医療空間の、今と未来を編む

高性能 TS 式逆汚染防止装置内蔵《 実用新案 ： 登録第 1861641 号》

手洗 い流しユニット〜 手術・処置時の清潔手洗い装置 〜

使いやすく
清潔な手洗いのために手術・処置前に " 清潔な手洗い " を病院内において感染防止は非常に重要なポイントです。
特に手術室、 ICU、 CCU、カテーテル室、分娩室などでは高い清潔度が要求され、清潔な手洗いが重要となります。

医療法改正に伴い、手術時における術者をはじめとする医療従事者の手洗い方法については様々な解釈がされております。
弊社の手洗い流しユニットは、様々な使用条件にもお応えできる、豊富なバリエーションをご用意しております。

■ 優れた本体機構■ 清潔な水道水の使用に対応。
〈水道水供給タイプ〉※ 厚生労働省令第 12 号にて、平成 17 年 2 月 1 日に公布・施行されました、医療法施行規則第 20 条第 3 号中の改正内容に対応。（「滅菌手洗い」を「清潔な手洗い」に改める。）■ 拭上げ用滅菌タオルの供給が行えるスワンクリーンケースを装備。
〈SEC タイプ〉〈REC タイプ〉〈TOEC タイプ〉
■ 信頼性の最も高い超精密ろ過膜を採用。〈滅菌水供給タイプ〉

従来のフィルターろ過法および紫外線殺菌法などに比べ処理性能は極めて高く、しかもパイロジェンまで簡単に除去することができます。

■ 流水は光電スイッチにより手をかざすだけで流れます。
■ シャワーロは常に無菌状態。※〈TOE タイプ〉
〈TOEC タイプ〉は除く。

紫外線透過シャワープレートを採用した TS 式逆汚染防止装置（実用新案：登録第 1861641 号）にて、シャワープレート外面まで殺菌しますので、処理水ラインは常時清潔状態を保持します。

■ 電動仕様のブラシディスペンサー、ソープコンテナを装備。〈ユニットタイプ〉

ブラシと薬液は、光電スイッチにより手をかざすだけで供給されるので、より衛生的です。
またソープコンテナ用の薬液容器は市販薬液の容器を取付け可能で、薬液交換作業が容易です。

※ イソジン（明治製菓）、マスキンスクラブ（丸石製薬）に標準対応。
※ ヒビスクラブ（大日本住友製薬）は、イソジン用アダプターを外して使用。

■ 流し台からの水跳ねを完全に防止。

流し台は水が飛散しないように設計されていますので、手洗い時に衣服を濡らす心配がありません。

■ 各シャワーロごとの個別処理方式を採用。

各シャワーロごとにリオスター TYPE 101 を設置し、独立した水処理を行います。

■ シンク材質はステンレス製（SUS 304）を採用。清掃が容易で雑菌の繁殖を防ぎます。

■ 手洗い流しユニット フローシート※1〈RE タイプ〉〈REC タイプ〉〈壁掛型〉〈埋込型〉にのみ搭載。
※2〈TOE タイプ〉〈TOEC タイプ〉の場合は、上図・点線内の機構は（自動水栓駆動部）のみとなります。

-1-■ 全ラインアップ

一覧※スワンクリーンケースの装備台数は、1 人用・2 人用には 1 台、3 人用には 2 台です。

■ 各種製品タイプ一覧■ ユニットタイプ必要とされる処理能力や設置スペースに合わせて、それぞれ下記の 3 種類の製品タイプよりお選び頂けます。

NS-100 タイプ（1 人用）※ バックパネル上部テーパーはオプション。

NS-180 タイプ（ 2 人用）

NS -240 タイプ（ 3 人用）

リオスター TYPE 101（壁掛型）

リオスター TYPE 101-B（埋込型）■ 単体タイプ
手洗い装置（リオスター TYPE 101）単体を壁面に取付けるタイプです。
場所の取れない諸室にも設置が行えます。

※写真掲載内容について一部標準仕様と異なる場合がございます。

-2-

手洗い作業をより快適に
スワンクリーンタオルは、水分を含んだ時の強度が高く、術前手洗い時の拭取りに最適です。
■ スワンクリーンタオル

MKT- CFスワンクリーンケースへの収納イメージ

人と環境にやさしいスワンクリーンタオル。
■ 特長

■ 仕様

・綿 100％（ピュアコットン）のスパンレース不織布です。

滅菌方法

電子滅菌

・優れた吸水性能を持つと同時に、従来の素材や他社製品と比べ入60 枚 / 箱高い保水性能を実現しました。

数

注文単位

20 箱 / ケース

・電子滅菌済で、装着方向を示す矢印が印刷されており、中箱に触れずに収納が行えます。
スワンクリーンタオルでの拭取り例■ スワンクリーンケース MKT- 7 ／ MKT- 7S
清潔手洗い用滅菌タオルの専用保管庫。
■ 特長
・光電スイッチに手をかざすだけでケース蓋の開閉が行え、清潔状態を維持します。
・ケース蓋が閉じると、内蔵の殺菌灯が自動点灯され、ケース内部を清潔に保ちます。
・手洗い流しユニットに取付けが可能で、電源や設置場所の別途用意が不要です。
・専用スタンド設置タイプもございます。

■ 仕様
電源

消費電力
材

質

起動方式

単相 100V

50 又は 60Hz 専用

24VA
本体カバー：アクリル変性高衝撃塩ビ板
殺菌灯点灯確認窓：アクリル樹脂
光電スイッチ方式

殺菌灯

4W×2 本

フタ解放

10 秒間

寸法

本
体 W228×D335×H355 mm
スタンド W350×D410×H1,580 mm

重量8Kg（MKT-7）
13Kg（MKT-7S）

MKT-7S（スタンド式）

MKT-7（壁掛式）※写真中のスワンクリーンタオルは製品に含まれておりません。

-3-■ 各種アクセサリー 一覧■ 標準アクセサリー〈ユニットタイプ〉

ブラシケース（脱着可能）

ブラシディスペンサー 本体部■ ブラシディスペンサー MBC- 55
ブラシケースMBC-S53■ ソープコンテナ MSC- 40
・光電スイッチに手をかざすだけで適量の薬液が供給されるので、・光電スイッチに手をかざすだけでブラシが供給されるので、より衛生的です。
・薬液容器は市販薬液の容器を取付け可能で、薬液交換作業が容易です。

より衛生的です。
・ブラシケース部は、ブラシを入れたまま取外せ、そのまま・従来より問題とされていましたノズルの詰まりと液ダレをオートクレーブ滅菌が可能です。

解消しました。

・専用ブラシ 16 個付。
（MBC-S53）※ 薬液容器および薬液は本製品には含まれておりません。
※ イソジン（明治製菓）、マスキンスクラブ（丸石製薬）に標準対応。
ヒビスクラブ（大日本住友製薬）は、イソジン用アダプターを外して使用。
※ その他メーカーの薬液容器についてはオプションにてアダプター対応。

■ オプションアクセサリー■ 本体埋込み BOX■ 加圧装置・リオスター TYPE 101-B（埋込型）を壁面に埋込み設置する際に・給水・給湯圧力が 0.12MPa に満たない場合、および圧力バランスが使用します。

悪い場合などに設置します。

-4-

様々なシチュエーションにお応えします■ 納入事例

NS-240REC

NS -180REC

NS-180TOEC

NS -180REC

リオスター TYPE 101（壁掛型）

リオスター TYPE 101（埋込型）※写真中の薬剤・備品・設備などは製品に含まれておりません。
※ 写真掲載内容について一部標準仕様と異なる場合がございます。

-5-

■ 外観図■ ユニットタイプ〈SEC タイプ〉
〈REC タイプ〉

NS-100 タイプ（1 人用）

NS-180 タイプ（ 2 人用）

NS-240 タイプ（ 3 人用）

NS-180 タイプ（ 2 人用）

NS-240 タイプ（ 3 人用）■ ユニットタイプ〈TOEC タイプ〉

NS-100 タイプ（1 人用）■ 単体タイプ※下記図面での黄色表示以外はすべて別途工事となります。

リオスター TYPE 101-B（埋込型）

リオスター TYPE 101（壁掛型）■ 配管位置図〈ユニットタイプ〉-6-■ 必要設備
■ ユニットタイプ
項電目

NS - 100 タイプ（1 人用）
SE・RE

SEC・RECTOE

NS - 180 タイプ（2 人用）
TOEC

SE・RE

単相 100V

源 ※1※2
消費電力

SEC・REC

114VA

138VA

80VA

処理方式

80VA

224VA

TOEC

80VA

80VA

337VA

385VA

120VA

120VA

0.18 〜 0.39MPa（TOE、TOEC は 0.07 〜 0.2MPa）

20A
50A FL+100mm キャップ止め

水量

TOE

0.12 〜 0.39MPa（TOE、TOEC は 0.07 〜 0.2MPa）

各シャワー口 4 リットル /min 以上（純水 38℃、締切圧力 0.18MPa）

処理水量法

SEC・REC

50 又は 60Hz 専用
248VA

給水 ( 湯 ) 配管 ※4

重SE・RE

紫外線殺菌方式（TOE、TOEC は非搭載）

逆汚染防止装置

寸TOEC

超精密ろ過膜分離方式（リオス SF-50M）（SE、SEC、TOE、TOEC は非搭載）

給水 ( 湯 ) 圧力 ※3
排NS - 240 タイプ（3 人用）

TOE

W1,000×D700×H2,010 mm
102Kg

110Kg

81Kg

W1,800×D700×H2,010 mm
89Kg

172Kg

180Kg

W2,400×D700×H2,010 mm

130Kg

138Kg

254Kg

270Kg

191Kg

207Kg

■ 単体タイプ
項電目
源 ※1※2

リオスター TYPE 101（壁掛型）

リオスター TYPE 101- B（埋込型）

水道水タイプ水道水タイプ

滅菌水タイプ
単相 100V

滅菌水タイプ50 又は 60Hz 専用

消費電力

70VA

処理方式

超精密ろ過膜分離方式（リオス SF-50M）（水道水タイプは非搭載）

逆汚染防止装置

紫外線殺菌方式

給水 ( 湯 ) 圧力 ※3

0.12 〜 0.39MPa

給水 ( 湯 ) 配管 ※415A

排−

水処理水量
寸法 ※5

重量

4 リットル /min 以上（純水 38℃、締切圧力 0.18MPa）

W410×D170(270)×H700 mm

W460×D170×H750( ツバ 25 を含む )25Kg※ 1 電気メスなどのノイズを発生する機器と同一箇所より電源を供給すると誤作動の原因となりますので、別電源から供給するかまたはノイズ対策をして下さい。
※2※3

電圧が著しく変動する場合、TS 式逆汚染防止装置に悪影響をおよぼすことがありますので、定電圧装置などの設置を行って下さい。
給水・給湯圧のバランスが悪い場合および上記仕様を満たさないなどの場合、一定温度で供給できなくなりますので加圧装置を設置し、安定した水量・水圧を確保して下さい。
（加圧装置は弊社にて別途用意しておりますので、ご相談下さい。）※4

湯沸器とリオスター TYPE 101 を直接接続することは、温度調節不良や湯沸器に支障をきたす場合がございますので避けて下さい。

※5 （ ）内はシャワー口を含む寸法を示します。

※ 形式・名称・仕様・材質などの記載事項について予告なく、変更することがあります。
※ リオスター TYPE 101 医療機器届出番号 16300BZZ00323000（滅菌水タイプ）※ 第 3 種医療機器製造販売業許可 許可番号：23B3X10012

販売業者

製造販売業者
住所愛知県あま市花正郷中 25 番地

代理店

TC201703-12