超音波流量計

NEW PRODUCTS

USF600S Series
DSP機能搭載で安定性・応答性・耐気泡性の向上
脱着式ケーブルで配線作業が容易■ 検出器の小型化■ マルチ通信(最多31台連結可能)■■

Faster and more stable flow measurement is available with the new feature of DSP. Anti-bubble capability enhanced as well.
Easy wiring since cables can be disconnected from the transducer.
■ Downsized transducer unit
■ Up to 31 units connectable■■

注 意 本製品の接液部材質に対し、浸透性のある薬液のご使用における故障は補償しかねます。
CautionWe cannot be responsible for the failure caused by the use of the penetrating chemicals on the materials of the wetted part of this product.

型式 Type selection
形状Shape

USF600S

型式欄にご記入頂き、そのままFAXでもOK! お見積もり、ご注文承ります。

口径
流量単位 最大流量
Connection size
Max. flowUnits-

流体名 オプション 保守対応
FluidsOption
Component----

特殊項目
For specialized itemAMP
SENSOR

変換器のみ手配 Driver unit
検出器のみ手配 Transducer unit

セット手配時、デジタルメータ型式を指定
表示計
Flow indicator
Select additional display model number
流体名 Fluids 流体名を記入 Add a fluid nameAMax. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
mL/min検出器
Transducer unit

測定範囲
Measuring range

接続口径Connection size

GC08GC10
無記入 Blank 表示なし No display
L表示あり Display

0〜3000 ｍL/min
0〜6000 ｍL/min

Tube 1/4 (φ6.35×4.35)
Tube 3/8 (φ9.53×6.33)

記入例 e.g. : 表示なし w/no Display : USF600S-GC08-A3000-H2SO4
表示あり w/ Display : USF600SL-GC08-A3000-H2SO4

性能 Performance
純水, スラリー, 薬液(IPA, H₂O₂, H₂SO₄, H₃PO₄, HF, HCl, O₃, NH₃など) DI water, Slurry, Chemicals(IPA, H2O2, H2SO4, H3PO4, HF, HCl , O3, NH3, etc.)

流体 Fluid
測定流量範囲 Measuring flow ranges

0〜3000mL/min

0〜6000mL/min
標準 Std. 0.001L/min

最小流量 Minimum flow rate接続口径 Connection size

チューブエンド Tube end 1/4 (φ6.35×4.35)±1％ of R.D.

測定流量精度 (出荷校正時）

チューブエンド Tube end 3/8 (φ9.53×6.33)※ 測定流量範囲の10％以下：±0.1％ of F.S. ※ ≦10% of the flow ranges: ±0.1% of F.S.

「純水20℃（室温25℃）、流量安定状態で校正された瞬時流量精度」となります。
Instantaneous flow accuracy is ensured with stable DI water of 200C (ambient temperature of 250C)

Measuring flow accuracy (Ensured at Factory)

1チャンネル Channel 1

計測チャンネル数 Available number of measurement channel

10ｍs

データ更新周期 Measurement updated cycle

0.5MPa（G）

最高使用圧力 Max. operating pressure

90℃

最高流体温度 Max. operating fluid temperature
使用環境温度 Ambient operating temperature

入力信号(デジタル入力)
Input signals (Digital input)

接点 Contact●TTLまたは無電圧接点入力 TTL level or No-volt contact input●入力ポート2系統 2-ports.
●デジタル入力1: ゼロ点調整入力 デジタル入力2: 積算値リセット入力 Digital input 1: zero-point adjust Digital input 2: totalized flow value reset

計測出力 DC4-20mA
Output 4-20mA●分解能: 12bit（約1/4000 ステップ）Number of step : 12bit (Approx. 1/4000)●精度: 4mA ±0.05mA、20mA ±0.1mA Accuracy : 4mA ±0.05mA, 20mA ±0.1mA●最大負荷抵抗: 600Ω Max load resistance : 600Ω
●出力ポート: 1系統 Output port : 1 ports. 瞬時流量値、積算値より選択 Selectable between instantaneous flow value and totalized flow value.
●瞬時流量範囲: 上記 測定流量範囲同じ Instantaneous flow range : Same as above flow range●積算流量範囲: 上限設定（20mA）
は任意に設定可能 Totalized Flow range : Arbitrary setting can be made up to upper limit (20mA)〜32.000L (設定ステップ 0.001L Setting STP 0.001L)

出力定格 Rated Output●印加電圧: Max．
35V（VoL＝1.3V）Impressed voltage : Max. 35V（VoL＝1.3V）＊VoL＝ローレベル出力電圧 VoL =low-level output voltage●シンク電流: Max．
100mA Sink current : Max. 100mA●出力ポート: 2系統 1系統につき1種類の出力を設定可能（アクティブ LOW）
Output port : 2 ports . One output type is selectable per port (Active LOW)
瞬時周波数出力, 積算パルス出力, 比較出力, エラー出力より選択
Selectable between frequency output of instantaneous flow, totalized pulse output, 4 types of alarm output, and Error output.

瞬時周波数出力（瞬時流量）
Instant frequency output(Instantaneous flowrate)●出力可能周波数: 10〜3000Hz（F.S.周波数は100〜3000Hzの範囲で任意設定可能）※機器により周波数を正常に取り込みできない場合は、周波数の最大値を下げて使用ください。
Frequency range: 10-3000Hz (selectable between100 and 3000Hz for F.S.)
In case that your device such as PLC is unable to take frequency signal properly, try lowering the max. frequency value of your USF600S with the software or via Modbus.
●出力可能流量: χ〜F.S.流量 ※χ＝F.S.流量によってオフセット
Available range (flow rate based): χ - F.S ※χ is determined based on F.S. value

アナログ出力 Analog output

超音波伝搬時間差方式 Measuring propagation time difference between sending

デジタル出力(NPNオープンコレクタ) Digital output (NPN open collector)

変換器 Driver unit

0〜80℃（検出器 Transducer unit）/ 0〜50℃（変換器 Driver unit）結露なきこと No dewing

計測方式 Measuring method出力信号 Output signals

NEW PRODUCTS

USF600S-GC10

USF600S-GC08

型式 Types

積算パルス出力（積算流量） ●パルス流量設定: 1パルスあたりの積算流量を任意で設定可能 Flow rate setup per pulse: Value selectable for totalized flow per pulse
Integrating pulse output
設定範囲 0.001〜32.000L（設定ステップ 0.001L）Setup range 0.001-32.000L (Setting STP : 0.001L)(Integrated flowrate)●パルス幅設定:1〜800msec（設定ステップ 1msec）Pulse width setup : 1-800msec (Setting STP: 1msec)

比較出力 Comparative output●出力設定: 瞬間流量、積算流量と上限出力、下限出力より選択
OUTPUT: Selectable between instantaneous flow rate and totalized flow volume with upper or lower limit●比較値設定: 瞬時流量 L/min・積算流量 L Trip-point setup : Instantaneous flow L/min・Totalized flow L
設定範囲 0〜32.000（設定ステップ 0.001）Setup range : 0-32.000 (Setting STP : 0.001)

エラー出力 Error output●計測エラー時に出力ON Activated when measurement failure occurs

通信機能 Communicating function

RS-485 (Modbus-RTU) 最多変換器31台連結可能 Up to 31 Driver units connectable
通信速度 Communication speed：9600,19200, 38400, 57600bps

電源電圧 Power supply voltage

DC24±10%

消費電流 Current consumption

通常時 Regular time: 100mA以下 (突入電流：約8A / 0.5msec以下) ≦ 100mA (Inrush current : Approx. 8A / 0.5msec below)

検出器
Transducer unit

接液部材質 Wetted Material

NEW PFA

ケーブル長 Cable length

標準ケーブル(PVC被覆)：3000mm(許容曲げ半径：短径側 約22mm、長径側 曲げ不可)Standard cable (PVC-jacketed): 3000mm (allowable bend radius: Minor axis approx. 22mm, Major axis N/A)

構造図 Structural drawing
変換器 Driver unit

NEW PRODUCTS■ 表示あり Display■ 表示なし No display
CN26.5〜1375

17CN189

精密マイナスドライバー(刃先サイズ：2.0×0.4)

93

Precision flat-head screwdriver(Tool edge : 2.0×0.4 )1317

配線 Wiring89

CN1CN22080

46

コネクタ：DINKLE 製 Connector : Made by DINKLENo.

型番 Type selection

CN10156-2B12

単線 Solid：28〜16CN20156-2C08

撚線 Twisted：28〜16

UL規格(AWG) UL standard(AWG)

端子接続 Terminal connection
CN11728

電源 Power supply
DC24VCN212出力信号(アナログ出力) Output signals(Analog output )DC4〜20mA

39 F.G.

3出力信号(デジタル出力1) Output signals(Digital output 1)4104

出力信号(デジタル出力2) Output signals(Digital output 2)

5115COM

612 GND

RS-485678

入力信号(デジタル入力1) Input signals(Digital output 1)
入力信号(デジタル入力2) Input signals(Digital output 2)

接続方法 Electrical connections

固定ブラケット Secring bracket
検出器 Transducer unit

変換器 Driver unit

標準ケーブル
裏返すことで逆側に取り付けることも可能です。
The bracket can be installed as illustrated or vice versa.
※皿ネジはお客様がご用意してください。
Flat head screw that is prepared by you.

Standard cable構造図 Structural drawing
検出器 Transducer unit

固定ブラケット Secring bracket
材質 Material : PBT

22

皿穴2403111025(65)Countersunk hole2×Φ4.531(65)標準ケーブル

Cable

ケース Case
材質 Material : PBT

2232.2413000mm
皿穴

Countersunk hole2×Φ4.5

固定ブラケット1032.5

Secring bracket

標準ケーブル（PVC被覆）Standard cable (PVC jacketed)
300010010012

マーカー : 白 Marker : White

23φ7.1NEW PRODUCTS55.8

被覆 : 黒 Shielded : Black
マーカー : 黒 Marker : Black

取付姿勢 Installation orientation
a（○）

b（△）

c（○）

d（×）

e（×）

注意Note検出器は付属の固定ブラケットで安定した構造物へネジ固定してください。
取付姿勢は、a,c をお勧めします。
b は測定上問題ありませんが、液溜りが発生します。配管内から流体除去するパージ作業において、流体が抜けにくい為、ご注意下さい。
d,e は、気泡溜まりが考えられますので、避けて下さい。
気泡は計測の妨げになりますので、気泡が入らぬよう注意して下さい。
常に満水状態でご使用下さい。

Always fix Transducer unit on stable place with the secring bracket and screws that come with it.
Installation positions, either a or c, are recommended.
Installation position "b" allows you to measure flow, but this causes fluid to stay in the path, resulting in a factthat you may have a difficulty in removing fluid from pipes by purging AIR.
Do NOT use installation positions of "d", "e" due to bubbles that stay in the path.
Please avoid entry of air bubbles, because air bubbles interfere with flow measurement.
The flowmeter must be filled fully with fluid at all times.

E-mail. sales@tofco.jp URL. http://www.tofco.jp