CFor Chemicals

面積式流量計FM-PF (Custom type)カ ス タ ム タ イプ

Variable area flow meter

ガラステーパー管仕様。
純水／薬液対応。
■ 警報接点取付可能です。
■■

Glass tapered tube specification.
Corresponds to purified water / chemicals.
■ Alarm contact can be installed.
■■

型式 Model number selection
規格Std.

FM - PFバルブ
Valve

警報Alarm

流体名Fluids

流量単位 最大流量 接続口径
Units
Max. flow Connection size----Max.

規格 Std.
45

特殊項目
For specialized item

01

Rc1/4

02

Rc3/8

03

Rc1/2

04

Rc3/4

下記測定範囲の最大流量を記入

BL/minZ

特殊 For specialized unit

1

水 Water9

特殊 For specialized fluid

Max. flow rate selected from the available flow range below＊1＊10

スイッチ無し With no switch

1リードスイッチ後A接点 Reed switch of contact A, but no PF45

＊22

リードスイッチ後B接点 Reed switch of contact B, but no PF45＊2A

磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A＊2

B

磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B＊2

C

磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A＊2

D

磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B＊29

特殊 For specialized alarm＊10

バルブ無し With no needle valve1下側ニードルバルブ付 With lower needle valve

2

上側ニードルバルブ付 With upper needle valve

9

特殊 For specialized shape＊1

測定範囲 Measuring range
0.1〜1L/min
0.2〜2L/min

スイッチ Switch

接続口径 Connection size

×Rc1/4

◯

Rc3/8

◯

Rc1/2

◯

Rc3/4

材質 Material

0.3〜3L/min
0.4〜5L/min
55

1〜10L/min
2〜20L/min
3〜30L/min

65

4〜50L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

238

2023

PVC

C
±5％ of F.S.

接点方法 Contact forms ※A接点/B接点 Contact A / Contact B

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa(G) at 40℃

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

使用流体温度 Operating fluid temperature

60℃ at 0.3MPa(G)ケーブル長 Cable length50cm(AWG 24)

使用環境温度 Ambient temperature

0〜40℃（結露なきこと No dewing)

規格 Std.

L

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

A table of standard dimensions
hH

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

規格寸法

薬液・純水用リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

仕様 Specifications

b

D1

D2

D3d1

接続口径 Connection size

3425625M5

Rc1/4

NPN出力-A接点/B接点 NPN output contact A / B

出力形態 Output form ※PNP出力-A接点/B接点 PNP output contact A / B

電源電圧 Power source voltage45

170 140 4455

182 150 6044234632M5Rc3/8, Rc1/265

190 150 61

54236532M4Rc3/4

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption 10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain
出力 Output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)

駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦ 100 mA※Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

構造図 Structural drawing
FM-PF45

磁気スイッチ Magnetic switch

8×d1×52×接続口径 Connection size①⑫ＯＵＴ②③④⑤⑥（28）

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUTLED（緑 Green）
3L

パネルカット Panel cut-out⑦

パネル前面取付
Panel-mounted⑧

パネル埋込取付
Panel-embedded

4×φD2
2×φD1

⑨4×φD2

リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable tomagnetic panel.

Max. 32H100

4420b100ＩＮ※1: 取付の際には一時的にハンドルを取り外してください。
※1: Remove valve handle before installing flow materon panel.

FM-PF55/65
8×d1×6①②No.

⑪
茶 Brown（＋）⑨⑬ＩＮMax. 39Hh

青 Blue（−）
L⑧52

1⑩（28）

φD3 ※1

材質 Materials

ＯＵＴ③④⑤⑥bb2×接続口径 Connection size

名称 Names of parts

材質 Material

フィッティング Fitting

PVC

2パッキン Packing

FKM

3ストッパー Stopper

PVC

4

ガイドポール Guiding pole

PCTFE

5

テーパー管 Tapered tube

耐熱ガラス Heat-resistant glass

6

フロート Float

PVC

7

バックプレート Back plate

PMMA

8

フロントカバー Front cover

PMMA

9

ニードル Needle valve

PVC

10 リードスイッチ Reed switch

SUS303 他 SUS303, etc.

11

補強リング Reinforced ring

SUS30412

磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 etc.

13

スイッチプレート Switch plate

PMMA

備考 Remarks

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

AWG 24
AWG 24

2023

239

FM-PF (Custom type)※A接点：設定値以上クローズ
B接点：設定値以下クローズ