金賞受賞

製造販売業許可番号：１３Ｂ２Ｘ００３７５
販 売 名：スカイルックス クリスタルシリーズ SKYLUX CRYSTAL SERIES 一般的名称：手術用照明器

TEL. 03-5212-6021
TEL. 022-304-3631
TEL. 048-658-0077
TEL. 052-914-7086
TEL. 06-6192-7570
TEL. 082-510-2015
TEL. 092-588-3322
TEL. 048-994-2621

FAX. 03-5212-6022
FAX. 022-304-3633
FAX. 048-658-0078
FAX. 052-914-7216
FAX. 06-6192-7571
FAX. 082-510-2016
FAX. 092-588-3323
FAX. 048-994-2622

wless Lam
hadopaS01348188

東京都千代田区西神田2-3-16
仙台市太白区大野田字皿屋敷5
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-277-1
名古屋市北区上飯田南町3-5-1
大阪府吹田市江の木町27-15
広島市南区段原4-21-6
福岡県大野城市瓦田5-3-29
埼玉県八潮市大字大曽根1526-1

d.
., Lt
Co

〒101-0065〒982-0014〒330-0854〒462-0804〒564-0053〒732-0811〒816-0932〒340-0834

IS

本社/関東支店
仙台支店
北関東支店
名古屋支店
大阪支店
広島支店
福岡支店
埼玉工場

クラス分類：クラスI

Yamad

品目番号：１３Ｂ２Ｘ００３７５ＳＫＹ０２３

5/9001

A18

2014.11.2000 S

自在な光野調節と優れた操作性で、より快適な施術環境をつくる
LED手術灯、クリスタル。
D E S I G N

形へのこだわり・スムーズな操作性を約束する、軽量薄型フォルム
・天井からの層流を妨げずに高い無菌効果を実現する
Aero-Streamデザイン

L I G H T
CR0704光へのこだわり
・ブルーライトカット

金賞受賞

・赤外線放射の少ないコールドライトで、組織乾燥を回避
・レインボーエフェクトによる色収差がない
・色温度を均一に保つ光学設計

C O N T E N T
D ES I GN 形へのこだわり
1. 高い無菌効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2. 光野コントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3. 軽量薄型デザイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
L I GHT 光へのこだわり
1. ブルーライトカット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2. コールドライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
3. レインボーエフェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
4. 色温度の均一性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
5. クリスタル光学システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
製品概要

・ 組み合わせタイプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7・ 外形図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8・ 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
S ERVI C E お客様とのつながり
光を体感できるラボのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
製品サポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10・反射構造

S E R V I C E

お客様とのつながり・やさしい光を体感できる
MEDICAL LIGHTING LABのご案内
・迅速なサービスと安心保障でフルサポート

D E S I G N

L I G H T

形 へ のこ だ わり

光 へ のこ だ わり

1. スムーズな操作性を可能にした

1. ブルーライトカット

軽量薄型デザイン
灯部の厚みを抑えた軽量な薄型デザインの採用で、スムーズ且つ軽やかに操作できます。

クリスタルにブルーライトカットフィルターを搭載
人体への影響が懸念されるブルーライトを抑えます ※特許出願済

また、清掃しやすいフラットな形状のため、メンテナンスが容易です。

■ブルーライトとはブルーライトとは、目に見える光の中でエネルギーが最も強い光のことです。
過度なブルーライトの光エネルギーは、目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達するため、人体に有害と考えられています。

380nm
UV-A/UV-B

2. 層流を妨げず、高い無菌効果でクリーンルームに最適
クリスタルは、熱による上昇気流がおきにくいLED手術灯です。
さらに、気流の通り道を確保した

紫外線

380nm

可視光線

780nm

赤外線

ブルーライトリスクが要因とされる人体への影響
網膜の中心部にある「黄斑」がダメージを受け、加齢とともに増える網膜障害

加齢黄斑変性（AMD）を引き起こすと言われています。

Aero-Streamデザインの採用により、天井からの層流を妨げることなく、高い無菌効果を発揮します。

495nm
ブルーライトブルーライトは波長が短いため散乱しやすい性質を持っています。
これが眩しさやチラつきなどの原因になり、その分、脳はピント合わせに苦労します。

眼精疲労、肩凝り

また、ブルーライトは他の光よりもエネルギーが強いため、瞳孔を縮めようとして目の筋肉も酷使され、眼の疲れや肩・首の凝りなどに影響すると言われています。

睡眠障害

滅菌ハンドルを回すだけで、術野に合わせて自在に8段階の光野調整が行えます。
一度照度を設定すると光野の大きさを変えても同じ明るさを保ち、グレアの少ない光が術野をくっきりと照らします。
また、灯部操作スイッチ、コントロールパネルからも同様に光野調整が行えます。

Z

ブルーライトによる網膜刺激により、睡眠誘導ホルモンのメラトニン分泌量が減少すると言われています。
それによりサーカディアンリズムが乱れ、睡眠障害を引き起こすと言われています。

医療現場に 目にやさしい光 を
ブルーライト（380nm〜495nm）における、ピーク波長のエネルギー量
当社従来品比7％カット、他社比27％カット■分光スペクトル他社比較

454nmで 3.185w/㎡（4335K/158,260lx）− 他社①
454nmで 2.649w/㎡（3771K/157,430lx）− 他社②− CRYSTAL 445nmで 2.349w/㎡（3924K/159,180lx）

w/㎡
3.5
3
Intensity〔W/㎡〕

3. 術野に合わせて自在に光野をコントロール

ZZ

2.5
2
1.5
1
0.5
0
380nm

495nm
ブルーライト

3Wavelength〔nm〕

780nm

4

L I G H T

光 へ のこ だ わり

2. 赤外光の少ない光で組織乾燥を回避

4. 色温度の均一性を保つ（他メーカーとの比較）

クリスタルは色温度4,100Kの赤外線放射が少ない光です。

色温度の違うLED素子を混色する場合、光を遮られると色影が生じてしまうなど、手術中の組織乾燥を回避し、太陽光に近い均一な色温度を保つことが出来ません。

優れた視覚パフォーマンスで快適な手術をサポートします。

クリスタルは、単色のLED素子により単色混色正確な色彩判断を可能にします。
3000K（クリスタル）
5000K

4100K

4100K

遮蔽物

4000K

3000K

遮蔽物

4100K

不均一な色温度

4100K

均一な色温度

3. レインボーエフェクトを抑える
5. クリスタル光学システム

反射方式での集光を採用することにより、「色収差」という色のずれやにじみを抑えております。
照明光の色ズレがないことで、より正確な術部をとらえることができます。

光もれが少なくまぶしさを感じさせない反射構造をもつLED光源ユニット

山田医療照明は、山田医療照明は、「やさしい光をお届けする」ために、あらゆる角度から光学設計のアルゴリズムを構築してきました。

術者が快適に施術を行える照明環境を整えるため、クリスタルにおいては、LEDの発光面が直接目線に入らないような光源ユニットの設計を用いて、細部にわたり気を配りました。

術者や周辺スタッフに無駄なまぶしさを感じさせない構造となっております。

高精密な光学技術の集約により、LED素子クリスタルは設計されております。

・レンズ方式：他社にて多く採用される形式。
色によって屈折率が異なるため、色収差により光野の縁に色のずれやにじみが出る。

・反射方式：
クリスタルの集光形式。
術野を照らす医療用LED手術灯として色収差が出ない。

5レンズ方式
色収差あり

反射方式

色収差なし

6

ス タンドタ イ プ

製品概要

=1150

SKYLUX CRYSTAL CR04SC

灯部

60=20°=140°

組 み 合 わ せタイプ

=90°=120°＋120°

滅菌ハンドル=50°
昇降アーム

Ｈｉｇｈ：=２１４０
Ｌｏｗ ：=８７０

ヒューズ 2A

=1750

=1865

ON‒ OFFスイッチ

ケーブル
フック=975=970

灯部最高位置（床まで＝214cm）
灯部水平位置（床まで＝175cm）
灯部最低位置（床まで＝87cm）

電源コード 約3.5m
入力電源 AC100V 72VA▶ CR04

床面=66

▶ CR07300=700

外形図
天井化粧カバーSKYLUX CRYSTAL CR0704▶ CR0404▶ CR04-MH

可動範囲

アンカーボルト

インターフェースプレート（座盤）

一次側入力電源線

インターフェースプレート（座盤） 大回転基部

天井化粧カバー

配管PF28

天井化粧面

VST灯部

滅菌ハンドル灯部
バランスメカ

滅菌ハンドル

バランスメカコントロールパネル

操作スイッチ（側面）埋め込みBOX▶ CR07-T6▶ CR0704-TV55MY
操作スイッチ（側面）※この他の組み合わせにつきましては、設置計画に合わせてご用意できます。お気軽にお問い合わせください。
※TV、カメラアーム、モニターハンガーの詳細については、別途映像システムのご案内をご参照ください。

7操作スイッチ（側面）CR04灯部

CR07灯部

天井化粧カバー

8

S E R V I C E

お 客 様との つ な がりコントロールパネル
クリスタルは壁付けのコントロールパネル、または灯部の操作スイッチにて操作が可能です。
操作パネル／スイッチでは電源のON・OFF、照度調節（１〜８）、光野径調節（１〜８）を行います。
■外形寸法

光を体感できるラボのご案内

コントロールパネル（標準）：W280×H280×ｔ1.2
又は：W300×H400×ｔ1.2

MEDICAL LIGHTING LAB. はCRシリーズ「医療に最適な光をお客様とともに感じて、考え、話し合う場所」

コントロールパネル、及び灯部・横にあります操作スイッチにて調節が可能です。

をコンセプトに運営しております。
コントロールパネル

CRVシリーズ

弊社こだわりの光をご体感頂けます。

コントロールパネルを設置せず、ご来場の際はご予約制となりますので下記ご連絡先、または営業担当までお気軽にご連絡下さい。

灯部・側面の操作スイッチにて調節を行っていただきます。

〔操作スイッチ

CR04

CR07
直接局部照明途

器具器械分類

医療用照明器

機器構成

壁面操作部 + 支持機構部 + 照明灯本体

灯体径（mm）

ユニット数

高演色 LED
ユニット数：7 個

LED 数：72 個

約 40,000 時間（70％照度時迄の時間）
AC100V

入力定格電圧
約 126VA

ヒューズ定格3A2A

中心照度（距離 1m）

約 160,000Lux

約 140,000Lux

放射照度（距離 1m）

520W/㎡（最高照度時）

約 72VA

アームやグリップなど、日本人の体形に合う使いやすいサイズを設定しています。
また、手術室の空間レイアウトに合わせた特注にもお応えします。
■ 迅速なパーツ供給・修理体制■ 熟練の技術者がご対応

470W/㎡（最高照度時）
約 4,100±150Ｋ

演色評価数（Ra）

94

光野寸法（mm）

約φ100 〜 200 可変

照度調節

灯体操作スイッチ・壁面操作パネル：8 段階

光野（フィールド）調節

滅菌ハンドル 1 ケ所・灯部操作スイッチ 2 ケ所・壁面操作パネル

灯体ベール

3 ケ所

1 ケ所

約 70kg

約 65kg※本体重量は、標準仕様の重量です。

迅速なサービスと安心保証でフルサポート

50 ／ 60Hz

消費電力

色温度（K）

9

ユニット数：4 個

LED 数：126 個

LED 寿命本体重量〕

マッシュアップスタジオ2F

受注から生産、納品、そしてアフターメンテナンスまで、迅速なサービスをご提供します。

プラスチック反射射LED 数

ご予約受付：03-5212-6021

東京都文京区湯島2丁目21-25 SKYビル

山田医療照明の製品は、すべて国産です。確かなクオリティを保証するだけでなく、
約φ580

約φ780

使用光源（LED）
反MEDICAL LIGHTING LAB.

製品サポート仕様
用クリスタルも常時設置しており、滅菌ハンドル 1 ケ所・灯部操作スイッチ 1 ケ所・壁面操作パネル

約 115kg
改良などの理由により予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。

埼玉県八潮市にある製造拠点。80年以上にわたる歴史、技術を受け継ぎながら「Made in Japan」にこだわったクオリティーの高い製品は、ここからお客様のもとに届けられています。

10