For Chemicals

カルマン渦式流量計

SSF

Karman vortex flow meter

超音波より、カルマン渦を検出する方式のため、接液部に駆動部を無くすことが可能となりました。
■ 接液部は、PFA製ですので純度を要す流体の計測に適します。
■ CEマーキング適合品。
■

The method to detect Karman vortex by ultrasonic waves has enabled to cut out the driven part from the wetted part.
Well suited to measure fluids needed to maintain purity, as it is made from all PFA in the wetted part.
■ Compliant with CE marking■■

注意Caution

計測精度を保つため、IN側に7D(口径の7倍)、OUT側に5D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, for installation into inlet, use straight pipe with 7D. For outlet installation, use straight pipe with 5D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格Std.

SSF-

形状
Shape

流体名 オプション
OptionFluids

T-

特殊項目
For specialized item

-T
規格 Std.
10152025

B

ブラケット付 With bracket (規格20のみ) (For std 20 only)

9ET

瞬時・積算表示計(EM0900ET) Instantaneous / integrating indicator (EM0900ET) ＊4

1

純水 Purified water9

特殊 For specialized fluid＊3

チューブ接続 Tube connection
測定範囲 Measuring range＊1

接続口径 Connection size

0.5〜3.5（1×10−6m2/s）L/min

チューブエンド Tube end 3/8″

1〜16（1×10−6m2/s）L/min

チューブエンド Tube end 1/2″

2〜40（1×10−6m2/s）L/min＊25〜130（1×10−6m2/s）L/min＊1: 測定範囲は水換算20℃｛293K｝条件の流量です。
＊2: 液体温度が70℃以上の場合、流量範囲は6〜40L/minになります。
＊3: フッ素樹脂を腐食・透過しない液体（液体についてはご相談下さい）。
特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊4: 当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。
表示計の詳細は、EM0900ETのページを参照してください。

チューブエンド Tube end 3/4″
チューブエンド Tube end 1″＊1: Measuring range shown above indicate ones equivalent to water at 200C.
＊2: If more than 700C in liquid temperature, it will range between 6 L/min and 40 L/min.
＊3: For liquids which will not corrodes and permeates fluorocarbon resin.
(Consult us with your specifications ragarding the liquid.)
For specialized items specify them at end of Model number Selection in order.
For details, consult us with your specification.
＊4: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to digital meter page for detail of EM0900ET.

仕様 Specifications
型式 Model number Selection

SSF10PFA/φ9.53×φ6.33

電源 Power sourceケーブル長 Cable length
質量 Mass

SSF15
SSF20
超純水/純水/薬液 Ultrapure water / Purified water / Chemicals
PFA/φ12.7×φ9.53 PFA/φ19.0×φ16.0
2〜40.0L/min

5〜130L/min±5％ of F.S.

±2.5％ of F.S.

±1.5％ of F.S.

±2.5％ of F.S.

0.6MPa(G)0.45MPa(G)0.8MPa(G) at 25℃

5〜85℃
5〜60℃
5〜80％RH（結露なきこと No dewing）
NPNオープンコレクタ出力 NPN open collector output
Max. DC30V/80mA
10mL/P
約5ms Approx. 5 ms
4-20mA（流量0のとき4mA）(4 mA when flowrate indicates 0.)
約2s Approx. 2 s500Ω以下 500 Ω and below
NPNオープンコレクタ出力 NPN open collector output
Max. DC30V/80mA
DC24V±10％（120mA以下） 24 V DC±10% (120 mA and below)
2m
約180g Approx 180 g

2023

PFA/φ25.4×φ22.2

1〜16.0L/min

約190g Approx 190 g

約220g Approx 220 g※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

232

SSF250.5〜3.5L/min

出 力 信 号

液体 Liquids
接液部材質/接続チューブ径 Material of wetted part / Tube size
測定流量範囲 Measuring flow ranges（at 1×10−6m2/s）
測定流量精度 Flow accuracy
最高使用圧力 Max. operating pressure (at 25℃)
使用流体温度 Operating fluid temperature
使用環境温度 Ambient temperature
使用環境湿度 Ambient humidity
方式 Form
パルス出力
容量 Capacity
Pulse output
パルス単位 Pulse unit
パルス幅 Pulse width
方式 Form
アナログ出力 ※応答時間 Response time
Analog output
負荷抵抗 Load resistance
方式 Form
比較出力
容量 Capacity
Comparative output
Output signals

C100mL/P

約310g Approx 310 g

C
薬液・純水用構造図 Structural drawing
SSF10/15/20/25

カルマン渦式流量計①59.1

ケーブル(2m)

61.4

Cable

⑥⑤④⑩③ ②⑦⑨

パネルカット Panel cut-out⑧b2(Mounting hole)
L

D1D2SSF

Hb12×n×4.5（取付け穴）

SSF20-（ ）-B ブラケット付 SSF20-( )-B with bracket
34
265＊SSF20タイプは取付穴がありません。
ブラケットをご使用下さい。
＊The mounting hole is not provided in SSF20 type,so that bracket should be used for it.

（65）

8（57）

78

704×φ4.5

配線図 For wiring diagram

規格寸法 A table of standard dimensions
規格 Std.

L

D1D2

SSF10195

φ9.53

φ6.33

SSF15210

φ12.7

φ9.53

SSF20228

φ19.05

φ15.9

SSF25352

φ25.4

φ22.2

H5771.6

nb1

M3×O.5M4×O.7b2

線色 Cable colors

信号名 Signal name赤 Red

DC24V電源 Power source at 24 V DC

33.5

21.5

黒 Black

OV電源 Power source at 0Vーー白 White

4-20mA出力（＋）4-20 mA output (+)

4424

青 Blue4-20mA（−）4-20 mA (-)

黄 Yellow

パルス出力（＋）Pulse output (+)

灰 Gray上下限定出力（＋）Upper / lower limits setting output (+)

電線サイズ Applicable wire : AWG 28, 絶縁被覆径 Insulating coating size : φ0.85

上下限設定出力、LED点灯 Upper / lower limit output. LED lights up.

材質 Materials
名称 Names of parts

No.

材質 Material1

流量表示部 Flow displayー2

上限設定出力表示部 Display of upper limits setting output

ー3

下限設定出力表示部 Display of lower limits setting outputー

4

上限設定モード/up キー Upper limits setting mode / Up key

ー5

下限設定モード/down キー Lower limits setting mode / Down key

6

パネル Panel

ポリエステル Polyester

7

カバー CoverP.P

8ボディー Body

PFA

9

アンプケース Amp. case

P.P

10

ケーブルガード Cable guard

FKMーHiLoHiLoOFFOFFONON※上限：OFF, 下限：OFF固定※Upper limit: OFF, Lower limit: Fixed to OFF

2023

233