ポータブルハイブリッドレコーダ
ＳＰ－１００・オプション
メモリカードユニット
取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書は、本製品を正しくご使用いただくための必要事項を記載しておりますので、ご使用前には必ずお読みくだ
さいますようお願い申し上げます。

著作権について●Microsoft®、Windows®、Microsoft® Excelは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●Compact FlashTM （コンパクトフラッシュ）は、米国SanDisk社の登録商標であり、CFA（Compact FlashTM Association）へライセンスされています。
●その他、記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。
●マニュアルの一部または全部を株式会社セコニックの書面による許可無く複写・複製することは、その形態を問わず禁じます。

免責事項について●電源異常、故障などの原因に関わらず、データの保証はいたしかねます。
●セコニックは、付属ソフトウェアのご利用によりご利用者に生じた損害については、法律上の根拠を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
●セコニックは、付属ソフトウェアの誤りの修正その他いかなる保守についても、義務を負うものではありません。

その他●マニュアルの内容は予告なく変更することがあります。

※ポータブルハイブリッドレコーダ「ＳＰ－１００」の取扱説明書もあわせてご確認ください。
※Windows の基本操作をご理解いただいていることを前提として説明しています。Windows の基本的操作に関しては、Windows のマニュアルをご確認ください。

１

安全上のご注意●絵表示について
この安全上の注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全上の注意は必ず守ってください。
本書ではいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注

意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う危険性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注

意

取扱を誤った場合、機器自体を損傷する恐れがある場合の注意事項が記されています。

参考

操作の参考になることや、関連した機能などについての情報です。

２

●絵表示の例
誤った取扱によって、発煙または発火の可能性が想定されることを示すマークです。
誤った取扱によって、感電の可能性が想定されることを示すマークです。
禁止の行為を告げるマークです。

分解、改造行為の禁止を告げるマークです。
安全のため、電源コードをコンセントから必ず抜くように指示するマークです。

３目次
第１章 本製品の特徴................................................６
１－１．特徴 .............................................................. ６
１－２．機器構成 .......................................................... ７

第２章 各部の名称と機能............................................８
２－１．メモリ基板 ........................................................ ８
２－２．メモリカード ...................................................... ８

第３章 メモリ基板の取り付け........................................９
第４章 記録(測定モード)..........................................１１
４－１．電源の投入 ...................................................... １１
４－２．メモリカードの挿入 .............................................. １１
４－３．メモリカードへの記録の開始 ...................................... １２
４－４．メモリカードへの記録の停止 ...................................... １２
４－５．メモリカードの取り外し .......................................... １３
４－６．電源ＯＦＦ ...................................................... １３

第５章 各種設定と機能............................................１４
第６章 メモリ機能の設定..........................................１６
６－１．インターバル設定（ F61 ） ....................................... １７
６－２．ステータス表示（ F62 ） ......................................... １９６－３．ファイル削除（ F63 ） ........................................... ２０
６－４．フォーマット（ F64 ） ........................................... ２２

第７章 パソコンでの使用 ..........................................２３
７－１．使用方法 ........................................................ ２３

第８章 データファイル............................................２５８－１．ファイル名 ...................................................... ２５
８－２．内容 ............................................................ ２５

第９章 トラブルシューティング ....................................２７
９－１．トラブルシューティング .......................................... ２７
９－２．警告メッセージ .................................................. ２９
保 証 書 .............................................................. ３０４

ご確認ください
本製品は充分な社内検査を経て出荷されていますが、ご使用前に次の点について確認してください。
① 破損がないかどうか、外観を確認してください。
② 付属品がすべて揃っているか、確認してください。
付属品は下表のとおりです

番号
１
２
３
４
５

品
メモリ基板
押さえ板
樹脂ネジ
メモリカード
取扱説明書

名

数量
１
１
２
１
１

備考

押さえ板取付用

万一、破損している場合や付属品が不足している場合には、当社または、お買い上の販売店にお問い合わせください。

５

第１章

本製品の特徴１－１．特徴本製品をポータブルハイブリッドレコーダ 「ＳＰ－１００」に取付ける事
により、メモリカードに記録を行うことができます。
１． メモリカードに記録したデータファイルはＰＣカードスロットを持つパソコンで読み出すことが出来ます。
（市販のコンパクト
フラッシュアダプタが必要です。
）
２． 記録されるデータは「ＣＳＶ形式」で保存されますので、Microsoft Excel などのアプリケーションで直接読込むことが出来ます。
３． 長期間のデータ記録が行えます。

参 考【 ＳＰ－１００で使用される CSV 形式とは 】「Comma Separated Value format」の略称で、項目ごとにカンマ(「,」)
で区切られたテキストデータによるファイル形式のことを指します。
ＣＳＶ形式ファイルは一般的なワープロソフト・表計算ソフトで編集ができますので、様々な形で流用する事ができます。
ＳＰ－１００で使用される CSV 形式では、項目の内容が文字列データの場合でもダブルクォーテーション(「"」)で囲みません。また項目が空白の場合には何も書かずにカンマ(「,」)を続けます。

６

１－２．機器構成
設定値

USBケーブル
ﾃﾞｰ
測定

取
付

SP-100測定ﾃﾞｰﾀﾀPC

ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞﾕﾆｯﾄ
(ｵﾌﾟｼｮﾝ)※USB ケーブルは本体付属品をご使用ください。

７

第２章

各部の名称と機能

２－１．メモリ基板
メモリカード挿入

コネクタ

本体への取り付け方向

２－２．メモリカード
接触端子

挿入方向
表面

８

第３章

メモリ基板の取り付け

メモリ基板を取付けます。ＳＰ－１００の電源を OFF にし、電源コードをコンセントから抜いてください。

注 意・感電防止のため、ＳＰ－１００の電源が必ず OFF になっており、コンセ
ントから電源コードが抜けているのを確認してください。
① サイドパネルのフタを止めているネジ 2 本をはずします。

注 意・ＳＰ－１００内部にネジや物を入れたり、落としたりしないでください。
故障の原因になります。
② フタをはずしますとＳＰ－１００内部に取り付けレールが見えますので、レールに沿うようにメモリ基板をゆっくり奥まで挿入します。

注

意・静電気による本製品の破損を防ぐため、あらかじめ金属製のもの（ドアノブ等）に触れて、静電気を放電してください。
９

・メモリ基板には挿入方向があります。向きを間違えないように注意してください。
③付属の押さえ板を下図のように取り付けます。

注

意・ 押さえ板には取り付け方向があります。向きを間違えないように注意
してください。
・ ネジは樹脂ネジを使用しておりますので、ご注意ください。

１０

第４章

記録(測定モード)

メモリカードへの記録を行います。
操作方法はＳＰ－１００本体に付属の「取扱説明書」をご覧ください。又、本体添付の設定アプリケーションで操作する場合は、本体添付 CD－ROM 内にある「ポータブルハイブリットレコーダ
ＳＰ－１００ 設定ツール取扱説明書」をご覧ください。

４－１．電源の投入【RECORD】スイッチのＯＦＦを確認してから、ＳＰ－１００の電源を入れてください。メモリカードは挿入されていても問題はありません。

４－２．メモリカードの挿入① メモリカードをサイドパネルの「メモリカード挿入口」にゆっくり奥まで押し込みます。

参考・メモリカード挿入後、メモリカードのチェック処理が数秒間行われます。
すぐにデータファイルの削除やフォーマットを行いますとエラーメッセージが表示されます。

注

意・メモリカードは必ずセコニック純正品をご使用ください。
・初めて使用するメモリカードは必ずＳＰ－１００でフォーマットを行ってください。フォーマット完了後、一度ＳＰ－１００からメモリカード
を抜いてから、再び挿入しご使用ください。フォーマットは「第 6 章メ
モリ機能の設定」を参照してください。
１１

・メモリカードは矢印が書かれている面が手前にくるように、矢印方向に挿入します。
「第 2 章 各部の名称と機能」の図を参照ください。

４－３．メモリカードへの記録の開始① ＳＰ－１００の電源が投入されていることを確認します。
② メモリカード記録インターバルが OFF 以外になっていることを確認します。
③ 【RECORD】スイッチをＯＮにするとメモリカードへの記録が開始され
ます。

注

意

・メモリカードへの記録中やフォーマット、データファイルの削除中にメ
モリカードを抜いたり電源を OFF にしないでください。メモリカードまたはメモリカードのデータが破損する場合があります。
・工場出荷時は、メモリカード記録インターバルはＯＦＦになっています。
メモリカードへ記録を行うには、「第６章メモリ機能の設定」を参照し、
メモリカード記録インターバルを設定してください。
・メモリカードの空き容量がなくなると、それ以上のデータは記録されません。

４－４．メモリカードへの記録の停止① 【RECORD】スイッチをＯＦＦにします。

参考・チャート紙への記録を停止せずに行いたい場合は、「第６章メモリ機能の設定」を参照し、メモリカード記録インターバルをＯＦＦに設定して
ください。

１２

４－５．メモリカードの取り外し① 【RECORD】スイッチをＯＦＦにします。
または、メモリカード記録インターバルをＯＦＦにします。
② サイドパネルの「メモリカード挿入口」からメモリカードを取り外し
ます。

注

意

・静電気による本製品の破損を防ぐため、あらかじめ金属製のもの（ドアノブ等）に触れて、静電気を放電してください。
・メモリカードへの記録中に取り外しますとデータが破損する恐れがあります。

４－６．電源ＯＦＦ
ＳＰ－１００の電源をＯＦＦにする前に、メモリカード記録インターバル
をＯＦＦにしておくか【RECORD】スイッチをＯＦＦにしてください。

注

意・メモリカードへ記録中に電源をＯＦＦにするとデータが破損する恐れがあります。必ずメモリカードへの記録を停止してから電源をＯＦＦにしてください。

１３

第５章

各種設定と機能

ここでは、ＳＰ－１００の機能に対する各種設定を行います。
測定表示中に【FUNC．／MEAS】キーを押すことにより設定モードの表示に切り換わります。
設定モード中、【▲】／【▼】キーで設定項目を切り換えることができます。
設定モード中【FUNC．／MEAS】キーを押すと、登録中以外は測定表示に戻ります。
設定の項目は下表の通りです。メモリ基板を取付けることにより「Function 6」が追加されます。
「Function 6」以外の設定については「ＳＰ－１００」に付属の「取扱説明書」をご覧ください。
設定項目

設定内容

Function 1
Function 2
Function 3
Function 4
Function 5

記録パターン、チャートスピード、印字インターバルの設定
アラームの設定
入力種類の設定、記録レンジの設定、スケーリングの設定
年月日時刻の設定
センサのラベル名設定

Function 6

メモリカード機能の設定

Function 7
Function 8

リストプリント(アラーム設定値をチャート紙に記録する機能)
バイアス設定（キャリブレーション機能）

１４

設定項目の切り換えは下図となります。

測定表示【ＦＵＮＣ．／ＭＥＡＳ】

Function 1
Record set【▲／▼】

Function 2
Alarm set【▲／▼】

Function 3
Range set

【▲／▼】

【▲／▼】

Function 8
Bias set

Function 4
Date&time

【▲／▼】

【▲／▼】

Function 7
List Print【▲／▼】

Function 6
Memory Card

１５

【▲／▼】

Function 5
Label

第６章

メモリ機能の設定

ここでは、メモリ機能に対する各種設定を行います。
選択画面中に【CANCEL】キーを押すと、登録中以外は測定表示に戻ります。
選択画面中、【▲】／【▼】キーで設定項目を切り換えることができます。
設定項目
F６１
F６２
F６３
F６４

表示

設定内容

Interval
StatusDeleteFormat

記録インターバルの設定を行います。
メモリカードの状態を表示します。
ファイルを選択し、削除します。
メモリカードをＳＰ－１００で使用できるように
フォーマットします。

設定項目の切り換えは下図となります。

Function 6
Memory Card

【ＥＮＴＥＲ】

F61 Memory
Interval【▲／▼】

F62 Memory
Status【ＣＡＮＣＥＬ】
【▲／▼】

【▲／▼】

F64 Memory
Format１６【▲／▼】

F63 Memory
Delete File

６－１．インターバル設定（ F61 ）メモリカードへ記録を行う間隔を設定します。
設定の流れは下図となります。

F61 Memory
Interval【ＥＮＴＥＲ】【ＣＡＮＣＥＬ】

F61 Memory
Interval
1min.
【ＥＮＴＥＲ】

Data
registered① 『F61 Memory Interval』の表示中に【ENTER】キーを１回押します。
② 記録インターバルを【▲】/【▼】キーで設定値を入力します。
設定可能な値は、
・ＯＦＦ
・１分,２分,３分,４分,５分,６分,１０分,１２分,１５分,
２０分,３０分，６０分です。
※ＳＰ－１００本体バージョンによっては、インターバルの設定が異なる場合があります。
③ 【ENTER】キーを押すと登録されます。

１７

注

意

・メモリカード記録インターバルを OFF 以外に設定しても、操作スイッチの【RECORD】を ON にしなければメモリカードへの記録は行われません。
・また、操作スイッチの【RECORD】を ON にしてもメモリカード記録イン
ターバルが OFF の場合にはメモリカードへの記録は行われません。

参考・工場出荷時は、メモリカード記録インターバルはＯＦＦになっています。
・登録終了後に登録内容は保持されます。

１８

６－２．ステータス表示（ F62 ）挿入されているメモリカードの現在の状態を表示します。
ステータス表示の全体の流れは下図となります。
【FUNC./MEAS.】を押すと測定モードに戻ります。

F62 Memory
Status【ＥＮＴＥＲ】【ＣＡＮＣＥＬ】

F62 M.Status
Size
60.0MB【▲／▼】F62 M.Status
Remain58.3MB
【▲／▼】

【▲／▼】

F62 M.StatusFile
3files【▲／▼】F62 M.Status
Remain3day(s)① 『F62 Memory Status』の表示中に【ENTER】キーを１回押します。
②【▲】/【▼】キーで表示内容が変わります。表示内容は、下記の通りです。
・メモリ容量（バイト表示）
・メモリ残量（バイト表示）
・メモリ残量（日時表示）
・ファイル数

注

意・「メモリ容量」はデータを記録するメモリの容量です。メモリの総容量ではありません。
・「ファイル数」は、最大 512 ファイル（512 日分）となります。
Ｆ63 Remain にて、残り保存可能な日数が表示されます。
・「ファイル数」はフォルダやフォルダ内のファイル数は含まれません。
・ファイルがいっぱい（Full of Data）になった場合には、データは上書きされません。
１９

６－３．ファイル削除（ F63 ）挿入されているメモリカードのファイルを選択、削除します。
ファイル削除の全体の流れは下図となります。
削除中・エラー表示中以外で【FUNC./MEAS.】を押すと測定モードに戻ります。

F63 Memory
Delete File
【ＥＮＴＥＲ】【ＣＡＮＣＥＬ】

先頭ファイルへ戻る

F63 M.Delete
Select File050804 .CSV【▲／▼】F63 M.Delete
Select File050805 .CSV【ＥＮＴＥＲ】【ＥＮＴＥＲ】

F63 M.Delete
Really?
050804 .CSV

消去

① 『F63 Memory Delete File』の表示中に【ENTER】キーを１回押します。
② 【▲】/【▼】キーでファイルを選択できます。
③ 選択したファイルを【ENTER】で削除します。
削除後は先頭ファイルが表示され②に戻ります。
④ メモリカードが挿入されていない場合や、記録中のファイルを削除しようとした場合にはエラー表示されます。解除するには【ENTER】または【CANCEL】キーを押してください。
注意
ファイルを選択時に『Searching』と表示される場合がありますが、しばらくお待ちください。

２０

注

意

・削除中にメモリカードを抜いたり、ＳＰ－１００の電源を OFF にしな
いでください。メモリカードまたはメモリカードのデータが破損する恐れがあります。
・記録中のファイルは削除できません。
（エラー表示になります。
）
・パソコンでファイルを作成した場合、ファイル名が正しく表示されな
いことがあります。
・ＳＰ－１００以外で作成したファイルをＳＰ－１００で削除しないでください。誤動作する恐れがあります。

２１

６－４．フォーマット（ F64 ）挿入されているメモリカードをＳＰ－１００で使用できるように
フォーマットします。
フォーマットの全体の流れは下図となります。
実行確認のメッセージを表示中は、【FUNC./MEAS.】を押すと測定モードに戻ります。

F64 Memory
Format【ＥＮＴＥＲ】【ＥＮＴＥＲ】【ＣＡＮＳＥＬ】

F64 Memory
FormatCompleted【ＣＡＮＣＥＬ】

F64 Memory
FormatReally?

F64 Memory
Format【ＥＮＴＥＲ】
10%Complete① 『F64 Memory Format』の表示中に【ENTER】キーを押します。
② 確認メッセージが表示されますので、【ENTER】キーを押します。
やめる場合には【CANCEL】キーを押します。
③ フォーマット処理の進行状況がパーセンテージで表示されます。
④ フォーマットが終了すると完了のメッセージが表示されるので、【ENTER】または【CANCEL】キーを押します。
⑤ メモリカードが挿入されていない場合や、メモリカードへ記録中の場
合にはエラー表示されます。解除するには【ENTER】または【CANCEL】
キーを押します。

注

意・フォーマット中にメモリカードを抜いたり、ＳＰ－１００の電源を OFF にしないでください。メモリカードが破損する場合があります。
・メモリカードへの記録中にフォーマットは行えません。
（エラー表示になります。
）
・ＳＰ－１００以外でフォーマットしたメモリカードを使用しないでください。
誤動作の原因になります。
・パソコンでメモリカードをフォーマットしてしまった場合、必ずＳＰ－１００でフォーマットしてください。フォーマット完了後、一度ＳＰ－１００からメモリカード
を抜いてから、再び挿入しご使用ください。

２２

第７章 パソコンでの使用
７－１．使用方法
メモリカードをパソコンと接続するには以下の方法があります。
●PC カードスロットを装備したパソコン
メモリカードを市販の PC カードアダプターに挿入することにより PC
Card Standard ATA（PCMCIA2.1/JEIDA4.2）に準拠した PC カード（TYPEⅡ）としてご使用になれます。
ノートパソコンなど PC カードスロット（TYPE Ⅱ以上）を装備していれば挿入することによりご使用になれます。

ノートパソコンなど（PC カードスロット装
備）

注

ＰＣカード
アダプタ

メモリカード意

・ご使用の際にはパソコン・オペレーティングシステム・ＰＣカードアダ
プターの各取扱説明書も合わせてご覧ください。

２３

●カードリーダーを使用する
デスクトップ型パソコンなど PC カードスロットを装備していないパ
ソコンでは市販のコンパクトフラッシュカードリーダーをご使用ください。
このご使用方法の場合パソコン側にパラレルポートまたは USB ポートが必要となります。

パソコン（パラレルまたは
USB ポート装備）

注

コンパクト
フラッシュ
カードリーダーメモリカード意・ ご使用の際にはコンパクトフラッシュカードリーダーの取扱説明書も合わせてご覧ください。
・ ＳＰ-１００で使用するメモリカードはパソコンでフォーマットせずにＳＰ-１００でフォーマットしてください。
・ メモリカードのデータファイルはパソコンで削除せず、ＳＰ-１００
で削除してください。
・ データを編集する場合、データをパソコンのハードディスクなどにバックアップを行い、バックアップしたファイルを編集に使用
してください。（メモリカードのデータを編集しないでください）・ データファイルを、Microsoft® Excel など表計算アプリケーション
で読み込む場合は、データをパソコンのハードディスクなどにバックアップを行い、バックアップしたファイルを使用してください。
・ パソコンで編集したファイルをＳＰ－１００で使用しないでください。

２４

第８章 データファイル
データファイルは１日毎に作成されます。既に同じ名前のファイルがある場
合には項目名（ヘッダー）のチェックが行われ、正しければデータが追加されます。項目名（ヘッダー）が異なる場合にはエラーが表示され、メモリカ
ードへの記録は行われません。

注

意・メモリカード１枚に作成できるファイル数の上限は５１２ファイルです。
・パソコンでメモリカードにフォルダやファイルを作成しないでください。作成した場合ファイル数の上限が減るばかりではなく、誤動作の原
因になります。

８－１．ファイル名
ファイル名は西暦下 2 桁・月・日をつなげたもので、”YYMMDD.CSV”の形となります。全て半角文字（1 バイト文字）です。
例：2005 年 8 月 1 日の場合、ファイル名は“050801.CSV”となります。

８－２．内容
先頭行には項目名（ヘッダー）が書かれています。項目名（ヘッダー）は
以下の様に書かれています。

Date,Time,
CH1,Unit,AlmH,AlmL,H,L,CH2,Unit,AlmH,AlmL,H,L,
CH3,Unit,AlmH,AlmL,H,L,CH4,Unit,AlmH,AlmL,H,L,
CH5,Unit,AlmH,AlmL,H,L,CH6,Unit,AlmH,AlmL,H,L,
Comment※見易いように複数行になっていますが、実際には１行に書かれています。バイアスが設定されたチャンネルは、単位に（ＣＡＬ）が保存されます。
温度計測時のデータ例
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/5/12

20:55:00
20:56:00
20:57:00
20:58:00
20:59:00
21:00:00
20:56:10-190.4 C-190.4 C-190.4 C-190.4 C-190.4 C-190.4 C-190.4 C

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

２５

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

-190 C(CAL)-190.2 C(CAL)-190.2 C(CAL)-190.4 C(CAL)-190.2 C(CAL)-190.2 C(CAL)-190.2 C(CAL)

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

・・・・・・・・

項目名の意味とデータの内容は以下の様に書かれています。
フィールド名データ
項目
測定を行った日付です。
１ 測定日付
Date
データは「YYYY/MM/DD」の形です。
測定を行った時刻です。
２ 測定時刻
Time
データは「hh:mm:ss」の形です。
３ センサ番号と種類
CH1
測定値です。
測定値の単位です。
データは温度の場合は「C」、電圧、
電流の場合は、任意に入力した単位
４ 測定値単位
Unitとなります。
「CAL」はバイアス設定を行っていることを示します。
５ 上限アラーム値
AlmH
上限アラーム値です。
６ 下限アラーム値
AlmL
下限アラーム値です。
上限アラームを表す。
７ 上限アラーム
H
データはアラーム ON 時「1」、アラーム OFF 時は「0」です。
下限アラームを表す。
８ 下限アラームL
データはアラーム ON 時「1」、アラーム OFF 時は「0」です。
９ センサ番号と種類
CH2
測定値です。
： ：：１５ センサ番号と種類
CH3
測定値です。
： ：：２１ センサ番号と種類
CH4
測定値です。
： ：：２７ センサ番号と種類
CH5
測定値です。
： ：：３３ センサ番号と種類
CH6
測定値です。
： ：：他のアプリケーションなどでコメ
３９ コメント
Comment
ントとして使用できます。

２６

第９章 トラブルシューティング
９－１．トラブルシューティング
次のような場合には、修理をご依頼される前にもう一度ご確認ください。
下記の対処をしても正常に動作しない場合は、ＳＰ－１００の故障と思われます。ただちに電源を切り、当社またはお買い求めの販売店までご連絡ください。
状 態

メモリカードにデータが書き込まれない

メモリカードのステータスが表示されない点 検 項 目・
【ＲＥＣＯＲＤ】スイッチはＯＮになっていますか。
・メモリカード記録インターバルはＯＦＦになっていませんか。
・メモリカードはセコニック純正品ですか。
・メモリカードは正しく挿入されていますか。
・データファイルの数がいっぱいになっていませんか。
(保存できるファイル数は 512 日分となります)・メモリカードのフォーマットはＳＰ－１００で行いましたか。
・メモリカードはセコニック純正品ですか。
・メモリカードは正しく挿入されていますか。
・パソコンで操作したメモリカードではありませんか。
・メモリカードのフォーマットはＳＰ－１００で行いましたか。

データファイルが削除できない・メモリカードはセコニック純正品ですか。
・メモリカード正しく挿入されていますか。
・そのデータファイルは記録中ではありませんか。
・パソコンで操作したファイルではありませんか。

メモリカードのフォーマットが行えない・メモリカードはセコニック純正品ですか。
・メモリカードは正しく挿入されていますか。
・メモリカードへ記録中ではありませんか。

２７

状 態

Microsoft® Excel で、
データファイルを読見込むと＃NAME？、＃VALUE! などのデータがある。

点 検 項 目+OVER、-OVER などのレンジオーバーのデータは、数式と認識される場合があります。
・処置は、先頭にシングルコーテーション（‘）を付加すると文字データとして、表示することができます。
・詳しくは、お使いのMicrosoft® Excelの説明書をご確認ください。

・尚、前面バネルのディップスイッチの４番をＯＮにす
ると、+OVER、-OVER のデータにシングルコーテーション（’）
が先頭文字に付加されますので、Microsoft® Excelで文字データとして扱われる場合があります。

ON
１

2

２８

3

4

5

6

7

8

９－２．警告メッセージ
測定中や操作中に警告メッセージが LCD に表示されましたら、すみやかに対処を行ってください。
対処を行っても表示される場合は、当社またはお買い求めの販売店までご連絡ください。
警告発生時の表示一覧は下表となります。
ＬＣＤ表示
Checking
Check Remain

要因

対処

メモリカードのチェック中で チェックは数秒で終わりますので、おす。

待ちください。

メモリカードの残量がキー操作により表示は消えます。

１０％以下になりました。

新しいメモリカードと交換するか、不要なデータを削除してください。

Full of Data

メモリカードのデータまた

新しいメモリカードと交換するか、不はファイル数がいっぱいに要なデータを削除してください(保存

なっています。

できるファイル数は 512 日分となります)。

Read Only

Broken File

記録を行うデータのファイ

パソコン上でファイル属性が変更され

ル属性が「読み取り専用」にていますので、「読み取り専用」を解除

なっています。

してください。

記録を行うデータの項目名

該当するデータの削除、またはメモリ（ヘッダー）が異なります。 カードをフォーマットしてください。
UnformatUnknown Card

メモリカードがフォーマッ

ＳＰ－１００を使用しメモリカードをトされていません。

フォーマットしてください。

ＳＰ－１００で使用できる

使用できるメモリカードと交換してく

メモリカードではありませ

ださい。

ん。
No CardＳＰ－１００にメモリカー

メモリカードを挿入してください。

Card R/W Err

メモリカードまたはＳＰ－

当社またはお買い求めの販売店までご１００の故障により読書き

連絡ください。

ドが挿入されていません。

が出来ませんでした。

２９

保 証 書購入製品名
ＳＰ－１００ メモリカードユニット
機体番号
保証期間
お買い上げ日より 1 年間
お買い上げ日
年
お客様
ご住所

月

日

〒

TEL(

)

―

お名前
様
販売店名

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書は、保証規定にもとづき無料修理をおこなうことをお約束するものです。
万一保証期間内に故障が発生した場合には、本書をご提示の上、当社もしくはお買い上げの販売店にご依頼ください。

〒178-8686
東京都練馬区大泉学園町 7-24-14
TEL03-3978-2333(営業)FAX03-3922-2144

保 証 規 定
1.
2.
3.

4.

保証期間内において､取扱説明書､本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には､ご購入店または当社が無料修理させていただきます。
本製品の故障､またはその使用によって生じた直接､間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。
保証期間内においても次の場合には有料修理となります。
(1) 本保証書の提示がない場合。
(2) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(3) お客様での輸送移動中の落下など､お取扱が適当でないために生じた故障および損傷。
(4) 火災､塩害､ガス害､地震､落雷､その他の天変地異､公害や水害､異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
(5) 接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷。
(6) 本保証書に製品名､機体番号の記載がなく､ご住所､お名前､購入先､購入年月日の記載がない場合。
この保証規定は日本国内においてのみ有効です。
※ 修理依頼品および修理完了品の送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。
※ この保証規定は提示した期間､条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです｡従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので､保証期間経過後の修理などについてはお買い上げの販売店､または当社サービス窓口へお問い合わせください。

３０[ご注意] この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

〒178－8686

東京都練馬区大泉学園町 7-24-14

TEL 03-3978-2333（営業）FAX 03-3922-2144

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

http://www.sekonic.co.jp

E-mailrecorder@sekonic.co.jp
2008 年 2 月第 2 版発行
G02097501