
0.1mm
0.1mm
0.1mm
0.1mm
表 示 単 位
0.1mm
（200.0～250.0mm）＊3（1.5～19.9mm）＊3＊3＊3（2.0～9.9mm）＊3（2.5～9.9mm）＊3（2.0～9.9mm）＊3（0.40～99.99mm）（0.8～19.9mm）（1.5～9.9mm）±0.1mm±0.1mm±0.05mm±0.1mm±0.1mm±0.1mm±0.1mm
測 定 誤 差＊1
＊3（20.0～250.0mm）＊3＊3＊3（20.0～85.0mm）＊3（10.0～75.0mm）＊3 （10.0～100.0mm）＊3（100.00～250.0mm）（20.0～80.0mm）（10.0～100.0mm）±0.2％rdg±1.0%rdg±1.0%rdg±1.0%rdg±1.0%rdg±0.5%rdg±0.5%rdg±0.1mm
±0.02mm±0.1mm±0.1mm繰 り 返 し 性
ケーブル一体型専用コネクタ(ケーブル長約1ｍ)
探触子
サイズ（mm）肉厚型

1.5以上

式 5Z10NDT-K

周

波数5MHz5Z10NDT-L

10Z10NDT-B

5MHz

10MHz

外 径（ 接 触 面 径 ）お客様にて交換可能。

探 触 子 交 換

0.8以上

1.5以上

0.01mm±0.03mm±0.03mm

5Z10NDT-L

5Z10NDT-H2

2Z15NDT-F3 10Z6NDT-A

5MHz
φ13.0（φ11.5）
mm

5MHz

2MHz
10MHz
φ18（φ15.0）mm φ7.5（φ6.5）mm

交換後,弊社工場で調整が必要です。弊社または購入代理店にご相談ください。
同じ機種の探触子のみ交換可能です。

オプション
パイプ用アタッチメント

型式：TI-P01A

型式：TI-P03

なし

カ プ ラ ン ト

型式：TI-C01

型式：TI-C02

型式：TI-C01

型式：TI-P04

保 護ゴムカバー

共通仕様
構

成機器

音 速 調 整 範 囲

本体,探触子1種類＊4,携帯用ケース,カプラント,乾電池,5mm調整用試験片(本体に付属),取扱説明書,試験成績書
1000～12000m/s

測定方式

超音波パルス反射方式

表

示

方式

液晶デジタル4桁表示 バックライト付き

被測定

物形

寸法

電外源

質 量（ 電 池 込 ）鋼,ステンレス,アルミニウム,銅,黄銅,チタン等の金属。
ガラス,樹脂等の非金属。
単3アルカリ乾電池1本
69×144×29.5mm(W×H×D)

本体：150g±10g,探触子：50g±10g＊5＊1：測定範囲、測定誤差は被測定物が鋼板の場合です。＊2：rdg は reading の略で表示値の意味です。＊3：（）
内は測定範囲を示しています。
＊4：TI-66Wは探触子が2種類付属しています。
＊5：F型は75g±10g,C型は35g±10gです。

注意：保証期間:納入後本体は1年、探触子は6ヶ月です。被測定物が鋼以外の場合は事前にお客様によるサンプル測定の確認が必要です。

※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。
※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

測定器の総合商社

ＵＲＬ: http://www.jfe-advantech.co.jp/
本 社・本 社 工 場 〒663-8202（西宮地区）
東京本社

東 北 支 店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九 州 支 店
北海道営業所
東日本事業所
西日本事業所(倉敷)
西日本事業所(福山)

JC-TI56,66-01A

兵庫県西宮市高畑町3-48
TEL.0798-66-1508
FAX.0798-65-7025（計測診断事業部 大阪営業グループ）〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4（JFE蔵前ビル2F）
TEL.03-5825-5577
FAX.03-5825-5591
FAX.022-711-7534
TEL.022-711-7535
FAX.052-565-0072
TEL.052-565-0070
FAX.086-447-3309TEL.086-447-3310
FAX.092-263-1675
TEL.092-263-1671
FAX.011-661-7142
TEL.011-661-7141
FAX.043-262-4296
TEL.043-262-4238
FAX.086-447-4605
TEL.086-447-4596
FAX.084-945-5054
TEL.084-945-3568

株式会社 佐藤商事〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階☎044-738-0622
FAX：044-738-0623

ホームページ：http://www.ureruzo.com/
14.01. 5000 K