インターネット水位計 ITC-01・02～ 仕様書 ～

第 1.2 版 2018 年 5 月

株式会社 オサシ・テクノス

第 1.2 版 2018 年 5 月

目 次
１．概要..................................................................................................................................................................................... 1１）

はじめに................................................................................................................................................................. 1２）

特長 ......................................................................................................................................................................... 1３）

システム概要 ....................................................................................................................................................... 2

２．留意事項・ご利用環境 ................................................................................................................................................. 4１）

留意事項について ............................................................................................................................................. 4２）

推奨環境 ............................................................................................................................................................... 4

３．各部の名称と機能 ......................................................................................................................................................... 5１）

各部の機能 .......................................................................................................................................................... 5

４．メニュー画面説明........................................................................................................................................................... 7５．仕様..................................................................................................................................................................................... 8６．外観および寸法.............................................................................................................................................................. 10株式会社 オサシ・テクノス

i

１．概要

第 1.2 版 2018 年 5 月

１．概要
１） はじめに本機は WEB サーバーと Ethernet インターフェースを標準装備し、遠隔地からブラウザによるリアルタイム監視可能な水位データ集録装置です。平時と警戒時の 2 セットの観測間隔・平滑回数を保有し、5 段階の警戒警報の発令・解除に合わせて、観測間隔と平滑数を連続可変し、洪水や出水時に備えます。
光ケーブルや無線 LAN など、既存の LAN インフラに接続でき、かつネットワークで情報共有・閲覧利活用するための特別なデータセンターは不要です。

２） 特長
機能特長
観測用途
主要機能

連続可変

警戒警報機能記録とデータ回収

主要コンテンツ

誰でも簡単操作
システム依存性

河川水位、地下水位、標高水位、潮位、揚水試験、ため池、水路水位、タンク水位、冠水・浸水、河道閉塞等。
Ethernet と WEB サーバーを標準装備し、IP アドレス指定するだけで主要コンテンツにアクセス可能です。
平時と警戒時の 2 セットの観測間隔・平滑回数を保有し、5 段階の警戒警報の発令・解除に合わせて、観測間隔と平滑数を連続可変します。洪水時や出水時は観測間隔を短くして監視頻度を自動的に上げて、監視体制を強化することが可能となります。
5 段階の上限・下限の中から設定可能。また各々の段階警報に警報メール送信・接点出力を割り付け可能です。本製品のみで、様々な警報システムを構築する事が可能です。
1 秒毎のデータの場合は 3 日間、10 分毎のデータの場合は、1812 日間記録することが可能です。記録間隔毎の水位・機器内部温度・機器電圧のデータを記録します。測定データは、CSV ファイルでダウンロードして回収します。
リアルタイム監視観測、過去データ閲覧・CSV ダウンロード、各機能セットアップ（警戒警報設定・観測条件設定・ネットワーク環境設定）、拡張設定画面、メニュー画面。
全ての操作を WEB ブラウザ経由で利用可能とし、直感的に理解できるユーザーインターフェースを実装。誰でも利活用できる操作性や判り易い機能性を実現しています。
既存の LAN インフラに直接接続でき、かつネットワークで情報共有・閲覧利活用するための特別なデータセンターは不要です。

アクセス制限画面ごとに ID、パスワード指定可能、自動タイムアウト機能も装備しています。

自動時計補正SNTP クライアントにより時計自動補正機能を装備しています。

耐環境性
瞬停対策
既存設備利用
バージョンアップ株式会社 オサシ・テクノス

外部からのサージ侵入経路すべてにサージアブソーバを実装し、静電気や外来サージに強い構造です。
バックアップキャパシタにより、瞬時の停電でも内部データを退避させ、データの破損を防ぎます。（停電時は測定キャンセルされます）
観測メール機能や TELNET 接続により、既存のサーバーからのデータ収集・配信にも対応可能です。
遠隔からファームウエアおよび WEB コンテンツをアップデートすることが可能です。

1/11

１．概要

第 1.2 版 2018 年 5 月

３） システム概要＜ 上位システムに頼らない水位観測システムの構築が可能 ＞
１．本機単体で、データ集録機能・演算機能・表示機能を併せ持ち、専用の処理サーバやデータセンター無しでも運用が可能です。
２．汎用ではなく水位計に特化したことで、水位計としての高機能化と WEB ロガーとしての低価格化を実現。ネットワーク上の個々の本機が、完成度の高い情報源となります。
３．特に、管理者レベルに対する遠隔監視システムが容易に構築できます（数人〜十数人での情報共有が目的であれば、上位システムの細かい作り込みは不要です）。
４．クライアント側の必須装備はブラウザのみです。デバイス（PC やスマートフォン、タブレット、テレビ）や、オペレーティングシステム（Windows、Linux、Android、iOS 他）を選びません。

■運用イメージ図株式会社 オサシ・テクノス

2/11

１．概要

第 1.2 版 2018 年 5 月＜ 上位システムを選ばない水位観測システムの構築が可能 ＞
１．本機から定期的に定型文をメールで送信できる他、本機へのコマンド送信により必要なデータを呼び出すことも可能ですので、様々な既存システムへの組込みが容易です。
２．水位データは、上位システムに伝送するだけではなく、本機自身にも集録できますので、通信障害リスクの低減や管理の二重化を実現します。
３．段階警報に接点出力を割り当てることができますので、河川水位の自動観測に限らず、水処理施設や防災システムなどにも対応可能です。
■上位システムの運用イメージ例
凡例
■○○道路
■△△河川
■水位観測局■雨量観測局
雨量：6mm
役場庁舎
雨量：16mm
公民館

水位：0.96ｍ
Ｄ地区

○○道
△△河川

水位：1.04ｍ
Ｂ地区

水位：1.00ｍ
Ｃ地区

水位：1.06ｍ
Ａ地区■上位システムの運用イメージ例

株式会社 オサシ・テクノス

3/11

２．留意事項・ご利用環境

第 1.2 版 2018 年 5 月

２．留意事項・ご利用環境
１） 留意事項について本書に記載している記号の意味は下記のとおりです。

詳細説明については、このマークを表示しています。
操作上のポイントやヒントついては、このマークを表示しています。
機器を損傷したりデータが欠測したりする恐れがある場合の注意事項を示しています。
必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

２） 推奨環境
本機を利用するための推奨環境は次の通りです。システム構成により、異なる場合があります。また、本機を設定するにあたり、LAN ケーブル（市販品）が必要です。LAN ケーブルは、ストレート及びクロスケーブルのどちらでも使用できます。
項目

OS 環境

WEB ブラウザ

推奨環境 （2018 年 5 月末現在）
Windows XP， Vista， 7， 8， 10
Mac OS X 10.8
Android 2.3， 4.0， 4.1， 4.2， 4.3， 4.4， 8.0
Android tablet 4.0， 4.1， 4.2， 4.3， 4.4， 6.0
iOS 6， 7， 8， 9， 10， 11＜OS Windows＞
Microsoft Internet Explorer 8.0 以降
Microsoft Edge 最新版Firefox 10 以降
Google Chrome 23 以降＜OS MacOS＞
Safari 6.0 以降＜Android＞
Android 版 Firefox 最新版
Android 版 Chrome 最新版＜iOS＞
Safari 最新版

プレリリースやベータ版、携帯電話搭載のフルブラウザ、組込ブラウザなどは動作保証の対象外とさせていただきます。
WEB 画面で JavaScript を使用しておりますので、ブラウザは「JavaScript の使用を許可する」設定でご利用ください。
ブラウザ「Internet Explorer 9.0」を利用される際は、ブラウザの互換表示設定を OFF にして下さい。
互換表示 ON 設定の影響で、グラフや水位データが表示されない等の現象が発生します。

株式会社 オサシ・テクノス

4/11

３．各部の名称と機能

第 1.2 版 2018 年 5 月

３．各部の名称と機能
１） 各部の機能
本機について、各部の名称を下図に示すとともに、これらの機能および注意点を説明します。
①②③④⑤⑥⑦⑧⑩⑨⑪① 固定プレート
木版ベース等に本機を固定するときに用います。付属品のタッピングビスをご使用ください。
② 電源（POWER）ランプ
電源の状態を表示します。
③ モード（MODE）ランプ
本機の機能状態を表示します。
④ アクセス（ACCESS）ランプ
本機の各アクセス状態を表示します。
⑤ AC アダプタコード端子
AC アダプタ（付属品）を接続する端子です。
⑥ 水位センサ接続端子
当社指定の水圧式水位センサを、それぞれの色別に接続する端子です。
⑦ 警報接点出力接続端子
本機は、無電圧接点にて警報を出力します。外部に警報装置を接続する場合は、この端子を使用します。
警報接点出力は 4 接点あり、接点毎に A 接点、B 接点が選べます。また、接点出力時間も指定可能です。

警報出力接点種別
A 接点 B 接点
平常時
警報時

注意
警報接点出力の容量は大きくないため、モーターサイレンや回転灯などの高負荷は直接駆動できません。これらの機器を駆動したい場合は、パワーリレー等、または弊社製警報ユニット「AL-TypeB」を必ず介してください。詳細は「AL-TypeB」の取扱説明書を参照ください。

株式会社 オサシ・テクノス

5/11３．各部の名称と機能

第 1.2 版 2018 年 5 月⑧ リセット（RESET）ボタン
本機を再起動するときに操作します。
⑨ 初期化ボタン
本機の設定を初期化する（工場出荷時の設定に戻す）ときに操作します。記録データは消えません。
操作方法は初期化ボタン（⑨）を押しながら、リセットボタン（⑧）を押して離します。モード（MODE）
ランプが赤色に変わり点滅し始めたら、初期化ボタン（⑨）を離してください。
注意
リセットボタン（⑧）や初期化ボタン（⑨）を操作して本機を再起動させている間は、モード（MODE）ランプ（③）とアクセス（ACCESS）ランプ（④）が高速点滅します。その間、WEB アクセスは出来ませんので、高速点滅されなくなってから接続を行ってください。
⑩ LAN コネクタ
パソコンや HUB（市販品）と接続するためのコネクタです。LAN（ストレート）ケーブル（市販品）を差し込みます。
⑪ アース端子
アースを接続する端子です。アースは断面積 2mm²以上の電線で 100Ω以下の D 種接地（旧 3 種接地）を目標にしてください。

株式会社 オサシ・テクノス

6/11

４．メニュー画面説明

第 1.2 版 2018 年 5 月

４．メニュー画面説明
本機の画面構成は以下のようになっています。
メニュー画面拡張セットアップ画面

監視画面

過去データ取得表示画面

観測条件設定画面

警報・メール設定画面

ネットワーク初期設定画面

株式会社 オサシ・テクノス

7/11

５．仕様

第 1.2 版 2018 年 5 月

５．仕様
◆一般仕様
項目

ITC-01

ITC-02

電源

DC12V（DC10.5V – 15V）

電源コネクタ形状

EIAJ 電源区分 4 の形状

消費電流

1W (typ)

ネットワークインターフェース

2.2W (typ)Ethernet（10BASE-T・100BASE-TX（Full/Half Duplex、Auto MDI-X））

サーバー機能HTTPD、TELNETD

メール機能

SMTP（POP before SMTP，SMTP AUTH 認証）プロトコル対応

コントロール方式
外形寸法

WEB ブラウザ経由で操作・設定
216H×50W×145D（寸法公差±1mm）

重量約 860ｇ

使用温度範囲-20℃～55℃（結露無きこと）±3kV（1.2/50 コンビネーション波形）
Ethernet 部（※）
試験規格：IEC61000-4-5
接地条件：D 種接地（旧 3 種接地）
耐雷サージ性能±4kV（1.2/50 コンビネーション波形）
上記以外の入出力部
試験規格：IEC61000-4-5
接地条件：D 種接地（旧 3 種接地）
接触放電 ±8kV， 気中放電 ±15kV
耐静電気性能試験規格：IEC61000-4-2 準拠※本機の設置環境に応じて、LAN 用保安器をご使用ください。
◆計測仕様
項目
入力チャンネル数
対応センサ

ITC-01

ITC-02水位 1 チャンネル
DS-1 型 水圧式水位センサ
4～20mA 0～1V 0～5V
（0～40mV 仕様）（出荷時に選択）
出力電圧
出力電圧
精度

センサ電源

DC4V±0.1V
許容出力電流その他

分解能
入力抵抗
測定精度
記録・監視間隔株式会社 オサシ・テクノス

絶縁 DC12V，絶縁
DC24V，外部スルー出力から外部配線により選択
DC12V，DC24V とも、±5％以内
DC12V 時 150mA 以下
DC24V 時 100mA 以下
スルー出力時 150mA 以下（0～1V 仕様は 50mA以下。外部電源の供給能力がこれより小さい場合は、それに準ずる）
短絡保護機能あり

最小分解能 1mm
4～20mA
100Ω±5％―0～1V
50kΩ±0.14％
0～5V±0.1%FS 以内（全動作温度範囲による温度ドリフト含む）
平時・警戒時で自動切換機能あり（1，2，3，5，10，15，20，30 秒，1，2，3，5，10，20，30，60 分）

8/11

５．仕様

第 1.2 版 2018 年 5 月（計測仕様のつづき）
項目

ITC-01

ITC-02

記録内容

水位，機器電圧，機器内部温度使用メモリ

フラッシュメモリ（不揮発性メモリ）

機器内部温度 測定精度

±3℃（typ.）

◆警報仕様
項目

ITC-01

警報種類ITC-02

5 段階（警報ごとに上限・下限が選択可能）

警報出力形態

内蔵警報出力接点（出力数 4）

警報接点種別無電圧 A 接点もしくは B 接点

警報接点容量DC30V，0.5A max
AC100V，0.15A max◆E メール通知機能仕様
項目

ITC-01

メール通知種別

メール通知内容

最大宛先数

ITC-02

警報メール，観測メール，定期報告メール
警報メール

発報通知・解除通知

観測メール

水位観測データ通知

定期報告
メール
警報メール

測定モード連続稼働時間，再起動履歴，電圧低下検出履歴，
HTTPD エラー履歴，メールエラー履歴，TELNETD エラー履歴
12 件

観測メール
定期報告
メール

2件
2件

◆記録日数
記録間隔

ITC-01

ITC-021秒

約 3 日間2秒

約 6 日間3秒

約 9 日間5秒

約 15 日間

10 秒

約 30 日間

15 秒

約 45 日間

20 秒

約 60 日間

30 秒

約 90 日間

1分

約 180 日間2分

約 360 日間（約 1 年間）3分

約 540 日間（約 1.5 年間）5分

約 900 日間（約 2.5 年間）

10 分

約 1800 日間（約 5 年間）

20 分

約 3600 日間（約 10 年間）

30 分

約 5400 日間（約 14.8 年間）

60 分

約 10800 日間（約 30 年間）

株式会社 オサシ・テクノス

9/11

６．外観および寸法

第 1.2 版 2018 年 5 月

６．外観および寸法株式会社 オサシ・テクノス

名称

材質

色

集録装置本体鉄（メッキ鋼板）白色

オーナメント

PET

青色

外形寸法

216H×50W×145D

寸法公差

±1mm

重量

約 860ｇ10/11

６．外観および寸法

第 1.2 版 2018 年 5 月

株式会社オサシ・テクノス
機器紹介ホームページ http://www.osasi.co.jp/itc/
本社
東京本社
九州支店

〒780-0945〒105-0003〒812-0016

高知県高知市本宮町 65-3
東京都港区西新橋 1-10-2（住友生命西新橋ビル 4F）
福岡県福岡市博多区博多駅南 4-1-17（岩保ビル駅南 4F）

TEL：088-850-0535
TEL：03-5510-1391
TEL：092-434-9200

Copyright (C) OSASI TECHNOS INC. 2013

株式会社 オサシ・テクノス

11/11