７１７８－５９０－０
次亜塩素酸ナトリウム溶液・水酸化ナトリウム溶液用

配管のご注意小型電磁流量センサー ＶＮＳ

１．エアーの混入する場所では、使用しないで下さい。
エアー溜まりとなりやすい箇所（配管立ち下がりの上流取扱説明書側など）には設置しないで下さい。また、設置後運用を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
２．センサーの取り付け姿勢は、気泡の影響やゴミ・汚れなどの影響を避けるため、流れ方向が下から上になる方向を推奨します。
３．流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流

この表示の記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、側に取り付けて下さい。

人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示し
危険４．ウォーターハンマーなど衝撃圧を受ける配管系には、ています。

設置しないで下さい。

この表示の記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、警告

５．前方直管は、端面から５Ｄ以上設けて下さい。

人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

６．センサー後方配管の直前は、できる限り直管として下さ

この表示の記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、注意

注意は設置しないで下さい。

います。

８．ボディーに指示されている流れ方向に設置し、配管してご使用上のご注意下さい。
９．落としたり、打ち当てたり、過大な衝撃を加えないで

１．原子力・鉄道・航空・車両・娯楽遊具など安全性が要求下さい。また、取り扱いの際はケーブルを持たず、ボデされる用途では使用しないで下さい。

ィーを持って取り扱って下さい。

２．製品を改造しないで下さい。

１ ０ .取 り 付 け 位 置 には 、 メ ンテ ナ ン ス ス ペ ース を 設 け て

３．サニタリー仕様ではないため、食品・飲料・医療用薬液下さい。などには使用しないで下さい。

１１.配管内に異物・油などがある場合は、洗浄後にセンサー４．防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使危険い。
７．設置後、強い圧縮力・引っ張り力・加重が掛かる場所に物的損害（製品の故障等）が想定される内容を示してを取り付けて下さい。

用しないで下さい。

１．キャップナットの締め付けトルクは型式毎に次の値を５．型式を間違えて保証対象外の流体を使用した場合、Ｏリ参考とし、過大なトルクを掛けないで下さい。

ングから液漏れの危険性があります。本機型式の対象流

ＶＮＳ０５Ｒ：２．８Ｎｍ

体に間違いないことを確認して下さい。

ＶＮＳ１０Ｒ：２．８Ｎｍ

使用環境・対象流体のご注意

ＶＮＳ２０Ｒ：４．２Ｎｍ
警告

１． 計測対象流体は、次亜塩素酸ナトリウム溶液・水酸化

上記の締め付けトルクでも漏れる場合は、そのまま増し締めを行わないで、シール面のゴミの付着やＯリングのナトリウム溶液です。濃度（導電率）を守って下さい。

傷の有無を確認して下さい。

２． 少量であっても非導電性の流体（油分など）を混入さ

２．本製品を足場となる場所に取り付けないで下さい。

せないで下さい。
３．流体が凍結する恐れがある箇所や、逆に水温が４０℃を超える恐れのある場所には、絶対に設置しないで下配線のご注意

さい。

１．動作電源は２４Ｖ ＤＣです。１００Ｖ ＡＣを接続しま

４．流体に電流が流れていると誤動作する場合があります。

すと、発火する場合があります。

５．最大使用圧力（１ＭＰａ）、流量範囲を守って下さい。

２．配線時には、この取扱説明書の指示に従って配線を行っまた、許容範囲を越える負荷では使用しないで下さい。
注意

６．本製品は、完全防水構造ではありません。
（ＩＰ６４相危険当）屋外や水没する恐れのある場所に設置しないで下て下さい。
３．定格範囲内を守って下さい。許容負荷を超える負荷では使用しないで下さい。

さい。

１．電源線・動力線などと一緒に配線しないで下さい。

７．本製品に強力な磁石や磁場を近付けないで下さい。

２．極力ノイズ源から離して設置して下さい。

８．水と溶液を混合する場合は、下流で行って下さい。

３．電源や受信計器は、他から電気的にアイソレートするこ

９．溶液を通水した後保管する場合は、充分に溶液を洗いとを推奨します。

流して下さい。

４．電源電圧が不安定な電源、電源容量が仕様範囲以下の１０.設定変更する場合、装置を停止してから行って下さい。

電源は使用しないで下さい。

１１.直射日光などの強い光の当たる場所、熱源からの輻射を受ける場所に設置しないで下さい。

注意

５．電源のＦＧは接地することを推奨します。
６．ケーブルには無理な引っ張り力をかけないで下さい。
７．配線工事途中などにケーブル先端が水に浸からないよう運用上のご注意にして下さい。
８．ケーブルを延長する場合は、最大１０ｍとしてください。

１．本製品は、取引・証明の用途には使用できません。

推奨ケーブル：ＡＷＧ２６

２．電源投入後、２０秒間は安定待ち期間のため、表示・注意

出力は使用しないで下さい。

1

配管・取り付けについて結線・配管について以下の結線図にしたがって、結線を行って下さい。

取り付けは、センサーが常に満水であれば制約はありませんが、プルアップ電圧は出力１が２８Ｖ以下、出力２が３０Ｖ以下、気泡等の影響を受けない以下の設置を推奨します。

出力吸込電流は、２０ｍＡ以下として下さい。

○：推奨する設置状況

電△：気泡の注意が必要となる設置状況

源

供給電圧(２４V)

×：避けるべき設置状況

ＧＮＤ流 量 セ ンサ ー

赤( 電源＋)
受信器
Ｖ

白( 出力１)

Ｒ

オープン
コレクタ入力黄(出力 ２)IS青( 電源－)

ＧＮＤ

仕様
型式
（精度
範保囲証）
流量VNS05R
VNS10R
VNS20R

ローフローカットオフ（標準）VNS○○RF 型
VNS○○RE 型
定常流モード:0.05～1 ［L/min］
脈動流モード:0.01～1 ［L/min］
定常流モード:0.5～10 ［L/min］
脈動流モード:0.1～10 ［L/min］
定常流モード:3.0～60 ［L/min］
脈動流モード:0.6～60 ［L/min］
2.5％ F.S. （定常流モード）
出力パルス

定常流特性

単位パルス
周波数パルス

精度
脈動流特性

※

出力パルス
周波数パルス

計測流体
濃度
導電率
使用流体温度
使用圧力範囲
出力形態
最大電流
端子間耐電圧ON 時間残留電圧

・取り付けについて
ＶＮＳにＯリングを取り付け、ＶＮＳの袖ねじに継手のキャップナットを締めて取り付けて下さい。
締め付けトルクの目安は、ＶＮＳ０５Ｒ、ＶＮＳ１０Ｒが２．８Ｎｍ、ＶＮＳ２０Ｒが４．２Ｎｍです。

出力

また、配管と継手の接続する部分に接着剤を塗布し、配管と継手を接合して下さい。

－20～70℃

電源電圧
消費電流
保護構造

配管

耐環
境性材
質

継手

質
量2水酸化ナトリウム溶液

保存周囲温度

警報出力ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ

次亜塩素酸ナトリウム溶液

使用周囲湿度

流 周波数パルス
単量 位 VNS05R
出 パ VNS10R
力 ル VNS20R

スイッチ出力Ｏﾘﾝｸﾞ

精度保証上限値に対する流量（%F.S.値）
100～20％20～1％
5.0％RD
1.0％F.S.

10～25%
14mS/cm 以上
0～40℃（凍結しないこと）
１MPa 以下
NPN オープンコレクター20mA
出力 1:28V、出力 2:30V
1V 以下
20～400 [Hz]0.001(標準)[L/P]
0.01(標準)[L/P]
0.1(標準)[L/P]
レベル判定、ウィンドウ判定
乾水、メーター異常、過大流体ノイズ
逆流、過大流量24 V DC  10%
60 mA 以下
IP64 相当－20～60℃
35～85％RH（結露しないこと）

ス

ＶＮＳ

精度保証上限値に対する流量（%F.S.値）
100～20％20～5％
2.0％RD
0.4％F.S.
2.5％RD
0.5％F.S.

使用周囲温度

本体ケース
接電極
液
アースリング部
O リング
接液部以外
VNS05R
VNS10R
VNS20R

1～12%

PEEK
チタン（2 種）

ハステロイ C22（相当品）

フッ素ゴム

エチレンプロピレンゴム

ケース上蓋、下蓋：PPS、ケーブル：塩化ビニル

約 200 g
約 200 g
約 300 g※電磁定量ポンプによる脈動流計測時の流量特性です。

ＬＥＤ表示・異常検知項目と表示パターン

緑／赤の２色ＬＥＤにより、流量または警報のどちらか一方の内容優先異常検知項目を表示します。異常検知による警報を優先し、優先順位の一番高い項目のみ表示します。

電源電圧低下検知

緑：流量を３段階の点滅及び点灯の４パターンで示します。

励磁異常検知 または赤：警報（異常検知）の内容を、４段階の点滅・点灯・消灯

メモリー異常検知の６パターンで示します。

１

緑・赤ともに消灯

２点灯

乾水検知

３

過大流体ノイズ検知

４逆流検知

５過大流量検知

６

１．流量（緑）・定常流時の表示パターン
流量範囲

表示パターン

ローフローカット流量未満

点灯

ローフローカット流量～

点滅２秒周期精度保証流量上限値の１／３点灯１秒、消灯１秒の繰り返し

精度保証流量上限値の点滅１秒周期

１／３～２／３

点灯０.５秒、消灯０.５秒の繰り返し

精度保証流量上限値の点滅０.４秒周期

２／３以上

点灯０.２秒、消灯０.２秒の繰り返し

表示パターン

順位

点 灯 ０ .３ 秒 、 消 灯 ０ .３ 秒 を１回＋消灯１.７秒の繰り返し
点 灯 ０ .３ 秒 、 消 灯 ０ .３ 秒 を３回＋消灯１.７秒の繰り返し
点 灯 ０ .３ 秒 、 消 灯 ０ .３ 秒 を２回＋消灯１.７秒の繰り返し
点 灯 ０ .３ 秒 、 消 灯 ０ .３ 秒 を４回＋消灯１.７秒の繰り返し

乾水検知

点灯
消灯

2S
0.3S
過大流体ノイズ検知

点灯（ﾛｰﾌﾛｰｶｯﾄ流量～精度保証流量上限値の 1/3）

消灯

2S

0.3S
逆流検知

点灯

（精度保証流量上限値の 1/3～2/3）

消灯

2S
0.3S
過大流量検知点灯（精度保証流量上限値の 2/3 以上）

・脈動流時の表示パターン

消灯

2S

0.3S

外形寸法

脈動流時に０．４秒周期の点滅、検出していないときは点灯（脈動流検出時に点滅）
点灯
0.2S

0.2S

消灯

２．警報(赤)・警報項目の説明
励磁異常検知励 磁 コ イル に電 流 が正 常 に流れ な く なっ た場合

メモリー異常検知

メモリーデータに異常が発生した場合

電源電圧低下検知

電源電圧が低下した場合

乾水検知

流量センサー内から計測流体が抜けて、非満水状態になった場合

過大流体ノイズ検知

計測流体に異常電流が流れていたり、流体内

ケーブル長：500mm、端末処理：被覆を剥き、芯線捻り(12mm)に 空 気 が混 入し て いた り など、 正 常 な流 量

ＶＮＳ０５Ｒ

ＶＮＳ１０Ｒ

ＶＮＳ２０Ｒ

φＤφ５．２

φ１０φ２０計 測 流 体が 本体 矢 印方 向 と逆に 流 れ てい るＤＬ

４．６９１８場合

ＤＨ

２．４４．４８．７Ｌ９５９５１１０Ｗ

４７４７４８Ｈ５１５３６４

袖ねじ

継手(16A)用継手(16A)用継手(20A)用

計測ができない場合
逆流検知

過大流量検知型式ごとの最大流量に対し、１２５％を超える流量が流れている場合

3寸法

製品保証・保証期間ご購入日から１年間とさせていただきます。
・保証範囲
本製品は万全の品質保証体制で製造しておりますが、正常な使用状態において保証期間内に当社製造責任による故障が生じた場合、修理または代替品の納入を無償で行わせていただきます。
ただし、故障した製品についての無償対応の適否は当社の調査結果によるものとします。
また、以下の項目に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
(1)カタログ、製品仕様書、取扱説明書などの記載事項に従わないで使用した場合の故障(2)火災・地震・風水害・落雷などの災害及び犯罪などの破壊行為に起因する故障(3)腐食環境下での使用による製品腐食に起因する故障(4)犬、猫、ねずみ、昆虫等の生物の行為に起因する故障(5)故障の原因が当製品以外に起因する故障(6)出荷当時の科学・技術水準で予見不可能であった故障(7)当社または当社が指定した者以外による修理や改造による故障(8)不適当な点検や消耗部品の保守・交換に起因する故障
なお、ここでいう保証は当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障から誘発されるお客様の損害（当社製品以外への損害・損傷、逸失利益、機会損失、輸送費用、工事費用等）につきましては、保証範囲外とさせていただきます。

4