流量センサー NDは各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。

流量センサー ＮＤ
電磁式特長● 優れた再現性● バッチ制御に最適● 異なる３つの接液材質をラインアップ● ポジティブリスト制度適合品をラインアップ仕様

接線流羽根車式型式

口径

ND05-N ND05-P ND05-P ND05-T ND10-N ND10-P ND10-P ND10-P ND10-T ND20-N ND20-P ND20-P
ATAAC- ATAAC- ATAAC- ATAAA- ATAAA- ATAAA- ATAAA- ATAAC- ATAAA- ATAAA- ATAAA- ATAACRC
RCS ※4RC
RCRC
RCS ※4RC
RCRCRCRCS ※4RC5mm

精 度 保 証 流 量 範 囲
精10mm

0.3～3 L/min

度計測流体流体

粘度

範

囲流体

温度

範

囲

（ 凍 結 し な い こ と ）
高使用

圧

水・温水用

ケ

楕円ギヤ式

パ

力

水・薬液用 １

水・温水用

0～＋70℃

0～＋60℃ール様ブルス

定水・温水用

水・薬液用 ※１0～＋60℃

0～＋70℃

0～＋60℃－10～＋70℃ 35～85％RH（結露しないこと）
1MPa（流体温度20℃の時）
12 kPa以下

20 kPa以下

15 kPa以下

60kPa以下

ＮＰＮオープンコレクターパルス 最大負荷 24V DC 6mA DC
デューティー比 3：7＜ON：OFF＜7：3
リード線長：約600mm 4芯 AWG26

数

2.5 mL/P

フラットケーブル

7.69 mL/P

25 mL/P

最大周波数 (精度保証最大流量時)

20Hz

約44Hz

約22Hz

40Hz

最 小 パ ル ス ON 時 間

15ms

約6.9ms

約13.8ms

7.5ms

銘板のブランドマーク（ACマーク）が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。（気体の混入がないこと）

取付

姿

勢配管

接続流れ方

向

製品に表記された矢印方向

保護

構

造

屋内仕様（IPX4相当）

源

3～24 V DC
センサー電源（赤-黒）とパルス出力（青・白-黒）の印加電圧は同じにして下さい。※２

電消費電

軸流タービン式

接 液 部
材
質

R 1/2

R 3/4

流質指示計
9

水・薬液用 ※１0～＋70℃力

仕3～60 L/min

0.5～1.5 mPa･s（水相当）

圧力損失 (精度保証最大流量時）
出1～10 L/min±2％RD （右頁の配管取付条件参照）※

使 用 周 囲 温 度･湿 度 範 囲
最20mm

1.5～20 L/min

5mA DC以下量ケース

羽根車

ピボット
O リ ン グ
マグネット

約150g
変性PPO

PP
CF-POM

SUS304  
NBR

約120g
ETFE

変性PPO

PP

ETFE
PA
FKM

Sa-Co※３ETFE

CF-POM
SUS304
NBR

約360g
ETFE
ETFE

PA

ETFE

FKM
Ba-Fe

●材質記号の詳細については裏表紙参照。
●必ずお使いになる前に製品仕様書をご確認下さい。
●粘性単位については裏表紙参照。
※１： 各種液体でのご使用の場合は接液部主要材質の耐食性をご確認の上選定願います。
※２：センサー電源とパルス出力の印加電源が同一でない場合、動作・出力が不安定となる場合があります。
※３：本マグネットは接液しません。
※４：ポジティブリスト制度適合製品です。

変性PPO

PP
CF-POM

SUS304NBR

Sa-Co※３

Ba-Fe

PA
FKM
Sa-Co※３アプリケーション例

1．バッチ制御に

電磁弁
開閉信号

電磁式

流量センサーと電磁弁、PLC・バッチコントローラーを組合せ、バッチ水道水や上水を一定流量移送することができます。
コントローラー

流量信号

水 水
電磁弁

水の自動販売機

流量センサーND

接線流羽根車式

2．スライダー液※の比例注入に流量センサーとポンプ、コントローラーを組合せ、生産ラインに希釈したスライダー液※を供給することができます。

※スライダー液とは、清涼飲料水等の缶・瓶詰め工程において缶・瓶の流れを円滑にするための潤滑剤の役割です。

コンベアへ

原液ポンプ
スライダー
希釈タンク

スライダー原液P

原水

流量センサーNＤ

制御
信号

楕円ギヤ式

流量信号

コントローラー

配線方法

外形寸法

流量センサー(600)
リード線：AWG26

100Ω

(600)
E

赤：電源＋B
F

R

B

G

C

A

G

C

V(電源電圧：V)≦6mA
R(電流制限抵抗：kΩ)DIs(出力吸込電流：mA)

D

黒：GND
NPNオープンコレクタ－出力側の電流制限抵抗Rは50kΩ以下。
出力吸込電流Isが6mA以内になるようお願いします。

単位：mm

型式 ND05 ND10 ND20A8080110B474768C37.537.550D494965E474768F12.512.518G161623

軸流タービン式

IsE

白：出力100Ω



F

青：帰環

磁気センサー
アンプ

リード線：AWG26A

配管取付条件
取付姿勢

指示計

銘板のブランドマーク（大）「」が、床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。
（気体の混入がないこと）※上記取付姿勢以外では、精度保証できません。

直管部
上流５Ｄ、下流３Ｄ（Ｄ：口径）

10主な製品の配管取付条件
流量センサーの配管取付条件で特に注意するべき事項をまとめました。
配管取付時には十分注意していただき、ご使用戴きますようお願いいたします。

１．常に満水状態になるように設置してください
１）流量センサーの下流側が大気解放の場合は、吐出口を流量センサーより高くしてください。

h>0２）流量センサーは、エア溜まりの無い場所へ設置してください。
エア溜まり

エア溜まり

2．バルブ等流れを乱すものは流量センサーの下流側へ設置してください
各種制御用弁は、下流側へ設置してください。

3．各種流量センサーの必要直管部について
直管部とは、流れの状態を安定させるために流量センサーの上流側（流入側）と下流側（吐出側）に確保するストレート配管の長さを示しています。

L=5D以上L=3D以上L : 直管部
D: 口径

製品
FMO
VN
OF-Z
OF-W
VNS
ND
NW
MND
NDV

掲載ページ
P  3P  5P11P14P  7P  9P13P15P16

上流側

下流側
不要

5Ｄ以上

３Ｄ以上

22主な製品の取り扱い注意
製品をご使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

１．使用環境・対象流体①接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
②強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
③防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
④直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。

2．配管について①流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
②エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
③流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
④ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
⑤配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
⑥流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
⑦取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。

記号説明
P

P

F

K

M：フッ素ゴム（Fluoro Rubber）

CAC804：青銅鋳物（Bronze casting）

N

B

R：ニトリルゴム（Acrylonitrile-Butadiene Rubber）

P E E K：ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether ketone)

E P D M：エチレンプロピレンゴム（Ethylene propylene Rubber）

P

C：ポリ塩化ビニル（Poly vinyl chloride）

G F - A B S：ガラス繊維入りABS（Glass-Fiber-filled Acrylonitrile Butadiene Styrene）

i：チタン（Titanium）

S a - C o：サマリウムコバルト（Samarium-Cobalt）

V

T

S：ポリフェニレンサルファイド（Polyphenylene Sulfide）

変 性PPO：ガラス繊維入ノリル（Polyphenylene oxide）

B a - F e：バリウムフェライト（Barium-Ferrite）

P

SUS303：ステンレス（Stainless）

P：ポリプロピレン（Polypropylene）

E T F E：フッ素樹脂（Ethylene-tetrafｌuoro ethylene）

SUS304：ステンレス（Stainless）

CF-POM：炭素繊維入りポリアセタール(Carbon-Fiber-filled Polyacetal or Polyoxymethylene) SUS316：ステンレス（Stainless）
PSi

A：ポリアミド（Polyamide）

SUS316L：ステンレス（Stainless）

C：炭化ケイ素セラミック（Silicon Carbide Ceramics）

S C S 1 6：ステンレス（Stainless）

粘性単位について33
粘［ｍpa・S］＝1［cP］［cSt］＝1［mm /s］/ｓ］ 動粘度［cSt］
［cSt］
＝粘度
［mPa・S］/密度［g/ｃｍ※水の密度
1［ｇ/ｃｍ33］］ 4℃の時4℃の時
粘 度度：：11［mPa・
S］=1［cP］ 動粘度：1=1［mm＝粘度［mPa・Ｓ］/密度［g/cm］］ ※水の密度：１［g/cm22

当カタログの仕様は、2022年10月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011）642 ｰ 9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154）23 ｰ 7859
仙 台 支 店 TEL（022）258 ｰ 1181
青 森 営 業 所 TEL（017）742 ｰ 6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019）646 ｰ 8836
東 京 支 店 TEL（03）5323 ｰ 5352
千 葉 営 業 所 TEL（03）5658 ｰ 1320
大 宮 営 業 所 TEL（048）668 ｰ 0131
新 潟 出 張 所 TEL（025）282 ｰ 5591

名 古 屋 支 店 TEL（052）661 ｰ 5852
金 沢 営 業 所 TEL（076）252 ｰ 1942
静 岡 営 業 所 TEL（054）237 ｰ 7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06）6305 ｰ 9052
広 島 営 業 所 TEL（082）292 ｰ 8289
高 松 営 業 所 TEL（087）851 ｰ 6664
岡 山 営 業 所 TEL（086）207 ｰ 6828
福 岡 支 店 TEL（092）534 ｰ 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099）254 ｰ 7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985）24 ｰ 2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098）860 ｰ 9792
国 際 営 業 部 TEL（052）661 ｰ 5150

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
更新No.
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。
このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.

4.4

MK-SENSOR-030H