WFor Water

流量計測マニホールド（羽根車式流量計）

TPS25/32-H TOFPINEFlow measuring manifold (Turbine flow meter )ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
冷却水ラインの流量監視に最適です。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減致します。
■■

A set of the header, valve and flowmeter, is available.
Most suited to the flow monitor at the cooling water line.
■ Responds to our customer's diverse needs with an abundant variation.
■ It contributes to a reduction of design man-hour and working man-hour.
■■

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用し

注 意 てください。また、ニードルバルブは基本的に流量計のOUT側でご使用願います。
CautionTo keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.
A needle valve should be basically installed to the OUT side of the flowmeter.

型式 Type selection
本管 Main-Port
本管規格
Main-Port std.

TPS

分岐 Sub-Port

分岐 Sub-Port
表示/出力 バルブ サプライ/リターン
Display / Output
Supply / Return
Valve

- H連数
# of port-

本管 Main-Port

最大流量
口径
継手形状
口径Max. flow Connection size Fitting Options Connection size--B

接続口 取付姿勢 オプション
Inlet side Mounting direction Option--

特殊項目
For specialized item

表示計 Indicator ＊7

記入例 e.g. : TPS25-HG-S3-B5-03-A05L-D＊1：標準は、EM30DT搭載です。EM40、EM45シリーズ搭載の場合、オプション欄に表示計オプション記号を記入してください。
＊2：変換器EX30AR搭載。
＊3：分岐口径が限定されます。
＊4：ボールバルブ付の場合、リターン流れはできません。
＊5：「V」ボールバルブ、「L」L型ニードルバルブ対応不可。
＊1: Standard display is EM30DT. If EM40 or EM45 is selected, specify the optional symbol in “Option”.
＊2: Convertor"EX30AR" mounted.
＊3: Limited Connection size.
＊4: Available for supply flow only.
＊5: Not available for "V" and "L".

25

背面 back sideD

底面 bottom sideLR

左右 left and right04

Rc3/4″

05

Rc1″

06

Rc1 1/4″

アダプタのみ Adapter onlyL

エルボ Elbow ＊6Ｖバルブ valve ＊6LV

エルボ+バルブ Elbow + valve ＊601

Rc1/4″＊503

Rc1/2″

R3

R1/2″＊502

Rc3/8″

04

Rc3/4″

R4

R3/4″＊5

連数を記入 Shows here # of port

S

サプライ用 For supplyR

リターン用 For return ＊4＊6：本管規格25Aのみ対応可。
＊7：表示計・変換器のページ参照
例 ）「-3DTP」
・・・EM30DTPを系統数添付。
無記入 Blank バルブ無し With no needle valve＊8：予備ポートの数量又は位置を下記のように記載願います。
ボールバルブ With ball valve ＊3,4
V
予備ポートを示す記号「P」と数量を記載願います。
例1）
「-P2」
・・・系統数の内、2系統を予備ポートとする。
アダプタ付ボールバルブ Ball valve with adapter ＊4
B
予備ポートの位置を型式で示したい場合は、本管を下側にL型ニードルバルブ L type with a needle valve ＊3
L
置いて、向かって左側より分岐形状の記号と予備ポートを示す「P」を並べてください。
ストレートニードルバルブ With straight needle valve
N例2）表示計搭載5連、右側2つが予備ポートの場合、
1-5V出力 output ＊2
パルス出力 Pulse outputNA「-GGGPP」
0-10V出力 output ＊2 ＊6: Available for the TPS25 Series only.
表示計搭載 With Indicator ＊1WG
1-10V出力 output ＊2 ＊7: Refer to Digital meter / Converter in the catalogue.
4-20mA出力 output ＊2
TIe.g.「-3DTP」・・・Indicating the number of EM30DTP installed.
0-5V出力 output ＊2
V＊8: The number or position of Spare-Port should be described as indicated below.
Describe "P" indicating Spare-Port and the number of the Port.
分岐流量 Sub-Port flow 分岐口径 Sub-Port connection size 本管口径 Main-Port connection size
e.g.「-P2」・・・2-Port
Rc1/4″〜1/2″, R1/2″
0.5〜5L/min
To indicate the position of Spare-Port, put the main-port downward,
Rc3/4″, 1″
1〜10L/minand then describe the Sub-Port options and "P" from left.
Rc3/8″〜1/2″, R1/2″
e.g.「-GGGPP」・・・5-port with displays having 2 Spare-Port from right.
2〜20L/min

3〜30L/min
5〜50L/min074

向かって右側 Right side when looking at system

BA

2〜20L/min
32

R

下記分岐流量の最大流量を記入
Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below

Max.
連数 # of port

L

予備ポート Spare-port ＊8
底面取付D
Installed on bottom side
背面取付
B
Installed on back side
向かって左側 Left side when looking at system2022-2023

Rc1/2″〜3/4″, R3/4″

Rc1″, 1 1/4″

W
液体用仕様 Specifications±5% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature

Max.80℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length2m

電気仕様 Electrical specifications
A typeG type ※V, N, W, T type

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max.DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power supply / Current consumption

DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max.DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power supply / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max.DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

DC4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power supply / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max.DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

DC0-5V/1-5V/0-10V/1-10V 負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

電源/消費電流 Power supply / Current consumption

DC24V±10% 40mA Max.

8mA Max.

TPS25/32-H

I type

パルス出力 Pulse output※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

配線 Wiring diagram
A typeAWG24(0.2mm2)

G type ※内容 Function＋DC V

黄 Yellow

CP1

灰 GrayGND

緑 Green

CP2

パルス出力白 WhiteCOM

Pulse output

規格寸法※ EM30DTの仕様です。
EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。
The pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page fordetail of EM40 and EM45.

内容 Function

線色 Cable colors

線色 Cable colors

白 WhiteI, V, N, W, T type

AWG26(0.1mm2)

橙 Orange

AWG28(0.08mm2)

内容 Function

線色 Cable colors
青 Blue
茶 Brown

GND
アナログ出力Analog output
CP1（N.O.）

黒 Black

GND

黄 Yellow

赤 Red

＋DC V

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM
DC 0V
DC ＋24V

A table of standard dimensions

規格 Std.

AB

C

D

EFGH

J

黒 Black

TPS25

2026.54760(70)

26.584584.8

赤 Red

TPS32

24366676(90)3498.5596

構造図 Structural drawing
A組み合わせ参考例BCCCCBDE

Reference example⑨⑧⑦⑥①FGH⑤②4×φJ③④

材質 Materials
No.
123456789

流量計測マニホールド※ 表示計・変換器搭載タイプは、使用環境温度0〜35℃の条件となります。
使用環境温度35〜55℃でご使用の場合、使用流体温度Max.50℃までとなります。
Display / Convertor-mounted models is available with operating temperature range of 0 - 35°C.
When using at temperature range of 35 - 55°C, max.fluid temperature should be 50°C.

流量精度 Flow accuracy

名称 Names of parts
ボールバルブ Ball valve
本管アダプタ Main-Port adapter
マニホールド部 Part of the manifold
本管プラグ Main-Port plug
分岐プラグ Sub-Port plug
ストレートニードルバルブ Straight needle valve
分岐アダプタ Sub-Port adapter
L型ニードルバルブ L type with a needle valve
連結ボールバルブ A coupled ball valve

材質 Material
SCS13 他 SCS13, etc.
SCS13
SCS13
SCS13
SCS13
SCS13 他 SCS13, etc.
SCS13
SCS13 他 SCS13, etc.
SCS13 他 SCS13, etc.

2022-2023

075