廃炉のための放射線計測研究～ ＪＡＥＡの取り組みと課題 ～鳥居建男
ＪＡＥＡ 廃炉国際共同研究センター（ＣＬＡＤＳ）
Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science0遠隔技術ディビジョン (H28.4発足）
1. 燃料デブリ取り出し調査における遠隔技術及び放射線計測技術の開発
2. 廃止措置に向けた遠隔技術及び放射線可視化技術の開発

遠隔技術ディビジョン

遠隔システム開発Gr.
(Remote Technology and Robotics Group)(Remote System and Sensing TechnologyDivision)

放射線イメージング技術開発Gr.
(Radiation Imaging and Instrument Group)

高線量率環境下での放射線計測
放射線のイメージング

可視化解析技術開発Gr.
(Data Visualization Technology Group)1

廃炉に必要な放射線計測技術• 燃料デブリ調査– 高線量率～105Gy/h– デブリの特定（中性子、γ線スペクトル、超高BG環境）– ロボットとセット（小型軽量、信号の遠距離伝送、シンプル、・・・）– 耐放射線性• 廃炉の加速– 作業員が近づきにくい場所（高線量、ガレキ等）の測定– 短時間計測、作業員が使える技術• 共通事項– 放射線イメージング＝逆解析– 遠隔技術（陸上、飛行、水中）– SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)技術

2

Wearable Compton Camera
Missions

Development of the ultra-compact Compton camera for hotspot
monitoring inside the building of Fukushima Daiichi Nuclear Power
Plant. Taking advantage of compact size, the Compton camera ismounted on a helmet, drone, and so on…
 It aims to reduction of radiation exposure.

Inside the 1F-building

Compton camera

Head-mounted camera

Real-time monitoring byworkers themselves.

RadioactivematerialsWorkerDrone-mounted camera Collaborative research with Waseda
University

Measurement of the distributionof radioactive materials under ahigh-level radioactive atmosphere
where workers must not enter.
3

Fabrication of ultra-small sensor for Compton camera

1.3 mmt

3.2 mmt

Multi-Pixel
Scintillator
Photon Counter（Si device）

scatterer absorber

gamma-ray
ガンマ線

Scintillator
Gamma-ray

gamma-rayvisible light

Photon counter
visible lightelectrical signal

Energy deposit

25 mmLess than100 g

Signal intensity

Small sensor for Compton camera

4炉内検知手法開発ニーズに対する提案技術
・格納容器 デブリの位置及び状況の調査、ペデスタル等の状況の確認
・圧力容器 燃料デブリ、炉内の損傷・汚染機器の状況把握
・デブリ取り出し 燃料、廃棄物の内容確認・分類、取り出し後の残存物確認① 観察技術（ファイバスコープ）
提案技術② 放射線計測技術（放射線源の推定、線量率の把握）③ 元素組成分析技術（レーザー誘起ブレークダウン（LIBS）分光）

ニーズ

適用の条件

計測装置

・気中、水中（海水、濁水）
・高線量 （値は想定）
格納容器 ~104 Gy/h
圧力容器 >104 Gy/h・貫通孔等からの挿入（X6ペネ ガイドパイプ
内径φ100mm）

原子炉圧力容器
冷却水
ペデスタル？

計測装置

汚染水？
デブリ

光ファイバを用いた遠隔検知
格納容器

ファイバスコープ＆LIBSシステム

炉内検知の概略図

5炉内検知・分析技術の提案
低線量率安全領域

炉内高線量率過酷領域

LED照明
映像

CCDカメラ
可搬型ラック組成

耐放射線性長尺光ファイバ（～50m）

パルスレーザ

大気、ガス
水等雰囲気

分光器
時間分解発光分光システム

水中気泡

Ar、N2ガス等線量波長選択光検出器

ルビーシンチレータ
局所放射線プローブ

レーザー照射元素組成
LIBSプローブ

超広角対物レンズ
視認プローブ

共通技術基盤：耐放射線性光ファイバによる光信号・エネルギー伝送① ファイバスコープによる視認プローブ（水素濃度検知プローブ）② ルビーシンチレータによる局所放射線プローブ③ レーザープラズマ発光分光（LIBS）による元素組成分析プローブ
6局所放射線プローブの概要
CladCore

照明光機能付シンチレータ

光ファイバ

γray

高密度シンチレータ
ルビーシンチレータ
基本組成Al2O3 , に Cr2O3 0.4%含有
発光波長：693nm (Cr3+)

 光ファイバー
フッ素ドープ（～400 ppm）石英
コア径:φ0.2 mm

γray

Detector
Scintillation Emission

防水キャップ

小型シンチレータ
Φ2, t0.5

光ファイバ

PC
7

ガンマ線エネルギー分析の重要性と問題
1) デブリからのガンマ線か？ ＦＰ（Ｃｓ等）からのガンマ線か？ 放射化物からのガンマ線か？ 中性子は？ 線源情報がほしい。
2) 実効的な局所の線量率が計測したい。
3) 微小体積のシンチレータでは、ガンマ線フラックスは計測できるが、エネルギー分別は困難。
4) 微小体積のシンチレータでエネルギー分析をするには、高密度なシンチレータが必要。
5) 耐放射線光ファイバを利用した線量率その場分析では、発光波長が近赤外（700nm～900nm、１μｍ以上）でなければならない。
6) 炉内でのガンマ線エネルギー分析手法開発が必要。

8

8月4日（木） 福島第一原子力発電所見学会
 セッション1：廃炉と放射線計測概要
8月5日（金） セッション2：建屋内の高線量率環境下で放射線分布をどうイメージングするか？
 楢葉遠隔技術開発センター見学会
 セッション4：放射線計測を巡る最新の取り組みと課題
8月6日（土） セッション3：燃料デブリの分布をどうやって特定するか？
 ポスターセッション
招待講演者：• M. Brisson (SRNL)• K. Vetter -> A. Haefner (UCB)• Z. He (Michigan Univ.)• T. Aoki (Shizuoka Univ.)• J. Kaneko (Hokkaido Univ.)• M. J. Joyce (Lancaster Univ.)• K. Lenox (NNL)• B. Guerard (ILL)
9