WFor Water

流量計測マニホールド（羽根車式流量計）

TPR25-R TOFPINEFlow measuring manifold (Turbine flow meter )樹脂製ヘッダを採用した安価、軽量のマニホールド・流量計です。
マニホールド・流量計との組合せで冷却水管理に最適です。
■ 用途に合わせて様々な表示計・変換器との組合せが可能です。
■ 直管部不要の軸流羽根車式流量センサ内蔵によりコンパクト設計。
■■■

Low-cost & lightweight manifold with measuring capability.
Suitable for monitoring cooling process.
■ Configurable in various styles.
■ No need to have straight pipes due to the incorporated turbine wheel flow meter, providing minimized volume.
■

注意Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用してください。また、ニードルバルブは基本的に流量計のOUT側でご使用願います。樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them. A needle valve

should be basically installed to the OUT side of the flowmeter. With respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
本管 Main-Port

分岐 Sub-Port

系統数 予備ポート 左側口径 右側口径 取付位置 表示/出力 ニードルバルブ
Spare port Connection size (left) Connection size (right) Mounting direction Display / Output Needle valve# of portTPR25-R--

各分岐が異なる場合、向かって左より記載。

Identify model number(s) based on configurations from left.

流量Flow rate

接続口径 オプション
Connection size Option

特殊項目
For specialized item

＊4 表示計・変換器 Remote-mounted display required
A1 表示計・変換器特殊取付 See “Example display mounting”
A2 表示計・変換器特殊取付 See “Example display mounting”
A3 表示計・変換器特殊取付 See “Example display mounting”
A4 表示計・変換器特殊取付 See “Example display mounting”

記入例 e.g. : TPR25-R3P1-01A-GN23 / XN02 / XP00

オプション Option

01
23

表示計の搭載方法

Example display mounting
A1

プラグ Plug
Rc1/4Rc3/8
Rc1/20123A2ABCDA3 ※P0P1P2A4 ※23456なし None 流量センサを内蔵していません。 No measuring capability
0.5〜5L/min
1〜10L/min
2〜20L/min
P なし NoneN ニードルバルブ付 Needle valve ＊3
A パルス出力 No display. Pulse output available.
G 表示計搭載 Display (EM30DT) mounted. ＊1
R アナログ変換器搭載(標準：4-20mA) Signal converter: EX30AR mounted (Default I / O: 4-20 mA) ＊2
ホールICセンサは付きません。No measuring capability
X なし None
標準 Default
本管側 Main-Port
詳細は、TPR25-Sを参照下さい。
バルブ側 Valve-Port
Refer to “Mounting direction” in the TPR25-S catalog for detail.
分岐側 Sub-port

0
プラグ Plug1
Rc1
2
Rc1 1/4
予備ポートなし None
予備ポート1箇所 1-port
予備ポート2箇所 2-port

ハンドル側を正面として、向かって左側、右側を示します。
Identify the connection size on the left or right side when looking at the needle valves.
予備ポート３箇所以上は、「P3」、「P4」と記載して下さい。
Identify “P3” or “P4” if 3 or more spare ports are required.

2連タイプ 2-port
3連タイプ 3-port
予備ポートを含んだ系統数です。
4連タイプ 4-port“# of port” includes spare port(s).
5連タイプ 5-port
6連タイプ 6-port ７連以上はご相談下さい。Ask us if 7-port or more is required.

＊1：標準はEM30DTを搭載します。EM40シリーズ搭載の場合、オプション欄に表示計オプション記号を記入してください。
＊2：標準はEX30AR-Iを搭載します。電圧出力の場合、オプション欄に変換器オプション記号を記入してください。
＊3：流量調整用バルブのため、全閉機能はありません。
＊4：総合カタログの表示計・変換器ページにてご確認下さい。
※EM40シリーズは取付不可＊1: Standard display is EM30DT. If EM40 is selected, specify the optional symbol in “Option”＊2: Standard converter is EX30AR-I. If voltage output is required, specify the optional symbol in “Option”＊3: Due to flow adjustment valve, valve shut-off capability is not available.
＊4: Refer to Display / Converter catalog for detail.
※EM40 series: N/A0842023

W
液体用仕様 Specifications±5% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

A type : Max. 80℃, G/R type：Max. 50℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length2m

接液部材質 Wetted Material

PPS, SCS13, FKM, SUS304（Te）,（POM ＊ Max. 5L/min用のみ Max. 5 L/min only）

流量計測マニホールド

流量精度 Flow accuracy

電気仕様 Electrical specifications
パルス出力 Pulse output
Atype 電源/消費電流 Power source / Current consumption

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.
DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

8mA Max.

NPNオープンコレクタ Max. DC35V 100mA Max. 2点 NPN open collector Max. DC 35 V 100 mA Max. 2 points

Gtype 表示 Indication※ 電源/消費電流 Power source / Current consumption

LCD4桁, 流量表示（瞬時値） 4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

比較出力 Comparative output

リレー出力（C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. 2点 2 points
4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

標準 Standard
アナログ出力 Analog output
Rtype0-5V/1-5V/0-10V/1-10V

V,W,N,T type

電源/消費電流 Power source / Current consumption

負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

標準 Standard

DC24V±10％65mA Max.

V,W,N,T type

DC24V±10％40mA Max.

※ EM30DTの仕様です。
EM40シリーズは、詳細ページを参照願います。
The above pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page
for detail of EM40.

配線 Wiring diagram
A typeAWG 24(0.2mm2)

線色 Cable colors

G type ※AWG 26(0.1mm2)

線色 Cable colors

内容 Function

R typeAWG 28(0.08mm2)

線色 Cable colors

内容 Function

内容 Function

橙 Orange

DC 5〜24V黄 Yellow

CP1

青 Blue灰 GrayGND

緑 Green

CP2

茶 Brown

アナログ出力 Analog output

白 White

パルス出力 Pulse input

白 WhiteCOM

黄 Yellow

CP1（N.O.）

黒 Black

GND

橙 Orange

CP1（N.C.）

赤 Red＋DC V

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC 24V※ EM30DTの仕様です。EM40シリーズは、詳細ページを参照願います。
The above pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40.

GND

構造図 Structural drawing
組み合わせ参考例 Example configurations

M5ネジを使用してください。

Use M5-size screw⑧⑨

材質 Materials

Max. 83

95

79.5No.

⑩⑪14295①②③④⑤⑥

材質 Material

表示計 Display

2

クランプアップ Upper clamp

ADC123六角穴付きボルト hexagon socket head cap screw

SUS304

4

マニホールド Manifold

5

クランプダウン Lower clamp

ADC126本管用プラグ Plug for main-port

SCS13

7

本管用アダプタ Adaptor for main-port

SCS13

8

分岐用アダプタ Adaptor for sub-port

9ジョイントクリップ Fastener10

グランド Needle valve nut

11

ニードルバルブ Needle valve

-PPS

SCS13
SUS304-CSP
SCS13
SUS304
（Te）

4565

⑦

名称 Names of parts

1(33.5)4747

48

47(61.5)

(283)

2023

085

TPR25-R

DC24V±10％ 90mA Max.