20220810

16 版

電磁流量計 WX-2 （Water maX）

取扱説明書

■目次
■はしがき/お願いとお断り■重要なお知らせ■安全に対する注意事項
1.はじめに1-1 梱包内容のご確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1-2 各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1
12.取付方法2-1 配管についてのお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2-2 取付方法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2-3 表示部の向きについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2-4 配管についての注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2-4 設置環境についての注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2
3
3
4
4

3.保守について
3-1 付着物の洗浄について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

4-1 表示出力について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-2 アナログ出力について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-3 接点出力について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4
7
8

4.出力動作

5.スイッチ操作と設定
5-1 スイッチ操作について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5-2 設定の確認と変更方法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9
10

6.取扱いについて
6-1 本器取扱いのお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

7.仕様一覧
7-1 本器の仕様

8.外形寸法8-1 外形寸法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

19

9.保証とアフターサービス
9-1 保証内容とアフターサービスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20■はしがき/お願いとお断わり
このたびは、電磁流量計をお買い上げいただきましてありがとうございます。本器をご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、16 頁に示す仕様の範囲内で正しくご使用ください。な
お、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

お願い

この取扱説明書は、本器をお取り扱いになる方のお手許へ、確実に渡るようにしてください。
この取扱説明書は、保守の際にも必要です。本器を破棄するまで大切に保管してください。

お断り
1.本書の記載内容は、お断りなく変更する場合がありますので、ご了承ください。
2.本書の内容についてお問い合わせ等ございましたら、最寄りの当社支店・営業所までご連絡ください。

■重要なお知らせ本取扱説明書中の記号
本器を安全にお使いいただくため、また故障や思わぬ事態にならないための注意事項を次の記号で表しています。
記号
注意事項の範囲
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される、および物
注意
的損害のみの発生が想定されることを表しています。

一般的な禁止分解禁止

火気禁止

■安全に対する注意事項
1.修理や改造は行わないでください
当社の認定したサービス員以外は、部品交換による修理や改造は行わないでください。感電、火災事故や正しい機能が発揮できないだけでなく、本器の損傷を招く場合があります。

2.異常が発生した場合は当社までご連絡ください
本器に異常が見られた場合、最寄りの当社支店・営業所にご連絡ください。【本取扱説明書最終頁参照】

1.はじめに1-1 梱包内容のご確認

1.梱包内容のご確認
本器の梱包パッケージの中には、本器とともに以下の物が同梱されていますのでご確認ください。
●取扱説明書(本書)
1部●ガスケット1 個※（表示側ふた及び端子側ふた取付時の交換用として同梱しています）※表示側ふた及び端子側ふた取付時に、ガスケットのはみ出し、ガスケット及びガスケット溝、ふた部にゴミの付着がないことをご確認ください。ゴミの付着により変換器ケース内部への浸水の原因となります。ガスケットが傷ついた
場合は付属のガスケットと交換して下さい。ガスケットの取り替え品をお求めの際は当社最寄りの支店・営業所にご連絡ください。
●取付セットオプションとなっており、ボルト・ナットの数量は取付フランジ規格、口径により異なります。

1.はじめに

1-2 各部の名称とはたらき

端子側ふたのネジ(4 か所)※端子側ふたを取り外すとケース内部に端子台
があります

-2

拡
大

レーザー彫刻 刻印例
ＷＸ50-2
No.J000123456-1 Ser.1234 15-04
α=1234β=1234端子台結線図上の刻印例では、1 行目に型式 WX と口径 50mm、バージョン 2
2 行目に Serial No.1234 と製造年月 2015 年 4 月であることを示します。
12.取付方法

2-1 配管についてのお願い●常に計測管内は満水にする●直管部をもうける

吐出口を配管口径分以上立ち上げる。

各種弁で全開使用の場合。

ボール弁、バタフライ弁など各種制御用弁に適用する。

逆流防止でチャッキ弁を取り付けますが、
チャッキ弁に漏れがあるとポンプが停止した
場合にエアーが浸入して、非満水となる。

各種制御用弁はできるだけ下流側へ設置する。

垂直配管部の下から上の流れ方向に取り付ける。

●エアーを吸い込まない

上流管に拡大管を使用する場合は 10D 以上。

●水質の違う流体(塩素注入等)の混合はメーターの下流側で行う

水質の違う流体での混合は導電率が不均一となりメーターが誤動作を起こします。

●固形物が沈殿しない●傾きは 2 つの電極を結ぶ線が±10°以内

垂直配管部の下から上の流れ方向に取り付け、洗浄用に閉止フランジを取り付ける。

22.取付方法

2-2 取付方法について①下側 2 本のボルトにスペーサーをはめて、フランジに装着してください。
(取付セットはオプションとして用意しています。)

スペーサー②スペーサーの上にメーターを置いて、水の流れと矢印の向きを合わせ、位置決めをしてください。変換器ケースを持つ場合は、衝撃を与えないように注意
してください。
③全部のボルトを軽く締め、芯ズレと表示部の傾きが無いことを確認してください。芯ズレの修正に際しては、首パイプに過大な力が加わらないようにしてください。
ガスケットはハウジングに装着されていますので、別に用意する必要はありません。

ボルト・ナット
変換器ケース
ガスケット④芯ズレの修正が終わりましたら、対角線上のナットを順に均等な力で絞めてください。ガスケットがつぶれ、ハウジングとフランジが均等に当たるまで締め付けてください。

2.取付方法

ハウジング

首パイプ

2-3 表示部の向きについて変換器ケースは 4 方向の表示向きに変えることができます。変更が必要な場合は下記手順に従って行ってください。
左 180°
左 90°

M4 六角ボルト 4 本

右 90°

標準向き(出荷時向き)

右 90°

左 90°

＜手順＞
①M4 六角ボルト 4 本を取りはずす。
②変換器ケースを回転させる。（右 90°、左 90°、左 180°）③M4 六角ボルト 4 本を締め付ける。（参考：出荷時の締め付けトルクは 300±60N・cm）
変換器ケースの回転範囲に注意してください。
無理に回転させると、内部の電線等が破損し、動作不良の恐れがあります。

3

左 180°

2-4

配管についての注意配管周囲には配管作業のためのスペース(特に下側を 30cm 以上)を設けてください。(右図 1 参照)
配管作業中本器の変換器ケースの上に乗ったり、ボルト締め付け後変換器
ケースを持って傾きを直したり、本器に衝撃を与えて芯ズレを直すようなことは絶対に避けてください。
落下禁止…本器を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
ケガをしたり、本器が壊れる恐れがあります。
衝撃圧禁止…ウォータハンマー等の衝撃圧がかかる配管系に設置しないでください。製品及び接続部からの液漏れに繋がる恐れがあります。
低温使用では、凍結防止措置を行ってください。(右図 2 参照)
冷温水配管では、ハウジングに保温材を巻き、変換器ケースは保温材を巻かないでください。(右図 3 参照)
端子台への結線を行う際は 4 本のねじを緩めて端子側ふたを取り外してください。
(端子側ふたのネジは 1 頁参照)
端子側ふたを外すための 4 本ネジおよび端子接続用ネジ以外は絶対外したり緩めたりしないでください。
結線完了後、ガスケットと端子側ふたを取り付けて 4 本のネジで締めてください。
ガスケットのはみ出し、ガスケット及びガスケット溝、ふた部にゴミの付着等がないことをご確認ください。変換器ケース内部への浸水の原因となります。
（参考：出荷時の締め付けトルクは 180±20N・cm）
ポンプ等による配管振動の影響をできるだけ抑えるため、振動源を配管から離れたところに設置してください。

2-5

図1

図2

変換器ケース

ヒーター設置

図3
1cm 以上

保温材

被せないでください

設置環境についての注意腐食性ガス(塩素、硫化水素など)のある場所に設置しないでください。メーターが腐食して内部の電子部品等の故障につながります。
屋外に設置する場合には、メーターの近い場所に避雷器を設置してください。
また変換器ケースに直接、雨が当たることでの水の浸水や直射日光を避けるために日除けカバー（オプション）等を設置してください。機器の故障につながる恐れがあります。
液晶に直射日光や強い紫外線に曝されないように日除けカバー（オプション）等を設けてください。
動力線・ポンプ(ポンプの線含む)等、強磁界を発生する場所付近で使用しないでください。誤動作を起こす恐れがあります。
例：本器と動力線の間隔を 1～2m 以上離す。
本器の前後配管が絶縁管(表面コーティング含む)の場合、水中ポンプ等の絶縁低下等による漏れ電流の影響で誤動作を起こすことがあります。
本器は水を対象に測定するメーターです。水以外(薬品類、不純物等)を使用する場合にはお問い合わせください。
本器は防水構造ではありませんので、水没する環境への設置は絶対に行わないでください。

3.保守について

3-1 付着物の洗浄について付着しやすい混入物がある場合は電極・ライニング面に混入物が堆積し、本器の動作に不具合を起こすことが考えられますので、定期的な洗浄をお勧めします。

4.出力動作

4-1 表示出力について

1.起動画面電源を投入すると起動画面表示後に通常計測画面となります。

WX

約 30 秒後

ｷﾄﾞｳﾁｭｳ
4

2.通常計測画面
通常計測画面からは、表示項目の変更と≪メニュー画面≫への遷移ができます。
▲▼で、『積算値表示、瞬時値表示、積算値&瞬時値表示』を切替えることができます。

【積算値＆瞬時値】

【瞬時値】

【積算値】

通常計測画面表示項目








【異常検知：過大流量時】

積算値/瞬時値/積算＆瞬時値
流量インジケーター
キーロック設定
逆流計測設定ゼロ調整設定異常検知警告3.積算値表示
表示する積算値の項目と単位を選択できます。（11 頁参照）
●選択可能な積算値の項目
項目
表示
総積算
表示なし
トリップ積算ﾄﾘｯﾌﾟ ｾｷｻﾝ
逆流積算
ｷﾞｬｸﾘｭｳ ｾｷｻﾝ
正逆合算
ｾｲｷﾞｬｸ ｶﾞｯｻﾝ

説明
正方向流量のみの積算値。ゼロリセットできません。
正方向流量のみの積算値。ゼロリセットができます。
逆方向流量のみの積算値。ゼロリセットができます。
トリップ積算と逆流積算の差。ゼロリセットができます。

●選択可能な積算値の単位
単位
表示桁L
8888888kL
8888888.888
3m
8888888.888

4.瞬時値表示
通常計測画面に瞬時値を表示します。
逆流計測がオンの時は負の値で逆流の瞬時値を表示します。
アナログ FS 流量を超えると点滅表示します。
最大流量の 110％でクリップします。
表示する瞬時値の項目と単位を選択できます。（11 頁参照）
●選択可能な瞬時値の項目と単位
項目
単位
L/min
流量
m3/h
流速
m/s

表示桁
88888
8888.88.8

5.積算値&瞬時値表示
通常計測画面に積算値と瞬時値を両方表示します。
表示する積算値と瞬時値の項目と単位を選択できます。（11 頁参照）

5

6.流量インジケーター
12 段階で瞬時流量を視覚的に示します。
（例）
ゼロカット流量以下の時

アナログ FS 流量の 40% ～ 50%の時

アナログ FS 流量の 90% ～ 100%の時

アナログ FS 流量の 100%以上

7.キーロック設定【キーロック】画面での設定により、通常計測画面でのスイッチ操作をロックします（キーロックの解除操作は可能）。
この時、キーロックアイコンが点灯します。（11 頁参照）
キーロックの解除はを長押しします。
キーロックアイコンが点灯中は、【キーロック】画面へ遷移します。

を 2 秒以上長押しすると※キーロック中、操作アイコンが表示されますが【 ﾛｯｸ ｼﾅｲ
ﾛｯｸ ｽﾙを押し続けてください。

】

ｷｰﾛｯｸ
ｹｯﾃｲ▷

8.逆流計測設定【ギャクリュウ ケイソク】画面での設定により、逆流を計測できます（設定中の精度については、保証外となります）。
この時、逆流計測アイコンが点灯します。（14 頁参照）

6

9.ゼロ調整設定【ゼロ チョウセイ】画面での操作により、ゼロを調整できます。
ゼロが出荷時から変更されている時、ゼロ調整アイコンが点灯します。（15 頁参照）

10.異常検知警告
異常を検知した時、異常検知アイコンが点灯します。
複数の異常を同時に検知した場合には、全ての異常検知アイコンが順番に切替り表示します。
アイコン

名称
メモリー
異常

出力電流
2mA 固定

過大
ノイズ

通常計測
動作

逆流

4mA 固定

過大
流量
乾水
（※）

21.6mA固定

過電流

4mA 固定漏水

4mA 固定4mA 固定内容
内部データに異常が発生した場合

対処方法
電源をオフにし、電源を再度投入
してください。
計測流体に過大ノイズが重畳して 電源をオフにし、計測流体に異常がいたり、流体内に空気が混入してい ないことを確認してください。
たりして正常な流量計測が出来な
い場合
流路の流れ方向と反対方向に計測 配管方向と流体の流れ方を確認
流体が流れている場合
してください。
設定したアナログ FS 流量に対し、 アナログ FS 流量設定あるいは実流110％を超える流量が発生した場合 量を確認してください。
流路内に流体がない場合
流路内が計測流体で満たされていることを確認してください。
接点出力に過電流が流れた場合
電源をオフにし、接点の接続を確認してください。
微小流量を 1 時間連続で検知した 配管に漏れがないことを確認して
場合
ください。

（※）乾水から復帰する際には、一定時間 0L/min を表示します。

【乾水検知】【乾水復帰時】

11.バックライト常時点灯【バックライト】画面での設定によってバックライトを常時点灯に設定できます。
通常は、操作後 1 分間でバックライトが自動消灯します。（14 頁参照）
バックライトを常時点灯で長期間使用すると明るさが低下します。常時点灯は必要な時のみとしてください。

4.出力動作

4-2 アナログ出力について

フルスケール流量の設定ができます。
フルスケール流量はアナログ FS 流量設定値となります。
逆流設定時は、絶対値で出力します。

7

4.出力動作4-3 接点出力について

接点出力の選択可能な項目・組み合わせは１2,13 頁を参照してください。

1.瞬時流量上限レベル超過検知
瞬時流量の値が設定した上限レベルの値を超えたときにアブノーマルを出力します。
上限レベルとヒステリシス幅の設定ができます。

設定可能範囲
設定分解能

上限レベル
ヒステリシス幅0～最大流量設定値
0～上限レベル設定値(初期値 0)(初期値 0)アナログ FS 流量設定分解能と同じ

2.瞬時流量下限レベル未満検知
瞬時流量の値が設定した下限レベルの値を下回ったときにアブノーマルを出力します。
下限レベルとヒステリシス幅の設定ができます。

設定可能範囲
設定分解能

下限レベル
ヒステリシス幅0～最大流量設定値
0～最大流量設定値-下限レベル設定値(初期値 0)(初期値 0)アナログ FS 流量設定分解能と同じ

3.積算／逆流積算パルス
パルス幅とパルス単位の設定ができます。
積算と逆流積算は同じ設定になります。
口径
パルス幅10±5ms
50A、65A
50±5ms80A
50±5ms
100A、125A、150A、200A
50±5ms

パルス単位
1L、5L、10L、100L
5L、10L、100L（初期値）、1m3
5L、10L、100L（初期値）、1m3
50L、100L、1m3（初期値）、10m3

8

4.警報
異常を検知した場合、アブノーマルを出力します。
警報は発生している異常が解消すると自動でノーマル出力に戻ります。

異常なし

異常あり

異常なし

ON

ON

OFF

OFF

【N.O】

異常あり

【N.C】

5.正逆判定出力
正方向に流量が流れている時にノーマルを出力します。
負方向に流量が流れている時にアブノーマルを出力します。
ゼロカット時はノーマルを出力します。

5.スイッチ操作と設定

5-1 スイッチ操作について●スイッチ操作の際は 4 本のネジを緩めて表示側ふたを取り外してください。
●下図のように、１つのスイッチだけ触れるように操作してください。
●スイッチは１回押すと１回のみ反応します。操作時は、スイッチを押して画面が変わったら離し、また押すという方法で操作してください。（一部ですが長押しでも操作できる設定項目があります。）

端子側ふたのネジ(4 か所)

表示側ふたを外した時の外観
表示側ふた●操作完了後、ガスケットと表示側ふたを取り付けて 4 本のネジで締めてください。
（参考：出荷時の締め付けトルクは 180±20N・cm）
表示側ふた取付時に、ガスケットのはみ出し、ガスケット及びガスケット溝、ふた部にゴミの付着がないことをご確認ください。ゴミが付くとふたを取り付けた時に変換器ケース内部への浸水の原因となりますので付属のガスケットと交換して下さい。
●スイッチ部に汚れが付着しているとスイッチの誤動作や反応しなくなることがあります。汚れが付着しないように注意
してください。汚れた場合は、きれいな布などで拭いて汚れを取り除いてください。
●誤作動を防ぐために、操作・設定後はキーロックすることをおすすめします。（操作については 6 項参照）
●設定変更時は別紙 1｢設定変更時の対応｣へ設定値を記載してください。

95.スイッチ操作と設定

5-2 設定の確認と変更方法について設定の確認・変更項目一覧

1．セッテイチ カクニン
（設定値確認）アナログ シュツリョク
（アナログ出力設定確認）
セッテン シュツリョク
（接点出力設定確認）

2．ヒョウジ ヘンコウ
（表示変更）

ヒョウジ コウモク（表示項目）

セキサンチ（積算値項目設定）
シュンジチ（瞬時値項目設定）

ヒョウジ タンイ（表示単位）

セキサン リュウリョウ
（積算流量単位設定）
シュンジ リュウリョウ
（瞬時流量単位設定）

11
頁
10頁

キーロック
（キーロック設定）

3．シュツリョク ヘンコウ
（出力変更）

アナログ シュツリョク
（アナログ出力）

フルスケール（最大流量設定）
ゼロカット（ゼロカット流量設定）

セッテン シュツリョク
（接点出力）

4．ソノタ セッテイ
（その他設定）セッテン 1（接点出力1設定）

12
頁
11頁

セッテン 2（接点出力2設定）

13
頁
12頁

バックライト（バックライト設定）
ギャクリュウ ケイソク
（逆流計測設定）
ロウスイ ケンチ（漏水検知設定）
カデンリュウ ケンチ（過電流検知設定）
ダンピングジカン（ダンピング時間設定）

5．メンテナンス（メンテナンス）

ゼロ チョウセイ（ゼロ調整）

14頁
13頁

チョウセイ スタート
（ゼロ調整実行）
リセット（ゼロ調整のリセット実行）

セキサンチ リセット
（積算値リセット）

リセット（積算値のリセット実行）

モギシュツリョク（模擬出力）

シュツリョク カイシ（模擬出力の実行）
インフォメーション（インフォメーションの確認）

15
頁
14頁

初期設定値一覧
初期設定値
積算&瞬時値
積算値
総積算
項目
瞬時値
流量
積算流量
㎥
単位
瞬時流量
L/min
キーロック
OFF
表1 の流量 ※1、※2
アナログ出力 フルスケール
最大流量範囲の最大値
ゼロカット
フルスケールの5%論理
接点出力1ノーマル オープン
出力項目
積算パルス出力
パルス幅
50ms
積算
パルス 80A以下 100L
パルス出力
単位
100A以上 1㎥
上限レベル 上限レベル
0L/min検知出力
ヒステリシス幅
0L/min
下限レベル 下限レベル
0L/min検知出力
ヒステリシス幅
0L/min表示項目
表示内容※1 但し 50A は 400L/min です。
※2 表1 の流量は 17 頁参照

10項目
接点出力2 論理
出力項目

その他

初期設定値
ノーマル オープン
警報出力
メモリ異常
ON
過大ノイズ
ON
逆流検知
ON
警報出力
過大流量
ON
乾水検知
ON
漏水検知
OFF
上限レベル
上限レベル
0L/minヒステリシス幅
検知出力
0L/min
下限レベル 下限レベル
0L/minヒステリシス幅
検知出力
0L/min
パルス幅
50ms
逆流積算
パルス 80A以下 100L
パルス出力
単位
100A以上 1㎥
バックライト
自動消灯モード
逆流計測
OFF
漏水検知
OFF
過電流検知
ON
ダンピング時間5秒

● 通常計測画面よりを長押しするとメニュー画面が表示されます。

「モドル」で通常計測画面に戻ります。
≪メニュー画面≫【シュンジチ】【 1.ｾｯﾃｲﾁ ｶｸﾆﾝ
2.ﾋｮｳｼﾞ ﾍﾝｺｳ
3.ｼｭﾂﾘｮｸ ﾍﾝｺｳ】

通常計測画面で表示する瞬時値の種類を選択します。

▲▼で選択項目を変更
で選択【 ﾘｭｳﾘｮｳ
ﾘｭｳｿｸ

▽

ﾒﾆｭｰ

】
▲▼で選択項目を変更
下記項目から選択『 流量、流速 』
で決定

ｾﾝﾀｸ▷

【 4.ｿﾉﾀ ｾｯﾃｲ
5.ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
6.ﾓﾄﾞﾙ】ﾋｮｳｼﾞ ｺｳﾓｸ
ｼｭﾝｼﾞﾁ

△

ｹｯﾃｲ▷

で決定

ﾒﾆｭｰ

【ヒョウジ コウモク】 画面に戻ります。

ｾﾝﾀｸ▷☝20 秒間スイッチ操作が無いと通常計測画面に戻ります。
設定変更の途中で通常計測画面に戻ると設定が完了しないことがあります。
設定を行うと意図しない出力をして、システムが誤作動することがあります。
設定変更時はシステムとは切り離すか、誤作動しない状態で行ってください。

【ヒョウジ タンイ】
通常計測画面で表示する流量の単位を選択します。
「モドル」で 【ヒョウジ ヘンコウ】 画面に戻ります。

【 ｾｷｻﾝ ﾘｭｳﾘｭｳ
ｼｭﾝｼﾞ ﾘｭｳﾘｮｳ
ﾓﾄﾞﾙ【1.セッテイチ カクニン】▲▼で選択項目を変更
で選択

ﾋｮｳｼﾞ ﾀﾝｲ

アナログ出力と接点出力の設定を確認します。

ﾌﾙｽｹｰﾙ ： 15000 L/min
ｾﾞﾛｶｯﾄ ： 1500 L/min

ｾﾝﾀｸ▷▲ or ▼

ｾｯﾃﾝ 1 & 2:
ｼﾞｮｳｹﾞﾝ & ｼﾞｮｳｹﾞﾝ

△【セキサン リュウリョウ】▽

ｾｯﾃｲﾁ ｶｸﾆﾝ
ｱﾅﾛｸﾞ ｼｭﾂﾘｮｸ

】ｾｯﾃｲﾁ ｶｸﾆﾝ
ｾｯﾃﾝ ｼｭﾂﾘｮｸ

ﾓﾄﾞﾙ▷

で確認終了

通常計測画面で表示する積算流量の単位を選択します。
ﾓﾄﾞﾙ▷

【L
kL
m3

▲▼で表示する画面を切替
で確認】

ﾋｮｳｼﾞ ﾀﾝｲ
ｾｷｻﾝ ﾘｭｳﾘｮｳ

≪メニュー画面≫に戻ります。

▲▼で選択項目を変更
下記項目から選択『 L 、kL、m3 』
で決定

ｹｯﾃｲ▷

で決定
【ヒョウジ タンイ】 画面に戻ります。

【2．ヒョウジ ヘンコウ】
通常計測画面の積算値、瞬時値の表示内容、キーロックの設定を行います。
「モドル」で ≪メニュー画面≫ に戻ります。

【 ﾋｮｳｼﾞ ｺｳﾓｸ
ﾋｮｳｼﾞ ﾀﾝｲ
ｷｰﾛｯｸ

【シュンジ リュウリョウ】】

通常計測画面で表示する瞬時流量の単位を選択します。
▲▼で選択項目を変更
で選択▽【 L/minm3/h

ﾋｮｳｼﾞ ﾍﾝｺｳ】▲▼で選択項目を変更
下記項目から選択『 L/min 、m3/h 』
で決定

ｾﾝﾀｸ▷

【 ﾓﾄﾞﾙ】ﾋｮｳｼﾞ ﾀﾝｲ
ｼｭﾝｼﾞ ﾘｭｳﾘｮｳ

△

ｹｯﾃｲ▷

で決定
ﾋｮｳｼﾞ ﾍﾝｺｳ

【ヒョウジ コウモク】 画面に戻ります。

ｾﾝﾀｸ▷【キーロック】【ヒョウジ コウモク】

キーロックのオン／オフを選択します。

通常計測画面で表示する積算値、瞬時値の表示内容の設定を行います。
「モドル」で 【ヒョウジ ヘンコウ】 画面に戻ります。

【 ｾｷｻﾝﾁ
ｼｭﾝｼﾞﾁﾓﾄﾞﾙ【 ﾛｯｸ ｼﾅｲ
ﾛｯｸ ｽﾙ】▲▼で選択項目を変更
で選択

】

ｷｰﾛｯｸ
ｹｯﾃｲ▷

ﾋｮｳｼﾞ ｺｳﾓｸ
ｾﾝﾀｸ▷▲▼で選択項目を変更
下記項目から選択『 ロックしない（オフ） 、ロックする（オン） 』
で決定

で決定【ヒョウジ ヘンコウ】 画面に戻ります。

【セキサンチ】

キーロックがオンの時は通常計測画面にキーロックアイコン

通常計測画面で表示する積算値の種類を選択します。

【 ｿｳ ｾｷｻﾝ
ﾄﾘｯﾌﾟ ｾｷｻﾝ
ｷﾞｬｸﾘｭｳ ｾｷｻﾝ
ﾋｮｳｼﾞ ｺｳﾓｸ
ｾｷｻﾝﾁ

【 ｾｲｷﾞｬｸ ｶﾞｯｻﾝ

ﾋｮｳｼﾞ ｺｳﾓｸ
ｾｷｻﾝﾁ

】
▽

ｹｯﾃｲ▷

】

が点灯します。

注意：キーロック中はキーロックのオン／オフ以外のすべての操作ができません。（※メイン画面に戻るまでは操作可能）
通常計測画面で を 2 秒以上長押しするとキーロックの設定画面が表示されます。

▲▼で選択項目を変更
下記項目から選択『 総積算 、トリップ積算、逆流積算 、正逆合算 』
で決定

△

ｹｯﾃｲ▷

で決定
【ヒョウジ コウモク】 画面に戻ります。

11

【3.シュツリョク ヘンコウ】＜接点論理 1 の選択＞

アナログ出力と接点出力の設定を行います。
「モドル」で≪メニュー画面≫に戻ります。

【 ｱﾅﾛｸﾞ ｼｭﾂﾘｮｸ
ｾｯﾃﾝ ｼｭﾂﾘｮｸ
ﾓﾄﾞﾙ】

接点出力1 の接点論理を選択します。

【 ﾉｰﾏﾙ ｵｰﾌﾟﾝ▲▼で選択項目を変更
で選択】▲▼で選択項目を変更
で選択

ﾉｰﾏﾙ ｸﾛｰｽﾞ
ｾｯﾃﾝ1
ﾉｰﾏﾙ ｼｭﾂﾘｮｸ

ｼｭﾂﾘｮｸ ﾍﾝｺｳ

ｾﾝﾀｸ▷

ｾﾝﾀｸ▷

で選択
＜接点出力1 の設定＞へ進みます。

【アナログ シュツリョク】
アナログ出力の設定を行います。
「ケッテイ」で 【シュツリョク ヘンコウ】 画面に戻ります。

【 ﾌﾙｽｹｰﾙ 】 15000 L/min
1500 L/min
ｾﾞﾛｶｯﾄｹｯﾃｲ＜接点出力 1 の設定＞▲▼で選択項目を変更
フルスケール ： 最大流量値の変更
ゼロカット※ ： ゼロカット流量値の変更
で選択

ｱﾅﾛｸﾞ ｼｭﾂﾘｮｸ
ｾﾝﾀｸ▷＜接点出力項目の選択＞で選択した接点出力1 の設定を行います。

【オフ】
接点出力1 は常にノーマル出力状態を維持します。
何も選択せずに＜接点論理2 の選択＞へ進みます。

アナログ FS 流量の設定可能範囲は口径によって異なります。
アナログ FS 流量はゼロカット流量未満には設定できません。
ゼロカット流量の設定可能範囲は、0～最大流量設定値の 1/10 となります。
ゼロカット流量はアナログ FS 流量を超える値には設定できません。
※ゼロカットとはゼロカット流量以下の流量は、0L/min 表示にする機能です。
上記例のゼロカットが1500L/min の時1500L/min以下は0L/minとなります。(0～1500L/minは0L/min)
アナログ FS 流量設定可能範囲
口径
L/min
m3/h
50A
15 ～ 950
0.9 ～ 57.0
65A
25 ～ 1600
1.5 ～ 96.0
80A
50 ～ 2400
3.0 ～ 144.0
100A
50 ～ 3800
3.0 ～ 228.0
125A
100 ～ 5100
6.0 ～ 306.0
150A
150 ～ 8500
9.0 ～ 510.0
200A
250 ～ 15000
15.0 ～ 900.0【セキサン】
積算／逆流積算パルスのパルス幅とパルス単位の設定を行います。
積算パルスと逆流積算パルスの設定は同じになります。

【 ﾊﾟﾙｽ ﾊﾊﾞ : 10ms
ﾊﾟﾙｽ ﾊﾊﾞ : 50ms
ｾｯﾃﾝ1
ﾊﾟﾙｽ ﾊﾊﾞ】▲▼で選択項目を変更
で選択

ｾﾝﾀｸ▷

で選択

【 1L
5L
10L

】 100L
1m3
10m3

ｾｯﾃﾝ1
ﾊﾟﾙｽ ﾀﾝｲ【セッテン シュツリョク】

ｾﾝﾀｸ▷

で選択

接点出力の設定を行います。
＜接点論理2 の選択＞へ進みます。

＜接点出力項目の選択＞
逆流計測の設定により、選択可能な接点出力とその組合せが異なります。
『&』を挟んで左側が接点出力1、右側が接点出力2 を示します。
【逆流計測がオフの時】【逆流計測がオンの時】

【 ｵﾌ
& ｵﾌ
】
ｾｷｻﾝ & ｹｲﾎｳ
ｾｷｻﾝ & ｼﾞｮｳｹﾞﾝ

【 ｵﾌ
& ｵﾌ
】
ｾｷｻﾝ & ｷﾞｬｸｾｷｻﾝ
ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ& ｵﾌ

ｾｯﾃﾝ 1 & 2
ｺｳﾓｸ ｾﾝﾀｸ【 ｾｷｻﾝ & ｶｹﾞﾝ】
ｼﾞｮｳｹﾞﾝ & ｼﾞｮｳｹﾞﾝ
ｼﾞｮｳｹﾞﾝ & ｶｹﾞﾝ
ｾｯﾃﾝ 1 & 2
ｺｳﾓｸ ｾﾝﾀｸ

ｾｯﾃﾝ 1 & 2
ｺｳﾓｸ ｾﾝﾀｸ

】

ｾﾝﾀｸ▷

【ジョウゲン】
上限レベルとヒステリシス幅の設定を行います。
「ツギヘ」で＜接点論理2 の選択＞へ進みます。

▽

△

▽

ｾﾝﾀｸ▷

& ｹｲﾎｳｾｯﾃﾝ 1 & 2
ｺｳﾓｸ ｾﾝﾀｸ

△

ｾﾝﾀｸ▷

【 ｶｹﾞﾝ& ｼﾞｮｳｹﾞﾝ 】
ｶｹﾞﾝ& ｶｹﾞﾝｼﾞｮｳｹﾞﾝ & ｹｲﾎｳ
【 ｶｹﾞﾝ▽ｾﾝﾀｸ▷

パルス幅とパルス単位の選択肢は口径によって異なります。
選択可能なパルス幅とパルス単位は下記の通りです。
口径
パルス幅
パルス単位
10ms
1L、5L、10L、100L
50A、65A
50ms
5L、10L、100L、1 ㎥
80A
50ms
5L、10L、100L、1 ㎥
100A、125A、150A、200A
50ms
50L、100L、1 ㎥、10 ㎥△▲▼で選択項目を変更
下記項目から選択オフ： 機能オフ（ノーマル出力）
セキサン： 積算パルス出力
ケイホウ： 警報出力ジョウゲン： 上限レベル検知出力
カゲン： 下限レベル検知出力
ギャクセキサン ： 逆流積算パルス出力
ナガレホウコウ ： 正逆判定出力【 ｼﾞｮｳｹﾞﾝ】
ﾋｽﾊﾊﾞ
ﾂｷﾞﾍ

L/min

0

L/min

ｾｯﾃﾝ1
ｼﾞｮｳｹﾞﾝ ｹﾝﾁ

ｾﾝﾀｸ▷▲▼で選択項目を変更
ジョウゲン：上限レベル
ヒスハバ：ヒステリシス幅で選択

上限レベルの設定可能範囲は 0～「最大流量設定値」となります。
ヒステリシス幅の設定可能範囲は 0～「上限レベル設定値」となります。

【カゲン】

で選択
ｾｯﾃﾝ 1 & 2
ｺｳﾓｸ ｾﾝﾀｸ

15000

下限レベルとヒステリシス幅の設定を行います。
「ツギヘ」で＜接点論理2 の選択＞へ進みます。

ｾﾝﾀｸ▷【 ｶｹﾞﾝ 】
ﾋｽﾊﾊﾞ
ﾂｷﾞﾍ

で選択

15000

L/min

0

L/min

ｾｯﾃﾝ1
ｶｹﾞﾝ ｹﾝﾁ＜接点論理1 の選択＞へ進みます。

▲▼で選択項目を変更
カゲン：下限レベル
ヒスハバ：ヒステリシス幅
で選択

ｾﾝﾀｸ▷

下限レベルの設定可能範囲は 0～「最大流量設定値」となります。
ヒステリシス幅の設定可能範囲は 0～「最大流量設定値-下限レベル設定値」となります。

【ナガレホウコウ】
流れ方向が逆流の時にアブノーマルを出力します。
何も選択せずに＜接点論理2 の選択＞へ進みます。

12

＜接点論理 2 の選択＞
接点出力2 の接点論理を選択します。

【 ﾉｰﾏﾙ ｵｰﾌﾟﾝ】▲▼で選択項目を変更
で選択

ﾉｰﾏﾙ ｸﾛｰｽﾞ
ｾｯﾃﾝ2
ﾉｰﾏﾙ ｼｭﾂﾘｮｸ

ｾﾝﾀｸ▷

で選択
＜接点出力2 の設定＞へ進みます。

＜接点出力 2 の設定＞
＜接点出力項目の選択＞で選択した接点出力2 の設定を行います。

【オフ】
接点出力2 は常にノーマル出力状態を維持します。
何も選択せずに 【3.シュツリョク ヘンコウ】 画面に戻ります。

【ケイホウ】
各種警報のオン／オフを設定します。
「ケッテイ」で 【3.シュツリョク ヘンコウ】 画面に戻ります。

【 ﾒﾓﾘ ｲｼﾞｮｳ】 ｵﾝｵﾝ
ｶﾀﾞｲ ﾉｲｽﾞ
ｷﾞｬｸﾘｭｳ ｹﾝﾁ ｵﾝ
ｾｯﾃﾝ2
ｹｲﾎｳ ｼｭﾂﾘｮｸ

▽

ｾﾝﾀｸ▷

【 ｶﾀﾞｲ ﾘｭｳﾘｮｳ 】 ｵﾝ
ｵﾝ
ｶﾝｽｲ ｹﾝﾁｵﾝ
ﾛｳｽｲ ｹﾝﾁ
ｾｯﾃﾝ2
ｹｲﾎｳ ｼｭﾂﾘｮｸ

【 ｹｯﾃｲ△▲▼で選択項目を変更
下記項目から選択
メモリ イジョウ： メモリー異常
カダイ ノイズ： 過大ノイズ
ギャクリュウ ケンチ ： 逆流検知
カダイ リュウリョウ
： 過大流量カンスイ ケンチ： 乾水検知ロウスイ ケンチ： 漏水検知▽でオン・オフの切替えへ遷移

ｾﾝﾀｸ▷

↓

】

△

▲▼でオン・オフの切替え
で選択項目に戻る
ｾｯﾃﾝ2
ｹｲﾎｳ ｼｭﾂﾘｮｸ

ｾﾝﾀｸ▷

オンに設定した警報が発生した時にアブノーマルを出力します。
（※オフにしても検知自体は行います）【ジョウゲン】
上限レベルとヒステリシス幅の設定を行います。
「ケッテイ」で 【シュツリョク ヘンコウ】 画面に戻ります。

ｼﾞｮｳｹﾞﾝ 【 15000 】 L/min
0 L/min
ﾋｽﾊﾊﾞ
ｹｯﾃｲ
ｾｯﾃﾝ2
ｼﾞｮｳｹﾞﾝ ｹﾝﾁ

ｾﾝﾀｸ▷▲▼で選択項目を変更
ジョウゲン： 上限レベルヒスハバ： ヒステリシス幅
で選択

上限レベルの設定可能範囲は 0～「最大流量設定値」となります。
ヒステリシス幅の設定可能範囲は 0～「上限レベル設定値」となります。

【カゲン】
下限レベルとヒステリシス幅の設定を行います。
「ケッテイ」で 【シュツリョク ヘンコウ】 画面に戻ります。

ｶｹﾞﾝ【 15000 】 L/min
0 L/min
ﾋｽﾊﾊﾞ
ｹｯﾃｲ
ｾｯﾃﾝ2
ｶｹﾞﾝ ｹﾝﾁ▲▼で選択項目を変更
カゲン： 下限レベルヒスハバ： ヒステリシス幅
で選択

ｾﾝﾀｸ▷

下限レベルの設定可能範囲は 0～「最大流量設定値」となります。
ヒステリシス幅の設定可能範囲は 0～「最大流量設定値 - 下限レベル設定値」となります。

【ギャクセキサン】
逆流積算パルスの設定は積算パルスと同じです。接点出力1 で設定した値となります。
ここでは何も選択せずに 【3.シュツリョク ヘンコウ】 画面に戻ります。

13

【4.ソノタ セッテイ】
バックライト、逆流計測、漏水検知、過電流検知、ダンピングの設定を行います。
「モドル」で≪メニュー画面≫に戻ります。

【 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ
ｷﾞｬｸﾘｭｳ ｹｲｿｸ
ﾛｳｽｲ ｹﾝﾁ】【ダンピングジカン】▲▼で選択項目を変更
で選択

ダンピング時間の設定を行います。

【 0.5s1s
5s▽

ｿﾉﾀ ｾｯﾃｲ
ｾﾝﾀｸ▷【 ｶﾃﾞﾝﾘｭｳ ｹﾝﾁ
ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ｼﾞｶﾝ
ﾓﾄﾞﾙ

】

】 10s
30s
100s

▽

ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ｼﾞｶﾝ

△

ｹｯﾃｲ▷

【 200s】▲▼で選択項目を変更
下記項目から選択『 0.5、1、5、10、30、100、200 秒 』
で決定△

ｿﾉﾀ ｾｯﾃｲ
ｾﾝﾀｸ▷
ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ｼﾞｶﾝ
ｹｯﾃｲ▷

で決定

【バックライト】
バックライトの設定を行います。

【 ｼﾞﾄﾞｳ ｼｮｳﾄｳ
ｼﾞｮｳｼﾞ ﾃﾝﾄｳ

【4.ソノタ セッテイ】 画面に戻ります。

】▲▼で選択項目を変更
下記項目から選択『 自動消灯モード、常時点灯モード 』
で決定ﾊﾞｯｸﾗｲﾄｹｯﾃｲ▷

注意：ダンピング時間を変更直後は出力が不安定になります。変更後は出力が安定するまで十分
時間をあけてから計測を行ってください。

で決定【4.ソノタ セッテイ】 画面に戻ります。
自動消灯モードでは、1 分間スイッチ操作が行われないとバックライトが自動で消灯します。いず
れかのスイッチを操作すると再度点灯します。
常時点灯モードを選択した場合、バックライトは点灯し続けます。
注意：.常時点灯モードで長期間使用するとバックライトが劣化し明るさが低下します。必要時のみの使用としてください。

【ギャクリュウ ケイソク】
逆流計測機能オン/オフの設定を行います。

【 ｹｲｿｸ ｼﾅｲ
ｹｲｿｸ ｽﾙ】▲▼で選択項目を変更
下記項目から選択『 逆流計測機能オフ、逆流計測機能オン 』
で決定ｷﾞｬｸﾘｭｳ ｹｲｿｸ
ｹｯﾃｲ▷

で決定
【4.ソノタ セッテイ】 画面に戻ります。
逆流計測機能オフの時は、逆流時の瞬時流量は 0 を表示します。
逆流計測機能オンの時は、逆流時の瞬時流量をマイナス値で示し、逆流計測アイコン
ます。

が点灯し

【ロウスイ ケンチ】
漏水検知機能のオン/オフの設定を行います。

【 ｹﾝﾁ ｼﾅｲ
ｹﾝﾁ ｽﾙ】▲▼で選択項目を変更
下記項目を選択『 漏水検知機能オフ、漏水検知機能オン 』
で決定

ﾛｳｽｲ ｹﾝﾁ
ｹｯﾃｲ▷

で決定【4.ソノタ セッテイ】 画面に戻ります。

【カデンリュウ ケンチ】
過電流検知機能のオン/オフの設定を行います。

【 ｹﾝﾁ ｼﾅｲ
ｹﾝﾁ ｽﾙ】ｶﾃﾞﾝﾘｭｳ ｹﾝﾁ
ｹｯﾃｲ▷▲▼で選択項目を変更
下記項目を選択『 過電流検知機能オフ、過電流検知機能オン 』
で決定

で決定【4.ソノタ セッテイ】 画面に戻ります。
注意：過電流検知機能をオフすると保護が働かずメーターを破壊する恐れがあるため、「ケンチシナイ」を選択しても無効となる状態で出荷しています。

14

【5.メンテナンス】
ゼロ調整、積算値リセット、模擬出力を実行します。流量計のバージョンを確認します。
「モドル」で≪メニュー画面≫に戻ります。

【 ｾﾞﾛ ﾁｮｳｾｲ
ｾｷｻﾝﾁ ﾘｾｯﾄ
ﾓｷﾞ ｼｭﾂﾘｮｸ

】【セキサンチ リセット】▲▼で選択項目を変更
で選択▽

総積算以外の積算値をゼロリセットします。
「モドル」で 【5.メンテナンス】 画面に戻ります。

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｸ▷【 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
ﾓﾄﾞﾙ】【 ﾘｾｯﾄﾓﾄﾞﾙ△】▲▼で選択項目を変更
で選択

ｿｳ ｾｷｻﾝ ｲｶﾞｲ ﾉ
ｾｷｻﾝﾁ ﾘｾｯﾄ

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

ｾﾝﾀｸ▷

ｾﾝﾀｸ▷

【リセット】【ゼロ チョウセイ】

積算値のゼロリセットを実行します。

ゼロ調整のスタートとリセット(出荷時のゼロに戻す)を行います。
「モドル」で≪メンテナンス画面≫に戻ります。

【 ﾁｮｳｾｲ ｽﾀｰﾄ
ﾘｾｯﾄ
ﾓﾄﾞﾙ

】

ﾘｾｯﾄ ｼﾏｽｶ ?
【 ｲｲｴ 】
ﾊｲ▲▼で選択項目を変更
で決定

ｿｳ ｾｷｻﾝ ｲｶﾞｲ ﾉ
ｾｷｻﾝﾁ ﾘｾｯﾄ

ｾﾞﾛ ﾁｮｳｾｲ

▲▼で選択項目を変更
で決定

ｹｯﾃｲ▷

で決定

ｹｯﾃｲ▷

【セキサンチ リセット】 画面に戻ります。

【チョウセイ スタート】「イイエ」を選択すると積算値をゼロリセットせずに 【セキサンチ リセット】 画面に戻ります。
「ハイ」を選択すると積算値をゼロリセットして 【セキサンチ リセット】 画面に戻ります。

ゼロ調整を開始します。

10%
ｾﾞﾛ ﾁｮｳｾｲ
ﾁｮｳｾｲﾁｭｳ

注意：ゼロリセットは「トリップ積算、逆流積算、正逆合算」の 3 つを同時に実行します。総積算はゼロリセットできません。

100%になった時にゼロ調整が完了

ﾁｭｳｼ▷

で中止

【モギシュツリョク】【ゼロ チョウセイ】 画面に戻ります。

成功

模擬出力を実行します。
「モドル」で【5.メンテナンス】 画面に戻ります。

【 ｼｭﾂﾘｮｸ ｶｲｼ
ﾓﾄﾞﾙ

失敗

】
▲▼で選択項目を変更
で決定

ﾓｷﾞ ｼｭﾂﾘｮｸ
ｹｯﾃｲ▷

ｼｯﾊﾟｲ ｼﾏｼﾀ

ｾｲｺｳ ｼﾏｼﾀ
ｾﾞﾛ ﾁｮｳｾｲ
ｹｯｶ

ｶｸﾆﾝ▷

ｾﾞﾛ ﾁｮｳｾｲ
ｹｯｶ

ｶｸﾆﾝ▷

【シュツリョク カイシ】
模擬出力を出力します。
固定出力
アナログ出力接点出力1接点出力2ｱﾅﾛｸﾞ : 12mA
ｾｯﾃﾝ1 : 10Hz
ｾｯﾃﾝ2 : 5Hz

で確認完了

ﾓｷﾞ ｼｭﾂﾘｮｸ
ｼｭﾂﾘｮｸﾁｭｳ【5.メンテナンス】 画面に戻ります。

ﾃｲｼ▷

で模擬出力停止で停止

画面にパーセンテージが表示されます。ゼロ調整が成功すると「セイコウ シマシタ」と表示され、失敗すると「シッパイ シマシタ」と表示されます。
途中で計測を中断した場合、開始前のゼロ調整値となります。
成功画面が表示した時にゼロ調整が反映されます。
成功すると、ゼロ調整アイコンが点灯します。

【モギシュツリョク】 画面に戻ります。
注意：模擬出力中はスイッチ操作なしで 20 秒経過しても通常計測画面には戻らずバックライトの自動消灯もしません。使用後は必ず模擬出力を停止し、通常計測の状態に戻してください。

注意：ゼロ調整後は、20 秒経過しても通常計測画面には戻らずバックライトの自動消灯もしません。使用後は必ず確認完了し、通常計測の状態に戻してください。

【インフォメーション】
流量計のバージョン、口径、ロットナンバーの確認をします。

【リセット】

Ver:00.00
ｺｳｹｲ:200A
ﾛｯﾄ:***********

ゼロ調整のリセットをします。

ﾘｾｯﾄ ｼﾏｽｶ ?
【 ｲｲｴ 】
ﾊｲ
ｾﾞﾛ ﾁｮｳｾｲ
ｾﾞﾛ ﾘｾｯﾄ

：12mA
：10Hz
： 5Hz

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ▲▼で選択項目を変更
で決定

ﾓﾄﾞﾙ▷

で戻る

ｹｯﾃｲ▷

【5.メンテナンス】 画面に戻ります。

で決定【ゼロ チョウセイ】 画面に戻ります。
「イイエ」を選択するとゼロリセットせずに 【ゼロ チョウセイ】 画面に戻ります。
「ハイ」を選択するとゼロリセットして 【ゼロ チョウセイ】 画面に戻ります。

15

6.取扱について

6-1 本器の取扱いのお願い
保管上の注意 直射日光のあたらない場所に保管してください。
 火気のない場所に保管してください。
 周囲に可燃物、引火性物質、発熱体をおかないでください。

使用上の注意 分解禁止…本器への外力による変形や分解は絶対にしないでください。
 計測流体（水）の導電率は 20μS/cm 以上（油混じりは不可）としてください。

7.仕様一覧

7-1 本器の仕様

総合仕様

口径

最大流量

アナログ FS 流量

ゼロカット流量※
対象流体

50A
65A
80A
100A
125A
150A
200A

最大流量
L/min
950
1600
2400
3800
5100
8500
15000

m3/h
57.0
96.0
144.0
228.0
306.0
510.0
900.0

アナログ FS 流量は下表の範囲で任意に設定できます。
アナログ FS 流量
口径
L/min
m3/h
50A
15 ～
950
0.9 ～ 57.0
65A
25 ～ 1600
1.5 ～ 96.0
80A
50 ～ 2400
3.0 ～ 144.0
100A
50 ～ 3800
3.0 ～ 228.0
125A
100 ～ 5100
6.0 ～ 306.0
150A
150 ～ 8500
9.0 ～ 510.0
200A
250 ～ 15000
15.0 ～ 900.0
3
設定分解能は口径 50Ａ～65Ａは 1L/min または 0.1m /h
口径 80Ａ～200Ａは 10L/min または 1m3/h
設定範囲：0～10%F.S.
12 頁（アナログ出力）参照
ゼロカット流量はアナログ FS 流量を超える値には設定できません。
ゼロカット流量以下の流量は、0L/min 又は 0 m3/h 表示になります。
水・非腐食性流体(導電性液体)

16

①アナログ FS 流量が下表の流量以上の時±1.0%R.S.：アナログ FS 流量設定値の 1/2～アナログ FS 流量設定値±0.5%F.S.：ゼロカット流量～アナログ FS 流量設定値の 1/2②アナログ FS 流量が下表の流量未満の場合(アナログ FS 流量値に関係なく、下表の流量をフルスケールとした精度となる)±1.0%R.S.：3m/s 相当の流量流量の 1/2～3m/s 相当の流量流量±0.5%F.S.：ゼロカット流量～3m/s 相当の流量の 1/2
精度(※1)

口径
50A
65A
80A
100A
125A
150A
200A

m3/h
21.6
36.0
54.0
84.0
90.0
192.0
360.0

L/min
360
600
900
1400
1500
3200
6000
表1

流体温度
使用周囲温度/湿度
保存周囲温度

保護構造

消費電力
流体圧力範囲
導電率範囲
圧力損失(※1)基準条件 流体：水
流体温度：20±5℃ 周囲温度：20±5.℃
導電率：80～150μS/cm ダンピング：5s
測定時間：360 秒
0～60℃ ただし氷結しないこと。（試運転時等の一時的に最大+70℃）-10～55℃ / 5～95%RH-15～60℃
IP64 推奨ケーブル使用時
推奨ケーブルCVV-S（銅テープシール付きビニル絶縁シースケーブル）（芯数）
8 芯： 断面積 1.25mm2
シース外径 約 13.5mm
6 芯： 断面積 1.25mm2
シース外径 約 13mm2
断面積 2mm
シース外径 約 14mm
4 芯： 断面積 2mm2
シース外径 約 12mm
約 6W
口径 50A～150A：0～2MPa、口径 200A：0～1MPa
20μS/ｃｍ以上
0.1MPa 以下
最大流量にて、本器の入口及び出口の圧力差

計測部仕様
配管接続
材質

フランジ挟み込み方式（ボトルサークルは、JIS10K 以上のフランジに適合）
電極：SUS316L
測定管：SUS316
外筺：SUS304
ライニング：フッ素樹脂（PFA）
ガスケット：EPDM（エチレンプロピレンゴム）

変換器仕様
電源電圧

表示出力

24VDC±10%（アイソレートされた電源にて供給し、本器 1 台につき電源 1 台で接続）
推奨電源： オムロン S8JX-N01524CD
TDK ラムダ HWS15A-24 または 相当品
消費電力： 6W(電源供給電流 250mA 以上)
LED 白色バックライト付き液晶
瞬時流量/積算流量/流量インジケーター/異常警告17アナログ出力
負荷インピーダンス
フルスケール
上限クリップ
ゼロカット
メモリー異常時更新間隔
接点出力（1,2 共通）
定格
内部降下電圧
出力モード
伝送距離
ケース材質
表示部向き
設置仕様
接続ケーブル
接続端子
接地
直管部長さ

4～20mA 電流出力500Ω以下 ケーブル最大 100m を含む
最大流量設定値をフルスケールとする
21.6mA
4mA
2mA
100ms
NPN トランジスタ出力
28VDC 80mA
1.0V 以下
瞬時流量上限レベル超過検知/瞬時流量下限レベル未満検知
積算・逆積算パルス/警報/正逆判定出力（選択）最大 100m
アルミニウム合金（ADC12）（メラミン焼付塗装グレー）
4 方向の変更可能
適応ケーブル外径 12～14mm（推奨ケーブルは、総合仕様欄「保護構造」参照）
圧着端子、接続ネジサイズ M4
D 種接地（接地抵抗 100Ω以下）
上流側は 5D 以上の直管部が必要。ただしメーターの上流側で流体の流れを乱す各種制御弁・エルボ・拡大管がある場合は 10D 以上、合流配管がある場合は 10D～20D（口径による）以上の直管部が必要。また、下流側はバブル等偏流の影響がある場合
は 2D 以上の直管部が必要。
詳細は、「2-1.配管についてのお願い」を参照。

18

8.外形寸法8-1 外形寸法について○ WX 本体

単位：mm

寸法
口径
50A
65A
80A
100A
125A
150A
200A

L

約H

φD

122
142
162
182
202
231
302

239
259
271
294
325
355
410

96
116
128
151
182
212
267

※L 寸法は、ガスケット厚を含む。

○ 日除けカバー(オプション)

19

参考質量
(kg)
約3
約 3.5
約4
約5
約7
約9
約 27

９.

保証と
アフターサービス 9-1 保証内容とアフターサービスについて●保証期間ご購入日から 1年間は、当社の製造上の問題に起因することが明らかな故障については、無償で修理または製品を交換します。
●修理されるとき
メーターに異常があるときは、故障の状況を調べていただき、当社支店または営業所に修理をご依頼ください。
その際、故障の状況をできるだけ詳しくご連絡ください。
なお、保証期間経過後の修理については、機能復帰できる場合に限り有償で修理させていただきます。
●保証範囲
本製品は万全の品質保証体制で製造しておりますが、正常な使用状態において保証期間内に当社製造責任による故障が生じた場合、修理または代替品の納入を無償でおこなわせていただきます。
但し、故障した製品についての無償対応の適否は当社の調査結果によるものとします。
また、以下の項目に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
①カタログ、製品仕様書、取扱説明書などの記載事項に従わないで使用した場合の故障②火災、地震、風水害、落雷などの災害および犯罪などの破損行為に起因する故障③腐食環境下での使用による製品腐食に起因する故障④犬、猫、ねずみ、昆虫などの生物の行為に起因する故障⑤故障の原因が当社製品以外に起因する故障⑥出荷当時の科学・技術水準で予見不可能であった故障⑦当社または当社が指定したもの以外による修理や改造による故障⑧不適当な点検や消耗部品の保守・交換に起因する故障

お願い：性能改善のため予告なく製品仕様変更することがありますのでご了承ください。
なお古くなったカタログ・資料等は新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

20

21

別紙 1

設定変更時の対応●変換器の設定内容を変更した場合、下記「設定値リスト」へ変更後の値をご記入ください。
設定値リスト
設定値

項目
型式
製造番号(Ser.No.)
表示内容
項目
表示
単位

WX

積算値
瞬時値
積算流量
瞬時流量

キーロック
フルスケール流量
アナログ出力ゼロカット流量
論理
出力項目
パルス幅
50A,65A
積算パルス
パルス
出力
80A
単位
接点出力 1
100A 以上
上限レベル 上限レベル※1
検知出力ヒステリシス幅※2
下限レベル 下限レベル※1
検知出力ヒステリシス幅※3
論理
出力項目

警報出力
接点出力 2
上限レベル
検知出力
下限レベル
検知出力
逆流積算
パルス出力

その他

メモリ異常
過大ノイズ
逆流検知
過大流量
乾水検知
漏水検知
上限レベル※1
ヒステリシス幅※2
下限レベル※1
ヒステリシス幅※3
パルス幅
50A,65A
パルス
80A
単位
100A 以上

バックライト
逆流計測
漏水検知
過電流検知
ダンピング時間変更日- 2

積算値 / 瞬時値 / 積算値&瞬時値
総積算 / トリップ積算 / 逆流積算 / 正逆合算
流量 / 流速
L
/
kL
/
m³
L/min
/
m³/h
ON
/
ＯＦＦ

ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ/
ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ
OFF / ｾｷｻﾝ / ｼﾞｮｳｹﾞﾝ / ｶｹﾞﾝ / ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ
10ms
/
50ms
1L / 5L / 10L / 100L / 1m³
5L / 10L / 100L / 1m³
50L / 100L / 1m³ / 10m³

ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ/
ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ
OFF / ｾｷｻﾝ / ｹｲﾎｳ / ｼﾞｮｳｹﾞﾝ / ｶｹﾞﾝ
/ ｷﾞｬｸｾｷｻﾝ
ON
/
OFF
ON
/
OFF
ON
/
OFF
ON
/
OFF
ON
/
OFF
ON
/
OFF

10ms
/
50ms
1L / 5L / 10L / 100L / 1m³
5L / 10L / 100L / 1m³
50L / 100L / 1m³ / 10m³
自動消灯
/
常時点灯
ON
/
OFF
ON
/
OFF
ON
/
OFF
0.5s / 1s / 5s / 10s
30s / 100s / 200s

※1 設定可能範囲は 0～｢最大流量設定値｣となります。
※2 設定可能範囲は 0～｢上限レベル設定値｣となります。
※3 設定可能範囲は 0～｢最大流量設定値－下限レベル設定値｣となります。

22