の電子式オールプラスチックメーター
Electronic display type all plastic meter

信頼 創造 奉仕

ECXシリーズ 20〜50mm
ECX シリーズは、小型化、高耐久性化、施工の容易化などを図り、各種液体の品質を損うことなく計量できる管理用メーターです。

ECXシリーズ

各種液体の流量管理に最適

LINEUP

20mm
50mm

25mm

40mm
ECX20

ECX40

バッチコントロール

用途例
・IC基板洗浄ラインの流量管理
・食品加工における給水ラインの流量管理
・医療品の流量管理
・ボイラー給水ラインの流量管理
・純水を必要とする各種実験装置
・純水製造機の流量管理
・各種薬液の流量管理

希望の設定量になった時、自動的にバルブを閉じる。

積算流量は通常、液晶に8桁で表示されますが、マグネットスイッチを操作することにより、4桁の瞬間流量に切り替わります。また受信器（QA8D−1R）を使用すれば、積算流量・瞬間流量を遠隔表示できます。

積算流量表示本管内の流量に応じて、一定比率で薬液を注入する。

分周機能付
プリセットカウンターコントローラー

任意パルスECX

積算流量・瞬間流量を液晶表示

薬液比例流入バルブ

薬品ECX

監視・制御システムにフレキシブルに対応
外部出力付メーターにはオープンドレイン信号の単位パルス出力付と、任意パルス出力付の2機種があり、監視・制御システムなどにフレキシブルに対応することができます。

優れた耐食性
接液部を全てプラスチック化することにより、各種液体※に対して優れた耐食性を示します。
※計測可能液種については、当社ホームページ（製品情報／その他流量計／オールプラスチックメーター）をご覧ください。

施工を容易にするユニオン接続方式
継手はTS式（JIS K 6743）を採用。
施工しやすくメーターの取り付け、取り外しが簡単に行えます。

瞬間流量表示センサー システム アンド サービスシリーズは、小型化、高耐久性化、施工の容易化などを図り、ECXシリーズ ECX
各種液体の品質を損うことなく計量できる管理用メーターです。
性能曲線図
ECX20

ECX25

ECX40

遠隔受信器：単位パルス用（QA8D−1R）

ECX50

0.10-100.09-200.08

積算・瞬間流量表示
圧0.110器100.07

力 損-400.06

失【％】-500.05-600.04-700.03-800.02

差-30

【ＭPa】

0.01-900-100051020流量【 L／ｈ】

50100200 300 400 500

仕型式

12 3 4 5流量【 m3／ｈ 】

1020 30 50＊任意パルス用はQA8D−2Rをご使用ください。

様

ECX20

外ECX25ECX40

観図

接線流羽根車式（複箱型）

ECX5020・25mm

適 正 流 量 範 囲（±2 ％ RS）※1 0.2〜1.3m3/h 0.2〜1.7m3/h 0.3〜3.0m3/h 0.4〜3.5m3/h
0.05m3/h

0.05m3/h

0.09m3/h

0.09m3/h

2.5m3/h

3.5m3/h

6m3/h

7m3/h

用

圧

0.3MPa0〜＋40℃

測粘度
範囲体
計 測 可 能 液 種
囲

温度

範表
積流
電子式
表示部 瞬流0.0005〜0.0015Pa・s（参考：水＝0.001Pa・s）
標準：純水 ＊その他の液種は、当社ホームページを参照ください※2

囲−10〜＋40℃

示

液晶デジタル表示

9,999m3 999.9L示
間 表
量 表 示 方 法

マグネット操作により約30秒間表示※3液晶デジタル表示

ℓ4桁

源

電圧

文

出

力

8ビット電文（東京都水道局 自動検針通信仕様Ver2.6A準拠）

接線流羽根車式（複箱型）

力

オープンコレクター（オープンドレイン）

40・50mm

ル

ス

出

3V
（リチウム電池内蔵） 電池寿命約8年

L1
L2

電最 大 印 加 電 圧

電池交換不可24V

力
最 大 出 力 電 流
10mA号
10L/P、100L/P、1m3/Pを選択してください。
（標準：10L/P）
単 位 単位パルス方式 1L/P、
パ ル ス 任意パルス方式 羽根車回転パルス（1回転2パルス）20、25＝25.76mL/P 40、50＝60.82mL/P

出

伝送ー力距ブ線

識

質

離200m

ル

丸形ビニールコード0.5mm2×4C 1.5m付

別パルス出力線…赤：P（＋）
、
緑：PG（−）
電文伝送線…黒：A1、白：A2

量
下ケー

1.0kg

1.1kg

2.3kg

ス

AS樹脂

レジスターボックス

ABS樹脂

根ポ

調車
ッ整2.6kg

PVC

イ ン ナ ー ケ ー ス

接 液 部 羽主要材質 ピℓ

φD1
φD2

ケH

大h

最テーパ1/T0.1L

電パ出信

8桁算
最 小 目 盛
量
最大表示量

φD1
φD2

使H周力液 体 温 度 範 囲h計
液大W

最口径

W

正 確 下 限 流 量（±5 ％ RS）※1
瞬 間 最 大 流 量（±2 ％ RS）※1

テーパ1/T

L1L2ABS樹脂、PAトPC

器POMPEO

リン

グ

EPDM

TS

継手PVC※1：試験液体：水（0.001mPa・s）※2：当社ホームページ／製品情報／その他流量計／オールプラスチックメーター※3：1時間以上の連続表示はできません。

安全に関するご注意型

口径式 《参考》【mm】 L1

ECX20
ECX25ECX40
ECX5020254050

外形寸法【mm】
L2 φD1 φD2137 194
137 203200 294
220 32220254051HhWℓ

1/T

26.13 131 40 120 24 1/34
32.16 131 40 120 27 1/34
48.21 148 52 120 37 1/37
60.25 152 55 130 42 1/37

商品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
当カタログの仕様は、2014年8月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL：http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL(011）642 9500
釧 路 営 業 所 TEL(0154）23 7859
仙 台 支 店 TEL(022）258 1181
青 森 営 業 所 TEL(017）738 7531
盛 岡 営 業 所 TEL(019）646 8836
東 京 支 店 TEL(03）3209 0631
横 浜 営 業 所 TEL(045）661 1491
千 葉 営 業 所 TEL(043）278 9191
大 宮 営 業 所 TEL(048）668 0131
新 潟 出 張 所 TEL(025）282 5591

名 古 屋 支 店 TEL(052）661 5843
金 沢 営 業 所 TEL(076）252 1942
静 岡 営 業 所 TEL(054）237 7168
長 野 出 張 所 TEL(026）254 5677
大 阪 支 店 TEL(06）6305 9052
広 島 営 業 所 TEL(082）292 8289
高 松 営 業 所 TEL(087）851 6664
岡 山 営 業 所 TEL(086）207 6828
福 岡 支 店 TEL(092）534 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL(099）254 7877
宮 崎 出 張 所 TEL(0985）24 2279
沖 縄 出 張 所 TEL(098）860 9792
国 際 営 業 本 部 TEL(052）661 5150

このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くナったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新 No.

1.1

WK-ECX-020U