小型流量センサー NDVは手軽・良質・廉価な流量センサーです。

小型流量センサー NDV
電磁式

特長● 優れた再現性● 小型サイズで機器組込にも最適● 構造がシンプル● ポジティブリスト制度適合品

外形寸法式

出出力仕様

力ケ ー ブ ル
コネクター

ル
ス
定付
姿
管接護
構
費

接 液 部材
質数
勢続造
源
電流量
ケ ー ス
羽 根 車
シ ャ フ トマグネット

赤 単位：mm

日本圧着端子製造(株)製
ソケット：PHR-3
リード線：AWG26

300±10R1/4

R1/413241350

楕円ギヤ式

パ
取配保電
消質

10mm
1～10L/min±7％RD（配管取付条件参照）
水道水※1
0.5～1.5 mPa･s(水相当)
0～＋40℃（凍結しないこと）
0～＋40℃ 35～85%RH（結露しないこと）
0.75MPa （流体温度20℃のとき）
27kPa以下
電圧パルス 負荷抵抗10kΩ以上
印加電圧
HighLow
最小パルスON時間約1.3ms
3V DC
2V DC以上
12V DC
10V DC以上 1V DC以下
デューティー比 2：8＜ON：30V DC
27V DC以上
OFF＜8：2リード線長：300mm 3芯 AWG26
日本圧着端子製造（株）製
ソケットコンタクト：SPH002T-P0.5S
コネクタハウジング：PHR-3
1.12mL／P
自由（気体の混入がないこと）
R 1/4
屋内仕様(IPX4相当)
3～30V DC
20mA DC以下
約12g
GF-ABS（乳白色）
CF-POM
SUS303
Sa-Co

黒NDV10-STD1R

Rφ13.5口径
精 度 保 証 流 量 範 囲
精度計測流体流 体 粘 度 範 囲流 体 温 度 範 囲
使 用 周 囲 温 度･湿 度 範 囲最 高 使 用 圧 力
圧力損失 (精度保証最大流量時)

NDV10-STD1R

接線流羽根車式型

白φ13.5仕様

軸流タービン式●材質記号の詳細については裏表紙参照。
●必ずお使いになる前に製品仕様書をご確認下さい。
※１：水道水以外はお問い合わせ下さい。

配管取付条件

配線方法
流量センサー

取付姿勢

赤：電源＋

自由（気体の混入がないこと）

白：出力－

黒：ＧＮＤ
白-黒間の負荷抵抗(インピーダンス)が10kΩ以上となるように接続して下さい。

負荷抵抗（インピーダンス）
10 kΩ以上

指示計

磁気センサー
アンプ＋直管部
上流５Ｄ、下流３Ｄ（Ｄ：口径）

16主な製品の配管取付条件
流量センサーの配管取付条件で特に注意するべき事項をまとめました。
配管取付時には十分注意していただき、ご使用戴きますようお願いいたします。

１．常に満水状態になるように設置してください
１）流量センサーの下流側が大気解放の場合は、吐出口を流量センサーより高くしてください。

h>0２）流量センサーは、エア溜まりの無い場所へ設置してください。
エア溜まり

エア溜まり

2．バルブ等流れを乱すものは流量センサーの下流側へ設置してください
各種制御用弁は、下流側へ設置してください。

3．各種流量センサーの必要直管部について
直管部とは、流れの状態を安定させるために流量センサーの上流側（流入側）と下流側（吐出側）に確保するストレート配管の長さを示しています。

L=5D
以上

L=3D
以上

L : 直管部
D: 口径

製品
FMO
VN
OF-Z
OF-W
VNS
ND
NW
MND
NDV

掲載ページ
P  3P  5P11P14P  7P  9P13P15P16

上流側

下流側
不要

5Ｄ以上

３Ｄ以上

22主な製品の取り扱い注意
製品をご使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

１．使用環境・対象流体①接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
②強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
③防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
④直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。

2．配管について①流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
②エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
③流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
④ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
⑤配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
⑥流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
⑦取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。

記号説明
P

P

F

K

M：フッ素ゴム（Fluoro Rubber）

CAC804：青銅鋳物（Bronze casting）

NB

R：ニトリルゴム（Acrylonitrile-Butadiene Rubber）

P E E K：ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether ketone)

E P D M：エチレンプロピレンゴム（Ethylene propylene Rubber）

P

C：ポリ塩化ビニル（Poly vinyl chloride）

G F - A B S：ガラス繊維入りABS（Glass-Fiber-filled Acrylonitrile Butadiene Styrene）

i：チタン（Titanium）

S a - C o：サマリウムコバルト（Samarium-Cobalt）

V

T

S：ポリフェニレンサルファイド（Polyphenylene Sulfide）

変 性PPO：ガラス繊維入ノリル（Polyphenylene oxide）

B a - F e：バリウムフェライト（Barium-Ferrite）

P

SUS303：ステンレス（Stainless）

P：ポリプロピレン（Polypropylene）

E T F E：フッ素樹脂（Ethylene-tetrafｌuoro ethylene）

SUS304：ステンレス（Stainless）

CF-POM：炭素繊維入りポリアセタール(Carbon-Fiber-filled Polyacetal or Polyoxymethylene) SUS316：ステンレス（Stainless）
PSiA：ポリアミド（Polyamide）

SUS316L：ステンレス（Stainless）

C：炭化ケイ素セラミック（Silicon Carbide Ceramics）

S C S 1 6：ステンレス（Stainless）

粘性単位について33
粘［ｍpa・S］＝1［cP］［cSt］＝1［mm /s］/ｓ］ 動粘度［cSt］［cSt］＝粘度［mPa・S］/密度［g/ｃｍ※水の密度
1［ｇ/ｃｍ33］］ 4℃の時4℃の時
粘 度度：：11［mPa・S］=1［cP］ 動粘度：1=1［mm＝粘度［mPa・Ｓ］/密度［g/cm］］ ※水の密度：１［g/cm22

当カタログの仕様は、2022年10月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011）642 ｰ 9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154）23 ｰ 7859
仙 台 支 店 TEL（022）258 ｰ 1181
青 森 営 業 所 TEL（017）742 ｰ 6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019）646 ｰ 8836
東 京 支 店 TEL（03）5323 ｰ 5352
千 葉 営 業 所 TEL（03）5658 ｰ 1320
大 宮 営 業 所 TEL（048）668 ｰ 0131
新 潟 出 張 所 TEL（025）282 ｰ 5591

名 古 屋 支 店 TEL（052）661 ｰ 5852
金 沢 営 業 所 TEL（076）252 ｰ 1942
静 岡 営 業 所 TEL（054）237 ｰ 7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06）6305 ｰ 9052
広 島 営 業 所 TEL（082）292 ｰ 8289
高 松 営 業 所 TEL（087）851 ｰ 6664
岡 山 営 業 所 TEL（086）207 ｰ 6828
福 岡 支 店 TEL（092）534 ｰ 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099）254 ｰ 7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985）24 ｰ 2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098）860 ｰ 9792
国 際 営 業 部 TEL（052）661 ｰ 5150

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
更新No.
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。
このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.

4.4

MK-SENSOR-030H