GFor Gas

面積式流量計

FC-CH22

Flow checker

Variable area flow meter■

アクリルボディの採用。コンパクト、シンプルクリーン。

■

Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.

注 意 樹脂(PMMA)製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
バルブ
Valve

警報Alarm

FC-CH22G -流体名Fluids

流量単位 最大流量 オプション
OptionUnits
Max. flow--BS
SUS アダプタ SUS adapter
FKM
バイトンパッキン Viton packing
30
4〜30NL/min50
6〜50NL/min
NL/min
特殊項目 For specialized unit ＊１Z1AirN22
特殊項目 For specialized fluid ＊１
9スイッチ無し With no switch
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B

019

特殊項目
For specialized item

0ABCD
特殊項目 For specialized alarm ＊１
9ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ With needle valve at lower side
特殊項目 For specialized shape ＊１＊2＊2＊2＊2＊1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社までお問い合わせ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※測定範囲はAIR換算 1atm{0MPa(G)}/20℃条件の流量です。圧力、温度が1atm{0MPa(G)}/20℃以外のものに付いては、型式末尾の特殊項目にご明記下さい。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80%が使用範囲です。ただし、個々の目盛りや接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

028

2023

G
磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
NPN出力-A接点 NPN output contact A±5% of F.S.
0.5MPa(G) ※使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃ (結露なきこと No dewing)

NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※ガス接続部材質 Material for gas contact area

SUS 他 etc.

接続口径 Connection size

Rc1/8

重量 Weight

約125g Approx. 125 g

PNP出力-A接点 PNP output contact A面積式流量計

Flow accuracy

使用最高圧力 Max. operating pressure

流量精度

気体用仕様 Specifications

PNP出力-B接点 PNP output contact B
電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V
10mA以下 ≦ 10 mA

消費電流 Current consumption

オープンドレイン Open drain※ 使用環境温度及び、使用流体温度の一方が45℃を超える場合、使用圧力は、0 .3MPa(G)以下に抑えてご使用ください。
※ If the operating environment temperature and / or operating fluid temperature is used in excess of 45°C, it should be usedat the operating pressure less than 0.3 MPa(G).

出力 Output

耐電圧 Max. DC30V Withstand voltage Max. DC 30 V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦ 100 mA

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)※ A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

φ14バルブ有り（スイッチ無し）- SUSアダプタ
With needle valve (With no magnetic switch) in SS adaptor version
φ15

バルブ無し（スイッチ付き）
With no needle valve (With magnetic switch)

Gray: GND

2222

オレンジ Orange : +DC12〜24V
グレーホワイト White : OUTPUT
12FC-CH22

構造図 Structural drawing

251412Max. 30

2×Rc1/8①②③④25122×Rc1/8①②③④⑨⑩84310384(26)⑥⑨⑤103⑤(2000)⑦2×M3×6

2×M3×6⑫9.5

9.5

⑫⑪⑧

材質 Materials

パネルカット Panel cut-out

POM

２

Oリング O-ring

NBR

ガイドポール４

ボディ Body

PMMA

５

フロート Float

SUS316/Ti

６ニードルキャップ

7ニードルシリンダー Needle cylinder

SUS3048ニードルバルブ

SUS3042×φ162×φ4

SUS316
マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

R

2×φ4

10

POM

オプション「S」Option ''S''：SUS304

POM他 POM, etc.

AWG 249アダプタ Adapters

10

磁気スイッチ Magnetic switch

11

ケース CasePBT

12

インサート Inserted

BSBM

20

1463

POM
84

Needle valve

2×φ1684

Needle Cap

スイッチ無しWith no magnetic switch

63

Guiding pole

スイッチ付きWith magnetic switch

10.5３

備考 Remarks

10.5

材質 Material

キャップ Cap

22.5

名称 Names of parts

１39

No.

⑪14※ スイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with switch is uninstallable to magnetic panel

2023029