バイオサイエンス
機器カタログ
2024-2025 年度版

SCIENTIFIC EQUIPMENT■環境制御装置（人工気象器・その他植物育成用研究機器・実験動物飼育施設）■キャビネット類（安全キャビネット・クリーンベンチ等）■屋内外人工気象器象ユニット■メンテナンスのご案内機種選定のご参考に！

型式

形状

項目

人工気象器適合表

内容量 / 大きさ

光源（LED）

掲載
小型
プラント 疑似ページ クローズド 開放型
240 ℓ 410 ℓ
高照度型
フレック 太陽光120 ℓ

LH-241PFP/D※T-S

2

LPH-241PFP/D※T-S

2

LH-241PFP/D※T-SP

2

LPH-241PFP/D※T-SP

2

LH-411PFP/D※T-S

2

LPH-411PFP/D※T-S

2

LH-411PFP/D※T-SP

2

LPH-411PFP/D※T-SP

2

LPH-241PFP/D※T-SPC

6

LPH-411PFP/D※T-SPC

6

LH-241PFST-S

3

LPH-241PFST-S

3

LH-241PFST-SP

3

LPH-241PFST-SP

3

LH-411PFST-S

3

LPH-411PFST-S

3

LH-411PFST-SP

3

LPH-411PFST-SP

3

LPH-241PFST-SPC

6

LPH-411PFST-SPC

6

LH-411PFQP/D※T-S

4

LPH-411PFQP/D※T-S

4

LH-411PFQP/D※T-SP

4

LPH-411PFQP/D※T-SP

4

LPH-411PFQP/D※T-SPC

4

LH-411PFQST-S

5

LPH-411PFQST-S

5

LH-411PFQST-SP

5

LPH-411PFQST-SP

5

LPH-411PFQST-SPC

5

LH-240PFP/D※-N

7

LPH-240PFP/D※-N

●

●

●

LH-410PFS-N

LH-120PFP/D※-S

8

LH-120PFP/D※-SP

8

LH-120PFP/D※-RD

8

LH-120PFP/D※-RDCT

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

型式

HC-880掲載
ページ●

HC-1240

HCLP-880●

HCLP-880PFS-3-4L●

HCLP-880PFP/D ※ -3-4L
HCLP-1240

HCLP-1240PFP/D ※ -3-6L
HCLP-1240PFS-3-6L
HCLPH-880

HCLPH-880PFP/D ※ -3-4L
HCLPH-880PFS-3-4L
HCLPH-1240

HCLPH-1240PFP/D ※ -3-6L
HCLPH-1240PFS-3-6L

1●1240 ℓ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

光源（LED）

プラントフレック 疑似太陽光

湿度制御

要求電源 : 単相 100V
15A 2PE プラグ

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

30A
端子出し

●

●

●

20A IL
プラグ

●

●

●

●

15A 2PE
プラグ

●

●
●
●

●
●

●

要求電源＊ : 単相 100V

●

●

●

●

●

●

欲しい機能を見つけてね！

●

●
●

●

●

●

●

●

9

●

●

●

内容量

●

●

●

●

880 ℓ

CO2 添加
制御

定値/昼夜
プログラム
運転
制御
切替式

●

大型環境調節装置適合表
項目

定値
運転
のみ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

8

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

7

7

●

●

●

●

●

●

●

7

LPH-410PFS-N

●

●

●

7

LPH-410PFP/D※-N

●

●

●

7

LH-410PFP/D※-N

●

●

湿度
制御

設定

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

※ PFP: 薄桃、PFD：電球色＊電源には庫内コンセント容量は含まれておりません。

【調光仕様】人工気象器＜クローズド型＞恒温/恒温・恒湿
植物育成用蛍光灯型LED「プラントフレック®」搭載タイプ
調光可能な植物育成用蛍光灯型LED「プラントフレック®」を標準装備！
●操作部は見やすい表示で扉部本体上部にあり、対話式液晶タッチパネルを採用しているので操作が簡単です。
●L（P）H-□PFP/DT-S型は温度、照度、（湿度）の定値運転と昼夜切替運転が行えます。
●L（P）H-□PFP/DT-SP型はプログラム制御（実時刻方式/運転積算時間方式）ができます。
●照明は5面照射で、旧モデルと比較してより自然に近い様に天井照明をUPしております。0%時消灯、20~100%設定による無段階調光ができます。
●LH型の庫内排水は強制蒸発式のため、排水ホース・タンクが不要。
●温度・湿度制御は、3位置（加熱は比例）方式を採用しており、
低ランニングコストです。
●省エネ機能を持たせた庫内内扉は、従来どおり上下2枚扉としても、1枚扉仕様としても使用いただけます。
※オプション：〇給水タンク設置台（LPH型） ￥60,000（寸法：W300×D400×H900㎜）〇ドレン水強制蒸発装置（LPH型） ￥120,000＜交換用LED：調光仕様プラントフレック＞●20W形（PF20-S9WT8-P/DT）￥10，000/1本

240 ℓシリーズ
型式

薄桃
電球色
外寸（㎜）
内寸（㎜）
設定方式

リピート
制御方式
温度（指示精度）
湿度（指示精度）
照度
光量子量
照明
光
源
灯数
運転電流（最大）要求電源
価格

410 ℓシリーズ
型式

薄桃
電球色
外寸（㎜）
内寸（㎜）
設定方式

リピート
制御方式
温度（指示精度）
湿度（指示精度）
照度
光量子量
照明
光
源
灯数
運転電流（最大）要求電源
価格●40W形（PF40-S18WT8P/DT）￥14,000/1本

LPH-411PFDT-SP

LH-241PFPT-S
LH-241PFDT-S

LPH-241PFPT-S
LH-241PFPT-SP
LPH-241PFPT-SP
LPH-241PFDT-S
LH-241PFDT-SP
LPH-241PFDT-SP
W760×D726×H1,767
W512×D485×H980
実時刻方式（24h）/運転積算時間方式
定値運転/昼夜切替方式（24h）（最大999h59min/ステップ）
最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付―
1～99回または無限回
3位置制御方式、冷凍機・加湿器：ON/OFF制御、加熱器：比例制御＋5～50℃±1℃（照明全点灯時：15℃～）
50～80％RH±10％RH
50～80％RH±10％RH――（+15～45℃）（+15～45℃）
薄桃：0～12,000lx
電球色：0～20,000lx 0（消灯）20～100％無段階調光
薄桃：0〜260μmolｍ-2s-1
電球色：0〜280μmolｍ-2s-1
植物育成用蛍光灯型LED プラントフレック®
天井・扉面：20W形 4灯×2面
左右背面:40W形4灯×3面
8A
12.5A
8A
12.5A
単相100V 50/60Hz 15A Ｅ￥1,490,000￥1,890,000￥1,600,000￥1,950,000

LH-411PFPT-S
LH-411PFDT-S

LPH-411PFPT-S
LH-411PFPT-SP
LPH-411PFPT-SP
LPH-411PFDT-S
LH-411PFDT-SP
LPH-411PFDT-SP
W880×D806×H1,875
W670×D565×H1,100
実時刻方式（24h）/運転積算時間方式
定値運転/昼夜切替方式（24h）（最大999h59min/ステップ）
最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付―
1～99回または無限回
3位置制御方式、冷凍機・加湿器：ON/OFF制御、加熱器：比例制御+5～50℃±1℃（照明全点灯時：15℃～）
50～90%RH±10%RH
50～90%RH±10%RH――（+15～45℃）（+15～45℃）
薄桃：0～12,000lx 電球色：0～20,000lx 0（消灯）20～100％無段階調光
薄桃：0~260μmolm-2s-1
電球色：0~280μmolm-2s-1
植物育成用LEDランプ プラントフレック®
天井：20W形 6灯×1面 扉面・左右背面：40W形 4灯×4面
10A
13.5A
10A
13.5A
単相100V 50/60Hz 15A E￥1,950,000￥2,300,000￥2,090,000￥2,350,000※温度センサ：白金測温抵抗体、湿度センサ：高分子薄膜容量式、加湿器：超音波式。
※電源には庫内コンセント容量は含まれておりません。 庫内コンセントは1Aまで使用可能です。
※室温
15℃～30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。
使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※加湿器への給水は、純水（蒸留水またはRO水）を使用
して下さい。
※温度と湿度の組み合わせにより、所定の性能を発揮できない場合があります。※庫内試料によっては、排水設備が必要な場合があります。※照明を点灯する場合は温度設
定を15℃以上にしてください。
※装置両側に30cm以上のスペースを確保ください。冷却機能が低下する原因になります。※指示精度：温度/湿度は照明消灯時のものです。※高温、高湿
度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

2

【調光仕様】人工気象器＜クローズド型＞ 恒温/恒温・恒湿
疑似太陽光 蛍光灯型LED「SUNRAY LIGHT®」照明搭載タイプ

調光可能な疑似太陽光 蛍光灯型LED「SUNRAYLIGHT®」を標準装備！
●操作部は見やすい表示で扉部本体上部にあり、対話式液晶タッチパネルを採用しているので操作が簡単です。
●L（P）H-□PFST-S型は温度、照度、（湿度）の定値運転と昼夜切替運転が行えます。
●L（P）H-□PFST-SP型はプログラム制御（実時刻方式/運転積算時間方式）ができます。
●照明は5面照射で,旧モデルと比較してより自然に近い様に天井照明をUPしております。
0%
時消灯、20~100% 設定による無段階調光ができます。
●LH型の庫内排水は強制蒸発式のため、排水ホース、タンクが不要。
●温度・湿度制御は、3位置（加熱は比例）方式を採用しており、
低ランニングコストです。
●省エネ機能を持たせた庫内内扉は、従来どおり上下2枚扉としても、1枚扉仕様としても使用
いただけます。
●2段階風速可変機能付きで、風に弱い試料にも対応可能です。
●標準でφ40mmの測定口を本体上部に装備しております。
●湿度制御は,加湿制御・除湿制御・加除湿制御から選択可能です。
※灯数制御型も受注生産で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。
※オプション：〇給水タンク設置台（LPH型） ￥60,000（寸法：W300×D400×H900㎜）〇ドレン水強制蒸発装置（LPH型） ￥120,000＜交換用LED：調光仕様SUNRAY LIGHT®＞●20W 形（PF20-S12WT8-ST）￥12,000/1本

240 ℓシリーズ
型式
外寸（㎜）
内寸（㎜）
設定方式

リピート
制御方式
温度（指示精度）
湿度（指示精度）
照度
光量子量
光源

棚網
冷凍機
加熱器
加湿器
運転電流（最大）要求電源
重量（Kg）
価格

410 ℓシリーズ
型式
外寸（㎜）
内寸（㎜）
設定方式

リピート
制御方式
温度（指示精度）
湿度（指示精度）
照度
光量子量
光源

棚網
冷凍機
加熱器
加湿器
運転電流（最大）要求電源
重量（Kg）
価格

LPH-411PFST-SP●40W 形（PF40-S22WT8-ST）￥16,000/1本

LH-241PFST-S

LPH-241PFST-S
LH-241PFST-SP
W760×D726×H1,767

定値運転/昼夜切替方式（24h）LPH-241PFST-SP

W512×D485×H980

実時刻方式（24h）/運転積算時間方式（最大999h59min/ステップ）
最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付―
1～99回又は無限回
3位置制御方式、冷凍機・加湿器:ON/OFF制御、加熱器:比例制御＋5～50°±1℃ （照明全点灯時：15℃～）―
50～80％RH±10％RH（+15～45℃）―
50～80％RH±10％RH（+15～45℃）
0～20,000lx 0（消灯）20～100％無段階調光
0～330μmolm-2s-1
疑似太陽光 蛍光灯型LED SUNRAYLIGHT
天井・扉面：20W形 4灯×2面
左右背面：40W形 4灯×3面
5枚 多段階調節式
200W
400W
500W
400W
500W
―
80W
―
80W
9A
13.5A
9A
13.5A
単相100V 50/60Hz 15A E
約225
約235
約225
約235
￥1,530,000￥1,930,000￥1,640,000￥2,040,000
LH-411PFST-S

LPH-411PFST-S
LH-411PFST-SP
W880×D806×H1,875

定値運転/昼夜切替方式（24h）LPH-411PFST-SP

W670×D565×H1,100

実時刻方式（24h）/運転積算時間方式（最大999h59min/ステップ）
最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付―
1～99回又は無限回
3位置制御方式、冷凍機・加湿器:ON/OFF制御、加熱器:比例制御＋5～50°±1℃ （照明全点灯時：15℃～）―
50～90%RH±10%RH（+15～45℃）―
50～90%RH±10%RH（+15～45℃）
0～20,000lx 0（消灯）20～100％無段階調光
0～330μmolm-2s-1
疑似太陽光 蛍光灯型LED SUNRAYLIGHT
天井：20W形 6灯×1面 扉面・左右背面：40W形 4灯×4面
6枚 多段階調節式
300W
500W
―
80W
―
80W
11A
14.5A
11A
14.5A
単相100V 50/60Hz 15A E
約275
約285
約275
約285
￥2,000,000￥2,350,000￥2,140,000￥2,400,000※温度センサ：白金測温抵抗体、湿度センサ：高分子薄膜容量式、加湿器：超音波式。※電源には庫内コンセント容量は含まれておりません。 庫内コンセントはLPH411PFST-SとLPH-411PFST-SPは0.5A、その他の機種は1Aまで使用可能です。※室温15℃～30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※ 制御可能な温度・湿度の範囲は、設置環境・各設定状況、庫内の試料配置条件などにより異なります。※加湿器への給水は、純水（蒸留水またはRO水）を使用して下さい。※温度と湿度の組み合わせにより、所定の性能を発揮できない場合があります。※庫内試料によっては、排水設備が必要な場合があります。※照明を点灯する場合は温度設定を15℃以上にしてください。※装置両側に30cm以上のスペースを確保ください。冷却機能が低下する
原因になります。※指示精度：温度/湿度は照明消灯時のものです。※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

3

高光量人工気象器＜クローズド型＞恒温/恒温・恒湿「プラントフレック®」+高光量LED搭載タイプ
スタンダードな人工気象器に、植物育成用蛍光灯型LED「プラントフレック®」と高光量LEDを
搭載しました！
●操作部は見やすい表示で扉部本体上部にあり、対話式液晶タッチパネルを採用しているので操作が簡単です。
●L（P）H-PFQ（P/D）T-S型は温度、照度、（湿度）の定値運転と昼夜切替運転が行えます。

●L（P）H-PFQ（P/D）T-SP（C）型はプログラム制御（実時刻方式/運転積算時間方式）ができます。
●LPH-PFQ（P/D）T-SPC型は炭酸ガスの添加制御機能付きです。
●２段階風速可変機能付きで、風に弱い試料にも対応可能です。

●省エネ機能を持たせた扉は、従来どおり上下2枚扉としても、1枚扉仕様としても使用
いただけます。

●標準でφ40mmの測定口を本体上部に装備しております。
●湿度制御は、加湿制御・除湿制御・加除湿制御から選択可能です。

※オプション：〇給水タンク設置台（LPH型） ￥60,000（寸法：W300×D400×H900㎜）〇ドレン水強制蒸発装置（LPH型） ￥120,000〇天井高光量LEDランプ個別調光機能 ￥200,000＜交換用LED：調光仕様プラントフレック＞●40W形（PF40-S18WT8P/DT ） ￥14,000/1本※天井の植物育成用高光量LEDの交換についてはご相談ください。

分光分布図：光量子量比率

LPH-411PFQDT-SP

薄桃色

電球色
型式

薄桃
電球色
外寸（㎜）
内寸（㎜）
設定方式

リピート

制御方式

温度（指示精度）
湿度（指示精度）
照度
光量子量
照明
光源
灯数
炭酸ガス濃度
運転電流（最大）要求電源
重量 (Kg)価格

LH-411PFQPT-S
LH-411PFQDT-S

LPH-411PFQPT-S
LPH-411PFQDT-S

定値運転/昼夜切替方式（24h）―

庫内：電球色LH-411PFQPT-SP
LPH-411PFQPT-SP
LPH-411PFQPT-SPC
LH-411PFQDT-SP
LPH-411PFQDT-SP
LPH-411PFQDT-SPC
W880×D806×H1,935
W670×D565×H1,100
実時刻方式（24h）/運転積算時間方式（最大999h59min/ステップ）
最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付
1～99回または無限回

3位置制御方式、冷凍機・加湿器:ON/OFF制御、加熱器:比例制御＋5～50℃±1℃（照明全点灯時：15℃～）
50～90%RH±10%RH―
50～90%RH±10%RH（+15～45℃）（+15～45℃）
薄桃：0～18,500lx
電球色：0～76,000lx （0％（消灯）、20～100％無段階調光）
薄桃：0〜640μmolｍ-2s-1
電球色：0〜930μmolｍ-2s-1
天井：植物育成用高光量LED 扉面・左右背面：植物育成用蛍光灯型LED プラントフレック®
天井：600W形 1灯 扉面・左右背面：40W形 4灯×4面―
設置環境～3,000ppm
16A
19.5A
16A
19.5A
単相100V 50/60Hz 20AＥ
単相100V 50/60Hz 30AＥ
単相100V 50/60Hz 20AＥ
単相100V 50/60Hz 30A Ｅ
約 295
約 305
約 295
約 305
￥2,600,000￥2,960,000￥2,760,000￥3,100,000￥3,500,000―※温度センサ：白金測温抵抗体、湿度センサ：高分子薄膜容量式、加湿器：超音波式、炭酸ガス濃度センサ：非分散型赤外線分光方式。※電源には庫内コンセン
ト容量は含まれておりません。庫内コンセントは１A まで使用可能です。※室温 15℃～ 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※照明を点灯する場合は温度設定を 15℃以上にしてください。※装置両側に 30cm 以上のスペースを確保ください。冷却機能が低下する原因になります。※指示精度：温度 / 湿度は照明消灯時のものです。※加湿器への給水は、純水（蒸留水または RO 水）を使用して下さい。※波長特性により、薄桃色と電球色の照度・光量が異なります。※照度・光量は下段棚の平均値です。※ PWM 調光制御のため、低出力設定時にちらつきが見えることがあります。※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

4

高光量人工気象器＜クローズド型＞恒温/恒温・恒湿
疑似太陽光 蛍光灯型LED「SUNRAY LIGHT®」+高光量LED搭載タイプ
スタンダードな人工気象器に、疑似太陽光 蛍光灯型LED「SUNRAY LIGHT®」と高光量LEDを
搭載しました！
●操作部は見やすい表示で扉部本体上部にあり、対話式液晶タッチパネルを採用しているので操作が簡単です。
●L（P）H-PFQST-S型は温度、照度、（湿度）の定値運転と昼夜切替運転が行えます。

●L（P）H-PFQST-SP（C）型はプログラム制御（実時刻方式/運転積算時間方式）ができます。
●LPH-PFQST-SPC型は炭酸ガスの添加制御機能付きです。

●２段階風速可変機能付きで、風に弱い試料にも対応可能です。

●省エネ機能を持たせた扉は、従来どおり上下2枚扉としても、1枚扉仕様としても使用いただけます。

●標準でφ40mmの測定口を本体上部に装備しております。
●湿度制御は、加湿制御・除湿制御・加除湿制御から選択可能です。

※オプション：〇給水タンク設置台（LPH型） ￥60,000（寸法：W300×D400×H900㎜）〇ドレン水強制蒸発装置（LPH型） ￥120,000〇天井高光量LEDランプ個別調光機能 ￥200,000＜交換用LED：調光仕様SUNRAY LIGHT®＞●40W 形（PF40-S22WT8-ST） ￥16,000/1本※天井の植物育成用高光量LEDの交換についてはご相談ください。

LPH-411PFQST-SP

分光分布図：光量子量比率

型式
外寸（㎜）
内寸（㎜）
設定方式
リピート

LH-411PFQST-S

定値運転/昼夜切替方式（24h）―

制御方式

温度（指示精度）
湿度（指示精度）
照度
光量子量
照明
光
源
灯数
炭酸ガス濃度
運転電流（最大）要求電源
重量 (Kg)価格

LPH-411PFQST-S

庫内

LH-411PFQST-SP

LPH-411PFQST-SP

LPH-411PFQST-SPC

W880×D806×H1,935
W670×D565×H1,100
実時刻方式（24h）/運転積算時間方式（最大999h59min/ステップ）
最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付
1～99回または無限回

3位置制御方式、冷凍機・加湿器:ON/OFF制御、加熱器:比例制御＋5～50℃±1℃（照明全点灯時：15℃～）
50～90%RH±10%RH―
50～90%RH±10%RH（+15～45℃）（+15～45℃）―

0 ～ 58,500lx

0( 消灯 )20 ～ 100％無段階調光

0～900μmolm-2s-1
天井：植物育成用高光量LED 扉面・左右背面：疑似太陽光 蛍光灯型 LED「SUNRAY LIGHT®」

17A
単相100V 50/60Hz 20AＥ
約 295

￥2,700,000

天井：600W形

1灯

扉面・左右背面：40W形

―

20.5A
単相100V 50/60Hz 30AＥ
約 305

￥3,060,000

17A
単相100V 50/60Hz 20AＥ
約 295

￥2,860,000

4灯×4面

設置環境～3,000ppm

20.5A
単相100V 50/60Hz￥3,200,000

約 305

30A Ｅ

￥3,600,000※温度センサ：白金測温抵抗体、湿度センサ：高分子薄膜容量式、加湿器：超音波式、炭酸ガス濃度センサ：非分散型赤外線分光方式。※電源には庫内コンセン
ト容量は含まれておりません。庫内コンセントは１A まで使用可能です。※室温 15℃～ 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※照明を点灯する場合は温度設定を 15℃以上にしてください。※装置両側に 30cm 以上のスペースを確保ください。冷却機能が低下する原因になります。※指示精度：温度 / 湿度は照明消灯時のものです。※加湿器への給水は、純水（蒸留水または RO 水）を使用して下さい。※波長特性により、薄桃色と電球色の照度・光量が異なります。※照度・光量は下段棚の平均値です。※ PWM 調光制御のため、低出力設定時にちらつきが見えることがあります。※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

5

【調光仕様】人工気象器＜クローズド型＞恒温・恒湿・炭酸ガス濃度添加制御
植物育成用蛍光灯型LED「プラントフレック®」搭載タイプ
スタンダードなクローズド型人工気象器に植物育成用蛍光灯型LED「プラントフレック®」と炭酸ガスの添加制御機能を装備しました。温度・湿度は3位置制御を採用しており、省エネです。
炭酸ガス濃度と植物育成速度の相関等にご使用いただけます。

●LPH-241/411PFP/DT-SPの機能を全て装備しています。
●炭酸ガス濃度は設置環境濃度〜3,000ppmまで制御可能です（添加制御）。
●操作は、温度・湿度・照明･炭酸ガス濃度を扉上部の液晶パネルにて設定します。
●温度・湿度・照明はプログラム制御が可能です。
※オプション：〇給水タンク設置台 ￥60,000（寸法：W300×D400×H900㎜）〇ドレン水強制蒸発装置 ￥120,000 〇炭酸ガス除去ユニット＜交換用LED：調光仕様プラントフレック＞

薄桃
電球色
外寸（㎜）
内寸（㎜）
温度（指示精度）
湿度（指示精度）
照度
光量子量
照明
光源
灯数
炭酸ガス濃度
運転電流（最大）
要求電源
価格
型式

P2に記載

プログラム制御のLPH型プログラムは24ステップ/5パターン、
パターンリンク機能付き

LPH-411PFDT-SPC

LPH-241PFPT-SPC
LPH-411PFPT-SPC
LPH-241PFDT-SPC
LPH-411PFDT-SPC
W760 × D726 × H1,767
W880 × D806 × H1,875
W512 × D485 × H980
W670 × D565 × H1,100＋ 5 ～ 50°± 1℃ （照明全点灯時：15℃～）
50～80％RH±10％RH（+15～45℃）
50～90%RH±10%RH（+15～45℃）
薄桃：0 ～ 12,000lx
電球色：0 ～ 20,000lx 0（消灯）20 ～ 100％無段階調光
薄桃：0～260μmolm-2s-1
電球色：0～280μmolm-2s-1
植物育成用蛍光灯型 LED プラントフレック ®
天井・扉面：20W形 4灯×2面 左右背面：40W形 4灯×3面
天井：20W形 6灯×1面 扉面・左右背面：40W形 4灯×4面
設置環境濃度～ 3,000ppm
12.5A
13.5A
単相 100V 50/60Hz15A E￥2,430,000￥2,760,000※室温 15℃～ 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。 ※使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※温度センサ：白金測温抵抗体 湿度セ
ンサ：高分子薄膜容量式 ※指示精度：温度 / 湿度は照明消灯時のものです。 ※庫内コンセントは 1A まで使用可能です。※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営
業所までご確認願います。

【調光仕様】人工気象器＜クローズド型＞恒温・恒湿・炭酸ガス濃度添加制御
疑似太陽光 蛍光灯型LED「SUNRAY LIGHT®」照明搭載タイプ
スタンダードなクローズド型人工気象器に疑似太陽光
蛍光灯型LED「SUNRAY LIGHT®」と炭酸ガスの添加制御機能を装備しました。温度・湿度は3位置制御を採用しており、省エネです。
炭酸ガス濃度と植物育成速度の相関等にご使用いただけます。

●LPH-241/411PFST-SPの機能を全て装備しています。
●炭酸ガス濃度は設置環境濃度〜3,000ppmまで制御可能です（添加制御）。
●操作は、温度・湿度・照明･炭酸ガス濃度を扉上部の液晶パネルにて設定します。
●温度・湿度・照明はプログラム制御が可能です。
※オプション：〇給水タンク設置台 ￥60,000（寸法：W300×D400×H900㎜）〇ドレン水強制蒸発装置 ￥120,000 〇炭酸ガス除去ユニット＜交換用LED：調光仕様SUNRAY LIGHT®＞

型式
外寸（㎜）
内寸（㎜）
温度（指示精度）
湿度（指示精度）
照度
光量子量
光源

炭酸ガス濃度
運転電流（最大）
要求電源
価格

P3に記載

プログラム制御のLPH型プログラムは24ステップ/5パターン、
パターンリンク機能付き

LPH-411PFST-SPC

LPH-241PFST-SPC
LPH-411PFST-SPC
W760×D726×H1,767
W880×D806×H1,875
W512×D485×H980
W670×D565×H1,100＋5～50°±1℃ （照明全点灯時：15℃～）
50～80％RH±10％RH（+15～45℃）
50～90%RH±10%RH（+15～45℃）
0～20,000lx 0（消灯）20～100％無段階調光
0～330μmolm-2s-1
疑似太陽光 蛍光灯型LED SUNRAYLIGHT
天井・扉面：20W形 4灯×2面 左右背面：40W形 4灯×3面
天井：20W形 6灯×1面 扉面・左右背面：40W形 4灯×4面
設置環境濃度～3,000ppm
13.5A
14.5A
単相100V 50/60Hz15A E￥2,470,000￥2,810,000※室温 15℃～ 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。 ※使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※温度センサ：白金測温抵抗体 湿度セ
ンサ：高分子薄膜容量式 ※指示精度：温度 / 湿度は照明消灯時のものです。 ※庫内コンセントは LPH-411PFST-SPC は 0.5A、LPH-241PFST-SPC は 1A まで使用可能です。※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

6

人工気象器＜オープン型＞恒温/恒温・恒湿「プラントフレック®」搭載タイプ
植物育成用蛍光灯型LED「プラントフレック®｣を標準搭載！

●自然光を共用した実験・研究に最適です！
●操作タッチパネルは、見やすい日本語・実時刻表示で、本体上部にあり、操作がラクに行えます。
●温度、湿度制御は3位置制御方式を採用しており、低ランニングコストです。
●φ40mmの測定口（天井部左手前）を標準装備。
＜交換用LED：灯数制御仕様プラントフレック＞ P12上段●15W形（PF15-S5WT8-P1/D1） ●20W形（PF20-S9WT8-P1/D1）●40W形（PF40-S18WT8-P1/D1）

薄桃
電球色
外寸（㎜）
制御方式
温度
（指示精度）
照明
光源
灯数
要求電源
価格

LH-240PFP-N
LPH-240PFP-N
LH-240PFD-N
LPH-240PFD-N
W796×D663×H1,749
定値運転/昼夜切替運転 切替式＋5～50℃±1℃（照明点灯時：15℃～）
植物育成用蛍光灯型LED プラントフレック®
左右背面 40W 型× 12 灯 天井 15W 型× 4 灯
単相100V 50/60Hz 15AＥ
￥1,100,000￥1,380,000

型式

薄桃
型式
電球色
外寸（㎜）
制御方式
温度
（指示精度）
照明
光源
灯数
要求電源
価格

LH-410PFP-N
LPH-410PFP-N
LH-410PFD-N
LPH-410PFD-N
W960×D747×H1,864
定値運転/昼夜切替運転 切替式＋5～50℃±1℃（照明点灯時：15℃～）
植物育成用蛍光灯型LED プラントフレック®
左右背面 40W 型× 12 灯 天井 20W 型× 4 灯
単相100V 50/60Hz 15AＥ
￥1,720,000￥2,000,000

LH-240PFP-N
操作タッチパネル

薄桃

電球色※温度センサ：白金測温抵抗体 ※室温 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※運転状態により、庫内の試料などが乾燥することがあります。※照明を点灯する場合は、温度設定を 15℃以上にしてください。※指示精度：温度は照明消灯時のものです。※高温での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

人工気象器＜オープン型＞恒温/恒温・恒湿「SUNRAY LIGHT®」搭載タイプ
疑似太陽光

蛍光灯型LED「SUNRAY LIGHT ®」を搭載しています！

●自然光を共用した実験・研究に最適です！
●操作タッチパネルは、見やすい日本語・実時刻表示で、本体上部にあり、操作がラクに行えます。
●温度、湿度制御は3位置制御方式を採用しており、低ランニングコストです。
●φ40mmの測定口（天井部左手前）を標準装備。
＜交換用LED：灯数制御仕様SUNRAY LIGHT®＞ P12下段●20W 形（PF20-S12WT8-S1）￥10,000/1本 ●40W 形（PF40-S22WT8-S1）￥14,000/1本操作タッチパネル「SUNRAY LIGHT®」発光スペクトル

型式
外寸（㎜）
内寸（㎜）
設定方式
温度（指示精度）
照明
光源
灯数
運転電流（最大）要求電源
価格

LHｰ410PFS-N

LH-410PFS-N

LPHｰ410PFS-N
W960×D747×H1,864
W670×D565×H1,100
定値運転／昼夜切替運転 切替式＋ 5 〜 50℃±１℃（照明点灯時：15℃~）
疑似太陽光 蛍光灯型LED「SUNRAY LIGHT®」
左右背面40W形×12灯 天井20W形×4灯
8.5A
12A
単相 100V 50/60Hz 15A￥1,770,000￥2,050,000※温度センサ：白金測温抵抗体、湿度センサ：高分子薄膜容量式、加湿器：超音波式 LPH-410PFS-N ※室温30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。
使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。 ※制御可能な温度・湿度の範囲は、設置環境・各設定状況、庫内の試料配置条件などにより異なります。 ※運転状態により、庫内の試料などが乾燥することがあります。 ※照明を点灯する場合は、温度設定を15℃以上にしてください。 ※温度と湿度の組み合わせにより、所定の性能を発揮できない場合があります。 ※指示精度：温度/湿
度は照明消灯時のものです。 ※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

7

人工気象器＜小型・クローズド型＞恒温「プラントフレック®」搭載タイプ
スタンダードな小型のクローズド型人工気象器に
植物育成用蛍光灯型LED「プラントフレック®」を搭載！

LH-120PFP-S●操作タッチパネルは見やすい日本語表示・実時刻表示で本体上部にあり、操作がラクに行えます。
LH-120PFP-S
LH-120PFP-SP
LH-120PFD-S
LH-120PFD-SP
W586×D674×H1,571
ステップ状プログラム
実時刻方式（24時間）
設定方式
定値運転/昼夜切替運転 切替式
9ステップ/3パターン
27ステップ/1パターン
温度（指示精度）＋5～50℃±1℃（照明点灯時：15℃～）
照度
薄桃：0～9,000lx
電球色：0～16,500lx 灯数制御
光量子量範囲薄桃：0～186μmolm-2s-1
電球色：0～224μmolm-2s-1
照明
植物育成用蛍光灯型LEDプラントフレック®
灯数
左右背面・正面20W形 4灯×4面、天井10W形×1面
運転電流（最大）6A
要求電源
単相100V 50/60Hz 15AＥ
価格
￥1,090,000￥1,200,000
型式

薄桃
電球色
外寸（㎜）

薄桃

光源

電球色
＜交換用LED：灯数制御仕様プラントフレック＞ P12上段●10W形（PF10-S4WT8-P1/D1） ●20W形（PF20-S9WT8-P1/D1）※温度センサ：白金測温抵抗体 ※電源には庫内コンセント容量は含まれておりません。庫内コンセントは 1A まで使用可能です。※室温 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※庫内試料によっては、排水設備が必要な場合があります。※装置両側に 30cm 以上のスペースを確保ください。冷却機能が低下する原因になります。※指示精度：温度は照明消灯時のものです。 ※高温での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

人工気象器＜小型・オープン型＞恒温「プラントフレック®」搭載タイプ
自然光を利用したオープン型の人工気象器です。
照明は植物育成用蛍光灯型LED「プラントフレック®」を搭載！

LH-120PFD-RD●温度制御は、3位置方式を採用しており、低ランニングコストです。
●送風循環方式により、温度分布も良好です。
型式

薄桃
電球色
外寸（㎜）
内寸（㎜）
設定方式
制御方式
温度（指示精度）
照明
灯数
運転電流（最大）
要求電源
価格
光源

LH-120PFP-RD
LH-120PFP-RDCT
LH-120PFD-RD
LH-120PFD-RDCT
W635×D602×H1,519
W380×D418×H773
定値運転
定値運転/昼夜切替運転 切替式
3位置制御方式・冷凍機・加熱器：ON/OFF制御＋5～50℃±1℃（照明点灯時：15℃～）
植物育成用蛍光灯型LEDプラントフレック®
左右背面20W形×12灯
天井10W形×4灯
5.5A
単相100V 50/60Hz 15AＥ
￥792,000￥936,000

薄桃

電球色＜交換用LED：灯数制御仕様プラントフレック＞ P12上段●10W形（PF10-S4WT8-P1/D1） ●20W形（PF20-S9WT8-P1/D1）※温度センサ：白金測温抵抗体。※室温 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※運転状態により、庫内の資料などが乾燥することがあります。※照明を点灯する場合は、温度設定を 15℃以上にしてください。※指示精度：温度は照明消灯時のものです。※高温での長期間運転につきましては
最寄りの営業所までご確認願います。消灯時のものです。※高温での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

ドレン水強制蒸発装置
人工気象器のドレンホースを接続してスイッチをON にするとドレン水をヒーターとファンで強制蒸発します。
型式
外寸（㎜）
タンク容量
蒸発量
電源
消費電力
価格

FE-500
W244 × D655 × 250
10ℓ
約500mℓ/h
単相 100V 50/60Hz
最大 520W￥120,000

弊社製の湿度制御付
人工気象器にご使用
いただけます。

※蒸発量は、周囲現境25℃ .60%RH においての参考値です。
※装置は、水平になるように設置してください。レベルスイッチ誤作動の原因になります。

8

大型環境調節装置＜HCシリーズ＞
大きな容量を目的に応じて仕様をセレクトできる空間を提供します！
● 大容量ですが扉を外すだけで入口幅800㎜の経路でも安易に搬入・設置が可能です。
● 880ℓと1240ℓの共通チャンバを利用して多様な仕様が選択可能です。
● 庫内大容量により、棚等も装置内に直接設置が可能です。
● 測定孔・抗菌脱臭フィルターにより庫内エアーの抗菌・脱臭に効果があります。
● 本体材質は内外抗菌カラー鋼板仕様です。
● すべての機種は、単相100V 15Aコンセントで使用できます。

<オプション>●窓付き（880タイプ） ●窓付き（1240タイプ） ●測定孔追加●CO2添加制御システム（HCLP（H）のみ） ●CO2除去制御システム（HCLP（H）のみ）●多種照明灯への変更●照明灯の本数・段数変更等＜交換用LED:灯数制御仕様プラントフレック､灯数制御仕様SUNRAY LIGHT®＞
P12上段●20W形（PF20-S9WT8-P1/D1） P12下段●20W形（PF20-S12WT8-S1）■大型保冷装置型式
内容量（ℓ）
外寸（ｍｍ）
内寸（ｍｍ）
温度
湿度
運転電流（最大）（コンセント容量不含）要求電源
価格

HC-880880
W967×D874×H1,980
W850×D703×H1,466

単相100V¥700,000■大型低温恒温装置
型式

内容量（ℓ）
外寸（㎜）
内寸（㎜）
温度
湿度
照明棚

運転電流（最大）（コンセント容量不含）
要求電源
価格

880

内容量（ℓ）
外寸（㎜）
内寸（㎜）
温度
湿度

50/60Hz

15A

アース付¥800,000

880PFP/D-3-4L
880
W967×D874×H1,980
W850×D703×H1,466

880PFS-3-4L

8A￥970,000￥1,300,000

880

880PFP/D-3-4L
880
W1,144×D874×H1,980
W850×D703×H1,466―（コンセント容量不含）

7A

要求電源
価格

6A

6A

照明棚

運転電流（最大）HC-12401240
W1,350×D874×H1,980
W1,200×D703×H1,466+4℃～15℃
なりゆき

880 ℓ
HCLP-

1240

＋4～40℃（照明点灯時15℃~）
なりゆき

1240PFP/D-3-6L
1240PFS-3-6L
1,240
W1,350×D874×H1,980
W1,200×D703×H1,466

植物育成用LED
疑似太陽光LED
植物育成用LED
疑似太陽光LED― 「プラントフレック®」 「SUNRAY LIGHT®」 ― 「プラントフレック®」 「SUNRAY LIGHT®」
20W形 4灯×3段
20W形 6灯×3段
20W形 4灯×3段
20W形 6灯×3段■大型恒温恒湿装置
型式

1240 ℓ￥1,720,000

6A

単相100V 50/60Hz 15A E￥1,350,000￥1,050,000

880PFS-3-4L

HCLPH-

1240

9A￥1,470,000￥1,520,000

1240PFP/D-3-6L
1240PFS-3-6L
1,240
W1,527×D874×H1,980
W1,200×D703×H1,466+4℃～40℃（照明点灯時15℃~）
55～85%RH ±10％（18～40℃）
植物育成用LED
疑似太陽光LED
植物育成用LED
疑似太陽光LED「プラントフレック®」 「SUNRAY LIGHT®」 ― 「プラントフレック®」 「SUNRAY LIGHT®」
20W形 4灯×3段
20W形 6灯×3段
20W形 4灯×3段
20W形 6灯×3段
9A￥1,970,000

7A

単相100V 50/60Hz 15A E￥2,020,000￥1,800,000

10A￥2,100,000￥2,150,000

※HCLP
（H）
-880/1240PFP-3-□L…
「プラントフレック®」薄桃
HCLP（H）-880/1240PFD-3-□L…「プラントフレック®」電球色※庫内コンセントは合計1Aまで使用可能 ※室温30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。
※照明を点灯する場合は、温度設定を15℃以上にしてください。
※共通仕様●内外表面材：抗菌カラー鋼板 ●断熱材：硬質ウレタンフォーム ●測定孔：40φ栓付１か所（880サイズは右側面、1240サイズは天井面）●抗菌脱臭フィルター：光触媒酸化チタンフィルター
（内蔵式）

9

低温インキュベータ
高精度マイコン制御で、8ステッププログラム
コントロールが可能な低温インキュベータです。

LP-50P

型式
外寸（ｍｍ）
内寸（ｍｍ）
内容積（ℓ）
設定方式
制御方式
温度（指示精度）
運転電流（最大）要求電源
重量（Kg）
価格

LP-130P

LP-200P

LP-260P

LP-400P

LP-50P
LP-130P
LP-200P
LP-260P
LP-400P
W483×D554×H685
W700×D569×H1,107 W700×D799×H1,107 W700×D569×H1,677 W704×D799×H1,677
W400×D335×H370
W620×D340×H584
W620×D545×H584
W620×D340×H1,154 W620×D545×H1,155
50
130
207
259
408
定値運転/ステップ状プログラム 積算時間方式 8ステップ/2パターン 最大99H59min/1ステップ
3位置制御方式（ヒーター比例制御）
・冷凍機：ON/OFF制御、加熱器：比例制御−15〜+50℃±1℃（周囲温度30℃無負荷）
3.1A
4.6A
7.8A
8.0A
8.3A
単相100V 50/60Hz 15A
約40
約70
約100
約95
約120
￥360,000￥460,000￥555,000￥660,000￥900,000※付属するコンセントは6Aまで使用可能（LP-50Pは除く）※測定孔付き ※アクリル遮光板付き ※鍵付き（LP-50Pは除く） ※キャスター付き（LP-50Pは除く）※使用周囲温度-5～35℃（LP-50P）、-5～35℃ 80％RH以下（LP-130/200/260/400P） ※温度センサ:サーミスタ ※指示精度:温度/湿度は照明消灯時のものです※庫内灯：蛍光灯15W（LP-130/200/260/400P）

バイオマルチインキュベータ
6 室個別の環境制御が可能！研究のスピードアップに効果的！

● 各室は独立しており、個別の温度制御、照明の明暗切替が可能です。
● マルチ制御方式で温度は＋ 5 ～ 45℃（照明点灯時：15℃以上）の範囲で 2 段変温、照明は明暗切替と調光が各室可能です。
● エアジャケット方式で生物にやさしいソフト冷却です。
● キャスタ付きで、移動も簡単です。

演色性能は RA90 以上ですので、屋内でも綺麗に照らします。

型式
外寸（mm）
内寸（mm）
制御方式
温度範囲
材質

LH-80WLED-6CT
W1,555×D825×H1,985
W390×D505×H277×6室
定値運転/昼夜切替運転 切替式+5～45℃（温度差20℃以下） 照明点灯時+15℃以上（温度差15℃以下）
外装：鋼板 樹脂焼付塗装 庫内：ステンレス鋼板

照度
光量子量範囲0～8,800lx（庫内中央）
0～135μmolm-2s-1（庫内中央）
単相100Ｖ 50/60Hz 18A（本体回路）/
単相100V 15A（コンセント回路）
約250¥3,360,000

照明

電源

重量（Kg）
価格

WLED照明RA90以上 LED数：126個（7個×9列×2枚）
30W×6室 手動調光つまみつき※本装置は、水分を多く含む試料などの場合、結露する恐れがありますので、定期的に拭き取ってください。
※温度センサ:白金測温抵抗体 ※指示精度:温度/湿度は照明消灯時のものです。 ※設定温度や各部屋の運転状況、照明の点灯状況により使用できる温度範囲に制限が生じることがあります。 ※庫内状況によっては試料が乾燥することがあります。 ※世情により、将来供給が出来なくなった場合は、代替品でのご提案となります。
＜LH-80WLED-6CT温度設定条件＞※設置環境は室温30℃以下の一般的屋内で使用して下さい。
※霜取動作中は、温度が変動することがあります。※温度設定条件には制約があります。詳細は取扱説明書を確認下さい。※
全室同一温度に設定する場合、設置環境により上段の部屋の温度制御が不安定になる場合があります。このような場合は、制御を行う室を減らすか、上段の設定温度を高くして温度勾配を設けてください。
※最高設定温度と最低設定温度の差は、20℃以下にして下さい。
（照明点灯時は15℃以下）20℃より大きくした場合、温度製制御ができない場合があります。このような場合は、制御を行う室を減らすなどの対策が必要になります。
※各室の設定温度と最低設定温度の差を合計し、その数値が60～80以下になるように設定してください。この数値は、最低設定温度が高いほど、大きくなる傾向があります。
低温に設定する場合と照明を点灯する場合は、この数値を低めに設定してください。

10

照明育成棚＜プラントフレック®搭載タイプ＞
植物育成用蛍光灯型 LED「プラントフレック ®」を搭載！灯数の選択が可能。
植物工場、恒温室に！
●照明は、段ごとにON/OFF可能です。
●育成棚の段数は4段以外にもオプションで2～6段まで選択できます。
●棚間隔は、変更可能です。

＜交換用LED：灯数制御仕様プラントフレック＞ P12上段●40W形（PF40-S18WT8-P1/D1）

型式

光源

外寸（㎜）
照明
灯数×段数
照明タイマ
運転電流
要求電源
価格

薄桃：LS-1520PFP-／電球色：LS-1520PFD4-4L
4-6L
4-8L
4-10L
W1,518×D613×H1,892（+118）
植物育成用蛍光灯型LEDプラントフレック 40Ｗ形
2灯×4段
4灯×4段
6灯×4段
8灯×4段
10灯×4段
24Ｈタイマ（最小値15min間隔）
1.5A
2.9A
4.4A
5.8A
7.2A
単相100V 50/60Hz 15A￥510,000￥590,000￥670,000￥740,000￥810,000
4-2L

照明育成棚＜SUNRAY LIGHT®搭載タイプ＞
疑似太陽光 蛍光灯型LED「SUNRAY LIGHT®」を搭載！灯数の選択が可能。
植物工場、恒温室に！
●照明は、段ごとにON/OFF可能です。
●育成棚の段数は4段以外にもオプションで２～６段まで選択できます。
●棚間隔は、変更可能です＜交換用LED：灯数制御仕様SUNRAY LIGHT®＞ P12下段●40W形（PF40-S22WT8-S1）

型式

光源

外寸（㎜）
照明
灯数×段数
照明タイマ
運転電流
要求電源
価格

LS-1520PFS4-4L
4-6L
4-8L
4-10L
W1,518×D613×H1,892（+118）
疑似太陽光 蛍光灯型LED「SUNRAY LIGHT®」40W形
2灯×4段
4灯×4段
6灯×4段
8灯×4段
10灯×4段
24Ｈタイマ（最小値15min間隔）
1.8A
3.6A
5.3A
7.1A
8.8A
単相100V 50/60Hz 15A￥526,000￥622,000￥718,000￥804,000￥890,000
4-2L

高光量LED照明ユニット「ハイエネライト」
調光可能な高光量のLEDユニットです●100V15Aのコンセントに接続可能です。
●スチールラック取付金具付きです。

〇ご使用の人工気象器の天井照明に照明ユニットとして交換設置も可能です。
人工気象用ハイエネLED ユニット（￥480,000 ～＋現地改造費用※詳細はお問合せ下さい。
対応できない機種もございます。）

PFQ-300（P/D/S）Ｔ
電源ユニット仕様

PFQ-300PT
PFQ-600PT
PFQ-300DT
PFQ-600DT
PFQ-300ST
PFQ-600ST
W295×D388×H182
W550×D390×H182
本体：鋼板 仕上：樹脂焼付塗装
300W（150W×2）600W（150W×4）
0～800μmolm-2s-1
0～1,100μmolm-2s-1
0～1,200μmolm-2s-1
0～1,500μmolm-2s-1-2 -1
0～1,100μmolm s
0～1,400μmolm-2s-1

型式
調光
照明タイマ
接続照明ユニット数
外寸(㎜)
材質
消費電力
要求電源

PFQ-600（P/D/S）Ｔ
PFQ-600BB
PFQ-1200BB
ＰＷＭ式デジタル調光方式
24時間タイマ 昼夜２段切り替え
1
2
W190×D208.5×H156.5
本体：鋼板 仕上：樹脂焼付塗装
照明ユニットにより異なります
単相 100Ｖ 50/60Hz 15A※機器の発熱量に見合う場所に設置願います。
設置環境により環境試験室などが所定の性能がPFQ-300(P/D)TPFQ-600ST発揮できなくなる場合があります。
※設置環境は一般的な屋内でご使用ください。
￥130,000￥200,000※光量が非常に強いので、点灯中は直視しないでください。
※ 1 取付金具を含む寸法です。 ※ 2 各ランプ直下での実測平均値です。
保証値ではございません。
※LED自身、
照明ユニット、
電源ユニットは発熱しています。
これを効率よく放熱することはLEDの寿命に大きく影響します。そのため密閉した空間や断熱処理された箇所、熱源のそばや器具同士を近接して設置する場合などには影響が生じることがありますのでご注意ください。また、器具やランプを紙や布などでおおったり燃えやすいものに近づけないでください。火災や器具過熱の原因となります。
設置環境のご相談は弊社担当者までお申し付けください。※植物によっては育成に不向きな場合もございます。

価格

11

型式

照明ユニット仕様

薄桃
電球色
疑似太陽光
※1
外寸（㎜）
材質
LED 数
薄桃
光量子量※2 電球色（ランプ直下30㎝）
疑似太陽光

照明ユニットPFQ-300ST PFQ-600(P/D)T￥150,000￥170,000

電源ユニットPFQ-600BB
PFQ-1200BB￥130,000￥220,000

植物育成用蛍光灯型LED「プラントフレック®」
省エネ・好成長を特長とした植物育成用蛍光灯型LED！
●専用光源：植物育成に特化した分光分布です。 ●省エネ：電力は蛍光灯比較で50％以下です。
●低コスト：イニシャル、ランニング共安価です。
●低発熱：発光面は殆ど熱も無く、植物に対して熱枯れ等の心配も低減可能。
●取付け：既存の蛍光灯器具を流用可能。※電気工事が必要となります。
型式

ランプ形

薄桃
PF10-S4WT8-P1 PF15-S5WT8-P1 PF20-S9WT8-P1
10W形
15W形
20W形

薄桃

電球色

PF40-S18WT8-P1
40W形

PF10-S4WT8-D1
10W形

電球色
PF15-S5WT8-D1
PF20-S9WT8-D1
15W形
20W形

PF40-S18WT8-D1
40W形

144個×2列
合計288個

25個×2列
合計50個

35個×2列合計70個

144個×2列
合計288個分光分布図
光量子量比率
（参考）
LEDチップ数

管径（横×縦㎜）
長さ（㎜）
色温度（K）
価格

25個×2列
合計50個

35個×2列
合計70個

65個×2列合計130個

330

436

580

￥6,5002,200±100￥7,000￥7,50030.3 × 34.3
1,198
330

￥12,000￥6,50065個×2列合計130個436

580
3,000±100￥7,000￥7,500※単体で使用される際は別途電源コードが必要です（￥1,000～） ※取付方法、金具につきましてはお気軽にご相談下さい。
※植物によっては育成に不向きな場合もございます。 ※導入検討用の貸出にて対応しております。詳細はお問い合わせください。
※本製品は灯数制御仕様です。
調光仕様についてはお問い合わせください。 ※他社製LEDとの互換性がございません。絶対に取り付けないようにお願い致します。

1,198￥12,000

疑似太陽光 植物育成用蛍光灯型LED「SUNRAY LIGHT®」
太陽光の波長に近いスペクトルで植物育成に適した蛍光灯型
LEDです。
●赤、緑、青の波長を含んでいます。これらの波長は、光合成に有効とされています。
●自然な色見です。
●取付け：既存の蛍光灯器具を流用可能。※電気工事が必要となります。
型式
ランプ形

PF20-S12WT8-S1
20W形

PF40-S22WT8-S1
40W形

■外形図

分光分布図
光量子量比率
（参考）
LEDチップ数
LED照射角（°）
質量（ｇ）
口金
色温度（K）
価格

20W 形

65個
200

￥10,000120

G13
5,600±200

132個
380

40W 形

￥14,000※単体で使用される際は別途電源コードが必要です（￥1,000～） ※取付方法、金具につきましてはお気軽にご相談下さい。 ※植物によっては育成に不向きな場合もございます。 ※導入検討用の貸出にて対応しております。
詳細はお問い合わせください。 ※本製品は灯数制御仕様です。
調光仕様についてはお問い合わせください。
※他社製LEDとの互換性がございません。
絶対に取り付けないようにお願い致します。

日本医化器械製作所製※1のプラントフレック®搭載タイプ『人工気象器※2』や『照明育成棚』
はSUNRAY LIGHT®へ交換が可能※3です。
型式・製造番号をご確認の上、最寄りの営業部署までお問い合わせください。

※1 他社製LEDとの互換性がございません。絶対に取り付けないようにお願い致します。
※2 灯数制御と調光仕様の人工気象器がございます。お使いの機種によって交換できるSUNRAY LIGHT®は異なります。詳細はお問い合わせください。
※3 SUNRAY LIGHT®からプラントフレック®の交換も可能です。

12照明ユニット「マルチスペックス®」
人工気象器に吊り下げて使用可能！
1台で紫色、青色、緑色、赤色、遠赤色の波長を自由自在！

●マルチスペックスⓇは紫色（波長410～420nm）、青色（波長435～445nm）、
緑色（波長515～525nm）、赤色（波長655～665nm）、遠赤色（波長725～735nm）の5つの波長を持ったLED照明ユニットです。
●5つの波長（紫色、青色、緑色、赤色、遠赤色）は個別に調光（20-100％）
できます。
●24時間タイマが装備されており、昼夜2段切り替えが可能です。

■発光スペクトル（全色点灯）【電源ユニット】
型式
外寸（㎜）
材質
調光

【照明ユニット】
型式
外寸（㎜）
材質

LED数
波長

PF5-75T
W350×D350×H44

本体：アルミニウム 照射面：ポリカーボネート
吊金具：ステンレス
紫色：144個 青色：140個、緑色：140個、赤色：144個、遠赤色：144個

紫色（波長410～420nm）、青色（波長435～445nm）、
緑色（波長515～525nm）、赤色（波長655～665nm）、
遠赤色（波長725～735nm）＊照明ユニットを使用する際は、
電源ユニットと照明ユニットを接続する必要があります。

照明タイマ
電源

PF5-1BB（1灯用）
PF5-2BB（2灯用）
W190×D307.5×H156.5
本体：鋼板 仕上：樹脂焼付塗装
PWM式デジタル調光方式
各色 個別（5系統） 20～100％
24時間タイマ 昼夜2段切り替え（最小値：15min間隔）
単相 100V 50/60Hz 2A 単相 100V 50/60Hz 4A＊機器の発熱量に見合う場所に設置願います。
＊設置環境により、環境試験室などが所定の性能が発揮できなくなる場合があります。
＊設置環境は一般的な屋内でご使用ください。

【価格】

照明ユニット＋電源ユニットPF5-1BB（各1個）

照明ユニット（2個）＋電源ユニットPF5-2BB（1個）￥360,000￥560,000＊単品の価格についてはお問い合わせください。

光量子量測定装置ライトアナライザー
ライトアナライザー LA-105はハンディーで各種光源を測定できます。
PPFD※（400～700㎚）合計値、 PFD（380～780㎚）
合計値、●青領域（400～500㎚）値、●緑領域（500～600㎚）値、●赤領域（600～700㎚）値、●紫外領域（380～400㎚）値、●赤外領域（700～780㎚）値、5つの波長域の値を測定、表示、データ保存します。

JISC1609-1：2006
一般形AA級照度計に準拠しています！

※PhotosyntheticPhotonFluxDensity：光合成光量子束密度

基本測定

PC接続での測定

分離しての測定

型式
LA-105寸法（㎜）H196×W78×D30
表示モード
1.ベーシックモード 2.スペクトルモード 3.PFD 4.PPFD 5.CIEモード 6.LOGGINGモード
スペクトル波長範囲
380~780㎚
1．70 ~ 150,000 lx 2．
0.5～1,000Wm-2(放射照度範囲)
測定範囲
3．1～3,000µmolm-2s-1(光量子量範囲)
価格￥240,000※詳細仕様はお問合せ下さい。

13

専用ソフトウェア (VIEW) 画面

プラントミクロトーム
植物を生のまますぐに切片が作製できます。

●生の生物試料をセットし、ハンドルを回せば専用回転刃が回転し、組織標本がすぐ作れます。
●どこにでも手軽に持ち運べ、学生実習などにも使いやすいタイプです。
型式
外寸（mm）
試料最大径
試料の厚さ
重量
価格

MTH-1
W200×D385×H230
φ12mm
0.01～数ミリ
約7Kg￥390,000※ トルイジンブルー（染色液）
で染めると、細胞の活性状況がよくわかります。
※ 付属品:水槽、六角棒スパナ、
コルクボーラ、
フェザーミクロトーム替刃 S-22×1箱※ 別途オプション品を注文することもできます。
詳しくはお問い合わせください。

キュウリ

キュウリ（接ぎ木部分）

帯化ダイズ

トウモロコシ葉

ツユクサ茎（アブラムシ付き）

温度勾配恒温器＜各段個別照明方式WLEDシリーズ＞
WLED（LED、照明パネル）照明が各段についています。

●コンパクトな設計で場所をとりません。
●定値運転と昼夜切替運転切替式です。
●各部屋は個別に温度制御が可能5～50℃（照明点灯時：+10～40℃）。
●照明はタッチパネルで個別にON-OFF制御可能。各部屋手動で個別調光が可能です。
●近接照明により、均一な照射ができます。
型式
外寸（㎜）
照明
温度（指示精度）
価格

TG-180WLED-3LE

TG-180WLED-3LE
TG-180WLED-5LE
TG-300WLED-3LE
TG-300WLED-5LE
W560×D557×H1,771
W720×D638×H1,885
WLED照明×3段 調光器付き
WLED照明×5段 調光器付き
WLED照明×3段 調光器付き
WLED照明×5段 調光器付き+5～50℃±1℃（+5～25℃、+10～50℃） 照明点灯時：+10～40℃￥1,550,000￥1,650,000￥1,970,000￥2,000,000※室温30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。
使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。
※5～50℃の範囲で設定できます。
※照明を点灯するとき
は、
10℃～40℃の範囲にしてください。
※等間隔の勾配を基本とし最低温度が5℃以上10℃未満の場合は、各部屋の温度差を５℃にしてください。
※最低温度が10℃以上の場合は、各部屋の温度差を5～10℃以内にしてください。
※温度設定は下の部屋が低温、上の部屋が高温になるようにしてください。

動物個別飼育制御装置＜標準型＞
どこにでも手軽に設置できる！明日からでも動物実験が行えます！

●温度はLP-30LED-8ARが+5～45℃、LP-80LED-6ARが+5～40℃まで調節自在で昼夜の2段変温機能付き。各室を一括制御します。
●各室、隔離・個別飼育方式で隣室の動物とのクロスコンタミネーション（交差汚染）やストレスなどを起こすおそれはありません。
●各室は清浄な環境です。給気にはHEPAフィルタ、排気には脱臭フィルタが付いています。
●各室に照明ユニットが付き、昼夜の明暗（日長時間）切替と照明の調光をタイマと調光器により、一括制御を行います。
●本装置は8室・8項目、6室・6項目の飼育実験が同じ環境下で、同時に行えます。研究のスピード
アップと省力化に役立ちます。
型式
外寸（㎜）
内寸（㎜）
照明
価格

LP-30LED-8AR
W1,255×D577×H1,900
W315×D333×H255×8室
照明×8室 調光器（個別手動制御）、タイマ（一括制御）￥2,450,000※内扉はございません。必要な際は別途お申し付け下さい。

LP-30LED-8AR

LP-80LED-6AR
W1,555×D825×H1,985
W390×D600×H277×6室
照明×6室 調光器（個別手動制御）、タイマ（一括制御）￥2,730,000

14

動物個別飼育制御装置＜高機能型＞
機能充実！高機能型！

●各室の照明を個別制御します。各室はタイマと調光器（手動）により、昼夜の明暗（日長時間）切替と調光を個別制御できます。
●扉は2重構造（外扉・透視型内扉）で、外扉を開けても内部環境を損なうことなく動物を観察できます。
●本装置は8室・8項目、6室・6項目の飼育実験を温度は同条件で照明は個別制御で同時に行うことができます。研究のスピードアップと省力化に役立ちます。
LP-80LED-6ARS
型式
外寸（㎜）
内寸（㎜）
照明
価格

LP-30LED-8ARS
W1,255 × D577 × H1,900
W315 × D333 × H255 × 8 室
照明× 8 室 調光器（個別手動制御）、タイマ（個別制御）￥3,200,000

LP-80LED-6ARS
W1,555 × D825 × H1,985
W390 × D600 × H277 × 6 室
照明× 6 室 調光器（個別手動制御）、タイマ（個別制御）￥3,050,000

動物個別飼育制御装置＜バイオマルチ型＞
温度も照明も制御可能！バイオマルチ型！

●温度は+5～45℃まで調節自在で昼夜の2段変温機能付き。各室を個別制御します。
●各室の照明を個別制御します。各室はタイマと調光器（手動）により、昼夜の明暗
（日長時間）切替と調光を個別制御します。
●扉は二重構造（外扉・透視型内扉）で外扉を開けても内部環境を損なうことなく動物を観察できます。
●本装置は8室・8項目、6室・6項目の飼育実験が温度、照明ともに個別に、かつ同時実施することができます。研究のスピードアップと省力化に役立ちます。
型式
外寸（㎜）
内寸（㎜）
照明
価格

LP-30LED-8CTAR
W1,255 × D577 × H1,900
W315 × D283 × H240 × 8 室
照明× 8 室 調光器（個別手動制御）、タイマ（個別制御）￥3,600,000

LP-80LED-6CTAR

LP-80LED-6CTAR
W1,555 × D825 × H1,985mm
W390 × D500 × H260mm × 6 室
照明× 6 室 調光器（個別手動制御）、タイマ（個別制御）￥3,680,000

低温恒温器
昆虫、小動物飼育に最適！

●内部天井部に冷却器、底面に加熱器が付き、送風循環ファンにより、内部の温度をムラなく攪拌します。
●本機の温度制御システムは、3位置制御システムで、ヒータ・クーラが同時に作動しない省電力方式です。
●扉は全てガラス扉で内部が透視できます。
型式
外寸（㎜）
温度
価格

LP-190F（-CT）
LP-300F（-CT）
W900×D590×H1,248
W900×D590×H1,548＋5～50℃±1℃（2段変温）￥500,000（￥540,000）￥600,000（￥640,000）※（ ）内は、CT（2段変温制御 ）タイプの仕様/ 価格です。 ※照明（LED）付きタイプもございます。

LP-190F

ネガティブラック動物飼育時の臭気の拡散防止に最適！

●飼育スペースを陰圧に維持します。飼育棚を通過した空気はHEPAフィルタでろ過、清浄化されます。
●3室5段（最大）、扉付の陰圧ラックで、各飼育室内は小型のマウスケージを上下2段に設置できます。
●扉を取外して、中型ケージに対応することも可能です。
型式
外寸（㎜）
価格

15

NR-900W930 × D756 × H2,200
お問い合わせ下さい

NR-900クリーンラック無菌動物に適した環境を提供●クリーンエアで飼育スペースを陽圧に保ち、前面スライド扉より排気します。
●排気風量の調節が可能な省エネタイプです。
●扉は作業しやすいスライド式で、取り外しも簡単です。
型式
外寸（㎜）
有効内寸法（㎜）フィルタ
価格

CR-1550-SD
CR-1000-HD
W1,580×D605×H2,288
W1,060×D680×H2,250
W1,400×D380×H225×6段
W950×D550×H350×4段
HEPAフィルタ（集塵効率：PAO粒子0.3μm99.99％以上）
プレフィルタ：ナイロン不織布
お問い合わせ下さい

CR-1550-SD

CR-1000-HD

セーフティラック
作業者および動物の相互汚染防止に！
●各室独立型で相互汚染がありません。
●給・排気にHEPAフィルタを装備しています。
型式
SR-1500
外寸（㎜）W1,535 × D835 × H2,190
有効内寸法（㎜） W315 × D560 × H315 × 12 室
フィルタ
価格

SR-2200
W2,240 × D865 × H2,457
W550 × D600 × H500 × 9 室

HEPA フィルタ（集塵効率：PAO 粒子 0.3μm99.99％以上）
プレフィルタ：ナイロン不織布

オプション：光触媒フィルタ、
近紫外線ランプ

お問い合わせ下さい

SR-1500
SR-2200

マウス・ラット用ケージ
耐久性抜群！耐熱200℃、落としても破損しない。

●132℃のオートクレーブ滅菌が約2000回可能です。
オートクレーブ滅菌による物性の低下がほとんどなく、透明性を長期にわたり維持します。また、180℃の乾熱滅菌も可能です。
●ごく一部の有機薬品を除いて優れた耐性を示します。
●積み重ねてのオートクレーブ滅菌や落下による割れや変形がほとんど生じません。
●リサイクル可能で内分泌撹乱作用を有すると疑われる65の化学物質を含みません。
●本体とフタをセットした状態で積み重ねができ、本体・フタを別々に積み重ねることも出来ます。
型式

外寸（㎜）
価格

NMC-A

W191×D266
×H163

NMC-B

W191×D376
×H163

NMC-C

W291×D476
×H163

NMC-D

W228×D346
×H135

お問い合わせください

NMC-E

W191×D266
×H135

NMC-F

W291×D487×H206（フック有）W291×D468×H206（フック無）16光照射試験器＜5面照射＞簡易なLED 光照射による食品、飲料、香料、化粧品などの品質劣化試験用！
発光スペクトル●操作部は見やすい表示で扉部本体上部にあり、対話式液晶
タッチパネルを採用しているので操作が簡単です。
● 照明は5面照射で0% 時消灯、20~100% 設定による無段階調光ができます。
（0~23,000lx）●5面照射型で光をより均一に照射します。
●温度・湿度制御は、3位置（加熱は比例）方式を採用しており、
低ランニングコストです。

240ℓシリーズ

型式
寸法（㎜）
設定方式

リピート
温度（指示精度）
湿度（指示精度）
照度
光源
運転電流（最大）要求電源
価格

410ℓシリーズ

型式
寸法（㎜）
設定方式

リピート
温度（指示精度）
湿度（指示精度）

照度
光源
運転電流（最大）要求電源
価格

LH-241LGT-S

LPH-241LGT-S（外寸）W760 × D726 × H1,767

LH-411LGT-S

LPH-411LGT-S（外寸）W880 × D806 × H1,875

LPH-411LGT-SP

LH-241LGT-SP
LPH-241LGT-SP（内寸）W512 × D485 × H980
実時刻方式（24h）/運転積算時間方式（最大999h59min/ステップ）
定値運転 / 昼夜切替方式（24h）
最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付―
1 ～ 99 回又は無限回＋ 5 ～ 50°± 1℃ （照明全点灯時：15℃～）―
50～80％RH±10％RH（+15～45℃）―
50～80％RH±10％RH（+15～45℃）
0 ～ 23,000lx 0（消灯）20 ～ 100％無段階調光（照明）白色 LED ランプ ルックグッド （灯数）天井・扉面：20W 形 4 灯× 2 面
左右背面：40W 形 4 灯× 3 面
8A
12.5A
8A
12.5A
単相 100V 50/60Hz 15A E￥1,530,000￥1,930,000￥1,640,000￥2,040,000

定値運転 / 昼夜切替方式（24h）

LH-411LGT-SP
LPH-411LGT-SP（内寸）W670 × D565 × H1,100

実時刻方式（24h）/運転積算時間方式（最大999h59min/ステップ）
最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付―
1 ～ 99 回又は無限回＋ 5 ～ 50°± 1℃ （照明全点灯時：15℃～）
50～80%RH±10%RH（+15～45℃）
50～80%RH±10%RH（+15～45℃）――
50～90%RH±10%RH（+25～45℃）
50～90%RH±10%RH（+25～45℃）
0 ～ 23,000lx 0（消灯）20 ～ 100％無段階調光（照明）白色 LED ランプ ルックグッド （灯数）天井：20W 形 6 灯× 1 面 扉面・左右背面：40W 形 4 灯× 4 面
10A
13.5A
10A
13.5A
単相 100V 50/60Hz 15A E￥2,000,000￥2,350,000￥2,140,000￥2,400,000※温度センサ：白金測温抵抗体、湿度センサ：高分子薄膜容量式、加湿器：超音波式。※電源には庫内コンセント容量は含まれておりません。 庫内コンセントは1Aまで使用可能です。※
室温15℃～30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。
使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※加湿器への給水は、純水（蒸留水またはRO水）を使用して下さい。※温度と湿度の組み合わせにより、所定の性能を発揮できない場合があります。※庫内試料によっては、排水設備が必要な場合があります。※照明を点灯する場合は温度設定を15℃以上にしてください。※装置両側に30cm以上のスペースを確保ください。冷却機能が低下する原因になります。※指示精度：温度/湿度は照明消灯時のものです。※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。
※他社製LEDとの互換性がございません。
絶対に取り付けないようにお願い致します。

バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット
前面ガラスに約10度の傾きを持たせたフォルムにより、自然な姿勢での操作が可能！

●風速表示を標準装備。吹出風速・流入風速の状態をモニタリングできます。
気流のバランスを監視するのに最適です。
●殺菌灯の自動消灯時間の設定が可能です。
（30 分 /60 分 /90 分 /120 分 /240 分 / 連続 ）●運転積算計を標準装備。HEPA フィルタの交換時期の目安にできます。
●JACA 現場検査技術者の認定を受けた検査員が検査および HEPA フィルタ等のメンテナンスを実施するので、安心です。
●スライドガラス閉時のみ殺菌灯点灯可能です。安全に配慮したシステムです。
照明・殺菌灯同時点灯防止機能付き。
●作業域内コンセント、ガス配管、バキューム配管を標準装備
型式
外寸（㎜）
内寸（㎜）
重量
価格

17

VH-1304BH-2A2
W1,500 × D790 × H1,985
W1,300 × D605 × H650
約 350 kg
￥1,800,000

VH-1304BH-2A2

クリーンベンチ＜垂直気流方式＞VSFシリーズ
すっきりした清新なフォームで、機能性も抜群です。

●クリーン環境にマッチしたソフトなデザイン、明るいボディカラー。
●清浄度はISOClass5。 ※旧米国連邦規格クラス100●作業域を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウト。
●ファン、蛍光灯、殺菌灯などのスイッチを1ヶ所にまとめてコンパクトに。手元配置で、操作性も抜群。
型式
外寸（㎜）価格

VSF-1301
W1,300 × D750 × H1,847￥990,000

VSF-1301

クリーンベンチ＜垂直気流方式・循環気流・強制廃棄型＞MBシリーズ
汚染空気を外部に漏らさずクリーンエリアを保持！
●作業空間を陰圧に保ち、汚染空気は作業者側に流れません。
●清浄度はISOClass5。 ※旧米国連邦規格クラス100●前面のエアカーテンにより内外の汚染空気をシャットアウト。
●給・排気はすべてHEPAフィルタでろ過。
型式
外寸（㎜）
価格

MB-1301
W1,300 × D750 × H1,942￥1,300,000

MB-1601
W1,600 × D750 × H1,942￥1,600,000

MB-1301

卓上型クリーンベンチ＜垂直気流方式＞VST/VETシリーズ
設置場所をとらない、リーズナブルな簡易型クリーンベンチ

VST-1001●コンパクト設計の卓上型。
●垂直気流⽅式。
●清浄度はISOClass5。 ※旧⽶国連邦規格クラス100●作業域内にコンセントを標準装備。
●運転積算計でHEPAフィルタの寿命管理。
型式
外寸（㎜）
価格

VST-1001
W1,045 × D585 × H865
￥580,000OPTIONVET-850G●コンパクト設計の卓上型。
●清浄度はISOClass5。 ※旧⽶国連邦規格クラス100●前面扉は跳ね上げ式で、機材の出し入れが容易●蛍光灯、殺菌灯付き
型式
外寸（㎜）
価格

VET-850G
W860 × D480 × H818
￥250,000

メディウムポンプ/電子着火式ガスバーナー

メディウムポンプ

電子着火式ガスバーナー
材
質
SUS304
電源
AC100V 4/5W
吸引ビン 1,000mℓ（ゴム栓金具付ガラス瓶）
ポ ン プ
300m ℓ/min
付 属 品
シリコンチューブ
価
格￥72,000※オプション

フットスイッチ+￥8,000

黄銅製
材
質
仕
上
クロームメッキ
使用ガス 都市ガス、天然ガス、プロパンガス
附 属 品 シリコンホース、フットスイッチ
価
格￥80,000

18

卓上型ヒュームフード/卓上型HEPAフード
作業内容によってお選びください！

●卓上型のため、作業台・実験台上に簡単に設置できます。
●積算計標準装備。

塵埃・花粉対策用

卓上型HEPAフード

有機溶剤・悪臭等の対策用

卓上型ヒュームフード
型式
外寸（㎜）
吸込風速
排気風量
脱臭フィルタ価格

FH-850A
W865 × D505 × H827
0.5m/s 以上
約 6.0m3/min
KF ハニカムフィルタ￥350,000

型式
外寸（㎜）
吸込風速
排気風量
フィルタ
価格

FH-850HEPA
W865 × D565 × H857
0.5m/s 以上
約 6.0m3/min
HEPA フィルタ
集塵効率：PAO 粒子
0.3μm粒子にて99.99％以上￥660,000

FH-850A

プッシュプル型局所換気装置
特定化学物質障害予防規則の改正に対応した卓上型プッシュ・プル型局所換気装置を開発！
作業性能／効率性を低下させることなくホルムアルデヒドなどの発散抑制対策を実施！

オーダーメイドもご相談下さい。
（製作例）▶
PPH-1000ATZ●内部に機器を容易に設置でき、作業性は抜群です。
●プッシュ気流とプル気流をバランスよく制御しており、ワークエリア内で発生したガスを効率よく捕捉し、外部へ排気します。
型
式
外寸（㎜）
排気風量
作業域風速
照明
電源
消費電力
価格

PPH-1000ATZ
ワークエリア寸法：W880 × D400 × H900
8.5㎥/min
0.2m/s以上
20形×1（白色LED）
単相 100V 50/60Hz
170W（機外静圧0Pa時）￥874,000

W1,000 × D660 × H1,200

ドラフトチャンバ
汎用、エコノミータイプのドラフトチャンバ！

●作業台は耐薬品性に優れたステンレス（SUS304）製です。
●作業内容、設置スペースに対応したドラフトチャンバが選べます。
型式
外寸（㎜）
吸込風速
排気風量
照明
価格

19

DC-1200Z
DC-1500Z
DC-1800Z
W1,200 × D870 × H1,950 W1,500 × D870 × H1,950 W1,800 × D870 × H1,950
0.5m/s以上（開口＝400）
15m3/min19.5m3/min
24.0m3/min
20形×2（白色LED）
40形×2（白色LED）
お問い合わせ下さい

DC-1500Z

クリーンドラフトチャンバ
無菌性、コンタミ防止を焦点にいれたドラフトチャンバ！

●クリーンベンチとドラフトチャンバの両機能を果たすマルチ機能型です。
●屋外給気・排気方式により、設置室内の空気の持ち出しを極力抑え、空調ロスを少なく
できます。
型式
外寸（㎜）
フィルタ
排気風量
流入風速
照明
価格

CDC-1000
CDC-1300
W1,000 × D920 × H2,032
W1,300 × D920 × H2,032
HEPAフィルタ（集塵効率：PAO粒子 0.3μ m99.99％以上）
16.2m3/min
22.2m3/min
0.4m/s 以上（開口＝ 200 ㎜）
20 形× 4 灯（白色 LED）
お問い合わせ下さい

CDC-1300

パスボックス
最もポピュラーなタイプです。大型タイプ、多段仕様等特注対応も可能です。

PB-HS
型式
外寸（㎜）
材質
価格

PB-HS-W
PB-HS
PB-HS-W
W570 × D590 × H570
W1,100 × D692 × H1,100
鋼板製
ステンレス製
鋼板製
ステンレス製
お問い合わせ下さい※外装に関しましては、鋼板製は白色、ステンレス製はステンレス色となります。

エアシャワー「持ち込まない」を実践する機器システムです。

● 入室するとエアジェットが吹出します。
● 天井部からのクリーンエアカーテンと前面ノズルからのエアジェットによって、入室者・物品の除塵を効率よく行います。
● 自動タイマ設定（5〜60秒可変）により、入室中のエア吹出し時間を設定できます。
● クリーンエアカーテンにより、室内の清浄度をISO Class5（旧米国連邦規格クラス100）に保持できます。
● 片側吹出しタイプ（片側8ヶ）です。
型式
外寸（㎜）
内寸（㎜）
電源
消費電力
価格

AS-850S
AS-1300S
W1,300 × D1,240 × H2,205
W1,747 × D1,240 × H2,205
W853 × D1,032 × H1,865
W1,300 × D1,018 × H1,865
単相 100V 50/60Hz
850W
お問い合わせください※床板はステンレス、
クリーンマット仕様、グレーチングでの製作ができます※要望事項に合わせて、設計・製作いたします。

AS-850S

20高機能型人工気象ユニット
照度：MAX80,000lx まで設定可能な高機能仕様の人工気象ユニットです。温度、湿度、照度、炭酸ガ
ス濃度の制御が可能です。温湿度調整されたエアが床から吹出し、ユニット内を循環して奥の吸込
み口で吸引・リターンします。高照度且つ温度分布を良好に維持します。
高機能型人工気象ユニットレイアウト例

空気の循環

高照度 LED高光量 LED「ハイエネライト」※その他ご要望に合わせて各種ランプご提案致します。

機械室

型式
温度
外寸（㎜）
内寸（㎜）
湿度
照明
CO2濃度
風速
制御

パネル
仕様

高機能型人工気象ユニットでのイネ育成の様子

人工気象ユニット

LPH-1P-SH
DB15℃～ 40℃± 2℃ ※検出器精度
W1,800 ×Ｄ 2,700 × H3,100
W1,712 ×Ｄ 1,712 × H2,300
RH60 ～ 80% ± 15% 湿度制御は 20℃以上 ※検出器精度
高光量 LED「ハイエネライト」（オプション：調光）
大気～ 3,000ppm
0.5m/s （床吹出面＋ 500mm における平均値）
温度
白金測温抵抗体による 3 位置制御
湿度
静電容量式高分子センサーによる 3 位置制御
照明プログラムによる ON/OFF 制御
プレハブ式断熱パネル 44mm
外：カラー鋼板
内：高反射鋼板
表 面 材
高反射表面材 反射率 90%（波長 450 ～ 570nm 時）
芯材
硬質ウレタンフォーム高圧注入発泡床
コンパネ＋長尺塩ビシート、2 重床 FRP グレーチング 25 ㎜
扉
オーバーラップ型防熱扉W800×H1,800、観測窓300×300・フタ付
ランプハウス 強化ガラス5㎜ 高さ500㎜

人工気象ユニット
植物種に応じた適切な環境 温度、湿度など多角的に制御。ご要望に応じた特型設計も可能です。
ランプによる補光 メタルハライドランプや高光量ハイエネライトを設置することで冬期等の日照不足を軽減します。
型式
温度
湿度

培養棚
制御

パネル仕
様

21

LPH-1P-NCS
DB15℃～40℃±2℃ ※検出器精度
RH60～80%±15% 湿度制御は20℃以上 ※検出器精度

W1,520×D460×H1,900（棚4段）×2台 3灯×4段
植物育成用LED「プラントフレック®」・疑似太陽光LED「サンレイライト®」

温度
白金測温抵抗体による3位置制御
湿度
静電容量式高分子センサーによる3位置制御
プレハブ式断熱パネル 44mm
外：カラー鋼板
内：高反射鋼板
表面材
高反射表面材 反射率90%（波長450～570nm時）
芯材
硬質ウレタンフォーム高圧注入発泡床
コンパネ＋長尺塩ビシート
オーバーラップ型防熱扉W800×H1,800、
扉
観測窓300×300・フタ付

屋外型人工気象ユニット
自然光を利用した植物などの育成実験に！温度、湿度、炭酸ガス濃度を多角的に制御します！
お客様のご要望、ご予算に応じた特型実績多数ございます！

型式
温度
湿度
制御
ガラス室

BT-1.2NCS

夏期：18 ～ 35℃± 1.5 ～ 3.0℃／
冬期：10 ～ 30℃± 1.5 ～ 3.0℃

※検出器精度

60 ～ 75％± 20％ DB10℃以上時（加湿制御） ※検出器精度
温度
白金測温抵抗体による 3 位置制御
高分子容量式高分子センサーによる 3 位置制御（加湿制御のみ）
湿度
外寸（㎜） W2,000 × D2,000 × H2,125（ユニット内有効高）
床
コンクリート上エポキシ樹脂塗料（防塵対策）
FRP 製グレーチング + ステンレスパンチング板敷き
扉（㎜）W800 × H1,975

バイオハザードレベルP1温室＜閉鎖系温室＞
DNA を導入した植物体などの花粉が周囲へ飛散・漏出することにより野外植物への感染などを防ぎます。

● 植物種に応じた適切な環境● 組換え植物の流出を防止● ランプによる補光● ハライドランプや高光量ハイエネライトを設置することで冬期等の日
照不足を軽減します。

● 排気はHEPAフィルターを通すことにより、周辺野外植物への感染の危険性を防ぎます。

● 温度、湿度など多角的に制御。ご要望に応じた特型設計も可能です。

型式
温度
湿度
補光
排気
制御

BTH-P3-2NC
夏期：＋25〜40℃ 冬期：15〜30℃±2℃ ※検出器精度
RH60〜75%±20%湿度制御は20℃以上 ※検出器精度
高光量LED「ハイエネライト」
HEPAフィルタ（集塵効率：PAO粒子0.3μm 99.99％以上）

プログラム調節器NC：3位置制御、
温度・湿度・ランプ（ON／OFF）、
炭酸ガス濃度制御（オプション）
各異常時運転停止、ブザー警報、実時刻制御

オプション：遮光

自動排水滅菌装置

22

動物飼育ユニット
対象とする実験動物を適切に飼育し管理するための施設を法令に準拠し設計します。
小型エアロック室（前室）と飼育室の構成。準備室の設置も可能です。
動物飼育ユニットレイアウト例
マウス室
飼育ラック

ラット室

実験台
シンク

前室

殺菌線ロッカー

エアシャワー

パスボックスオ―トクレーブ● 一般動物からSPFまで実験動物の種類に合わせたシステムを提供します。

● GLP法規に準拠した機器から空調設備迄研究インフラにかかわる設計、制作まで
フルラインで対応します。

● 施設内飼育ラックは使用目的、実験スペース、設置スペースに応じて最適なタイプをオーダーメイドで設計制作が可能です。

● 専用の給排気ダクトによりラック内の臭気の拡散防止に機能します。

● クリーンルームや病原体の取り扱い施設のレベルに準じ、給排気にHEPAフィル
ターを設置しています。

● 清浄度や換気回数なども目的に合わせてカスタマイズ可能です。

実験動物施設（飼育室）における環境条件の基準値

清浄度

温度
湿度
塵埃

落下細菌

臭気
気流速度
気圧

換気回数
照度
騒音

マウス、
ラット、
ハムスター、
モルモット

ウサギ＊9cm径シャーレ30分開放（血液寒天48時間培養）※日本建築学会編：実験動物施設の建築及び設備、
アドスリー（2007）表Ⅳ-9より引用

23

サル、
ネコ、
イヌ

20～26℃
18～24℃
18～28℃
40～60%（30％以下70％以上になってはならない）
ISO Class 7（NASAクラス10,000）（動物を飼育していないバリア区域）
3個以下*（動物を飼育していないバリア区域）
30個以下（動物を飼育していない通常区域）
アンモニア濃度で20ppmを超えない
動物の居住域において0.2ｍ/s以下
周辺廊下よりも静圧差20Pa 高くする
（SPFバリア区域）
周辺廊下よりも静圧差で150Pa 高くする
（アイソレータ）
6 ～15回/h（給排気の方式によって適正値を決定）
150 ～ 300lx（床上40 ～ 85cm）
60dB（A）を超えないバイオハザード対策用ユニット
バイオハザード対策の原則は、病原体を物理的に封じ込めることです。この対策を施した実験室は、
バイオセーフティレベルの危険度レベルに応じて、レベル 1、2、3、4 実験室に分類されています。
弊社では主にレベル 1 〜 3 の実験室を提供しています。
レベル分類
レベル 1
レベル 2

レベル 3

取扱施設の条件

通常の微生物学用実験室を用い、特別の隔離の必要はない。
一般外来者の立ち入りを禁止する必要はない。

通常の病原微生物用実験室を、限定した条件で用いる。エアロゾルの発生の恐れのある実験はバイオハザード対策用クラスⅡキャビネットの中で行う。

廊下の立ち入り制限、二重ドアまたはエアロックにより外部と隔離された実験室を用いる。
壁、床、天井、作業台の表面は、洗浄および消毒可能な材
質・構造にする。
排気型を調節することにより、常に外部から実験室内に空気の流入が行われるようにする。
実験室からの排気は高性能フィルタで除菌してから待機中に放出する。
実験はバイオハザード対策用クラスⅡキャビネットまたは陰圧アイソレータの中で行う。

※日本細菌学会資料より抜粋● 室内を陰圧に保ち、汚染空気の漏洩を防ぐとともに、給気および排気空気をHEPAフィルタで濾過しています。

P3 レベル対策ユニットレイアウト例● 密閉度、断熱性、耐久性を重視したパネルを組み立て、
床面は塩ビシート張り、
耐薬品

オートクレーブ
実験台

シンク

バイオハザード対策用
クラスⅡキャビネット

本室

自動ドア

塗装仕上げしたものを用いています。

● 入り口 は二重扉つきエアロック室を設け、外部への汚染空気の漏洩を防止します。

P3 施工例
微差圧ダンパーパスボックス

白衣用殺菌線ロッカー

前室
パトライト

無菌手洗い装置

自動ドア

構造

型式
方式
フィルタ
壁・天井

性能

床
扉
照明灯
殺菌灯
レベル
清浄度
室内負圧度
気流方式

給気処理
排気処理
安全装置
付属品

NBH-P3-□A
プレハブパネル組立式
HEPAフィルタ（鋼板製チャンバユニット内に装備）
硬質ウレタン発泡注入断熱パネル 表面材：カラー鋼板 （カラーアルミ板：鋼板、アルマイト処理、アルミ板、ステンレス板、塩ビ鋼板など選べます）長尺塩ビシート、コーナーR仕上げ
エアタイトインターロック付
Hf32W2灯型1台/3.3㎡
15W1灯型1台/3.3㎡
P3レベル（オプション：ISOClass7（旧米国連邦規格クラス10,000）～ ご仕様、用途に合わせて施工致します）-30㎩
垂直コンベンショナル気流方式（オールフレッシュ）
HEPAフィルタ（全給気） 集塵効率：PAO粒子0.3μm99.99％以上
HEPAフィルタ（全排気） 集塵効率：PAO粒子0.3μm99.99％以上
HEPAフィルタ目詰り、機器異常、排気用ファンフィルタバックアップ方式、室内圧センサによる完全自動運転、異常支援
エアロック室、バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット2A2、インターロック付パスボックス

24

恒温高湿ユニット/クーリングマルチチャンバ
恒温恒湿ユニットレイアウト例

研究対象別の多角的な試験に適しています。省スペースの小型仕様から大型まで製作可能です。
型式
外寸（㎜）
温度
湿度
換気回数
制御

パネル
仕様

LPH -1P
W1,800×D1,800×H2,400＋10℃〜40℃±1.5℃
RH60〜80%±15%湿度制御は20℃以上
7 回 /h
温 度 白金測温抵抗体による 3 位置制御
湿 度 高分子容量式高分子センサーによる 3 位置制御
プレハブ式断熱パネル 44mm

表面材
芯材
床
扉

クーリングマルチチャンバレイアウト例

照明（蛍光灯）ユニットクーラー

リモコン / CO２濃度計

外・内 : カラー鋼板（オプション：高反射鋼板）

硬質ウレタンフォーム高圧注入発泡コンパネ + 長尺塩ビシート

オーバーラップ型防熱扉 W800 × H1,800（オプション：観測窓蓋付き）

断熱材には保温性・保冷性に優れた硬質ウレタンフォームを使用し、省エネタイプです。
試薬保存用、種子保存用、生体試料保存用（細胞、組織、血液、DNA、RNA等）、作業可能な低温実験室として使用でき
ます。

型式
外寸（㎜）
温度

CMC-1S
W1,800×Ｄ1,800×H2,400
0℃～10℃（デフロスト時除く）（オプション：ロスナイ（換気設備））

これから導入予定のお客様

LED照明搭載機種の導入をご検討ください。

2027年末より蛍光灯の製造・輸入が禁止となることが決まりました。

（2023年11月3日：「水銀に関する水俣条約」第5回締約国会議による）弊社では2012年よりLED照明搭載の人工気象器・照明育成棚等を製品化しており、大学、研究機関、民間企業様に導入の実績がございます。
今後、蛍光灯の確保が困難になる見通しでございますので、ぜひこの機会にLED照明搭載の機種をご検討下さい。

25

既にお使いのお客様

ご使用中のNK製人工気象器・育成棚は弊社にてLED仕様に改造できます！

ご相談ください！

既存のNK製人工気象器や育成棚のLED仕様への改造にも対応しております。
NK製人工気象器の既存の設備を可能な限り活用し、低コストでLEDを導入するご提案を致します。
工事は、電気工事の資格を持った弊社サービス員が、適切な機器を選定し、施工致します。施工後もお客様にできるだけ長くご愛用いただくために銘鈑明示をはじめとした、十分な安全対策を実施致します。

LED

蛍光灯

交換ケーブル コード
天井反射板

プラントフレック18W（蛍光灯40W 形相当）× 16 本
プラントフレック 8W（蛍光灯 20W 形相当）× 4 本

交換用ユニット例

ご注意ください！

蛍光灯からLED仕様への改造については必ず弊社までご用命、お問合せ下さい。

LEDには様々な仕様があり、品質や互換性などが非常にわかり難いのが現状です。誤った取付けで製品の仕様が発揮できない、または火災事故の事例もあり、（一社）日本照明工業会、東京消防庁からも注意喚起が出ています。
交換につきましては弊社までご用命、必ずお問合せ下さい。

【参考ページ】（一社）日本照明工業会

https://www.jlma.or.jp/anzen/chui/chokkan.htm

東京消防庁

危険ですので、ご注意ください！

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/201610/index.html

ご安心ください！

蛍光灯とLED照明では電気的な発光原理はもちろんのこと、
光の波長も異なります。赤、青、緑などの光に含まれる波長により、植物の育成に差異が出ることがございます。
研究機関様との共同研究や育成試験のデータをご準備しております。
デモ試験のアドバイスもさせて頂きます。

ご不明点等はお問い合わせください。
担当者よりご連絡致します。

育成試験データ例

お問い合わせ、お見積りのご依頼は遠慮なくお申し付けください。
26

定期点検・メンテナンスをお勧めします！
既にお使いのお客様

設備機器の性能維持には計画的な保守点検が必要です。
定期点検・メンテナンスを行う事で、事前のトラブルを防ぐことができるケースもございます。
長期的なご使用にも大変有効ですので、ぜひご検討下さい。

保守点検の目的は？

☑ 装置が異常停止しないよう未然に防ぐ☑ 室内環境（温度・湿度・清浄度）の性能の継続維持☑ 不良箇所の早期発見☑ 消耗品、消耗部品の交換時期に合わせた定期的交換☑ 室内環境試験を行い性能の確認（温度・湿度・清浄度・照度など）☑ 事故、トラブルの防止

特にバイオハザード対策用クラスⅡキャビ
ネットはJIS規格にて、性能の維持・管理のために1年に1回の点検が推奨されています。

参考画像

人工気象器の汚れ（凝縮器フィルタ）弊社サービス員が点検、メンテナンスのご提案をさせて頂きます！

事例１

HEPAフィルタ性能試験（透過率試験）消耗品交換(HEPAフィルター)バイオハザード対策用クラスⅡキャビネットのHEPA フィルタ交換目安「15,000時間」or「３年～ 5年 」が目安です。
前回の交換日はシールをご確認下さい☞

こんなお悩みありましたら、ぜひご相談ください！

メンテナンス対応に追われて本来の業務ができない…。
設備の専門知識がなく管理業務に手間がかかる…。

▼

ユーザーの皆様が研究、実験や試験等の本来の業務に専念できるようにサポート
致します！

事例２

急に大きな予算は確保できない。
スケジュール調整に時間が必要…。

▼

研究スケジュール、運用やご予算に併せたご提案を致します！

事例3

長期間使用していない。
別用途で使用したい…。

▼

改造やリニューアル、古い設備の点検等、お気軽にご相談ください！

詳細は最寄りの営業所までお問合せ下さい！
http://www.nihonika.co.jp
E-mail：info@nihonika.co.jp

ུ
൐
ढ़
୵
‫۾‬
૧
ྴ
໛
ࢩ
ࣞ
ֵ

‫ނ‬
঑
ི
঑
ర
‫א‬
ު
൐
‫א‬
ު
‫ګ‬
‫א‬
ު
ࡣ ‫ު א ؚ‬
‫ؖ‬
‫א‬
ު
ോ
‫א‬
ު
ઐ
੄
ಫ
‫ה‬
࿤
ࢥ

২
ഝ
ഝ
ਫ਼
ਫ਼
ਫ਼
ਫ਼
ਫ਼
ਫ਼
ਫ਼
ા

☎ġ ıķĮķĸķĶĮıĳĳĴ☎ġ ıĵĳĮĴķĶĮĴĳĵĶ☎ġ ıĲĲĮĸĹķĮĸĳıĴ☎ġ ıĳĳĮĴĵĺĮĺĶĳĶ☎ġ ıĳĺĮĹĶĶĮĸĵıĲ☎ġ ıĳĶĮĴĴĴĮĹĵĹķ☎ġ ıĶĳĮĺĲıĮĴĳĸĶ☎ġ ıĺĳĮĳĴĶĮĴĵĺı☎ġ ıĹĳĮĵĳĸĮķĸĹĺ☎ġ ıĹĸĮĹĲĶĮĶĲıĶ☎ġ ıĸĳĮĺĶĹĮĲĺĲĺ

Ňłřġ ıķĮķĸķĶĮıĳĴķ
Ňłřġ ıĵĳĮĴķĸĮıĴĹĳ
Ňłřġ ıĲĲĮĸĹķĮĸĳıĵ
Ňłřġ ıĳĳĮĴĵĺĮĺĸĺĵ
Ňłřġ ıĳĺĮĹĶĶĮĸĵıĴ
Ňłřġ ıĳĶĮĴĴĴĮĹĵĹĸ
Ňłřġ ıĶĳĮĺĲĲĮıĴıı
Ňłřġ ıĺĳĮĳĴĶĮĴĵĺĲ
Ňłřġ ıĹĳĮĵĳĸĮķĸĺı
Ňłřġ ıĹĸĮĹĲĶĮĶĲĲĸ
Ňłřġ ıĸĳĮĺĶķĮĲĴĵĶ

ɜġయၑഝȆඅ࿩ഝ● 制御可能な温度・湿度の範囲は、設置環境・各設定状況、庫内の試料配置条件などにより異なります。● 当カタログ掲載品は、改良により仕様など変更する場合があります。
● カタログ上の製品の写真は、現状の製品と異なるケースがあります。
● 価格には消費税は含まれていません。
● 価格には搬入費などは含まれていません。
● 詳細仕様につきましては、弊社の最寄り営業所までお問い合わせください。
● 製品をご購入の際は、あらかじめ、
弊社営業担当者と十分に内容をご確認ください。
● 本カタログ掲載装置には多くの特許権及び実用新案権取得製品を含んでおります。
類似品にご注意ください。●無断転載・複写を禁ず。
●高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

27

①-3

2024.7.1/O