WFor Water

面積式流量計FM-PR

Variable area flow meter

中〜大流量対応のパネル取付型流量計
流量調整バルブと警報スイッチ取付可能■■

Panel-mounting type flowmeters for corresponding to the medium amount of flow up to the larger one.
Flow control valve and alarm switch can be installed.

■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PR

液体用For liquid

W

形状
Shape

警報Alarm

流体名Fluids--＊1：スイッチ付不可＊2：特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。
詳細は当社にお問合せ下さい。
＊3：スイッチ横は向かって右側が標準です。
＊4：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ(磁気スイッチは後付のみとなります)＊5：スタンドはPR50のみ対応。
※ 測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※ スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や長さや接点方法等により使用範囲は異なります。
＊1: No switch installation＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
For details, consult us with your specification.
＊3: Std. switch installation is on right as one faces.
＊4: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.Contact B:
Switch is closed as the float falls past the switch. (Magnet switch can beinstalled at the back side only)＊5: For stand mounting, it is mountable only to PR50 type.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S.
However, it varies depending on a scale, size and contact method ofFlowmeter

0123459
規格 Std.
405060801542023

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option--

特殊項目
For specialized item-

B
スタンド付（自立型）With stand (Stand-alone type) ＊5
スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok typeSW
バイトンパッキン Viton packing
FKM02
Rc3/8
Rc1/203
Rc3/404
Rc105
Rc1 1/406
Rc1 1/207
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
BL/min
特殊 For specialized unit ＊2Z1水 Water
特殊 For specialized fluid ＊2
9スイッチ無し With no switch
0
リードスイッチ横A接点（PR40型は不可） With side reed switch of contact A (No PR40 type) ＊3 ＊4
1リードスイッチ横B接点（PR40型は不可） With side reed switch of contact B (No PR40 type) ＊3 ＊4
2
リードスイッチ後A接点 With rear reed switch of contact A ＊4
3
リードスイッチ後B接点 With rear reed switch of contact B ＊4
4
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊4A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊4
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊4C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊4
D
特殊 For specialized alarm ＊2
9パネル前面取付型 ニードルバルブ無し Panel-mounted type with no needle valve
パネル前面取付型 下側ニードルバルブ付 Panel-mounted type with needle valve at lower side
パネル前面取付型 上側ニードルバルブ付 Panel-mounted type with needle valve at upper side
パネル埋込取付型 ニードルバルブ無し Panel-embedded type with no needle valve
パネル埋込取付型 下側ニードルバルブ付 Panel-embedded type with valve at lower side
パネル埋込取付型 上側ニードルバルブ付 Panel-embedded type with valve at upper side
特殊 For specialized shape ＊2

測定範囲 Measuring range (L/min)
0.3〜30.4〜40.4〜50.3〜30.4〜5
1〜101〜152〜203〜30 ＊1
2〜203〜30
4〜50 ＊1
4〜50
10〜100

口径 Connection size

材質 Material

Rc3/8

Rc3/8
Rc1/2

Rc1/2, Rc3/4
Rc1, Rc11/4, Rc11/2

SUS304

W
流量精度 Flow accuracy±5% of F.S.

接点方法 Contact forms ※A接点/B接点 Contact A / Contact B

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※ケーブル長 Cable length50cm(AWG 24)

0〜50℃ (結露なきこと No dewing)※磁気スイッチ仕様は巻末の技術資料をご参照下さい。
For specification about magnetic switch, see technical data at the end of this catalog.

※パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。 FKM packing is optional

面積式流量計

使用環境温度 Ambient operating temperature

規格寸法 Standard dimensions
規格 Std.
40506080L

L1157

130

185

150

210

160

307

235

L2L3102

90

L5L4

B

120 100 15
140 105 10H2839 25 37〔37〕304531145 91 42 56 8155Mx
M4×7204436112 53 35 40【46】102 62 40 42 56

175 145 30

φR φD2 φd38

94

14b1 b2Z〔31〜39〕40〜52

5M4×944〜59

526M5×10T

口径 Connection size

2417

Rc3/82417【15】Rc3/8〔2919【17】Rc1/2【 】寸法は、センサ後付タイプ

35

19

Rc1/2

Parenthetical dimensions are for panel embedded type

38

22

Rc3/4

Bracketed dimensions for sensor at rear type

56

25.5

Rc1, Rc11/4

61

27.5

Rc1 1/2

φD130〜38

60〜84

備考 Remarks〕寸法は、パネル埋込型FM-PR

構造図 Structural drawing
FM-PR
パネル埋込取付型 リードスイッチ横付
Panel-embedded type with side reed switch

OUTTB

L1⑮⑪⑱⑫H

L18-2INH⑩⑨⑦⑥⑤④③②①※14×φdOUT

L4L

b2L2⑱⑬⑫(25)L5L1LB⑭L18-1

φD24×Mx⑪⑯⑭⑩⑨Zb1b1

L32×φD1L4Z

パネルカット ※Panel cut-out

φR

パネルカット ※Panel cut-out

青 Blue（−）L2（＋）
茶 Brown(25)

FM-PR40/50/60
パネル前面取付型 リードスイッチ後付
Panel-mounted type with rear reed switch⑦⑥⑤④③②①b1INT※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。

Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel※1: 取付の際には一時的にハンドルを取り外してください。

FM-PR80
パネル前面取付型 磁気スイッチ付 Panel-mounted type with magnetic switch

Remove valve handle before installing flow meter on panel.

材質 Materials

磁気スイッチ Magnetic switch⑲No.
160〜84
6③④
②①56

IN81

T

⑫42145

4×M5×10235
175

175235

307

⑰ 8-1
⑦⑥
⑤2×φD1
4×φ63030⑱⑪⑯ ⑲⑩⑨

パネルカット ※Panel cut-out

備考 Remarks

材質 Material
SUS316
SUS3043

パッキン Packing

NBR

4ストッパー Stopper

SUS3165 ガイドポール Guiding pole

SUS316

6 フロート Float

SUS304/
SUS316/Ti
耐熱ガラス
Heat resistant glass
AI,PMMA

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

8-2 フロントプレート Front plate
9 サイドプレート Side plate

PMMAクリア Clear

10 ニードルバルブ Needle valve
11 バックプレート Back plate

SUS316

オリフィス Orifice：PEEKPMMA

イエロー Yellow

12 アダプタ Adapter
13 ロックナット Locknut

SUS316

7 テーパー管 Tapered tube
OUT

6

名称 Name of parts
キャップ Cap

2 フィッティング Fitting

オレンジ Orange:＋DC12〜24V
グレー Gray:GND
ホワイト White:OUTPUT

91

液体用

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

仕様 Specifications

8-1 フロントプレート Front plate

AIC3604/Ni-3 ニッケルメッキ Nickel plating

14 リードスイッチ Reed switch

SUS303 他
SUS303, etc.

AWG 2415 ポインター PointerPMMAクリア Clear

16 スイッチプレート Switch plate

ベークライトBakeliteブラック Black (PR40:なし None)

17 ステイボルト Stay bolt

SUS30418 ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

19 磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 etc.

AWG 242023

155