疲労軽減 〜 高精度の追求

電動ピペットMPA シリーズ

電動だから・・・正確 ! スピーディ! 疲れない !
高精度

速い

電動なのに・・・軽い! 壊れにくい! 安心価格!
ワイドレンジ

5段階スピード設定
粘度あるサンプルなども、設定した一定スピードで正確に吸引・吐出可能

個人による分注量のばらつきを減少

設定した量を正確に吸引・吐出高い再現性を確保

連続分注（MPA-10000は最大99回）によりモデル／容量範囲

MPA-100.5〜10.0μL

作業効率アップ

100μL 分注性能比較

MPA-20

疲労軽減、らくらく操作

2.0〜20.0μL

親指でピストンを上下させるのではなく、人差し指によるボタン操作
1000μL 分注性能比較

親指が痛くなるのは・・・

MPA-200
10〜200μL

MPAシリーズは人差し指でらくらく操作

MPA-1200
100〜1200μL

吸引・吐出動作キー

左手でも使用可能
ピストンの重さよりも、長いストローク量の操作の繰り返す事による

MPA-10000

有機溶剤・酸性にも強い0.1〜10.0mL

有機溶剤の使用に耐える設計
●

●

簡単設定

揮発性ガスが接触する部分はフッ素樹脂（PVDF）を使用

・・

見やすい表示画面とボタン配置

ピストン部には耐酸性・耐薬品性に優れたフッ素系グリースをコーティング選べる充電方法

付属のUSBケーブルによる充電（充電中も使用可能）
コンパクトな充電ハンガー／充電スタンド

衝撃プロテクター

特許申請中

便利なモード本体の破損を防ぐ衝撃プロテクター● MD（連続分注）
モード： 1回の吸引で、等量分注が可能（MD：Multiple Dispensing）

AX-HA-CHG（別売品）

滅菌処理

● MIX
（混合）
モード：ワンプッシュで設定した容量╳回数でピペッティング● AUTO＋MIX（分注混合）
モード： 分注後に続けて混合（撹拌）他社製チップ使用可能

オートクレーブ可能なロアパーツ● SA（逐次吸引）
モード： 異なる液体を、設定した容量で吸引した後、全量吐出（SA：Sequential Aspirating）

ホームページのチップ適合表をご覧ください。

● SD（逐次排出）
モード： 同一サンプルを異なる容量に分注（SD：Sequential Dispensing）

aandd

ピペットの自主管理に● ブローアウト動作／リバース動作も各モードごとに設定可能です。

検索

マイクロピペット点検・検査用機器

便利な機能● ピペット管理ツールは、ピペットご使用者自身による日常点検・定期検査を可能にします。
特許申請中● ピペット出荷時の校正証明書発行の他、ご使用中のピペットについても検査・校正を承ります。

● 捨て分注不要！
：プレディスペンス機能
独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要● 使用現場で校正：ユーザーCAL機能・日常的にマイクロピペットの精度を維持管理・使用されるチップと被分注液体を利用した校正が可能＊1＊2＊1 ピペット容量テスター または天びんが必要になります。＊2 出荷時に、精度を確認できる成績書を添付しています。

● 粉体と液体の混合に便利：質量（mg）
による校正・表示機能

安心の3 年保証
リークテスター AD-1690

ピペット容量テスター AD-4212B-PT

ピペット管理ツール AD-1695※ ピペットの運用・管理方法について、使用現場でのSOP作成についてもご相談を受付けています。また、天びん・はかりを含めた定期点検・JCSS校正証明書発行も承っております。

仕様
モデル

MPA-10

MPA-20

MPA-200

MPA-1200

容量範囲

0.5〜10.0μL

2.0〜20.0μL

10〜200μL

100〜1200μL

容量性能

1.0μL

10.0μL

2.0μL

20.0μL

10μL

200μL

2.5％

0.4％

2.5％

0.4％

1.0％

0.15％

MPA-10000
0.1〜10.0mL

100μL

1200μL

1.0mL 5.0mL 10.0mL

0.6％

0.15％

0.6％

正確さ
再現性（CV）

0.15％ 0.15％
0.1mL

最小可変容量

0.1μL

1μL

動作モード

標準モード
（AUTO）、連続分注モード（MD）、混合モード（MIX）、システム設定モード
（SYS）
9種類

プログラムメモリ

5段階調整

分注スピード高性能ステッピングモータ

ピペット駆動方式

10分後に自動電源オフ

省エネルギー設定
最大分注回数（フル充電にて）

約1,800回（標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて）充電時間

約5時間／100%チャージ

ACアダプタ＊1（バッテリ充電器と兼用）

AC100V 50/60Hz

オートクレーブ処理

DC 5V （標準付属品）

ロアパーツのみ可能

使用環境温度

15℃〜30℃

使用環境湿度85%RH 以下

バッテリ

リチウムイオン電池 3.7V/920mAh

全長約280mm（バッテリを含む）
本体質量

約150g

材質

約160g

約170g

約190g

ピペット本体（ABS）、イジェクタ（PP、グラスファイバー20％）、チップホルダ（PVDF）、ピストン（MPA-10000以外：SUS、MPA-10000：PVDF）

標準付属品

取扱説明書、
簡易操作ガイド、成績書、MPA用バッテリ、マルチプラグ付ACアダプタ（兼充電器）、
電源ケーブル、・MPA-10/20/200/1200：10/20μL用╳1本、200μL用╳1本、1200μL用╳1本・MPA-10000：10mL用╳1本）、チップ（ネームステッカー

標準価格（税抜）¥38,000

JANコード

4981046608961

4981046608978

4981046608985

4981046608992

4981046618083＊1 充電用。なお、充電中も使用することができます。

別売品〈 全製品共通 〉
AX-ST-ACR
AX-ST-SUS
AX-ST-CH-M4
AX-ST-CH-A1
AX-HA-CHG
AX-HA-STD〈 各モデル用 〉¥9,800（税抜）
アクリルスタンド¥4,500（税抜）
ステンレススタンド（税抜）
充電スタンド（4台掛け） ¥36,000¥12,000（税抜）
充電スタンド（1台用）¥5,000（税抜）
充電ハンガー（税抜）
ピペットハンガー〔非充電〕¥1,000

AX-LOW-10
AX-LOW-20
AX-LOW-200
AX-LOW-1200
AX-LOW-10000
AX-FILTER-10ML
AX-BOX-200A
AX-BOX-1200A
AX-BOX-200B
AX-BOX-1200B
AX-CART-10/20¥6,000（税抜）
MPA-10用ロアパーツ¥6,000（税抜）
MPA-20用ロアパーツ¥6,000（税抜）
MPA-200用ロアパーツ¥6,000（税抜）
MPA-1200用ロアパーツ¥6,000（税抜）
MPA-10000用ロアパーツ¥3,000（税抜）
MPA-10000用フィルタ（100個入り）¥5,200（税抜）
空ボックス（ロック付き）10/20/200µL用¥5,200（税抜）
空ボックス（ロック付き）1200μL用¥900（税抜）
空ボックス（ロックなし）10/20/200µL用¥900（税抜）
空ボックス（ロックなし）1200μL用
交換カートリッジ 10/20µL用（96本入り）
10セット ¥6,500（税抜）

AX-ST-SUS
3本まで設置可能

AX-ST-ACR
2本まで設置可能

AX-KO4730-10（税抜）
充電スタンド連結用ケーブル10cm（AX-ST-CH-A1に付属） ¥1,000
AX-KO4835-180 電源ケーブル 1.8m
¥1,000（税抜）（標準付属品）AX-BAT-MPA¥3,000（税抜）
MPA用バッテリ（標準付属品）AX-TB265¥4,500（税抜）
マルチプラグ付きACアダプタ（標準付属品）
AX-PAD-MPA（税抜）
ピペット肘置きクッション（4枚入セット NBR・ポリウレタン製）¥4,500
AX-HOLDER-SET 天びん・MPA用サンプルホルダー¥3,500（税抜）

AX-LOW-10/20/
200/1200/10000

AX-BOX-200A

AX-CART-200¥6,500（税抜）
交換カートリッジ 200µL用（96本入り）
10セット
AX-CART-1200（税抜）
交換カートリッジ 1200µL用（96本入り）
10セット ¥6,500
AX-BULK-10ML-A 10mLチップ¥5,000（税抜）（イジェクト可能 250本/袋）
AX-BULK-10ML-AS 10mL滅菌チップ（税抜）（イジェクト可能 個装袋）
50本入り ¥8,500※
AX-BULK-10ML-B 10mLチップ¥7,000（税抜）（目盛り付き 200本/袋）（目盛り付き 個装袋）
50本入り※
AX-BULK-10ML-BS 10mL滅菌チップ¥8,000（税抜）（イジェクト可能 36本入り） ¥4,000
AX-BOXT-10ML-A 10mLチップ ボックス
（税抜）
（イジェクト可能 36本入り） ¥4,500
AX-BOXT-10ML-AS 10mL滅菌チップ ボックス
（税抜）※
AX-BOXT-10ML-B 10mLチップ ボックス
（目盛り付き 25本入り）¥2,000（税抜）※ ¥2,200
AX-BOXT-10ML-BS 10mL滅菌チップ ボックス
（目盛り付き 25本入り）（税抜）※ MPA本体のイジェクタでの取り外しはできません。

AX-CART-10/20

AX-BOX-200B

AX-CART-200

AX-CART-1200

AX-PAD-MPA

AX-BOXT-10ML-B
AX-BOXT-10ML-BS

AX-TB265

AX-ST-CH-M4
幅195╳奥行195╳高さ350mm

AX-ST-CH-A1

AX-KO4730-10

株式会社

AX-HA-CHG

AX-BAT-MPA

安全上のご注意本社：〒170-0013 東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁 目 2 3 番 1 4 号
TEL.03-5391-6128（直）FAX.03-5391-6129
TEL.011-251-2753（代）FAX.011-251-2759
TEL.022-211-8051（代）FAX.022-211-8052
TEL.028-610-0377（代）FAX.028-633-2166
TEL.048-592-3111（代）FAX.048-592-3117
TEL.045-476-5231（代）FAX.045-476-5232
TEL.054-286-2880（代）FAX.054-286-2955
TEL.052-726-8760（代）FAX.052-726-8769
TEL.06-7668-3900（代）FAX.06-7668-3901
TEL.082-233-0611（代）FAX.082-233-7058
TEL.092-441-6715（代）FAX.092-411-2815■札 幌 出 張 所■仙 台 出 張 所■宇都宮営業所■東京北営業所■東京南営業所■静 岡 営 業 所■名古屋営業所■大 阪 営 業 所■広 島 営 業 所■福 岡 営 業 所

http://www.aandd.co.jp

AX-KO4835-180● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階☎：044-738-0622
FAX：044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
●本カタログの内容は2016 年 7月 現在のものです。

＊MPA 2-ADJC-06-PR4-16700