WFor Water

カルマン渦式流量計(アナログ出力)

VK-HP (C type)Karman vortex flow meter (Analog output)

樹脂ボディのローコスト型カルマン渦式流量計です。
取付姿勢の制約がありません。
■ IP65相当■ RoHS対応品■■

Karman vortex flowmeter of a low cost as is made from resin body.
No restriction on the installation attitude.
■ Corresponding to IP65.
■ Corresponding product to RoHS.
■■

注意Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)、OUT側に2D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. For outlet installation, use straight pipe with 2D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格Std.

VK-HP

継手タイプ 接続口径
Joint type Connection size

出力Output

流体名Fluids

C- 1 -08101525

特殊項目
For specialized item

02
Rc3/8
03
Rc1/204
Rc3/405
Rc106
Rc1 1/407
Rc1 1/2
無記入 Blank 標準フィッティングタイプ Std. fitting type
ユニオンフィッティングタイプ Union fitting typeUN
水相当液体 Liquid of the water equivalency
14-20mA出力 4-20 mA output ※C
接続口径 Connection size
ユニオンフィッティング Union fitting
測定範囲 Measuring range
1〜15L/min
Rc3/8, Rc1/2
対応可 Available
2〜32L/min
Rc1/2, Rc3/4
5〜50L/min対応不可 Not available
Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2
10〜150L/min※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generatede.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

回路、配線図 Plugging chart(茶) Brown

4-20mA出力
4-20 mA output

C(青) Blue

2023(+)(NC)(黒) Black100

12-24VDC(-)

R
負荷Loading(+)

A(-)※ 接続する電源のGNDとアナログ出力のGNDは共通のGNDでご使用ください。
電源のGNDとアナログ出力のGNDが共通でない(アイソレートされている)場合には正常に出力をすることができません。
※ 5芯ケーブルを使用しています。配線色のケーブルのみをご使用ください。
※ Use the common GND to the power source and analog output to be connected. If using uncommon GND (isolated) tothe power source and analog output, output cannot be produced normally.
※ 5 wires cable used. Use the wiring colored cable only.

W
液体用仕様 Specifications
水相当液体 Liquid of the water equivalency

流量精度 Flow accuracy±3% of F.S.

使用温度 Temperature

0〜90℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露、凍結なきこと）No dewing and be free from freezing.

カルマン渦式流量計

測定流体 Operating fluid

使用最高圧力 Max operating pressure 0.5MPa(G)アナログ出力 Output

4-20mA出力...負荷抵抗：200Ω以下(at 12V), 800Ω以下(at 24V) 4-20 mA output ... Load resistance: Below 200 Ω (at 12 V), Below 800 Ω (at 24 V)

電源 Power source

DC12-24V±10%

ケーブル長 Cable length2m

構造図 Structural drawing
標準フィッティングタイプ
Std. fitting type(2m)VK-HP (C type)( 茶 ) Brawn( 白 ) White( 青 ) Blue( 黒 ) Black( 灰 ) GrayAWG 22(流Flo路wp

IN経assφage)(B1)

AWG 24

OUT(B2)

(30)

C)

(φ(A)

(A)

(L1)

2×Rcd

(H1)

(L)

ユニオンフィッティングタイプ
Union fitting type( 茶 ) Brawn( 白 ) White( 青 ) Blue( 黒 ) Black( 灰 ) Gray(2m)

AWG 22１路

wp

材質 Materials
No.

(流FloIN

名称 Names of parts
ボディ Body

材質 Material

備考 Remarks

PA6T/6I

色:黒Color: Black(GF40)

２ フィッティング Fitting３

検出センサ Detecting sensor

４-

接続ケーブル Connecting cableageOUTφ)C)(φ(L1)

2×Rcd(L)SUS304(H1)(H2)

ETFE-経ass(B1)

AWG 24(B2)(30)

AWG 24FKM

Oリング O-ring

寸法表 A table of Dimensions
規格Std.
08101525

フィッティングタイプ
Fitting type

L

L1A

H1H2

φC

標準 Std.

10658.220-

27

ユニオン Union

12668.2-3638

標準 Std.

11060.520-27

ユニオン Union

13070.5-3638

標準 Std.

120

66.922-33

ユニオン Union

13071.9-4446

標準 Std.

175

97.53024305055-

5560

B132.532
33
37.5

B2

流路径φ
Flow passageφRcd

123/8,1/2

161/2,3/4

77
83
76
81
81
87
96
98.5

26

1, 1 1/4,
1 1/2

2023101