集 中 検 針 盤
Ａ Ｒ － Ⅸ
取 扱 説 明 書

このシステム機器を安全で正しく扱っていただくために、本取扱説明書は必ずお読みください

第２版
２０１９年

１月7179-573
センサ システム アンド サービス

目次頁

§１．はじめに
１－１ 概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１

１－２ 安全に正しくお使いいただくために（必ずお守りください） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

２§２．集中検針盤
２－１ 外観図および外形寸法（屋内仕様標準品） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（１）集中検針盤（スター接続方式／バス・スター接続方式） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（２）集中検針盤（バス接続方式） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（３）端末伝送器 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

３
３４
５

２－２ 各部の名前と働き ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

６２－３ 検針盤の操作方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７（１）基本（検針待ち）画面の表示 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７（２）モードの選択（随時検針値または定時検針値を選択） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７（３）検針速度の設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８（４）連続自動送り検針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８（５）手動送り検針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９（６）棟指定検針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９（７）部屋指定検針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９（８）アラームの確認 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １０(９）アラームの個別リセット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １０（10）診断値表示（水道：漏水量、超過量、瞬間流量）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１（11）プリンター（ＱＲ１：オプション）を使用する場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １２（12）漢字プリンター（オプション）を使用する場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３２－４ エラー表示 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １５（１）エラーＮｏ．とエラー内容 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １５（２）エラーＮｏ．と想定できる原因と処置 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １５§３．機器仕様
３－１ 集中検針盤 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １６３－２ 端末伝送器 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７§４．取扱い上の注意事項
４－１ 交換部品について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７（１）電池交換の時期について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７（２）スイッチング電源交換の時期について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７
４－２ 破棄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７（１）廃棄する場合の処置 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７
４－３ 集中検針システム（電子ユニット）の点検 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７§５．保証とアフターサービス
５－１ 修理を依頼されるとき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １８

§１ はじめに
１－１概要

集中検針盤【ＡＲ－Ⅸ】は、フリーバスライン用電子式水道メーター、８ビット通信機能付きメーター、５ビット通信機能付きメーター、記憶装置付き水道メーター（５線）用の集中検針、自動検針に使用する盤です。機能としては、集中検針機能（連続自動送り検針機能、個別手動送り検針機能、検針速度設定機能、アラーム表示機能、集中盤定時検針機能）、自動検針機能（センターポーリング通信機能、端末発呼通信機能、一括検針機能）を有し、またオプションとしてプリンター検針機能（漢字プリンター）も備えています。
＊以降の網掛け部は開発中。
検針盤型式（端末伝送器型式）
ＰＲ９□－４（ＲＴ０８－９４Ａ）
ＰＲ９□－７（ＲＴ１６－９７Ａ）
ＰＲ９□－２（ＲＴ１６－９２Ａ）
ＰＲ９□－８（ＲＴ１６－９８Ａ）

対象メーター

備考

フリーバスライン用電子式
水道メーター
８ビット通信機能付きメーター

ＡＲ－Ⅳ後継機

５ビット通信機能付きメーター

ＡＲ－ⅡΣ後継機（２０１９年６月販売開始予定）
ＡＲ－Ⅷ後継機（２０１９年６月販売開始予定

記憶装置付き水道メーター（５線）

ＡＲ－Ⅶ後継機

システム構成図例
集中検針盤
漢字プリンター（オプション）

ＡＣ１００Ｖ

モデムユニット（ｃｈ１）

表示制御ユニット

Ｔ-ＮＣＵ

端末伝送器
RT08-94A

モデムユニット
（ｃｈ５）

スター接続
端末ユニットユニット
PR9□-2PR9□-8oror
PR9□-7（MAX 4枚）（MAX 1枚）（MAX 8枚）
端末ユニットPR9□-4Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＭＭ

Ｍ

Ｍ

MAX 8台
検針盤内蔵
端末ユニット含む

モデムユニット（ｃｈ10）Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

MAX 32個/系統

ｃｈ６以上はオプション

MAX 8系統
32個×8系統＝256個

MAX 32個/系統
MAX 64個/1枚

端末伝送器
RT08-94A

端末伝送器
RT08-94A

MAX 16個/1枚

端末伝送器
RT16-92A
RT16-97A
RT16-98A

MAX 8系統
32個×8系統＝256個

最大接続メーター数（バス接続/バス・スター接続の場合）
ＰＲ９□－２ＰＲ９□－７ ： ２，５６０個
ＰＲ９□－８ＰＲ９□－４ ： ２，０４８個

端末伝送器
RT16-92A
RT16-97A
RT16-98A

端末伝送器
RT16-92A
RT16-97A
RT16-98A

MAX 16台
PR9□-8は検針盤内蔵
端末ユニット含む
Ｍ

Ｍ

MAX 16個

RT16-92A
RT16-97A ： 端末伝送器を同一回線内に混在させる場合は、MAX 16台
RT16-98A
ただし、RT16-94Aと混在する場合は、MAX 8台- 1 -

１－２ 安全に正しくお使いいただくために（必ずお守りください）
この取扱説明書では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
表 示

意味掲載ページ！ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることをあらわしています。

！ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物理的損害のみの発生が想定されることをあらわしています｡

２頁

２頁

警告表示用図記号について次のような意味があります。

！
一般的な注意感電注意

一般的な禁止分解禁止！ 警告
濡れた身体で操作、作業をしないでください。
感電の恐れがあります。
とくに、扉を開けて作業する場合は注意してください。
本機の内部にはＡＣ１００Ｖが使用されています。
本機の扉を開けて作業をする場合は直流電源部（図記号：ＰＳ１，ＰＳ２）や「ＡＣ１００Ｖ」とかかれているところはふれないようにしてください。
感電の恐れがあります。
内蔵電池（バックアップ用電池）は充電、加熱、火中への投入等をしないでください。
発火、破裂等の恐れがあります。
内蔵電池（バックアップ用電池）は分解しないでください。
刺激性ガスの発生する恐れがあります。

！ 注意
本機の扉を開けて作業をする場合は、注意して作業をしてください。
作業中に頭部などを扉のカドで打つ恐れがあります。

集中検針盤の設置及び調整については「工事指導書」を参考に設置して頂くようお願いします。

- 2 -§２ 集中検針盤
２－１ 外観図および外形寸法（屋内仕様標準品）＊オプション仕様（プリンター内蔵型等）、屋外仕様等は各外形図をご確認ください。
（１）集中検針盤（スター接続方式／バス・スター接続方式）
単位 ｍｍ

- 3 -

（２）集中検針盤（バス接続方式）
単位 ｍｍ- 4 -（３）端末伝送器（ＲＴ０８－９４Ａ、ＲＴ１６－９７Ａ、ＲＴ１６－９２Ａ）
単位ｍｍ

φ５ダルマ穴

(45)

250

18520

ネームプレート

2005060

取付穴25２－６×２０３－φ２６5050（メーター線導入口）（ＲＴ１６－９８Ａ）- 5 -２－２ 各部の名前と働きキー働き診断

メーター診断機能の内容を変更できます。

メーター種別検針したいメーターの種類を変更できます。

モード

随時検針値と定時検針値と使用量を変更できます。

棟棟を選択する場合に押し、 ▲ または ▼ キーで選択できます。
棟 キーを押すたびに次の棟に送ります。

部屋

部屋を選択する場合に押し、 ▲ または ▼ キーで選択できます。
部屋 キーを押すたびに次の棟に送ります。
▲ または ▼ キー長押しで早送り、早戻しできます。

自動で検針する場合の検針速度を変更できます。

手動

メーター１個毎の検針値を表示または印字します。

自動表示している棟・部屋番号から連続して表示または印字します。

停止

連続して検針している作業を停止させます。

表示ＯＮ/ＯＦＦ

表示・操作部の電源ＯＮ/ＯＦＦキーです。

▲

キーを押すごとに棟番号または部屋番号を順送りできます。また、このキーを押し続けると部屋番号を早送りできます。

▼

キーを押すごとに棟番号または部屋番号を逆送りできます。また、このキーを押し続けると部屋番号を早戻しできます。

▼

キーを押すごとに入力位置を左に移動できます。

▼速度

キーを押すごとに入力位置を右に移動できます。

順/逆

検針順序の順送り、逆送りを選択できます。

プリンターＯＮ/ＯＦＦ

プリンターを使用するか、しないかを選択できます。

- 6 -- 7 -

- 8 -

- 9 -

- 10 -

- 11 -

2.診断値の読み取りは、診断値表示モード（画面11）で（４）連続自動送り検針、（７）部屋指定検針と同様な操作を行い診断値を表示させます。
3.メーター種別 を押す毎にメーター種別（識別）を切替えることができます。
（11）プリンター（ＱＲ１：オプション）を使用する場合
1.プリンターを接続する時は、表示が消えてることを確認してから（表示していれば表示ＯＮ／ＯＦＦキーを押して表示を消してから）、プリンターをプリンター用コネクターに接続してください。
2.プリンターＯＮ／ＯＦＦキーを押すと、印字のＬＥＤが点灯し、印字が可能な状態になります。
印字のＬＥＤが点灯した状態で（４）連続自動送り検針、（５）手動送り検針、（６）棟指定検針、（７）部屋指定検針と同様な検針操作をすると検針値が表示され、プリンターに印字します。
3.プリンターを取り外す場合も、必ず表示ＯＮ／ＯＦＦキーを押して表示を「ＯＦＦ」にしてから外てください。
「ＯＦＦ」にしなかった場合は、検針盤やプリンターの故障の原因となることがあります。

ＱＲ１プリンターの印字例- 12 -

（12）漢字プリンター（オプション）を使用する場合
漢字プリンター（オプション）が内蔵されている場合には、自動的にプリンターの印字が有効となります。
漢字プリンターの印字例※漢字プリンターで検針値を打ち出さない場合
1.プリンターＯＮ／ＯＦＦキーを押すと、印字のＬＥＤが消えます。
印字のＬＥＤが消えた状態で（４）連続自動送り検針、（５）手動送り検針、（６）棟指定検針、（７）部屋指定検針と同様な検針操作をすると検針値が表示され、プリンターには印字しません。
2.再度プリンターに印字する場合は、プリンターＯＮ／ＯＦＦキーを押して、印字のＬＥＤを点灯させ、検針操作をしてください。プリンターに検針値が印字されます。

- 13 -

※漢字プリンター用紙の取替え方法（プリンター内蔵タイプ）
感熱紙（ロール紙）に赤色の帯状のマークが出たら、新品の感熱紙と交換してください。
感熱紙型式：Ｐ－５８－３０（三栄電機） １０巻／１箱
１．ペーパーカバーの開け方
左図のペーパーカバーオープンボタンを押します。

！

マニュアルカッターの刃先で手を切らないように注意してください。

２．用紙のセット

印字直後は、サーマルヘッド部が高温になっていることがありますので、絶対に触らないでください。用紙の交換やヘッドのクリーニングは、サーマルヘッドが冷えていることを確認してから行ってください。

①ペーパーカバーオープンボタンを押してペーパーカバーを開けます。
②用紙を図の向きにセットします。
③用紙の先端がプリンターの外に出るようにして、ペーパーカバー上面の両端を押し込んでカバーを閉じます。
④ＦＥＥＤボタンを押して紙送りを行い、紙をカットして下さい。

！

感熱紙のお取扱いについて

感熱紙は表面が化学薬品で特殊処理されており、熱化学反応で発色するようになっている特殊紙です。以下の点に十分ご注意ください。
１）乾燥した冷暗所に保存してください。
２）固いもので強くこすらないでください。
３）有機溶剤の近くに置かないでください。
４）塩化ビニールフィルム、消しゴムや粘着テープに長時間接触させないでください。
５）粘着テープは感熱紙を変色させる事が有ります。裏面を両面テープ等で止める様にしてください。
６）汗ばんだ手で触れますと指紋が付いたり記録がぼける事があります。

- 14 -

２－４ エラー表示（１）エラーＮｏ．とエラー内容
検針中何らかの異常が検出されると、検針値の表示部に下記のエラーＮｏ．を表示し、運転が止まります（設定によっては、次の検針を行います）。
エラー№
Ｅ－１３
Ｅ－１４
Ｅ－１５
Ｅ－３１
Ｅ－５５

エ ラ ー 内 容
応答電文が返ってきません。
電文フォーマットにエラーがありました。
端末伝送器のテーブルのＩＤとメーターのＩＤが一致しません。
受信電文にフォーマット・エラーがありました。
プリンターに異常があります。

（２）エラーＮｏ．と想定できる原因と処置
検針中にエラーがでた場合、同じメーターを２～３度検針してみてください。
エラー№
Ｅ－１３
Ｅ－１４
Ｅ－１５

Ｅ－３１
Ｅ－５５

想 定 原 因通信線の断線や機器の故障が考えられます。
通信線の結線不良やノイズ、機器の故障が考えられます。
メーター更新後、接続テーブルの未作成

処
置
通信線を確認し、再度検針してみてください。

ノイズ、機器の故障が考えられます。

再度検針してみてください。

信号ラインにノイズが乗っていることが考えられます。
紙切れが考えられます。

再度検針してみてください。

プリンター機器の故障が考えられます。

再度検針してみてください。

通信線を確認し、再度検針してみてください。
接続テーブル情報を確認し、メーターのIDと一致しているか確認してください。

新しいプリンター用紙に交換してください。

処置方法の指示通りに対処しても異常表示が消えない場合は、機器の故障が考えられますので、弊社の支店・営業所までご連絡下さい。

- 15 -§３ 機器仕様
３－１ 集中検針盤

ＰＲ９Ａ－４
ＰＲ９Ａ－７
ＰＲ９Ａ－２
ＰＲ９Ａ－８（ＡＲ－Ⅳ後継機） （ＡＲ－Ⅶ後継機） (ＡＲ－ⅡΣ後継機) （ＡＲ－Ⅷ後継機）
１回線（端末伝送器 バス方式／バス・スター方式：標準５回線以内（最大１０回線）
伝 送 回 線 数最大８個）（端末伝送器：最大１６個／回線）
最大２，０４８台
スター方式：最大２５６台
接 続 メ ー タ ー 数 ２５６台／端末伝送 バス方式／バス・スター方式：最大２，５６０台
器
１６台／端末伝送器
水道メーター、ガスメーター、温水メーター、積算熱量計、接続可能なメーター
電力量計（接続可能メーターはお問い合わせ願います）
半二重通信方式 ベースバンド ３００ｂｐ 同 左 ２ ０ ０ ｂ ｐ
通信方式
抵抗直読ｓｓ検針盤
２心ケーブル φ０．９
５心０．５ｍｍ２と通 信 線（推奨 ＡＥ警報線、容量 ０．０１μＦ／１００ｍ以下）（推奨 ＶＣＴＦ）
ﾒｰﾀｰ間
通信距離 最大 ２００ｍ（推奨ケーブル使用時）
最大 １００ｍ
通型式

信 検針盤と仕 伝送器間様
T-NCUと検針盤間

表 示 部

通信方式 半二重通信方式 １２００ｂｐｓ（３００ｂｐｓ） 周波数偏移変調（ＦＳＫ）
２心シールドケーブル
通 信 線
同左 φ０．９
φ１．２（推奨 ＦＣＰＥＶ 線）
５００ｍ以上（端末 最大５００ｍ
通信距離伝送器７台接続時） （但し、線径、端末伝送器数、配置によって1ｋｍまで可能）
通信方式 半二重通信方式 ベースバンド ３００ｂｐｓ
２心ケーブル φ０．６５または、４心ケーブル φ０．６５
通 信 線（推奨 テレメーターケーブルまたは、カッド型ＰＥ屋外線）
通信距離 最大 ２００ｍ（推奨ケーブル使用時）
２個（バックライト付き）
液晶表示
ＬＣＤ１：状態表示１桁＋項番１桁＋棟番号２桁＋部屋番号５桁
器
ＬＣＤ２：検針値表示１０桁(小数点)＋検針値単位・瞬間流量単位・記号
スイッチ メンブレンスイッチ（１７キー）
Ｌ Ｅ Ｄ 赤色８個、緑色１個

メ ー タ ー 接 続 部
プ リ ン タ ー
時 計 機 能 部

スクリューレス端子台
漢字プリンター（オプション）

使 用 温 度 範 囲

時計精度 ２５℃ で 月差 ±約２分
ＡＣ１００ ± １０Ｖ ５０／６０Ｈｚ・・・常時電源供給
メモリバックアップ機能・・・バックアップ時間（リチウム電池）
停電補償約5,000時間（累積停電時間）
スター方式（６４個用）
：９Ｗ以下
７０Ｗ以下
バス方式（５ｃｈ）：７０Ｗ以下バス・スター方式（５ｃｈ・６４個用）：８０Ｗ以下－１０℃ ～ ＋５０℃

使 用 湿 度 範 囲

９０％ＲＨ以下（漢字プリンター内蔵時 ２０～８５％ＲＨ）（ただし結露しないこと）

電源

消費 電 力パ ネ ル 盤材 質

ＳＥＣＣ－Ｐ 板厚ｔ＝１．６mm

外 形
寸 法

バス・スター及びスター接続64個用 ３８０（Ｗ）×４５０（Ｈ）×１５０（Ｄ）ｍｍ
スター接続１２８個用 ４５０（Ｗ）×５５０（Ｈ）×１５０（Ｄ）ｍｍ

塗 装 色 日塗工（□２２－９０Ｂ）
錠
取質

付 方 法
量

タキゲン Ａ－１４７
屋内壁面取付型（直接雨のかからない壁面）
標準仕様
約１６ｋｇ

- 16 -３－２ 端末伝送器

項目型

ＡＲ－Ⅳ型
式

ＲＴ０８－９４Ａ

ＡＲ－Ⅶ型
ＲＴ１６－９７Ａ

ＡＲ－ⅡΣ型
ＲＴ１６－９２Ａ

ＡＲ－Ⅷ型
ＲＴ１６－９８Ａ

接 続 メ ー タ ー 数 最大 ２５６台
最大 １６台フリーバスライン
８ビット通信機能
５ビット通信機能
記憶装置付き水道接続可能なメーター方式電子式水道付きメーター付きメーター
メーター（５線）
メーター
通信方式 半二重通信方式 ベースバンド ３００ｂｐｓ
通 伝送器
通信線 ２心ケーブル φ０．９（推奨：ＡＥ警報用電線、容量 ０．０１μＦ／１００ｍ以下）
信
仕 メーター 通信距離 最大 ２００ｍ（推奨ケーブル使用時）
様
電源
盤より供給・・・・・・ＤＣ１４．５～２５．５Ｖ
使 用 温 度 範
－１０ ～ ＋５０℃
囲使 用 湿 度 範
９０％ＲＨ以下（但し、結露しないこと）
囲
材質
ＡＢＳ樹脂
塗装色

ケ ー ス

日塗工（２２－９０Ｂ クリーム色）相当

外形寸法 ２００（Ｗ）×２５０（Ｈ）×５０（Ｄ）ｍｍ
取付方法
質量

屋内壁面取付型（直接雨のかからない壁面）
約０．７５㎏§４ 取扱い上の注意事項
４－１ 交換部品について（１）電池交換の時期について停電の累積時間が５０００時間（約２００日）を超した場合や、取付け後約８年経過した場合は電池の交換が必要です。交換の時期になりましたら、当社最寄りの支店または営業所までご連絡ください。
（２）スイッチング電源及び漢字プリンター交換の時期について取付け後約８年経過した場合（１０年以内）は、スイッチング電源及び漢字プリンターの交換が必要です。交換の時期になりましたら、当社最寄りの支店または営業所までご連絡ください。
（３）プリンター用紙交換についてプリンター用紙切れの際には、プリンター異常としてエラー表示を行います。最寄りの支店または営業所までご連絡ください。
４－２ 廃棄（１）廃棄する場合の処置
1. バックアップ用の電池を外します。
2. 廃棄は各自治体の条例、または指針に従ってください。
４－３ 集中検針システム（電子ユニット）の点検
集中検針システムの機能を十分に発揮させ、システムの正常な運転状態を維持するためには定期的な点検が必要です。点検の内容、詳細につきましては、当社最寄りの支店または営業所までご連絡ください。

- 17 -

§５ 保証とアフターサービス
５－１．修理を依頼されるときより速く、より確実に修理するためには、製品名（ＡＲ－Ⅸ）およびできるだけ詳しい「故障状況」が必要です。その情報を当社最寄りの支店または営業所までご連絡ください。
（１）保証書（別添付）
保証書は集中検針盤に添付されています。よくお読みいただき必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
（２）保証期間中の修理
ご購入から１年間は保証期間とし、保証期間中に故障した場合は保証書記載内容にもとづいて修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
（３）保証期間を過ぎているときの修理修理すれば使用できる商品については、お客様のご依頼により有償修理いたします。
ただし、集中検針盤の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後７年です。
(注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様、その他記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

- 18 -