GFor Gas

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/FM-PZ

Variable area flow meter

警報スイッチが取付可能です。
短納期。低価格。

■■

Alarm switch can be installed
Quick delivery and offering at a low price.

■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM-PZ

気体用For gas

バルブ
Valve-G

規格 Std.

2550

警報Alarm

流体名 流量単位 最大流量
FluidsUnits
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

接続口径 オプション
Connection size Option

--

特殊項目
For specialized item-

T1
ショートタイプ For short type ＊4
FKM バイトンパッキン Viton packing
接続口径 Connection size
規格 Std.
01
Rc1/42502
Rc3/85003Rc1/2
1atm/20℃ 設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊3
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
BNL/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明E
SL/min記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
Z
特殊 For specialized unit ＊1＊2: A接点：設定値以上クローズ
AIR
1B接点：設定値以下クローズ
N2
2＊3: 圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付
O2
3
いては、巻末の技術資料を参照下さい。
＊4: 規格25のみ対応。
CO2
4＊5: 仕様が限定されています。お問い合わせ下Ar5さい。
C3H8（プロパン） (Propane)
7
AIR/N2 ダブル目盛 Air / N2 double scale＊4＊5 ※ 測定範囲はAIR換算 1atm/20℃A{OMPa（G）}条件の流量です。
特殊 For specialized fluid ＊19※マークは即納品です。ただし、Air/N20 スイッチ無し With no switch
ダブル目盛の下記の型式に限定されます。
1 リードスイッチA接点 With reed switch of Contact A ＊2
FM-PZ25G-10A-B□-1atm/20℃-01
2 リードスイッチB接点 With reed switch of Contact B ＊2
※ スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜
A 磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊280％が使用範囲です。ただし、個々の目盛B 磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊2や長さや接点方式等により使用範囲は異な
C 磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊2ります。
D 磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊2 ＊1: For specialized items specify them at end of Model number
selection in order. For details, consult us with your9 特殊 For specialized alarm ＊1
specification.
0
ニードルバルブ無し With no needle valve＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
1
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
2
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side
＊3: Refer to technical information at the end of this catalog, if9
特殊 For specialized shape ＊1
applying any pressure and temperature other than 1 atm and
測定範囲 Measuring range
口径 Connection size
材質 Material20°C.
1〜10NL/min＊4: Responding only to Std.25.
2〜20NL/min＊5: Specifications to be applied are limited. Please contact us
3〜30NL/min
with your specification.
Rc1/4
SCS14
※ Measuring range shown above are ones equivalent to air at
4〜50NL/min
1 atm and 20°C.
10〜100NL/minshows a quick delivery, however the※ Pictorial marking
10〜100NL/min
type is limited to a double scale of Air / N2 as shown20〜200NL/min
below: FM-PZ25G-10A-B□-1atm/20°C-01
Rc3/8, Rc1/2
SCS1430〜300NL/min※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S.
40〜400NL/min
However, it varies depending on a scale, size and contact
method of flowmeter.

※本製品は通常AIR（常温、大気開放）で校正しています。ご依頼の仕様が上記校正条件と異なる場合、温度・圧力・比重を補正した目盛で製作します。
※This product is normally calibrated with an ambient temperature of AIR under atmospheric conditions.
In case that flow meter(s) is / are required to make under different conditions such as temperatures, pressure values, and Specific Gravity,from the before-mentioned conditions, we may be able to make flow meter(s), depending on provided specifications.

010

2023

G
気体用仕様 Specifications

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃(結露なきこと No dewing)

NPN出力-A接点 NPN output contact A

面積式流量計

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain

出力 Output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦ 100 mA

A接点 Contact A

ケーブル長 Cable length

B接点 Contact B
DC 0〜24V

接点容量 Contact capacity

PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional

接点方法 Contact forms ※NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※2m (AWG 24)

規格寸法 Standard dimensions

Max. 0.2A
50cm (AWG 24)

ケーブル長 Cable length

25

L

L1L2

標準 Standard type154

130100ショートタイプ Short type13911585

タイプ Type

FM-PZ

規格 Std.

※A接点：設定値以上クローズ
B接点：設定値以下クローズ※Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

構造図 Structural drawing
FM-PZ50(リードスイッチ付) (with reed switch)

FM-PZ25(リードスイッチ付) (with reed switch)
2×Rc1/4

2×Rc3/8 or Rc1/2

35
4×M4×4①②③④⑤⑥②③④⑥⑤⑦⑨⑧⑩⑦⑧⑨⑩120

青 Blue(−)

L1L（26）185⑫茶 Brown(＋)

Max. 3932

φ3632.5

PZ50 スイッチ付 with switch

Max. 52※11715011210019120（28）4×φ5101535※2φ30

パネル埋込取付 Panel-embedded

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT
340L146⑬2×φ2935※1
L2青 Blue(−)

磁気スイッチ Magnetic switch

2×φ2028（28）10

パネルカット Panel cut-out
PZ25 スイッチ付 with switch

茶 Brown(＋)

⑪IN

5030

⑪⑫150

OUT

※3

パネル前面取付 Panel-mounted（2000）※1: リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
※2：取付の際には一時的にハンドルを外してください。
※3：パネル板厚：1.2mm以上※1: Flowmeter equipped with reed switch is uninstallable to magnetic panel.
※2: Remove valve handle before installing flow meter on panel.
※3: Panel thickness: 1.2 mm or greater.

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

キャップ Cap2

フィッティング Fitting

3パッキン Packing

4

ストッパー Stopper

5

ガイドポール Guiding pole

SUS3166テーパー管 Tapered tube

耐熱ガラス Heat-resistant glass

PPSNo.

名称 Names of parts

材質 Material

7

フロート Float

NBR

8

フロントプレート Front plate

PA12

POM/PPS/SUS316

9

ケース Case

ADC12SCS14

10 ニードルバルブ Needle valve
11 ロックナット Locknut

備考 Remarks

SUS316/ガラス/Ti/SUS304 マグネット密封(スイッチ付のみ)
Magnet sealed for switch
SUS316 / Glass / Ti / SUS304

SUS316オリフィス Orifice:PEEK

C3604/Ni-3

12 リードスイッチ Reed switch

SUS303 他 SUS303, etc.

AWG 2413 磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 POM etc.

AWG 242023011