流量センサー NDの表示型タイプです。

瞬時・積算流量計 NW/NW-P（パルス出力付）
特長

瞬時流量

電磁式

瞬時値のHOLDが可能● リチウム電池内蔵のため、電源不要

積算流量● 表示部が読みやすい方向に回転・トリップ積算・トータル積算（リセット可） （リセット可）● 瞬時流量と積算流量を１台で表示

仕様
瞬 時 ／ 積 算 流 量 計NW型

NW05-NTN NW05-PTN NW05-TTN NW10-NTN NW10-PTN NW10-PTN-4 NW10-TTN NW20-NTN NW20-PTN NW20-PTN-4

瞬時／積算流量計（パルス出力付）NW-P型

NW05-NTP NW05-PTP NW05-TTP NW10-NTP NW10-PTP NW10-PTP-4 NW10-TTP NW20-NTP NW20-PTP NW20-PTP-4

接線流羽根車式

口径5mm

精 度 保 証 流 量 範 囲精

瞬 時 表 示

度

計

10mm

0.3～3 L/min±2％RD±0.05L/min（配管取付条件参照）

流体

1～10 L/min

3～60 L/min±2％RD±0.2L/min（配管取付条件参照）

積 算 表 示測20mm

1.5～20 L/min±2％RD±0.5L/min（配管取付条件参照）±2％RD（配管取付条件参照）
水・温水用

水・薬液用 ※1

水・温水用

水・薬液用 ※1

流体

粘度

範囲

0.5～1.5 mPa･s
（水相当）

流体

温度

範囲

0～＋60℃（凍結しないこと）

使 用 周 囲 温 度･湿 度 範 囲

水・温水用

水・薬液用 ※10～＋60℃ 35～85％RH（結露しないこと）

保存周囲温度

0～＋60℃

最高使用圧力1MPa（流体温度20℃の時）

圧 力 損 失 （ 精 度
保 証 最 大 流 量 時 ）12 kPa以下

20 kPa以下

15 kPa以下

60 kPa以下

NPN オープンドレインパルス （オープンコレクタパルス相当）
出力仕様
最大負荷：30V DC

楕円ギヤ式

ケーブル

ケーブル長：約500mm 2芯 AWG26 外径φ2.4パルス
出力単位 （NW-P 型 の み ）
瞬時積算

液晶表示

更最小刻み単位

0.05L/min
00.00L/min

表示および単位

000000.00L

間そ の 他
回

転1L/P
（標準）
0.5L/min
000.0L/min
0000000.0L

標準2s（ボタンにより設定変更可能：0.5・1・2・3・4・5sから選択）

機 能範(白：＋ / 黒：－)0.2L/min

隔積算表示のゼロクリア（リセット）
機能 トリップ積算機能 瞬時値ホールド機能 積算値・瞬時値の小数点位置変更機能

囲

左方向約270°右方向約50°（ストッパーにより止まった以降は、無理に回転させないで下さい）
液晶表示面が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢（気体の混入がないこと）

軸流タービン式

取付

姿

勢配管

接続保護

構造

電源

質量

接 液 部材質※
210mL/P（標準）

表示および単位新

最小パルスON 時間：約5ms（ワンショットパルス）
10mA DC 出力容量 ON 時抵抗：150Ω以下、OFF 時抵抗：100kΩ以上

ケース

羽根車

R 1/2

R 3/4
屋内仕様(IPX4相当)

リチウム電池 (電池寿命：4年 電池交換不可)
約280g
変性PPO

約250g

PP

ETFE

CF-POMピ ボ ッ トSUS304

Ｏ リ ン グNBR

マ グ ネ ッ ト

変性PPOETFEPA

ETFE
FKM

約500g

PPETFE

CF-POM
SUS304NBR

Sa-Co※2ETFE
PA

ETFE
FKM

Ba-Fe

Sa-Co※2●材質記号の詳細については裏表紙参照。 ●必ずお使いになる前に製品仕様書をご確認下さい。 ●粘性単位については裏表紙を参照。
※1 各種液体でご使用の場合は接液部主要材質の耐食性をご確認の上、選定願います。
※2 本マグネットは接液しません。

外形寸法

配管取付条件

B

A
51.5

E

D

C

指示計

70

取付姿勢

13

表示部が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢（気体の混入がないこと）※上記取付姿勢以外では、精度保証できません。

 単位：mm型式
A
B
C
D
E

NW058087521125

NW108087521125

NW20110105.574
1635.5

変性PPO

直管部
上流５Ｄ、下流３Ｄ（Ｄ：口径）

PP
CF-POM

SUS304
NBR

PA
FKM

Ba-Fe

Sa-Co※2

主な製品の配管取付条件流量センサーの配管取付条件で特に注意するべき事項をまとめました。
配管取付時には十分注意していただき、ご使用戴きますようお願いいたします。

１．常に満水状態になるように設置してください
１）流量センサーの下流側が大気解放の場合は、吐出口を流量センサーより高くしてください。

h>0２）流量センサーは、エア溜まりの無い場所へ設置してください。
エア溜まり

エア溜まり

2．バルブ等流れを乱すものは流量センサーの下流側へ設置してください
各種制御用弁は、下流側へ設置してください。

3．各種流量センサーの必要直管部について
直管部とは、流れの状態を安定させるために流量センサーの上流側（流入側）と下流側（吐出側）に確保するストレート配管の長さを示しています。

L=5D以上L=3D以上L : 直管部
D: 口径

製品
FMO
VN
OF-Z
OF-W
VNS
ND
NW
MND
NDV

掲載ページ
P  3P  5P11P14P  7P  9P13P15P16

上流側

下流側
不要5Ｄ以上３Ｄ以上

22主な製品の取り扱い注意
製品をご使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

１．使用環境・対象流体①接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
②強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
③防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
④直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。

2．配管について①流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
②エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
③流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
④ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
⑤配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
⑥流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
⑦取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。

記号説明PPFK

M：フッ素ゴム（Fluoro Rubber）

CAC804：青銅鋳物（Bronze casting）

N

B

R：ニトリルゴム（Acrylonitrile-Butadiene Rubber）

P E E K：ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether ketone)

E P D M：エチレンプロピレンゴム（Ethylene propylene Rubber）

P

C：ポリ塩化ビニル（Poly vinyl chloride）

G F - A B S：ガラス繊維入りABS（Glass-Fiber-filled Acrylonitrile Butadiene Styrene）

i：チタン（Titanium）

S a - C o：サマリウムコバルト（Samarium-Cobalt）

V

T

S：ポリフェニレンサルファイド（Polyphenylene Sulfide）

変 性PPO：ガラス繊維入ノリル（Polyphenylene oxide）

B a - F e：バリウムフェライト（Barium-Ferrite）

P

SUS303：ステンレス（Stainless）

P：ポリプロピレン（Polypropylene）

E T F E：フッ素樹脂（Ethylene-tetrafｌuoro ethylene）

SUS304：ステンレス（Stainless）

CF-POM：炭素繊維入りポリアセタール(Carbon-Fiber-filled Polyacetal or Polyoxymethylene) SUS316：ステンレス（Stainless）
PSi

A：ポリアミド（Polyamide）

SUS316L：ステンレス（Stainless）

C：炭化ケイ素セラミック（Silicon Carbide Ceramics）

S C S 1 6：ステンレス（Stainless）

粘性単位について33
粘［ｍpa・S］＝1［cP］［cSt］＝1［mm /s］/ｓ］ 動粘度［cSt］［cSt］＝粘度［mPa・S］/密度［g/ｃｍ※水の密度1［ｇ/ｃｍ33］］ 4℃の時4℃の時
粘 度
度：：11［mPa・S］=1［cP］ 動粘度：1=1［mm＝粘度［mPa・Ｓ］/密度［g/cm］］ ※水の密度：１［g/cm22

当カタログの仕様は、2022年10月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011）642 ｰ 9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154）23 ｰ 7859
仙 台 支 店 TEL（022）258 ｰ 1181
青 森 営 業 所 TEL（017）742 ｰ 6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019）646 ｰ 8836
東 京 支 店 TEL（03）5323 ｰ 5352
千 葉 営 業 所 TEL（03）5658 ｰ 1320
大 宮 営 業 所 TEL（048）668 ｰ 0131
新 潟 出 張 所 TEL（025）282 ｰ 5591

名 古 屋 支 店 TEL（052）661 ｰ 5852
金 沢 営 業 所 TEL（076）252 ｰ 1942
静 岡 営 業 所 TEL（054）237 ｰ 7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06）6305 ｰ 9052
広 島 営 業 所 TEL（082）292 ｰ 8289
高 松 営 業 所 TEL（087）851 ｰ 6664
岡 山 営 業 所 TEL（086）207 ｰ 6828
福 岡 支 店 TEL（092）534 ｰ 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099）254 ｰ 7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985）24 ｰ 2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098）860 ｰ 9792
国 際 営 業 部 TEL（052）661 ｰ 5150

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
更新No.
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。
このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.

4.4

MK-SENSOR-030H