シリーズ企画（１）
シリーズ企画（１）

第 4 回 流量計（その流量計（その 3）
佐鳥インターテック

佐 鳥聡 夫＊

Toshio Satori

先月号で紹介した，金魚を使った電磁流先月号で紹介した，金魚を使った電磁流冷却水ヘッダ

量計デモ装置の I S A ショーでの結果は……。アメリカの金魚は臆病なのか，……。
アメリカの金魚は臆病なのか，ある
ある
いは磁気に敏感なのか，電磁流量計を潜り
いは磁気に敏感なのか，電磁流量計を潜り

タービンメータ 渦流量計

渦流量計 タービンメータ

抜けようとしない。これでは客寄せになら抜けようとしない。
これでは客寄せにならないので，展示係が時折金魚を反対側の水ないので，展示係が時折金魚を反対側の水槽に追いやってカウンターを動かした。金槽に追いやってカウンターを動かした。
金魚達にとってはまことに迷惑千万なデモで

図1 冷却水流量監視システムあった。
配管である。この配管の圧損は絞りと同じ作用を配管である。
この配管の圧損は絞りと同じ作用を●応答が異なる 2 台の流量計する。絞りの下流側で片方の流量が増えれば，する。
絞りの下流側で片方の流量が増えれば，反反プラント冷却ラインの流量監視用に 2 重に入れ対側の流量は減る。流れの状態は常に微妙に変動対側の流量は減る。
流れの状態は常に微妙に変動た流量計が，相互に異なる指示をするとのこと。流しており，下流側のバルブ開度を変えなくても，しており，下流側のバルブ開度を変えなくても，量計は渦式とタービン式と異なる形式のものを 2分岐管相互の流量比は常に揺らいでいる。このよ分岐管相互の流量比は常に揺らいでいる。
このよ

台直列につないであり，2 台の平均流量値は合ってうな揺らぎをバルブで完全に制御するのはおそらいるが，渦流量計の瞬時値がかなり大幅に振れる。

く不可能であろう。

先に訪問したサービスマンは，アンプにキャパ先に訪問したサービスマンは，アンプにキャパつまり，渦流量計の瞬時流量値が振れていたのつまり，渦流量計の瞬時流量値が振れていたのシタを追加し，渦流量計の応答速度を遅くして状シタを追加し，渦流量計の応答速度を遅くして状は，流れの状態を正直に告げていたのだ。
は，流れの状態を正直に告げていたのだ。逆に逆に況を改善したが，客先はどうしてこうなったか説
況を改善したが，客先はどうしてこうなったか説

タービンメータの方は，ロータの慣性のため，タービンメータの方は，ロータの慣性のため，揺揺明を要求した。

らぎが平均化されてしまう。

現場に赴き配管を見ると，図現場に赴き配管を見ると，
図 1 のようにヘッダ以上のように説明したところ，客先の担当者は以上のように説明したところ，客先の担当者はから流下した水は，分岐管でから流下した水は，分岐管で 2 つに分かれている。

「ヘッダから直接分岐すればよかったのだな」と「ヘッダから直接分岐すればよかったのだな」と分岐管双方の流量は常時正確にバランスしている直ちに納得した。

必要があり，そのため，必要があり，そのため，22 台ずつ 2 組，組，計計 4 台の流量計で監視している。
このシステムの難点は，分岐管につながる垂直
このシステムの難点は，分岐管につながる垂直●真夏に消える信号
これは液体アンモニアを計る渦流量計のトラブル。春先の納入時には異常がなかったのに，ル。
春先の納入時には異常がなかったのに，夏に夏に＊（社）日本技術士会理事／業務委員長，東京都／神奈川県／横浜市技術アドバイザ

72

なったらときどき信号が途絶えるという。

計装 ・6 月号

圧力計
Ｐ

約50ｍ

温度計
Ｔ
渦流量計

コントロール弁

オリフィスメータ

図2 液体アンモニア輸送ライン

流量計は図 2 のように長い輸送パイプの先端に付いている。流量計の信号をオシロスコープで見付いている。
流量計の信号をオシロスコープで見たがきれいな波形で，これでトラブルになるとはたがきれいな波形で，これでトラブルになるとは100％
100％
流量→液体アンモニアタンク

0％時間→信じられない。ところが午後の日盛りになると，信じられない。
ところが午後の日盛りになると，アンモニアは流れているはずなのに，時折数秒間アンモニアは流れているはずなのに，時折数秒間

図3 流量記録チャート信号が完全に消えてしまう。液体アンモニアの気信号が完全に消えてしまう。
液体アンモニアの気場指示計も同様に振れており，管内の流量がこの場指示計も同様に振れており，管内の流量がこの化を疑い客先に訊ねると，「パイプは十分断熱しとおり変動していることは間違いない。
「さてポンてある。この温度てある。
この温度・・圧力下でアンモニアは液相のプはどうなっているんだろう？」と，プはどうなっているんだろう？」と，原料供給室
原料供給室

はず」と，はず」と，物性表と温圧データを渡され考え込ん
物性表と温圧データを渡され考え込んに入って驚いた。何と単動型のダイヤフラムポンに入って驚いた。
何と単動型のダイヤフラムポンでしまった。

プがゆっくり動いているではないか！

しかも各

しばらく考えているうちに「測温抵抗体は液体しばらく考えているうちに「測温抵抗体は液体ストロークの終わりには若干の休止期間がある。
ストロークの終わりには若干の休止期間がある。

アンモニアに浸っているのだから，このような温アンモニアに浸っているのだから，このような温これではオンオフ的な流量になるのは当然だ。

圧データが出るのは当然」と気付いた。
圧データが出るのは当然」と気付いた。そこで客そこで客わかってみれば大笑い。
「ポンプの作動数か原

先に「断熱したパイプでも熱が入り込んでガスの先に「断熱したパイプでも熱が入り込んでガスの料の消費量から流量を推定する方が早いですよ」

塊ができ，これが時折流量計を通過するに違いな塊ができ，これが時折流量計を通過するに違いなとアドバイスして引き揚げた。なぜこのような事とアドバイスして引き揚げた。
なぜこのような事

い」と説明し，い」と説明し，渦流量計とオリフィスの設置場所
渦流量計とオリフィスの設置場所態になったか想像するに，おそらくシステム全体態になったか想像するに，おそらくシステム全体を入れ替えるよう求めた。タンクに近くなるし，を入れ替えるよう求めた。
タンクに近くなるし，を見る計測担当者不在のまま計画が進み，「平均バルブの上流側でライン圧も高いし申し分ない。

流量毎時いくら」という形でポンプと流量計が発流量毎時いくら」という形でポンプと流量計が発面倒な仕事なので，客先はしぶしぶ同意したが面倒な仕事なので，客先はしぶしぶ同意したが効果はてき面。トラブルは完全に解決した。
効果はてき面。
トラブルは完全に解決した。

注されたのであろう。
実はその後，これと似た計装をアメリカの研究
実はその後，これと似た計装をアメリカの研究所で見かけた。そこではドラム缶と窒素ボンベを所で見かけた。
そこではドラム缶と窒素ボンベを● 0 と 100100％の間で振動する流量％の間で振動する流量組み合わせた複雑な装置で，強引に流れを平滑化組み合わせた複雑な装置で，強引に流れを平滑化

某研究所の実験用プラント立ち上げの際，「流していた。聞けばやはり運転開始後トラブルに気していた。
聞けばやはり運転開始後トラブルに気量計が00％と量計が％と100100％との間で振動し中間で止まらな％との間で振動し中間で止まらな付き，応急処置を施したとのこと。
付き，応急処置を施したとのこと。初めからわ
初めからわい。これではデータにならない」
い。
これではデータにならない」との苦情が出た。

かっていれば，もっとスマートな解決法があった
かっていれば，もっとスマートな解決法があった

流量計の形式は金属管面積式，流体はライトスラ
流量計の形式は金属管面積式，流体はライトスラに違いない。

リである。
プラント制御パネルの流量記録チャートは真っ黒。チャート速度を上げてみると，図 3 のように十数秒の周期で上下一杯に振れている。流量計の現数秒の周期で上下一杯に振れている。
流量計の現1998 Vol.41 No.6

サトリ・・トシオ サトリ
 (有)佐鳥インターテック 代表取締役 技術士（機械部門  電気・電子部門）
 〒226-0006
226-0006・横浜市緑区白山・横浜市緑区白山4-36-7
4-36-7 電話（045（045））933-1806 （0551））48-298048-2980））
（八ヶ岳分室：電話（0551

73