DDigi / Con

デジタルメータ

Integrating

積算EM0900ET

Analog output

4-20mA

オプション記号Optional Symbols

9ET
EM0900ET

Digital meter

48X24 のコンパクト設計(DIN 規格)
瞬時、積算流量表示■ パルス/ 4-20mA 入力■ 2 系統比較出力/ 積算バッジ出力/ 4-20mA 出力■■

Compact design in 48 X 24 and DIN standard
Instantaneous, integrating flow indication■ Pulse and 4-20 mA input■ Comparative output by two way systems / integrating batch output / 4-20 mA output■■

型式 Model number selection
EM0900ET

項目 Items
瞬時値表示 Instantaneous value
表示Display

入力信号Input signal

積算値表示 Integrating value

表示桁数 4桁 Display digits 4 figures ＊1
表示桁数 5桁（積算表示時は「×10」LED点滅、積算値の10倍表示時は「×10」LED点灯） ＊1
Display digits 5 figures ("X10" LED blinks when displaying the integrating display, and when displaying 10 times the integrated value, "X10" LED lights up.)

比較出力表示 Integrating value

CP1, CP2（比較信号ON時にLED点灯 LED lights up when comparative signal is at ON position.）

サンプリング時間 Sampling time

0.2〜3.0秒 0.2 - 3.0 Second

パルス入力 Pulse input ＊2 ＊3（NPNオープンコレクタパルス, 電圧パルス Low : 3V以下 Hi :10〜35V）(NPN open collector pulse, Voltage pulse Low: Less than 3 V Hi: 10 - 35 V)

アナログ入力 Analog input ＊2

直流電流 4-20mA（入力抵抗：20Ω）Direct-current 4-20 mA (input resistance 20 Ω)

入力方式 Input method

シングルエンド入力 Single-end input

入力応答0〜1500Hz（但しduty50％）Input response 0 - 1500Hz (50% duty)

パルス測定方式 Pulse measuring form

周期測定方式 Periodic measuring form

積算リセット入力 Integrating reset input

NPNオープンコレクタまたは無電圧接点入力 NPN open collector or no-voltage contact input.

瞬時値測定確度 Instantaneous value measurement

パルス入力 Pulse input : ±0.05％ of F.S.

±1 digit

アナログ入力 Analog input : ±0.1％ of F.S.

±1 digit（Ta＝＋23±5℃ 35〜85％RH）

出力信号
Output signal
電源Power source
環境Environment

瞬時値温度ドリフト Instantaneous value temperature drift±100ppm of F.S. / ℃ （Ta＝0〜50℃）

アナログ出力 Analog Output＊4

直流電流 4-20mA（負荷抵抗：350Ω以下）Direct-current 4-20 mA (Load resistance: Below 350 Ω)

比較動作出力 Comparative operating output ＊5

ＮＰＮオープンコレクタ出力 2点（最大負荷電圧：DC35V 最大負荷電流：100mA）
NPN open collector two outputs (Max. load voltage: 35 V DC, Max load current: 100 mA)

電圧/電流 voltage / current

DC24V ±10%/80mA

センサ用出力電圧/電流 Output voltage for sensor / current

DC12V±5%/25mA max （Ta=+23±5℃）

動作温度 Operating temperature

0〜55℃

動作相対湿度 Relative operating humidity

35〜85%RH（結露なきこと No dewing）

保存温度 Storing temperature-20〜70℃

ケーブル Cable

12芯、2m 12 wires, 2 m longサイズ（コネクタを除く）Size (excluding connectors)

48W×24H×62D（mm）

ケース Case

プラスチックモールド製 Made by plastic mold

＊1：オーバーフロー発生時は点滅表示＊2：入力設定によりどちらかの入力となります。
＊3：パルス計測方式は周期測定方式となります。
＊4：アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊5：比較動作は共通技術資料をご参照ください。
＊1: Blinks at the time of overflow.
＊2: Input setting depends upon either of input.
＊3: Pulse measuring method is a periodic measurement.
＊4: Analog output is the one proportional to the flowrate. For example) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max flowrate (However accuracy warranty shall be within the measuring ranges.)＊5: For the comparative operation, see the common technical data.

2762023

D
表示計・変換器

外形図 Outline drawing(59.5)

パネルカット Panel cut-out

デジタルメータ

25.944(4)22.2 ＋0.3
03451

22244.5

548

214563(2.5)

パネル板厚：0.5〜4mm
Panel thickness: 0.5 - 4 mm

(40以上)(40 and more)＋0.6

45 0EM0900ET

配線図 Wiring diagram
背面図Rear view
黒ピンNo.1:SIN

パルス入力又はアナログ入力

Pulse input or analog input

Blue青ピンNo.2:SCOM

パルス入力とアナログ入力のコモン

Common to pulse input and analog inputBrown

茶ピンNo.3:+12VOUT センサ用DC＋12V電源出力Power source output at + 12 V DC for sensor

Orange橙ピンNo.5:AOUT

アナログ出力Analog output

Yellow

黄ピンNo.6:/RST

積算リセット入力

Integrating reset input

Green緑ピンNo.7:ACOM

アナログ出力コモン

Analog output commonGray

灰ピンNo.8:DCOM

積算リセットコモン

Integrating reset commonPink

桃ピンNo.17:CP1

比較出力CP1(NPNオープンコレクタ) CP 1 on comparative output (NPN open collector)

Purple紫ピンNo.18:CP2

比較出力CP2(NPNオープンコレクタ) CP 2 on comparative output (NPN open collector)

White

白ピンNo.19:COM

CP1, CP2用コモン

Common to CP 1 and CP 2

Black (Thick)黒(太)ピンNo.23:V(−)

電源DC 0V

Power source at 0 V DC

Red (Thick)赤(太)ピンNo.24:U(+)

電源DC ＋24V

Power source at + 24 V DC

24Black2123

ケーブル（12芯、2ｍ）
細線：AWG 26、太線：AWG 24
Cable (12 wires, 2 m)Thin wire: AWG 26, Thick wire: AWG 24(70)アース線(緑)：AWG 22
Grounding wire (Green): AWG 22

配線の接続方法 How to connect wires
入力信号の接続 Connecting input signal

SIN 1
SCOM ２

比較出力の接続 Connecting comparative output

黒(細) Black (Thin)
青 Blue

パルス入力/アナログ入力
Pulse input / Analog input

17COM1819

センサ用電源の接続 Connecting power source for sensor

SIN 1
SCOM ２＋12VOUT 3

黒(細) Black (Thin)
青 Blue
茶 Brown

桃 Pink
紫 Purple
白 White

CP1CP2COM●出力印加電圧：DC35V以下, シンク電流：100mA 以下(Vol＝1.3V)
Output impressed Voltage: Below 35 V DC, Sink current: Below 100 mA (Vol=1.3 V)

センサ SensorOutput※適用電線：AWG 22〜28※Applicable wire: AWG 22 to 28

積算リセット信号の接続 Connecting to Integration reset signal

GNDVcc6

アナログ出力の接続 Connection to analog output

8

黄 Yellow
灰 Gray

積算リセット Integration resetCOM●リセット動作はLOWアクティブです。 Reset operation is active at LOW

AOUT 5
ACOM 7

橙 Orange緑 Green

アナログ Analog (＋)
アナログ Analog (−)●負荷抵抗：350Ω以下 Load resistance: Below 350 Ω2023277