平成 27 年 12 月 4 日
気 象 庁 地 震 火 山 部

お

知 らせ〜「強震波形データ」及び「強震観測報告」の一部データの誤りについて〜
今般、気象庁より提供している「強震波形データ」および「強震観測報告」について、作成時の不十分な確認などが原因となり、掲載しているデータの一部に誤りがあることが分かりました。利用者の皆様にご不便をおかけしました
ことをお詫びいたします。

これまで行った調査で判明した誤りの概要を以下にお示しします。（詳細な内容につきましては別添１をご覧下さい）。

１．「強震波形データ」（１）地方公共団体震度計の波形データ
・一部の波形データＣＳＶファイルに位置情報や波形開始時刻、加速度振幅値の誤りやデータの入れ違いがある。
（２）気象庁震度計の観測点リスト
・一部の観測点において、物理量換算係数（感度）の誤りや移設（新設）情報の不備がある。
２．「強震観測報告」（１）気象庁震度計の波形データ
・誤った物理量換算係数（感度）の利用により、一部の波形データＣＳＶファイルの加速度振幅値に誤りがある。
・一部の波形データＣＳＶファイルに波形開始時刻のフォーマット不正がある。

気象庁では、これらのデータについて修正等した上で、当該資料をご購入いただいた皆様にあらためて提供する予定です（具体的な提供方法・予定時期は別添２をご覧下さい）。今回、利用者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深刻に受け止め、今後の再発防止に万全を期し、正確なデータを提供して参ります。

別添１「強震波形データ」及び「強震観測報告」の誤りについて
これまで行った調査で判明している誤りは以下の通りです。誤りが見つかっている年を含め、今後さらに調査を行う予定です。
１．「強震波形データ」(1)地方公共団体震度計の波形データ
対象ファイル種別

波形データ
CSVファイル（図１参照）

誤りが見つかった項目

誤りの原因とその内容誤りが見つかった
データの発行年誤りが見つかったファイル・観測点

今後調査を行う期間

左記の調査期間中、気象庁管理の値と大きく（0.01度以上）異なるものは以下の２例。

CSVファイルのヘッダー 内容の確認が一部データで不十分だったため、ヘッ部に記載されている観 ダー部に記載されている位置情報が気象庁が管理し測点の位置情報（緯度 ている観測点位置情報と異なっている場合があります経度）（図１参照）。

2013, 2014

CSVファイルのヘッダー 波形データの先頭時刻を入れるべきところに、誤って部に記載されている波 地震波到達時刻を記載しており、結果として波形に付形開始時刻されている時刻が誤っています。

2009

別表①参照
（正しい開始時刻については、現在調査中）

2003年※2〜2014年

A/D変換されたカウント値から加速度振幅に変換する
CSVファイルのデータ部際に誤った物理量換算係数（感度）を使用したため、正の加速度振幅値しい値より約1.2倍大きな値となっています。

2011

・L3111446̲56302.csv（中山町長崎）
これらのデータについては、振幅値を1.216で除すれば正しい値となります。

2003年※2〜2014年

CSVファイルのデータ部 データの確認が不十分であったため、誤って別観測点の波形データの波形データが入っています。

2011

2003年

※2〜2014年

・N9200225̲58004.csv（高萩市下手綱）※1
正しくは、36.7320, 140.7107
・OB222208̲70023.csv（長野市豊野町豊野）※1
正しくは、36.7087, 138.2855

2003年

※2

・L3111446̲58012.csv（城里町石塚）
データ部に同じ地震の高萩町本町観測点のデータが入っています。

〜2014年(2)気象庁震度計の観測点リスト
対象ファイル種別

誤りが見つかった項目

誤りの原因とその内容誤りが見つかった
データの発行年誤りが見つかった観測点・期間

今後調査を行う期間

・多機能型地震計のうち、８観測点（別表②‑A参照）
・2012年全ての期間
2012
正しい感度は以下のとおりです。
（誤）0.0002441gal/digit→（正）0.0003576gal/digit※3

多機能型震度計.csv※4
HEX̲CODE.txt※5

多機能タイプ※6
多機能フラグ

2004年から、感度が従来の震度計とは異なる多機能型地震計の整備を開始しました。また、多機能型地震計はメーカーおよび整備年度によっても感度が異なるため、観測点によって異なる複数の感度が存在する状
況となりました。
これらの、観測点の機器更新や移設に関する履歴の把握や、データ取得方法の変更に伴う感度の変更の把握、観測点リスト作成時の確認が不十分だったた
め、感度特定のために示している多機能タイプ、多機能フラグに誤った値を記載していました。

・多機能型地震計のうち、１３観測点（別表②‑B参照）
・2012年〜2014年全ての期間
2012〜2014
正しい感度は以下のとおりです。
（誤）0.0002441gal/digit→（正）0.0003906gal/digit
・多機能型地震計のうち、９２観測点（別表②‑C参照）

2013, 20142004年

※7〜2014年・2013/6/5〜2014/12/31の期間
正しい感度は以下のとおりです。
（誤）0.0003906gal/digit→（正）0.0002441gal/digit・2013/3/16〜2013/6/4の期間
正しい感度と誤った感度のデータが混在しており、詳細は現在調査中。

多機能型震度計.csv

観測点の未掲載

リスト作成時の確認が不十分だったため、一部の航空気象官署に設置されている多機能型観測点が観測点リストに掲載されていません。

2010, 2011

誤りの原因とその内容誤りが見つかった
データの発行年・多機能型地震計のうち、７観測点（別表②‑D参照）
・2010〜2011年発行の観測点リスト

２．強震観測報告
対象ファイル種別

誤りが見つかった項目

一部の多機能型地震計について、データ取得方法のCSVファイルのデータ部 変更に伴う感度変更が反映されておらず、誤った感度の加速度振幅値で物理量に換算したことにより、加速度振幅値が正しい値より1.6倍大きくなっています。
波形データ
CSVファイル（図２参照）

2013

誤りが見つかった
ファイル・観測点と期間
別表③参照
これらのデータについては、振幅値を1.600で除すれば正しい値となります。

今後調査を行う期間

2004年※7〜2014年

2014年版の以下を除く全ての波形ファイル
CSVファイルのヘッダー 2014年版の作成に使用した作業プログラムのバグによ
部の波形開始時刻
り、波形開始時刻の秒の一の位が欠落しています。

O314D071.csv, O80696F1.csv
OC265881.csv

2014※1：日本測地系※2：地方公共団体の波形の提供は2003年から実施※3：多機能型地震計のタイプ、感度（履歴）が記載された観測点リスト※4：全観測点（多機能型地震計観測点とそれ以外の震度観測点）の感度（履歴）や移設情報が記載された観測点リスト※5：多機能型地震計のタイプを表す記号※6：多機能型地震計の感度を表すフラグ※7：従来の地震計と異なる感度の多機能型地震計は2004年から展開

これらのデータは必ず正10秒から記録されるた
め、一の位に「０」を追加すれば正しい時刻となります。（図２参照）
例） （誤）１ → （正）１０

調査終了

別添２

修正データ提供の方法と予定時期
１．「強震波形データ」（１）地方公共団体震度計の波形データ
・2013〜2014 年分データにつきましては、本年度末を目処に確認と修正を行い、修正済み地方公共団体データをディスクに収録して、利用者の皆様に配布いたします。
・2003〜2012 年分データにつきましては、来年度以降１〜２年程度の期間をかけてデータの確認と修正を行い、上と同様に利用者の皆様に配布いたします。
（２）気象庁震度計の観測点リスト
・気象庁の多機能型地震計観測点について、2004 年以降の物理量換算係数（感度）の変更履歴と提供している観測点リストの照合調査を実施し、本年 12 月末を目処に調査結果を気象業務支援センターのホームページに掲載し、利用者の皆様にお知らせします。
・1996 年以降の気象庁観測点（多機能型地震計観測点とそれ以外の震度観測点）について物理量換算係数と位置情報の変更履歴と観測点リストの照合調査を実施します。調査結果は本年度末を目処に気象業務支援セン
ターのホームページに掲載し、利用者の皆様にお知らせします。

２．「強震観測報告」（１）気象庁震度計の波形データ
・2013 年版と 2014 年版のデータについて、本年度末を目処に確認・修正作業を行い、修正版については利用者の皆様に配布いたします。
・2004〜2012 年について、同様の誤りがないか来年度以降１〜２年程度の期間をかけて調査し、誤りがあれば修正版を作成し、利用者の皆様に配布いたします。

別表①（波形開始時刻に誤りのある波形ファイル）
2009年
ファイル名
J8110507̲70104.csv
J8110507̲72004.csv
J8110507̲72006.csv
J8110507̲72007.csv
J8110507̲72008.csv
J8110507̲72009.csv
J8110507̲72010.csv
J8110507̲72012.csv
J8110507̲72014.csv
J8110507̲72016.csv
J8110507̲72017.csv
J8110507̲72018.csv
J8110507̲72019.csv
J8110507̲72031.csv
J8110507̲72034.csv
J8110507̲72036.csv
J8110507̲72040.csv
J8110507̲72046.csv
J8110507̲72047.csv
J8110507̲72048.csv
J8110507̲72049.csv
J8110507̲72051.csv
J8110507̲72052.csv
J8110507̲72066.csv
J8110507̲72068.csv
J8110507̲72069.csv
J8110507̲72070.csv
J8110507̲72074.csv

観測点名称
泰阜村役場
下田市中
東伊豆町稲取
河津町田中
南伊豆町下賀茂松崎町宮内
西伊豆町仁科伊豆の国市長岡
沼津市戸田
函南町平井
伊豆の国市四日町
伊豆の国市田京
伊豆市市山
長泉町中土狩
静岡葵区追手町県庁
静岡葵区追手町市役所
焼津市本町
藤枝市岡部町岡部
焼津市宗高
御前崎市白羽牧之原市相良
吉田町住吉
島田市金谷河原掛川市西大渕
静岡菊川市赤土
静岡菊川市堀之内
掛川市三俣
磐田市福田

別表②（観測点リストで感度に誤りのある、もしくは未掲載の震度観測点）
A
2012年
HEXコード
観測点名称
D54
札幌中央区北２条
E06
仙台宮城野区五輪E30
岐阜市加納二之丸
E34
名古屋千種区日和町
E62
千葉中央区中央港
EAF
京都中京区西ノ京
EBC
大阪中央区大手前
EC1
和歌山市男野芝丁B
2012〜2014年
HEXコード
観測点名称
BEB
千葉美浜区ひび野BEC
浦安市日の出
BED
東京墨田区横川BEE
東京江東区青海BEF
東京新宿区西新宿
BF0
東京港区海岸
仙台空港
DF1
DF5
新潟空港
E44
中部国際空港E66
成田国際空港EBE
関西国際空港
ECD
広島空港
F28
高松空港

C
2013/3/16〜2014年
HEXコード観測点名称
BE1
標津町古多糠
BE3
礼文町上泊埼BE4
南相馬市鹿島区栃窪
BE5
相模原緑区若柳BE6出雲市坂浦町BE7
萩市見島宇津
BE9日南市北郷町大藤
BEA
北大東村黄金山
C81
稚内市恵北
C84
北竜町竜西
C88
遠軽町丸瀬布金湧山
C8B
島牧村江ノ島C8C
八雲町上の湯C8D
知内町小谷石C90
平取町仁世宇C92
足寄町上螺湾C93
幕別町忠類明和
C96
厚岸町尾幌
C97
芦別市旭町
C98
羅臼町春日
C9C
むつ市大畑町奥薬研
C9D
五所川原市太田
C9F
深浦町長慶平CA1
男鹿市男鹿中CA2
秋田美郷町六郷東根
CA5
花巻市大迫町CA6
大船渡市猪川町
CA8
山形金山町中田CA9
鶴岡市温海川
CAB
仙台青葉区大倉CAE
川内村下川内CB0
柳津町大成沢CB4
阿賀野市畑江CB6
上越市中ノ俣
CB7
魚沼市米沢
CB8
那須塩原市蟇沼
CB9中之条町日影
CBE
飯能市苅生
CBF
長柄町大津倉CC1
小田原市久野CC2
下田市加増野CC7
泰阜村梨久保
CC8
立山町吉峰
CC9
輪島市舳倉島CCB
羽咋市柳田町
CCD
福井美浜町新庄
CD0
白川町黒川
CD1
豊田市大洞町CD2
田原市石神町CD3
伊勢市矢持町
CDA
東近江市君ヶ畑町
CDB
京丹後市弥栄町吉沢
CDF
みなべ町土井CE1
兵庫香美町香住区三川CE4
倉吉市岩倉長峯
CE7島根美郷町君谷
CE8
益田市匹見町石谷
CEA
呉市倉橋町鳶ヶ巣
CED
坂出市王越町
CEF
香美市物部町神池
CF3
大洲市豊茂
CF7
玉名市築地
CFC
国東市国見町西方寺
CFD
臼杵市乙見
D00
天草市本町
D02
宮崎都農町川北
D03
串間市奈留
D04
伊佐市大口山野
D06
鹿児島市下福元
D08
屋久島町口永良部島池田
D09
西之表市住吉
D0A
鹿児島十島村中之島徳之尾
D0C龍郷町屋入
D0D
天城町当部
D0E
伊平屋村我喜屋
D0F
国頭村奥
D11
久米島町山城D13
多良間村塩川
D14
石垣市新川
D17
八戸市島守
D1C
三木市細川町
D1D
北広島町都志見D1E
福岡早良区板屋
D21
愛媛鬼北町成川D23
小笠原村母島D25
粟国村浜D26
宮古島市城辺福北
D27
竹富町黒島
D28
竹富町波照間D2A
銚子市天王台D2B
浜松北区滝沢町
D2C
浦河町野深

D
2010、2011年
HEXコード
観測点名称
緯度
仙台空港
38.1379
DF1
DF5
新潟空港
37.9530
E44
中部国際空港34.8635
E66
成田国際空港35.7747
EBE
関西国際空港34.4335
ECD
広島空港
34.4395
F28
高松空港
34.2182

経度 運用開始日
140.9278
2008/4/1
139.1095
2009/6/1
136.8143
2008/4/1
140.3823
2008/4/1
135.2384
2008/4/1
132.92112009/6/1
134.0172
2009/6/1

上記観測点の感度は0.0003906gal/digit
ただし、仙台空港については2011/4/21〜2011/6/30の間のみ感度は0.0003576gal/digit別表③（誤った物理量換算係数（感度）を利用したことにより、加速度振幅値が誤っている多機能型地震計）
振幅値誤りの期間と、該当する観測点
2013年3月29日〜6月8日（一部正しいデータあり※）

2013年8月4日〜12月31日

2013年9月13日

HEXコード 観測点名称

HEXコード 観測点名称

HEXコード 観測点名称

C81
C92
C93
C96
C98
C9C
C9D
C9F
CA1CA2CA5CA6CA8CA9CAB
CAE
CB7CB8CB9CBE
CBF
CC1CC2CC8CCB
CE7CEA
D13
D17D1CD26D28D2A
D2C

BE1BE3BE4BE5CAE
CB8

稚内市恵北
足寄町上螺湾
幕別町忠類明和
厚岸町尾幌
羅臼町春日
むつ市大畑町奥薬研
五所川原市太田
深浦町長慶平男鹿市男鹿中秋田美郷町六郷東根
花巻市大迫町
大船渡市猪川町
山形金山町中田
鶴岡市温海川
仙台青葉区大倉
川内村下川内魚沼市米沢
那須塩原市蟇沼
中之条町日影
飯能市苅生
長柄町大津倉小田原市久野下田市加増野
立山町吉峰
羽咋市柳田町
島根美郷町君谷
呉市倉橋町鳶ヶ巣
多良間村塩川八戸市島守
三木市細川町
宮古島市城辺福北
竹富町波照間銚子市天王台
浦河町野深

標津町古多糠
礼文町上泊埼南相馬市鹿島区栃窪
相模原緑区若柳

川内村下川内那須塩原市蟇沼

（※）ただし、以下の地震波形は正しい値となっており、振幅値を1.600で除する必要はありません。
地震波形
地震名補足
ファイル名
2013年4月13日 05時33分17秒
N413D1C1.csv
N413CE71.csv、N413CEA1.csv は1.600で除する必要
淡路島付近の地震があります。
2013年4月21日 19時27分32秒
N421CA91.csv
福島県会津の地震
2013年5月18日 14時47分59秒
N518CA21.csv
福島県沖の地震
N518CA51.csv
N518CA61.csv
N518CA81.csv
N518CA91.csv
N518CAB1.csv
N518CAE1.csv
N518CB81.csv
N518CBF1.csv
N518D171.csv
2013年6月4日 17時33分21秒
N604CAB1.csv
福島県沖の地震
N604CAE1.csv
2013年6月5日 09時36分29秒
N605CAE1.csv
N605CAB1.csv は1.600で除する必要があります。
福島県浜通りの地震

図１

地方公共団体震度計波形データCSVファイル（誤り例）

ヘッダー部

SITE CODE= 70023 長野市豊野町豊野,,
LAT.= 36.7508 ,,観測点緯度経度（日本測地系）
LON.= 138.2366 ,,SAMPLING RATE= 100Hz,,
緯度経度の誤り
UNIT = gal(cm/s/s),,
波形開始時刻INITIAL TIME = 2014 11 22 22 08 10,,
（波形先頭時刻）
NS,EW,UD
0.035057574,-0.000955405,0.020965553
0.065731194,0.023888186,0.035941406
0.052584017,0.019109629,0.048920692
0.018989324,-0.031531424,0.039936142-0.013147176,-0.056375015,0.032946556-0.043820796,-0.034397639,0.051917144-0.049662943,0.004777024,0.056908561-0.004381611,0.017198819,0.046924125
0.01606825,0.016243415,0.046924125（加速度データファイルフォーマット）
１行目：観測点コード………
２行目：観測点の緯度データ部（加速度値）（例）正しくは36.7087
138.2855

３行目：観測点の経度
４行目：サンプリング周波数
５行目：データの単位
６行目：データ開始の時刻 (左から、年 月 日 時 分 秒）
７行目：成分名
８行目以降：データ（左から、７行目の成分の順に並んでいる）

図２

気象庁震度計波形データCSVファイル（誤り例）

ヘッダー部

SITE CODE= BCA古殿町松川横川,36.6400,140.9383,48,4.2,41640.9856944, 11.66, 20.00
LAT.= 37.0909
観測点緯度経度（世界測地系）
LON.= 140.5611
SAMPLING RATE= 100Hz
UNIT = gal(cm/s/s)
波形開始時刻（波形先頭時刻）
INITIAL TIME = 2014 01 01 23 39 20
NS,EW,UD
0.001,-0.001,0.000
0.003,-0.000,-0.002
0.004,0.000,-0.003
秒の一の位の０が欠落している
0.002,0.002,-0.001
この例では (誤)2 → （正）200.000,0.002,0.000（一秒の位には常に0が入る）-0.001,0.000,0.000-0.001,-0.001,-0.002
0.000,-0.001,-0.003
0.001,0.000,-0.002（加速度データファイルフォーマット）………
１行目：観測点コード
データ部（加速度値）

２行目：観測点の緯度
３行目：観測点の経度
４行目：サンプリング周波数
５行目：データの単位
６行目：データ開始の時刻 (左から、年 月 日 時 分 秒）
７行目：成分名
８行目以降：データ（左から、７行目の成分の順に並んでいる）