仕様書

接点無線機（受信機 / 送信機 / 中継機）
型式 WCT-RX/WCT-TX/WCT-RP

Rev.2.1
2021 年 8 月

株式会社オサシ・テクノス
OSASI Technos Inc.

1 概要
1-1. 機器概要
接点無線機は送信機に入力された接点信号を無線伝送し、受信機から出力します。伝送ケーブルの敷設が不要で、自由度の高い現場運用を実現します。接点無線機は、見通しが得られない場所での長距離通信に強い 429 MHz 帯の特定小電力無線を用いています。送信機と受信機の間に中継機を配置することによって、さらに長距離の通信を可能にします。

1-2. システム構成
接点無線機を運用する際は、受信機・送信機・中継機を組み合わせて受信機を頂点とするツリー状の無線ネットワークを構成します。受信機 1 台に対して、送信機は最大 4 台、中継機は最大 8 台まで接続可能です。
送信機は各種センサ（ワイヤーセンサ、伸縮計など）からの接点信号 1 点を検知します。送信機はセンサからの接点信号を検知すると、送信機から直接または中継機を介して、受信機へ接点信号を伝送します。
受信機は送信機からの接点信号を受信すると、全ての中継機に対して接点信号を順次転送します。
受信機・中継機の接点容量は大きくないため、回転灯やサイレンなどの警報出力機器を接続する場合は、警報ユニット（AL-TypeC）を介してください。また、パケット通信機（NetMAIL-N）を使用することで、接点変化があった場合に、パソコンや携帯電話に警報メールを送信することもできます。
【機器構成例】

パケット通信機
NetMAIL-N

受信機

中継機
中継機

送信機

回転灯

警報ユニット
AL-TypeC

サイレン

警
報
ユニット

中継機

センサ

中継機

送信機

センサ

警
報
ユニット

送信機は接点状態を毎秒監視しており、変化を検出すると即座にその情報を受信機に送信します。
受信機の接点出力 1 ～ 4 は、それぞれ送信機の無線アドレス 1 ～ 4 に対応しており、無線アドレスが 1 の送信機の接点入力状態は、受信機の接点出力 1 に出力されます。また、接点信号を中継した中継機からも接点出力されます。
さらに受信機は接点を 1 つでも出力すると、数秒後に全ての中継機に対して接点信号を送信し、接点出力を中継しなかった中継機からも接点出力させます。なお、中継機の接点出力は 1 つであるため、どの送信機からの接点出力なのかを判別することはできません。

2

● 多地点からの同時発報や妨害電波による電波干渉が発生すると、接点信号の送信が遅れる場合があります。
● 長時間の通信障害中に接点変化があった場合、受信機は通信障害復帰後の最初の定期通信で接点変化を検知し、接点出力を行います。
● 接点信号を中継せずに、受信機からの転送によって接点出力する中継機は、接点出力が最大で約 20 秒遅れます。
（接点信号を中継しない中継機 8 台を直列接続した場合、全ての中継機が接点出力するまで約 20 秒かかります。）

2 特長
使いやすいシンプルな操作性
接点信号の伝送機能に特化し、受信機・送信機・中継機それぞれで明確に役割が分かれています。
運用に必要な設定は全て本無線機に搭載されたスイッチのみで行うことができ、使いやすいシンプルな操作性を実現しています。

高い通信信頼性
全ての送信機・中継機は 10 分ごとに受信機へ現況情報（電源電圧、電波状態など）を送信するので、運用中は常時、受信機でシステム全体の通信状態を確認することができます。また、双方向通信によって、通信が確実に行われていることを認識できます。通信が失敗した場合は、一定回数の再送を行うことで通信信頼性を高めています。

現場に適した無線
429 MHz 帯の特定小電力無線を使用しているため降雨の影響がほとんど無く、また見通しが無い場所にも強いので、林間などでの使用に適しています。

免許不要
特定小電力機器の技術基準適合証明を取得済みですので、面倒な無線局の免許申請などは不要です。

市販電池による動作（送信機）
送信機はリチウム電池（CR123A）4 本で 1 年以上動作可能です。
日照が無い現場や冬季に積雪などで立ち入りできない現場でも、電源にリチウム電池を使用することで、送信機を設置して運用できます。
メイン電池とサブ電池を設けてあり、メイン電池の電池切れや交換忘れがあった場合でも、自動的にサブ電池に切り替わって動作します。また、外部電源（太陽電池やバッテリなど）を使用した場合は、メイン・サブ電池は外部電源のバックアップとして機能します。

A 接点 /B 接点の切替（送信機）
送信機は接点入力の極性（A 接点 /B 接点）を切り替えることが可能で、用途に合わせた柔軟な運用ができます。

33 仕様■ 受信機
駆動電源

外部電源 DC10 V ～ DC15 V

消費電流

待機時：3.0 mA（平均）無線通信時：15 mA 以下

外形寸法（寸法公差± 1 mm）
一般仕様

重約 800 g

量使 用 温 度 範 囲－ 20 ℃～＋ 55 ℃（結露無きこと）

耐電サージ性能± 4 kV（1.2/50 コンビネーション波形）
試験規格：IEC61000-4-5 接地条件：D 種接地

耐 静 電 気 性 能

接触放電± 8 kV、気中放電± 15 kV
試験規格：IEC61000-4-2 準拠

出接点仕様

144W × 182H × 75D [mm]（突起部を含む）

力形式

出 力 判 定 条 件

無電圧 A 接点 5 個（接点出力× 4、診断出力× 1）
接点出力：各送信機の接点入力に連動
診断出力：自己診断による異常を検知すれば出力

出力

容量DC30V、500mA(Max)駆動

電源

外部電源 DC10 V ～ DC15 V
またはリチウム電池 CR123A  2 本× 2（メイン・サブ）

消費

電流

■ 送信機

外形
寸法
一般仕様 （寸法公差± 1 mm）
重電池駆動時
待機時：0.15 mA（平均）無線通信時：25 mA 以下

125W × 286H × 94D [mm]（突起部を含む）
約 1.6 kg（設置金具を含む）

量

使 用 温 度 範 囲－ 20 ℃～＋ 55 ℃（結露無きこと）

耐電サージ性能± 4 kV（1.2/50 コンビネーション波形）
試験規格：IEC61000-4-5 接地条件：D 種接地

耐 静 電 気 性 能

接触放電± 8 kV、気中放電± 15 kV
試験規格：IEC61000-4-2 準拠

入接点仕様

外部電源駆動時（12 V）
待機時：0.12 mA（平均）無線通信時：15 mA 以下

力形式

無電圧接点 1 個
（トグルスイッチで A 接点 /B 接点を切り替える）

入 力 判 定 条 件

1 秒ごとに入力状態を確認し、20 ms 以上の入力変化を検知すれば接点変化を確定

許 容 配 線 抵 抗

100 Ω以下

入力

耐DC10V圧4■ 中継機
駆動

電源

外部電源 DC10 V ～ DC15 V

消費電流

待機時：2.5 mA（平均）無線通信時：15 mA 以下

外形寸法（寸法公差± 1 mm）
一般仕様

重約 800 g

量使 用 温 度 範 囲－ 20 ℃～＋ 55 ℃（結露無きこと）

耐電サージ性能± 4 kV（1.2/50 コンビネーション波形）
試験規格：IEC61000-4-5 接地条件：D 種接地

耐 静 電 気 性 能

接触放電± 8 kV、気中放電± 15 kV
試験規格：IEC61000-4-2 準拠

出接点仕様

144W × 182H × 75D [mm]（突起部を含む）

力

接無電圧 A 接点 1 個点

出 力 判 定 条 件

全ての送信機の接点入力に対する論理和（OR）出力

出力

容量

DC30V、500mA(Max)

通信方式

単信方式（半二重）

■ 共通

無線機能

使 用 周 波 数429.625 MHz

現 場 チ ャ ネ ル

10 チャネル※ 1

空 中 線 電 力

10 mW

通信距

離見通し有り時：1000 m 以上（アンテナ高さ 3 m）※ 2

適合規格

ARIB STD-T67 準拠

アンテナ

専用外付け防水アンテナ（ケーブル 5 m 付き）※ 1 同一または近隣エリアで他の接点無線機による無線ネットワークが運用されている場合、混信を防ぐため現場チャネルを異なる値に設定してください。
※ 2 設置環境により異なります。特に、高低差がある場合は大幅に短くなる可能性があります。

5

4 外観
【受信機】
外付けアンテナ接続コネクタ

外部電源・アース・診断出力接続用端子台接点出力接続用端子台

現場チャネル設定スイッチ
通信相手アドレス設定スイッチ

メンテナンスポート

ネットワーク認識ボタン

状態確認ボタン
状態確認用LED【送信機】

メンテナンスポート

筺体
メイン電池ホルダ

サブ電池ホルダ

現場チャネル設定スイッチ

自機アドレス設定スイッチ

状態確認ボタン

上位アドレス設定スイッチ

状態確認用LED

A接点/B接点切替スイッチ
外部電源・アース・接点入力接続用端子台

外付けアンテナ接続コネクタ

外部電源用ケーブルグランド
接点入力用ケーブルグランド6【中継機】
外付けアンテナ接続コネクタ

外部電源・アース・接点出力接続用端子台
自機アドレス設定スイッチ

現場チャネル設定スイッチ

上位アドレス設定スイッチ
通信相手アドレス設定スイッチ

メンテナンスポート
状態確認ボタン
状態確認用LED【専用外付け防水アンテナ】

防水アンテナアンテナ設置金具

角度調整ボルト

アンテナケーブル
同軸コネクタ75 外形寸法
■ 受信機

144136124122163197555単位（mm）

本体筺体

鉄（メッキ鋼板）（白）端子台

PBT（黒）

端子台ネジサイズ

M4外形寸法144W × 182H × 75D [mm]（突起部を含む）

寸法公差± 1 mm

重量約 800 g

8

■ 送信機125165271717794

1528694単位（mm）

本体筺体

ポリカーボネート（白）設置金具

SUS304（灰）端子台

PBT（黒）

端子台ネジサイズ

M4外形寸法

125W × 286H × 94D [mm]（突起部を含む）

寸法公差± 1 mm

重量

約 1.6 kg（設置金具を含む）

9

■ 中継機144136124122163

197555単位（mm）

本体筺体

鉄（メッキ鋼板）（白）端子台

PBT（黒）

端子台ネジサイズ

M4外形寸法144W × 182H × 75D [mm]（突起部を含む）

寸法公差± 1 mm

重量約 800 g

10

■ 専用外付け防水アンテナ

350～360

φ681.5297単位（mm）

アンテナ外装EPR（黒）

ケーブルグランド

ナイロン 66（黒）金具（単管クランプ以外）

SUS304（灰）単管クランプSS400（三価ユニクロメッキ）（銀）アンテナケーブル

3D-GC（黒）同梱コネクタSMA-P（ニッケルメッキ）（銀）

外形寸法

上図のとおりアンテナケーブル長約5m

寸法公差± 1 mm

重量約 1.2 kg

11