データアクイジション装置

RA ����
omniace

D A T AA C Q U I S I T I O N

S Y S T E M

すべてのデータは、
オムニエースへ
大容量記憶媒体に高速・長時間計測
データアクイジション装置

omniace1

RA ����

オムニエース RA���� は、近年、普及が進んだ

インバータ制御技術を用いた電気自動車や家電製品、

鉄道車両、
ソーラー発電システムなどの開発およびメンテナンス現場で、厳しいノイズ環境でも高速スイッチング波形を正確に長時間測定できる研究・開発、
現場メンテナンス向けのデータアクイジション装置です。

多チャネル入力

高速サンプリング長時間レコーディング

高速・高精細記録

多彩な記録

入力モジュール

優れた視認性・操作性

バックスクロール
多彩なモニタMax ��ch（アナログ入力時）
Max ���ch（ロジック入力時）
Max ��MS/s
メモリ容量 �GB （��ch 使用時、��MS/s、� 秒）
SS D 容量 ���GB（��ch 使用時、�MS/s、��分）
紙送り速度 最速 ���mm/s
記録紙が無くなっても SS D にバックアップ「メモリ」、「SS D 」、「記録紙」に記録
全て同時にデータ測定が可能
電圧･高電圧(±�,���V)･温度･ひずみ･加速度･パルス･ロジック
��.� 型液晶ディスプレイとタッチパネルの継承により、優れた視認性と操作性を実現
測定を終了することなく測定中のデータを再生可能

測定中にY－T 波形表示、X－Y 表示、FFT 解析が可能

2

高速サンプリング 精細な測定が可能 20 MS/s 18 ch 5 秒「�ch高速電圧モジュール」
はシリーズ最上位の高速サンプリングを行う

入力モジュールです。
サンプリング速度��MS/s、入力可能電圧±���V、
分解能は �� bit の性能を備えています。
本体に�モジュールを実装できるため、
��チャネルの高速メモリ記録が可能です。

�MS/s

�� MS/s

メモリ記録可能時間
�� MS/s�� MS/s� MS/s� MS/s� MS/s��� kS/s�ch�� 秒� 分 �� 秒
� 分 �� 秒
� 分 �� 秒
�� 分 �� 秒
�� 分 �� 秒

�� kS/s �� 時間 �� 分 �� 秒
� kS/s �� 時間 �� 分 �� 秒
� kS/s ��� 時間 �� 分 �� 秒
� kS/s ��� 時間 �� 分 �� 秒

�ch

��ch

� 時間 �� 分 �� 秒
�� 時間 � 分 �� 秒
�� 時間 �� 分 �� 秒
�� 時間 �� 分 �� 秒

� 時間 �� 分 �� 秒
� 時間 �� 分 �� 秒
�� 時間 �� 分 �� 秒
�� 時間 �� 分 �� 秒

�� 秒
�� 秒
�� 秒
� 分 �� 秒
� 分 �� 秒
� 分 �� 秒

�秒
�� 秒
�� 秒
�� 秒
� 分 �� 秒
� 分 �� 秒

長時間
レコーディング

多様な記録速度、
チャネル数、データ量に対応できる
大容量記憶媒体を標準装備。
記録したい信号の詳細な変化を逃さず正確に記録します。

メモリ容量

SSD 容量

�GB

���GB

�秒

�� 分

��ch 使用時
��MS/s��ch 使用時
�MS/s

高速・高精細記録

高速（���mm/s）ながら高精細な波形記録が可能です。

万が一、記録紙が無くなっても記録データをSSDにバックアップ

しているため、
後からプリントアウトできます。

多チャネル入力「�ch 電圧モジュール」
は、
１ユニットで�chを入力できるモジュールです。本体に�モジュールを実装できるため、��chの多チャネル記録が可能です。

「��ch ロジックモジュール」
は、
１ユニットで��chのロジック信号を入力できるモジュールです。本体に�モジュールを実装すると、

���chのロジック記録が可能です。
アナログ入力時�Max ��ch

ロジック入力時Max ���ch優れた視認性・操作性

ディスプレイとタッチパネルにより、ダイナミック波形描画とスマートフォンの様な操作性で見たい波形を簡単に拡大・縮小、スクロールができます。

ピンチイン(縮小)

ピンチアウト(拡大)スワイプ(スクロール)

入力モジュール 全 � � 種類

本体に最大 � 枚のモジュールを実装できます。
高速・高精度・絶縁の各種入力モジュールをご用意しています。

�ch 電圧モジュール
RA��-���

�ch 電圧モジュール（±���V） �ch 電圧モジュール（±���V）
RA��-���
RA��-���

�ch 温度モジュール
RA��-���

モジュール名�ch ACひずみモジュール
RA��-���
型式

�ch 電圧モジュール

RA��-���

�ch 電圧モジュール

RA��-���

�ch 高電圧モジュール

RA��-���

�ch 温度モジュール

RA��-���

�ch 加速度モジュール

RA��-���

�ch

力

電圧± ���V�MS/s

電圧±�,���V�.�ms

熱電対：Ｋ、
Ｅ、
Ｊ、
Ｔ、
Ｎ、
Ｒ、
Ｓ、
Ｂ、
Ｃ
測温抵抗体：Pt���、Pt�����ch��MS/s��ch ロジックモジュール RA��-��� ��ch

�MS/s

�ch

入

�MS/s

RA��-���

�ch��ch ロジックモジュール
RA��-���

電圧± ���V

�MS/s

�ch

�ch 周波数モジュール
RA��-���

�MS/s

�ch

�ch 高速電圧モジュール

�ch 高電圧モジュール
RA��-���

�ch 加速度モジュール
RA��-���

ch 数 サンプリング速度

RA��-���

�ch 電圧モジュール

�ch 高速電圧モジュール
RA��-���

規

格

電圧を計測するモジュール、
アンチエリアシングフィルタ付き

電圧± ���V

多チャネルの電圧を計測するモジュール

電圧± ���V

高速で電圧を計測するモジュール

多チャネルの電圧を計測するモジュール±�,���Vの高電圧を計測するモジュール

接点・電圧

接点・電圧信号を計測するモジュール

熱電対・測温抵抗体にて温度を計測するモジュール

�ch ACひずみモジュール RA��-����ch���kS/s

ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器

応力、荷重、変位、圧力、トルク、加速度を計測するモジュール

RA��-���

�ch

�MS/s

電圧± ���V

入力信号の周期・回転数・パルス数などを計測するモジュール�ch 周波数モジュール

�ch

�MS/s

バックスクロール
記録中に【 PAUSE 】キーを押すことにより、記録を継続しながら記録済み

データの再生表示が可能

記録開始

圧電式加速度変換器（電荷出力／アンプ内蔵） 加速度/速度/変位を計測するモジュール

記録中モニタ
記録継続

PAUSE
再生モニタ
記録継続

�

多彩な記録データの記録先として
「メモリ」
「SSD」
、
「プリンタ」、を備えています。

この３つの記録先へ同時にデータ記録が可能です。測定目的により自由に選択できます。

20 MS/s

1MS/s

メモリ記録

SSD 記録記録後にSSD保存
本体内蔵のメモリ（�GB）に高速（ Max��MS/s ）でデータを記録するモードです。
また、豊富なトリガ機能により、様々な条件で 計測ができます。
測定データをメモリに記録後、SSD に自動保存します。

��MS/s ～��S/min（入力モジュールにより異なる）
メモ リ容 量 �GB（ �G ポイント /ch）
メモ リ分 割 １～ ��� 分割
記 録 長 ���� ～ �G ポイント（�-�-�step）
サンプル速度

50 秒
1 分 40 秒
3 分 20 秒
8 分 20 秒
16 分 40 秒
33 分 20 秒

8ch

10 秒
20 秒
40 秒
1 分 40 秒
3 分 20 秒
6 分 40 秒

サンプル速 度 �MS/s ～ ��S/min（入力モジュールにより異なる）
SSD 容

18ch

5秒
10 秒
20 秒
50 秒
1 分 40 秒
3 分 20 秒

5 時間 33 分 20 秒 2 時間 46 分 40 秒
10 kS/s 27 時間 46 分 40 秒
11 時間 6 分 40 秒 5 時間 33 分 20 秒
5 kS/s 55 時間 33 分 20 秒
2 kS/s 138 時間 53 分 20 秒 27 時間 46 分 40 秒 13 時間 53 分 20 秒
1 kS/s 277 時間 46 分 40 秒 55 時間 33 分 20 秒 27 時間 46 分 40 秒

量 ���GB

最大記録時間 ��� 日

デ ー タ 形 式 ノーマルデータ、ピークデータ

500 kS/s
200 kS/s
100 kS/s
50 kS/s
20 kS/s
10 kS/s
5 kS/s
2 kS/s
1 kS/s500 S/s
200 S/s

2ch

11時間 46分 40秒
23時間 33分 21秒
2日 11時間 20分 02秒
4日 21時間 46分 49秒
9日 19時間 33分 39秒
24日 12時間 54分 09秒
49日 01時間 48分 19秒
98日 03時間 36分 38秒
100日
100日
100日
100日

記録可能時間8ch

3時間 55分 33秒
7時間 51分 07秒
19時間 37分 48秒
1日 15時間 15分 36秒
3日 06時間 31分 13秒
8日 04時間 18分 03秒
16日08時間 36分 06秒
32日 17時間 12分 12秒
81日 19時間 00分 31秒
100日
100日
100日

※�

18ch

1時間 51分 34秒
3時間 43分 09秒
9時間 17分 54秒
18時間 35分 48秒
1日 13時間 11分 37秒
3 日 20時間 59分 04秒
7日 17時間 58分 09秒
15日 11時間 56分 18秒
38日 17時間 50分 46秒
77日 11時間 41分 33秒
100日
100日

36ch

57分 17秒
1時間 54分 35秒
4時間 46分 29秒
9時間 32分 59秒
19時間 05分 58秒
1日 23時間 44分 55秒
3日 23時間 29分 51秒
7日 22時間 59分 43秒
19日 21時間 29分 19秒
39日 18時間 58分 38秒
79日 13時間 57分 16秒
100日※� データ形式としてピークデータを選択した場合は、上記の時間の�/�の時間になります。
※� データ形式としてピークデータを選択している場合は、サンプル速度�MS/sは使用できません。

ウィンドウ記録

1 ~ 200

2ch

測定データを直接 SSD に保存します。

※� 1 MS/s

メモリブロック 分割可能

20 MS/s
10 MS/s
5 MS/s
2 MS/s
1 MS/s500 kS/s

本体内蔵のSSDに長時間のデータ記録が行えます。
��ｃｈ
時、Max �MS/ｓの高速記録が行えます。
デジタルデータとして保存されるため、記録後のデータ解析
や長期間のデータ管理が行えます。

サンプル速度

全 メ モ リ 容 量

記録可能時間

全て同時に動作可能

36ch
ーウィンドウ記録時間としてリングバッファ領域（最大 �G ポイ
ント/ch ）
を指定し、エンドレス収録が可能です。異常がいつ発生するか分からない場合、収録時間を定めて測定すると異常データを取りこぼす可能性があります。収録エリアをリング化することにより、常に最新のデータが保存できます。

5秒
10 秒
25 秒
50 秒
1 分 40 秒

1 時間 23 分 20 秒
2 時間 46 分 40 秒
6 時間 56 分 40 秒
13 時間 53 分 20 秒

常に最新のデータが収録されています。

ＳＳＤ記録 で 選択可能

ノーマルデータ ピークデータ

オムニエースはデジタル方式レコーダとして入力信号は全てAD 変換し記録しています。
この AD 変換の速度と入力される信号の周波数成分の関係によりデータが正しく100mm/s (1kS/s)

記録できないことがあります。

ノーマルデータ
プリンタ記録

ペンレコ記録測定データを高速（Max���mm/s）で直接記録紙に印刷します。プリンタ記録にて記録
紙に記録するデータをデジタ
ルでSSD保存しているため、記録紙が途中で切れても後からでもプリントアウトできます。

ペンレコ記録は、記録紙のみに記録し、測定データの保存は行いません。記録中に入力モジュール及び紙送り速度の設定を行う事が可能です。
尚、メモリ記録、SSD記録との同時動作は行えません。

設定したサンプリング 速 度毎にデータを記録します（。■点）
サンプリング速度に対し信号の変化が速い場合、データの特異点（ピーク値）を記録できないことがあります。

メモリ記録ではこの方式 で 記録しています。

サンプリング速度

ピークデータ

紙送り速度

ペン先が動き
波形を記録

各入力モジュールに於ける最速の AD 変換速度でサンプリング
（■点、
■点、
■点）
（■点）
し、
サンプリング速度間の最大値
・
最小値
（■点）
の２点のデータを記録します。
データの特異点（ピーク値）を損なうことなくデータ量を圧縮することが可能です。プリンタ記録ではこの方式で 記録しています。

記録仕様

記録信号数：��ch
紙送り速度

���mm/s ( �kS/s ) ～ �mm/min( ��S/min )記録分解能�� ～ ��ドット/mm ( 時間軸 )�ドット/mm ( 振幅軸 )サンプリング速度

多彩なモニタ

入力信号または記録データに対し Y－T 波形表示、X－Y 表示、FFT 解析が可能です。
2

1

3

4

1 波形表示エリア

1 モニタの選択

3 サブメニュー2 モニタする

測定：現在の入力信号を表示
再生：保存データの再生表示

2 スケールエリア
1

操作キーエリアの [CH]キーを押すと入力モジュールに関する設定が行えます。

2
4
6
5

3
5

4 サイドメニューエリア
5 状態表示アイコン

記憶媒体・インタフェース、
キーロック

1 記録速度の切替

2 データ形式

ノーマル、ピークのデータ選択

3 モニタ波形の選択

Y-T 波形、X-Y、FFT 解析を選択

1

2

3

記録デバイス選択・PRINTER へのデータ
・SSD へのデータ
・MEMORY へのデータ

3 PAUSE

入力モニタの一時停止

4 TRIG.SYNC.

トリガに同期して波形表示

5 ＣＨ

入力モジュールの設定

6 設定

測定条件の設定画面

4 SHEET の選択

4

Y－T 波形表示

測定 ch を� シートに分けて表示します。

縦 ��div、
横 ��div のシート上に最大 ��ch の信号をモニタします。
グラフはシートに�～��分割して表示することがでます。

Y-T波形の表示幅、表示位置の設定

グラフ上の任意の位置に任意の幅で信号を表示します。1div の幅に100V の信号を簡単に表示することができます。

表示幅

100%

上限値
表示幅
��％
下限値
上限値
下限値

7

表示幅
��％

0%

表示位置
��％

表示位置
��％

各チャネルの信号を任意の幅で表示
表示グラフの幅を���%として、表示したい
チャネルの幅を%で設定します。

表示位置

各チャネルの信号を任意の位置に表示
表示グラフの幅を���%として、表示したい
チャネル位置を%で設定します。

スケール 設 定

各チャネルの表示幅に対して表示の上限値／下限値を入力値または物理換算値で設定します。

Ｘ－Ｙ表示Ｘ軸に�ch、Ｙ軸に�chを指定し、Ｘ―Ｙグラ
フを描画することができます。大きな１画面表示と各々のＸ－Ｙを�画面に分けた表示が選べます。ペンのアップ・ダウンやグリッドのOn / Oﬀなども可能です。

FFT 解析

任意の２信号に対してＦＦＴ解析を行います。解析結果に対し極大値または最大値��点の表示、カーソルによる各解析結果の値を読み取ることが可能です。
（FFT解析はSSD記録されたノーマルデー
タに対して実行することが可能です。）
デ ー タ 選 択

サンプリング点数
最大解析周波数

�画面表示

表 示 グラフ数

入力信号または記録データから選択
�,���、�,���、�,���、��,��� 点

サンプリング周波数の �/� 倍

１画面、�画面。

時間軸波形、
リニアスペクトラム、RMSスペクトラム、パワースペ

ファンクション クトラム、
パワースペクトラム密度、�/�オクターブ、�/�オクター

１画面表示

窓

関

数

ハニング、ハミング、レクタンギュラ

アベレージ処理

時間軸単純加算平均、周波数軸単純加算平均、周波数軸指数加重平均、周波数軸ピークホールド

Ｙ軸 ス ケ ー ル

実数部、虚数部、振幅、対数振幅、位相Ｘ軸 ス ケ ー ル

記録モード選択ブ、伝達関数、クロスパワースペクトラム、コヒーレンス関数

時間、リニア周波数、ログ周波数、�/� オクターブ、�/� オクターブ

� つの計測パターンを「記録モード」として準備しています。
「記録モード」は、手動操作による測定開始、トリガ信号による測定開始、時刻による繰り返し計測等から選べます。
「記録モード」を選択すると、その計測に必要な設定項目が展開され、簡単に設定できます。

1

通常記録

4

インターバル時間（ N回）

7

PCとの親和性Webサーバー、FTPサーバー

Web ブラウザ（操作 PC）
から RA���� の遠隔操作が可能です。Web
ブラウザには、RA���� 本体と同じ画面と操作パネルの疑似キー（START キーなど）が表示され、設定や記録開始・停止が行えます。
また、RA���� に保存されているデータを PC へ転送できます。
LAN

Webブラウザからアクセス
Webブラウザ・Microsoft Edge
・Google Chrome など

STARTトリガ+

インターバル時間
（ N回）

2

開始時刻

3 STARTトリガ

5

開始時刻

6

開始時刻

9

+

STARTトリガ

8+

STARTトリガ+

インターバル時間
（N回）

開始時刻

+

インターバル時間（ N回）
ウィンドウ記録※1 弊社ＨＰからダウンロードしてお使いいただけます。
https://www.aandd.co.jp/support/soft_download/industrial.html

測定データ表示用ＰＣソフトウェア※1

本ソフトウェア “RA���� Viewer” は、RA���� から外部メディアへ
エクスポートされた記録データをPC上で波形表示するソフトウェ
アです。

測定データ変換用ＰＣソフトウェア※1

本ソフトウェア“File Converter”は、RA���� から外部メディアへ
エクスポートされた記録データをPC上でCSVまたはASAM
MDF(Ver�.�)※2ファイルに変換するソフトウェアです。

Webサーバー及びFTPサーバー機能を搭載※2 ASAM：自動化システムと測定システムの国際標準化団体
MDF：ASAMの定める計測データ・フォーマットの規格

8様々な入力モジュール
電圧入力用モジュール � タイプ

低電圧から高電圧まで、多くの電圧信号を測定するための入力モジュールをラインナップ

�ch 電圧モジュール
RA��-���

�ch 電圧モジュール
RA��-��� / RA��-����ch 高速電圧モジュール
RA��-���

�ch 高電圧モジュール
RA��-���

±���Vの電圧測定が行える入力モジュールです。アンチエリアシング
フィルタにて折り返しの無い周波数解析が行えます。

�チャネルの電圧測定が行える入力モジュールです。�スロット使用すると最大��chの測定が行えます。RA��-���は最大±���V、RA��-���は最大±���Vまでの測定が行えます。

高速サンプリング��MS/s、入力電圧±
���Vの測定が行える入力モジュールです。

±�,���V(���Vrms)の高電圧を直接入力が行えるモジュールです。電圧波
形または実効値の測定が行えます。

最大入力電圧±���V

最大入力電圧±���V(RA��-���)／±���V(RA��-���)
＋���V
＋���V

最大入力電圧±���V

品名
型名
外観

機能
チャネル数

�ch

最大入力電圧

＋���V

�V

測定レンジ

その他の機能

�V

−���V

−���V

�MS/s

絶縁BNCケーブル（RA��-���）

ブリッジボックス
����A、����A

NDIS変換ケーブル
RA��-���

NDIS変換ケーブル
RA��-���

圧力センサ

ブリッジボックス、ひずみゲージ式
変換器のケーブルに付いているNDIS
コネクタ（NDIS����）を接続するた
めにNDIS変換ケーブル（RA��-���）をご使用ください。

�ch 温度モジュール

�ch ACひずみ
モジュール
RA��-���

リモート制御モジュール
RA��-���

ACブリッジ電源供給のため「リモート制御モ
ジュール（RA��-���）」が必要です。

RA��-���

熱電対、測温抵抗体用入力モジュールです。高温かつ広い
温度範囲には熱電対、常温付近の温度を高精度に測定する
ためには測温抵抗体を使用して頂けます。
保護管

金属A
金属B

測温抵抗体

−

熱電対、測温抵抗体の特長

9

�種類の異なる金属線を接続し回路を作り、両端の接点に温度差を与えると電圧が発生する現象を利用したセンサ

金属の電気抵抗が温度変化
測温抵抗体 により変化する現象を利用
したセンサ

長所

A
B
b

安価、高温かつ広い温度範囲（-���～�,���℃）の測定が可能、小さな測温物、狭い場所での測定、熱応答性が速い（測温抵抗体に比べ）、基準接点必要
短所 精度が悪い
長所 高精度（熱電対に比べ）、基準接点不要
短所

形状が大きい、応答性が遅い、温度範囲が熱電対に比べ狭い（-���～���℃）、高価、振動・衝撃に弱い

��bit

ー

�ch 加速度モジュール

実効値（RMS）変換

高耐圧ワニグチクリップ（RA��-���-�）
高耐圧接続ケーブル（RA��-���-�）RA��-���

圧電式加速度変換器（アンプ内蔵型、電荷出力型）を使用し、機械振動の加速度/速度/変位の計測が行えるモジュールです。演算機能として実効値（RMS）変換、更にエンベロープ処理が行えます。
アンプ内蔵型

電圧V［mV/(m/s�)］�ch 加速度モジュール
RA��-���

チャージコンバータ
AP��-���, -���, -���

電荷出力型

電圧V
［mV/(m/s�)］

電荷Q［pC/(m/s�)］

エンベロープ処理

エンベロープ処理は、ベアリングの傷により発生する振動の周期性を見ることにより、ベアリング（内輪、外輪、コロ・玉）の異
常部位の特定に役立ちます。
エンベロープ処理のイメージ
エンベロープ処理され①軸受の傷による振動波形をバンドパスフィルタを通して測定た信号を周波数解析を行い、その結果の１次周波数とベアリング各②波動波形に対し絶対値検波を行う
部位の大きさ、コロ・玉の数、軸の回転数などの情報により損傷部③ローパスフィルタで高周波数成分を除去を予測できます。
周波数解析へ
振幅

熱電対

抵抗素子

＋

−�,���V

�MS/s

絶縁BNCケーブル（RA��-���）

荷重センサ

熱電対

��MS/s

絶縁BNCケーブル（RA��-���）ひずみゲージ式変換器

変位センサ

�,���V～�V

��bit

荷重変換器、圧力変換器、トルク変換器などのひずみゲー
ジ式変換器はもちろん、ひずみゲージを使った応力測定が行える入力モジュールです。ACブリッジ方式を採用し外来ノイズに強い計測が行えます。

ひずみゲージ���V～�.�V�MS/s

�ch ACひずみモジュール RA��-���

�V

−���V

��bit
ー

最大入力電圧±�,���V＋�,���V

＋���V

�V

−���V

�ch

��bit

アンチエリアシングフィルタ付き

入力ケーブル�V�ch���V～�V(RA��-���)／���V～�V(RA��-���)���V～�.�V

サンプリング
速度
AD分解能

�ch

周波数

�ch 周波数モジュール

RA��-���

入力されるパルス信号に対して、周期・回転数・パルスカ
ウントなどの測定が行えます。
周期・回転数・パルスカウントなどのデータと、入力されるパルス信号波形を同時に記録することができます。

測定モード

機能ブロックAMP

LPF

測定パルスの周期を測定します。（s：秒）
パルスの立ち上がりから立ち上がりまでの幅(Tb)を測定します。

●周波数モード

測定パルスの周波数を測定します。（Hz：ヘルツ）
パルスの立ち上がりから立ち上がりまでの幅(Tb)から周期を計算します。

●回転数モード

測定パルスの回転数を測定します。（rpm：回転）
回転数(rpm)=��/(測定される周期ｘ�回転当たりのパルス数)※�回転あたりのパルス数は、 �～���まで設定可能

ｆ(Hz)＝１/周期(Tb)●Duty比モード

パルスの立ち上がり（立ち下がり）から立ち下がり（立ち上がり）までのパルスの割合(Ta/Tb)を測定します。
（%：パーセント）

Ta

Tp

���Hz
�Hz

Tb

パルスの立ち上がり（立ち下がり）から立ち下がり（立ち上がり）までのパルス幅(Tp)を測定します。（s：秒）

-�V

測定モード
（周波数）

各測定
モード
の変換

Tb

●パルス幅モード+�V

入力信号（回転パルス）

��bit
�MS/s

Max±���V●周期

計測データのイメージ

A/D

Duty比=パルス幅(Ta)/周期(Tb)Tb●電源周波数モード

電源周波数（��/��/���Hz）の変動を測定します。
（ Hz：ヘルツ）
��Hzレンジ

��Hz
��Hz

��Hz
��Hz

例：左図の歯車場合、��歯なので、
�回転当たりのパルス数は、��となります。

��Hz●周波数偏差モード測定される周波数と設定する中心周波数からの偏差を測定します。（%：パーセント）
周波数偏差(%)=測定周波数/中心周波数

周波数解析データからの周波数偏差のイメージ図
振幅

設定する中心周波数

測定周波数

周波数偏差

周波数

本モジュールでは、入力されるパルスから周波数を検出し、設定する中心周波数の値より偏差を計算します。周波数偏差を変化を時系列データとして測定で
きます。

入力信号

+�V
-�V

+��%
�%（中心周波数）-��%10

●パルスカウントモード

ゲート時間内におけるパルスの立ち上がり（立ち下がり）から立ち下がり（立ち上がり）にてパルスが確定したパルス数をカウントします。カウント値は、ゲート時間の度にクリアします。
入力されるパルス信号

０

�

�

測定パルス

➀ ➁ ➂➃ ➄ ➅

ゲート時間

カウント値

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ゲート時間

�

ゲート時間内に入力されたパルス信号の数をカウントし収録します。
・最大積算：��,���カウントまでカウント可能。（最小パルス幅�.�µs）●パルス積算モード

パルスの立ち上がり（立ち下がり）から立ち下がり（立ち上がり）にて、パルスが確定した時点でパルス数を積算します。

カウント値のリセット動作

０

�

�

リセット動作：OFF
測定レンジ

測定パルス
カウント値

リセット動作：Start

測定開始

OFF：レンジ上限値でカウント値をストップ。
Start：記録開始時に、カウント値をリセットし、レンジ上限値でカウント値をストップ。
Over：カウント値がレンジ上限値になったらカウント値をリセットし、�から再計測開始。
Start & Over：記録開始時にカウント値をリセット。カウント値がレンジ上限値になったらカウント値をリセットし、�から再計測開始。
リセット動作：Over

測定レンジ

測定レンジ

測定開始

測定開始

��ch ロジックモジュール

カウンターリセット

リセット動作：Start & Over
測定レンジ

カウンターリセット

測定開始

RA��-���

本入力モジュールは１ユニットで��chのロジック信号を入力でき、本体に�スロット挿入すると���chのロジック信号の測定が行えます。電圧（�-��V）のHigh, Lowまたは接点のオープン、クローズを検出し記録します。更に専用プローブを接続する事により最大���Vの
AC電圧/DC電圧のHigh, Lowの測定や電源ライン変動（���V系，���V系）の測定が可能です。
�ch ロジックケーブル（ I Cクリップ）RA��-����ch ロジックケーブル（ミノ虫）RA��-���

フローティング電圧プローブ����S＋
�ch ロジックケーブル（丸形コネクタ変換）RA��-���

電圧変動用プローブ����S／����S＋
�ch ロジックケーブル（丸形コネクタ変換）RA��-���

電圧（�-��V）のHigh, Lowまたは接点のオー
プン、クローズを記録します。

最大���VのAC電圧／DC電圧のHigh,Lowの測定が行えます。

商用電源ライン（���V系、���V系）の電圧変動が測定できます。

信号ケーブル／アダプタ

機能DC��V、クローズ

�V、オープンDC���V
DC��V
DC��V

出力

11

H

商用電源ラインの変動

L
ch�

ch�

高速・高精細記録

高速（���mm/s）、高密度（��ドット/mm：��mm/s以下時）での記録が可能です。
記録するグラフの数、各グラフの幅、グラフ間のスペースを自由に変更でき、信号の他に記録名称、測定開始時刻、トリガマーク、
記録速度、任意のテキストが印字できます。

スケール

記録後にスケールの印字が行えます。

グラフ分割

�～��分割して記録することができます。
記録幅は、���mm～�.�mmで調節できます。

分割エリアのユーザ設定

任意に設定した幅（�.�mm～���mm）で記録することができます。

【ヘッダ/アノテーション/フッタ】
プリンタに波形を記録する際、波形の記録前（ヘッダ）、
波形記録中（アノテーション）、
波形の記録後（フッタ）に任意の文字列を印字できます。

12

入力モジュール、周辺オプションセレクションガイド
入力現象

入力モジュール

プローブ・ケーブル電圧

�ｃｈ電圧モジュール RA��-���
電圧を計測するモジュール、
アンチエイジングフィルタ付き±�,���V（DC or ACpeak）

高耐圧ワニグチクリップRA��-���-��
高耐圧接続ケーブルRA��-���-��
高耐圧延長ケーブルRA��-���-��±���V（DC or ACpeak）

絶縁BNCケーブル（ワニグチ）
RA��-���

・±���mV～±���V・�MS/s（�μs）
・A/D：��bit

大電流

AC/DC測定用クランプメータ
����R（共立電気計器製）
・�,���A/���A ・DC/��～�kHz φ���ｃｈ電圧モジュール RA��-���
多チャネルの電圧を計測するモジュール

電流

AC/DCクランプセンサ
����（共立電気計器製）
・AC���A/DC���A
・DC/��～�kHz φ��

中電流
小電流

BNCアダプタ����-����

クランプアダプタ���� (共立電気計器製）
・��A/�A/�.�A・��～��kHz φ�

電圧変動���V系、���V系の±��%、±��%
変動を検出

電圧検出

AC��V～���V
DC��V～���V�ch 電圧モジュール RA��-���
多チャネルの電圧を計測するモジュール
・±�V～±���V・�MS/s（�μs）
・A/D：��bit

電圧変動用プローブ ����S/����S
商用電源ラインの変動レベルを検出するユニット。
���V系、���V系ラインの±��%，±��%の変動を検出。

フローティング電圧用プローブ ����S
�チャネルのAC電圧/DC電圧の高低を検出し、High,Lowで出力するユニット。
AC��V～���V時：Lowレベル
AC���V～���V時：Highレベル
DC��V～���V時：Lowレベル
DC��V～���時：Highレベル

ロジック

�chロジックケーブル（ICクリップ） �chロジックケーブル（ミノ虫）RA��-���
RA��-���

MDR�� 極端子台
AX-PCX-��S��

パルス

入力現象

±���V
パルスエンコーダー（DC or ACpeak）

温度

熱電対
K,E,J,T,N,R,S,B,C
熱電対
Pt���, Pt����振動（衝撃加速度）

応力
荷重
変位
加速度
トルク

13

被覆熱電対、シース熱電対

アンプ内蔵型圧電式
加速度変換器SV����シリーズ

圧電式加速度変換器
SV,�F,�Gシリーズ

ひずみゲージ
ひずみゲージ式変換器

・荷重 ・トルク ・圧力・変位 ・加速度など

NDIS変換ケーブル
RA��-���

�ｃｈ高速電圧モジュール RA��-���
高速で電圧を計測するモジュール・±���mV～±���V・��MS/s（��ns）
・A/D：��bit�ｃｈ高電圧モジュール RA��-����,���Vの電圧を計測するモジュール

�chロジックケーブル（丸形コネクタ変換）RA��-���

電圧入力
接点入力

・±�V～±���V・�MS/s（�μs）
・A/D：��bit

端子台接続ケーブル
RA��-���

・±�V～±�,���V・�MS/s（�μs）
・A/D：��bit��ch ロジックモジュール RA��-���
電圧のH,Lまたは接点のオープン、クローズを計測するモジュール

・入力：電圧または接点
・�MS/s(�μs)�ch 周波数モジュール RA��-���
周期・回転数・パルスカウントなどを計測するモジュール

変換器
温度センサ
接続コネクタRA��-���

チャージコンバータ

圧電式加速度変換器を使用する際、必要なユニットAP��-��� AP��-��� AP��-���

ブリッジボックス
����A、
����A・±�V～±���V・�MS/s（�μs）
・A/D：��bit�ch 温度モジュール RA��-���
熱電対、
測温抵抗体で温度を計測するモジュール
・熱電対（K,E,J,T,N,R,S,B,C）・測温抵抗体（Pt���,Pt����）・更新レート�.�ms,���ms,�s
・A/D：��bit�ch 加速度モジュール RA��-���
加速度/速度/変位を計測するモジュール・圧電式加速度変換器の入力
・�MS/s（�μs）
・A/D：��bit�ch ACひずみモジュール RA��-���
高感度のひずみ測定が行えるモジュール
・���×��-�ひずみ（BV=�V）
・���kS/s（��μs）
・A/D：��bit※ACブリッジ電源供給のため「リモート制御
モジュール(RA��-���)」が必要です。

外部記憶媒体

omniace RA����SD メモリカード �G RM��-���
SD メモリカード �G RM��-���

折畳紙収納箱

折畳紙収納箱 RA��-���
折畳紙アダプタRA��-���を含む

寸法：H�� × W��� × D���（mm）
質量：�kg以下
折畳紙アダプタRA��-���

本体
記録紙

YPS���

記録紙

���.�mm×��mロール紙（５本/箱）

制御モジュール

リモート制御モジュール

RA��-���

外部信号によるスタート／

ストップ、
マーク印字、紙送り、

外部サンプル、外部トリガ信号の入力、トリガ信号出力、本体状態出力、

�ch ACひずみモジュールへのブリッジ電源供給

制御用ケーブル

リモート制御ケーブル（本体間接続用）
RA��-���

リモート制御ケーブル（バラ線）
RA��-���

MDR�� 極端子台
AX-PCX-��S��

記録紙（ミシン目入り）
YPS���

���.�mm×��mロール紙（５本/箱）

記録紙（折畳紙）
YPS���

���.�mm×���m折畳紙（ � 冊/箱）

キャリングケースRA��-���

その他

専用輸送箱（キャスター付）
RA��-���

端子台接続ケーブル RA��-���

）
寸法：H��� × W��� × D���（mm））：キャスター含まず
H��� × W��� × D���（mm）
質量：8.5kg以下

14

本体仕様
基本仕様

記録機能
計測部

メモリ記録
SSD 記録プリンタ記録ロジック計測最大 ��� チャネル（��ch ロジックモジュール使用時）

アナログ計測

メモリ容量

プリトリガ

� ～ ��％（ �％ステップ）

外部トリガ入力

外部から信号を入力（アクティブ Low、High レベル：�.�V ～ �.�V、
Low レベル：�V ～ �.�V、パルス幅 高速応答時：High 期間 �μs 以上、Low 期間 �μs 以上／通常応答時：High 期間 �ms 以上、Low 期間
�ms以上／低速応答時：High 期間 ��ms 以上、Low 期間 ��ms 以上）

Ｘ－Ｙ波形モニタ

ＦＦＴ解析モニタ

操作パネルキーフィルタ時間：� ～ ��� 秒

測定信号の時間的変化を振幅波形で表示

任意の �ch の測定信号を FFT 解析し、その解析結果を周波数軸データで表示��.1 型 XGA TFT カラー液晶ディスプレイ（���� × ���）、静電容量方式タッチパネル付

POWER …… 電源の ON / OFF
START …… 計測開始
STOP

TRIG

…… 計測終了…… 手動トリガ

PRINT …… ペンレコ開始 / 画面コピー

ＵＳＢ

Ver�.�

ＥＭＣ

� ポート

温度

－�� ～ ��℃

湿度

正弦波振動
耐久試験

�� ～ ��％RH（結露しないこと）

入力信号を直接プリンタへ出力
���.�mm

最大 ���mm

START / STOP キー、時刻記録、インターバル記録、STARTトリガ記録：
データをSSDへ記録しながら記録紙へ波形記録。記録後に再生コピー可能

PRINT キー(ペンレコ記録)：
データをSSDに記録せず、直接記録紙へ波形記録。記録中に記録速度、
測定レンジ等の変更可能
測定 ch を � シートに分けて表示、記録紙に Max��ch記録

ピークデータ���mm/s（�kS/s）～ �mm/min（��S/min）、ユーザー指定可能
外部同期時は ��mm/s（���Hz）max※外部同期による記録は、SSD記録、プリンタ記録(ペンレコ記録)のいずれかになります。

振幅軸：� ドット /mm、
時間軸：�� ドット /mm（��mm/s以下）、��ドット/mm（��mm/s ）�� ドット /mm（���mm/s ）、�� ドット /mm（外部同期）
メモリ記録、SSD 記録、プリンタ記録時に可能

���data/div

表示機能

測定 ch を � シートに分けて表示、� シート当たり ��ch 登録

縦 ��div、横 ��div

数値表示、信号名称、振幅軸スケール、記録時間、トリガーマーク、カーソル、サムネイル

表示幅

各チャネルの信号を任意の幅で表示（表示グラフに幅を ���% として、% で設定）

スケール設定各表示幅に対し、表示の上限値 / 下限値を入力値または物理換算値で設定

各チャネルの信号を任意の位置に表示（表示グラフに幅を ���% として、% で設定）
SSD 記録時に可能

対象データ形式

ノーマルデータ

表示グラフ数� 画面（最大 � 波形同時描画）、� 画 面（各画面当たり � 波形）

サンプリング速度

� KS/s 以下

グリッド数

縦 ��div、横 ��div

スケール設定各グラフに対し、表示の最大値 / 最小値を入力値または物理換算値で設定

表示機能

X － Y 波形をドットまたはラインで描画、Ｘ軸Ｙ軸スケール、ペンポジション

軌跡の ON / OFF 可能（ペンのアップ、ダウン可能）

印刷

描画されていたＸーＹ波形をプリンタで印字

対象データ

ノーマルデータ

記録機能

約 �� 年（周囲温度 �� ℃時）

最大解析周波数

SSD 記録時に可能�,���、�,���、�,���、��,��� 点

サンプリング速度 １MS/s 以下

サンプリング周波数の �/� 倍として算出

ＦＦＴ解 析

表示グラフ数� 画 面 、 ２画 面 。

ファンクション

パワースペクトラム、パワースペクトラム密度、�/� オクターブ、

窓関数

ハニング、ハミング、レクタンギュラ

アベレージ回数

１ ～ １０

Y 軸スケール

実数部、虚数部、振幅、対数振幅、位相解析結果に合わせたオートスケール、またはマニュアルスケール

アベレージ処理
Ｘ軸スケール

ピーク値表示15ウィンドウ記録時間としてリングバッファ領域（最大 �G ポイント / ch）を指定し、データを収録します。データ領域を超えた場合は先頭からオーバーライトして、測定終了までのデータを記録します。
メモリ記録、
プリンタ
記録との併用はできません。
データ形式は、
ノーマルデータになります。

時間軸データ数

グリッド数

サンプリング点数

�.�kg 以下（本体のみ）

��� 日

START / STOP キー、時刻記録、インターバル記録、STARTトリガ記録、
ウィンドウ記録

�～��グラフ(記録紙上の各グラフの高さは�.�mm単位で変更可能)

軌跡

��VA、待機時 �VA

最大 �MS/s（�μs）～ ��S/min
データ形式がピークデータの場合は、Max���kS/s

表示グラフ数

シート数

振動数：�� ～ �� Hz、振動レベル：��.� m/s�、� 軸各 20 サイクル

※突起部除くノーマルデータとピークデータを選択可能

ノーマルデータ、ピークデータ

記録機能

振動数：� ～ ��� Hz、
Ｘ,Ｙ軸 �.� m/s2、Z 軸 ��.�.m/s� 各 � 時間

���（W）× ���（H）× ���（D）mm

入力信号の計測データを直接内蔵 SSD に記録します。

内蔵 SSD（���GB）

ロジック波形表示 ��ｃｈ ロジック波形の表示位置を移動可能

�� ～ ��％RH（結露しないこと）

入力電圧 ＡＣ��� ～ ���Ｖ、周波数 �� / ��Ｈｚ
消費電力 ���VA 以下（最大印字状態にて）、記録停止時

START / STOP キー、時刻記録、インターバル記録、START トリガ記録

対象データ形式

表示位置…… ストレージデバイス用（ USB メモリ）

EN�����-� ClassA

� ～ ��℃

ランダム振動耐久試験

記録機能…… 通信コマンドによる制御

EN �����-�、EN �����-�-��
過電圧カテゴリ (設置カテゴリ) Ⅱ
測定カテゴリ 各入力モジュールの仕様による最大 ��MS/s（��ns）～ ��S/min、��MS/s 時、同時計測は ��ch

モニタ（記録時、再生時）機能仕様

SD規格(SD/SDHC/SDXC対応) …… ストレージデバイス用…… 外部ディスプレイ用ディジタル出力
DVI-D

温度

湿度

記録密度

Ｘ ーＹ波形

安全性

RS-���C

記録チャネル数

データ形式

紙送り速度

信号 � を X 軸に、信号 � を Y 軸にとり、共通点にデータを描画

ＬＡＮ
ＳD

記録動作

トリガ発生時に外部へ信号を出力（アクティブ Low H：�.8V 以上、
Ｌ：�.�V 以下、パルス幅 高速応答時：�us/ 通常応答時：�ms/ 低速
応答時：��ms）

測定レンジ、波形ポジション等の変更
����BASE-T（�Gbps）…… 通信コマンドによる制御用

ＣＯＭ

有効記録幅

測定チャネルに対し OR、AND を設定

トリガ点を T マークにて示すとともにトリガ発生年月日・時分秒を印字

Ｙ－Ｔ波形モニタ

機能

Ｙ ー－
Ｔ波形

質量

測定チャネル（アナログ／ロジック）、手動トリガ、外部トリガ

・ペンレコ記録

外形寸法

記録動作

記録動作を開始するトリガ（手動トリガ、外部トリガ、計測チャネル（任意の �ch）により選択）

トリガーマーク

バックアップ電池寿命(時計のバックアップ用)
電 源

記録動作開始用トリガ（スタートトリガ）、メモリ記録用トリガ（メモリトリガ）

紙 幅

ビデオ出力

耐振動性

最大計測時間100mm/s ～１mm/min

レベルトリガ、ウィンドウトリガ、ビットパターントリガ

トリガ論理

� ～ ��� 分割（使用する ch と記録長により最大値が変更される）

外部同期サンプリング 同期クロック：���kHz 以下※外部同期による記録は、SSD記録、プリンタ記録(ペンレコ記録)のいずれかになります。

���.�mm

トリガ条件

回転ノブ

保存環境

サンプリング速度

USB ポートを使用した USB メモリ、記録後のデータ保存用ウィンドウ記録

外部トリガ出力

動作環境

データ形式

メモリ記録を開始するトリガ（手動トリガ、外部トリガ、計測チャネル（任意の ��ch）により選択）

トリガフィルタ

適合規格

��� 日

メモリトリガトリガソースインタ
フェース

最大記録時間データ収録容量�GB（ �G ポイント /ch）最大 ���mm

紙送り速度

�,��� ～�G ポイント（�-�-�step：使用する ch と分割数により最大値が変更される）機能

�ｋS/s（���mm/s）～ ��S/min（�mm/min）

有効記録幅

記録長

記録動作

�MS/s（１μｓ）～ ��S/min

サーマルヘッドによる感熱記録

紙 幅

ノーマルデータ、CSVファイル保存可能（トリガ基準�～���%)サンプリング速度

��MS/s（��ns）～ ��S/min

設定サンプリング速度で内蔵メモリへデータを収録後、SSD へ自動保存します。

�GB（ �G ポイント / ch）

データ形式

メモリ分割

最大 �� チャネル（�ch 電圧モジュール使用時）

記録方式

スタートトリガ

操作部

機能

メモリ容量

SD カードスロット、SD/SDHC/SDXC 対応。記録後のデータ保存用

用途

表示部

記録機能仕様SSD（ソリッドステートドライブ） ���ＧＢ

記録装置

波形表示

入力信号を直接サーマルプリンタに記録する

９スロット

サンプリング
ＳＳＤ記録時速度
プリンタ記録時

トリガ

入力信号を内蔵 SSD に直接記録する※メモ リ記 録、SSD 記
録、
プリンタ記 録 の自由な組合せ可能

モジュールスロット数

メモリ記録時

プリンタ部

高速現象をメモリに記録する

時間軸波形、リニアスペクトラム、RMS スペクトラム、�/� オクターブ、伝達関数、
クロスパワースペクトラム、コヒーレンス関数

時間軸単純加算平均、周波数軸単純加算平均、
周波数軸指数加重平均、周波数軸ピークホールド、なし
時間、リニア周波数、ログ周波数、１/１ オクターブ、１/� オクターブ、

解析結果から極大値、又は最大値 �� 点を抽出する

その他仕様制御モジュール仕様
リモート制御モジュール RA�� -��� 仕様
入力コネクタ

９つの記録モードから選択できます。
通常記録 / 開始時刻 / START トリガ / インターバル時間（ N 回）/

記録モード

開始時刻 ＋ START トリガ / 開始時刻 ＋ インターバル時間（ N 回）
/ START トリガ ＋ インターバル時間（ N 回）/ 開始時刻 ＋ START

外部入力

トリガ ＋ インターバル時間（ N 回）/ ウィンドウ記録

カーソル
バックスクロールシステム
アノテーション

画面イメージの保存

設定内容保存・読み出し

測定開始時刻、記録名称、トリガ条件（トリガ点、トリガ年月日､トリガ時刻）
サンプリング速度、紙送り速度、時間軸等を波形記録と同時に印字する

ディスプレイに表示された内容を記録紙にコピー

画面のイメージを PNG 形式（カラー）で、本体または記憶媒体に保存測定条件（入力モジュール及び本体設定）を内蔵 SSD 内に保存
SSD に保存した測定条件を読み出すことが可能

キーロック機能・操作パネルキーのロック
・タッチパネルのロック

物理量換算

入力信号の物理換算、表示のフルスケール変更、単位文字の登録

モニタ輝度
言語対応

外部出力

記録中に【PAUSE】キーを押すことにより、記録を継続しながら記録済みデータの表示が可能

プリンタ時に波形エリアの前・中・後に任意の文字を印字すること
ヘッダー、
フッター、
が可能
アノテーション
前・中・後それぞれ、横方向 �� 文字、縦方向 �� 行（全角文字）
画面コピー機能

応答速度

高速 / 通常 / 低速

High レベル：�.�V ～ �.�V、Low レベル：�V ～ �.�V（アクティブ Low）

有効パルス幅Ｙ－Ｔ… カーソル位置の測定値
カーソル間の時間表示、最大値 / 最小値 / 平均値
ＦＦＴ … カーソル位置の周波数、振幅値

記録紙上または SSD 測定データにマーク印字（日付・時刻）を行う

マーク印字

START / STOP、MARK、FEED、PRINT、TRIG

最大許容入力電圧選択

高速応答時：High 期間 �μs 以上、Low 期間 �μs 以上
通常応答時：High 期間 �ms 以上、Low 期間 �ms 以上
低速応答時：High 期間 ��ms 以上、Low 期間 ��ms 以上
��V

機能：制御信号を外部に出力が可能

制御信号

START/STOP、MARK、FEED、PRINT、TRIG、EXT�/EXT�

出力パルス幅START / STOP、
FEED、PRINT：動作期間中アクティブ出力
TRIG、MARK：高速応答時：�μs / 通常応答時：�ms / 低速応答時：��ms

High レベル：�.�V ～ �.�V、Low レベル：�V ～ 0.�V（アクティブ Low）

出力レベル

外部クロック信号による同期が可能（SSD 記録、プリンタ記録の同時記録は不可）

外部サンプル入力（EXT.SMPL IN）

入力レベル

High レベル：�.�V ～ �.�V、Low レベル：�V ～ �.�V

有効パルス幅

最大入力周波数

外部サンプル出力（EXT.SMPL OUT）

�μs 以上SSD記録時 ���kHz/プリンタ記録時 ���Hz

同期クロック信号を外部に出力可能

High レベル：�.�V ～ �.�V、Low レベル：�V ～ 0.�V（アクティブ Low）

出力レベル

ACひずみ用同期信号入力／出力 機能：ACひずみ使用時の同期信号発生器

�V ～ �V､ 方形波､ �kHz

搬送波

他のリモート制御モジュール(RA��-���)内蔵のRA����シリーズとの同期が可能

同期

調整可能

機能：電圧入力モジュール動作確認用の矩形波信号出力

波形確認用出力�V ～ �V（±�%）

出力レベル

日本語、英語、中国語（簡体、繁体）
、韓国語

出力周波数

耐電圧

デューティー比�kHz（±�%）��%（±�%）AC���V、� 分間（入力、出力―筐体間）
AC、DC��V

対地間最大定格電圧

約 ���（入力側 W）× ���（D）× ��（H）mm

外形寸法

約 ���g

質量

安全性：EN����� -�
EMC：EN����� -� 、class A

適合規格

単位：ｍｍ

本体外形図
RA����

394

199

410

記録部

機能：外部信号による制御が可能

制御信号

334

再生処理

ハーフピッチコネクタ �� ピン

入力レベル

ピンチイン、ピンチアウトによる縮小、拡大機能、スワイプによる
表示位置変更あり。

拡大、縮小

ハーフピッチコネクタ �� ピン

出力コネクタ16

入力モジュール仕様
�ch 電圧モジュール

RA�� -���

入力チャネル数

�ch

入力形式

不平衡入力（絶縁：ch 間、各 ch ー筐体間）

入力コネクタ
入力結合

入力インピーダンス

絶縁型 BNC

AC / DC / GND
�MΩ

測定レンジ
（RANGE） ���, ���, ��� mV, �, �, �, ��, ��, ��, ���, ���, ���V（測定範囲は ±RANGE）
測定確度±�.�% of RANGE（��℃±�℃、DC 結合、LPF �Hz、ゼロキャンセル実行後）

周波数特性

DC 結合：DC ～ ���kHz（－�dB 、 ＋�dB）（LPF、AAF OFF 時 )AC 結合：�.�Hz ～ ���kHz（－�dB 、 ＋�dB）（LPF、AAF OFF 時）±（���ppm of RANGE）/ ℃

温度係数

ローパスフィルタ
（LPF）

アンチエリアシング
フィルタ
（AAF）

カットオフ周波数：�Hz, ��Hz, ���Hz, �kHz, OFF（－�.�dB±�dB）
特性：� 次 ベッセル

カットオフ周波数：��, ��, ��, ���, ���, ���, �k, �k, �k, ��k, ��kHz, OFF
減衰量：カットオフ周波数の �.� 倍にて－��dB 以下

A / D 変換

分解能：��bit

対地間最大定格電圧

AC, DC���V CATⅡ （ch間、各ch－筐体間）

最大許容入力電圧
耐電圧±���V peak

サンプリングレート：�MS/s（max）

約���g

質量

安全性：EN�����-�、EN�����-�-��
EMC：EN�����-�、class A

適合規格

カットオフ周波数：�Hz、��Hz、���Hz、�kHz、��kHz、OFF（－�.�dB±�dB）
特性：�次ベッセル

最大許容入力電圧±�,���V peakA / D変換�ch 電圧モジュール RA��-���、RA��-���

外形寸法

約���（入力側W）× ���（D）× ��（H）mm

適合規格

安全性：EN�����-�、EN�����-�-��

質量

入力チャネル数
I / Oコネクタ

入力形式

電圧検出

接点検出
応答可能パルス

最大許容入力電圧

対地間最大定格電圧

入力形式

不平衡入力（絶縁：ch 間、各 ch ー筐体間）

オプション用電源出力

�MΩ

質量

入力結合

入力インピーダンス

測定レンジ（RANGE）
測定確度
温度係数

周波数特性

ローパスフィルタ
（LPF）

DC / GND

RA��-���：�, �, �, ��, ��, ��, ���, ���V （測定範囲は ±RANGE）
RA��-���：�, �, ��, ��, ��, ���, ���, ���V（測定範囲は ±RANGE）±�.�% of RANGE（ ��℃±�℃、DC 結合、LPF �Hz、ゼロキャンセル実行後）

対地間最大定格電圧

AC,DC���V CATⅡ（ch間、各ch－筐体間）

耐電圧

RA��-���：±���V peak / RA��-���：±���V peak

質量

入力コネクタ

入力インピーダンス

適応センサ

内部接点補償温度

�MΩ

周波数特性
A / D 変換

分解能：��bit

最大許容入力電圧

���Vpeak

ローパスフィルタ（LPF） カットオフ周波数：�Hz, ��kHz, ���kHz, OFF（－�dB±�dB）
サンプリングレート：��MS/s（max）

��dB 以上（�� / ��Hz）

約 ���gRA��-���

�ch

入力形式

平衡差動入力（絶縁：ch間、各ch－筐体間）

入力結合

入力インピーダンス
測定モード

応答時間
（実効値測定時）

安全バナナ端子AC / DC / GND
�MΩ

電圧測定モード/ 実効値（RMS）測定モード

高速:�.�s(±��%以内)、中速:�.��s(±��%以内)、低速:�s(±��%以内)※上記いずれも 立ち上がり�%→��% of RANGE、立ち下がり���%→��% of RANGE に於いて測定レンジ（RANGE） �、�、��、��、��、���、���、���、�,���V （測定範囲は±RANGE）
電圧測定モード

周波数特性

DC結合時
AC結合時

±（���ppm of RANGE）/ ℃

DC ～ ���kHz（－�dB、+�dB）（電圧測定モード: LPF OFF時）

�Hz ～ ���kHz（－�dB、+�dB）（電圧測定モード: LPF OFF時）

Ｎ

���℃

－��� ～ ���

����℃－��� ～ ����

���℃
���℃
���℃

����℃
���℃
���℃

－��� ～ ���－��� ～ ���－��� ～ ���－��� ～ ����－��� ～ ���－��� ～ ���

����℃－��� ～ �������℃－��� ～ ���

���℃
���℃

－��� ～ ���－��� ～ ���

���℃－��� ～ ���

����℃－��� ～ ����

���℃
���℃

－��� ～ ���� ～ ���

����℃

� ～ ����

����℃

� ～ ���

����℃
����℃
���℃

Ｂ

����℃

Ｃ

����℃

����℃
���℃

��� ～ ������� ～ ��������℃

� ～ ����

－��� ～ �℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）� ～ ����℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）－��� ～ �℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）� ～ ����℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）－��� ～ �℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）� ～ ���℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）－��� ～ �℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）� ～ ����℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）� ～ ���℃ ±（ �.�% of RANGE＋�.�℃ ）��� ～ ����℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）��� ～ ���� ～ ���

� ～ ����℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）� ～ ���℃ ±（ �.�% of RANGE＋�.�℃ ）� ～ ����

� ～ ����

� ～ ����

－��� ～ �℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）��� ～ ���� ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）� ～ ����

���℃

測定確度

��� ～ ����℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）� ～ ���℃ ±（ �.�% of RANGE＋�.�℃ ）��� ～ ����℃ ±（ �.�% of RANGE＋�℃ ）（測定確度 ×�.�）/ ℃

測定電流

�.�mA、�mA 切替式（ Pt��� 時）、�.�mA 固定（ Pt���� 時）

測定方式

� 線式

タイプ

±�.�％ of RANGE (�� °C ±� °C､ DC 結合､ LPF � Hz､ ゼロキャンセル実行後)※上記いずれも ��℃±�℃、ゼロキャンセル実行後

Ｔ

測定レンジ
測定範囲（℃）（RANGE）

温度係数±�.� % of RANGE(�� °C ±� °C､ DC 結合､ LPF � Hz､ ゼロキャンセル実行後)

応答時間 低速時：±�.�％ of RANGE（��Hz～�kHz入力）、±�.�％ of RANGE（�kHz～��kHz入力）
応答時間
中速時：
AC結合時
±�.�％ of RANGE（��Hz～�kHz入力）、±�.�％ of RANGE（�kHz～��kHz入力）（正弦波入力）応答時間 高速時：±�.�％ of RANGE（���Hz～�kHz入力）、±�.�％ of RANGE（�kHz～��kHz入力）

実効値︵ RMS
︶
測定モード

測定確度

DC結合時

±1℃（ ��℃ ±�℃）、±�.�℃（全温度範囲）

Ｓ

安全性：EN�����-�、EN�����-�-��
EMC：EN�����-�、class A

入力コネクタ

熱電対タイプ：K, E, J, T, N, R, S, B, C（JIS C����：����）測温抵抗体（RTD）：Pt���, Pt����（JIS C����：����）Ｒ

AC �kV、� 分間（ch間、各ch－筐体間）

�ch 高電圧モジュール

17

測定確度

AC、DC���V CATⅡ（ch間、各ch－筐体間）

入力チャネル数

温度係数

測定レンジ・

約 ���（W）× ���（D）× ��（H）mm

適合規格

不平衡入力（絶縁：ch 間、各 ch ー筐体間）

５MΩ以上

Ｊ

±（���ppm of RANGE）/ ℃（�.�V RANGE にて入力換算）

質量

脱着式ソケット (フロントパネル)
温度センサ接続コネクタ 適合線材：�.�SQ ～ �.�SQ (AWG�� ～ AWG��)Ｅ

AC / DC / GND

DC 結合：DC ～ �MHz（－�dB 、＋�dB）（LPF OFF 時）（LPF OFF 時）
AC 結合： �Hz ～ �MHz（ －�dB 、＋�dB）

EMC：EN�����-�、class A�chＫ±�.�% of RANGE（��℃±�℃、DC 結合、LPF �Hz、ゼロキャンセル実行後）

外形寸法

約���g

熱電対
タイプ

絶縁型 BNC

測定確度

耐電圧+ �V（±�％）�ch 温度モジュール RA�� -���

測定レンジ（RANGE） ���, ���, ��� mV, �, �, �, ��, ��, ��, ���, ���, ���V（測定範囲は ± 測定レンジ）

対地間最大定格電圧

AC���V、、� 分間（ch間、各ch－筐体間）

ON / OFF 切替可能

不平衡入力（絶縁：ch 間、各 ch ー筐体間）

同相モード除去比

AC、DC ��V

断線検出

入力形式

温度係数

DC��V

約 ���g�ch

入力インピーダンス

�μs 以上内部 / 外部 切替式

入力チャネル数
入力結合

しきい値（以下の３レベルから選択可能 )クローズ（High レベル）：���Ω以下 / オープン（Low レベル）：�kΩ以上
クローズ（High レベル）：�.�kΩ以下 / オープン（Low レベル）：�kΩ以上
クローズ（High レベル）：�kΩ以下 / オープン（Low レベル）：�kΩ以上
負荷電流：�.�mA（typ）、負荷抵抗 � ～ ��kΩ時

安全性：EN����� -�、EN�����-�-��ュール RA�� -����ch 高速電圧モジュール
入力コネクタ

入力範囲：� ～ ��V
しきい値：�.�V（±�.�V）/ �.�V（±�.�V）/ �V（±�.�V）（ � レベルから選択可能）
入力インピーダンス：�MΩ±�%

基準接点補償方式

安全性：EN�����-�、EN�����-�-��
EMC：EN�����-�、class A

適合規格

�ch × � ポート

シングル入力、入力コモン共通（非絶縁）、入力信号－筐体間絶縁

AC�kV, � 分間 （ch間、各ch－筐体間）

約 ���（入力側 W）× ���（D）× ��（H）mm

外形寸法RA�� -���

適合規格

入力形式

サンプリングレート：�MS/s（max）

��ch

EMC：EN�����-�、class A

約 ���（入力側 W）× ���（D）× ��（H）mm

カットオフ周波数：�Hz, ��Hz, ���Hz, �kHz, OFF（－�.�dB±�dB）
特性：� 次 ベッセル

分解能：��bit

約���g

外形寸法

入力チャネル数

A / D 変換

最大許容入力電圧

耐電圧±（���ppm of RANGE）/ ℃

DC ～ ���kHz（-�dB、+�dB）（ LPF OFF 時）

AC�kV、 �分間（ch間、各ch－筐体間）

��ch ロジックモジュール

�ch

絶縁型 BNC

サンプリングレート：�MS/s （max）

�,���V （DC+ACpeak) CATⅡ （ch間、各ch－筐体間）
���V（DC+ACpeak) CATⅢ （ch間、各ch－筐体間）

耐電圧

入力チャネル数
入力コネクタ

分解能：��bit

対地間最大定格電圧AC�kV, � 分間 （ch間、各ch－筐体間）

約 ���（入力側 W）× ���（D）×��（H）mm

外形寸法

ローパスフィルタ(LPF)

測定レンジ

Pt���
Pt����

温度係数

測定レンジ（RANGE） 測定範囲（℃）
���℃－��� ～ ���

���℃－��� ～ ���

���℃
���℃
���℃
���℃

（測定確度 ×�.�）/ ℃－��� ～ ���－��� ～ ���－��� ～ ���－��� ～ ���

測定確度－��� ～ ���℃±（ �.�％ of RANGE ±�.�℃）

分解能：��bit
データ更新レート：高速（�.�ms）、通常（���ms）、低速（�s）

A /D 変換
同相モード除去比

���dB（データ更新：低速、通常）、��dB（データ更新：高速）
��/��Hz、信号源抵抗：�kΩ以下

対地間最大定格電圧

AC、DC���V （ch間、各ch－筐体間）

��Vpeak

最大許容入力電圧

�ch ACひずみモジュール

RA��-���

入力チャネル数

�ch

ブリッジ電圧（BV）

AC�.�V、AC�Ｖ、�kＨz正弦波

NDIS����コネクタ（変換ケーブル別売）

入力コネクタ���～���Ω

適用ひずみゲージ抵抗

�

ゲージ率

耐電圧

AC�kV、� 分間（ch間、各ch－筐体間）

平衡調整範囲および調整方式 ��,���×��-� ひずみ以内、容量分 �,���pF 以内

質量約 ���g

温度係数

約 ���（入力側 W）× ���（D）×��（H）mm

外形寸法

安全性：EN�����-�、EN�����-�-��
EMC：EN�����-�、class A

適合規格
付属品

温度センサ接続コネクタ RA��-��� �個/組

�ch 周波数モジュール

入力チャネル数RA��-���

�ch±�.�％ of RANGE 以内

平衡調整精度

ブリッジ辺の短絡、及び一部のブリッジ辺とケーブルの断線を検出することが出来ます。
±�～�,���×��-� ひずみ
精度 ±�.�％ of RANGE 以内（��℃±�℃に於いて）

入力結合

AC / DC / GND

内部校正器

入力信号に対するレンジ：�、�、�、��、��、��、���、���、���V

対地間最大定格電圧

測定レンジ (RANGE)
測定確度

測定信号

応答速度
閾値

電圧範囲

ヒステリシス

測定モード

周期モード

周波数モード

回転数モードパルス幅モード

Duty比モード

パルス積算モード
減速停止処理機能（パルスカウントモード、
パルス積算モードは除く）

パルス/回転パルス極性

積算オートリセット

信号�：�chの測定モード、信号�：�chの入力信号
信号�：�chの測定モード、信号�：�chの入力信号

OFF、�～�,���ms（�msステップ）－���～+���V 可変

スムージング処理機能

�～��% of RANGE （�%ステップ）

周期、周波数、回転数、パルス幅、Duty比、電源周波数、周波数偏差、パルスカウント、パルス積算

測定可能範囲：�us～���s
測定レンジ (RANGE)：�、�、�、��、��、��、���、���、���ms、�、�、�、��、��、��、���s
測定確度：±�.�% rdg (�ms RANGE)、±�.�% rdg (�ms RANGE)、±�.�% rdg (�ms RANGE)、±�.�� % rdg (��ms～���s RANGE)
パルス平均処理：�～�,��� スムージング処理：OFF、�～���

測定可能範囲：�～���kHz
測定レンジ (RANGE)：�、�、��、��、��、���、���、���Hz、�、�、�、��、��、��、���、���kHz
測定確度：±�.�% rdg (���kHz RANGE)､±�.�% rdg (���kHz RANGE)､±�.�% rdg (��kHz RANGE)､±�.�� % rdg (�Hz～��kHz RANGE)
パルス平均処理：�～�,��� スムージング処理：OFF、�～���

測定可能範囲： �～�,���krpm
測定レンジ (RANGE) ：��、��、��、���、���、���、�k、�k、�k、��k、��k、
��k、���k、���k、���k、�,���krpm
測定確度： ±�.��% rdg パルス平均処理：�～�,��� パルス/回転：�～���
スムージング処理：OFF、�～���

測定可能範囲：�.�µs～���s (最小パルス幅�.�µs)
測定レンジ (RANGE)：�、�、�、��、��、��、���、���、���ms、�、�、�、��、��、��、���s
測定確度：±�.��% rdg (�ms RANGE)、±�.��% rdg (�ms RANGE)、±�.��% rdg (�ms～���s RANGE)
パルス極性：Positive、Negative
パルス平均処理：�～�,��� スムージング処理：OFF、�～���

測定可能周波数範囲：�Hz～��Hz：���% (��Hz) RANGE (最小パルス幅���µs)
��Hz～���Hz：��� % (���Hz) RANGE (最小パルス幅��µs)
���Hz～�kHz：���% (�kHz) RANGE (最小パルス幅�µs)
�kHz～��kHz： ���% (��kHz) RANGE (最小パルス幅�.�µs)
測定レンジ (RANGE)：���% (��Hz)、���% (���Hz)、���% (�kHz)、���% (��kHz)
測定確度：±�.��%(�Hz)～±�% (��Hz) of ���%(��Hz) RANGE ※±�%×入力周波数 / ��Hz
±�.��%(��Hz)～±�% (���Hz) of ���%(���Hz) RANGE ※±�%×入力周波数 / ���Hz±�.��%(���Hz)～±�% (�kHz) of ���%(�kHz) RANGE ※±�%×入力周波数 / �kHz
±�.��%(�kHz)～±�% (��kHz) of ���%(��kHz) RANGE ※±�%×入力周波数 / ��kHz
測定可能Duty比範囲：�～���% パルス極性：Positive、Negative
パルス平均処理：�～�,��� スムージング処理：OFF、�～���

測定レンジ (RANGE)：��Hz (��～��Hz)、��Hz (��～��Hz)、���Hz (���～���Hz)
測定確度：±�.���% rdg (��Hz RANGE)、±�.���% rdg (��Hz RANGE)、±�.���% rdg (���Hz RANGE)
パルス平均処理：�～�,��� スムージング処理：OFF、�～���
測定可能範囲：�.�Hz～��,���Hz
測定レンジ (RANGE)：±��% (中心周波数範囲 �.� Hz～��.� kHz)
測定確度：±�.�� %rdg 中心周波数：�.�Hz～��,���Hz
パルス平均処理：�～�,��� スムージング処理：OFF、�～���
測定レンジ (RANGE)：��,���固定
測定確度：±�.���% rdg
測定可能範囲： ��.����mHz～���kHz (最小パルス幅�.�µs)
ゲート時間 ���、���ms、�、�、�、��、��、��、��s
パルス極性：Positive、Negative

測定レンジ (RANGE)：��、���、���、���k、�、�、�、��、��、��、���、���、���M、�、�G
測定確度：±�.���%rdg
測定可能範囲：�mHz～���kHz (最小パルス幅�.�µs)
パルス極性：Positive、Negative
積算オートリセット：OFF、Start、Over、Start & Over
パルス入力が途切れた場合、リアルタイムに減速状態を演算し、測定値を段階的に�またはOVER RANGEにする。

�回転あたりのパルス数を指定する。（回転数モードの機能）

パルスの確定方法を指定する。
（パルス幅モード、パルスカウントモード、パルス積算モードのみ）
Positive：測定パルスの立上りから立下りを検出し確定
Negative：測定パルスの立下りから立上りを検出し確定

パルス積算モードにて測定データをオートリセット。
記録開始(Start)およびレンジ上限(Over)でカウントをゼロにする。

各測定モードで検出されるデータは、応答速度の値により、階段状に変化する波形になる。その階段状の波形に対し移動平均処理を行う事により滑らかな波形にす（パルスカウントモード、
パルス積算モードは除く） ることができる。但し、スムージング処理を設定すると遅延時間が生じる。
ローパスフィルタ(LPF)

カットオフ周波数：���Hz､�kHz､��kHz､OFF (－�.�dB±�dB)
特性：�次ベッセル

A/D変換

分解能：��bit

対地間最大定格電圧

��� V (DC+ACpeak)

最大許容入力電圧
耐電圧

外形寸法
質量

適合規格

±���V peak

耐電圧AC���V、 �分間（ch間、各ch－筐体間）

���V (DC+ACpeak)約���（入力側W）× ���（D）× ��（H）mm

外形寸法

約���g

質量

安全性：EN�����-�、EN�����-�-��

適合規格

�ch 加速度モジュール

入力チャネル数RA��-���

�ch

入力コネクタ

金属BNC

センサ供給電源

�.�mA±� %、��.�V±�%

入力形式

センサ感度設定範囲
測定モード

測定レンジ(RANGE)
加速度

不平衡入力（絶縁：ch間、各chー筐体間）
�.���～���mV/(m/s�)

加速度、速度、変位

センサ感度により測定範囲は異なります。

�、�、�.��、�、��、��、��.�、��、���、���、���、���m/s�、�、�、�.��、�、��、��、��.�、��km/s���、��、��.�、��、���、���、���、���mm/s、�、�、�.��、�、��、��、��.�、��、���、���、���、���m/s

速度
変位

測定確度 加速度モード時
速度モード時

温度係数

EMC：EN�����-�、class A

ACブリッジ電源供給のため「リモート制御モジュール(RA��-���)」が必要です。

備考

設定された数の測定データの平均を取り、出力するデータとする。
入力信号のムラを取るのに有効。
（パルスカウントモード、
パルス積算モードは除く） 但し、設定された値のパルスが測定されるまでデータが出力されない。
パルス平均処理機能

サンプリングレート：���kS/s (max)

変位モード時���、���、���、���μm、�、�、�.��、�、��、��、��.�、��、���、���、���、���mm、�、�、�.��、�m±�% of rdg (��℃±�℃､ 正弦波��Hz､ LPF、AAF OFF時）±�% of rdg (��℃±�℃､ 正弦波��Hz､ LPF、AAF OFF時）±�% of rdg (��℃±�℃､ 正弦波��Hz､ LPF、AAF OFF時）±(���ppm of RANGE) / ℃ (加速度時)

周波数特性 加速度モード時 �Hz ～ ��kHz (±�.�dB)、�.�Hz ～ ��kHz (±�dB)、�Hz ～ ��kHz (-�dB、+�dB)
速度モード時変位モード時ローパスフィルタ(LPF)
アンチエリアシング
フィルタ(AAF)
A / D変換︶
RMS

パルスカウントモード

�信号

分解能：��bit

演算機能

周波数偏差モード±�% of RANGE （��±�℃、DC結合、LPF ��� Hz）

カットオフ周波数：��Hz、��Hz、���Hz、���Hz、OFF (－�dB±�dB)
特性：�次バタワース

A/D変換

実効値
︵
変換

電源周波数モード� MΩ

DC～�kHz±��％以内

簡易ブリッジチェック

ローパスフィルタ(LPF)

入力インピーダンス±�.�% of RANGE 以内

周波数特性

絶縁型BNC

不平衡入力（絶縁：ch間、各ch－筐体間）

�,���、�,���、�,���、��,���、��,���、��,���×��-� ひずみ（ブリッジ電源 �.�Vrms時）

非直線性

入力コネクタ
入力形式±（���ppm of RANGE) / ℃

���、�,���、�,���、�,���、��,���、��,���×��-� ひずみ（ブリッジ電源 �Vrms時）

測定レンジ（RANGE）

応答速度
測定確度

エンベロープ処理

TEDS

対地間最大定格電圧
外形寸法
質量

��.�Hz (�dB±�dB)～�.��kHz (-��dB±�dB）、減衰率：－�dB/oct
��.�Hz (�dB±�dB)～���Hz (-��dB±�dB) 、減衰率：－��dB/oct

カットオフ周波数：��Hz、���Hz、�kHz、��kHz、OFF (－�dB±�dB)
特性：�次バタワース

カットオフ周波数：��、��、��、���、���、���、�k、�k、�k、��k、��kHz、OFF
減衰量：カットオフ周波数の�.�倍にて－��dB以下

分解能：��bit

サンプリングレート：�MS/s (max)

高速：�.�s ±��%／中速：�.�s ±��%／低速：�.�s ±��%

低速時：±�% of RANGE (��Hz ～ �kHz)、±�.�% of RANGE (�kHz ～ �kHz)
中速時：±�% of RANGE (��Hz ～ �kHz)、±�.�% of RANGE (�kHz ～ �kHz)
高速時：±�% of RANGE (��Hz ～ �kHz)、±�.�% of RANGE (�kHz ～ �kHz)

処理内容：バンドパスフィルタ(�kHz ～ ��kHz) → 絶対値検波 → ローパスフィルタ(�kHz)
IEEE ����.� Class� 対応 (テンプレートID：��、センサ感度の自動設定)
��V (DC+ACpeak)（ch間、各ch－筐体間）

約���（入力側W）× ���（D）× ��（H）mm
約���g

適合規格

安全性：EN�����-�、EN�����-�-��

チャージコンバータ

AP��- ���EMC：EN�����-�、class A

AP��- ���AP��- ���外観
�.�mV/pC ± �%

利得�,���pC

最大入力電荷
周波数範囲

DC��V ～ ��V

駆動電圧
駆動電流

���μVrms 以下

規定ノイズ
位相

コネクタ

外形寸法
質量

��,���pC

約 �.�Hz ～ ��Hz
�Vp-p 以下

最大出力電圧使用温度範囲�.�mV/pC ± �%

入力
出力－�� ～ ��℃
金属BNC 端子オス
Φ��×�� mm
約��g

�.� ～ �mA

���μVrms 以下

��μVrms 以下
���°－�� ～ ���℃

ミニチュアコネクタ

金属BNC 端子メス
��Hex×�� mm
約��g

AP��-���,AP��-���と�ch加速度モジュールRA��-���を接続する場合は、信号ケーブルAS��-��� をご使用ください。

サンプリングレート：�MS/s (max)CATⅡ （ch間、各ch－筐体間）

AC�kV、 �分間（ch間、各ch－筐体間）

約���（入力側W）× ���（D）× ��（H）mm
約���g

安全性：EN�����-�、EN�����-�-��

EMC：EN�����-�、class A

18

価格
本

体

品

名

入力モジュール
品

名オムニエース

型

式

型

式

規

格

価格（税抜）

規格

価格（税抜）

交流電源 ケーブル ×１、記録紙 ×１、記録紙 ホルダ ×１組、モジュール部空パネル一式、
簡易操作マニュアル ×１、取扱説明書 CD-ROM×１

RA����

�ch 電圧モジュール ※１

RA��-���

�ch、サンプリング 速度１MS/s、最大入力電圧 ±���Ｖ、 アンチエリアシングフィルタ 付

�ch ACひずみモジュール ※�

RA��-���

�ch、最大ひずみ入力���×�� ひずみ、ACブリッジ方式、周波数特性 DC-�kHz�ch 電圧モジュール ※１
�ch 高速電圧モジュール ※１

��ch（電圧 or 接点）

�ch 高電圧モジュール�ch 周波数モジュール ※�

RA��-���
RA��-���

�ch、最大入力±�,���V、サンプル速度�MS/s、RMS変換
�ch、パルス入力、最大入力±���V�ch 加速度モジュール ※��ch 電圧モジュール ※�

RA��-���
RA��-���
RA��-���

¥���,���
¥��,���
¥���,���

-�

RA��-���

※�¥���,���

�ch、サンプリング 速度１MS/s、最大入力電圧 ±���Ｖ�ch、サンプリング 速度 ��MS/s、最大入力電圧 ±���Ｖ

RA��-���
RA��-���

��ch ロジックモジュール ※�
�ch 温度モジュール ※�

¥���,���

¥��,���

�ch、 データ更新レート �.�ms、熱電対・測温抵抗体対応、温度センサ接続コネクタ（RA��-���）� 個付属¥���,���

�ch、圧電式加速度変換器を接続（TEDS対応）、加速度・速度・変位、アンチエリアシングフィルタ付
�ch、サンプリング速度１MS/s、最大入力電圧 ±���Ｖ¥���,���
¥���,���
¥���,���

規格

価格（税抜）

規格

価格（税抜）¥���,���

※� 絶縁BNCケーブル（ワニグチ）RA��-���をご使用ください。
※� 高耐圧ワニグチクリップ（ RA��-���-�� ）、高耐圧接続ケーブル（ RA��-���-��）をご使用ください。
※� �ch ACひずみモジュール（ RA��-��� ）には、ACブリッジ電源供給のため、リモート制御モジュール（ RA��-��� ）が必要です。NDISコネクタ（ NDIS���� ）を接続するためにNDIS変換ケーブル（RA��-���）をご使用ください。
※� �ch 温度モジュールに温度センサを取り付けるための温度センサ接続コネクタ（ RA��-��� ）が付属されます。
※� �ch ロジックケーブル（ RA��-���、RA��-���、RA��-���）、端子台接続用ケーブル（ RA��-��� ）をご使用ください。
※� チャージコンバータ（AP��-���,AP��-���）を使用する場合は、信号ケーブル(AS��-���)をご使用ください。

制御モジュール

品

名

リモート制御モジ ュール ※�

※�

型

式

型

式

RA��-���

リモート制御、TRIG IN･OUT、ACひずみモジュール使用時の同期信号出力¥��,���

リモート制御モジュールと他の機器を接続するためにリモート制御モジュール用ケーブル（RA��-���、RA��-���）をご使用ください。

信号入力関連オプション
品 名

絶縁 BNC ケーブル（ワニグチ）¥��,���

RA��-���

絶縁 BNC－安全ワニグチ（＋赤、－黒）、長さ �.�m、RA��-���,-���,-���,-���,-���に接続
高耐圧接続ケーブル�m、CATⅢ�,���V、バナナプラグｰバナナプラグ、赤・黒各１本/ch、RA��-���に接続
高耐圧延長ケーブル�m、CATⅢ�,���V、バナナジャックｰバナナプラグ、赤・黒各１本/ch、RA��-���に接続�ch ロジックケーブル（ IC クリップ）

RA��-���-��
RA��-���-��
RA��-���
AS��-���
AS��-���
����-����
����-����
RA��-���

�ch ロジックケーブル（丸形コネクタ変換）
端子台接続用ケーブル

RA��-���
RA��-���

高耐圧ワニグチクリップ
高耐圧接続ケーブル
高耐圧延長ケーブル
NDIS変換ケーブル
信号ケーブル�ch ロジックケーブル（ミノ虫）

リモート制御ケーブル（本体間接続用）
リモート制御ケーブル（バラ線）
温度センサ接続コネクタ
MDR�� 極端子台 AD����C 用

ＢＮＣアダプタ ※�

チャージコンバータ（圧電式加速度センサ用）※�

RA��-���-��

高耐圧ワニグチクリップ、CATⅢ�,���V、赤・黒各�個/ch、RA��-���に接続

ロジック入力用、先端ＩＣクリップ（�ch）付き、長さ�.�ｍ、RA��-���に接続

��cm、����S からの出力を RA��-��� に接続するための変換ケーブル
長さ �m、RA��-���、RA��-��� に接続、先端に MDR�� 極端子台 AX-PCX-��S�� を取り付ける¥��,���
¥��,���

ロジック入力用、先端ミノ虫クリップ（�ch）付き、長さ�.�ｍ、RA��-���に接続

RA��-���
RA��-���

長さ �m、RA��-��� に接続し RA���� 本体同士を接続
長さ �m（先端切りっ放し）、RA��-��� に接続し RA���� 本体を制御

����-����
AP��-���
AP��-���
AP��-���

¥��,���
¥��,���
¥�,���
¥�,���
¥�,���

温度センサの端子に取り付けるコネクタ、RA��-���に接続、�個／組
RA��-���、RA��-���の信号のIN/OUT用端子台として使用¥�,���
¥��,���
¥��,���
¥��,���

絶縁 BNC ～ S 端子プラグ、クランプアダプタ(����)・AC/DCクランプセンサ(����)用
利得 �.�mV/pC、最大入力電荷 �,���pC、小型タイプ（入力モジュール直付け）
利得 �.�mV/pC、最大入力電荷 �,���pC
利得 �.�mV/pC、最大入力電荷 ��,���pC、高感度センサ用

�ch 電圧モジュール（RA��-���）を隣り合うスロットに実装した場合、全てのチャネルに対しBNCアダプタ（����-����）を取り付ける事はできません。

電流・電圧計測関連オプション品

名フローティング電圧用プローブ

電圧変動用プローブ

AC / DC 測定用クランプメータ

クランプアダプタ
AC / DC クランプセンサ

信号入力用 ケーブル（クランプ メータ出力用）

型

式

����S
����S

����R ※����� ※������ ※������-����

規

４入力

����S

※��

１入力、AC��� / AC���V
１入力、AC��� / AC���V

価格（税抜）

格¥��,���
¥��,���
¥��,���
¥��,���

大電流用（�,���A/���A、DC/��～�kHz）、Φ��、信号入力用ケーブル(����-����)必須¥��,���

小電流用（��A/�A/�.�A、��～��kHz）、Φ�、BNCアダプタ（����-����）必須
小電流用（AC���A/DC���A、DC/��～�kHz）、Φ��、BNCアダプタ（����-����）必須¥��,���

長さ �m、マイク用ミニプラグー絶縁 BNC¥�,���※ � ����R の出力を RA���� に接続する場合、信号入力用ケーブル（ ����-���� ）をご使用ください。
※�� ����、���� の出力を RA���� に接続する場合、BNC アダプタ（ ����-���� ）をご使用ください。
※�� ����R の出力を RA���� の絶縁 BNC コネクタに入力するケーブルです。

記録紙品

記録紙 ※��
※��

名記録紙
記録紙（ミシン目入り）
記録紙（折り畳み紙）

型

式

YPS���
YPS���
YPS���

記載以外の記録紙を使用した場合の性能は保証いたしかねます。

周辺オプション

品

ＳＤ メモリカード �G

ＳＤ メモリカード �G

名

折畳紙収納箱

折畳紙アダプタ規RA��-���

折畳紙アダプタＲＡ��-��� を含む

ＲA��-���

ＲＡ��-���

AX-KO����-���

格、折り幅 ���mm ピッチ、全 ��� シート、図番 ����-�������.�mm×���ｍ折畳紙（ � 冊 / 箱）�G バイト、工業用途向け

����-����

専用輸送箱（キャスター付）
交流電源ケーブル

式

RA��-���

記録紙ホルダキャリングケース型

規���.�mm×��ｍロール紙（ � 巻 / 箱）
、図番 ����-�������.�mm×��ｍロール紙（ � 巻 / 箱）、ミシン目 ���mm ピッチ、ナンバーリング �� ～ ��、図番 ����-����

RM��-���
RM��-���

�G バイト、工業用途向け

札 幌 出 張 所

TEL. 011-251-2753（代）FAX. 011-251-2759

宇都宮営業所
東京北営業所
東京南営業所
静 岡 営 業 所

名古屋営業所
大 阪 営 業 所
広 島 営 業 所
福 岡 営 業 所

TEL. 03-5391-6128（直）FAX. 03-5391-6129
TEL. 022-211-8051（代）FAX. 022-211-8052
TEL. 028-610-0377（代）FAX. 028-633-2166¥��,���

¥��,���
¥��,���
¥��,���
¥�,���

¥��,���

長さ�ｍ、AC���V系、PSE、UL/CSA 規格

東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁目 23 番14号

¥�,���
¥��,���

¥��,���

�個／組

本 社 〒170-0013

価格（税抜）

価格（税抜）格

お 客 様 相談 センター

仙 台 営 業 所

¥�,���
¥�,���

¥�,���
¥�,���
¥�,���
¥�,���
¥�,���
¥��,���

ブリッジボックス、ひずみゲージ式変換器のNDISコネクタ(NDIS����)を接続するための変換ケーブル�ch用、長さ��cm
金属BNC⇔ミノ虫(＋ 赤、－ 黒)、長さ�m、RA��-���に接続
金属BNC⇔金属BNC、長さ�m、RA��-���とチャージコンバータAP��-���,-���を接続
絶縁BNC⇔ミノ虫(＋ 赤、－ 黒)、長さ�m、RA��-���～���,-���,-���に接続
絶縁BNC⇔金属BNC、長さ�m、RA��-���～���,-���,-���に接続

RA��-���

RA��-���
AX-PCX-��S��¥�,���

¥���,���

購 入前相談 窓口

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は¥�,���

通話料無料

0120-342-043

受付時間：月曜日～金曜日（ ※祝日、弊社休業日を除く 9：00 ～ 12：00／13：00 ～ 17：00）

安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

TEL. 048-592-3111（代）FAX. 048-592-3117
TEL. 045-476-5231（代）FAX. 045-476-5232
TEL. 054-286-2880（代）FAX. 054-286-2955
TEL. 052-726-8760（代）FAX. 052-726-8769
TEL. 06-7668-3900（代）FAX. 06-7668-3901
TEL. 082-233-0611（代）FAX. 082-233-7058
TEL. 092-441-6715（代）FAX. 092-411-2815

https://www.aandd.co.jp/

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。
※本カタログは事業者向けです。

●本カタログの内容は 2024年 10月現在のものです。

＊RA31-ADJC-08-CR3SI5-24a007GP