シリーズ企画（１）
シリーズ企画（１）

第 3 回 流量計（その流量計（その 2）
佐鳥インターテック

佐 鳥聡 夫＊

Toshio Satori

前回は実際のトラブル事例として比較的単純な消音器ものを紹介したが，今回はもう少し複雑な事例をものを紹介したが，今回はもう少し複雑な事例を渦流量計記す。
自力制御弁●バルブを絞ると流量が増える
これは初期の渦流量計で経験したトラブル。む
これは初期の渦流量計で経験したトラブル。
む

図1

手動弁

バルブを絞ると流量が増える配管

ろんバイパス弁を閉じたら，流量が増えたなどとろんバイパス弁を閉じたら，流量が増えたなどとて出力していたのだ。メカニズムはわからぬが，て出力していたのだ。
メカニズムはわからぬが，いう単純な話ではない。流量計下流側のバルブをいう単純な話ではない。
流量計下流側のバルブを上流側の制御弁が笛のように鳴り，この音が伝上流側の制御弁が笛のように鳴り，この音が伝閉めていくと，流量が突然増えるというのだ。
閉めていくと，流量が突然増えるというのだ。ささわってくるらしい。

てこの原因は？

幸いにして流量信号とノイズの周波数は離れて現場で状況を調べたところ，用途は蒸気流量測
現場で状況を調べたところ，用途は蒸気流量測いるので，アンプの特性を変えれば解決する見込いるので，アンプの特性を変えれば解決する見込

定で，配管は図定で，配管は図 1 のように，のように，渦流量計の下流側に渦流量計の下流側にみはついた。しかし，客先は解決を急いでおり，こ問題の手動弁，上流側にライン圧力を一定にする問題の手動弁，上流側にライン圧力を一定にする

ちらは現場でアンプ改造の準備まではしていない。

自力制御弁が配置されていた。手動弁を絞ると流自力制御弁が配置されていた。
手動弁を絞ると流ふと，管路の途中を膨らませれば，車のマフラーの量が減り，自動弁の圧損が減るので，量が減り，自動弁の圧損が減るので，内弁が閉ま内弁が閉まようにノイズを減衰できるかもしれないと思いつる方向に動き，ライン圧力を一定に保っている。
る方向に動き，ライン圧力を一定に保っている。

き，図き，
図 1 中，中，点線のような配管改造を提案した。
点線のような配管改造を提案した。客客流量計の信号を見ながら手動弁を絞ってみる

先は配管工事に慣れており，すぐやるから明日ま
先は配管工事に慣れており，すぐやるから明日まと，初めは流量が下がるが，と，初めは流量が下がるが，ある点で急に流量がある点で急に流量がた来てくれとのこと。翌日恐る恐る再訪したら無た来てくれとのこと。
翌日恐る恐る再訪したら無増え，ついにスケールアウトしてしまった。
増え，ついにスケールアウトしてしまった。この
この

事問題は収まっていた。アンプは直ちに設計変更
事問題は収まっていた。
アンプは直ちに設計変更

現象は何度やっても再現する。耳を澄ますと，現象は何度やっても再現する。
耳を澄ますと，され，その後この種のトラブルは再発していない。
され，その後この種のトラブルは再発していない。

ちょうどそのあたりで何か「しゅうしゅう」
ちょうどそのあたりで何か「しゅうしゅう」といという音が強まるような気がする。渦検出端の信号をう音が強まるような気がする。
渦検出端の信号を直接オシロスコープで観測したところ，何とその直接オシロスコープで観測したところ，何とその点で十数キロヘルツの強烈なノイズが出ていた。
渦検出用の圧電素子が，これを流量信号と間違え渦検出用の圧電素子が，これを流量信号と間違え●バルブを開閉すると流量が回復する
表題だけではわかり難いが，以下のようなトラ表題だけではわかり難いが，以下のようなトラブル状況である。
渦流量計の流量指示値が時間と共に徐々に低下し，数時間後にはゼロになってしまうが，し，数時間後にはゼロになってしまうが，実際の実際の＊（社）日本技術士会理事／業務委員長，東京都／神奈川県／横浜市技術アドバイザ

58

流れが止まることはない。このとき下流側のバル流れが止まることはない。
このとき下流側のバルブをいったん全閉し，すぐ全開にすると流量指示ブをいったん全閉し，すぐ全開にすると流量指示

計装 ・
5 月号

渦流量計

弁訊ねたが，「放流路には目の細かいスクリーンが
図2

徐々に流量が減る配管あり，電磁流量計はその上流側だから魚が入り込あり，電磁流量計はその上流側だから魚が入り込む可能性なし」と一蹴されてしまった。
む可能性なし」と一蹴されてしまった。

値は直ちに正常になる。しかし，値は直ちに正常になる。
しかし，時間と共にまた時間と共にまた困り果てた同僚は，ものは試しと電磁流量計に困り果てた同僚は，ものは試しと電磁流量計に低下していくというもの。バルブ動作が状況に変低下していくというもの。
バルブ動作が状況に変

小さな水槽を取り付け，金魚を放してみた。
小さな水槽を取り付け，金魚を放してみた。するする化をもたらす点は上述のケースと似ている。

と金魚が電磁流量計に潜り込むたびに問題のヒゲ

配管は図
配管は
図 2 のように主管から枝分かれしており，が現れた！

どうやら魚は稚魚のうちにスクリー

この中に高温の油のような流体が流れている。客この中に高温の油のような流体が流れている。
客ンを通り抜け，上流側で成魚になるらしい。
ンを通り抜け，上流側で成魚になるらしい。このこの先担当者といろいろ話してみると，流体はかなり先担当者といろいろ話してみると，流体はかなり説明に当初半信半疑だった客先も，その後放流路
説明に当初半信半疑だった客先も，その後放流路

多量の触媒を含んでいるとのこと。この意味する多量の触媒を含んでいるとのこと。
この意味するで魚影が目撃され納得した。

ところを考えているうち，はたと気が付き，ところを考えているうち，はたと気が付き，枝管枝管

後日この話を当時技術提携していたアメリカ企の取出し口を主管上部に移動することを提案し業に小生が話したところ，技術部長が業に小生が話したところ，技術部長が「それは面「それは面た。結果は予想通り，た。
結果は予想通り，トラブルは完全に解消した。
トラブルは完全に解消した。

白い。ISA白い。
ISA ショーの客寄せに，金魚が何回通過した

つまり，触媒は流体より比重が大きいので，つまり，触媒は流体より比重が大きいので，管管かわかるカウンタを付けた電磁流量計を出品しよの下部に多く存在し，それが枝管の中でさらに沈の下部に多く存在し，それが枝管の中でさらに沈う」と言い出し，う」と言い出し，図図 3 のような装置を組み上げた。

殿堆積するものと想像される。渦発生体は次第に殿堆積するものと想像される。
渦発生体は次第に触媒に埋もれ信号が消えてしまう。このときバル触媒に埋もれ信号が消えてしまう。
このときバルさて，はたしてうまく客寄せになったか。
さて，はたしてうまく客寄せになったか。結果
結果は来月号に記す。

ブをいったん閉めてから開けると，流体がどっとブをいったん閉めてから開けると，流体がどっと流れ出し，溜まっていた触媒を一掃するのだ。
流れ出し，溜まっていた触媒を一掃するのだ。もも0 2 3

しかするとこの説明には多少間違いがあるかもし

金魚通過カウンタれぬが，とにかく仮説を立てて対応策を考え，れぬが，とにかく仮説を立てて対応策を考え，問問題が解決したのであるから，トラブルシュータと題が解決したのであるから，トラブルシュータとしての役目は果たしたことになる。

●魚が遊ぶ電磁流量計

電磁流量計

次は同僚が経験した電磁流量計のトラブル。
火力発電所に納入した大口径電磁流量計の流量記録チャートに時折大きなスパイク（俗称ヒゲ）
記録チャートに時折大きなスパイク（俗称ヒゲ）が現れる。流量計の用途は冷却水の流量監視用が現れる。
流量計の用途は冷却水の流量監視用で，海への放流路に設置されている。
で，海への放流路に設置されている。同僚は何度
同僚は何度も出張を重ね，たまたまヒゲに出会ったとき大急も出張を重ね，たまたまヒゲに出会ったとき大急ぎで周囲の電気ノイズなどを調べたがどこも異常

図3

ISAショーに出品された，金魚を使った電磁流量計
ISAショーに出品された，のデモ装置

サトリ・・トシオ サトリ (有)佐鳥インターテック 代表取締役 技術士（機械部門  電気・電子部門）
 〒226-0006
226-0006・横浜市緑区白山・横浜市緑区白山4-36-7
4-36-7 電話（045（045））933-1806 
（0551））48-298048-2980））
（八ヶ岳分室：電話（0551

なし。
「もしかすると魚では？」と恐る恐る客先に「もしかすると魚では？」と恐る恐る客先に1998 Vol.41 No.559