ht t p s : // w w w.s k y lux .c o .jp

本社／関東支店

仙台支店

北関東支店

名古屋支 店〒 101-0065
東京都千代田区西神田 2-3-16
TEL.03-5212-6021 / FA X.03-5212-6022〒 982-0014
宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4
TEL.02 2-304-3631 / FAX.022-304-3633〒 330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1
TEL.048-658-0077 / FAX.048-658-0078〒 486-0951
愛知県春日井市花長町 2-7-35
TEL.0568-36-8920 / FAX.0568-36-8921

大阪支店

広島支店

福岡支店

埼玉工場

〒 564-0053
大阪府吹田市江の木町 27-15
TEL.06-6192-7570 / FAX.06-6192-7571〒 732-0811広島県広島市南区段原 4-21-6
TEL .082-510-2015 / FA X.082-510-2016〒 816-0932〒 340-0834
埼玉県八潮市大字大曽根 1526-1
TEL.048-994-2621 / FAX.048-994-2622

福岡県大野城市瓦田 5-3-29
TEL.092-588-3322 / FAX.092-588-3323

製造販売業許可番号：11B2X10036
販売名：スカイルックス クリスタルシリーズ SKYLUX CRYSTAL series / 品目番号：11B2X10036000002 / 一般名称：手術用照明器 クラス分類：クラス⋛

第9刷

す べ ての 医 療 空 間 に 、最 適 な 光 環 境 を 。
2023.5

精 緻なデザイン
軽 量 ・ 薄 型デザインのスタンダードモデル。

page12

光野調節
滅 菌ハンドルを回すだけで、術野に合わせて 8 段階
光野の大きさを調整可能

で光 野（フィールド）を調 整 できます。
（ 操 作スイッチ、コントロールパネルでも調 節 可 ）操作スイッチ
スムーズな層流灯 部 の 操 作スイッチもしくは 壁 付けのコントロー ル
パネルにて操作が可能です。操作スイッチ／コントロール

気 流 の 通り道を確 保したデ ザインを採 用 。手 術 中 、天 井 からの 層 流を妨 げることなく、パネ ル では、電 源 の ON・OFF、照 度 調 節（1 〜 8

常 に清 浄 な 空 気を術 部 に送り続 けることを可 能 にしています。

段階）、光野調節（1 〜 8 段階）を行うことができます。

※ 層 流 はイメージです。

page

34

page

56

医 療 用照明の特 長

組み合 わ せ

CR07B
R07B

CR0 4B

CR0R0 40 4B

CR070 4B

CR0 4B - MH

CR070
070 4B -T V55MY

ブルーライトリスクを減らした、目にやさしい光
ブルーライトカットフィルターを搭載。
人体への影 響が 懸 念されるブルーライトを抑えます。
C R シリーズのブルーライト領 域におけるピーク波 長は一 般 的な白色 LED ライトと比較して約 2 7％抑えています。

W/㎡3.5ピーク波長
一般的な白色LEDライト

3CRブルーライトカットフィルター付

2.521.5
10.50495nm

380nm

780nm

ブルーライト眩しさを抑えた照明ユニット
発光部が直接目線に入らないように照明ユニットを設計。それにより、術 者や 周 辺 スタッフに不 快 な 眩しさを感じさせない 構 造になっています。

光漏れの少ない反射構造

横から見た光源ユニットの略図

照明方式の違い
独 自 の 照 明ユニットの 構 造により「 色 収 差（ 色 のずれやにじみ ）」を抑え、術部を正確にとらえます。

・レンズ方式波 長によって屈 折 率が異なるため、色収差が発生し、光野の縁に色のずれやにじみが出ます。
・リフレクター方 式
CR シリーズの照明方式。光野の縁に色収差が発生しません。
レンズ方式：色収差あり色温度の均一性を保つ

リフレクター方式（CR）：色収差なし

光源

光源
5000K

色 温 度 の 違 うLE D 素 子を混 色する場 合、光を遮られると色 影 が3000K

4100K
4100K生じてしまうなど、均 一な色 温 度を保つことができません。CR は、単色の LED 素子により正確な色彩判断を可能にします。

遮蔽物

4000K

3000K

混色：不均一な色温度

遮蔽物

4100K

4100K

単色（CR）：均一な色温度＊ そ の 他 組 み 合 わ せ に つきまして は 、設 置 計 画 に あ わ せ てご 用 意 できます 。お 気 軽 に お 問 い 合 わ せください 。
＊ T V カメ ラア ー ム・ディス プレイハンガ ー の 詳 細 に つ い て は 、別 途 術 野カメ ラシス テム のご 案 内 をご 参 照ください 。

page78スタンド 式
手 術 時 の 補 助 灯 ・ 救 急 処 置 など、必 要 な 際 に 柔 軟 に 使 用できるモバイルタイプです。

コントロールパ ネル

CONTROL PANEL
クリスタルは壁付けのコントロールパネル、または灯部の操作スイッチにて操作が可能です。操作スイッチ／コントロールパネルでは電源のON・OFF、照度調節（１〜 8 段階）、光野調節（１〜 8 段階）を行うことができます。

・外形寸法
コントロールパネル（標準）：W280×H280×t1.2mm
または：W300×H400×t1.2mm

CR シリーズ
コントロールパネル、及び灯部の操作スイッチにて調節が可能です。

CRV シリーズ
コントロールパネルを設置せず、灯部・側面の操作スイッチにて調節を行っていただきます。

操作スイッチ

外形図

コントロールパネル

仕様
項目・機種

CR07B

CR04B

CR04BSC用途

直接局部照明器具器械分類

医療用照明器

機器構成

灯部＋支持機構部＋壁面操作部

灯体寸法

灯部＋支持機構部＋脚部

約 780mm

約 580mm

使用光源

高演色LED

照明方式

リフレクター方式

ユニット数 LED数

ユニット数：7個＊1

中心照度（距離1m）
放射照度

LED数：126個

ユニット数：4個

160,000Lux
520W/m140,000Lux

2470W/m 2

光野径

φ120〜180mm（8段階）

色温度（K）

4,100±150K

演色評価数

Ra：94

照度調節範囲

LED数：72個

8段階（30〜100％）灯部操作スイッチ

8段階（30〜100％）コントロールパネル・灯部操作スイッチ

LED寿命

40,000時間（70％照度時迄の時間）

動作環境

温度：5〜35℃

入力定格電圧

湿度：30〜70％
AC100-240V

気圧：700〜1060hPa

50/60Hz

消費電力

90VA

70VA

ヒューズ定格3.15A

2A

光野調節スイッチ

滅菌ハンドル＋灯部操作スイッチ＋コントロールパネル

滅菌ハンドル＋灯部操作スイッチ＊1：記 載 数 値 は 点 灯 3 時 間 後 の 照 度 です 。 ※ 改良などの理由により予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。
＊ 図 面 は C R 0 7 0 4 B です 。 ＊ 設 置 場 所 の 状 況 により記 載 内 容と異 なります 。

page910