WFor Water

面積式流量計

FC-CH22

Flow checker

Variable area flow meter

量産タイプ
短納期、低価格。
■ アクリルボディの採用。コンパクト、シンプルクリーン。
■■

Mass-produced type.
Quick delivery and offering at a low price.
■ Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.
■■

注 意 樹脂(PMMA)製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
バルブ
Valve

警報
Alarm

FC-CH22W -流体名Fluids

流量単位 最大流量 オプション
OptionUnits
Max. flow--

特殊項目
For specialized item

SUS アダプタ Adapter made of SUS
SFKM
バイトンパッキン Viton packing
50040〜500mL/min ＊30.1〜1L/min
10.2〜2L/min
2
30.8〜3L/min
mL/minL/min
特殊項目 For specialized unit ＊１019ABZ
水 Water1
特殊項目 For specialized fluid＊１
9スイッチ無し With no switch
0
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊2
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊2
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊2
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊2
D
特殊項目 For specialized alarm ＊１
9ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ With needle valve at lower side
特殊項目 For specialized shape ＊１＊1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社までお問い合わせ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊3: スイッチ対応不可※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊3: No switch installation.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

1622023

W
液体用

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

仕様 Specifications

NPN出力-A接点 NPN output contact A±5% of F.S.
0.5MPa(G) ※使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃ (結露なきこと No dewing)

NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form

接液部材質 Material for wetted part

PMMA/SUS 他 etc.

接続口径 Connection size

Rc1/8

重量 Weight

約125g Approx. 125 g

PNP出力-A接点 PNP output contact A

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy
使用最高圧力 Max. operating pressure

PNP出力-B接点 PNP output contact B電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V
10mA以下 ≦ 10 mA

消費電流 Current consumption

オープンドレイン Open drain※ 使用環境温度及び、使用流体温度の一方が45℃を超える場合、使用圧力は、0 .3MPa(G)以下に抑えてご使用ください。
※ If the operating environment temperature and / or operating fluid temperature is used in excess of 45°C, it should be usedat the operating pressure less than 0.3MPa(G).

出力 Output

耐電圧 Max. 30V Withstand voltage Max. 30 V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦ 100 mA

ケーブル長 Cable length2m (AWG 24)

構造図 Structural drawing

φ14φ15

バルブ有り（スイッチ無し）- SUSアダプタ
With needle valve (With no magnetic switch) in SS adaptor version

Gray: GND

2222

オレンジ Orange : +DC12〜24V
グレーホワイト White : OUTPUT
12FC-CH22

バルブ無し（スイッチ付き）
With no needle valve (With magnetic switch)

25

1412Max. 30

2×Rc1/825

122×Rc1/8

①①②
③④②
③④

⑨⑩384

10384(26)⑥⑨⑤103⑤(2000)⑦2×M3×6

2×M3×6

⑫9.5

9.5

⑫⑧

⑪

材質 Materials

パネルカット Panel cut-out

POM

２

Oリング O-ring

NBR

３

ガイドポール４

ボディ Body

PMMA

５

フロート Float

SUS316/Ti

６ニードルキャップ

7ニードルシリンダー Needle cylinder

SUS3048ニードルバルブ

SUS3042×φ162×φ162×φ4

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

R2×φ410.5

SUS316109

アダプタ Adapters

POM

オプション「S」Option ''S''：SUS304

10磁気スイッチ Magnetic switch

POM他 POM, etc.

AWG 24

11ケース CasePBT/GF30

12

インサート Inserted

2084

POM
63

Needle valve

スイッチ無しWith no magnetic switch

63

Needle Cap

スイッチ付きWith magnetic switch

84

Guiding pole

備考 Remarks

10.5

材質 Material

キャップ Cap

22.5

名称 Names of parts

１39No.

⑪BSBM

1414

※ スイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with switch is uninstallable to magnetic panel

2023

163