WFor Water

羽根車式流量計（パルス出力）

FF-S (P type)

Fin flow

Turbine flow meter (Pulse output)

ホール素子パルスカウント型。
高温・高圧タイプも対応可能。
■ 様々な表示計・変換器とセット可能（オプション）■■Hall element pulse counting type.
Also corresponding to the types of high temperature and high pressure.
■ Enables to use in combination with various kinds of indicators・converter as a set. (Optional)■■

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用し、IN側には10D以上の直管部を設けてください。(D：鋼管内径）
樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。また、金属配管シール剤がテーパー管に付着しないよう注意してください。シール剤の種類によっては雰囲気でも破損するため、エポキシ系を推奨します。
To ensure flow accuracy, use the same (or larger) diameter of pipes and fittings as the connection size of the flow meter and install a minimum of 10 diameters(D) of straight pipe length for upstream of the flow meter.
With respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals. Care should be taken not to apply metal piping sealant to the tapered tube. According to the kind of the sealant, as it may cause damage possibly even by the atmosphere, so that werecommend that epoxy type sealant be used.

注意Caution型式 Model number selection
規格Std.

出力Output

FF-S

材質
Material

流体名Fluids-

P

最大流量 オプション
OptionMax. flow--

特殊項目
For specialized item

R

流れ方向 右→左 Flow direction : Right → Left ＊2
表示計・変換器とセット（オプション記号を記入） ＊3
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product

表示計 Flow indicator
51030
50
100
150
200

0.5〜5L/min
1〜10L/min
3〜30L/min
5〜50L/min10〜100L/min
15〜150L/min
20〜200L/min

水 Water19
特殊 For specialized fluid ＊1
樹脂キャップ Resin cap
C
金属キャップ Metal cap
S
パルス出力 Pulse output
P
測定範囲(L/min) Measuring range
接続口径 Connection size
0.5〜5
Rc3/8
1〜10
Rc3/83〜30
Rc1/25〜50
Rc3/410〜100
Rc115〜150 or 20〜200
Rc1 1/4

規格 Std.
80859095100120＊1：特殊項目については型式末尾へ順番に明記してください。詳細は当社にお問い合わせください。
＊2：標準の流れ方向は向かって左→右です。
＊3：当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
※測定範囲は水換算20℃（293K）条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Standard flow direction is from left to right viewing from front.
＊3: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

仕様 Specifications
Cタイプ（樹脂キャップ）C type (Resin cap)

項目 Item
出力精度 Output accuracy

Sタイプ（金属キャップ）S type (Metal cap)
±3% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.7MPa(G) at 40℃

1MPa(G)

使用最高温度 Max. temperature

60℃ at 0.5MPa(G)100℃ ※

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

0〜80℃（結露なきこと No dewing）

出力 OutputNPNオープンコレクタ Max. DC26.4V, NPN open collector Max. DC 26.4 V, 15mA Max, 0〜約140Hz Max. 15 mA, 0 - Approx 140Hz

電源/消費電流 Power source / Current consumption
ケーブル長 Cable length2m※ 使用温度70℃以上の場合につきましては、DC5〜12Vの範囲でご使用ください。
※ When operating temperature exceeds more than 70°C, please use it within the range of 5 V DC to 12 V DC.

128

DC5〜24V 約8mA approx 8 mA

2023

W
液体用

規格寸法 Specified dimensions

配線 Wiring diagram

規格 Std.

W

L1

L2

L3

B1

B2H

T

流路径 Flow passage

Rc

線色 Cable colors

808055511542.518.524265.53/8

白黒 Black and White

パルス出力 Pulse output

85

8055511542.5

18.5

24269.53/8

黒 BlackOV909055

51

1547.522.53031131/2

赤 Red

DC 5〜24V ±10％

9595

66

62

1747.5

24.5

34

31

133/4

100

10070

66

2147.5

21.5

4231

18

112012076

72

2560

2550

33.5

26.4

1 1/4

内容 Function

羽根車式流量計

AWG 25構造図 Structural drawing

FF-S (P type)

B1
B2

W

⑧④

⑨⑩⑤

⑥⑦

L1③L2H

L32×Rc①②＊2

46

2×M4×12.5

T54

2×M5×1048②

58＊1材質 Materials

1

材質 Material

名称 Names of parts

No.

ケーシング Casing

SCS14C type : PSU ＊12

キャップ Cap

3

ホールICセンサ Hall IC sensor

ー4

バックプレート Back plate

A5052

5フィン Fin

6

マグネット Magnet

7

Oリング O-ring

FKM

8シャフト Shaft

ジルコニア Zirconia

9

軸受け Bearing

ジルコニア Zirconia

10 穴石 Hole stone

アルミナ Alumina

ーS type : SCS14 ＊2

GFPP（S80/85 : PP）
サマリウムコバルト Samariumcobalt

オリフィス(※）OrificePP※S80（5L/min用）、IN側のみ※Press-fit at the inlet side of S80 (5 L/min) only2023

129