株式会社イマダ通信ケーブル

通信ケーブル
豊富なケーブルで様々な荷重測定ニーズに対応します
測定条件に合わせて、オプション対応、特注対応も可能です◇ フォースゲージ、トルクゲージ、アンプを外部機器に接続するためのケーブル[ 1. アナログケーブル ]
型式

写真

対応機種
ZTA/S
eZT
HTGA/S
DTXA/SFA Plus2eFA Plus2

CB-108

外部機器

用途・説明

長さ

アナログ機器に接続し、電圧を出力します。

約 3m
(※1)

アナログ機器に接続し、電圧を生(RAW)の状態で出力します。

約 3m
(※1)

アナログ機器(ペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなど)

アナログ機器ZTA/S-AN
FA Plus2-AN

CB-118※1(ペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなど)

オプションで外部機器接続側コネクタの変更やケーブル長さの延長が可能です。詳細は P5 をご覧ください。

[ 2. RS232C ケーブル ]型式

写真対応機種

外部機器

用途・説明

長さ

CB-203DSV
DSTPC、PLCRS232C プリンタなど測定値の記録や外部機器からの測定器の設定を可能にします。
外部機器接続側コネクタ形状はD-Sub 9 ピン(メス)です。

約 3m(※2)

CB-208ZTA/S
eZT
HTGA/S
DTXA/SFA Plus2eFA Plus2
ACT-1000N

PC、PLC
RS232C プリンタなど(※1)

測定値の記録や外部機器からの測定器の設定を可能にします。
外部機器接続側コネクタ形状はD-Sub 9 ピン(メス)です。

約 3m(※2)※1

RS232C プリンタへの出力は、対応機種のうち、ファームウェア Ver.3.10 以降の測定器のみの対応です。ネクストシリーズの測定器
では、ネットワークを介して「RS232C プリンタ印刷機能」をインストールする必要があります。(ACT-1000N を除く)
※2 オプションで外部機器接続側コネクタの変更やケーブル長さの延長が可能です。詳細は P5 をご覧ください。

1 / 72023/11/28

株式会社イマダ
通信ケーブル[ 3. デジマチックケーブル ]型式

写真

対応機種

外部機器

用途・説明

長さ

ZTA/S
eZT
HTGA/S
DTXA/S(※1)

ミツトヨデジマチック
プリンタ

測定値の印刷を可能にします。

約 3m

CB-308※1

ZTA/S、eZT、DTXA/S、HTGA/S シリーズのうち、ファームウェア Ver.5.00 未満の製品のみ対応します。

[ 4. 外部接点入力ケーブル ]型式

写真

CB-808

対応機種

外部機器

用途・説明

長さ

ZTA/S
eZT
HTGA/S
DTXA/SFA Plus2eFA Plus2

測定対象物(スイッチ、センサなど)

外部から信号入力することで、測定データ・グラフへ接点が変化した情報(マーク点)を付けることができます。

約 3m
(※1)

外部機器

用途・説明

長さ

PLC など対応機種コネクタのすべての入出力機能を備えたケーブルです。先端がバラ線になっていますので必要な線のみ PLC 等外部機器に接続して使用することができます。

約 3m
(※1)

外部機器用途・説明

長さ

PLC など対応機種コネクタのすべての入出力機能を備えたケーブルです(※1)。
接続が容易な端子台(※2)になっており、PLC など外部機器と簡単に接続して使用することができます。
また、外部機器通信と変位計DMK(※3)を併用する場合は、こちらのケーブルをご利用ください。

約 1m※1 オプションでケーブル長さの延長が可能です。詳細は P5 をご覧ください。

[ 5. オープンエンドケーブル ]型式

写真対応機種ZTA/S
eZT
HTGA/S
DTXA/SFA Plus2eFA Plus2

CB-908※1 オプションでケーブル長さの延長が可能です。詳細は P5 をご覧ください。

[ 6. 端子台付ケーブル ]
型式

CTB-A

写真対応機種ZTA/S
eZT
HTGA/S
DTXA/SFA Plus2eFA Plus2※1 ネクストシリーズより前(ファームウェア Ver.5.00 未満)の機種が有していたミツトヨデジマチック出力に限っては非対応です。
※2 端子台に接続できる電線は右記の 3 種類です。(単線 φ0.5～1.6/撚線 φ0.08～1.255 ㎟/AWG28～16)。
※3 変位計 DMK はバラ線仕様をご利用ください。

2 / 7
2023/11/28

株式会社イマダ
通信ケーブル◇ フォースゲージ、トルクゲージ、アンプをイマダの計測スタンドに接続するためのケーブル[ 1. 荷重コントロール用ケーブル ]
型式

写真

対応機種

計測スタンド

用途・説明

長さ

CB-508ZTA/S

MX シリーズ
MH-1000N

荷重値による動作制御・オーバーロード停止機能を有効化します。

約 1.5mCB-528ZTA/S
eZT
FA Plus2eFA Plus2

MX2 シリーズ
MH2 シリーズ
EMX シリーズ

荷重値による動作制御・オーバーロード停止機能を有効化します。

約 1.5mDTXA/SMTS シリーズ対応機種

計測スタンド

用途・説明

長さ

ZTA
eZT
FA Plus2eFA Plus2

EMX シリーズ(-FA 仕様)※ファームウェア 2.0 以降荷重値による動作制御・オーバーロード停止機能・変位の出力を可能にします。

約 1.5m

荷重値による動作制御・オーバーロード停止機能・変位の出力を可能にします。

約 1.5m[ 2. 変位測定用ケーブル ]型式

写真CB-718

CB-728MX2 シリーズ(-FA 仕様)
MH2 シリーズ(-FA 仕様)ZTA
eZTFA Plus2eFA Plus2

EMX シリーズ(-FA 仕様)※ファームウェア 2.0 未満

DTXA

MTS シリーズ(-RA 仕様)◇イマダの計測スタンドを外部機器に接続するためのケーブル[ 1. 外部信号入出力用ケーブル ]型式

CB-706

写真対応機種

MX2-CN
MH2-CN
EMX

外部機器

用途・説明

長さ

PLC などスタンド背面 I/O2 コネクタのすべての入出力機能を備えたケーブルです。先端がバラ線になっており、必要な線のみ PLC など外部機器に接続して使用することができます。

約 1.5m(※1)※1 オプションでケーブル長さの延長が可能です。詳細は P5 をご覧ください。

3 / 7
2023/11/28

株式会社イマダ
通信ケーブル[対応機種一覧]
ZTA

ZTS

eZT

DSV
DST

DTXA

DTXS

HTGA/SFA Plus2eFA Plus2

ACT1000N

CB-108

○

○

○

×○

○

○

○

×

CB-118○※1○※1×××××○※1

×

CB-203

×××

○

××××

×

CB-208○※2○※2○※2×○※2○※2○※2○※2○

CB-308○※3○※3○※3×○※3○※3○※3××

CB-508○○×××××××

CB-528

○

○

○

×○

○

×○

×

CB-718

○

×○

××××

○

×

CB-728

○

×○

×○

××○×

CB-808

○○

○

×

○

○

○

○

×

CB-908

○

○

○

×

○

○

○

○

×

CTB-A

○

○

○

×

○

○

○

○

×

※1
※2ZTA、ZTS、FA Plus2 シリーズのうち、オプション-AN 仕様の製品のみの対応です。
RS232C プリンタへの出力は、ファームウェア Ver.3.10 以降の測定器のみの対応です。ネクストシリーズの測定器では、
IMADA Connected より「RS232C プリンタ 印刷機能」のインストールが必要です。
※3 ファームウェア Ver.5.00 未満の測定器のみの対応です。

[対応ケーブル一覧]◇フォースゲージと計測スタンドの接続、計測スタンドと外部機器の接続
ZTA シリーズ
MX シリーズ
MX2 シリーズ

ZTS シリーズ○CB-508（荷重コントロール用）○CB-508（荷重コントロール用）○CB-528（荷重コントロール用）○CB-528（荷重コントロール用）○CB-718（変位測定用/-FA 仕様のみ）○CB-706（外部信号入出力用/-CN 仕様のみ）○CB-706（外部信号入出力用/-CN 仕様のみ）

EMX シリーズ○CB-528（荷重コントロール用）○CB-528（荷重コントロール用）○CB-718○CB-706（外部信号入出力）

ファームウェア Ver.2.0 以降用（変位測定用/-FA 仕様のみ）○CB-728

ファームウェア Ver.2.0 未満用（変位測定用/-FA 仕様のみ）○CB-706（外部信号入出力用）
MH-1000N
MH2 シリーズ○CB-508（荷重コントロール用）○CB-508（荷重コントロール用）○CB-528（荷重コントロール用）○CB-528（荷重コントロール用）○CB-718（変位測定用/-FA 仕様のみ）○CB-706（外部信号入出力用/-CN 仕様のみ）○CB-706（外部信号入出力用/-CN 仕様のみ）◇トルク計と計測スタンドの接続
DTXA シリーズ
MTS シリーズ○CB-528（荷重コントロール用）

DTXS シリーズ○CB-528（荷重コントロール用）○CB-728（角度測定用/-RA 仕様のみ）

4 / 7
2023/11/28

株式会社イマダ
通信ケーブル[仕様変更オプション]
ケーブル長さの延長対応製品

標準ケーブル長

最長ケーブル長(※1)

型式コード(※2)

CB-108/CB-118/CB-203/
CB-208/CB-808/CB-908

3m

10m－○mCB-706

1.5m8.5m－○m※1※2

最長ケーブル長とは、標準ケーブル長を含めた全長の上限です。信号の品質保持のため、全長には上限がございます。
型式コードの○m にはお求めのケーブルの全体の長さが入ります(標準ケーブル長＋1m 単位でのみご指定いただけます)。

RS232C ケーブル分岐オプション
対応製品

説明

型式コード

CB-528/CB-728

測定器側コネクタから RS232C ケーブル(長さ 1.5m)を分岐させるためのオプションです。測定器を計測スタンドと外部機器の両方に同時に接続することができます。外部接続機器側のコネクタ形状は D-Sub 9 ピン(メス)です。

－RS

CB-718

変位計側コネクタから RS232C ケーブル(長さ 1.5m)を分岐させるためのオプションです。測定器を計測スタンド、変位計、外部機器に同時に接続することができます。外部接続機器側のコネクタ形状は D-Sub 9 ピン(メス)です。

－RS※ RS232C プリンタへの出力は、各ケーブルの対応機種のうち、ファームウェア Ver.3.10 以降の製品のみの対応です。ネクストシ
リーズ製品では、ネットワークを介して「RS232C プリンタ印刷機能」をインストールする必要があります。
※ CB-508 の測定器側コネクタから RS232C ケーブルが分岐した二股ケーブルが必要な場合は、弊社までお問い合わせください。
※ ケーブル長の延長は RS232C ケーブル側のみ可能です。

外部接続機器側のコネクタ種類変更
対応製品

変更後のコネクタ種類

型式コード

バラ線

－OC

BNC コネクタ－BNC

25 ピン(ミリねじ M2.6)オスコネクタ－25PM

25 ピン(インチねじ #4-40)オスコネクタ－25PI

CB-108/CB-118
CB-203/CB-208/
CB-528-RS*/
CB-718-RS*/CB-728-RS**

ケーブル長の延長は RS232C ケーブル側（※25 ピン オスコネクタ付属側）のみ可能です。

[型式の選択方法]

CB-□□□-○m-△△
外部接続機器側コネクタ種類の変更、RS232C ケーブル分岐をご希望される場合は、対応の型式コードをご記入ください。
例）-OC, -RS, -RS-25PM など (変更されない場合は記入不要です)
ケーブル長さの延長をご希望される場合は、お求めのケーブルの全体長さをご記入ください。
例）-4m, -7m など (変更されない場合は記入不要です)
ご希望のケーブルの型式をご記入ください。
型式例）CB-108 の長さを 4m 延長(全長 7m)、コネクタ種類を BNC コネクタに変更したい場合→ 型式：CB-108-7m-BNC
型式例）CB-203 の長さは標準の 3m のまま、コネクタ種類を 25 ピン(ミリねじ M2.6)オスコネクタに変更したい場合→ 型式：CB-203-25PM

5 / 72023/11/28

株式会社イマダ
通信ケーブル◇旧モデルフォースゲージ、トルクゲージ、アンプ用ケーブル
名前型式

対応機種

外部機器

用途・説明長さ

CB-101DS2アナログ機器(ペンレコーダ、 アナログ機器に接続し、オシロスコープ、電圧を出力します。
マルチメータなど)

CB-104

ZP
Z2
HTG2
DTX2

アナログ機器(ペンレコーダ、 アナログ機器に接続し、オシロスコープ、電圧を出力します。
マルチメータなど)

約 3m

CB-204

ZP
Z2
HTG2
DTX2

PC、PLC など

測定値の記録や外部機器からの測定器の設定を可能にします。外部機器接
続側コネクタ形状は DSub 9 ピン(メス)です。

約 3m

CB-301

DS2

ミツトヨ
デジマチックプリンタ

測定値の印刷を可能にします。

約 3m

CB-304

Z2
HTG2
DTX2

ミツトヨ
デジマチックプリンタ

測定値の印刷を可能にします。

約 3m

CB-501

ZP
Z2

電動計測スタンド
MX シリーズ
MH シリーズ

荷重値による動作制御・オーバーロード停止機能を有効化します。

約 1.2m

ZP
Z2

電動計測スタンド
MX シリーズ
MH シリーズ

フォースゲージ ZP/Z2 が電動スタンド MX と PCへ同時に接続可能になり、荷重値による動作制御・オーバーロード停止機能を有効化します。

CB-705FA Plus

電動計測スタンド
EMX シリーズ※Ver.2.0 未満

荷重値による動作制御・オーバーロード停止機
能・変位の出力を可能にします。

約 1.5mCB-704ZP
Z2

電動計測スタンド
MX2 シリーズ
EMX シリーズ※Ver2.0 未満

荷重値による動作制御・オーバーロード停止機能を有効化します。

約 1.5mFA Plus

電動計測スタンド
MX2-FA シリーズ
EMX シリーズ※Ver.2.0 以上

荷重値による動作制御・オーバーロード停止機
能・変位の出力を可能にします。

約 1m

アナログ
ケーブル

RS232C
ケーブル

写真

約 3m

デジマチックケーブル

CB-504

スタンド
オプション
ケーブル

CB-707

約 1.2m(ゲージ側)
約 2m(PC 側)※複数のケーブルを同一のコネクタで同時に接続することはできません。異なる 2 種類のケーブルを同時に使用する場合は特注で対応致します。

6 / 7
2023/11/28

株式会社イマダ
通信ケーブル[特注対応]-

複数のケーブルを同一のコネクタで同時に接続することはできません。異なる 2 種類のケーブルを同時に使用したい場合は特注で対応いたします。
長さの延長に限界があります。詳細はお問い合わせてください。

[注意事項]- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は、計測スタンド、フォースゲージ、ロードセル、トルク計の取り付け可能な組み合わせを保証するものではありません。取り付け可能な組み合わせにつきましては、各仕様書でご確認ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: https://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動 画がご覧頂けます。

7 / 7
2023/11/28