（第13回）インスツルメンツの歴史 計測と制御の機器を中心に「発振器の系譜(1)」−機械振動からLC共振、水晶に−松 本 栄寿前回、負帰還（ネガティブフィードバック）は矩形波や三角波を発生する特殊波形発生器回路も地上から宇宙まで、どこに使われる機器にもあるある。計測用発振器には、周波数を連続して変えと説明したが、正帰還（ポジティブフィードバッられるものと、あるいは周波数の安定度を求めるク）を応用した発振回路もどこにでもある。しかものと、相反する性能が求められることがある。

もその用途は電気機器に限らず、一番身近にはデ測定器から派生して、周波数の安定度を追求しジタル時計、クオーツ式アナログ指針時計でも、た小型発振器は時計用のクオーツ水晶発振器であ携帯電話でもそれぞれ要の役目を担っている。

ろう。

真空管あるいはトランジスタを使ったラジオ・テレビの中身を眺めると、そこにあるのは高周波

メトロノーム・タイマー

増幅器、オーディオ増幅器ばかりではない、かな

発振器と聞くと四角な箱で真中にダイヤルのつらず周波数を変換するスーパー回路があって発振いた装置、CR 発振器、オーディオ発振器、無線回路がそのキーを担っている。テレビ画面をスキ用発振器とさまざまだが、トランジスタや真空管ャンするタイミング信号にも発振回路がいる。当がはじめから使われていたわけではない。発振器

然ラジオ・テレビ放送局の大元送信機には発振回は真空管のような能動素子が出現する以前からあ路がある。ここではそういった電気回路、電気部った。

品をテストする計測器としての発振器の系譜をた

はじめは電気機械的素子を使った固定間隔のタどろう。連続した正弦波を発振する発振器から、イミング信号や、固定の周波数発生器が試験用に

図1
72

メトロノーム・タイマー（a）

図2
メトロノーム・タイマー構造
図（b）
オートメーションインスツルメンツの歴史

６ボルト
カーボンマイク駆動
コイル

音叉
励滋コイル

0

低中高

図3

音叉発振器原理図

図4
音叉発振器（横河 Y ― T,
1940）

使われ、しだいに真空管と LC 共振回路をもつ周あって、ここには水銀を入れたらしい。推察する

波数が変えられる発振器へと開発が進んだ。に針と水銀を接点に利用した、電気のタイミング

図のメトロノーム・タイマーは、現代のセンス信号発生器であろうか。の発振器とは言いがたい。私が 1999 年、パリのメトロノームとは巧い考えである、タイミング

ヤコブ通りの街角の古道具、古書店を訪れたときの周期は遊 標（錘）の位置を上下に動かして変えに奇妙な機械を見つけた。そこは、アラン・ブリられる。発振器でいえば周波数を変えられる。目1）

ュー書店と名乗る店で 、骨董的な書籍のほかに盛には 1 ／ 6 から２秒までとある。動力もゼンマイ

100 年以上前の科学、技術、医用の道具が棚に並で電池も要らない。このとき入手した簡単な資料んでいる。棚をつぶさに見ていくと、アンティーには 1928 年と記述があるのみで、今のところ私クなケルビン静電電圧計に出会った。博物館でなにもどう使われたか分かっていない。タイミング

いと見られない年代物である。この店は、フランの周期から医用機器の用途かも知れない。しかし、ス技術工芸博物館（MAM）のジャコミー館長に紹この時代の発振器は発信器とつづったほうがふさ介していただいた。パリにも古書販売は何軒もあわしい。電気でなくメカニカルが中心であるからるが、年代物のインスツルメンツはここだけだとである。の話をうかがって興味半分に訪れ、目にとまった

おん さのがこのメトロノーム・タイマーである。

ゆうひょう

音叉発振器

このヤコブ通りで見つけて購入した「メトロノ電気の応用は、まず電信（トンツー）から始まームを応用したタイミング発振器」は、同じ古書り、ついで電話、つぎにエジソンの電球、無線、店から手に入れた「フィギエの科学啓蒙書」2）とエレクトロクスの順序である。それらの道具や機同様に、計測や電気の歴史をたどる上で大変貴重器を開発するときや、現場で使うときには何らかである。モノやインスツルメンツを収集しても、の電気計測器が必要であった。だが、初期には意その中身を調べるには史料が不可欠である。また、外なほど単純な計測器であった。電信時代はどんこういった史料を日本で見つけることは、モノ以な計測器があったか、せいぜいホイートストンブ上に難しい。

リッジ（14 回）とガルバノメータである。電話の奇妙な機器は前面から見ると普通のメトロノー

時代は、それに加えて音声の伝送特性をはかる必ムに見えるが、そのカチカチとゆれる機構の下部要があった。つまり人の音声周波数で、電話の送に横向きレバーと２組の針状接点がつけられてい信、受信器、伝送の電話線の特性を調べる必要がる。メトロノームを動かすとその針の先が小さな生じた。

くぼみに交互に下りるように動く。くぼみは２つ
Vol.48 No.7（2003 年 7 月号）

最初の電気信号発生器は、今でも家庭でつかわ73

具となっているのをみると、不思議な感覚に浸る。

れるブザーと同じ構造であった。乾電池一本の電源で数 100 ヘルツの交流を発生できる。ただ、正真空管発振器の登場

弦波のようなきれいな波形は得られない、今日のノイズ波形に近かったかもしれない。ついで登場真空管は、まず検波器としてコヒーラを打ち負するのは音叉である。ピアノなど楽器の調律に使かした。次に三極管をつかった発振回路は永続的われたチュナー（音叉）が、かつて電気信号の発な電波を発生することが買われ、無線送信機の火振器に使われた。長距離の電話線は、まず 800 ヘ

花放電送信機を追放した。真空管の応用がますまルツや 1,000 ヘルツでテストした。それには信号す広がる途上であった。ハートレー回路、コルピの発生器、受信器が必要になったわけである。

ッツなどの基本となる発振回路が考案され、電信図の中央に音叉がある。一方の腕に励磁コイル、の送信機、ついで電話の試験機、搬送増幅器にまもう一方に音叉の振動を電気に変えるカーボンマで使われ出した。いずれも発振回路はインダクタイク、先端に駆動コイルが取り付けられている。

ンス、コンデンサの LC の共振を使った。したが音叉からマイクに 1,000 ヘルツの振動がつたわるって、周波数を変えてやるには、インダクタンスと、中のカーボン粒の接触抵抗が変わり、その出やコンデンサを変化させてやる必要があった。

力は駆動コイルに正帰還になるように接続されてインダクタンスとコンデンサの共振回路は、高いて、振動が持続する。全体は６ボルトの乾電池

い Q がとれるが。この同調回路から直接電力を取一つで動作するために、電話の工事現場から電話り出すことはできない。これを救うのが真空管で交換機室までどんな環境でも使えた。音叉発振器ある。グリッドの高インピーダンスで信号を検出は、楽器の調律に使えるほど周波数も正確で安定して、プレートからの電力を利用する形になる。

していたし、どこでも使える計測器であった。まその間の正帰還結合を利用して発振を維持させた、電話線のテストだけでなく、電線やコンデンる。

サやインダクタンスの特性をはかる、ブリッジのLC 共振と真空管を使った発振方式は無数に存交流周波数源としても使われていた。

在するが、できるだけ簡単で性能のよい方式をめ

通常、音叉の材料はエリンバーが使われた。そぐって多くの発明家が競った。ハートレー、コル程度である。細かにピッツ回路などがそうである 3）。高周波発振器なは、フォークの支持状態、周囲の気圧が変化してら可変コンデンサと空芯のコイルで構成できるのも共振点が僅かだがかわるから、一定の高温槽内で、可変コンデンサを回転させての容量をかえてに収容すると 10 − 6 程度の安定性が得られる。

やれば、周波数を連続に変える発振器ができた。の周波数の温度係数は 10−5

さらに、音叉発振器にもやがて真空管が使用さその軸に目盛版をつければ発振周波数が読めた。

れより安定な発振器になる。音叉といいメトロノ

しかし、20kHz 以下のオーディオ周波数ではインームといい、音楽で使われる道具が電気の世界でダクタンスやコンデンサの値が大きくなって、そ使われ、また、電気回路から生まれた発振器が、の値を連続して変えてやることが難しい。複数の音楽のレコーディングの道具、録音装置の調整道コンデンサを使ってスイッチで切り替えて、周波水晶発振回路

ハートレー発振回路

コルピッツ発振回路−M
L 2 L1CgkC

図574C2C1L

水晶発振回路、ハートレー発振回路、コルピッツ発振回路
オートメーションインスツルメンツの歴史

数を変える方式がとられた。また、高周波発振器
でも、可変コンデンサの回転角と周波数は直線にはならなかった。
さて、発振器はどうして発振し始めるかをご存知であろうか。実はまったく静かな環境では真空管回路はじっとしたままで、発振もはじまらないし、停止することもない。回路に電源スイッチをいれたショックで、わずかな回路ノイズが発生して、それが増幅されて正帰還されて発振が始まることになる。
発振器には安定度が求められる。とくに使用している最中に周波数や振幅が変わらないことが必要である。真空管の特性も影響を与えるが、電源

図 6 真空管発振器（横河 Y ― A, 1940）、50Hz ― 50kHz
周波数はスイッチ

電圧が変動しても、周囲の温度や湿度が変わっても、さらに電気部品や機構部品の経年変化に耐える特性が求められる。通常求められるのは 10−4、水晶発振器で 10 − 7 以上である。

器に引きつがれる。水晶の物理的な大きさで周波数が制限されるが、高い周波数は水晶の薄さの限界できまる。厚さは 1 ／ 100 ミリ程度まで作られ、LC 共振回路は理論式は単純であるが、正確で水晶から直接得られる周波数は 1kHz から安定な周波数を得るのは簡単ではない。つまり理100MHz 程度である。その範囲外は逓倍や分周の想の L、理想の C は実際には作れない。インダクディジタル回路が支えてくれる。

タンスにもわずかな浮遊容量があり、コンデンサデジタル時計の心臓部に水晶が使用されているのリード線にもインダクタンス分がある。その影ことはよく知られているが、日本が実用化した技

響は発振器の周波数範囲によっても変わる。発振術ともいえる。水晶発振器はピアス回路（1923）

器の範囲は広い。20kHz までのオーディオ発振器が有名であるが、安定な周波数と温度の影響を受と、メガヘルツの発振器、ギガヘルツの発振器は、けない水晶の製作、加工法などは日本の古賀逸策

回路構成や構造が大きく異なっている。

氏の研究が大きく貢献した。

やがて、オーディオ発振器では内部に２台の発かつて通信工業の世界にもっとも貢献した素子振器をもって、そのビートから低い周波数を得るは、真空管、それに次いで水晶であると言われた。

ヘテロダイン方式が工夫されるが、ダイヤルの目

しかし、現代はそれにも増して水晶発振器のお世盛から周波数を直読できる発振器はできなかっ話になっている。トランジスタや IC と一体になた。目盛を校正カーブで補正する必要があった。

ったクオーツ時計は、熱帯のジャングルでも、宇なんとか LC 回路を脱却しようとしたのが、コン宙のかなたでも、深海の底でも「水晶の精度を誰デンサと抵抗を使った CR 発振器であるがこれににでも提供して」正確な時間を刻んでくれる。

ついては次回ふれよう。
現代では時間信号を得る装置、オッシレータのような回路はほとんどがエレクトロニクスである。しかも装置の中をのぞくと、トランジスタ、IC が組み合わされたアナログ・ディジタルの混合回路である。ただ、周波数の安定さでは水晶発振器が抜群である。

水晶発振器
周波数精度の追求は、音叉や LC から水晶発振
Vol.48 No.7（2003 年 7 月号）

電気の世界のとどまらず、1970 年代以降、水晶発振回路は機械時計を駆逐した 4）。
＜参 考 文 献＞
1）所在地： Albert Blanchard; 9, rue de Medics F.75006
Paris2）LOUIS FIGUIER, "LES MERVEILLES DE LA
SCIENCE",（1870）
3）川上正光、「電子回路」 、共立出版（1956）
4）Calene Stephens, "On Time", Bulfinch Press Books,（2002）
75