04220622

パルス発信式メーター用電子式積算カウンター型

式

ＲＭ０９－９３－Ａシリーズ
適用メーター

ＲＭ０９－９３－Ａ

水道メーター、温水メーター

ＲＭ０９－９３－Ａ－３３２２６

ＦＴＵ専用（２線式）

ＲＭ０９－９３－Ａ－３３２３６ＭＤ専用（２線式）

取 扱 説 明 書

このたびは、アイチのパルス発信式メーター用電子式積算カウンター「ＲＭ０９－９３－Ａシリーズ」をお求めいただき誠にありがとうございます。
●ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
●お読みになった後も、この取扱説明書は必ず保管してください。

目

次

１．ＲＭ０９－９３－Ａシリーズの特長、用途
・・・・・・・・・・・・・ １
２．安全に正しくお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・ １
３．安全のために必ずお守りください・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
４．運搬・保管するときに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
５．取り付けするときに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
６．各部の名称
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
７．梱包内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
８．表示説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
９．カウンターの取り付け・配線
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
１０．配線するときに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
１１．積算値合わせについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
１２．パルス出力仕様
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
１３．電文出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
１４．製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６～７１５．外形寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
１６．保証とアフターサービス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
１．ＲＭ０９－９３－Ａシリーズの特長、用途
ＲＭ０９－９３－Ａシリーズは、下記の内容の特長、用途を有しています。
１．パルス発信式メーターから出力されたパルスを受けて、大型液晶にて常時積算値を表示します。
２．内蔵電池により８年間動作します。
３．カウンターの端子台から８ビット電文(東京都水道局 自動検針メータ通信機能仕様 Ver2.6Aに準拠)を出力することが可能です。Ｔ－ＮＣＵを接続して自動検針が可能になります。
４．カウンターの端子台からパルス出力が可能です。（パルス分周可）
５．カウンターの電池電圧が低下したとき、電池電圧低下のシンボルマークを点滅表示します。
２．安全に正しくお使いいただくためにこのパルス発信式メーター用電子式積算カウンター「ＲＭ０９－９３－Ａシリーズ」を安全に正しくお使いいただくためにこの項は必ずお読みください。
この取扱説明書の表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

表示

危険意

味記載頁

絵表示については、次のような意味があります。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生なしじることが想定されることを表しています。

警告

一般的な禁止

分解禁止

火気禁止

必ず行う

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定なしされることを表しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、注意使用者が損害を負う可能性が想定される、および物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

- 1 -２

３．安全のために必ずお守りください

注意
このカウンターに使用しているリチウム電池は優れた安全性を備えておりますが、リチウム電池である以上、万一の電池破裂あるいは発火事故を防止するためお取り扱いには十分ご配慮をお願いします。
１．保管について火気の近く、直射日光の当たらない場所に保管してください。
また、周囲に可燃物、引火性物質、発熱体を置かないでください。
２．使用について外力による変形、炎の中への投入、分解は絶対にしないでください。
３．ご使用後のカウンターの取り扱いについてご使用にならなくなった受信器は当社最寄りの支店、営業所へ必ずご返却ください。

４．運搬・保管するときに●衝撃を与えないでください。
カウンターを落としたり叩いたりしますと、プリント基板や、各種電子部品が破損し、表示を始めカウンターの機能を失う恐れがあります。
●保管中は、振動を与えないでください。
カウンターの保管中は、長期間にわたって振動を与えないでください。
プリント基板や、各種電子部品を破損し、表示を始めカウンターの機能を失う恐れがあります。
●高温、低温になる場所での保管は避けてください。
室温で保管ください。 高温あるいは低温で保管しますと、各種電子部品あるいは液晶表示に異常をきたし、表示を始めカウンターの機能を失う恐れがあります。

５．取り付けするときに●検針のしにくい場所は避けてください。
●寝かせた設置は避けてください。
●使用温度範囲（－１０～５０℃）を越す場所は避けてください。特に高温環境下では、電池寿命を早める恐れがあるため避けてください。
●水没する恐れのある場所、多湿の場所、雪に埋まる場所は避けてください。内部に水分が浸入しカウンターの機能を失う恐れがあります。
●油、土砂などがかかる場所は避けてください。
●振動の影響がある場所は避けてください。
●直射日光や雨の当たる場所は避けてください。

- 2 -６．各部の名称
警告（シンボルマーク）

引掛部

積算値（1m3）以上
積算値（1m3）未満
パイロット

入出力端子
端子ふた

取り付け穴

底板Ａ
底板Ｂ
電線管アダプタ

７．梱包内容カウンター梱包パッケージの中には下記のものが同梱されています。
電子式積算カウンター ・・・・・・・
壁取り付け用木ネジ ・・・・・・・・
下部取り付け用ガスケット ・・・・・

１台２個１個８．表示説明●積算流量表示ｍ3 桁以上は４～６桁を選択可能
ｍ3 単位未満は入力パルス単位まで表示●パイロット表示
メーターからパルス信号を入力しシンボルマークをパルス入力毎に点滅表示します。
（設定により表示がない場合もあります）●電池電圧低下警告表示
カウンターの電池電圧が低下すると、シンボルマークで表示します。

●エラー表示３線リードスイッチ、３線ラッチングリレー式の設定
で、入力端子３線共にショートした場合に表示します。
また、３線ラッチングリレー式の設定については、３線オープン状態の時にも表示します。
- 3 -９．カウンターの取り付け・配線
1)カウンターの端子ふた、底板Ａ、底板Ｂ、電線管アダプタを外します。
2)付属の木ネジ（短）を５ｍｍ程度のすき間までねじ込みます。
3)カウンターの引掛部をその木ネジ（短）に引っ掛け、次に端子部分にある穴へ、付属のパッキンと木ネジ（長）を一緒にねじ込んで固定してください。
4)電線管アダプタへ発信器の伝送線を通し、底板(A)、底板(B)で挟みます。
その後、通しておいた電線管アダプタを底板にねじ込み伝送線を固定します。
＜図１参照＞底板(Ａ)
底板(Ｂ)

接点パルス式発信器(水道ﾒｰﾀｰ)の伝送線

電線管アダプタ

図１

伝送線の固定方法

5)発信器の伝送線を端子台の色に合わせて接続します。＜図２参照＞
接続の際に端子同士を接触しないよう注意してください。
端子ふた裏面結線説明図

番号
線色
記号
種別

結線対
１ ２ ３ ４
黒 白 赤
PG PA PB
ﾊﾟﾙｽ入力

3 線ﾘｰﾄﾞｽｲｯﾁ式の場合
3 線ﾗｯﾁﾝｸﾞﾘﾚｰ式の場合

2 線ﾘｰﾄﾞｽｲｯﾁ式の場合※１①②③④⑤⑥⑦⑧①②③④⑤⑥⑦⑧

黒白赤

照
５P+ Pﾊﾟﾙｽ出力

黒 白赤
図２

表６ ７８

A2 A1
電文出力

FTU 用発信器ﾕﾆｯﾄの場合
MD 用磁気ｽｲｯﾁ式発信器の場合
2 線ﾗｯﾁﾝｸﾞﾘﾚｰ式の場合 ※２①②③④⑤⑥⑦⑧

黒赤発信器接続端子位置※１ ２線リードスイッチ式を使用する場合、発信器の白線・赤線を結び４番端子へ入力。
※２ ２線ラッチングリレー式を使用する場合、発信器の白を切断して赤線を４番端子へ入力。
（注意）
接続可能な発信器の種類は、あらかじめ出荷時に設定されております。
発信器の種類を変更する際には、専用設定器(ＲＭＥ９３－２)によって設定を変更する必要がありますので、ご注意ください。

- 4 -１０．配線するときに●放送電波、各種通信電波の影響が考えられるとき、モータなど動力機器、動力線の近くに配線される場合は、金属製電線管あるいはシールド線を使用し、ノイズの影響を避けてください。
●商用電源線、動力線と平行または交差する場合は５０ｃｍ以上離してください。
●同一ケーブル内の線を他の信号線と共用しないでください。
●伝送線を途中で切断し、延長する場合は、接続部の防水効果を確実にするため「スリーエムジャパン製 スコッチキャスト」または同等品を必ず使用してください。
（ご使用に際してはその製品の取扱説明書をご参照ください）

１１．積算値合わせについて
積算値合わせについては、下記の要領で行って下さい。
1)端子に線が接続されている場合は全て外してください。
2)端子番号７，８番を約３秒間短絡させると表示が全桁点滅します。
3)短絡を一度外し、再度、端子番号７，８番を約３秒間短絡させると左から１桁目が点滅します。
その時点で、端子番号７，８番の短絡を外します。
4)端子番号２，３番を１秒以下で短絡させ、すぐ開放すると１つずつ進みます。設定したい数値まで短絡・開放を繰り返します。
5)端子番号２，３番を約２秒間短絡させると表示が点灯になり、開放すると右へ桁移動します。
6)全ての桁を積算値設定し、端子番号２，３番を約２秒間短絡させると表示が全桁点滅表示となります。
7)端子番号７，８番を約３秒間短絡させ、表示が点滅から点灯表示に切り替わりましたら設定終了です。
［設定時の注意事項］
・一番右の桁まで数値合わせをしない場合は、積算値合わせの途中で端子番号７，８番を約３秒間短絡させることで設定を終了させることができます。
・積算値設定後に発信器をカウンターへ接続する時、発信器がＯＮ状態になっている場合、１パルス積算値が進むことがあります。
・上記 2)の点滅時間は約８秒です。この間に 3)の操作を行ってください。
・上記 3)～6)の設定において、約６０秒間入力がないと変更内容はクリアされ、設定を始める前の状態に戻ります。この場合は、最初からやり直してください。
なお、端子台の操作以外にも専用設定器(ＲＭＥ９３－２) でも積算値合わせが可能です。

- 5 -１２．パルス出力仕様
パルス方式 ：オープンドレイン（オープンコレクタ相当）
パルス幅：１５０～２００ｍsec（ワンショットパルス）
最大許容電圧：２４Ｖ以下
最大許容電流：１０ｍＡ以下
ＯＮ抵抗／ＯＦＦ抵抗：ＯＮ時 １５０Ω以下／ＯＦＦ時 １００ｋΩ以上
１３．電文出力
８ビット電文（東京都水道局出力します。

自動検針メータ通信機能仕様 Ver2.6A に準拠）を出力端子７,８へ

１４．製品仕様
項入力パルス

出力パルス

電文出力通信仕様目内容

パルス形式

無電圧接点パルス、又はオープンドレイン

接点種類

ﾘｰﾄﾞｽｲｯﾁ(MG400TM(X),MG700M,FTU用発信器ﾕﾆｯﾄ,MG3700(MD用磁気ｽｲｯﾁ式発信器))／ﾗｯﾁﾝｸﾞﾘﾚｰ(MG3200M)のどちらか選択

パルス入力線数

２線／３線のどちらか選択

パルス単位

10L/P・50L/P・100L/P・500L/P・1m3/P・5m3/P・10m3/P

パルス幅・ﾘｰﾄﾞｽｲｯﾁの場合 ：ON時間 166ms以上（最大入力周波数：1Hz）・ﾗｯﾁﾝｸﾞﾘﾚｰの場合：ON時間 300ms以上（最大入力周波数：1Hz）

方 式

オープンドレイン（オープンコレクタ相当）

パルス単位

10L/P・50L/P・100L/P・500L/P・1m3/P・5m3/P・10m3/P
出力パルス単位≧入力パルス単位とする（50L/P・500L/P・5m3/Pの出力は入力ﾊﾟﾙｽが同一単位の場合のみ可能）

パルス幅

ＯＮ時間 ：１５０～２００ｍｓ（ワンショットパルス）
ＯＦＦ時間：１５０ｍｓ以上

最大許容電圧２４Ｖ以下

最大許容電流１０ｍＡ以下ＯＮ抵抗／ＯＦＦ抵抗

ＯＮ時

インターフェイス

８ビット通信インターフェイスに準拠(東京都水道局 自動検針メータ通信機能仕様Ver2.6Aに準拠)

通信速度

３００ビット／秒

通信方式

半二重

同期方式

調歩同期

通信符号

データ７ビット＋パリティ１ビット（JIS X 0201）

誤り制御

水平・垂直パリティ（偶数パリティ）

１５０Ω以下- 6 -ＯＦＦ時 １００ｋΩ以上

項

目

表

表

示

数字の大きさ示

器

内容

ＬＣＤ（液晶表示器）
ｍ3：１２ｍｍＬ

最 大 桁

ｍ3 単位６桁

最 小 桁

入力パルス単位まで表示：６ｍｍ

表示桁数

電源

リチウム電池３Ｖ内蔵（電池寿命約８年,電池交換不可）

最大伝送距離メーターと受信器間動作温度（周囲温度）－１０℃～＋５０℃

構

防滴構造（JIS C 0920 保護等級IPX3造防雨型）

主要材質

ケース，ふた色

マンセル２．５Ｙ８．５／１．５（ベージュ色）

質量：２００ｍ（線間静電容量:0.02μF以下） 注１

ＡＢＳ樹脂

約３００ｇ

注１ ：伝送距離および線間容量の値は VCT ｹｰﾌﾞﾙ、CPEV ｹｰﾌﾞﾙ使用時に限ります。
CVV-S ｹｰﾌﾞﾙは上記ｹｰﾌﾞﾙと比較して線間容量が高いため使用する場合は 50m を限度としてください。

１５．外形寸法- 7 -

１６．保証とアフターサービス●保証期間
カウンターは、８年間お使いいただけますが、使用環境（温度など）により使用期間は変動いたします。なお、ご購入日から１年間は、当社の製造上の問題に起因することが明らかな故障については、無償で交換いたします。
カウンターに異常があるときは当社最寄りの支店、営業所までご連絡ください。その際は、故障の状況をできるだけ詳しくご連絡ください。
●保証範囲
本製品は万全の品質保証体制で製造しておりますが、正常な使用状態において保証期間内に当社製造責任による故障が生じた場合、修理または代替品の納入を無償でおこなわせていただきます。
但し、故障した製品についての無償対応の適否は当社の調査結果によるものとします。
また、以下の項目に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
１）カタログ、製品仕様書、取扱説明書などの記載事項に従わないで使用した場合の故障
２）火災、地震、風水害、落雷などの災害および犯罪などの破損行為に起因する故障
３）腐食環境下での使用による製品腐食に起因する故障
４）犬、猫、ねずみ、昆虫などの生物の行為に起因する故障
５）故障の原因が当社製品以外に起因する故障
６）出荷当時の科学・技術水準で予見不可能であった故障
７）当社または当社が指定したもの以外による修理や改造による故障
８）不適当な点検や消耗部品の保守・交換に起因する故障
なお、ここでいう保証は当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障から誘発されるお客様の損害（当社製品以外への損害・損傷、逸失利益、機会損失、輸送費用、工事費用など）につきましては、保証範囲外とさせていただきます。

- 8 -- 9 -