DIGITAL THERMOMETER MANUAL
注意

デジタル温度計

TC-850

取扱説明書

TC-850

取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

●お問い合わせは下記まで

2.プローブ使用上のご注意
・プローブにはそれぞれ使用限界温度が決まっていますので、その温度範囲を越えないようにしてください。
・プローブは非絶縁形ですから感電の恐れのある箇所の測定には使用しないでください。
・プローブの材質を腐食させる気体、液体または半固形物、半粘性物の測定は避けてください。
・プローブコネクタ部に上下から強い力を加え、曲げないようにしてください。
・測定プローブを曲げたり、落としたり、ぶつけたりしないよう充分に気を付けてご使用ください。
・表面形プローブを使用して表面温度を測定する場合、物体表面に垂直に当たるようにしてください。また油などを塗布し密着度をよくすると、正しい温度に近くなります。
・非金属の表面温度測定は熱伝導が遅いため、測定時間を長くとってください。
・測定後は、プローブを乾いた布などできれいに拭き取って保管してください。

本社

大阪
メールアドレス
ホームページ〒152‑0001
東京都目黒区中央町2‑37‑7
TEL:03‑3716‑5151(代)
FAX:03‑3710‑4552
TEL:06‑6538‑0365(代)
FAX:06‑6538‑0315
webtrade@line.co.jp
http://www.line.co.jp

a.測定方法1) 「POWER」ボタンを押して電源を入れてください。
2) 起動画面終了後、「SENSOR」ボタンを押してセンサタイプを、選択してください。
表示部の左下に、選択されたセンサタイプが表示されます。
3) 「プローブコネクタ接続部」にプローブを挿入してください。
4) 表示部に現在の測定温度が表示されます。

3.機能操作a.データホールド1) 測定中に「HOLD」ボタンを押すと、測定データが保持されます。
保持されている間は、表示部に HOLD と表示されています。
2) 再び「HOLD」ボタンを押すと、ホールド状態は解除され、現在の測定値が表示されます。
b.最大値・最小値計測
1) 測定中に「REC」ボタンを押すと、表示部に REC と表示され、データの記録を開始し、最大値と最小値を記録します。
2) 再度「REC」ボタンを押すと、測定が終了します。同時に、表示部に Max と表示され、最大値表示を保持します。さらに、「REC」
ボタンを押すと表示部に Min と表示され、最小値表示を保持します。
3） 「REC」ボタンを2秒以上押し続けると、通常の測定状態に戻ります。
c.リラティブ
1) 測定中に「RELATIVE」ボタンを押すと、キーを押す直前の測定値を基準にその後の測定値との差を表示します。
2) 再び「RELATIVE」ボタンを押すと、通常の測定値表示に戻ります。
d.オートパワーオフ
最終キー操作から約10分後に自動的に電源がOFFになります。
但し、データ記録中の場合は電源が自動的にOFFにはなりません。

プローブ
コネクタ接続部

表示部
℃
K

HOLD

SENSOR(熱電対種類選択キー)

RELATIVE

HOLD

REC.
MAX./MINREC

使用しません(リラティブ表示選択キー)

データ長

8 bit

パリティなしストップbit

1 bit

通信フォーマット
D15STX（ASCIIコード）

入 力 数

1D144（固定）

センサ種類

熱電対

D131（固定）

D12・D11

Annunciator for Display
℃=01

測定範囲

K：‑100.0 〜 +1300.0℃
J：‑100.0 〜 +1150.0℃
T：‑100.0 〜 + 400.0℃
E：‑100.0 〜 + 900.0℃
R：
0〜 +1700 ℃

D10Polarity
0 = Positive, 1 = Negative

D9

Decimal Point(DP), position from right to the left
0=NoDP, 1=1DP, 2=2DP, 3=3DP

式

K、J、T、E、R（スイッチボタンで切換）

測定周期約1秒（シリアル出力は表示更新と同期）

測定機能

データホールド、メモリ(最大値・最小値)
偏差データ

D8 〜 D1

Display reading D 8 = M S B , D 1 = L S B(例：1 2 3 4 = 0 0 0 1 2 3 4 ）表 示 部

液晶部：51mm×32mm
文字高：15mm

D0CR（ASCIIコード）

センサ用コネクタ

熱電対用ミニチュアコネクタ

通信機能

RS‑232シリアルインターフェイス

電006P乾電池

源

【例】
HEX

電池寿命

約43時間 (マンガン電池使用時)

消費電流

11mA

02 34 31 30 31 30 31 30 30 30 30 30 32 34

32 0d

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2

D1 D0℃
STX 410＋ DP
101

Display(value)
00000242CR※出力タイミングは、表示更新と同期しております。

使用温湿度範囲0〜50℃、80％RH以下

寸法・質量

195(H)x68(W)x30(D)mm、220g

付 属 品

取扱説明書：1部

7.アクセサリー（別売）・熱電対プローブ
・専用取込ソフト：UPCB‑01 VER.2・出力ケーブル

乾電池：1個UPCB‑02(RS‑232接続ケーブル)

能223
RSTPUT
OU

センサ種類

分解能

熱電対K型

0.1℃

熱電対J型

0.1℃

熱電対T型

0.1℃

熱電対E型

0.1℃

熱電対R型

1 ℃

電池ケース

温度範囲
‑100.0 〜 ‑

確度

50.1℃

‑ 50.0 〜 +1300.0℃±(0.2%+0.5℃)‑100.0 〜 ‑±(0.2%+1℃)

50.1℃‑ 50.0 〜 +1150.0℃±(0.2%+0.5℃)‑100.0 〜 ‑±(0.2%+1℃)

50.1℃‑ 50.0 〜 + 400.0℃±(0.2%+0.5℃)‑100.0 〜 ‑±(0.2%+1℃)

50.1℃‑ 50.0 〜 + 900.0℃
0+601

USB‑01(RS‑232→USB変換ケーブル・ドライバCD)

223
RSTPUT
OU±(0.2%+0.8℃)

600℃±(1%+5℃)〜 +1700℃±(1.5%+5℃)〜PC側
RS‑232±(0.2%+1℃)

1TC-850

OPEN

9600

2THERMOMETER

ボーレート

TC-850形

RS‑232出力
ケーブル接続口RELATIVE

Type K,J,R,E,T

通信設定(RS‑232)

様(本体）(MAX/MIN記録キー)
SENSOR

パソコンにて温度計本体の表示温度および表示温度変化グラフの確認を行えます。専用出力ケーブル(UPCB‑02,USB‑01,別売）を使用して、パソコンへの出力を行ってください。
※専用取込ソフト(UPCB‑01 VER.2,別売）もご用意しております。

5.製品仕様スタンド(ホールド機能キー)
POWER

湿気の多い場所、直射日光の当たる所、高温の所、振動の激しい所、ちり、ごみ、塩分、腐食性ガスの多い所での保管は避けてください。
また長期間使用しないときは電池を取り外してください。

性LINE SEIKI(電源)

6.RS‑232 PCシリアルインターフェイス

表示の左上に表示が点滅したら、電池を交換してください。
交換後、必ず電池カバーを閉めてください。

仕1.各部の名称および機能POWER

3.電池交換※ ローバッテリー表示が点灯した以降は測定精度を保証できませんので、速やかに電池を交換してください。

2.測定方法

ご使用上の注意

TC-8504.保管

この度は当社のデジタル温度計をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

1.本器使用上のご注意
・本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物体の近くで使用しないでください。
・本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・本器は防水形ではありませんので、水中や水のかかる場所での使用は避けてください。
・本器を直射日光、ほこり、高温多湿での使用、保管をしないでください。
・電池を確実にケースに入れて使用してください。
・長期間本器を使用しない場合は、電池を外して保管してください。
・本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。

DIGITAL THERMOMETER MANUAL

PC側
USB

本紙は2010年04月21日現在のものです。 4LU001B
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright C 2010,LINE SEIKI CO.,LTD.