3Rs ×実験効率の向上に
マウス尾静脈シミュレーターの開発
株式会社ハンドレッド
日本クレア株式会社
動物実験は科学の発展、社会ストレスを軽減しつつ、作業を環境の向上に欠かせず、我々は簡便化し技術の難易度を下げる

動物達による深い恩恵を受けことで、研究精度を上げる「実て き ま し た。 一 方 で、 動 物 福験動物用翼付採血・投与針 25G（以祉（Animal Welfare） と い う 言

下採血投与針と称する）」「マウ葉がある通り、同じ命を持つもス・ラット用保定器」を発売しのとして動物達と向き合うことて参りました。

栢本
浜野直行、村上誠

真梨子

図1．模擬血液注入時込む感触が得られ、一方で、血は、それ以上に欠かしてはいけ

上記に加え、尾静脈採血 / 投与

管確保に失敗した場合には他組ない道理と考えます。動物福祉の初心者向けに、短期間で手技を織に干渉するような抵抗が感じとは、人間が動物に与えるスト習得するためのトレーニングキッられます。

レス等の苦痛を最小限に抑えるトとしてマウス尾静脈を忠実に再製品は、シミュレーター 1 本、ための配慮のことで、近代以降現した「マウス尾静脈シミュレー

ノンベベル針 2 本、採血投与針 5

西洋で生まれ家畜動物を対象にター（以下シミュレーターと称す本セットです。

発展した概念ですが、近年、日る）」を開発致しました。

（2）使用方法【準備】

本でも動物愛護管理法が改正さ本稿では、2021 年 12 月に発売

れ、実験動物においては 3R の原開始した「シミュレーター」を主

市 販 の 模 擬 血 液 ま た は 食 紅、則（Replacement： 代 替 法 の 利

軸に、「採血投与針」「マウス・ラッ

水性インク等で模擬血液を作成

用、Reduction： 動 物 数 の 削 減、ト用保定器」をご紹介します。

します。色素が濃いほど尾静脈は鮮明に見えるので、作業者のRefinement：苦痛の軽減）が法的に定められています。このよ2．マウス尾静脈シミュレーター

熟練度に応じて濃度を調整しまうな背景から、弊社では動物福（1）構造（図1）す。チューブ両端にノンベベル

祉と作業者の安全及び実験効率

シリコン製の尾に、尾骨（ポ針をセットし、チューブに模擬を両立する研究器具開発を目標

リ ス チ レ ン 製 ）、 尾 静 脈 を 模 し血液を注入したら保定器へセッとしています。

た ル ー プ 状 の チ ュ ー ブ（ 内 径トします。

0.5mm） が 内 蔵 さ れ て い ま す。

【採血】（図 2）

サイズ・色味ともに ICR をモデ

ノンベベル針へシリンジ（模尾静脈採血 / 投与は、実験手ルとしており、模擬血液を注入擬血液入り）をセットし、もう技の中でも難易度が高く、作業すると 2 本の尾静脈が視認出来一方のチューブ端部をクリップ者の技術が求められます。先述

ます。採血投与針は外径 0.51mmで固定します。採血投与針に市の「動物福祉と作業者の安全及のため、針は尾静脈を拡張しな販のヘマトクリット毛細管を強び実験効率を両立する研究器具がら挿入されます。血管確保成く押し込みます。尾を保定した開発」という観点から、動物の功時には、針が尾静脈内に滑りら、採血投与針のフラップを摘

1．開発の経緯34

LABIO 21 SEP. 2022

まみ尾静脈へ刺入します。フラッ

図2．採血の様子

図3．投与の様子

図4．保定のコツ（尾と針を安定させる）

3．実験動物用翼付採血・投与針

プからシリンジに持ち替え模擬血25G

液を押し出すと、ヘマトクリット（1）構造毛細管へ血液が流入します（血圧フラップ付きの翼状針で、投与×毛細管現象による採血の再現）。

時に後部接続部にシリンジを接続流入しない場合は、尾静脈から針します。採血時にはヘマトクリッが外れているので、刺入し直してト毛細管を連結し、毛細管現象にください。

よる自然な流れで採血します。

【投与】
（図 3）

（2）特長

採血投与針に模擬薬液（水道水フラップを摘まむことで、血等）を入れたシリンジをセットし、管確保時には針が血管内に滑りエア抜きします。尾を保定したら、込む滑らかな感覚が得られます。

採血投与針のフラップを摘まみ尾一般的な針はシリンジの縁が尾静脈へ刺入します。フラップからないし指に干渉し、尾に対してシリンジに持ち替え、内筒を引き針の角度が付いてしまいますが、逆血を確認してから、模擬薬液を採血投与針には厚みがほぼ無い投与します。模擬血液がノンベベので、尾静脈に対して平行に刺ル針から吐出されたら成功です。

入することが可能です（図 5）。

【後処理】

また、針は 2 段階に湾曲してカッシリンジに水を通し、チューブトされているので、傷口はより小内の模擬血液・模擬薬液を洗い流さく扁平になります（図 6）。生体します。圧力を掛け過ぎると穿へのダメージが抑えられることで刺跡が拡張する恐れがあるので、頻回採血 / 投与も実現します。採ゆっくり流し込みます。内部を十血の際は毛細管現象により血を回分に洗浄したら、シリンジで空気収するので、赤血球の破壊が少なを通し、水抜きをします。十分乾く溶血を防ぐことが可能です。

かし、次回の使用まで数日置いてください。

4．マウス・ラット用保定器（3）採血/投与のコツ（図4）（1）構造（図7）①左手の中指、薬指を作業台の縁に押し当てます。
②尾を親指と人差指で挟み、親指動物自ら保定器に入り、自ら頭方向へ出るワンウェイ方式の保定器です。

で尾を折り曲げます。尾は真っ
図5．上：一般的な針、下：採血投与針

直ぐピンと張り、穿刺部位を平行に保ちます。
③採血投与針のボディを左手親指に乗せ支えます。

図6．針先アップ④針の全長 1/2 程度まで尾に平行に挿入します。
図7．保定器LABIO 21 SEP. 202235（2）特長【高い耐熱性】

5．導入のメリット
採 血 / 投 与 に 不 慣 れ な 方 は、ステンレス、PSF 樹脂、シリ尾静脈の位置や深さがイメージコンから成るので高圧蒸気滅菌出来ない、保定が甘く動物が動が可能です。

いてしまう、刺入にためらいが【動物の苦痛軽減】

ある等、成功のイメージを掴め

保定器入口に動物の頭を添えずに苦慮されています。針を刺ると、自ら保定器内に侵入します 度 に 動 物 が ビ ク ッ と 強 張 り、す。従来の保定器のように、抵尾が傷んでいく様子を見るの抗する動物の尾を無理に引っ張は、動物にも作業者にも肉体的・る必要がないので動物の苦痛軽精神的な苦痛を伴います。本製減に繋がります。

品は、採血 / 投与の処置感が生【作業者・動物の怪我防止】（図 8）体と非常に近いので、そのよう動物の抵抗が少ないので、作な負担なく感覚を養うことが可

業者の咬傷事故を防ぎます。従能です。即ち、動物を使わずに来同様奥側から尾を引いたとし（Reduction, Replacement）、技術ても、保定器の出入口は凹凸がの 洗 練（Refinement） が 出 来 るなくテーパー状に広がっていることで 3R の原則を実現します。

ので、動物が指や爪を怪我する近年では、実習目的での動物のこともありません。

購入や使用を棄却されるケースも耳にします。動物を本製品に代替することで、実験計画書の申請や動物を購入・飼育する手間も省けるので、時間や場所等の制約を受けずに実習が可能となります。初めて動物に触れ処置に臨む学生の不安を払拭し、繰り返し練習し技術を習得することが、実践での自図8．保定器出口信に繋がります。加えて、3R の【確かな安定性】

原則の概念を学び、命を持った生土台が肉厚なステンレスで滑り止めも付いているので、作業中に保定器がずれ動くことがありません。目前の作業に集中することが出来るので、作業効率がアップします。

36

LABIO 21 SEP. 2022

6．おわりに今回ご紹介した「マウス尾静脈 シ ミ ュ レ ー タ ー」 は、ICR をモデルとしたアルビノマウスの、より生体に近づけたリアルなシミュレーターとなっております
が、今後、他種類のシミュレー
ターの開発も更に取り組んで参ります。
本製品が、実験動物を取り扱う初心者の方々や指導される先生方に貢献出来れば嬉しく思います。
最 後 に こ の 場 を お 借 り し て、開発に関わってくださった福島
県医科大学 医療 - 産業トランス
レーショナルリサーチセンター
片平 清昭先生、山形大学 有機材料システムフロンティアセン
ター 川上 勝先生に心より感謝申し上げます。
（日動協ホームページ、LABIO21
カラーの資料の欄を参照）

物への敬意を払うための教材にもなり得ます。
シミュレーター使用動画
Youtube 掲載中