コルチマ カタログ
8000

35

8000
パソコン／プリンタ不要
操作は全てCORTIMAで行います。
別途パソコン／プリンタを用意する必要はありません。

8000

35

プログラミングBOX接続端子
最大１０本のレスポンスカーブを自由に設定した音源・音圧をボタン１つで自動測定が可能。
また防音性に優れた無響箱で測定初心者でも簡単に正確な測定が可能です。

35

無響箱内に補聴器接続端子用のAUX端子が設けられています。
別売部品の補聴器用プログラムケーブルを使用することで接続コードが無響箱に挟まれることがなくなります。

8000
別売部品

画像データ保存
専用の【F Capture】ソフトを使用してCORTIMAの画面をｂｍｐ形式でパソコンに取り込むことができます。
※ＣＯＲＴＩＭＡとパソコンを接続する市販のケーブルが必要になります。

8000

35

持ち運びに便利な小型・軽量の本体に5.9型タッチパネル液晶画面、７９ミリ幅の感熱プリンタを装備。
標準搭載のデジタルスピーチ信号を使用してデジタル補聴器のゲイン測定をリアルタイムに行えます。
23

グラフ表示JIS2015自動測定

CORTIMA8000はレスポンスカーブを10本同時に表示できます
CORTIMA35は4本を同時に表示できます。またオプションのマルチカーブEXプログラムの追加で5本に拡張することもできます。

8000

35

JIS2015を自動的に測定する機能です。個々に測定項目を測る必要がありません。規準利得の計算も不要です。
オプションでANSI、IECの自動測定を追加することもできます。

8000

35

※CORTIMA35はテレコイル、アタック/リリース
測定はできません。

数値データ表示
選択中のカーブは数値データでの表示も可能です。

8000

35

プログラム自動測定
CORTIMA8000は予め測定者が設定した好みの音圧、音源を設定することで最大10本のレスポンスカーブをボタン1つで自動的に測定をします。

8000

ISTS測定ISTS信号（international speech test signal）を搭載しています。

8000

RIC用カプラ（SB-1カプラ）
CORTIMAは別売部品としてRIC用カプラ【SB-1カプラ】があります。
通常RIC補聴器はレシーバーを粘土で固めて測定しますがSB-1カプラはレシーバーの先端に専用の耳栓を取り付けて密閉させます。
面倒な粘土の取り付けが不要です。

8000

35

※耳栓を取り付けできない補聴器があります。

45

CORTIMA仕様

自動検出方式バッテリーピル

別売部品

項目

CORTIMAのバッテリーピルは自動検出方式です。
CORTIMAにバッテリーピルを接続することで自動的にそのサイズを検出します。
測定用音源

8000

35

表示

無響箱
CORTIMA8000の無響箱は防音性に優れています。
より正確な小入力音の測定が可能です。
測定の種類

8000

自動測定

ポータブル
外観仕様

※専用カバン等の取扱いはございません。

35
8000

CORTIMA35

測定周波数範囲

200-8000 ㎐（100 ㎐間隔）

200-8000 ㎐（100 ㎐間隔）

測定音圧40-100dB（5dB 間隔）

40-100dB（5dB 間隔）

音圧精度±1dB（200-5000Hz）±2.5dB（300-5000Hz）

純音

LONG(64) /NORMAL(43) /FAST(16) /SHORT(10)LONG(64) /NORMAL(43) /FAST(16) /SHORT(10)複合音

FLAT/ANSI/ICRA/PINK

デジタルスピーチ※一部補聴器はバッテリーピルが電池枠に取り付けられない器種があります。
※CORTIMAのバッテリーピルはANSI S3.22に従っています。

CORTIMA35の重量は約3.6㎏です。
パソコンやプリンタも不要なため持ち運びに優れています。

CORTIMA8000

標準付属品

A-LTASS/ANSI-92/I-LTASS

● ※1

● ※1

磁界強度

1-100 ㎃/M

1-100 ㎃/M ※2

マルチカーブ本数

10 本

4 本（オプション追加で 5 本）

表示画面

グラフ・数値/SPL・GAIN

グラフ・数値/SPL・GAIN・1/3OCTSPL

周波数表示範囲

200-8000 ㎐

200-8000 ㎐

測定 SPL 表示範囲

0-150dBSPL

0-150dBSPL

周波数レスポンス

●●

入出力測定

●－アタック/リリース●－電池電流測定● ※3● ※3等価入力雑音●－高調波歪み測定●●

相互変調歪み測定

●

●

テレコイル

●

オプション（テレワンド）

密閉形擬似耳測定

オプション（OES）

オプション（OES）

ISTS 測定●－プログラム自動測定●－JIS C 5512 自動測定●（2015/2000）

オプション（2015/2000） ※4

ANSI S3.22 自動測定

オプション（2009/2003/1996/1987）

オプション（2009/2003/1996）

IEC60118-7 自動測定

オプション（2005/1994）

オプション（2005/1994）

プリンタ内蔵（高速ライン感熱プリンタ）

内蔵（感熱式）

本体サイズ（㎝）

幅 43.9×奥行 27.4×高さ 16.5

幅 40.6×奥行 27.9×高さ 12.4

本体重量（㎏）

6.5

3.6

無響箱サイズ（㎝）

幅 28.9×奥行 34.0 高さ 24.9－

測定エリア（㎝）

幅 14.0×奥行 11.0×高さ 5.1

幅 6.7×奥行 13.3×高さ 2.8

無響箱重量（㎏）10.0－マイクロホン

M3058E 型低雑音マイクロホン

M367 型マイクロホン

カプラ

HA-1 カプラ/HA-2 カプラ

HA-1 カプラ/HA-2 カプラ

カプラ付属品

イヤーレベルアダプタ/粘土（28ｇ）

イヤーレベルアダプタ/粘土（28ｇ）

ダミーマイクロホン/無響箱ケーブル

記録紙（1 巻）/取扱説明書

記録紙（1 巻）/取扱説明書/AC コード

AC コード/AC アダプタ

その他

6

FLAT/ANSI/ICRA/C-LATSS/PINK※1 一部補聴器でデジタルスピーチ信号使用しても増幅特性の測定ができない場合があります※2 別売テレワンドが必要※3 別売バッテリーピルが必要 ※4（テレコイル測定、アタック/リリースタイム測定を除く）

7

CORTIMMAは医療機器ではありません。
仕様は予告なく変更する場合があります。

本社〒113-0033

東京都文京区本郷 4-1-5
TEL.(03)3813-9911（代） FAX.(03)3814-9200

名古屋支店〒453-0016

愛知県名古屋市中村区竹橋町 5-12
TEL.(052)451-6422（代） FAX.(052)451-8004

大阪支店〒530-0012

大阪府大阪市北区芝田 1-12-7 大栄ビル本館３階
TEL.(06)6375-0700（代） FAX.(06)6292-4477

九州支店〒813-0013

福岡県福岡市東区香椎駅前 1-10-8 Eterno すずか１階
TEL.(092)692-1745（代） FAX.(092)692-1759‘21.10 CR