WFor Water

羽根車式流量計(アナログ出力)

HF-GCC/T

Helical flow

Turbine flow meter (Analog output)

羽根車式、アナログ出力タイプ
流れを目視確認。
■ 小型で直管部不要。
■ 取付姿勢の制約なし。
■■Rotating vane flowmeter with analog signal output.
Flow visibility at outflowing.
■ Constructed small, and no need to provide with a straight pipe section.
■ No restriction placed on installation attitude.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
材質
Material

出力Output

規格Std.

HF - GC

形状Shape-0

流体名 最大流量 接続口径 オプション
OptionFluids
Max. flow Connection size---

特殊項目
For specialized item

表示計
Flow indicator

表示計・変換器とセット（オプション記号を記入） ＊2
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product.

ケーブル1m付 AWG 26 With cable of 1m long ＊3
CRc3/802
Rc1/2
03
Rc3/404
特殊 For specialized pipe size ＊109
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

GCMax.
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9標準 Std.
0
測定範囲 Measuring range
規格 Std.
0.5〜5L/min
1〜10L/min302〜20L/min
3〜30L/min
40
5〜50L/min
C4-20mA 出力信号＋パルス出力 Output signal at 4-20 mA + Pulse output
T1-10V 出力信号＋パルス出力 Output signal at 1-10 V + Pulse output
ガラス＋SUS Glass + SUS

接続口径（Rc）Connection size (Rc)
3/8
1/2
1/2
3/4

＊1: 特殊項目については型式末尾へ順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
＊3: 標準仕様はお客様にて出力ケーブルを用意していただきます。
（ハウジング、コンタクトは製品に添付）※アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min, 20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.
＊3: For standard specifications, the customer is requested to prepare for the output cable. (Housing and contact are attached to product)※Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

122

2023

＊2W
規格 Std.

L

B

66

3475

4040Rcd

出力精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

3/8

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa（G）

1/2

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 50℃

1/2

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ DC35V. Max. 10mA 0〜約140Hz
NPN open collector output 10 mA at Max. 0 - Approx.140Hz

3/4

4-20mA 負荷抵抗：500Ω以下
4-20 mA Load resistance: ≦ 500 Ω

アナログ出力 Analog output

供給電源 Power source

羽根車式流量計30

液体用仕様 Specifications

規格寸法 Standard dimensions

1-10V 負荷抵抗：1kΩ以上
1-10 V Load resistance: ≧ 1 kΩGCC

DC15〜24V±10％ 約45mA Approx 45 mA

GCT

DC15〜24V±10％ 約25mA Approx 25 mA

HF-GCC/T

HF-GCC/T

構造図 Structural drawing
パネルカット Panel cut-out
2×φ4⑮⑭(32)(52)

42(18)⑬⑫ ⑧

流れ方向 Flow direction
ＩＮＢ

ＯＵＴ

OUT

4×M3×3⑪④Ｂ⑤ ⑩ ⑥⑦ ⑨

① ②

2×Rcd

ＬIN③

オプションケーブル Optional cable（１０００）

ＣＮ2端子接続 Terminal connections

材質 Materials
名称 Names of parts

材質 Material

内容 Function

オプションケーブル色Optional cable colorNo.
1

マグネット Magnet

サマリウムコバルトマグネット Samarium cobalt magnet

1

電源＋側入力 Power source + Side input

茶 Brown2

スクリュー Screw

PPS-GF30

2NCー

3ステイボルト Stay bolt

SUS303

3電源 0V 入力
Input at 0V of power source

青 Blue4

フィッティング Fitting

5

パイプ Pipe

耐熱ガラス Heat-resistant glass

4NCー

6シャフト Shaft

アルミナ Alumina

1

信号出力用コモン
Signal output common

白 White7

ベアリング Bearing

アルミナ Alumina

8

ホールICセンサ Hall IC sensor

アナログ出力Analog output

灰 Gray9

Oリング O-ring

パルス出力
Pulse output

黄 Yellow

端子 No
Terminal No.

CN1１２３１２３４ＣＮ１（１０００）

CN2 2310 ケース Case
11 六角穴付ボルト hexagon socket head cap screw※添付コネクタ（JST）Types of attached connector (JST)CN1 ハウジング Housing：ZHR-4, コンタクト Contact：SZH-002T-P0.5
CN2 ハウジング Housing：ZHR-3, コンタクト Contact：SZH-002T-P0.5※推奨圧着器具 Recommended crimp tool：YRS-491（JST）

SCS14

FKM
ABSSUS304

12 アンプケース Amp. caseABS

13 アンプカバー Amp. coverPMMA

14 コネクタ CN1 Connector for CN1
15 コネクタ CN2 Connector for CN22023123