仕様書
OSNET 雨量データ集録装置
型式 NetLG-201N
Rev.1.02023 年 7 月

株式会社オサシ・テクノス
OSASI Technos Inc.

目次
１ 概要

11-1．機器概要 ..................................................................................................................................... 11-2．機器構成例................................................................................................................................. 1２ 機能概要・特長

2

３ 各部の名称

34 データ蓄積日数

55 仕様

66 外形寸法81 概要1-1．機器概要
本機は、転倒ます型雨量発信器を使用して、雨量データを収集し、内部メモリに記録するデータロガーです。
OSNET 仕様のネットワークに対応し、遠隔地からデータ監視・回収を行うシステムを構築することができます。
警報出力接点を内蔵しており、弊社製警報ユニットに対して接点出力することにより、現地で警報機器を動作させることができます。

1-2．機器構成例
本機の設定操作やデータ回収を行うためには、OSNET ネットワークコントローラ「NetCT-1（Ver.3.0 以上）」が必要です。
遠隔からの自動観測・警報確認を行 う場合は、OSNET パケット通信機「NetMAIL-N」（OSNET 接続）をお使いください。
警報出力を行う場合は、弊社製警報ユニット「AL-TypeC」を接続してお使いください。

NetLG-201N

RS-2

パケット通信機
NetMAIL-N
設定・データ回収時に接続

2 芯ケーブル

ネットワークコントローラ
NetCT-1

警報出力接点電源

警報ユニット
AL-TypeC

モーターサイレン

OSNET
ネットワーク

回転灯（NetLG-201N 本体以外は付属しません。オプションの詳細は弊社営業課までお問合せください。）

この他、OSNET ネットワークを利用すると様々な運用方法に対応できる可能性があります。
詳しくは、弊社営業課までお問合せください。

1

2 機能概要・特長
転倒ます型雨量発信器による雨量測定
本機は、転倒ます型雨量発信器からの信号を雨量データに変換し、内部メモリに記録するデータロガーです。

記録とデータ回収
本機は、1 分毎に雨量データを記録します。
データの記録容量は、756000 分間（=525 日間）分になります。
この記録期間を超えると、古いデータから上書きされていきます。
データは機器内部のフラッシュメモリに記録されており、本機への電源供給が切断された状態でも消失することはありません。
記録データの回収は、OSNET ネットワークコントローラ「NetCT-1」を使用して行います。
回収されたデータは「CSV」形式です。

データ監視・警報出力
本機は、測定・記録する雨量に対して、時間雨量警報・日雨量警報・経時雨量警報・連続雨量警報のいずれかを最大 6 つまで設定することができます。
1 分毎に警報判定を行い、雨量が警報値に達した場合に、警報を出力します。
警報の出力先は、本体内蔵リレー接点（無電圧接点）および OSNET ネットワークです。

駆動電源・低消費電力
本機は回路の低消費電力化により、リチウム電池または外部電源（太陽電池やバッテリなど）での動作が可能です。
リチウム電池はメイン電池とサブ電池を設けてあり、メイン電池の電池切れや交換忘れがあった場合でも、自動的にサブ電池に切り替わって動作します。また、外部電源を使用した場合は、メイン・サブ電池は外部電源のバックアップとして機能します。

OSNET 対応
本 機 は OSNET 仕 様 の ネ ッ ト ワ ー ク に 対 応 し て お り 、 OSNET パ ケ ッ ト 通 信 機「NetMAIL-N」を使用することで遠隔からの自動観測、警報確認が可能です。
（OSNET はオサシ・テクノス独自ネットワークの総称です）

高い耐環境性
本機は、-20℃～55℃までの広温度範囲で安定動作が可能です。
また、外部からのサージ侵入経路全てにサージアブソーバを配し、静電気や誘導雷サージに強い構造となっています。

2

3 各部の名称
本機について、各部の名称を下図に示すとともに、これらの機能および注意点を説明します。
①ベースプレート②センサ接続端子台④外部電源端子台⑤アース端子台③警報接点出力端子台⑥リチウム電池ホルダ⑦OSNET 通信ポート① ベースプレート
木板ベースなどに本機を固定するときに用います。
② センサ接続端子台
転倒ます型雨量発信器の信号線を接続します。
圧着端子は M4 ネジ用のものを使用してください。

警告●センサの信号出力に電源を供給しない
センサおよび本機が損傷・発火するおそれがあります。

③ 警報接点出力端子台
本機は、1 点の無電圧接点にて警報を出力します。
外部に警報装置を接続する場合は、この端子台を使用します。
圧着端子は M4 ネジ用のものを使用してください。
接点出力の形式は、Ａ接点かＢ接点かを選択できます。

警報出力接点形式
A 接点

B 接点

平常時
警報時注意
●回転灯やサイレンなどの高負荷の機器を直接接続しない
接点容量が大きくないため、必ず警報ユニット「AL‑TypeC」を介して接続してください。

3

④ 外部電源端子台
太陽電池やバッテリなどの外部電源を接続するための端子台です。
圧着端子は M4 ネジ用のものを使用してください。
●外部電源端子台には極性（＋/－）があるので、間違えないように注意してください。
極性（＋/－）を間違えた場合、接続された外部電源では本機を駆動できません。

警告●電源電圧は一般仕様の範囲内にする損傷・発火のおそれがあります。

⑤ アース端子台
雷サージ対策用のアースを接続するための端子台です。
圧着端子は M4 ネジ用のものを使用してください。
●機器の保護のため、接地を推奨します。
その際、接地抵抗値 100 Ω 以下の D 種接地を目標にしてください｡⑥ リチウム電池ホルダ
メイン・サブのリチウム電池を挿入します。外部電源が準備できる場合は、リチウム電池は外部電源のバックアップとして動作します。また、リチウム電池単体でも本機は動作します。
●電池ホルダに刻印されている極性（＋/－）に従って電池を挿入してください。
●リチウム電池を廃棄する場合は、地域で決められている方法に従ってください。

警告●指定のリチウム電池以外を使用しない損傷・発火のおそれがあります。
●リチウム電池を充電、ショート、分解、変形、加熱しない発火・破裂のおそれがあります。

⑦ OSNET 通信ポート
本機を OSNET ネットワークに接続する際に使用します。
●通信ポートに極性（＋/－）はありません。

警告●電圧・電流を印加しない損傷・発火するおそれがあります。

44 データ蓄積日数
本機がデータを内部メモリに蓄積できる日数は 525 日です。
この期間を過ぎると、一番古いデータが削除され、新しいデータが追加されます。
よって、全データが欲しい場合はここに示す記録日数以内にデータ回収を行う必要があります。
このデータは電源を切っても、データ回収を行っても消えることはありません。

55 仕様＜一般仕様＞
電源
消費電流（外部電源駆動時）

消費電流（電池駆動時）外部電源 DC10V～15V またはリチウム電池 CR123A※ 1 個×2（メイン・サブ）
待機時

0.1mA 以下（平均）

雨量測定時

2mA 以下OSNET 通信時

5mA 以下待機時

0.1mA 以下（平均）

雨量測定時

5mA 以下OSNET 通信時35mA 以下

外形寸法（寸法公差±1mm）

100H×120W×62D

重量約 500g

使用温度範囲－20℃～＋55℃（結露無きこと）

耐雷サージ性能

耐静電気性能±4kV（1.2/50 コンビネーション波形）
試験規格：IEC61000-4-5

接地条件：D 種接地

接触放電 ±8kV， 気中放電 ±15kV
試験規格：IEC61000-4-2 準拠※：リチウム電池は CR123A 相当品を使用することもできます。

＜測定・記録仕様（センサデータ）＞
測定チャンネル数

1 チャンネル

適応センサ

転倒ます型雨量発信器

記録間隔

１分
756000 分=525 日間

記録容量※これを超えると最古のデータを消去し、新しいデータを取り込む※機器の設定変更を繰り返すと、減少する可能性が有る

使用メモリ

フラッシュメモリ（不揮発性メモリ）

メモリカード転送間隔

10 分、15 分、20 分、1 時間、1 日＜測定・記録仕様（メンテナンスデータ）＞
測定・記録対象
分解能

電源電圧、機器内部温度
電源電圧：0.1V
機器内部温度：1℃

記録間隔

電源電圧：1 時間固定
機器内部温度：1 時間固定

記録容量

電源電圧：30240 個
機器内部温度：30240 個

使用メモリ

フラッシュメモリ（不揮発性メモリ）

メモリカード転送間隔

1 時間固定6

＜警報仕様＞
警報値設定対象

雨量

警報種類

時間雨量・日雨量・経時雨量・連続雨量

警報値設定数量

6 個（4 種類を任意に組み合わせ）

警報出力方法

警報パケットを OSNET ネットワークに出力、警報接点出力 1 点※警報接点は設定された全ての警報の OR 出力

警報接点形式

無電圧 A 接点もしくは B 接点出力

警報接点 ON 時間

未設定（警報状態に同期）または 1 秒～10 秒

警報接点容量DC30V，500mA（Max）＜OSNET 通信ポート仕様＞
用途

OSNET 機器との通信，OSNET ネットワーク接続用

ポート数

1 ポート

通信方式

調歩同期式

通信速度

76.8Kbps

機器間延長距離1km（単線 0.9mm 以上のシールド付ツイストペアケーブルを使用した場合）

使用コネクタDFK-MSTBVA 2,5/2-G-5,08（フエニックスコンタクト）

適合コネクタFKC 2,5/2-ST-5,08（フエニックスコンタクト）

76 外形寸法名称8

集録装置本体材 質
鉄（メッキ鋼板）色
白色

端子台ＰＢＴ

黒色

端子台ネジサイズ

M4外形寸法

100H×120W×62D

寸法公差±1mm

重 量

約 500g