WFor Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

FC-SM

Flow checker

Variable area flow meter■

全機種スイッチ取付可能です。

■

The switch can be installed to all the types.

注 意 樹脂（PMMA, PC）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA, PC), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-SM

警報
Alarm

流体名Fluids-1

流量単位 最大流量 接続口径
Units
Max. flow Connection size

-B-

特殊項目
For specialized item

Rc3/802
Rc1/20304
Rc3/4
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

規格 Std.

4040PMax.
BL/min1
水 Water ＊30
スイッチ無し With no switch
1スイッチA接点 With switch of contact A ＊22スイッチB接点 With switch of contact B ＊2
9
特殊 For specialized alarm ＊1
口径 Connection size
測定範囲 Measuring range
0.2〜2.4L/min
Rc3/8
0.5〜6L/min
Rc3/8
1〜12L/min
Rc1/2
2〜22L/min
Rc1/2
2〜34L/min
1〜12L/min
Rc3/8
2〜22L/min
Rc1/2, Rc3/4
2〜34L/min
Rc1/2, Rc3/4
4〜50L/min
Rc3/4

流れ方向 Flow direction
流れ方向：下→上Flow direction: Bottom to top.

PC + SCS14流れ方向：下→上, 水平
Flow direction: Bottom to top,Horizontal.

＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊3：液体は水限定品とします。
＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊マークは即納品です。スイッチ付(A接点)タイプ限定です。
＊スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方法等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at the end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊3: The liquid to be measured is restricted only to water.
＊Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
＊Pictorial marking forshows a quick delivery, but restricted to types with switch of contact A.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depend on a scale and contact method of flowmeter.

1802023

材質 Material

W
液体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 60℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

A接点 Contact A

接点方法 Contact systems ※B接点 Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable lengths

2m (AWG 19)※ A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

構造図 Structural drawing
FC-SM40P
Ｒｃ３/８：２２
Ｒｃ１/２, Ｒｃ３/４：３３

Ｒｃ３/８：２２
Ｒｃ１/２ : 33

茶 Brown :（＋）
青 Blue :（−）

⑩4-2(2000)（40）

茶 Brown :（＋）
青 Blue :（−）⑨⑧292×M4×7ＩＮ

パネルカット Panel cut-out※30ＩＮ

材質 Materials

2×φ5※592注）※印のカット寸法は、スイッチ付
仕様のみご使用くださいNote) Cut-out dimension marked with＊is used forswitch installation only.

※82(2000)⑤⑥⑨⑧2×M4×7（29）②③92⑤⑥⑦⑪①29（40）4-1150２×Ｒｃｄ（29）②③29ＯＵＴ⑦⑪①21２×Ｒｃｄ150

ＯＵＴ

422992

2142

FC-SM

FC-SM40

リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel

備考 RemarksNo.

名称 Names of parts

材質 Material1

フィッティング Fitting

SCS142Oリング O-ring

FKM

3

ケース CasePC

クリア Clear

4-1

フロート Float

PMMA/SUS316

4-2

フロート Float

PA12

マグネット密封
Magnet sealed5テーパー管 Tapered tubePC

6

ガイドポール Guiding pole

SUS316

7

ストッパー Stopper

8スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakelite

9

リードスイッチ Reed switch

BSBM他 BSBM, etc

10スプリング Spring

SUS316

11

インサートナット Inserted nut

C3604

クリア Clear

PC/SUS316

AWG 192023

181