装置組込みにも適した可動部のない電磁式の流量センサーです。

小型電磁流量センサー VN
電磁式

特長● 計測部に可動部がないため、異物による故障の心配がない● 圧力損失が小さい● 直管部が不要なため、省スペースに設置できる● ポジティブリスト制度適合品

仕様

接線流羽根車式型式

VN05R

VN10R

口

径5mm

10mm

20mm

囲

0.05～1 L/min

0.5～10 L/min

3.0～60 L/min

3 L/min

25 L/min

100 L/min

0.025 L/min

0.25 L/min

1.5 L/min

精度

最保大証

流量

動

作

範
流量

ロ ー フ ロ ー カ ッ ト オ フ
精度（流体温度２ ５ ℃ 時 ）計

周 波 数 パ ル ス±2.5％RD ： 精度保証最大流量の20～100％±0.5％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％※1単±2.0％RD ： 精度保証最大流量の20～100％±0.4％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％※1

位

測流体

流体

パル

ス
体

接液部材質を腐食させない導電性流体（冷温水など）

範

囲

50μS/cm以上

範

囲

流

導電
温率
度

0～+60℃（凍結しないこと）

使 用 周 囲 温 度 ・ 湿 度 範 囲
保存

最周
高囲

温使用度

範
圧

－20～+60℃ 35～85%RH（結露しないこと）

囲－20～+70℃

力

1MPa20kPa以下

出NPNオープンコレクターパルス 最大負荷：30V DC 20ｍA DC ON時残留電圧：1V以下
最小パルスON時間 2.5ms（周波数パルス200Hz時） デューティー比 １：１

出力１ ※3周波数パルス・単位パルス・警報・スイッチ
いずれかをご注文時に選択

楕円ギヤ式

圧力損失 （精度保証最大流量時）



軸流タービン式

単位パルス・警報・スイッチいずれかをご注文時に選択

力仕様

周 波 数 パ ル ス ※2
単警位パルス

警ス

仕パル

報
イ様

出力１と同じス

出力１と同じ4

出力１と同じ注：ASI-100を接続する場合は、出力２は警報を選択下さい。

※ッチ

5

出力１と同じ363%応答 ダンピング時間 ： 2秒（標準） 出荷時に1～99秒間において1秒ステップで設定可能

ル

ケーブル長 ： 約500mm ４芯 AWG28外径Φ2.8シールド付き

示

センサー本体にLED表示1つ ２色LED（緑／赤）
緑色 ： 流量表示 3段階の点滅スピードにて表示
赤色 ： 異常時の状態を点滅回数で表示

※

応答性

※

ケーブ

LE

D

表取付姿

勢配管接続保護構造

屋内仕様(IP64)

612～24V DC±10%源

消費

電流量本指示計

接材液部
質自由（気体の混入がないこと）
R 1/4

※質体

ケーR 1/2

約190ｇ
PPS

極SUS316L

ア ー ス リ ン グ

SUS316

Ｏリング

R1100mA DC以下
約190ｇ

ス

電0.1L/P（標準）ノーマルオープン（標準）・ノーマルクローズから選択
レベルまたはウィンドウ判定値：精度保証最大流量の0～100%を1%ステップで出荷時設定可能※

力0.01L/P（標準）5ス イ ッ チ

位

0.001L/P（標準）4※

単標準200.0Hz（出荷時に20～400Hz間において0.1Hzステップで設定可能）
注：ASI-100を接続する場合は、出力１は200.0Hzを選択下さい。
ノーマルオープン（標準）・ノーマルクローズから選択「励磁異常／メモリー異常／電源電圧低下／乾水／過大流体ノイズ／逆流／過大流量」の各警報項目について出荷時設定可能

報出出力２ ※3

電5VN20R

約290ｇ

FKM

●材質記号の詳細については裏表紙参照。 ●必ずお使いになる前に製品仕様書をご確認下さい。
※１：精度とは240s間積算した平均値に対する保証値です。 ※２：精度保証最大流量時の周波数を示します。
※３：すべて工場出荷時の設定となります。お客様での設定変更は出来ません。 ※４：警報は、出力１または出力２のどちらかでしか選択出来ません。
※５：ウィンドウ判定を選択した場合、出力１・出力２ともに他の機能は選択できません。 ※６：アイソレートされた電源にて供給し、VN1台につき電源1台を接続することを推奨。
（注）CEの雷サージは、取得していません。

アプリケーション例

1．用水のバッチ制御に電磁式流量センサーと電磁弁、バッチコントローラーを組合せ、材料（セメント等）に必要な水を供給することができます。
材料（セメント等）

バッチコントローラー
電磁弁開閉信号

圧送

流量信号

ミキサー
小型電磁流量センサーVN

接線流羽根車式

電磁弁

用水タンク

2．フロースイッチ・流量監視に流量センサーとPLCを組合せ、製品を保護するコーティング剤の流量監視を行うことで製品の品質を担保できます。

流量信号

PLC

パトライト

P

ポンプ

製品

楕円ギヤ式

小型電磁流量センサーVN

警報・制御信号コーティング剤

配線方法

外形寸法

流量センサー

赤：電源＋センサー電源＋（DC12 ～ 24V）

白：出力1
←
Is

Ｒ

黄：出力 2

オープンコレクタ入力＋

←Is

Ｒ

青：GND

センサー電源－およびオープンコレクタ入力－



単位：mm
型式 VN05 VN10 VN20
L

85

95

110

出力1および出力2のNPNオープンコレクタ出力の吸込電流Isは20mA以下になるようお願いします。

W

474749（推奨抵抗値は10 ～ 20ｋΩです）

H

4952

62

φD5.2

1020

R

1/4

1/2

1Is
（出力吸込電流：mA）＝V（パルス検出用電圧：V）

≦20mA

R
（電流制限抵抗：kΩ）

軸流タービン式（パルス検出用電圧：DC 30V以下）

配管取付条件取付姿勢
自由（気体の混入がないこと）

指示計

直管部
不要6主な製品の配管取付条件
流量センサーの配管取付条件で特に注意するべき事項をまとめました。
配管取付時には十分注意していただき、ご使用戴きますようお願いいたします。

１．常に満水状態になるように設置してください
１）流量センサーの下流側が大気解放の場合は、吐出口を流量センサーより高くしてください。

h>0２）流量センサーは、エア溜まりの無い場所へ設置してください。
エア溜まり

エア溜まり

2．バルブ等流れを乱すものは流量センサーの下流側へ設置してください
各種制御用弁は、下流側へ設置してください。

3．各種流量センサーの必要直管部について
直管部とは、流れの状態を安定させるために流量センサーの上流側（流入側）と下流側（吐出側）に確保するストレート配管の長さを示しています。

L=5D
以上

L=3D
以上

L : 直管部
D: 口径

製品
FMO
VN
OF-Z
OF-W
VNS
ND
NW
MND
NDV

掲載ページ
P  3P  5P11P14P  7P  9P13P15P16上流側下流側不要

5Ｄ以上

３Ｄ以上

22

主な製品の取り扱い注意
製品をご使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

１．使用環境・対象流体①接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
②強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
③防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
④直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。

2．配管について①流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
②エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
③流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
④ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
⑤配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
⑥流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
⑦取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。

記号説明PPF

K

M：フッ素ゴム（Fluoro Rubber）

CAC804：青銅鋳物（Bronze casting）

N

B

R：ニトリルゴム（Acrylonitrile-Butadiene Rubber）

P E E K：ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether ketone)

E P D M：エチレンプロピレンゴム（Ethylene propylene Rubber）

P

C：ポリ塩化ビニル（Poly vinyl chloride）

G F - A B S：ガラス繊維入りABS（Glass-Fiber-filled Acrylonitrile Butadiene Styrene）

i：チタン（Titanium）

S a - C o：サマリウムコバルト（Samarium-Cobalt）

V

T

S：ポリフェニレンサルファイド（Polyphenylene Sulfide）

変 性PPO：ガラス繊維入ノリル（Polyphenylene oxide）

B a - F e：バリウムフェライト（Barium-Ferrite）

PSUS303：ステンレス（Stainless）

P：ポリプロピレン（Polypropylene）

E T F E：フッ素樹脂（Ethylene-tetrafｌuoro ethylene）

SUS304：ステンレス（Stainless）

CF-POM：炭素繊維入りポリアセタール(Carbon-Fiber-filled Polyacetal or Polyoxymethylene) SUS316：ステンレス（Stainless）
PSi

A：ポリアミド（Polyamide）

SUS316L：ステンレス（Stainless）

C：炭化ケイ素セラミック（Silicon Carbide Ceramics）

S C S 1 6：ステンレス（Stainless）

粘性単位について33
粘［ｍpa・S］＝1［cP］［cSt］＝1［mm /s］/ｓ］ 動粘度［cSt］［cSt］＝粘度［mPa・S］/密度［g/ｃｍ※水の密度
1［ｇ/ｃｍ33］］ 4℃の時4℃の時
粘 度度：：11［mPa・S］=1［cP］ 動粘度：1=1［mm＝粘度［mPa・Ｓ］/密度［g/cm］］ ※水の密度：１［g/cm22

当カタログの仕様は、2022年10月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011）642 ｰ 9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154）23 ｰ 7859
仙 台 支 店 TEL（022）258 ｰ 1181
青 森 営 業 所 TEL（017）742 ｰ 6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019）646 ｰ 8836
東 京 支 店 TEL（03）5323 ｰ 5352
千 葉 営 業 所 TEL（03）5658 ｰ 1320
大 宮 営 業 所 TEL（048）668 ｰ 0131
新 潟 出 張 所 TEL（025）282 ｰ 5591

名 古 屋 支 店 TEL（052）661 ｰ 5852
金 沢 営 業 所 TEL（076）252 ｰ 1942
静 岡 営 業 所 TEL（054）237 ｰ 7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06）6305 ｰ 9052
広 島 営 業 所 TEL（082）292 ｰ 8289
高 松 営 業 所 TEL（087）851 ｰ 6664
岡 山 営 業 所 TEL（086）207 ｰ 6828
福 岡 支 店 TEL（092）534 ｰ 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099）254 ｰ 7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985）24 ｰ 2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098）860 ｰ 9792
国 際 営 業 部 TEL（052）661 ｰ 5150

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
更新No.
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。
このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.

4.4

MK-SENSOR-030H