フィリピン Burgos での GOSAT-2 検証のためのライダー観測の開始
Launch of lidar observations at Burgos in the Philippines for GOSAT-2 validation
内野修 1), 酒井哲 2), 泉敏治 2), 永井智広 2), 森野勇 1),ジェリー・バグタサ 3),
ヴォルテェア・ヴェラツコ 4)
Osamu Uchino1), Tetsu Sakai2), Toshiharu Izumi2), Tomohiro Nagai2), Isamu Morino1), Gerry
Bagtasa3), Voltaire A. Velazco4)1)国立環境研究所
2)気象研究所
3)フィリピン大学 4) ウロンゴン大学
1) National Institute for Environmental Studies, 2) Meteorological Research Institute3) University of the Philippines, 4) University of Wollongong Australia
Abstract
For the Greenhouse gases Observing SATellite-2 (GOSAT-2) product validation, we had beendeveloping a two-wavelength (532 and 1064 nm) polarization (532 nm) and Raman (607 and 660nm) lidar that is capable of observing vertical profiles of aerosols, thin cirrus clouds and watervapor (nighttime only) at National Institute of Environmental Studies (NIES) until September 2016.
The lidar was installed in a container which includes a high-spectral resolution Fourier Transform
Spectrometer (FTS). The container was transported to Burgos (18.53°N, 120.65°E) in thePhilippines in December 2016. We assembled and adjusted the lidar system in January andFebruary and started lidar observations from March in 2017. The first observational result ispresented.
１．はじめに2009 年 1 月に打ち上げられた温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT、いぶき）は、これまで約 8 年間のデータの取得に成功している。GOSAT およびその後継機である GOSAT-2 搭載のフーリエ変換分光計（TANSO-FTS）で観測された短波長赤外スペクトルから導出される CO2 と CH4 の乾燥空気に対するカラム平均濃度（XCO2、XCH4）1)などのプロダクトに影響を及ぼす可能性のあるエアロゾルや雲の高度分布などを観測するための 2 波長偏光ラマンライダーを開発し、プロダクト検証のための主測器である高スペクトル分解能フーリエ変換分光計を格納した同じコンテナに搭載した 2)。このコンテナをフィリピンの Burgos (18.53°N, 120.65°E)に移設し、組み立て・調整を行った後、2017 年 3 月から観測を開始したので報告する。
２．移設・組み立て・観測開始
コンテナは 2016 年 12 月に Burgos3)に移設された（Fig.1）。2017 年 1〜2 月にかけて、このコンテナの中や屋上で、分解・輸送されたライダー部品の組み立て・調整を行い、2017 年 3 月から観測を開始した（Fig.2）。このライダーは 2 波長（532nm、1064 nm）偏光（532 nm）ラマン（607 nm、660 nm）ライダーで、エアロゾルや薄い巻雲の光学特性の他に、夜間には水蒸気の観測も可能である。
このライダーを用いて 2017 年 3 月 1 日から 16 日にかけて連続観測を行った。その結果を Fig.3 に示している。高度 4 km 以下にエアロゾルや積雲が、高度 11－17 km に巻雲が観測されている。Fig.4 に
3 月 8 日 21－24 時のエアロゾルの光学特性および水蒸気の高度分布を示す。高度 4 km 以下に濃いエアロゾル層が分布していたことが分かる。また、高度 5-10 km の水蒸気混合比はほぼゼロで乾燥しており、エアロゾルもほとんど存在していないことが分かる。
３. 終わりにこの濃いエアロゾル層の起源などについて解析して行く予定である。また、4〜9 月の間は昼間太陽が真上に来るために観測を中止しているが、9 月中旬以降に観測を再開する予定である。
謝辞 観測装置用の敷地や電力などを提供しているフィリピンの Energy Development Corporation に感謝の意を表する。
参考文献 1) Yoshida et al., Atmos. Meas. Tech., 6, 1533(2013). 2) 内野他,第 34 回レーザセンシングシン
ポジウム予稿集, 150(2016). 3)Velazco et al., Clim. Dis. Dev. J., doi:10.18783/cddj.v002.i02.a01, 2017.

Fig.1 TCCON FTS and lidar site at Burgos, Philippines.

Fig.2 Launch of lidar observation
at Burgos.

Fig.3 Time-altitude cross sections of backscattering ratio (left) and total volume depolarization
ratio (right) at 532 nm over Burgos for 1-16 March 2017.

0101010BAEDEPpLR

5001020
Backscattering Ratio

Sonde
Lidar

Altitude (km)Altitude (km)

R1064
R532

Altitude (km)Lidar Ratio (sr)20 40 60 80 100

55000510Particle Depolarization
Ratio (%), BAE

01020
H2O Mixing Ratio(g/kg)

Fig.4 Vertical profiles of backscattering ratios at 1064 nm (R1064) and 532 nm (R532) (left),backscatter-related Angstrom exponent (BAE), particle depolarization ratio (DEPp), lidar ratio (LR)(center) and water vapor mixing ratio measured by lidar and radiosonde at Laoag (right) overBurgos on 8 March 2017.