Lumitester Smart y LuciPac A3/Pen

Gestión de la higiene más inteligente utilizando la aplicación

Esta Guía rápida explica la medición necesaria para vincular un smartphone y/o tableta con elproducto.
La medición también se puede hacer utilizando solo el dispositivo y el LuciPac A3/Pen.
Para medición por medio de la conexión a un PC o utilizando solo el dispositivo, consulten el
Manual de usuario.

2 Configuración
Cómo colocar las pilas y ENCENDER/APAGAR Bluetooth
El compartimento para las pilas y el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del Bluetoothestán debajo de la tapa. La configuración de fábrica del interruptor Bluetooth es APAGADO.

Utilizar la aplicación (gratuita)

Para abrir/cerrar la tapa de las pilas
 Conectar a un smartphone o tablet.

 Utilizar la aplicación especializada“Lumitester”.

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/
e/support/dl/smart

Número de visualizaciones

10 veces

Personalizar

veces

Fecha de prueba : 2019.01.23.09:00
Medidor : User Name
- Valor de referencia 1 (Aprobado) 200--- Valor de referencia 2 (Atención) 400

10 veces

Número de visualizaciones

Aprobado

Personalizar

veces

ImprimirExportar

 Abra la aplicación y siga las instrucciones en lapantalla para configurarla.

Interruptor deENCENDIDO/APAGADO
del Bluetooth

Cuchillo
5 veces

Cuchillo
5 veces Descargue la aplicación en su
smartphone o tablet por mediodel código QR o la URL.

 Presione "EMPUJAR" para montar el soporte.
 Presione la marca debajo de la tapa de las pilas para extraerla.

StartFecha de prueba : 2019.01.23.09:00
Medidor : User Name
Introduzca su correo electrónico

- Valor de referencia 1 (Aprobado) 200--- Valor de referencia 2 (Atención) 400

Compartimentopara las pilas

Aprobado

Introduzca su contraseña

Iniciar sesión¿Olvidó la contraseña?

 Coloque de nuevo en su sitio la tapa de las pilas cuando haya completado la operación.
Imprimir

Guía rápida
Esta Guía rápida está diseñada para que incluso usuarios que
utilicen por primera vez el Lumitester Smart y el LuciPac A3/Pen
puedan entender cómo usarlo y disfrutar de su comodidad.
Para las instrucciones y precauciones de uso de los reactivos y elinstrumento, por favor consulten los manuales correspondientes.

ExportarStart

 Los resultados del test se almacenan
en la nube y se pueden consultar
desde distintos dispositivos.

 Cuando aparezca la pantalla de conexión aldispositivo, enciéndalo.

Coloque dos pilas alcalinas nuevas tipo AA o dos
pilas AA de níquel-hidruro cargadas, prestando
atención a la polaridad.

Si el Bluetooth no está ENCENDIDO, enciéndalo
en la pantalla de configuración.

ENCENDER/APAGAR el Bluetooth
Conectar Lumitester

1Para vincular la aplicación con un smartphoney/o tablet, coloque el interruptor en modo
ENCENDIDO.
El símbolo de Bluetooh ENCENDIDO
aparecerá en la pantalla.

Contenidos

Seleccione el Lumitester para conectar. Si se ha conectado elLumitester anteriormente, se podrá seleccionar de la lista de puntos
emparejados. Para conectar un nuevo Lumitester, actualice elLumitester desconectado y seleccione uno.

Lumitester emparejadoPrecaución
1 correa

1 Lumitester Smart

1 cable USB

3 cepillos de limpieza

1 Guía rápida

4 Verificar el resultado con la aplicación Presione y mantenga presionado el botón deencendido del aparato por un tiempo.

 El resultado de la medición se envía
automáticamente del dispositivo al
smartphone o tablet y se muestra en el puntode test de la aplicación Abra la aplicación, seleccione el punto del test,
y comience la medición.

• Las bandas de radiofrecuencia y métodos de comunicación que se pueden utilizarcambian dependiendo del país. En algunos países, puede ser obligatorio registrar su
dispositivo inalámbrico. Consulte la siguiente página web para saber en qué países sepuede utilizar el Bluetooth.
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart
Si su país no aparece en la lista, coloque el interruptor en modo APAGADO.
• El Bluetooth no se puede utilizar para conectar el aparato a un PC. Para ello utilice elcable USB.

2 pilas alcalinas tamaño AA(para verificar operación)

3 Cómo realizar una prueba de hisopo

5Precauciones para uso seguro y apropiado• Este dispositivo está diseñado para pruebas de hisopo de ATP. No utilice el instrumento
con ningún otro fin.
Por favor, lea detenidamente para el uso apropiado del dispositivo.
La sección "Precauciones de uso" debe leerse detenidamente antes de utilizar eldispositivo. Los mensajes de precaución que se muestran aquí se refieren a temas deseguridad importantes además de fallos y errores de funcionamiento.

 Realice la prueba de hisopo.
(Para más detalles del "LuciPac A3/Pen",consulte el manual) Si se configura un valor de referencia en elpunto de prueba, es posible determinar
inmediatamente si el resultado pasa o no.

Resultado de prueba

Precaución El uso inadecuado del producto puede dar lugar a lesiones y daños.
Prohibido

Indica lo que NO se debe hacer cuando se utilice el dispositivo.

Cuchillo
Fecha de prueba : 2019.01.23.09:00
Medidor : User Name

Precaución

Aprobado

Valor de referencia 1 (Aprobado) 200
Valor de referencia 2 (Atención) 400

 Abra la cámara de medición e introduzca el"LuciPac A3/Pen".
CuchilloStart Una gráfica se muestra automáticamente en
cada punto de prueba.

Aprobado Cierre la tapa de la cámara de medición ypresione START.
La medición comienza. El resultado de la
medición se muestra después de la cuenta
atrás.

User ID La tasa de tests pasados y la gráfica de cadapunto de prueba se pueden comprobar en elmodo de análisis de la aplicación.

Índice de aprobados

Punto de prueba A

Punto de prueba B

Pass rate (Punto de prueba E)
Punto de prueba C

Punto de prueba D

Punto de prueba E

 Extraiga el "LuciPac A3/Pen" cuando finalice lamedición.
Cuando no se extrae el LuciPac A3/Pen de lacámara de medición, la alarma de error
continúa sonando.
Respete las regulaciones de su gobierno local
para desechar el LuciPac A3/Pen.

Crear cuenta

Coloque las pilas La aplicación refleja
automáticamente el resultado deltest. Las tendencias pasadas seentienden fácilmente.

* Las pantallas de la aplicación se están desarrollando.

nicOrgant
solve

Será necesario que se registre la primera vez
que utilice la aplicación.
Los usuarios ya registrados pueden iniciar
sesión con su ID y contraseña.

 Seleccione el número de serie del dispositivo enla pantalla de la aplicación.
Permite la sincronización automática de fecha yhora, además de asignar fecha y hora a las
mediciones.

 Cuando se ha establecido la conexión, BLE
aparece en el indicador de estado.
 Cuando aparece la pantalla de inicio, elsmartphone/tablet y el dispositivo están listos
para ser usados.
Para más detalles de la aplicación, consulte la sección Ayuda dentro de la aplicación.

6 Servicio postventa
Garantía
El periodo de garantía de Lumitester Smart es de un año desde la fecha de compra. Sinembargo, en los estados miembro de la UE donde la directiva 1999/44/EC esté en vigor,
serán dos años desde la fecha de compra.
Para confirmar la fecha de comienzo de la garantía, por favor conserve los documentos
que puedan validar la fecha de compra (como la factura de envío).
Si se presenta un error de funcionamiento durante el periodo de garantía, realizaremos
una reparación gratuita o proporcionaremos piezas de repuesto.
Sin embargo, la compensación se limita a errores de funcionamiento que surjan dedefectos en el material del aparato o durante su fabricación.
Además, por favor tenga en cuenta que los siguientes no quedan cubiertos incluso
durante el periodo de compensación.
 Cuando no existe un documento o registro que pueda validar la fecha de compra.

No desmonte omodifique la unidad.
Podría causar fuego,descarga eléctrica ofallos.

No tocar con las manos
mojadas.
Podría causar descarga
eléctrica o fallos.

No empuje ni frote lapantalla o el panel deoperación con objetos
duros o cortantes.
Podría causar lesiones ofallos.

No utilice pilas que nosean las especificadas(pilas alcalinas AA o pilas
AA de níquel-hidrurocargadas).
Podría causar fuego,
lesiones o fallos.

No utilice disolventes
orgánicos para limpiar
el dispositivo.
Podría causar fuego,
descarga eléctrica ofallos.

Extraiga las pilas cuando
se vaya a almacenar el
instrumento durante unlargo periodo de tiempo.
De lo contrario, el líquido
podría fugarse y explotar.

No utilice o almacene eldispositivo en lugares
expuestos a luz del sol
directa, polvo, y/otemperaturas
altas/humedad.
Podría causar fuego ofallos.

No coloque el dispositivo
en lugares donde latemperatura sea elevada(cerca de un fuego, cerca
de una fuente de calor, obajo la luz directa del sol).
Podría causar fuego,quemaduras o fallos.

 Independientemente de si existe o no un defecto, la pérdida de contenidos delregistro como resultado de no poder mostrar o cargar en un PC los datos oconfiguración de la memoria.
 Cualquier fallo o daño, o cualquier otra pérdida sufrida a raíz de operar o utilizar eldispositivo contrariamente a como se describe en el manual de instrucciones, el uso
sin cuidado, la modificación o cualquier otra remodelación del aparato, o los efectosde un desastre natural.
El alcance de la indemnización por fallo de este aparato está limitado a la indemnización
cubierta en esta sección de garantía. La indemnización por cualquier otra pérdida o daño
incluyendo la pérdida o daño indirecto o especial no se incluye en el alcance de laindemnización.
Por razones de mejora de rendimiento, las especificaciones podrían cambiar sin previoaviso.

Publicado por:

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/2019.01 59-2759-0