微少流量センサー OF-Zの表示型タイプです。

瞬時・積算流量計 OF-WN/OF-WP（パルス出力付）
特長

瞬時流量

電磁式

瞬時値のHOLDが可能● リチウム電池内蔵のため、電源不要

積算流量● 表示部が読みやすい方向に回転・トリップ積算・トータル積算（リセット可） （リセット可）● 瞬時流量と積算流量を１台で表示

仕様
OF05ZAWN

OF10ZAWN

OF05ZZWN

OF10ZZWN

瞬時／積算流量計（パルス出力付）OF-WP

OF05ZAWP

OF10ZAWP

OF05ZZWP

OF10ZZWP

5mm

10mm

5mm

10mm

0.085～0.85 L/min

0.7～5 L/min

0.085～0.85 L/min

0.7～5 L/min

流 体 粘 度：0.8 ～ 2.0mPa･s  

0.05～0.85 L/min

0.35～5 L/min

0.05～0.85 L/min

0.35～5 L/min

流 体 粘 度：2.0 ～ 5.0mPa･s  

0.017～0.85 L/min

0.17～5 L/min

0.017～0.85 L/min

0.17～5 L/min

流 体 粘 度：5.0～200mPa･s  

0.0085～0.85 L/min

0.085～5 L/min

0.0085～0.85 L/min

0.085～5 L/min

瞬時表示 （配管取付条件参照）±2％RD±0.007L/min±2％RD±0.04L/min±2％RD±0.007L/min±2％RD±0.04L/min

口径
流体粘度：0.3～0.8mPa･s

精度保証
流量範囲

精度

計

積算表示 （配管取付条件参照）
測流体±2％RD（配管取付条件参照）

１

冷温水・灯油・軽油・重油

※

流体粘度

範

囲

流体

温度

範

囲

弱酸・弱アルカリ 冷温水・灯油・軽油・重油
0.3～200 mPa･s

0～+60℃（凍結しないこと）

使 用 周 囲 温 度 ･ 湿 度 範 囲

0～+60℃ 35～85%RH（結露しないこと）

保存周囲

温度

0～+60℃

最高

使用圧

力0.5MPa（流体温度20℃のとき）

パルス出力単位（OF-WP型のみ）
圧力損失

10mL/P（標準）（精度保証最大流量時）

4 kPa以下

10 kPa以下力

仕4 kPa以下

最小パルスON 時間：約5ms（ワンショットパルス）

様

10 kPa以下（オープンコレクタパルス相当）
最大負荷：30V DC

楕円ギヤ式

NPN オープンドレインパルス
出接線流羽根車式

瞬 時 ／ 積 算 流 量 計 O F - W N

10mA DC

出力容量 ON 時抵抗：150Ω以下、OFF 時抵抗：100kΩ以上
ケー瞬時

液晶表示
積算ブ

そ(白：＋ / 黒：－)0.04L/min

0.007L/min

0.04L/min

表 示 お よ び 単 位

0.000L/min

00.00L/min

0.000L/min

00.00L/min

最小桁単位

表 示 お よ び 単 位
新の回

間他

転機
範

0.01L
000000.00L

標準2s (ボタンにより設定変更可能：0.5・1・2・3・4・5sから選択)

囲左方向約270° 右方向約50° （ストッパーにより止まった以降は、無理に回転させないで下さい）

配管

接

続保護

構

造

電源

質

量

表示部が床面に対し垂直の姿勢（気体の混入がないこと）
R 1/4

R 1/2

R 1/2

リチウム電池 (電池寿命：約4年 電池交換不可)
約240 g

約260 g

ス

ー

R 1/4

屋内仕様(IPX4相当)

軸流タービン式

勢ロ

0.001L
00000.000L

積算表示のゼロクリア（リセット）機能 トリップ積算機能 瞬時値ホールド機能 積算値・瞬時値の小数点位置変更機能

姿ー0.01L
000000.00L

能付

ケ0.001L
00000.000L

隔取

接 液 部
材
質

ケーブル長：約500mm 2芯 AWG26 外径φ2.40.007L/min

更液晶表示

ル

最 小 刻 み 単 位

約240 g

約260 gPPS

タPPS0リン

グNBR

FKM

シャフト

SUS304SiC●材質記号の詳細については裏表紙参照。 ●必ずお使いになる前に製品仕様書をご確認下さい。 ●粘性単位については裏表紙を参照。
●流体に微粒子状のものが混ざるおそれのある場合には、#80メッシュ以上のフィルターを流量センサーの前に取り付けてください。
●ガソリン計測、水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）、過酸化水素水（オキシドール）、塩酸（強酸系）は不可。
※１：弱酸、弱アルカリ性の流体においては、接液部主要材質の耐食性をご確認下さい。

外形寸法

配管取付条件
87A51.5C

取付姿勢

5270B

指示計

表示部が床面に対し垂直の姿勢（気体の混入がないこと）※銘板が床面に対し水平な姿勢は使用できません。

 単位：mm型式
AB
C

OF0580825OF10901125

直管部
不要

14主な製品の配管取付条件
流量センサーの配管取付条件で特に注意するべき事項をまとめました。
配管取付時には十分注意していただき、ご使用戴きますようお願いいたします。

１．常に満水状態になるように設置してください
１）流量センサーの下流側が大気解放の場合は、吐出口を流量センサーより高くしてください。

h>0２）流量センサーは、エア溜まりの無い場所へ設置してください。
エア溜まり

エア溜まり

2．バルブ等流れを乱すものは流量センサーの下流側へ設置してください
各種制御用弁は、下流側へ設置してください。

3．各種流量センサーの必要直管部について直管部とは、流れの状態を安定させるために流量センサーの上流側（流入側）と下流側（吐出側）に確保するストレート配管の長さを示しています。

L=5D以上L=3D以上L : 直管部D: 口径製品
FMO
VN
OF-Z
OF-W
VNS
ND
NW
MND
NDV

掲載ページ
P  3P  5P11P14P  7P  9P13P15P16

上流側

下流側
不要

5Ｄ以上

３Ｄ以上

22主な製品の取り扱い注意
製品をご使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

１．使用環境・対象流体①接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
②強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
③防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
④直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。

2．配管について①流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
②エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
③流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
④ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
⑤配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
⑥流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
⑦取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。

記号説明
PPFK

M：フッ素ゴム（Fluoro Rubber）

CAC804：青銅鋳物（Bronze casting）

N

B

R：ニトリルゴム（Acrylonitrile-Butadiene Rubber）

P E E K：ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether ketone)

E P D M：エチレンプロピレンゴム（Ethylene propylene Rubber）

P

C：ポリ塩化ビニル（Poly vinyl chloride）

G F - A B S：ガラス繊維入りABS（Glass-Fiber-filled Acrylonitrile Butadiene Styrene）

i：チタン（Titanium）

S a - C o：サマリウムコバルト（Samarium-Cobalt）

VTS：ポリフェニレンサルファイド（Polyphenylene Sulfide）

変 性PPO：ガラス繊維入ノリル（Polyphenylene oxide）

B a - F e：バリウムフェライト（Barium-Ferrite）

P

SUS303：ステンレス（Stainless）

P：ポリプロピレン（Polypropylene）

E T F E：フッ素樹脂（Ethylene-tetrafｌuoro ethylene）

SUS304：ステンレス（Stainless）

CF-POM：炭素繊維入りポリアセタール(Carbon-Fiber-filled Polyacetal or Polyoxymethylene) SUS316：ステンレス（Stainless）
PSi

A：ポリアミド（Polyamide）

SUS316L：ステンレス（Stainless）

C：炭化ケイ素セラミック（Silicon Carbide Ceramics）

S C S 1 6：ステンレス（Stainless）

粘性単位について33
粘［ｍpa・S］＝1［cP］［cSt］＝1［mm /s］/ｓ］ 動粘度［cSt］
［cSt］
＝粘度
［mPa・S］/密度［g/ｃｍ※水の密度
1［ｇ/ｃｍ33］］ 4℃の時4℃の時
粘 度度：：1
1［mPa・S］=1［cP］ 動粘度：1=1［mm＝粘度［mPa・Ｓ］/密度［g/cm］］ ※水の密度：１［g/cm22

当カタログの仕様は、2022年10月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011）642 ｰ 9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154）23 ｰ 7859仙 台 支 店 TEL（022）258 ｰ 1181
青 森 営 業 所 TEL（017）742 ｰ 6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019）646 ｰ 8836
東 京 支 店 TEL（03）5323 ｰ 5352
千 葉 営 業 所 TEL（03）5658 ｰ 1320
大 宮 営 業 所 TEL（048）668 ｰ 0131
新 潟 出 張 所 TEL（025）282 ｰ 5591

名 古 屋 支 店 TEL（052）661 ｰ 5852
金 沢 営 業 所 TEL（076）252 ｰ 1942
静 岡 営 業 所 TEL（054）237 ｰ 7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06）6305 ｰ 9052
広 島 営 業 所 TEL（082）292 ｰ 8289
高 松 営 業 所 TEL（087）851 ｰ 6664
岡 山 営 業 所 TEL（086）207 ｰ 6828
福 岡 支 店 TEL（092）534 ｰ 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099）254 ｰ 7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985）24 ｰ 2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098）860 ｰ 9792
国 際 営 業 部 TEL（052）661 ｰ 5150

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
更新No.
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。
このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.

4.4

MK-SENSOR-030H