製 品 仕 様

ＦＺ０１－２８８Ｄ４小型電磁流量センサー

型 式

１／６VN□□R

信頼 創造 奉仕

１．仕様
型式

VN05R

VN10R

VN20R

口径5mm

10mm

20mm

精度保証流量範囲

0.05～1 L/min

0.5～10 L/min

3.0～60 L/min

最大動作流量3 L/min

25 L/min

100 L/min

ローフローカットオフ

0.025 L/min

0.25 L/min

1.5 L/min

周波数パルス

精度（流体温度25℃時）

単位パルス±2.5％RD ： 精度保証最大流量の 20～100％±0.5％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％±2.0％RD ： 精度保証最大流量の 20～100％±0.4％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％±2.0％F.S. ： 下記条件での３σ（1 秒毎の出力バラツキ、応答性２sec、周波数パルス）

繰り返し精度±2.0％RD ： 精度保証最大流量の 20～100％

温度特性±0.4％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％±1.5％RD ： 精度保証最大流量の 20～100％

導電率特性±0.3％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％

計測流体

接液部材質を腐食させない導電性流体（冷温水など）

流体導電率範囲

50μS/cm 以上

流体温度範囲0～+60℃（凍結しないこと）

使用周囲温度・湿度範囲-20～+60℃ 35～85%RH（結露しないこと）

保存周囲温度範囲-20～+70℃

最高使用圧力圧力損失

1MPa20kPa 以下

（精度保証最大流量時）

共通パルス出力仕様
周波数
パルス ※1
出力１デューティー比
：50％

単位パルス

ON 時残留電圧：1V 以下

標準 200.0Hz（出荷時に 20～400Hz 間において 0.1Hz ステップで設定可能）
注：ASI-100 を接続する場合は、出力１は 200.0Hz を選択下さい。
0.01L/P（標準）

0.1L/P（標準）ノーマルオープン（標準）・ノーマルクローズから選択
警報 ※3スイッチ ※4単位パルス※２

最大負荷：30V DC 20ｍA

0.001L/P（標準）※２

出力２NPN オープンコレクターパルス

警報 ※3スイッチ※4「励磁異常／メモリー異常／電源電圧低下／乾水／過大流体ノイズ／逆流／過大流量」の各警報項目について出荷時設定可能
ノーマルオープン（標準）・ノーマルクローズから選択
レベル判定値：精度保証最大流量の 0～100%を 1%ステップで出荷時設定可能
出力１と同じ
出力１と同じ注：ASI-100 を接続する場合は、出力２は警報を選択下さい。
出力１と同じ製 品 仕 様

ＦＺ０１－２８８Ｄ４小型電磁流量センサー型 式

２／６VN□□R

信頼 創造 奉仕

型式

VN05R

VN20R

63%応答 ダンピング時間 ： 2 秒（標準）

応答性

ケーブル

VN10R

出荷時に 1～99 秒間において 1 秒ステップで設定可能

基本仕様

ケーブル長 ： 500mm ４芯 AWG28 外径Φ2.8 シールド付き末端処理

被覆をむき芯線をよじる

配線

赤：電源＋青：GND

白：出力１センサー本体に LED 表示 1 つ
LED 表示黄色：出力２２色 LED（緑／赤）

緑色 ： 流量表示 3 段階の点滅スピードにて表示
赤色 ： 異常時の状態を点滅回数で表示

標準取付姿勢

LED 表示面が地面に水平、または垂直（下→上方向）の姿勢(気体の混入がないこと)

流れ方向

製品に表記された矢印方向

配管接続

R 1/4

R 1/2

R1

保護構造

屋内仕様(IP64 相当)

電源

12～24V DC±10%
アイソレートされた電源にて供給し、VN1 台につき電源 1 台を接続することを推奨

消費電流100mA DC 以下

質量

約 190ｇ

約 190ｇ

上蓋・下蓋

PPS

主要材質※５

○

本体ケース

PPS

（○部は○電極

SUS316L接液します）○

アースリング

SUS316

○Ｏリング

FKM

その他

約 290ｇCE マーキング、UKCA マーキング、RoHS 指令対応品、ポジティブリスト適合※6

製 品 仕 様

ＦＺ０１－２８８Ｄ４小型電磁流量センサー

型 式

３／６VN□□R

信頼 創造 奉仕

２．選択設定項目※手配する仕様項目にチェック（□）を入れるか、数値を記入して下さい。
型式
ローフローカットオフ（指定流量以下の流量の場合、ゼロと演算します）□ VN05R□ VN20R□あり（標準）：2.5％F.S.
□なし
ありの場合：VN05R：0.025 L/min、VN10R：0.25 L/min、VN20R：1.5 L/min

ダンピング（秒数を記入）出力形態□ VN10R

1～99 秒から選択（標準：2 秒） ★１秒ステップで記入（バッチ処理に使用される場合は、別途ご相談下さい）秒□ノーマルオープン（N.O.：標準）□周波数パルス□ノーマルクローズ（N.C.）※１（ASI-100 使用時は周波数パルスの 200.0Hz を推奨します。）

Hz20.0～400.0Hz（標準：200.0Hｚ）★0.1Hz ステップで記入□単位パルス・VN05R：□0.001L/P(標準)・VN10R：□0.01L/P(標準)・VN20R：□0.1L/P(標準)□0.01L/P□0.1L/P□1L/P□0.1L/P□1L/P□10L/P□警報 ※３警報判定項目について、何も検知していない時をノーマル状
態、いずれかを検知した時をアブノーマル状態とします。警
報する項目は後段 2-1.警報判定項目で選択して下さい。
※出力１で警報を選択した場合には、出力２は警報以外を選択してください。
レベル１判定値以下の時をノーマル状態、超えた時をアブノーマル状態とします。
レベル判定値は後段 2-2．レベル判定値にご記入下さい。

出力種類
※２

出力１

何れか１つ選択□スイッチ・レベル判定 ※４

して下さい。
※標準は周波数パルスです。

流量が上限値と下限値の間であること、または外れていることを検知します。上限値以下かつ下限値以上の時をノーマル状態、外れていることアブノーマル状態とします。上限値、下限値の設定はレベル１判定値、レベル２判定値のどちらでも構いません。
レベル判定値は後段 2-2．レベル判定値にご記入下さい。
※４□スイッチ・ウィンドウ判定

製 品 仕 様

ＦＺ０１－２８８Ｄ４小型電磁流量センサー

型 式

４／６VN□□R

信頼 創造 奉仕

出力形態

□ノーマルオープン（N.O.：標準）□警報

出力１と同じ何れか１つ選択※ASI-100 使用時は、警報を推奨します。

して下さい。

□単位パルス

出力１と同じ

出力種類
※２

出力２

□ノーマルクローズ（N.C.）※３※標準は警報で□スイッチ・レベル判定

す。

※４
※４

□スイッチ・ウィンドウ判定

出力１と同じ出力１と同じ

２－１．警報判定項目 ※７
励磁異常検知LED 動作・スイッチ出力は、ともに「出力する」のみ

メモリー異常検知

LED 動作・スイッチ出力は、ともに「出力する」のみ

電源電圧低下検知

LED 動作・スイッチ出力は、ともに「出力する」のみ

乾水検知

過大流体ノイズ検知

逆流検知

過大流量検知LED 動作□出力する（標準）□出力しないスイッチ出力□出力する（標準）□出力しないLED 動作□出力する（標準）□出力しないスイッチ出力□出力する（標準）□出力しないLED 動作□出力する（標準）□出力しないスイッチ出力□出力する（標準）□出力しないLED 動作□出力する（標準）□出力しないスイッチ出力□出力する（標準）□出力しない（精度保証範囲流量上限～最大動作流量の流量を常用する
場合は、スイッチ出力は「出力しない」を選択して下さい）

２－２．レベル判定値 ※８
レベル１判定値％０～１００％（標準：５０％）★１％ステップで記入

レベル２判定値％

０～１００％（標準：３０％）★１％ステップで記入

ヒステリシス％０～９％（標準：３％）★１％ステップで記入

製 品 仕 様

小型電磁流量センサー

ＦＺ０１－２８８Ｄ４型 式

５／６VN□□R

信頼 創造 奉仕

※１：精度保証最大流量時の周波数を示します。
※２：出力１・２の設定値や選択項目は、すべて工場出荷時の設定となりますので、設置後の設定変更は出来ません。
※３：警報は、出力１または出力２のどちらかでしか選択出来ません。
※４：ウィンドウ判定は、出力１と出力２の設定値を使用して演算し、出力します。
※５：材質記号説明
PPS
ポリフェニレンサルファイド(Polyphenylene Sulfide)
FKM
フッ素ゴム(Fluoro Rubber)
SUS316L
ステンレス(Stainless)
SUS316ステンレス(Stainless)※６：2020 年 6 月施行の食品衛生法ポジティブリストに適合しています。
使用可能食品
最高温度
接液部
Ⅰ.～70℃
油性
乳・
樹脂部品
酸性及び
酒類
その他 Ⅱ.～100℃
乳製品
Ⅲ.101℃～
脂肪性
ケース
○○
○
○
○
Ⅲ
（材質：PPS）※７：警報項目の説明
励磁異常検知・・・・・・励磁コイルに電流が正常に流れなくなった場合
メモリー異常検知・・・・メモリーデータに異常が発生した場合電源電圧低下検知・・・・電源電圧が低下した場合
乾水検知・・・・・・・・流量センサー内から計測流体が抜けて、非満水状態になった場合
過大流体ノイズ検知・・・計測流体に異常電流が流れていたり、流体内に空気が混入していたりなど、正常な流量計測が出来ない場合
逆流検知・・・・・・・・計測流体が本体矢印方向と逆に流れている場合
過大流量検知・・・・・・精度保証流量範囲の上限値に対し１２５％を超える流量が流れている場合※８：精度保証流量範囲の最大流量時を１００％とします。

製 品 仕 様

ＦＺ０１－２８８Ｄ４小型電磁流量センサー

型 式

６／６

VN□□R

信頼 創造 奉仕

３．配線方法
流量センサー
赤：電源＋センサー電源＋ (12～24V DC)

白：出力 1←
Ｉｓ

Ｒ
オープンコレクタ入力＋

黄：出力 2←Ｉｓ(パルス検出用電圧：30V DC 以下)
Ｒ

青：GND

センサー電源－およびオープンコレクタ入力－

出力 1 および出力 2 の NPN オープンコレクタ出力の吸込電流 Is は 20mA 以下になるようお願いします。
(推奨抵抗値は 10～20kΩです)
Is(出力吸込電流：mA)＝V(パルス検出用電圧：V)
R(電流制限抵抗：kΩ)≦20mA

４．取扱上の注意
安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくお使い下さい。
４－１．使用環境・対象流体(1)接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
(2)純水や油などの非導電性流体には使用できません。
(3)流体に電流が流れていると誤動作する場合があります。
(4)強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
(5)防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
(6)直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。
４－２．配管について(1)本機を複数台並列設置する場合には、電磁干渉による流量検出のふらつきを軽減するため、20cm 以上の隙間を設けて下さい。
(2)流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
(3)取付姿勢は、気泡の影響やゴミ・汚れなどの影響を避けるため、流れ方向が下から上になる方向を推奨します。
(4)流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
(5)ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
(6)配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
(7)流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
(8)取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。
４－３．配線について(1)電源や受信計器は、他から電気的にアイソレートすることを推奨します。