校正と標準液

現場チェックに最適な小型テスター
pH電極のメンテナンス ～洗浄と保管～

校正についてpH電極は消耗品です

測定器は使用環境などにより数値のズレが生じてきます。校正とは標準液を使用しそのズレを正す作業のことで、定期的に行う必要があります。主にpH計は機種によって1点から5点校正まで行え、校正の点数が多いほど高い精度を発揮します。なお校正の頻度は使用環境や求める精度で異なりますが、最低でも月に1度は行って下さい。

pH電極は消耗・劣化するもので、使用環境や保管環境によりその早さは大きく異なります。
消耗・劣化に大きな影響を与えるのが①汚れ、②乾燥状態です。

標準液の有効期限と選び方

pH電極は汚れや液絡部の詰まりにより次第に正確な測定ができなくなります。一般的に使用後は精製水(または水道水)で洗浄しますが、測定環境によっては完全に除去できず劣化が促進されます。

標準液の多くは未開封で3～4年、開封すると3ヶ月が有効期限※1です。標準液にはボトル入りと1回使い切りの袋入りがあり、使用頻度が少ない場合や高い精度を求める場合には使い切りの袋入りがお勧めです。
なお一度使用した標準液は使い続けずに廃棄してください。

①汚れそれを最小限に抑えるために電極洗浄液での洗浄が大切です。電極洗浄液には強い効力があり、汚れや付着物を除去します。汎用タイプの他、用途別にご用意しています。

pHとEC標準液の種類※電極洗浄液を使用してもpH電極自体の経時劣化を防ぐことはできません。

一般的なスタンダードタイプのほか、必要に応じて証明書付き(英文)もご利用ください。ハンナのpHやEC標準液はNIST規格に基づいており、高品質のものをご提供しています。標準液のSDSは弊社HPでご覧いただけます。

②乾燥状態
電極保存液での保管が大切です。電極保護キャップに少量の電極保存液を入れキャップをすることで湿った状態を保てます。なお保管期間が長いと電極保存液は蒸発/結晶化するため、定期的に補充を行ってください。※pH電極は純水や精製水に浸けての保管は絶対に避けてください。

pH
一般的なスタンダードタイプ(500mLボトル入り)

1回使い切りのスタンダードタイプ(20mL×25袋入り)
品番

標準液値

pH4.01価格(税抜)2,000円HI 70004P

pH4.01価格(税抜)
4,900円pH6.862,000円HI 70006P

pH6.864,900円pH7.012,000円HI 70007P

pH7.014,900円HI 7009L

pH9.182,000円HI 70009P

pH9.184,900円HI 7010L

pH10.012,000円HI 70010P

pH10.01

4,900円

品番

標準液値

HI 7004L
HI 7006L
HI 7007L

証明書付きのテクニカルタイプ(500mLボトル入り)

pH電極のメンテナンスはとても大切です
電極洗浄液での洗浄と電極保存液での保管でpH電極の寿命は大きく異なります。特に食品/乳製品、ワイン、農業(土壌や養液)、強酸/強塩基、汚泥水などは電極への負担が大きく頻繁な洗浄が必須です。
電極保存液はすべてのpH電極に対して必要になります。洗浄液と保存液は標準液とワンセットでご用意いただくのがベストです。
ボトル入り

袋入り(20mL)

証明書付きのテクニカルタイプ(20mL×25袋入り)

HI 5001

pH1.003,950円HI 50001-02

pH1.006,800円HI 5016

pH1.686,100円HI 50016-02

pH1.686,800円HI 5002

pH2.003,950円HI 50002-02

pH2.006,800円HI 5003

pH3.003,950円HI 50003-02

pH3.006,800円HI 5004

pH4.013,950円HI 50004-02

pH4.016,800円HI 5005

pH5.003,950円HI 50005-02

pH5.006,800円HI 5006

pH6.003,950円ーーー

HI 5068

pH6.86

3,950円HI 50068-02

pH6.866,800円HI 5007

pH7.013,950円pH7.016,800円HI 5074

pH7.414,500円HI 50007-02
ーーー

HI 5008

pH8.003,950円

ーーー

袋入りタイプの使用例

ORP（酸化還元電位）

HI 5009

pH9.003,950円HI 50009-02

pH9.006,800円HI 5091

pH9.183,950円HI 50091-02

pH9.186,800円HI 5010

pH10.01

3,950円HI 50010-02

pH10.016,800円HI 5011

pH11.00

3,950円HI 50011-02

pH11.00

HI 5012pH12.00

3,950円HI 50012-02

ORP溶液(500mLボトル入り)

230mLボトル入り(税抜価格)(税抜価格)

HI 7061L(2,300円)

HI 7061M(2,000円) HI 700661P(6,200円)

たんぱく質の除去用

HI 7073L(4,900円)

HI 7073M(4,200円)－

無機質の除去用HI 7074L(4,900円)

HI 7074M(4,200円)－

油脂分の除去用HI 7077L(4,900円)

HI 7077M(4,200円)

－

用途

500mL
ボトル入り

使い切りの袋入り
20mL×25袋

食肉の油脂分(酸性)の除去用

HI 70630L

HI 700630P

食肉の油脂分(アルカリ性)の除去用

HI 70631L－

ワインの沈着物の除去用

HI 70635L

HI 700635P

ワインの染みの除去用

HI 70636L

HI 700636P

牛乳の沈着物の除去用

HI 70640L

HI 700640P

乳製品の沈着物の除去・消毒用

HI 70641L

HI 700641P

HI 70642L

HI 700642P

6,800円HI 7021L

240±50mV

4,700円チーズの沈着物の除去用

pH12.00

6,800円HI 7022L

470±50mV

4,700円

ヨーグルトの沈着物の除去・消毒用

HI 70643L

HI 700643P

HI 7091L

還元用前処理液

4,200円無機土の沈着物の除去用

HI 70663L

HI 700663P

HI 7092L

酸化用前処理液

4,200円

腐植土の沈着物の除去用

HI 70664L

HI 700664P

塩分の沈着物の除去用

HI 70670L

HI 700670P

価格(税抜)

各5,400円

各6,200円

pH12.45

HI 5013pH13.00

3,950円HI 50013-02

pH13.00

6,800円EC（導電率）
1回使い切りのスタンダードタイプ(20mL×25袋入り)

HI 7033L

84μS/cm価格(税抜)
2,000円

品番ー標準液値
ー

価格(税抜)
ーHI 7031L

1413μS/cm

2,000円HI 70031P

1413μS/cm

4,900円HI 7039L

5000μS/cm

3,800円HI 70039P

5000μS/cm

4,900円HI 7030L

12.88mS/cm

2,000円

4,900円HI 7034L80.00mS/cm

4,400円HI 70030P 12.88mS/cm
ーー

HI 7035L 111.80mS/cm

3,700円ーーー※1 pH3.00～10.01以外のpH標準液は開封後1ヶ月以内で、できる限り早くお使いください。
※ 上記以外にも標準液は多数ご用意しています。詳細は弊社HPをご覧ください。「ハンナジャパン」で検索

使い切りの袋入り
20mL×25袋

汎用タイプ

200～275mVHI 50124-02

ー

500mLボトル入り

HI 7020L

3,950円

標準液値

用途価格(税抜)
4,700円pH12.45

電極保存液の使用例

電極保存液

検証値

HI 5124

品番

電極洗浄液

品番

6,800円

一般的なスタンダードタイプ(500mLボトル入り)

pH電極は長く乾燥させると消耗・劣化を早め校正や測定が行えなくなります。そのため使用後はボトル入り

500mL

230mL

電極保存液

HI 70300L

HI 70300M価格(税抜)

2,000円

1,850円電極洗浄液の使い方
電極洗浄液を容器に採りpH電極先端部を3、4cm浸けます。
(袋入りタイプの場合は電極を直接袋の中に入れます)HI 7061(汎用タイプ)は約30分、その他は約15分間です。
その後、精製水で十分に濯ぎ電極保存液に約1時間浸けます。
このように汚れや付着物を除去し電極の状態を整えることで高い精度や反応速度を得られます。

ボトル入り

1回使い切り袋入り(20mL)