DIGITAL Humidity/Temp. METER MANUAL
注意

デジタル温湿度計

TH-3000

取扱説明書

TH-3000

取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

●お問い合わせは下記まで

本社

大阪
メールアドレス
ホームページ・本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物体の近くで使用しないでください。
・本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・本器は防水形ではありませんので、水中や水のかかる場所での使用は避けてください。
・本器を直射日光、ほこり、高温多湿での使用、保管をしないでください。
・電池を確実にケースに入れて使用してください。
・長期間本器を使用しない場合は、電池を外して保管してください。
・本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。

1.測定方法1) 「プローブ接続部」にプローブを挿入してください。
2) 「POWER」ボタンを押して電源を入れてください。
3) 起動画面終了後、表示部に現在の測定湿度および温度が表示されます。

a.データホールド1) 測定中に「HOLD」ボタンを押すと、測定データが保持されます。保持されている間は、表示部に"HOLD"と表示されています。
2) 再び「HOLD」ボタンを押すと、ホールド状態は解除され現在の測定値が表示されます。
b.最大値・最小値計測
1) 測定中に「REC」ボタンを押すと、表示部に"REC"と表示されデータの記録を開始し、最大値と最小値を記録します。
2) 再度「REC」ボタンを押すと、測定が終了します。同時に表示部に"MAX"と表示され、最大値表示を保持します。
さらに、「REC」ボタンを押すと表示部に"MIN"と表示され、最小値表示を保持します。記録し直したい場合は「HOLD」ボタンを押すと、表示部に"REC"と表示され、データの記録を開始します。
3) 「REC」ボタンを2秒以上押し続けると、通常の測定状態に戻ります。

湿度：高精密薄膜静電容量センサ
温度：サーミスタ

電池カバーを開ける

測定周期約0.8秒（シリアル出力は表示更新と同期）

測定機能

データホールド、メモリ(最大値・最小値)

表 示 部

液晶部：51mm×32mm

通信機能

RS‑232シリアルインターフェイス

電単４乾電池×６個

源

消費電流10mA以下

使用温湿度範囲

0〜50℃
本体：80％RH以下

電池を入れる

7.保管
湿気の多い場所、直射日光の当たる所、高温の所、振動の激しい所、ちり、ごみ、塩分、腐食性ガスの多い所での保管は避けてください。また長期間使用しないときは電池を取り外してください。

プローブ：95％RH以下

本体：200(H)x68(W)x30(D)mm 質量：約290g(電池含む)
電極：φ26mm×200mm(先端部：φ15mm) 質量：約80g
センサプローブ：1本 乾電池：６個
取扱説明書：1部

寸法・質量
付 属 品

8.アクセサリー（別売）・出力ケーブル
UPCB‑02(RS‑232接続ケーブル)

5.RS‑232 PCシリアルインターフェイス

c.オートパワーオフ

温湿度計の表示データを、パソコンに出力可能となっています。専用出力ケーブル(UPCB‑02,USB‑01,別売)を使用して、パソコンへの出力を行ってください。

223 T
RSTPU
OU

通信設定(RS‑232)

本体正面

本体裏面

プローブ

プローブ先端部

プローブ接続部

9600
なし

プローブプラグ

D144（固定）D10
D9D8 〜 D1

プローブ持ち手

D0

223 T
RSTPU
OU

1ラベル

電源ボタン

USB‑01(RS‑232→USB変換ケーブル・ドライバCD)

2

ホールドボタンPC側
RS-232

湿度(上段表示)=1
温度(下段表示)=2
Annunciator for Display℃=01 ％RH=04
Polarity
0 = Positive, 1 = Negative
Decimal Point(DP), position from right to the left
0=NoDP, 1=1DP, 2=2DP, 3=3DP
Display reading D 8 = M S B , D 1 = L S B(例：1 2 3 4 = 0 0 0 1 2 3 4 ）スタンド
レコードボタン

1 bit

STX（ASCIIコード）

D12・D11
三脚取付部

8 bit

D15

D13

表示部

データ長
ストップbit

通信フォーマット

シリアルナンバー

CR（ASCIIコード）

PC側
USB

【例】HEX
Humidity Meter
TH-3000

電池カバーを閉める

湿度：≧70％R.H.±(指示値の3％+1％R.H.)＜70％R.H.±3％R.H.
温度：±0.8℃

度

ボーレート
パリティ

REC
MAX./MIN.

※ ローバッテリー表示が点灯した以降は測定精度を保証できませんので、速やかに電池を交換してください。

湿度：10％〜95％R.H.
温度：0℃〜50℃
湿度：0.1％R.H.
温度：0.1℃

分 解 能

3.各部の名称および機能

HOLD

1.) ローバッテリー表示が表示された場合、電池交換を行ってください。
2.) 下図のように電池カバーを開けてください。
3.) 下図のように単４乾電池をケースに入れてください
4.) 下図のように電池カバーを閉めてください。

TH-3000

測定範囲

最終キー操作から約10分後に自動的に電源がOFFになります。
但し、データ記録中の場合は電源が自動的にOFFにはなりません。

POWER

6. 電池交換様(本体）式

確

2.機能操作1.本器使用上のご注意

仕形〒152‑0001
東京都目黒区中央町2‑37‑7
TEL:03‑3716‑5151(代)
FAX:03‑3710‑4552
TEL:06‑6538‑0365(代)
FAX:06‑6538‑0315
webtrade@line.co.jp
http://www.line.co.jp

TH-3000

4.製品仕様センサ種類

この度は当社のデジタル温湿度計をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

ご使用上の注意

DIGITAL Humidity/Temp. METER MANUAL

02 34 31 30 31 30 31 30 30 30 30 30 32 34

形式ラベル※D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2

電池ケース

32 0d

サイドカバーおよび
RS‑232出力ケーブル接続部

ケーブル℃
STX 410＋ DP
101

D1 D0

TH‑3000のPC出力に関しては弊社での同期ソフトの用意はございません。5.の設定を参考にお客様でプログラムを組んでいただく必要がございます。

Display(value)
00000242CR※出力タイミングは、表示更新と同期しております。

本紙は2010年11月29日現在のものです。 4LU015A
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright C 2010,LINE SEIKI CO.,LTD.