FA業界向け、循環冷却水・水溶性クーラント液の監視に適した流量モニタです。

電磁式（静電容量式）

静電容量式電磁流量モニタ エフモ FMO
特長●異物・付着物に強い● 5つのない
1）可動部がない
2）電極が接液しない
3）直管部がいらない
4）設置場所を大きくとらない
5）電源ノイズ対策がいらない● 5つのできる

接線流羽根車式

1）流量異常がひと目で認識できる
2）複数設置時でも識別できる
3）外部入力で制御できる
4）流量表示を反転できる
5）流れ方向を切替できる

仕様
型   式

口径
精度
保証
流量
範
囲
※
1瞬時
流量
表
示
ロ ー フ ロ ー カ ッ ト オ フ 流 量(流 量 範 囲 最 大 流 量 の ３ %)
計
測
流体
検出
方式
繰り
返し
精度
周囲
温度
温 度 特 性
流体
温度
配管特性

楕円ギヤ式流体
温度
範
囲流体
導電率
範
囲
最高
使
用圧
力
圧 力 損 失 ( 精 度 保 証 最 大 流 量 時 )スイッチ出力アナログ出力 3※

出力

モー

ド

電圧/

電流

入力
時間
短絡
電流
答 性(ダ ン ピ ン グ 時 間)
用 周 囲 温 度 ・ 湿 度 範 囲
存
周
囲
温度
範
囲スイッチ入力※3

軸流タービン式

応使
保L E D 表

示

表示

ケ電
保消取
流
配質

ー

ブ
護費
付
れ
管指示計

接 液 部 材 質

オ

プ

メ
イン
画面
サ
ブ
画
面
瞬 時 流 量 単 位
積 算 流 量 表 示
積 算 流 量 単 位
表 示 更 新 回 数
ル ( 付属品 )
源
構
造
電流
姿
勢方向接
続量
本体
ケース
流路
口
金Ｏ
リン
グ
計 測 管 パ ッ キ ンション

CX10CX15CX2010mm
0.5～15L/min
0.0～18L/min

15mm

20mm
2.0～60L/min
0.0～72L/min

0.45L/min

1.8L/min

接液部材質を腐食させない導電性流体（冷温水など）
静電容量式電磁±2.0%F.S. ※2±5.0%F.S. ※2 (基準周囲温度25℃に対する周囲温度10℃及び50℃の相対誤差)±5.0%F.S. ※2 (基準流体温度25℃に対する流体温度1℃もしくは85℃の相対誤差)±5.0%F.S. ※2・ワンサイズダウン(25A の場合は20A)の縮小流とした場合・ワンサイズアップ(8A の場合は10A)の拡大流とした場合
0～+85℃(凍結しないこと)
5μS/cm～3mS/cm
0～1.0MPa（0～＋85℃）、0～2.0MPa（0～＋50℃）
20kPa 以下
NPN または PNPトランジスタ出力 ※ご注文時に選択してください
最大負荷：30V DC 50mA DC 以下
ON時残留電圧 NPN：2.0V以下 PNP：2.4V以下
レベル判定モード／ウインドウ判定モード／トリップ積算出力モード／
積算パルス出力モード／警報出力モード（選択）積算パルス出力モード 口径10：パルス単位0.01L/P、ON時間10±5ms
口径15・20：パルス単位0.1L/P、ON時間50±5ms
1～5V DC 負荷インピーダンス：50kΩ以上または4～20mA DC 負荷インピーダンス：500Ω以下※ご注文時に選択してください
20ms以上約2mA DC
ステップ入力に対して63%応答 0.25・0.5・1・2・5s の中から設定可能(標準：1s)
0～+50℃ 35～85%RH(結露しないこと)－10～+60℃
メイン画面：4 桁7 セグメント(緑/赤の2 色表示) サブ画面：6 桁11 セグメント(白)瞬時流量値または総積算値表示
出力モード・入力モード・流れ方向・任意文字(選択)標準設定：L/min、特殊設定：gal/min
4 桁表示 ※4
標準設定：L・kL・ML(選択)、特殊設定：gal・kgal・Mgal
5 回/秒
ケーブル長：約3m(末端は被覆を剥いだ状態) 外径φ6.7 コネクタ：M1224V DC±10％、リップルP-P±10％以下 ※5
屋内仕様(IP65 相当) 本体接続コネクタケーブル取付が条件
65mA DC 以下
自由（気体の混入がないこと）
設定により流れ方向の変更が可能
Rc 3/8Rc 1/2
Rc 3/4
約460g
約490g
約520g

（）

PPS
CAC804
FKM
取付ブラケット●材質記号の詳細については裏表紙参照。 ●必ずお使いになる前に、取扱説明書・製品仕様書をご確認ください。
※1：0.0L/min～精度保証流量範囲の最大値の110％以下･･･‌点灯表示 精度保証流量範囲の最大値の110％を超え、120％以下の場合･･･点滅表示 精度保証流量範囲の最大値の120％を超えた場合･･･過大流量異常（E007）表示 ※2：精度とは240s間 積算した平均値に対する保証値です。
※3：アナログ出力またはスイッチ入力は、いずれかを選択。 ※4：最大積算流量（999.9L）を超えた場合、それ以上は積算せず、リセットするまで値を保持する。
※5：アイソレートされた電源にて供給し、エフモ1台につき電源１台を接続することを推奨。

3

アプリケーション例

原●ダイカストマシンの成形品の歩留まりが悪い●溶接機のチップ抜けや溶接不良が発生する

因

電磁式（静電容量式）

問題点◦FA装置の循環冷却水は除々に水質が悪くなる
・配管内にスケールが付着
スケールの影響で◦冷却水の流れが悪くなる◦温調器の冷却効率が悪くなる

生産に影響が出る■積算流量管理■定量バッチ制御

 ど、絶対精度が要求されるアプリケーションには、P5以降の流量センサー
な（VN、ND、OF）をお勧めします
決接線流羽根車式

解バリ・ひけ・ 巣等の品質不良防止に冷却水（循環）ダイカストマシン
流量信号
アナログ
1～5V DC or/4～20mA DC

冷却チラー装備

電極が接液しない だから
流路断面図

楕円ギヤ式

異物・付着物に強い！

チップ抜け・溶着不良防止に

〈その他〉

磁界

射出成形機
加工機

電極

コイル

誘導体を混ぜた
プラスチック素材

洗浄機

溶接機

高周波焼き入れ装置

PLCなど

配線方法など

外形寸法


単位：mm

L

茶：電源（＋24V DC）

90

エフモ

軸流タービン式

型式 10A 15A 20A
95

W

40

H

86.8

白：アナログ出力（1-5V DC or 4～20mA DC※1）

H

黒：スイッチ出力（NPNトランジスタ出力 orPNP トランジスタ出力※1）
青：GND（OV）※1：‌ご注文時に選択してください。

LW

配管取付条件

指示計

取付姿勢
自由（気体の混入がないこと）
直管部
不要
エルボ配管は流路入口に対して上下左右方向に接続した場合

4主な製品の配管取付条件
流量センサーの配管取付条件で特に注意するべき事項をまとめました。
配管取付時には十分注意していただき、ご使用戴きますようお願いいたします。

１．常に満水状態になるように設置してください
１）流量センサーの下流側が大気解放の場合は、吐出口を流量センサーより高くしてください。

h>0２）流量センサーは、エア溜まりの無い場所へ設置してください。
エア溜まり

エア溜まり

2．バルブ等流れを乱すものは流量センサーの下流側へ設置してください
各種制御用弁は、下流側へ設置してください。

3．各種流量センサーの必要直管部について
直管部とは、流れの状態を安定させるために流量センサーの上流側（流入側）と下流側（吐出側）に確保するストレート配管の長さを示しています。

L=5D以上L=3D
以上

L : 直管部
D: 口径

製品
FMO
VN
OF-Z
OF-W
VNS
ND
NW
MND
NDV

掲載ページ
P  3P  5P11P14P  7P  9P13P15P16上流側

下流側
不要

5Ｄ以上

３Ｄ以上

22主な製品の取り扱い注意
製品をご使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

１．使用環境・対象流体①接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
②強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
③防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
④直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。

2．配管について①流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
②エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
③流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
④ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
⑤配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
⑥流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
⑦取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。

記号説明
PP

F

K

M：フッ素ゴム（Fluoro Rubber）

CAC804：青銅鋳物（Bronze casting）

N

B

R：ニトリルゴム（Acrylonitrile-Butadiene Rubber）

P E E K：ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether ketone)

E P D M：エチレンプロピレンゴム（Ethylene propylene Rubber）

P

C：ポリ塩化ビニル（Poly vinyl chloride）

G F - A B S：ガラス繊維入りABS（Glass-Fiber-filled Acrylonitrile Butadiene Styrene）

i：チタン（Titanium）

S a - C o：サマリウムコバルト（Samarium-Cobalt）

VT

S：ポリフェニレンサルファイド（Polyphenylene Sulfide）

変 性PPO：ガラス繊維入ノリル（Polyphenylene oxide）

B a - F e：バリウムフェライト（Barium-Ferrite）

P

SUS303：ステンレス（Stainless）

P：ポリプロピレン（Polypropylene）

E T F E：フッ素樹脂（Ethylene-tetrafｌuoro ethylene）

SUS304：ステンレス（Stainless）

CF-POM：炭素繊維入りポリアセタール(Carbon-Fiber-filled Polyacetal or Polyoxymethylene) SUS316：ステンレス（Stainless）
PSi

A：ポリアミド（Polyamide）

SUS316L：ステンレス（Stainless）

C：炭化ケイ素セラミック（Silicon Carbide Ceramics）

S C S 1 6：ステンレス（Stainless）

粘性単位について33
粘［ｍpa・S］＝1［cP］［cSt］＝1［mm /s］
/ｓ］ 動粘度［cSt］［cSt］＝粘度［mPa・S］/密度［g/ｃｍ※水の密度1［ｇ/ｃｍ33］］ 4℃の時4℃の時
粘 度度：：1
1［mPa・S］=1［cP］ 動粘度：1=1［mm＝粘度［mPa・Ｓ］/密度［g/cm］］ ※水の密度：１［g/cm22

当カタログの仕様は、2022年10月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011）642 ｰ 9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154）23 ｰ 7859
仙 台 支 店 TEL（022）258 ｰ 1181
青 森 営 業 所 TEL（017）742 ｰ 6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019）646 ｰ 8836
東 京 支 店 TEL（03）5323 ｰ 5352
千 葉 営 業 所 TEL（03）5658 ｰ 1320
大 宮 営 業 所 TEL（048）668 ｰ 0131
新 潟 出 張 所 TEL（025）282 ｰ 5591

名 古 屋 支 店 TEL（052）661 ｰ 5852
金 沢 営 業 所 TEL（076）252 ｰ 1942
静 岡 営 業 所 TEL（054）237 ｰ 7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06）6305 ｰ 9052
広 島 営 業 所 TEL（082）292 ｰ 8289
高 松 営 業 所 TEL（087）851 ｰ 6664
岡 山 営 業 所 TEL（086）207 ｰ 6828
福 岡 支 店 TEL（092）534 ｰ 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099）254 ｰ 7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985）24 ｰ 2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098）860 ｰ 9792
国 際 営 業 部 TEL（052）661 ｰ 5150

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
更新No.
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。
このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.

4.4

MK-SENSOR-030H