微少流量センサー OF-Zは各種液体の計測に適し、微少流量を精度よく測定出来る流量センサーです。

微少流量センサー OF-Z
電磁式

特長
● 優れた再現性● 粘性のある流体計測が可能● 灯油や重油の燃料制御に最適

仕様
型   式

口

径

接線流羽根車式

OF05ZAT-AR/MR

OF10ZAT-AR/MR

OF05ZZT-AR/MR

5mm

10mm

5mm

10mm

0.085～0.85 L/min

0.7～5 L/min

0.085～0.85 L/min

0.7～5 L/min

流 体 粘 度：0.8～2.0mPa･s  

0.05～0.85 L/min

0.35～5 L/min

0.05～0.85 L/min

0.35～5 L/min

流 体 粘 度：2.0～5.0mPa･s

0.017～0.85 L/min

0.17～5 L/min

0.017～0.85 L/min

0.17～5 L/min

流体粘度：5.0～200mPa･s  0.0085～0.85 L/min

0.085～5 L/min

0.0085～0.85 L/min

0.085～5 L/min

流体粘度：0.3～0.8mPa･s
精度保証
流量範囲
精度

計

測流体

1※流体

粘度

範囲流体

温度

範囲

高使

用

圧

電圧パルス出力・NPNオープン
コレクタパルス
出力いずれかをご注文時に選択パ

楕円ギヤ式



出力仕様

電圧パルス
出力（Z□T－AR）

パルス仕様

NPNオープンコレ
クターパルス出力（Z □ T－MR）

ル－10～+70℃（凍結しないこと）－10～+70℃ 35～85%RH（結露しないこと）
0.5MPa（流体温度20℃のとき）
4kPa以下

10kPa以下

4kPa以下印加電圧
3V DC
12V DC
24V DC

負荷抵抗 10kΩ以上
デューティー比 2：8＜ON：OFF＜8：2

10kPa以下
High2V DC以上
10V DC以上
20V DC以上

Low
1V DC以下

ケ ー ブ ル

リード線長：約480mm 3芯 AWG26 フラットケーブル

パルス仕様

最大負荷：24V DC 6ｍA DC デューティー比 2：8＜ON：OFF＜8：2

ケ ー ブ ル

2.5 mL/P

0.46 mL/P

2.5 mL/P

最大周波数 （精度保証最大流量時）

約31Hz

約34Hz

約31Hz

約34Hz

最約6.5 ms

約6 ms

約6.5 ms

約6 ms

パルス

定O

N数

リード線長：約600mm 4芯 AWG26 フラットケーブル
0.46 mL/P

小ス

弱酸・弱アルカリ 冷温水・灯油・軽油・重油
0.3～200 mPa･s

力

圧力損失 （精度保証最大流量時）

時

間取付

姿

勢配管接続保護構造

屋内仕様(IPX4相当)

源

3～24V DC
オープンコレクターパルス出力の場合、センサー電源（赤－黒）と パルス出力（青・白－黒）の印加電圧は同じにして下さい。 ※２  

電消軸流タービン式
指示計
11±2％RD （右頁の配管条件参照）
冷温水・灯油・軽油・重油

使 用 周 囲 温 度 ･ 湿 度 範 囲
最OF10ZZT-AR/MR

費

電接 液 部
材
質量ーロ

R 1/4

R 1/2

流質
ケ

銘板が床面に対し垂直の姿勢（気体の混入がないこと）
R 1/2

8.4mA以下
約100 g

約140 gス

ーR 1/4約100 g

約140 g

PPS

タPPS

Ｏ

リン

グ

NBR

FKM

シャ

フトSUS304

SiC●材質記号の詳細については裏表紙参照。
●必ずお使いになる前に製品仕様書をご確認下さい。
●粘性単位については裏表紙参照。
●流体に微粒子状のものが混ざるおそれのある場合には、#80メッシュ以上のフィルターを流量センサーの前に取り付けてください。
●ガソリン計測、水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）、過酸化水素水（オキシドール）、塩酸（強酸系）は不可。
※１：弱酸・弱アルカリ性の流体においては、接液部主要材質の耐食性をご確認下さい。
※２：センサー電源とパルス出力の印加電源が同一でない場合、動作・出力が不安定となる場合があります。

アプリケーション例

１．潤滑油のフローチェックに流量信号

流量センサーとPLCを組合せ、潤滑油の配管の詰まり検知を行うことで、装置の故障を未然に防ぐことができます。

電磁式

微少流量センサー
OF-Z

警報
PLC

パトライト等

P

ポンプ

潤滑油

２．油焚き乾燥機の灯油量管理に乾燥機

回転数信号

PLC

制御信号

流量信号

ファンバーナー

P

電動弁

ポンプ

微少流量センサー
OF-Z

配線方法

接線流羽根車式

流量センサーとポンプ、電磁弁、PLCを組合せ、灯油の供給量に対して、ファンの回転数を制御することで乾燥機内部の乾燥状態をコントロールできます。

灯油タンク

外形寸法

【電圧パルス出力】（Z□T-AR）

AE

B

楕円ギヤ式流量センサー
赤：電源＋＋

白：出力－CD

磁気センサー
アンプ

※

①

黒：ＧＮＤ
負荷抵抗（インピーダンス）
10 kΩ以上

(600)
(480)

白－黒間の負荷抵抗（インピーダンス）が10 kΩ以上となるように接続して下さい。
リード線：AWG26【NPNオープンコレクターパルス出力】（Z□T-MR）
流量センサー

青：帰環
磁気センサーアンプ

白：出力100Ω

Iｓ

Ｒ

黒：ＧＮＤ

オープンコレクター出力側のプルアップ抵抗Rは50KΩ以下。
出力吸込電流Isが6mA以内になるようお願いします。
Is(出力吸込電流：mA)＝②



赤：電源＋V(電源電圧：V)≦6mA
R(電流制限抵抗：kΩ)

センサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。

※

軸流タービン式

100Ω

単位：mm

型式

OF05A80

OF1090B

46.946.9

C46.9

46.9D88.5

E

27.3

40.3※リード線引出方向についてオープンコレクタ出力タイプは①、電圧パルス出力タイプは②となります。

配管取付条件
取付姿勢

指示計

銘板が床面に対し垂直の姿勢（気体の混入がないこと）※銘板が床面に対し水平な姿勢は使用できません。

直管部不要

12

主な製品の配管取付条件
流量センサーの配管取付条件で特に注意するべき事項をまとめました。
配管取付時には十分注意していただき、ご使用戴きますようお願いいたします。

１．常に満水状態になるように設置してください
１）流量センサーの下流側が大気解放の場合は、吐出口を流量センサーより高くしてください。

h>0２）流量センサーは、エア溜まりの無い場所へ設置してください。
エア溜まり

エア溜まり

2．バルブ等流れを乱すものは流量センサーの下流側へ設置してください
各種制御用弁は、下流側へ設置してください。

3．各種流量センサーの必要直管部について
直管部とは、流れの状態を安定させるために流量センサーの上流側（流入側）と下流側（吐出側）に確保するストレート配管の長さを示しています。

L=5D以上L=3D以上L : 直管部
D: 口径製品
FMO
VN
OF-Z
OF-W
VNS
ND
NW
MND
NDV

掲載ページ
P  3P  5P11P14P  7P  9P13P15P16上流側

下流側
不要

5Ｄ以上

３Ｄ以上

22主な製品の取り扱い注意
製品をご使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

１．使用環境・対象流体①接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
②強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
③防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
④直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。

2．配管について①流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
②エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
③流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
④ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
⑤配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
⑥流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
⑦取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。

記号説明
PP

FK

M：フッ素ゴム（Fluoro Rubber）

CAC804：青銅鋳物（Bronze casting）

N

B

R：ニトリルゴム（Acrylonitrile-Butadiene Rubber）

P E E K：ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether ketone)

E P D M：エチレンプロピレンゴム（Ethylene propylene Rubber）

P

C：ポリ塩化ビニル（Poly vinyl chloride）

G F - A B S：ガラス繊維入りABS（Glass-Fiber-filled Acrylonitrile Butadiene Styrene）

i：チタン（Titanium）

S a - C o：サマリウムコバルト（Samarium-Cobalt）

VT

S：ポリフェニレンサルファイド（Polyphenylene Sulfide）

変 性PPO：ガラス繊維入ノリル（Polyphenylene oxide）

B a - F e：バリウムフェライト（Barium-Ferrite）

P

SUS303：ステンレス（Stainless）

P：ポリプロピレン（Polypropylene）

E T F E：フッ素樹脂（Ethylene-tetrafｌuoro ethylene）

SUS304：ステンレス（Stainless）

CF-POM：炭素繊維入りポリアセタール(Carbon-Fiber-filled Polyacetal or Polyoxymethylene) SUS316：ステンレス（Stainless）
PSi

A：ポリアミド（Polyamide）

SUS316L：ステンレス（Stainless）

C：炭化ケイ素セラミック（Silicon Carbide Ceramics）

S C S 1 6：ステンレス（Stainless）

粘性単位について33
粘［ｍpa・S］＝1［cP］［cSt］＝1［mm /s］/ｓ］ 動粘度［cSt］
［cSt］
＝粘度
［mPa・S］/密度［g/ｃｍ※水の密度
1［ｇ/ｃｍ33］］ 4℃の時
4℃の時
粘 度
度：
：1
1［mPa・S］=1［cP］ 動粘度：1=1［mm＝粘度［mPa・Ｓ］/密度［g/cm］］ ※水の密度：１［g/cm22

当カタログの仕様は、2022年10月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011）642 ｰ 9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154）23 ｰ 7859
仙 台 支 店 TEL（022）258 ｰ 1181
青 森 営 業 所 TEL（017）742 ｰ 6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019）646 ｰ 8836
東 京 支 店 TEL（03）5323 ｰ 5352
千 葉 営 業 所 TEL（03）5658 ｰ 1320
大 宮 営 業 所 TEL（048）668 ｰ 0131
新 潟 出 張 所 TEL（025）282 ｰ 5591

名 古 屋 支 店 TEL（052）661 ｰ 5852
金 沢 営 業 所 TEL（076）252 ｰ 1942
静 岡 営 業 所 TEL（054）237 ｰ 7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06）6305 ｰ 9052
広 島 営 業 所 TEL（082）292 ｰ 8289
高 松 営 業 所 TEL（087）851 ｰ 6664
岡 山 営 業 所 TEL（086）207 ｰ 6828
福 岡 支 店 TEL（092）534 ｰ 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099）254 ｰ 7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985）24 ｰ 2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098）860 ｰ 9792
国 際 営 業 部 TEL（052）661 ｰ 5150

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
更新No.
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。
このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.

4.4

MK-SENSOR-030H