ポータブル形超音波流量計 Portaﬂow-C

バッテリ駆動でいつでも手軽に測定可能。
携帯できる約1kgのハンディタイプ
検出器はベルトで簡単に着脱可能
消費熱量演算機能付き「2018 年度グッドデザイン賞」を受賞しました（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）

21A1-J-0009e

設備の稼働中に手早く測定できる、ハンディタイプの流量計
配管 の 外 側 から検 出 器を取り付 けるクランプオン形 な ので、測定 時 に設 備 の 稼 働を止 める必 要 はありません。
わずか1kgのハンディタイプ、しかも検出器はベルトで配管に取り付けられるので、必要 な 時 に必 要 な 箇 所をすぐに測 定できます。
12345678271092811121329141520302416251726181922

表示部

231

時計SDメモリカード

3

測定モード

94

アナログ入出力10 測定画面の切替

使用状態

11 単位8クイックロガ

15 電源のON/OFF

起動・停止

16 表示のバックライトの測定種類

超音波受信信号12 積算リセット

インジケータ13 積算の状態表示

6

バッテリ残量表示

14 状態表示7

作業中サイト名

ON/OFF
17 表示画面のプリントアウト

またはSDメモリカードへの保存
18 充電中：点灯 /充電終了：消灯
19 電源ケーブル

接続時：点灯20

アップキー（カーソルの上移動）

2

変 換 器：FSC

操作部

2

5

21

側面部
ダウンキー

21

（カーソルの下移動）
レフトキー

22

（カーソルの左移動）
ライトキー

23

（カーソルの右移動）
24

ESC

エスケイプキー（設定中止キー）
25

ENT

エントリーキー（セットキー）
26

MENU

メニュー画面表示キー27 下 流側検出器のコネクタ
28 上流側検出器のコネクタ
29 アナログ入出力コネクタ（キャップ付）
30 D C12V電源コネクタ（キャップ付）

用途に合わせて、測定方法と検出器が選べます
伝 搬 時 間 差方式：V法対応する検出器

測定原理

外観
センサ1

形式

適用配管口径［V 法］

流体温度

FSSD

13〜100mmに対応−40〜100℃

FSSC

50 〜 600mmに対応−40 〜 120℃

大口径用

FSSE

200〜 3000mmに対応−40 〜 80℃

高温用

FSSH

50〜 250mmに対応−40 〜 200℃

形式

適 用 配 管 口 径［Z 法］

流体 温 度

FSSD

150〜300mmに対応−40〜100℃

FSSC

200〜 1200mmに対応−40 〜 120℃

大口径用

FSSE

200〜 6000mmに対応−40 〜 80℃

高温用

FSSH

150 〜 400mmに対応−40 〜 200℃

センサ2

小口径用

流れ

配管の外側に取り付けたセンサにより、伸縮レール形↓レールを伸ばしたとき上流側と下流側から斜めに超音波パルスを伝搬させ、流れにより生じる時間差センサ1
センサ2を検出して流量を測定します。
流れセンサ1
流れ伝 搬 時 間 差方式：Z法

センサ2

測定原理

センサ1センサ2対応する検出器
外観

センサ1流れ流れ

小口径用
センサ2センサ1

流れ気泡
反射
配管の外側に取り付けたセンサにより、伸縮
レール形↓レールを外して使 用上流側と下流側から斜めに超音波パルセンサ2
スを伝搬させ、流れにより生じる時間差流速センサ2
センサ1センサ1を検出して流量を測定します。

取 付 位 置 が 充 分 に確 保できな いとき、
流れ濁度が高い流体の測定などのときに使センサ1
配管壁

中央

用します。

配管壁

流れセンサ2

反射

気泡

センサ2

流速センサ2センサ1
パルスドップラ方式

配管壁

測定原理
中央

パルスドップラ方 式の検出器により流 速分布をリアルタイム表 示対応する検出器

配管壁

外観形式

適用配管口径流体 温 度小形

FSDP2

40 〜 200mm−40 〜100℃

中形

FSDP1

100 〜 400mm−40 〜 80℃

大形

FSDP0200 〜 1000mm−40 〜 80℃

センサ1
流れ反射気泡センサ2
流速センサ2

配管壁センサ1

中央

配管壁

超音波パルスを液体中へ送信し、液体中の気泡やパーティクル等の反射体からのエコーのドップラ周波数が流速で変化することを利用して流速分布を測定します。

3

コンパクトなボディに、使いやすさのための機能を豊富に搭載。
携帯し設備の各所で手軽に測定

消費熱量演算機能を内蔵

バッテリ駆動のハンディタイプだから、必要な時に必冷 暖 房 設 備で 液 体 により授 受される熱 量を測 定 する要な箇所で測定が可能です。

機能です。
「送り側の熱媒体の温度」「返り側の熱媒体の温度」を測定して、消費熱量を演算します。
出力信号：DC4 〜 20mA 1点
消 費され た 熱 量
q = K・Q・（T 1‒ T2）
K：熱 量 換 算 係 数（暖 房 用 K = 4. 12 3）

変換器温 度センサ
T1：送り側の熱媒体の温度

負荷

熱源変換器
検 出 器（形 式：FS S）
温 度センサ
T2：返り側の熱媒体の温度

Q：熱 媒 体の流 量

流速分布をリアルタイムに観測可能（オプション）

SDカード保存データはパソコンで再生可能

別売品のパルスドップラ用検出器（形式：FSD）
を使え

USBポートでパソコンに接続すれば、SDカードのデー

ば、配管内の流れの状態がリアルタイムでわかり、配タはパソコンで操作可能です。

管内の流れ診断や研究室での試験に活用できます。
ローダソフトウェア標準添付
パラメータ設定画面
各種パラメータ設定はパソコンでも可能です。
流量測定
トレンド画面
配管内流速分布画面

流速分布表示

機動力を発揮するキャリングケース付き
必 要 な 関 連 機 器をまとめて持ち運 べる専 用ケースをご用意。下記の機器︎類がすっきり収まります。
● 本体
（変換器）

● AC電源アダプタ● 検出器（FSSCまたはFSSD）● 電源コード● 音響カプラ（シリコングリース）● 取付ベルト● 専用信号ケーブル● USBケーブル● アナログ入出力コード● CD-ROM（取扱説明書, ローダソフト）● ストラップ

キャリングケースの内部
4見やすさを追求した大型液晶表示
・明るさが2倍＊1、視野角が80度に拡大＊2＊1＊2

コントラスト比を前モデルと比較
上下左右の全てが80度

前モデル

検出器はベルトで配管に簡単取付

NEW

新モデル

・設定によりさまざまな表示が可能

工具を使わず布ベルトで取り付け、取り外しできるので、測定したい箇所の流量をすぐに測定できます。

SDカードに長時間の測定データを保存
測定データ（瞬時値、積算値など）を設定した一定周期でSDカードに自動的に保存できます。また、USBポートの使用によりパソコンとの接続が可能になります。
例：‌512MBの場合、約2年分の測定データを保存（保存周期30秒、保存データ種類14種類の場合）
SDカードは最大容量8GBまで使用可能です。
キャップ
USBポート

受信波形表示ロガデータ

SDメモリカードスロット

・英語・中国語・ドイツ語などの表示も可能

さ らに使いやすさを追求 （オプション）・ハンドストラップ
片手で持ちやすくなり安定した姿勢で測定が可能です。

内蔵バッテリで連続12時間動作
フル 充 電 後12時 間 駆 動 することから、屋 外 等で の 長時間の測定作業でも安心です。

デ ータを手軽に出力できる専用プリンタ（オプション）

本体の上部に取り付けられる小形プリンタで、いつで・スタンドもどこでもデータの画面をプリントできます。

表示部の視認性が向上します。

ハンドストラップとスタンドは同時には取付けられません。

5使用例
工場ユーティリティの水流量測定
工 業 用 水 の 使 用 水 量を測 定し、工 場 棟ごとや日、月ごとに「見える化」。
実態を把握し、適正な稼働状態へと水量を見直すことで使用水量の削減が可能です。
使用水量の「見える化」
使用水量

必要な時に必要な箇所で測定が可能

C棟

B棟
主配管
1234567A棟

89B棟

10（日数）
C棟

A棟

スプール形
超音波流量計冷暖房施設のカロリー計算
冷暖房施設の液体（水）により授受される消費熱量を演算します。

温度センサ
TS：送り側の熱媒体の温度熱源

アナログ出力（DC4 ～ 20mA）1点（いずれか）①熱媒体の流量②消費熱量変換器

シリアル通信（USBポート）

変換器
検出器

温度センサ

TR：返り側の熱媒体の温度負荷

Q：熱媒体の流量

腐食性流体の測定

運転モードは冷房運転モード、暖房運転モード、冷暖房自動切換モード

食品製造ラインでの洗浄水流量測定

ガラス管・金属管・プラスチック管でも測定が可能です。

機械式やコリオリ式に比べ設置が簡単で、メンテナンスの手間が少なくてすみます。

製造装置
強アルカリ

6

強酸

配管内洗浄水形式指定
5F S C S

番号に沿って□内を埋めると、商品の形式になります。
6789 10 114 -4067F S S

変換器
桁

589 101 -検出器（伝搬時間差用）
内 容コード変換ユニット（5桁目）
5基本システム
基本システム＋プリンタ
流速分布計測（6桁目）
6なし
あり（別途流速分布測定用検出器が必要）
電源アダプタ（7桁目）
AC電源用＋電源コードAC125V（日本、北米用）
7AC電源用＋電源コードAC250V（欧州、韓国用）
AC電源用＋電源コードAC250V（中国用）
8 改良記号（8桁目）
SDメモリカード（9桁目）
9なし
あり（512MB）
製本取扱説明書／言語（11桁目）
なし（出荷時の表示言語：英語）
11 付き／日本語（出荷時の表示言語：日本語）付き／英語（出荷時の表示言語：英語）
付き／中国語（出荷時の表示言語：中国語）

1
201A
B
C
401Y
JEC

桁内 容

コード種類（4桁目）
伸縮レール形検出器
口径50 〜 1200mm
4小口径用検出器
口径13 〜 100mm
大口径用検出器
口径200 〜 6000mm
高温用検出器口径50 〜 400mm
ガイドレール（5桁目）
5標準
ロングタイプ（4桁目Dの場合）
取付ベルト（6桁目）※1なし
ステンレスベルト（口径300mm以下）
6プラスチック布ベルト（口径300mm以下）SUSネジ締めベルト（口径600mm以下）
ワイヤ（口径1500mm以下）
ワイヤ（口径6000mm以下）
音響カプラ（7桁目）
なし
7シリコンフリーグリース
シリコングリース※2
高温用グリース（4桁目Hの場合）
8 改良記号（8桁目）
防水処理（9桁目）*5日間の冠水に耐える構造
9なし*あり（信号ケーブル10m付）4桁目C, Eの場合
タグ銘板（10桁目）
10 なし
ステンレスタグ付 ( TAG番号の指定が必要)

C
D
E
H
13
Y
A
B
C
D
E
Y
B
C
D
1Y
B
Y
A

※1 6桁目の取付ベルトは下表により選定してください。

変換器
（FSC）

口径300mm以下

口径600mm以下

口径1200mm以下

V法
Z法

AまたはBまたはC
C

C
D

D
D

形式4桁目
形式6桁目
YA
B
C
D
E

納入範囲
ユニット名

取付方法

納入品
1. 変換ユニット
2. AC電源アダプタ（電源コネクタ変換コード付）
3. 電源コード
4. アナログ入出力コード（1.5m）
5. USBケーブル（1m）6. キャリングケース
7. ストラップ
8. 専用信号ケーブル（5m×2本）
9. C D-ROM（取扱説明書, パソコン用ローダソフトウェア）

CDEH○○
○○
○

○
○
○
○

○

○
○
○

○
○

○：選定可能※2 ‌音響カプラは通常シリコングリースを選択してください。チューブ入り（100g）が添付されます。

検出器（パルスドップラ方式：流速分布測定用）
形 式
FSDP20Y1
FSDP10Y1
FSDP00Y1

仕 様小形検出器（口径40 ～ 200mm用）
中形検出器（口径100 ～ 400mm用）
大形検出器（口径200 ～ 1000mm用）

オプション（形式指定による）
1. SDメモリカード（512MB）
2. プリンタ（ロール紙1巻付き）
3. 製本取扱説明書
伝搬時間差用検出器（FSS）

1. 検出器ユニット
2. 信号ケーブル変換コード（FSSEの場合に付属）
3. 取付ベルト／ワイヤ（形式指定による）
4. シリコングリース（形式指定による）

パルスドップラ用検出器（FSDP）

1. 検出器ユニット
2. 取付ベルト／ワイヤ
3. シリコングリース（100g）

パソコン用ローダソフトウェアはホームページよりダウンロードできます。
www.fujielectric.co.jp/products/instruments/

7

仕様
適用流体

超音波が通る均一な液体
水、温水、蒸留水、アルコールなど

適用配管内径13 〜 6000mm（検出器による）シリアル通 信伝送データ
（瞬時値、積算値等 SD カードの保存データ）
USB ポートを使用
伝送距離：最大 3m

機能

ダンピング時定数（0 〜 100 秒）
瞬時値表示（10 桁）各種流量単位設定可能
積算表示（10 桁）各種流量単位設定可能
消費熱量演算自己診断（バッテリ低下、センサからの受信波診断）
フラッシュメモリ（配管、流体、センサ等の測定パラメータ）
登録サイト数 32 ヶ所
ゼロ調整（セットゼロ / クリアゼロによる）グラフ表示、波形表示
日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語表示
正逆流量測定低流量カット（0 〜 5m/s）

オプション

プリンタ： 画面ハードコピー、定周期プリント、ロガデータプリント
流速分布測定用検出器：瞬時値、平均値の流速分
布表示

測定流体温度
0 〜± 32m/s（最小± 0.3m/s）

測 定 流 速レンジ
測定精度

± 1.0% of rate（口径・流速による）演 算・出 力 周 期

1秒

測線

伝搬時間差式（1 測線）

表示器

カラー TFT LCD（バックライト付）

アナログ出 力 信 号 1 点：DC4 〜 20mA
アナログ入 力 信 号

2 点： DC4 〜 20mA（2 点）または
DC4 〜 20mA（1 点）＋ DC1 〜 5V（1 点）

電源電圧

内蔵バッテリ（満充電で連続 12 時間動作）

変換器構造

IP64（プリンタなしの場合）

変換器寸法

210 × 120 × 65mm（プリンタなしの場合）

変換器質量

約 1kg

SDカード

512MB で約 2 年分のデータ保存、最大 8GB外形図
変換器

FSCS1

プリンタ付変換器
120±1.8

FSCS265±1.8

プリンタ
120±1.865±1.82-M4，深5（両側）

DC12V

DC12V

アナログ入出力

アナログ入出力
DC電源入力DC電源入力SDメモリカード
スロット

センサ入力（上流側）

AI/AO

センサ入力（上流側）

SENSORDOWNSTREAM
UPSTREAMSENSOR

センサ入力（下流側）

AI/AO

210±2.5

UPSTREAMDOWNSTREAM

センサ入力（下流側）

約320±4.5

2-M4，深5（両側）電源スイッチ

電源スイッチSDメモリカードスロット

USB接続口

USB接続口

USB

USB

安全に関するご注意＊このカタログに掲載されている商品をご使用の際には、事前に取扱説明書をかならず、お読みください。

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
www.fujielectric.co.jp

https://ureruzo.com
本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

https://satosokuteiki.com/
Printed in Japan 2019-5/5 FOLS