CHECKWEIGHER

AD-4961

シリーズ

ウェイトチェッカ

クラス最高の選別精度（3σ）：0.08g*1

新設計のデジタルロードセルユニットと、高速処理が可能なCPUを搭載したコントロールボックスにより、クラス最高の選別精度(3σ)：0.08g*1を実現しました。

7インチ（液晶） 視認性、操作性が格段にアップしています。
カラータッチパネル （音声ガイダンスによるサポート機能付です）

登録品種 最大1,000

履歴機能測定する商品を10グループに分け、各グループ最大100件まで登録が可能です。

USBメモリから画像の取り込み計量する商品の画像を本体に取り込め、サムネイル表示により簡単に設定できます。
商品選択時に識別が容易に行えます。

軽量・コンパクト化

本体の外形が標準サイズで幅700mm、奥行き660mm、高さ710～860mm、約35kgと、超小型化を実現しました(AD-4961-2KD-2035)。

洗えるIP65

計量設定最適化処理個数（個/min）またはベルトスピード（m/min）を入力することにより、最適な計量条件を自動的に設定し、再現性の高い計量選別が可能になります。

● 操作履歴

設定変更操作の履歴及び計量結果の履歴はUSBメモリに全て保存が可能です。
計量履歴機能と合わせ、HACCP管理に利用可能です。

ユーザーを登録し、管理レベルによる操作の制限を行えます。
「オペレータ」（作業者）「スーパーバイザー」（作業責任者）「クオリティマネージャー」（品質管理者）「アドミニストレーター」（管理責任者）と4段階に分けられ、各ユーザーに適切な管理レベルを割り当てることにより不用意な操作を避けることが可能です。*2*2

設置や移動が簡単に行えます。

USBメモリ（別途ご用意お願い致します）

全体が水洗い可能で衛生的です。

電源投入後の管理レベルは「オペレータ」に設定されています。

● 計量履歴

計量中、USBメモリに計量履歴が保存されます。
出力フォーマット：日付、時刻、グループ番号ー商品番号、計量結果、判定結果

計量履歴ファイル出力例

2014/10/3, 19:45:52, 40, 01–001, 100.05, 0K

ユニット化

2014/10/3, 19:45:56, 54, 01–001, 150.1, Over

本体がユニット化されているので、必要な部位のみ修理や交換が可能です。

2014/10/3, 19:46:00, 58, 01–001, 70.5, Under

輸送の手間や費用削減もでき、メンテナンス性、利便性が向上します。

2014/10/3, 19:46:04, 52, 01–001, 0.0, Detect Two
2014/10/3, 19:46:08, 56, 01–001, 0.0, Unsp l i t
2014/10/3, 19:46:12, 60, 01–001, 100.5, Metal
2014/10/3, 19:46:16, 54, 01–001, 105.1, Ext 1
2014/10/3, 19:46:20, 78, 01–001, 95.5, Ext 2
日付

導入コンベアユニット

1

計量コンベアユニット

コントロールユニット

架台ユニット時刻

USBメモリはグループ番号- 商品番号

計量結果

判定結果

320個 / minで 8時間運転した場合、約6MB使用します。
24時間操業で 365日運転で、約7GBが目安です。
*1：記載の選別精度は、AD-4961-2KD-2065の最高値です。実際の選別品の形状、状態、設置環境により異なります。

2

● ヒストグラムの印刷例

印刷日時
設定内容

商品番号、商品名、基準値、上限値、下限値、ヒストグラム用基準値、過量OK、風袋値、処理個数、処理速度を表示

外部との接続・通信が可能でシステム構築が容易なコンパクト チェッカ
Modbus® 通信

度数分布

区間幅ごとの度数を表示■ヒストグラム、管理図、集計結果のPDFファイル

Modbus RTU/Modbus TCPを実装しています。
Modbus通信により、簡単にシームレスな接続が実現可能です。
計量のスタート/ストップや、集計データ、品種変更等が外部機器から設定可能です。

度数分布

区間幅ごとの度数を表示

計量終了後、保存したいデータの集計画面を表示させます。

集計画面の「PDF」
キーを押すと、USBメモリへPDFファイルが出力されます。

Ethernet● 管理図の印刷例

印刷日時

設定内容

LCDスクリーン

多彩な外部入出力

AD-4971 金属検出機

プリンタでグラフ印刷
コントロールボックス

LANコネクタやシリアルインタフェース、表示器用コネクタ等、様々な通信コネクタの接続が可能です。
※電源ケーブルは付属しません（別途ご用意お願い致します）

DOマップ：汎用出力端子台に外部出力をつなぎ、判定と動作をチェックして関連付けて設定することが可能です。

DO動作 ：フリッパータイプ選別機やコンベアドロップタイプ選別機などの動作時間の設定が可能です。

■ 選別能力表

AD-4961-2KD-2035

USBメモリへの出力

X 管理図※USBメモリは付属しません（別途ご用意お願い致します）

ヒストグラム・管理図・集計結果のPDF出力がUSBメモリには、可能です。 USBメモリを表示器のUSBポートに接続してからR 管理図

計量を開始します。

プリンタへの出力プリンタへの接続で、グラフや集計結果が印刷可能です。

● 集計結果の印刷例

対応プリンタ：PostScript 対応プリンタ**ブラザー工業株式会社製のレーザープリンタ
HL-4570CDW（カラー）が使用可能です。
レーザープリンタは、USBもしくはイーサネットで接続します。

印刷日時

設定内容

商品番号、商品名、基準値、上限値、下限値、過量OK、風袋値、処理個数、処理速度を表示

集計データ

全集計、正量集計、サンプル数集計、正量サンプル数集計の集計データを表示

選別能力 個( ／● 計量品寸法：30～300mm

AD-4961 ウェイトチェッカ

選別機出力、警報出力、金属検出入力、TCP/IP、USBインタフェースなどが標準装備されています。
USBメモリへのデータの保存や、プリンタへの出力も可能です。
Ethernet経由で、プリンタ（PostScript対応）から集計結果管理図などを出力可能です。
また、USBメモリに、上記集計結果管理図をPDFファイル形式で保存できます。

DO（デジタル出力）の設定

統計データmin)
計 量 品 の 長 さ（ m m ）3

タッチパネル PC

商品番号、商品名、基準値、上限 値、下限値、サンプル数、試料の大きさを表示

全集計、正量集計、サンプル数集計、正量サンプル数集計の統計データを表示

4

送料について送料込みの価格となります。
（ただし、製品を組み立てての出荷の場合は、別途送料及び組み立て調整費用が必要となります。）

注意事項

防水仕様のため、電源ケーブルはお客様にてご用意、または設置業者による手配となります。
ケーブル径はφ4～φ7mmのものをご用意願います。
詳しくは、お問合せください。

Ø50.8
151.5327

223

コンベアベルトセンター

601

275

正面

275

側面

120

AD - 4961-600-1224 外観図

460

単位：mm

汎用外部入力汎用外部出力
防塵・防水仕様
動作温度、湿度範囲
電源
外形寸法 *2
質量 *2
材
質

平面

エアー吹き出し2個
355

本体価格

8181±6.0

Max.97561

PC15x3エア源接続口
（Ø0）

正面

側面

AD - 4984 -1246 外観図

単位：mmAD-4961-600-1224（ウェイトチェッカ）+ 表示灯、表示器スタンド使用、風防、エアジェットタイプ選別機

無電圧接点入力 4点
リレー接点出力 8点
IP65準拠－5～40°C、湿度85%以下（結露しないこと）
単相AC100～ 240V (＋10%、－15%)、50/60Hz 約180VA
電源の接続は端子台（M4） 電源ケーブルは付属しません。
W : 700mm D : 660mm H : 720～ 860mm
約35kg
表示部：ABS樹脂
コンベア部：アルミニウム（アルマイト処理）
ステンレス、PP樹脂
計 量 部：ステンレス、PP樹脂
コントロール部：ステンレス、PP樹脂、PE樹脂
脚部：ステンレス¥868,000 ( 税抜 )*1 記載の選別精度は、最高値です。
実際の選別品の形状、状態、設置環境により異なります。
*2 外形寸法、質量は選別機なしの標準状態での値です。
*3 USBメモリは、FAT32でのフォーマットが必要です。

送料について送料込みの価格となります。
（ただし、製品を組み立てての出荷の場合は、別途送料及び組み立て調整費用が必要となります。）

注意事項

防水仕様のため、電源ケーブルはお客様にてご用意、または設置業者による手配となります。
ケーブル径はφ4～φ7mmのものをご用意願います。
詳しくは、お問合せください。

平面74353550(2)82〜97550(708)(709)

Max 69420

Modbus TCP / Modbus RTU（RS485）/
RS232C（RS485との切り替え）/
TCP/ IP（ポストスクリプト対応プリンタ接続用）/USB（USBメモリ、データ保存・画像取込用、ポストスクリプト対応プリンタ接続用）*3353

720 〜 860

723 〜863

Max 36(606)Ø75

Ø50.8420
Min 169

約310mmです。

494(602)AD -4961-2KD- 2035
500g / 2,000g
0.01g/ 0.1g
0.08g / 0.18g
320個 /min
200mm
350mm
ウレタンベルト15～120m /min
30～ 300mm
200mm以下
電気抵抗線式ロードセル
7インチタッチパネルカラー液晶 (WVGA)
タッチパネル(抵抗膜式)、
キースイッチ1,000品種(10グループ × 100品種)

ベルト幅 200mm

300

高さはコンベアベルトより上、最高選別能力
コンベアベルト幅
コンベア機長搬送方式
ベルトスピード
計量品寸法 長さ幅
質量センサ
表 示 部
操作方法
登録品種数
通信機能

ひょう量 2,000g

200550前表示の逆側に表示器を装着します。

7442 〜69¥980,000 ( 税抜 )*1 記載の選別精度は、最高値です。
実際の選別品の形状、状態、設置環境により異なります。
*2 外形寸法、質量は選別機なしの標準状態での値です*3 USBメモリは、FAT32でのフォーマットが必要です。

平面表示器スタンド使用の場合は、

410

本体価格

240

Ø1

外形寸法*2質量*2材質

無電圧接点入力 4点
リレー接点出力 8点
IP65準拠－5～40°C、湿度85%以下（結露しないこと）
単相AC100 ～240V (＋10%、－15%)、50/60Hz 約180VA
電源の接続は端子台（M4） 電源ケーブルは付属しません。
W:602mm D:660mm H:723～863mm
約35kg
表示部：ABS樹脂
コンベア部：アルミニウム（アルマイト処理）
ステンレス、PP樹脂
計 量 部：ステンレス、PP樹脂
コントロール部：ステンレス、PP樹脂、PE樹脂
脚部：ステンレス

(2)

360

モデル
ひょう量
最小表示
*1
選別精度（３σ）

Min 171

汎用外部入力汎用外部出力
防塵・防水仕様
動作温度、湿度範囲
電源

Modbus TCP / Modbus RTU（RS485）/
RS232C（RS485との切り替え）/
TCP/IP（ポストスクリプト対応プリンタ接続用）/
USB（USBメモリ、データ保存・画像取込用、ポストスクリプト対応プリンタ接続用）*3

Ø75300

最高選別能力コンベアベルト幅
コンベア機長搬送方式
ベルトスピード
計量品寸法 長さ
幅
質量センサ
表 示 部
操作方法
登録品種数
通信機能

AD -4961-600- 1224
600g
0.01g
0.08g
400個/ min
120mm
240mm (導入コンベアは360mm)
ウレタンベルト15～120m/min
22～200mm
120mm以下
電気抵抗線式ロードセル
7インチタッチパネルカラー液晶 (WVGA)
タッチパネル(抵抗膜式)、キースイッチ
1,000品種(10グループ ×100品種)

AD - 4961-2KD-2035 仕様

ベルト幅 120mm345

モデル
ひょう量最小表示*1
選別精度（３σ）

ひょう量 600g

120AD-4961-600-1224 仕様

666

151.5
235

315275275

コンベアベルトセンター

正面

側面

AD-4961-2KD-2035 外観図

単位：mm

表示器スタンド使用の場合は、前表示の逆側に表示器を装着します。
高さはコンベアベルトより上、約310mmです。

AD-4961-2KD-2035（ウェイトチェッカ）+ フリッパータイプ選別機

風防 ※AD-4961-600-1224用

AD-4961-11-1224

帯電防止加工済み。長さ320mm、内寸法幅263mm。
コンベア面からの通過高さ：60mm、105mm、150mmの3段階。
材質：PVC制電プレート
標準価格 ¥50,000 ( 税抜 )エアジェット選別機 ※AD-4961-600-1224用

AD-4984-1246

選別能力：400個/min
エアー源：0.5Mpa以上、2.4Nℓ/回（ノルマルリットル）
φ10mmポリウレタンエアチューブ用クイックジョイント式※本機のフィルタ・レギュレータまでのエアーチューブをご用意ください。
クイック継手で簡単に接続可能です。
標準価格 ¥328,000 ( 税抜 )56エアー源：※本機のフィルタ・レギュレータまでのエアーチューブをご用意ください。
0.5Mpa 0.2Nℓ/回（ノルマルリットル）
φ6mmポリウレタンエアーチューブ用クイックジョイント式 クイック継手で簡単に接続可能です。

計量誤差となるコンベア上面への空気の流れを防ぎ、より高精度な計量を実現。帯電防止加工済み。
長さ700mm。
コンベア上面から風防までの高さは135mm。
下風防とセットでの使用を推奨。
（エアコンの送風口が有る場合は、直角方向に設置を推奨）
材質：PVC制電プレート

フリッパータイプ 選別機

AD-4981-2057

標準価格 ¥100,000 ( 税抜 )¥418,000(税抜）

420
151.5

コンベアベルトセンター
275

Ø 75
800

275
550

AD - 4961-6K-3050 外観図

単位：mm

表示器スタンド使用の場合は、前表示の逆側に表示器を装着します。
高さはコンベアベルトより上、約310mmです。

本体価格¥1,100,000 ( 税抜 )*1 記載の選別精度は、最高値です。実際の選別品の形状、状態、設置環境により異なります。
*2 外形寸法、質量は選別機なしの標準状態での値です。*3 USBメモリは、FAT32でのフォーマットが必要です。

送料込みの価格となります。

送 料について （ただし、製品を組み立てての出荷の場合は、別途送料及び組み立て調整費用が必要となります。）

注意事項

防水仕様のため、電源ケーブルはお客様にてご用意、または設置業者による手配となります。
ケーブル径はφ4～φ7mmのものをご用意願います。
詳しくは、お問合せください。

選別能力：120個 / min

AD-4961-12

コンベア下部からの空気の流れを遮断し、より高精度な計量を実現。
上風防とセットでの使用を推奨。

575

乗り継ぎステー ※AD-4961-2KD-2035用

正面標準価格 ¥20,000 ( 税抜 )AD-4982 -2035

標準価格 ¥10,000 ( 税抜 )ワークガイド（導入・計量）※AD-4961-2KD-2035用装着イメージ

AD-4961-14

前段コンベアから搬送されてきた商品の、コンベア通過位置を調整。
導入コンベアと計量コンベアに取り付ける。
被計量物の幅は50mm～100mmに対応。
上記以外のサイズについては要相談。
材質：SUS

標準価格¥250,000(税抜）
選別能力：150個 / min410

AD-4982-11-79+ 表示灯、表示器スタンド使用、プッシャータイプ選別機

標準価格 ¥81,000 ( 税抜 )エアジェット選別機

AD-4984 -2046

632¥348,000(税抜）353

処理能力：３２0個 / min

平面

462

355
86

流れ方向

316.5

579
MAX

正面(407.4)

176.1

720～860

720～860735~ 875

101.9

100300
ストローク

側面
φ75

Ø75
380

単位：mm

550

平面57

側面

7

エアー源：
0.5Mpa以上 2.4Nℓ/回（ノルマルリットル）
φ10mmポリウレタンエアーチューブ用クイックジョイント式

200AD-4961-6K-3050（ウェイトチェッカ）

搬送面高さ 720mm～860mmH
材質：SUS502

正面

200

単位：mm

標準価格

200

側面350

※AD-4982-2035用

255200

選別能力：60個 / min

平面300
ベルト幅

¥550,000(税抜）平面

正面116938

標準価格

単位：mm

コンベアドロップタイプ選別機

306

AD-4983-3050

Ø 75455

コンベアドロップ選別機用 独立架台

エアー源：
※本機のフィルタ・レギュレータまでのエアーチューブをご用意ください。
0.5Mpa 2.6Nℓ/回（ノルマルリットル）
φ8mmポリウレタンエアーチューブ用クイックジョイント式 クイック継手で簡単に接続可能です。

プッシャータイプ選別機

側面

AD-4961-13

導入コンベアと計量コンベアの間のすき間をなくし、商品のよりスムーズな搬送を可能に。
（転倒しやすい商品、50mm以下の小さな商品、曲がりやすい商品などの計量に最適）
材質：SUS

標準価格 ¥45,000 ( 税抜 )AD-4961- 6K-3050用選別機

50133920054

側面

平面720 〜860

300

Ø 50.8Min 169

SUS製下カバー（下風防）※AD-4961-2KD-2035用

正面

200550625

標準価格

200497550
300

AD-4961-11(1007)

無電圧接点入力 4点
リレー接点出力 8点
IP65準拠－5 ～40°C、湿度85%以下(結露しないこと）
単相AC100 ～240V（＋10%、－15%）、50/60Hz 約180VA
電源の接続は端子台（M4） 電源ケーブルは付属しません。
W:1005mm D:736mm H:735～875mm
約50kg
表示部：ABS樹脂
コンベア部：アルミニウム（アルマイト処理）
ステンレス、PP樹脂
計 量 部：ステンレス、PP樹脂
コントロール部：ステンレス、PP樹脂、PE樹脂
脚部：ステンレス

AD-4961- 2KD-2035用選別機

大型風防（上風防）※AD-4961-2KD-2035用

平面111(736)502（21°）117

外形寸法 *2
質量 *2材質502355

汎用外部入力汎用外部出力
防塵・防水仕様
動作温度、湿度範囲
電源

AD - 4961-2KD-2035用 別売品

ベルト幅 300mm

52

最高選別能力コンベアベルト幅
コンベア機長搬送方式
ベルトスピード
計量品寸法 長さ幅
質量センサ
表 示 部
操作方法
登録品種数
通信機能

AD-4961-6K-3050
6,000g0.1g
1.0g
145個 /min
300mm
500mm
ウレタンベルト10～ 80m/ min80～ 450mm
300mm以下
電気抵抗線式ロードセル
7インチタッチパネルカラー液晶（WVGA）
タッチパネル（抵抗膜式）、
キースイッチ1,000品種（10グループ×100品種）
Modbus TCP / Modbus RTU（RS485）/
RS232C（RS485との切り替え）/
TCP/ IP（ポストスクリプト対応プリンタ接続用）/
USB（USBメモリ、データ保存・画像取込用、*3
ポストスクリプト対応プリンタ接続用）

735 〜 875

モデル
ひょう量
最小表示
選別精度(3σ) *1

ひょう量 6,000g

625AD-4961-6K-3050 仕様

270345φ75

243
293.5
318

AD-4982-11-79 外観図

355

正面

側面

エアー源接続口(φ10)
単位：mm

単位：mm

AD-4984-2046 外観図
8

AD-4961-600/2KD/6K用 別売品
表示器スタンド
AD-4961-01

視認性の高い3色LEDコンパレータ・ライト。
ウェイトチェッカのDOマップで、簡単接続設定。
(使用例 赤:重量NG 黄色:金属NG 青:OK)

標準価格 ¥20,000 ( 税抜 )*1 AD-4961-01表示器スタンドが必要です。
ライト部分は防塵・防水IP53です。
標準価格 ¥40,000 ( 税抜 )■電源ケーブル

AC電源ケーブル 3m
AX-KO1156A-300

計量ユニットAD-4961-2K-WU

高精度デジタル出力
上下過負荷ストッパー内蔵により破損を防止
IP65の防水性能
AD-4961-CNTとコネクタ2個で簡単接続
モータケーブル付
標準価格 ¥100,000（税抜）

ギアボックスで構成済みのモータユニット
ベルト幅200mm対応
IP65の防水性能（専用ケーブル取付時）※導入用と計量用に2セット必要になります。
標準価格 ¥65,000（税抜）

標準価格 ¥5,000（税抜）

メンテナンスセット販売■貴社のシステムに重量チェック機能を追加可能なユニット

モータベースユニット
AD-4961-2035-MOB

AC電源ケーブル 5m
AX-KO1156A-500

標準価格 ¥3,000（税抜）※ AD-4961-2KD-2035 のみ

ウェイトチェッカを構築可能な、各種ユニット

表示灯（コンパレータ・ライト）*1
AD-4961-02

表示器の取り付け位置を変更する場合に使用。
表示器の向きの変更も可能。

AD-4961-2035-MNT

ユニット販売計量コンベアユニット
AD-4961-2035-WCV※AD-4961-2KD-2035のみバランス取りを行った駆動・従動プーリにより高精度計量が可能※導入コンベアとは異なります。

標準価格 ¥150,000（税抜）

標準価格 ¥130,000（税抜）

ウェイトチェッカ
（AD-4961-2KD-2035）は、消耗品をはじめ機能部品の緊急出荷対応による時間のロスをなくすため、メンテナンスセットをご用意しております。
ライン稼働率を100%に近づけるため、部品交換がお客様で行えるようになっております。

■表示および最先端のコントローラ
カラー液晶タッチパネル対応表示器
AD-4961-DISP

ベルト交換

ギア交 換

コンベア交 換モータ交 換

計量コンベアベルト 1枚

導入コンベアベルト１枚標準価格 ¥80,000（税抜）

高付加価値コントロールユニット
AD-4961-CNT

セット内容

IP65防水性能

通信機能 :
Modbus TCP/Modbus RTU（RS485）
RS232C（RS485との切り替え）
CP/IP（ポストスクリプト対応プリンタ接続用）
USB（USBメモリ、データ保存・画像取り込み用
ポストスクリプト対応プリンタ接続用）

光電管（反射板無）1個

受動プーリ（バランス調整済み）1本駆動プーリ（バランス調整済み）1本
モータユニット（ギヤー含む）1個

プラギヤー（ブルー）5個※コンベアベルトは汚れなどの水洗いを行った際は、乾燥するまでの時間に予備品を使う事をお勧めいたします。

9７インチタッチパネル付きカラー液晶
USBメモリ内蔵可能
ケーブル3本でAD-4961-CNTと簡単接続※駆動及び従動プーリに付きましては、バランス調整を行っていますので、導入コンベア及び計量コンベアの両方でお使いいただけます。
（但し導入コンベアで使って頂いたプーリは計量コンベアでの使用は出来ません）

基本機能 :
製品登録数 1000品種
無電圧接点入力 4点
リレー接点出力 8点
電源 単相 AC100～240Ｖ

ロードセル接続：AD-4961-2K-WU

標準価格 ¥320,000（税抜）■その他ユニット
導入ユニットAD-4961-INF

コンベア高さの調整が可能

標準価格 ¥35,000（税抜）

ユニット取付金具
AD-4961-UF

導入及び計量ユニットを取り付ける板金部品と、Ｌ字金具2個の構成※導入用と計量用に2セット必要になります。

標準価格 ¥18,000/1セット（税抜）

導入コンベアユニット
AD-4961-2035-ICV※ 写 真 は 2セットです※導入コンベアユニットのプーリはバランス取りは行っておりません。
また、コンベアベルトも計量コンベアとは異なります。

標準価格 ¥100,000（税抜）

脚部ユニットAD-4961-2035-FP

脚部とサイドビームで構成※サイドビームにAD-4961-UFを2セット載せます。
標準価格 ¥90,000（税抜）

光電センサー（金具付き）
AD-4961-81-2K
標準価格 ¥25,000（税抜）

表示器取付金具
AD-4961-80-2K

標準価格 ¥10,000（税抜）※金具のみ

導入コンベア用モータケーブル
AX-KO4223-080
標準価格 ¥5,000（税抜）※モータは付属しません

10校正用分銅表す量500g
1㎏
2㎏
5㎏

AD-1603シリーズ

F1級 最大許容誤差（mg)±2.5±5.0±10±25

ミニプリンタ

無塵紙も使用可能
ドットインパクト方式

型式

AD1603-500F1
AD1603-1KF1
AD1603-2KF1
AD1603-5KF1

標準価格（税抜）¥18,000¥26,000¥36,000¥70,000

AD1603-500F1AD-8126（改造コード04000）

AD1603-5KF1

印字例 ( 全集計 )（正量集計/サンプル数集計/正量サンプル数集計など）

RS-232C入力
ACアダプタ標準付属

接続ケーブル標準付属〔AX-KO5364-200（バラ線-25P）〕方式

ドットインパクト方式

標準価格¥48,000（税抜）57.5mm(5+1)×8ドット 約1.62（W）×2.4（H）mm
印字スピード 約2.5行/秒
印字文字数 24文字/行
電源（標準付属）
専用ACアダプタ
質量約470g
外形寸法
106(W)×180(D)×88(H)mm
紙幅
文字仕様

別売品

プリンタ用紙（普通紙）AX-PP137-S ¥5,000 (税抜)／10巻プリンタ用紙（無塵紙）AX-PP173-S
インクリボン（黒）AX-IR-91B-S ¥5,000 (税抜)／ 5個

本社:〒170-0013 東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁 目 2 3 番 1 4 号
TEL.03-5391-6128（直） FAX.03-5391-6129■札幌出張所■仙台営業所■ 宇都宮営業所■ 東京北営業所■ 東京南営業所■静岡営業所■ 名古屋営業所■大阪営業所■広島営業所■福岡営業所¥9,800 (税抜)／10巻

安全上のご注意● ご使用の際は取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

TEL.011-251-2753（代） FAX.011-251-2759
TEL.022-211-8051（代） FAX.022-211-8052
TEL.028-610-0377（代） FAX.028-633-2166
TEL.048-592-3111（代） FAX.048-592-3117
TEL.045-476-5231（代） FAX.045-476-5232
TEL.054-286-2880（代） FAX.054-286-2955
TEL.052-726-8760（代） FAX.052-726-8769
TEL.06-7668-3900（代） FAX.06-7668-3901
TEL.082-233-0611（代） FAX.082-233-7058
TEL.092-441-6715（代） FAX.092-411-2815

http://www.aandd.co.jp

Modbus®は、AEG Schneider Automation International社の商標または登録商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
● 本カタログの内容は2019年10月現在のものです。

＊AD4961-ADJC-23-CR12-19903GP