OSNET イーサネット通信機

型式 NetICE-L1

仕 様 書

Rev.1.2

2020 年 7 月

株式会社 オサシ・テクノス
OSASI Technos Inc.

OSNET イーサネット通信機 NetICE-L1 仕様書 Rev.1.2

1. 概要
NetICE-L1 は、イーサネットを用いた TCP/IP 通信を利用して、接点情報や弊社の OSNET 計測器の観測データをメール型式で遠方に伝送し、遠隔監視を実現する通信装置です。
また、接点出力機能を標準で装備し、さらに専用のソフト（オプション）を利用した OSNET 計測器群の設定・制御など、本機を核とした遠隔制御へのシステムアップも可能です。
※ 本機の動作には、別途、インターネットへの接続に付随する機器、回線および通信事業者等との契約が必要です。

「イーサネット」は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

◆主な機能●様々な計測器の観測データを送信
オサシ・テクノス独自のフィールドネットワーク「OSNET」の製品群に接続し、様々なセンサの観測データをメール型式で遠方に伝送します。
●専用ソフトで自動観測が可能
Windows パソコン用の自動観測ソフト（OSNET OBSERVER：オプション）を利用すれば、本機からのメールを自動開封し、その都度最新値や過去データを表示・グラフ化できる
ほか、データの一括管理も可能です。
●警報メールを携帯にも送信
OSNET 計測器が個々に持つ警報判定機能を利用すれば、計測器が警報状態になった時、携帯電話などに警報メールを送信することができます。
●便利な遠隔設定
Windows パソコン用の専用設定ソフト（OSNET サポータ 2：オプション）を利用すれば、管理者のパソコンから OSNET 計測器の設定やデータ回収も可能です。
●接点情報のリアルタイム伝送
本体に接点入力 8 点を装備し、接点情報を監視して状態が変わればリアルタイムで接点メールを送信します。
●Web を使った閲覧サービスに対応
オサシ・テクノスでは、自動観測を支援する ASP サービスとして、「フィールド情報サービス」を提供しています。本機はこのサービスに対応しており、自動観測ソフトを使うことなく、専用のホームページを介してインターネット上での情報共有が可能となります。
※ フィールド情報サービスは月額制の情報閲覧サービスです。ご利用いただくためには、別途弊社との利用契約が必要です。

1

株式会社オサシ・テクノス

OSNET イーサネット通信機 NetICE-L1 仕様書 Rev.1.2◆システム構成OSNET イーサネット通信機
NetICE-L1

NTT ドコモ
ルータ 等

FOMA/Xi 網

インターネット

NetICE CONTROLLER

2

株式会社オサシ・テクノス

OSNET イーサネット通信機 NetICE-L1 仕様書 Rev.1.2

2. 機能概略■自動観測機能・自動観測メール

本機に接続されている OSNET 計測器のデータを設定されたインターバルで回収し、本機に登録した観測メールアドレスにメールで配信します。
自動観測ソフト(OSNET OBSERVER)をインストールしたパソコンは、届いたメールを自動開封し、数値及びグラフを更新します。

・任意観測メール

専用の処理ソフトから現在値を要求できます。

OSNET OBSERVER(オプション)※ OSNET ネットワークを経由して複数の計測器を本機 1 台に接続することが可能なため、安価な通信料金で自動観測システムを構築できます。

■警報メール機能・警報メール

本機が OSNET 計測器の発令した警報を受信すると、本機に登録したメールアドレスに警報状態を知らせるメールが送信されます。
警報メールには、警報を発令した機器、警報発令時のデータ、およびそれ以前の記録データが記載されます。

・現在データメール

届いた警報メールにそのまま返信すると、OSNET 計測器の現在の計測データが送られてきます。

※ 警報メール送信時は接点出力 1 が 10 秒間閉じられます。
(出力時間は変更可)■接点メール機能

・接点メール

入力接点の開／閉のタイミングでメールを送信します。
警報ラインを入力接点に接続すれば、接点メールを簡易な警報として使用できます。

※ 接点メール送信時は接点出力 2 が 10 秒間閉じられます。
(出力時間は変更可)■OSNET 計測器設定機能

・CONTROL メール

NetICE CONTROLLER(付属)OSNET サポータ 2(オプション)■現在データ要求機能

専用ソフトを使用して、遠隔地から本機および OSNET 計測器の設定ができます。

※ OSNET 計測器が集録したデータを回収できます。

・データ要求メール

現在のデータを確認したい場合は、本機宛にデータ要求メールを送信します。
（本機に登録されたメールアドレスのみ対応）■システム診断機能・現在データメール

本機は、データ要求メールを受信した際、OSNET 計測器の現在の計測データを返します。

・診断メール

電源電圧・内部温度などの本機動作を 1 時間おきに、本機に登録した OSNET 機器の接続状態・電源電圧などを 24時間おきに診断し、異常があった場合はメールで異常内容を送信します。

・現場状況メール

異常の有無に関わらず、本機の稼働状況を定期的に通知します。

3

株式会社オサシ・テクノス

OSNET イーサネット通信機 NetICE-L1 仕様書 Rev.1.2

3. 各部の名称
筐体取り付け用穴LAN コネクタ

表示 LED
OSNET 通信ポート
USB コネクタ
入出力接点端子台
入力：Com.1～8
出力：1～4

電源 DC12V 端子台

4

株式会社オサシ・テクノス

OSNET イーサネット通信機 NetICE-L1 仕様書 Rev.1.24. 仕様
◆一般仕様
電源電圧

外部電源

消費電流120mA 以下

外形寸法（突起部除く）

W55×H207×D110mm

重量約 810g

使用温度範囲－20℃～＋55℃（結露無きこと）

取り付け

M3 または M4 3 ヵ所

耐雷サージ性能

耐静電気性能DC10V～15V±4kV（1.2/50 コンビネーション波形）
試験規格：IEC61000-4-5 接地条件：D 種接地
LAN コネクタ部：Ethernet 用避雷器※使用※ 株式会社エム・システム技研「MDCAT-5E」
接触放電 ±8kV 気中放電 ±15kV
試験規格：IEC61000-4-2 準拠◆機能関係仕様
観測インターバル

5 分，10 分，20 分，30 分，1 時間，2 時間，3 時間，6 時間，
12 時間，1 日より選択

観測インターバル数2

観測メールアドレス数

10

警報メールアドレス数

100◆有線部仕様

OSNET

USB

接続機器

OSNET 機器（OSNET 無線機を除いて最大 62 台まで）

通信方式

調歩同期式

通信速度76.8kbps

通信距離

最大 1km（単線φ0.9mm のシールド付ツイストペアを使用した場合）

規格USB2.0 準拠

コネクタタイプ

B タイプ◆その他仕様LED 表示緑（電源投入時，自動観測時）

入力接点

無電圧接点 8 個

入力電流 約 1.3mA

出力接点

無電圧接点 4 個

出力容量 DC60V／200mA

5赤（無線通信時，エラー発生時）
許容配線抵抗 100Ω以下

株式会社オサシ・テクノス

OSNET イーサネット通信機 NetICE-L1 仕様書 Rev.1.2

5. 外形寸法◆本体(単位:mm)

6

株式会社オサシ・テクノス