341752－A

使用の前にこの添付文書をよく読むこと。

体外診断用医薬品
承認番号22700AMX00666000

2015 年 5 月作成（第 1 版）

Ｒ Ｓ ウ イ ル ス キ ッ ト

イムノキャッチ ® －ＲＳＶ
【 全般的な注意】（２）下記に従って検体を採取する。
・鼻腔拭い液の場合

１．本製品は体外診断用医薬品であり、それ以外の目的には使用できない。

滅菌綿棒（鼻腔拭い用）を鼻腔内奥まで挿入し、数回擦るように

２．診断は、本製品による検査結果のみで行わず、他の検査結果や臨床して粘膜表皮を採取する。

症状を考慮して総合的に判断すること。
３．添付文書に記載された内容に従い使用すること。それ以外の方法についての保証はできない。

【 形状・構造等（キットの構成）】
10 個

１．反応容器・抗 RSV ラット抗体結合金コロイド液 ※1
・抗 RSV ラット抗体 ※2

5 本×2

２．検体抽出液（EX）
・緩衝剤

下記構成試薬には、次の略語とロット番号、製造販売業者の略

・鼻腔吸引液の場合号（EKN）が記載されている。
構成試薬

キャップ記載略号

検体抽出液

EX、ロット番号、EKN

吸引トラップの一方のチューブを吸引器に、他方のチューブを鼻腔最奥部にしっかりと挿入する。吸引器を使用して鼻腔液を吸引トラップに採取する。集められた鼻腔吸引液に滅菌綿棒（鼻腔拭い用）を浸し、検体を採取する。なお、鼻腔吸引液が少ない場合(付属品)や粘性が高い場合は少量の生理食塩水を加えて液量を増やす。

・滅菌綿棒（鼻腔拭い用）

10 本

・フィルターチップ （青色：呼吸器検体用）

10 個

・スタンド1個※1 抗 RS ウイルスラットモノクローナル抗体結合金コロイド液の略※2 抗 RS ウイルスラットモノクローナル抗体の略【 使用目的】
鼻腔拭い液又は鼻腔吸引液中の RS ウイルス抗原 1）の検出（RS ウイルス感染の診断の補助）（３）検体を採取した滅菌綿棒（鼻腔拭い用）を検体抽出液に浸し、【 測定原理】

外側から綿球部分をもみながら、均一になるように十分撹拌して懸濁させる。

本製品は、イムノクロマトグラフィー法に基づく RS ウイルス検出試（４）検体抽出液の容器上から綿球部分をつまみ、試料を搾り出し薬である。毛細管現象により試料がコンジュゲートパッド上を移動するながら滅菌綿棒（鼻腔拭い用）を引き抜く。

際、金コロイド粒子の表面に固定化された抗 RS ウイルス抗体と検体中（５）検体抽出液の容器にフィルターチップ（青色：呼吸器検体用）

RS ウイルスとの抗原抗体反応により複合体が形成される。抗原-抗体をしっかり取り付ける。

複合体金コロイド粒子はテストストリップ上を移動し、テストライン上に固定化された抗 RS ウイルス抗体に特異的に捕捉され、赤色のラインを呈す。このラインの有無を目視で確認し、検体中の RS ウイルス抗原の有無を判定する。また、反応に関与しなかった抗 RS ウイルス抗体結合金コロイドはコントロールラインに固定化された抗免疫グロブリン抗体に捕捉され、赤色のラインを呈し、テストストリップ上での反応が正常に進んだことを示す。

【 操作上の注意】
１．測定試料の性質・採取法＜検体採取・調製にあたっての注意＞

1）対象検体1）本製品付属の滅菌綿棒（鼻腔拭い用）以外の採取器具を使用する場

検体には鼻腔拭い液、もしくは鼻腔吸引液を用いる。それ以外の合は、約 50mg の検体を採取し、検体抽出液に入れ十分に懸濁する検体（唾液、喀痰等）は使用できない。

こと。

2）検体採取・調製方法

2）検体調製の際には、必ず本製品の検体抽出液を使用すること。

（１）検体抽出液の容器のキャップを外す。

1/4

【 用法・用量（操作方法）】

3）検体は＜検体採取・調製方法＞に従って速やかに処理し、調製後は直ちに検査すること。

１．試薬の調製方法

4）検体採取量が多い、又は少ない場合、正しい検査結果が得られない

反応容器は、使用直前にアルミパックから取り出し、そのまま使用ことがある。

する。検体抽出液の容器は、アルミパックから取り出し、そのまま使5）使用前に滅菌綿棒（鼻腔拭い用），検体抽出液，フィルターチップ用する。本品を冷蔵保存していた場合は、すべての試薬が室内温度に（青色：呼吸器検体用）及びこれらの包装にキズ，汚れ，破損等の戻ったことを確認してから開封し、使用する。

異常がないか確認すること。異常が認められた場合は、所定の性能

２．必要な器具・器材・試料等を示さないことがあるので使用しないこと。

必要に応じて下記の器具及び器材あるいは試薬を使用する。

２．妨害物質・交差反応性

1） タイマー1）ヘモグロビンは 1,000mg/dL まで影響ないが、それを上回る濃度

2） ミキサーでは結果に影響を及ぼすおそれがある。

3） 吸引器

2）下記の一般医薬品等について社内で検討した結果、判定結果への影

4） 吸引トラップ

響は認められなかった。

5） 生理食塩水

市販点鼻薬 2 種（10％）
市販のどスプレー2 種（10％）

３．測定（操作）法

市販口腔洗浄液 3 種（10％）1）検査に使用する数の反応容器をアルミパックから取り出し、平らな市販入れ歯洗浄液 2 種（10％）

ところに置く。

市販のど飴 4 種（10％）2） フィルターチップ（青色：呼吸器検体用）を装着した検体抽出液のアセチルサリチル酸（33mg/mL）

容器をゆっくりと逆さまにし、検体抽出液の容器をつまんで反応容

アセトアミノフェン（30mg/mL）

器の試料滴下部に 3 滴（45μL～120μL）滴下する。

イブプロフェン（20mg/mL）3）15℃以上の室温で 8 分間静置する。

アスコルビン酸カルシウム（10mg/mL）4） 反応容器の判定部（上にＣ，Ｔと表示）に出現するラインの有無を合成ヒドロタルサイト（10mg/mL）確認する。

グアヤコールスルホン酸カリウム（8mg/mL）
無水カフェイン（5mg/mL）
デキストロメトルファン（3mg/mL）3）細菌及び真菌
下記の各細菌及び各真菌（1.2 x 108 CFU/mL）との交差反応性は認められなかった。
Acinetobacter baumannii, Bacillus cereus, Bacillus subtilis,Bacteroides fragilis, Bordetella bronchiseptica, Candida albicans,
Candida glabrata, Candida tropicalis, Citrobacter freundii,
Eikenella corrodens, Enterobacter cloacae subsp. cloacae,
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli,
Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum, Gardnerellavaginalis, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae,
Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Kocuria rhizophila,
Lactobacillus casei subsp. casei, Legionella pneumophila,
Listeria monocytogenes, Micrococcus lylae, Moraxella catarrhalis,
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Neisseria sicca,
Neisseria subflava, Nocardia asteroides, Pasteurella multocida,Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis, Serratia
marcescens, Staphylococcus aureus subsp. aureus,
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus constellatus subsp. constellatus, Streptococcus
equi subsp. zooepidemicus, Group E Streptococci, Group F
Streptococci, Group G Streptococci, Streptococcus mutans,
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,
Streptococcus sanguinis＜測定にあたっての注意＞
1）15℃未満では、反応速度等の影響により所定の性能を示さないことがあるので使用しないこと。
2）試料を滴下する際には、必ず本製品付属のフィルターチップ（青色：呼吸器検体用）を使用すること。
3）フィルターチップ（青色：呼吸器検体用）は検体抽出液の容器にしっかりと取り付けること。
4）検体採取量が多い、又は少ない場合、正しい検査結果が得られない

4）ウイルスことがあるので、反応容器の試料滴下部へ試料 3 滴（45μL～下記のウイルス（インフルエンザウイルス 1×104～108TCID50/mL※３,120μL）滴下を厳守すること。

アデノウイルス 1.9×103～6.3×105TCID50/mL）との交差反応性

5）検体採取量が多い場合や検体中に固形物が多い場合、フィルターがは認められなかった。

詰まることがある。フィルターが詰まった際には、無理にろ過しな

Adenovirus 1, Adenovirus 2, Adenovirus 3, Adenovirus 4,

い。

Adenovirus 5, Adenovirus 7, Adenovirus 31, Adenovirus 40,6）使用前に反応容器及び包装にキズ，汚れ，破損等の異常がないか確

Influenza virus A, Influenza virus B※３

認すること。異常が認められた場合は、所定の性能を示さないこと

TCID50/mL：50％の培養細胞に感染させることができるウイルがあるので使用しないこと。

ス量7）試料が展開しない場合は、試料を希釈して再検査すること。

2/4

【 測定結果の判定法 】

3）同時再現性
濃度既知の A 型陽性管理検体及び B 型陽性管理検体を所定の操作で判定は、反応開始から 8 分後に速やかに行うこと。判定部を観察し、赤色のラインの有無により、下記のように判定する。

同時に 3 回試験したとき、すべて陽性判定となり、陰性管理検体を1）陽性

同時に 3 回試験したとき、すべて陰性判定となる。

判定部に赤色のコントロールラインとテストラインの両方が出現

２．最小検出感度した場合、陽性と判定する。なお、反応時間内であっても、両ラ2.4×103TCID50/mL（A 型 RS ウイルス, Long）、インが出現した場合は、陽性と判定することができる。

3.0×102TCID50/mL（B 型 RS ウイルス, Wild－type）

2）陰性
判定部に赤色のコントロールラインのみが出現した場合、陰性と３．相関性試験成績判定する。

1）鼻腔拭い液における他社製品 1（イムノクロマトグラフィー法）との相関性

3）無効
テストラインの出現の有無に関わらず、コントロールラインが出

他社製品 1（イムノクロマトグラフィー法）

現しない場合、検査は無効とし、再検査を行う。

Ⓡ

イムノキャッチ－RSV

陽 性

陰 性

陽 性

5110※４

合 計
61

陰 性2※５99

101

合 計

53109162

陽性一致率：96.2％（51/53）
陰性一致率：90.8％（99/109）
全体一致率：92.6％（150/162）※４

イムノキャッチⓇ－RSV：陽性・他社製品 1：陰性の 10 検体をRT－PCR 法で確認した結果、すべて陽性であった。

※５

イムノキャッチⓇ－RSV：陰性・他社製品 1：陽性の 2 検体をRT－PCR 法で確認した結果、すべて陽性であった。
2）鼻腔拭い液における他社製品 2（イムノクロマトグラフィー法）と＜判定上の注意＞の相関性

1）測定原理（イムノクロマトグラフィー法）の特性上、判定時間を過他社製品 2（イムノクロマトグラフィー法）ぎると判定結果に影響を及ぼす可能性があるため、反応時間 8 分での判定を厳守すること。
2）反応温度又は検体の性状によってラインの発色時間や強度に差がⓇ

イムノキャッチ－RSV

見られることがあるが、判定結果には影響ない。
3）ラインの一部が欠ける場合がまれにあるが、赤色のラインが認められれば、検査結果は有効である。

陽 性

陰 性

陽 性

659※６合 計74

陰 性

9※７131140

合 計74140214

陽性一致率：87.8％（65/74）

4）ラインの色調は、検体の色調・性状等により変化することがあるが、陰性一致率：93.6％（131/140）

赤色のラインが認められれば検査結果は有効である。

全体一致率：91.6％（196/214）

一方、赤色を含まない色調（例えば灰色）の場合は、検査結果は※６

無効とし、再検査を行うこと。

イムノキャッチⓇ－RSV：陽性・他社製品 2：陰性の 9 検体をRT－PCR 法で確認した結果、すべて陽性であった。

5）検体採取量が多い、又は検体の粘性が高い場合、試料の展開や反応※７に影響し、ラインの発色が弱い、出現が遅い又は出現しない、もしイムノキャッチⓇ－RSV：陰性・他社製品 2：陽性の 9 検体をRT－PCR 法で確認した結果、すべて陰性であった。

くは滞留による非特異反応等が生じることがある。このような場合

3）鼻腔吸引液における他社製品 1（イムノクロマトグラフィー法）とは、試料を新しい検体抽出液にて希釈し、再検査すること。の相関性

6）コントロールラインの発色が認められない場合、判定は無効とし、他社製品 1（イムノクロマトグラフィー法）

試料を新しい検体抽出液にて希釈し、再検査すること。
7）陰性と判定されても、必ずしも RS ウイルス（抗原）が存在しないことを保証するわけではない。
Ⓡ

イムノキャッチ－RSV

8）検体の色調が濃い場合、メンブレンが着色し判定に影響することがある。

陽 性

陰 性合 計陽 性573※８60

陰 性3※９8285

合 計6085145

陽性一致率：95.0％（57/60）【性陰性一致率：96.5％（82/85）

能】

全体一致率：95.9％（139/145）

１．性 能※８1）感度イムノキャッチⓇ－RSV：陽性・他社製品 1：陰性の 3 検体をRT－PCR 法で確認した結果、1 検体が陽性、2 検体が陰性でA 型陽性管理用標準液（5.0×103TCID50/mL）及び B 型陽性管理あった。

用標準液（2.5×103TCID50/mL）を所定の操作で試験したとき、陽※９性判定となる。陰性管理用標準液を試験したとき、陰性判定となる。

イムノキャッチⓇ－RSV：陰性・他社製品 1：陽性の 3 検体をRT－PCR 法で確認した結果、2 検体が陽性、1 検体が陰性で2）正確性あった。

濃度既知の A 型陽性管理検体及び B 型陽性管理検体を所定の操作で試験したとき、陽性判定となり、陰性管理検体を試験したとき、陰性判定となる。

3/4

3）検体抽出液に含まれるアジ化ナトリウムは鉛管や銅管と反応して4）鼻腔吸引液における他社製品 2（イムノクロマトグラフィー法）と爆発性の金属アジドを生成することがあるので、廃棄の際は大量の相関性の水と共に流すこと。

他社製品 2（イムノクロマトグラフィー法）
陽 性
イムノキャッチⓇ－RSV

陰 性※ 104）反応容器はスチレン・ブタジエン共重合物質、検体抽出液の容器は合 計

ポリエチレン（PE）、キャップはポリプロピレン（PP）、フィルター60

チップ（青色：呼吸器検体用）はポリエチレン（PE），ポリプロピ

陽 性

564

陰 性5※118085

レン（PP）、滅菌綿棒（鼻腔拭い用）はウレタン，ポリプロピレン

合 計6184145（PP）、キットケース，スタンドは紙、反応容器の袋，検体抽出液の陽性一致率：91.8％（56/61）

袋はポリエチレン（PE），アルミ、フィルターチップ（青色：呼吸

陰性一致率：95.2％（80/84）

器検体用）の袋はポリエチレン（PE）、滅菌綿棒（鼻腔拭い用）の全体一致率：93.8％（136/145）

袋は紙，ポリエチレン（PE）を主な材質としている。

イムノキャッチⓇ－RSV：陽性・他社製品 2：陰性の 4 検体を5）使用後の試薬や容器及び器具類は、医療廃棄物等に関する規定及RT－PCR 法で確認した結果、2 検体が陽性、2 検体が陰性でび、水質汚濁防止法等の各種規制に従い、各施設の責任において処※１０あった。

理すること。

イムノキャッチⓇ－RSV：陰性・他社製品 2：陽性の 5 検体を6）未使用の試薬についても、使用時と同様に廃棄処理を行うこと。

※１１

RT－PCR 法で確認した結果、1 検体が陽性、4 検体が陰性であった。

【貯蔵方法・有効期間 】

４．較正用基準物質に関する情報貯蔵方法 ： 室温保存

A 型、B 型 RS ウイルスをそれぞれ培養し 2）、不活化処理したものを有効期間 ： 1 年間標準品として性能を確認している。

【 包装単位】【 使用上又は取扱い上の注意】

製

１．取扱い上（ 危険防止 ）の注意

品

名包装単位

Ⓡ

10 回分

イムノキャッチ －RSV

1）試料（検体）は、感染の危険があるものとして注意して取り扱うこと。
2）検査後の反応容器、検体抽出液等は感染の危険があるものとして注【主要文献】

意して取り扱うこと。
3）全ての操作は微生物の取扱いに習熟した人の指導のもとに、バイオ

1）Ann R. Falsey, et al. : Clin Microbiol Reviews, 13 : 371-384, 2000.

ハザード対策を実施したうえで行うこと。

2）地方衛生研究所・国立感染症研究所共編：RS ウイルス検査マニュ

4）感染を避けるため、検査時は使い捨て手袋を着用すること。

アル5）テストストリップのメンブレンにはニトロセルロースが含まれる。
ニトロセルロースは極めて燃焼性が高いため、火気の近くで操作し【 問い合わせ先】

ないこと。

栄研化学株式会社

6）検体抽出液には、保存剤として微量のアジ化ナトリウムが含まれフリーダイヤルる。アジ化ナトリウムには毒性があるので、目や口に入らないよう、お客様相談窓口
0120－308－421

また皮膚に付着させないように注意すること。
7）試薬が誤って目や口，皮膚に付着したときは、直ちに大量の水で十【製造販売業者の名称及び住所】

分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当てを受

栄研化学株式会社

けること。

〒329－0114 栃木県下都賀郡野木町野木 143 番地

２．使用上の注意
1）本製品は直射日光を避け、凍結しないように注意し、室温で保存すること。
2）使用期限を過ぎた試薬は使わないこと。
3）使用時まで、反応容器はアルミ袋から取り出さないこと。
4）本製品中の反応容器，検体抽出液，付属品等を再利用又は他の目的に転用しないこと。
5）検体の取り違いを防ぐため、反応容器，検体抽出液の容器に記名等をして識別すること。

３．廃棄上の注意
1）試料（検体）に接触した器具や廃液等は、次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素濃度 1,000ppm 以上，1 時間以上浸漬）又はグルタールアルデヒド（2％，1 時間以上浸漬）による消毒処理、あるいはオートクレーブ（121℃，20 分間以上）による滅菌処理を行うこと。

TM2）試料（検体）が飛散した場合は、ペーパータオル等で静かに拭き取り、80％エタノール等を用いて消毒を行うこと。

（EKN）

製造販売元

栃木県下都賀郡野木町野木 143 番地
4/4341752－A