接地抵抗計 FT6031-50

EARTH TESTER FT6031-50

現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性

汚れても洗える
国際保護等級 : IP67

ワイヤレス化に対応
ワイヤレスアダプタ
Z3210

ワイヤレスアダプタ Z3210（オプション）に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。

2

現場に強い
もう、泥も水も気にしない

IP67
耐衝撃設計
ドロッププルーフ
万一コンクリート上 1m の高さから落としても十分耐える設計

端子キャップを開けても IP67

一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない（防浸形）

粉塵が中に入らない（耐塵形）

見やすい大きな表示

自動チェック

大きくて視野角の広い液晶パネルを採用、屋外での視認性を向上しました。

測定前のケーブル断線チェックや、地電圧（ノイズ）チェックを自動で実施。NG の場合は警告表示で、状況把握が迅速に行えます。

ケーブル断線

地電圧NG

高精度＆ゼロ調整± 1.5％ rdg. ± 8dgt の高確度。
さらに、長い測定コードの配線抵抗分をキャンセルできるゼロ調整で、より正確な測定を実現します。

2 電極法 /3 電極法
測定方式の２電極法 / ３電極法選択キー。内部で自動的に接続を切替えるので、ショートバーなどの接続不要。

3 電極法（A 〜 D 種測定対応）
5 〜 10m

補助接地棒を地面に挿し込んで測定します。
正確な測定には E-S(P)-H(C) の間隔を 5m 〜 10m 程度離して直線上に配置します。

5 〜 10m

柱上トランス

接地工事の種類
種類
A種
B種

判定基準
10 Ω
計算による

AC250 V Max
適応する場所
特高、高圧変圧器の中性点

C 種 10 Ω /500 Ω * 300V 超の低圧D 種 100Ω/500Ω* 300V 以下の低圧*0.5 秒以内に動作する漏電遮断器がある場合

B 種接地工事

5m 以上

2 電極法（D 種測定対応）
柱上トランスの B 種接地工事を利用し、D 種接地工事の測定が可能。
測定値には B 種接地工事の抵抗値が含まれます。
通常は分電盤の集中接地端子と電源接地ラインに接続します。

3

準備、測定、片付け作業を大幅に短縮できる

準備

細いのには、理由があります
補助接地棒の太さによって、接地抵抗値はほとんど変わりません。細くしたことで地面に挿し込みやすくなりました。

Before

補助接地棒の挿し込みを１回で補助接地極の許容抵抗を 10 倍に強化。
土壌の乾燥状態等で許容抵抗を超えてしまい、何度も補助接地棒を挿し直す不便を解決します。

何度も挿し直しBeforeAfter

1回太いのでハンマーで打ち込み、抜くのも大変でした。

測定

１回で OK

2回

After
3回

4回

作業時間

短縮

硬くて錆びにくいステンレ
ス素材に変わりました。

MEASURE キーを押すだけ補助接地極の抵抗値・地電圧値がわかる

地電圧チェック→補助接地極チェック→接地抵抗測定の各項目を自動で行います。
オートレンジなので、レンジ切り替えが不要、S(P) 極 /H(C) 極の抵抗値効率的な測定ができます。

MEASURE

地電圧▶
チェック

片付け

地電圧の値

補助接地極
接地抵抗測定▶ （オートレンジ）
チェック

からまない、ねじれない

Fn キーを押すと表示切替え

測定コード 巻き取り器

20m の測定コードもらくらく巻き取り

接地抵抗の測定作業では、測定コードの片付けに時間がかかります。新開発の巻き取り器により、従来のリール式と比較して約２倍以上の速さで巻き取れます。

補助接地棒はここへ入れて、収納もすっきり。

このプラグを本体の S(P)/H(C) 端子に差込み、引き出しもらくらく。

仕様( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )測定方式

2 電極法（D 種測定対応）/3 電極法（A 〜 D 種測定対応）
分解能
レンジ
表示範囲
（オートレンジ）
3 電極
2 電極
測定範囲
─20 Ω
0 〜 20.00 Ω0.01 Ω※ 1200 Ω
0 〜 200.0 Ω0.1 Ω1Ω2000 Ω0 〜 2000 Ω1Ω1Ω
測定周波数
128 Hz ±2 Hz
測定時間
3 電極法：6 秒以内 , 2 電極法：3 秒以内
測定電流
3 電極法：25 mArms 以下 , 2 電極法：4 mArms 以下
補助接地電極の許容抵抗 50 k Ω
地電圧測定
0 〜 30.0 Vrms 確度：±2.3 %rdg. ±8 dgt. (50/60 Hz),1.3 %rdg. ±4 dgt. (DC)
許容地電圧25.0 Vrms（直流または正弦波）

確度±1.5 %rdg. ±8 dgt.
±1.5 %rdg. ±4 dgt.
±1.5 %rdg. ±4 dgt.

使用温湿度範囲-25 ℃〜 40 ℃ / 80％ rh 以下（結露なきこと）, 40 ℃〜 45 ℃ / 60％ rh 以下（結露なきこと）, 45 ℃〜 50 ℃ / 50％ rh 以下（結露なきこと）,
50 ℃〜 55 ℃ / 40％ rh 以下（結露なきこと）, 55 ℃〜 60 ℃ / 30％ rh 以下（結露なきこと）, 60 ℃〜 65 ℃ / 25％ rh 以下（結露なきこと）

保存温湿度範囲
使用場所
電源
防塵防水性
ドロッププルーフ
対地間最大定格電圧機能
適合規格
寸法 • 質量-25 ℃〜 65 ℃ / 80%rh 以下（結露なきこと）
屋内、屋外（農場を除く※ 2）, 汚染度 3, 高度 2000 m まで
単 3 形アルカリ乾電池（LR6) × 4 本 , 測定可能回数 500 回（測定条件：3 電極法 , 10 秒間隔で 10 Ω測定 , Z3210 未装着）
防塵性能：IP6×, 防水性能：IP×5/ IP×7 （EN60529）
コンクリート上 1 m（プロテクタ装着時）
AC/DC 100 V（測定カテゴリⅣ）, AC/DC 150 V（測定カテゴリⅢ）, AC/DC 300 V（測定カテゴリⅡ）, 予想される過渡過電圧 2500 V
活線警告表示 , ゼロアジャスト, 連続測定モード, 無線通信（Z3210 装着時のみ）, コンパレーター
安全性 本体 / 測定回路：EN 61010, EMC：EN61326, 接地抵抗計 :EN61557
185W × 111H × 44D mm, 570 g（電池およびプロテクタを含む , 端子カバーを除く, その他付属品を除く）※ 1 補助接地抵抗が 5 k Ω以上のときは 0.1 Ω※ 2 EN 61557-5 の開放回路電圧の制限に関する要求事項によるワイヤレスアダプタ Z3210 を接続して無線通信機能を追加

製品名：接地抵抗計 FT6031-50
形 名（発注コード）

FT6031-50

ワイヤレスアダプタ
Z3210（オプション）（価格）

詳しくは専用 Web サイト【GENNECT Net】で……¥ 44,000 ( 税抜き )

付属品：補助接地棒 L9840 (2本セット) ×1, 測定
コードL9841 (黒4 m) ×1, 測定コード L9842-11(黄10 m, 巻き取り器付き) ×1, 測定コード L984222 (赤20 m, 巻き取り器付き) ×1, 携帯用ケース
C0106 ×1, プロテクタ ×1, 単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4, 取扱説明書 ×1

FT6031-50

スマホやタブレットに測定値を転送。無償アプリ GENNECT Crossで、現場写真や図面などを用いたレポートが作成できます。

付属品（価格は別途購入の場合、すべて税抜き）オプション（価格はすべて税抜き）

補助接地棒 L9840

測定コード L9842-11（黄）, -22（赤）測定コード L9843-51（黄）,-52（赤）接地網 9050

ワイヤレスアダプタ Z3210

2 本 1 組 , 長さ 270mm, φ 6mm-11: 10 m, -22: 20 m 巻き取り器付き

各 50 m, コード巻き板付き

2 枚 1 組 , 300 × 300mm￥1,000

各 ¥3,500各 ￥4,000￥10,000

Bluetooth® 無線通信機能追加用

測定コード L9841

携帯用ケース C0106

測定コード L9844

テストリード L9787

ワニ口 , 黒 4 m

324W × 310H × 125D mm

接地端子盤用 , ケーブル長 1.2 m

2 電極法用（屋内専用）, ケーブル長 1.2 m￥1,000￥3,500￥2,500￥2,000￥12,000

Z3210 の 使 用可能 地 域や対応 製 品についての詳しい
情 報は、こちらの 専用サイトでご覧ください。

Bluetooth ®ワードマーク およびロゴはBluetooth SIG inc.の登録商標であり、日置電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2020 年 7 月 6 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
FT6031-50J2-07B
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。