GFor Gas

面積式流量計FM-KF

Variable area flow meter

中〜大流量対応のフランジ接続型流量計。
お客様の用途に合わせて様々な口径、流体、流量に1台から対応します。
■ 各種パッキンに対応可能です。
■■Flange connecting type for corresponding to the medium amount of flow up to the larger one.
Customization available for order quantity of 1 (Connection size, fluid, and flow range).
■ Various O-ring (packing) materials available.
■■

型式 Model number selection
規格Std.

FM - KF

気体用For gas

形状
Shape-G

流体名Fluids

流量単位 最大流量Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

--B
CEFGHJKZ

G12規格Std.

形状G1512G2012G25

標準流量 Standard flow

Shape12S

特殊項目For specialized item-SSUS304
1atm/20℃ 設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperatureMax.
下表参照 following tables
L/min（ntp）
m3/min（ntp）
L/min（stp）
m3/min（stp）
L/h（ntp）
m3/h（ntp）
L/h（stp）
m3/h（stp）
特殊 For specialized unit ＊1

＊2

1AIR
2N23O2
4
CO25Ar9
特殊 For specialized fluid ＊1
グランドタイプ Gland type
ガイドポールなし type with no Guiding pole
ガイドポール付き type with Guiding pole
製作可能流量 Available flow range

10〜100L/h２５０〜２５00L/h
0.25〜2.5m3/h
0.3〜3m3/h(ntp)
0.6〜6m3/h
0.3〜3m3/h
1〜10m3/h(ntp)
2〜20m3/h
10〜100L/h
150〜1500L/h(ntp)
２５０〜２５00L/h
0.25〜2.5m3/h
0.4〜4m3/h(ntp)
0.6〜6m3/h
0.3〜3m3/h
2〜20m3/h(ntp)
3〜30m3/h
10〜100L/h
150〜1500L/h(ntp)
２５０〜２５00L/h
0.25〜2.5m3/h
0.5〜5m3/h(ntp)
0.6〜6m3/h
1〜10m3/h
4〜40m3/h(ntp)
6〜60m3/h
150〜1500L/h(ntp)

接ガス部
Wetted part

(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)

規格
Std.

形状

標準流量 Standard flow

32

28〜80m3/h(ntp)40

2

12〜120m3/h(ntp)50

220〜200m3/h(ntp)65

225〜250m3/h(ntp)80

240〜400m3/h(ntp)

Shape

製作可能流量 Available flow range
1.5〜15m3/h (最小 Min.)
10〜100m3/h (最大 Max.)
2〜20m3/h(最小 Min.)15〜150m3/h (最大 Max.)(最小 Min.)3〜30m3/h
２５〜２５0m3/h (最大 Max.)
12〜120m3/h (最小 Min.)
30〜300m3/h (最大 Max.)
15〜150m3/h (最小 Min.)
60〜600m3/h (最大 Max.)＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付いては、巻末の技術資料を参照下さい。 ＊2: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
＊Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
＊測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{0MPa（G）}条件の流量です。
＊ntp = Normal condition: 0°C, 1atm{0MPa(G)}＊ntp = 基準状態 : 0℃, 1atm{0MPa（G）}
stp = Standard condition: 20°C, 1atm{0MPa(G)}stp = 標準状態 : 20℃, 1atm{0MPa（G）}

0222023

G
呼び径Nominal diameter

1520仕様 Specifications
流量精度 Flow accuracy±2％ of F.S.

φD

φCn×φhH

15A

95

704×15310 ＊11520A

100

75

4×15

310 ＊1202525A

125

904×19320 ＊13232A

135

1004×19400 ＊14040A

140105

4×19400 ＊15050A

155

1204×19410 ＊1506565A

175

1404×19500 ＊1658080A

185

1508×19600 ＊180規格 Std.

25

使用最高圧力Max. operating pressure＊1: 標準流量の寸法になります。 The dimensions are valid with the standard flow ranges.
＊ フランジ規格 JIS10K : RF Flange rating JIS10K: RF

0.7MPa(G)

面積式流量計

規格Std.

気体用規格寸法 Standard dimensions

0.5MPa(G)3240

0.35MPa(G)0.3MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜60℃ (結露なきこと No dewing)

FM-KF

構造図 Structural drawing
形状G グランドタイプ
Shape.G Gland type

形状1 ガイドポールなし
Shape.1 Type with no Guiding pole

φDφDn×φhφC

形状2 ガイドポール付き
Shape.2 Type with Guiding poleφDn×φhφCφCn×φh⑧⑧⑦⑦⑨⑥⑥⑥⑤⑤H⑦HH⑧⑤④④④③③③②②②①①①

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

形状G Shape.G

形状1 Shape.1

1フランジ Flange2

接ガス部 Wetted part3

パッキン Packing

4

ストッパー Stopper

5

フロート Float

SUS304 / ガラス Glass

6テーパー管 Tapered tube

耐熱ガラス Heat-resistant glass

7

保護カバー Protect cover ＊2

PMMA

8

サポート Support

SUS304

9ガイトポール Guiding pole

形状2 Shape.2

SUS304
SUS304＊1

EPDM
PTFE-SUS304

SUS304＊1: その他、NBR、クロロプレン、シリコン、FKMに対応可能。 ＊1: NBR, Chloroprene, Silicon, FKM available.
＊2: ステンレス製ホースクランプにて固定＊2: Fixed with stainless steel hose clamp.
＊標準流量の構造・材質になります。
＊ The materials and dimensions indicated above are good for the standard flow ranges.

2023

023