WFor Water

面積式流量計FC-CX24

Flow checker

Variable area flow meter

量産タイプ。
アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン。

■■

Mass-produced type.
Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.

■■

注 意 樹脂（PMMA）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格Std.

FC - CX 24

液体用For liquidW

バルブ
Valve-

警報
Alarm

流体名Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option---

特殊項目
For specialized itemFKM
バイトンパッキン Viton packing01Rc1/402
Rc3/8
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

規格 Std.
24Max.
BL/minZ
特殊 For specialized unit ＊1
1水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
スイッチ無し With no switch
0
リードスイッチA接点 With reed switch of Contact A ＊2
1リードスイッチB接点 With reed switch of Contact B ＊2
2
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊2AB
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊2
C
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊2
D磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊2
9
特殊 For specialized alarm ＊1
0ニードルバルブ無し With no needle valve
1下側ニードルバルブ付き With needle valve at lower side2
上側ニードルバルブ付き With needle valve at upper side9
特殊 For specialized shape ＊1
測定範囲 Measuring range
接続口径 Connection size
0.2〜3L/min
Rc1/4, Rc3/8
0.5〜5L/min＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

1642023

材質 Material
SUS304

W
液体用仕様 Specifications

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
NPN出力-A接点 NPN output contact A±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain
耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦100 mA

B接点 Contact B

ケーブル長 Cable length

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

電源電圧 Power source voltage

出力 Output

A接点 Contact A

接点容量 Contact capacity

PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch
接点方法 Contact forms ※NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

2m (AWG 24)※ A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

50cm (AWG 24)

構造図 Structural drawing
FC-CX24

リードスイッチ付 With reed switch

パネルカット Panel cut-out⑫①

スイッチ付 With switch

2×Rc1/4 or Rc3/8②

スイッチ無し With no switch
２×φ２４２×φ２４ＯＵＴ③⑮④24⑧⑨ ＩＮMax. 4231⑩2015

スイッチ無し With no switch※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel.

⑫①2×Rc1/4 or Rc3/8②ＯＵＴ

磁気スイッチ Magnetic switch③⑨⑧⑮⑩⑤⑥⑬⑭3ＩＮ

731

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

70

97

④2470

青 Blue（−）

70

（28）

⑥70

97

⑤⑦⑪
茶 Brown（＋）（28）（2000）

20

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

8

ロックナット Lock nut

BSBM

メッキ Plating

9アダプタ Adapter

SUS304

1キャップ Cap

2

Oリング O-ring

3

ストッパー Stopper

SUS304

10 ボディ Body

4

ガイドポール Guiding pole

SUS316

11 リードスイッチ Reed switch

PPS
NBR

5フロート Float

SUS3046スケールプレート Scale plate

PMMA

7ニードルバルブ Needle valve

SUS304

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch
オリフィス Orifice : PEEK

12 インサート Insert

PMMA
SUS303 他 SUS303, etc.

AWG 24

SUS30313 ニードルキャップ Needle cap

POM

14 磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 POM, etc.

15 ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

AWG 242023

165