WFor Water

面積式流量計

FC-SD Flow checker

Variable area flow meter

耐久性に優れています。
流れ方向の制約を受けません。
■ 全機種センサ取付可能です。
■ 耐圧・耐熱に優れています。
■■Excellent in durability
No restriction on flow direction■ Alarm switch can be installed to all types.
■ Excellent in pressure / heat resistance■■型式 Model number selection
規格
Std.

FC-SD

接続Connection

警報
Alarm-

流れ方向Flow direction

流体名Fluids

流量単位 最大流量Units
Max. flow-

接続口径 オプション
Connection size Option

材質
Material---

特殊項目
For specialized item-

FKM バイトンパッキン Viton packing
D
防滴タイプ Drip-proof type ＊1VP 高圧仕様：Max. 2MPa（G）High pressure spec.: Max. 2MPa(G)＊1＊5
高圧仕様：Max. 7.5MPa（G） High pressure spec.: Max. 7.5MPa(G)WP＊1＊5VT 耐熱仕様：Max. 150℃ Heat resistant spec.: Max. 150°C ＊1
WT 耐熱仕様：Max. 200℃ Heat resistant spec.: Max. 200°C ＊1
W 溶接仕様：Max. 270℃ Welding specification: Max. 270°C ＊1
JIS 10KF
Rcー
1/401
10A
3/802
15A
1/2
03
20A
3/40425A
10532A1 1/40640A
1 1/207
50A
20865A
2 1/20980Aー10100Aー
11BSBM（メッキ）(Plating) Ni-3 ＊1BSSUS304
304
次ページ、測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range next pageMax.
BL/minZ
特殊 For specialized unit ＊2
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊2
9
左→右 Left→RightR
右→左 Right→Left
L
下→上 Down→UpU
上→下 Up→Down ＊4
D
スイッチ無し With no switch
0
リードスイッチA接点 With reed switch contact A＊3
1
リードスイッチB接点 With reed switch contact B＊32
特殊 For specialized alarm ＊2
9
無記入 Blank Rc接続 Rc connection
フランジ接続 Flange connection
F
規格 Std. 規格最大流量 Max. flowrate specified
接続口径 Connection size
65 ＊1
Rc1/4〜1/2〜5L/min
70 ＊1〜50L/min
Rc1/4〜1, JIS10K 10〜20A
85〜100L/min
Rc3/4〜1 1/4, JIS10K 20〜32A
85L〜250L/min
Rc1 1/2〜2, JIS10K 40〜50A
130〜700L/min
Rc2 1/2, JIS10K 65〜80A
130L〜1000L/min
JIS10K 80〜100A

1882023＊1：対応できない仕様があります。次ページの対応表を参照願います。
＊2：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。
詳細は当社にお問合せ下さい。
＊3：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊4：D、流れ方向 上→下は、条件付で制作可。
（配管上満水である事）＊5：高圧仕様を選択した場合は記号の後に使用圧力を明記下さい。
＊1: Some specifications are not available. Refer to "Table of flow ranges, flow direction, connection size andcorresponding materials" on the next page for detail.
＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with yourspecification.
＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past
the switch.
＊4: Flow direction D (to flow top to bottom) is conditionally made (Pipe must be filled fully with water).
＊5: When selected the high pressure spec., specify the operating pressure after the symbol.

W
液体用

流量および流れ方向、接続口径、材質対応表 Table of flow ranges, flow direction, connection size and corresponding materials
材質 Material

0.1〜10.2〜2

650.4〜50.1〜10.2〜20.4〜570

流れ方向Flow direction

Rc

フランジ Flange

接続口径 標準
接続口径 標準D VP WP VT VP＋VT WT W
D VP WP VT VP＋VT WT W
Connection size Std. ＊1
Connection size Std. ＊1＊2 ＊3

左右のみ
To right
and left only
下→上のみ
Bottom totop only

1/4
3/8
1/2

SUS
304

ーSUSー

304

SUS
304

3/8
1/2

1〜153/4

2〜201

浮遊式 Floating type
流れ方向 Flow direction

ー浮遊式
Floating type10A

1/4

1〜10ー

BSBM/BSBM/15A

SUS304

備考Remarks

ーSUS304

SUS304

20A

85

4〜50

13/4

5〜70

1全て対応
Correspond to all 1 1/4
directions of flow

10〜100
10〜15085L

20〜20050〜2501 1/22ー
SUS30440〜30060〜500

20A
25A
32A
40A

SUS30450Aー

SUS30430〜200
130

FC-SD

2〜30
4〜50

SUS30465A
2 1/280A

100〜700
130L 200〜100080A

ー100A＊1: オプションのVT、WT、Wタイプ対応不可＊2: スイッチ付はRcネジのみ対応可＊3: フランジタイプの溶接仕様は、特注になります。
＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: Optional specifications of VT, WTandW types are not available.
＊2: The type with switch is only for Rc threaded connection.
＊3: Welding specification on the flanged type is for special order.
＊Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

仕様 Specifications
規格 Std.

面積式流量計

規格Std.

測定範囲
Measuring range（L/min）

標準 Std.

VP

WP

使用最高圧力 Max. operating pressure

1.0MPa
（G）

2MPa
（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃

Max. 80℃

流量精度 Flow accuracy

VTWTW

7.5MPa（G）

0.75MPa（G）

0.75MPa（G）

0.75MPa（G）＊1

Max. 80℃

Max. 150℃

Max. 200℃

Max. 270℃±5％ of F.S.

使用環境温度 Ambient temperature

0〜60℃（結露なきこと No dewing)
A接点 : 設定値以上クローズ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.

接点方法 Contact forms

B接点 : 設定値以下クローズ Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
DC 0〜24V 0 - 24 V DC

接点容量 Contact capacity

Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length
パッキン Packing2m (AWG 19)
NBR

NBR ＊2FKMNEW PFー＊1: 20MPa(G)まで対応可。ご相談下さい。
＊2: Oリングにバックアップリング付。
＊1: Available for Rc thread type up to 20MPa(G). Consult us with your specifications.
＊2: O-ring provided with backup ring.

2023

189

WFor Water

構造図 Structural drawing※ 規格寸法と材質につきましては、右ページをご参照ください。

FC-SD65 浮遊式/スイッチ付

FC-SD 標準/スイッチ付

FC-SD 浮遊式タイプ

Floating type with switch

Flow indicating type with switch

Floating type(E)Variable area flow meter

OUT

65.5

2×Rcd

100

1.5⑬B

33

62.5

⑮

10.4⑤⑧L2⑥⑭②⑩⑫⑦⑨④140③ＦＬ⑲

茶 Brown（＋）
青 Blue
（−）

Rcd

①(E)

ＦＣ−ＳＤ６５−R05-(2m)

H1H2IN

75.5FC-SD フランジタイプ⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①＊必ず垂直に配管してください。
＊Be sure to make up pipe vertically⑳茶 Brown（＋）⑭⑮⑱

青 Blue（−）

Flanged type
φDφC

特殊型参考図
電装部
Electronics partReferential drawing for specific types
防滴タイプ Drip-proofing type

(85)

⑱⑯⑬⑰

＊窓枠、防滴ケース、端子ケース、フロントプレート、フィッティング
端面には防水パッキングが装着されています。
＊Packing for water proofing are put intowindow frame drip-proof case, terminal case,front plate and end face of the fiting.

H4L⑳(H3)⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑤④③②①n×φh21＊フランジはルーズフランジ形状になります。＊Flanges are used in shape of loose flange.

VT仕様タイプ High-temperature spec. of VT type
2×Rcd22(A)

WT仕様タイプ High-temperature spec. of WT type
OUT

OUT

青 Blue（−）

F

32

27.5

IN

170

茶 Brown（＋）

14053.6

5275105＊センサヘッドに風をあてて周囲温度を60℃程度まで下げて下さい。＊Lower the ambient temperature up to such degree of 60°C by exposing sensor head to wind.

1902023

G51INW
液体用規格寸法 Standard dimensions
フランジ FlangeRcLL
d65

標準 Std.

W

構造図参照
Refer tostructural drawingー

標準Std.

VP

接続口径
Pipe size

WφC

φDn×φhA

B

1/4H2H3H4

構造図参照
Refer to structural drawing

ー

3/8

H1

1/2

E

F

G

35

29.5

41

面積式流量計

規格
Std.

1/4
3/8
70

150

1/2

150

180

180

190

3/410A65

90

4×1515A70

95

4×1520A

75

100

4×1520A

75

25A

9032A

90

70

34

30112(29)

35

35

29.5

41

100

4×15

125

4×19 130

85

47

48

45

39.5

54

100

135

4×1941123(40)

40A

105

140

4×1950A

120

155

4×19854741123(40)485044.5

59

65A

140

175

4×1980A

150

1858×19130 130 74

78160(77)

75

35

29.5

4480A

150

1858×19100A

175

210

8×19130 130 74

78160(77)753529.544

13/4190

1190

230

230

250

1 1/4190

85L

260

210

130

230

300

130L

1 1/222 1/2

ー

230

230

250

230

300

300

230

300

300

130

( )寸法は、スイッチ無しの寸法になります。Dimensions in the parenthesis ( ) are applied for a product with no switching capability.

材質 Materials
No.
1

名称 Names of parts

標準 Std./VP/WP ＊1

フィッティング Fitting

VTSUS304
FKMNBRW

WT

BSBM/SUS304

ーNEW PF

2

Oリング O-ring ＊1

3

ケース Case

4

フロントフレーム Front frame

5

フロントプレート Front plate6

ポインター Pointer7

インジケーター Indicator

8

スケールプレート Scale plate9

フロート Float10テーパー管 Tapered tube

11

スプリング Spring

12

ガイドポール Guiding pole

13

ストッパー Stopper

14

リードスイッチ Reed switch

15

スイッチプレート Switch plate16

バックプレート Back plate

17

フランジ Flange

SUS30418

サポートスプリング Supporting spring

SUS31619

パイプ Pipe

20

サポートリング Supporting ring21

防滴ケース Drip-proof case

Al合金 Al alloy

ー22

端子カバー Terminal cover

Al合金 Al alloyーAl（合金）Al alloy
Al（合金）Al alloy
耐熱ガラス Heat-resistant glassPC燐青銅 Phosphor bronze
フェライト Ferrite
ベークライト Bakelite

Al
SUS304（Mg密封）(Mg sealed)
SUS304

BSBM/SUS304
SUS304
SUS316

SCS14

BSBM/SCS14

BSBM他 BSBM, etc. (AWG 19)
Al（合金）Al alloy
PMMAPTFEAl

SUS304PEPTFEAl

＊1 WP高圧仕様にはOリングにバックアップリング（PTFE）が付きます。 ＊1 For optional WP specifications, backup ring is attached to o-ring (PTFE).

2023

191

FC-SD85