シリーズ企画（１）
シリーズ企画（１）

第 2 回 流量計（その流量計（その 1）
佐鳥インターテック

佐 鳥聡 夫＊

Toshio Satori

前回の導入部に続き，今回から実前回の導入部に続き，今回から実合わない？

際のトラブル例について述べる。た際のトラブル例について述べる。
ただし，関係者に迷惑のかからぬよう，だし，関係者に迷惑のかからぬよう，ユーザを特定できる記述は避けた。
まずは簡単な事例から始めよう。

補正器
差圧伝送器
Ｐ Ｔ

●まず疑われる新参者
これは十数年前アメリカで経験し差圧式流量計た例。某研究所に納入した渦流量計た例。
某研究所に納入した渦流量計が大幅に狂っているとの報告を受け，トラブルシューティングに参上した。

新しい流量計

図１ 流量計の比較テスト

出てきた相手は P h D の肩書きが付いた研究員。
「うーん，これは手強いぞ」
これは手強いぞ」とこちらも肩に力が入とこちらも肩に力が入る。とスペックを見る限りこれも異常なし。
さて何だろう？

データの処理ソフトはどんな仕組みになっているか聞いたところ，PhD仕組みになっているか聞いたところ，PhD 氏の自流量計が使われている場所は，数キロの加圧空流量計が使われている場所は，数キロの加圧空作だという。プログラムは幸いなことにこちらが作だという。
プログラムは幸いなことにこちらが気を一定時間流していろいろな機器をテストする

理解できる BASIC で書いてある。
で書いてある。素早く目を通す
素早く目を通す計測装置。PhD計測装置。
PhD 氏が装置のスタートボタンを押すと，見慣れたと，見慣れた 14.714.7（（PSIPSI））という数値が見当たら度に，自動的にテストが行われ，度に，自動的にテストが行われ，印字プリンタか印字プリンタかない。これはメートル系ではない。
これはメートル系では 1.033
1.033，，大気圧を絶らテスト結果が印刷されて出てくる。この流量
らテスト結果が印刷されて出てくる。
この流量対圧に換算する際のバイアス分だ。案の定，対圧に換算する際のバイアス分だ。
案の定，補正補正

データが数十パーセントも狂っているというの式が間違っている。それを指摘すると式が間違っている。
それを指摘すると PhD 氏は困だ。

惑した顔で弁解を始めた。早トチリの慌て者は筆惑した顔で弁解を始めた。
早トチリの慌て者は筆

早速，渦流量計の流量信号波形を携帯用のオシ早速，渦流量計の流量信号波形を携帯用のオシロスコープで観察するが，これといった異常は見ロスコープで観察するが，これといった異常は見者も似たようなもの。武士は相見互いと笑って引者も似たようなもの。
武士は相見互いと笑って引き上げた。

られない。この状況で何十パーセントも誤差が出られない。
この状況で何十パーセントも誤差が出るわけがない。圧力計と温度計を調べたが，るわけがない。
圧力計と温度計を調べたが，外観
外観●狂ったオリフィスメータ

＊（社）日本技術士会理事／業務委員長，東京都／神奈川県／横浜市技術アドバイザ

測定用に納入したオリフィスが約10測定用に納入したオリフィスが約10％ずれている％ずれている

これはあるテストプラントでの話。水素ガスのこれはあるテストプラントでの話。
水素ガスの70

計装 ・4 月号

とのこと。オリフィス計算書やユーザのスペックとのこと。
オリフィス計算書やユーザのスペックに目を通すが不審な点は見当たらない。現場の配に目を通すが不審な点は見当たらない。
現場の配管や圧力伝送器も異常なし。温圧補正は管や圧力伝送器も異常なし。
温圧補正は DCS の中なので一応信じておく。
ユーザの担当者にどうやって精度を調べたか聞いたところ，水素ガスボンベの重量変化から推定いたところ，水素ガスボンベの重量変化から推定した由。その同じデータを使い，した由。
その同じデータを使い，こちらで再計算
こちらで再計算したら，ユーザの計算値と大幅に違う結果が出したら，ユーザの計算値と大幅に違う結果が出た！

この水素ラインは 200 キロもの高圧で，キロもの高圧で，圧圧力補正の偏差係数が 1212％あるのに％あるのに（図（図 2 参照），先，先方は単純にボイルシャールの式を適用したのだから差が出て当然だ。

また，プラントの運転条件が変わったのに，また，プラントの運転条件が変わったのに，補正補正器の設定変更を忘れた例もある。購入仕様書と異器の設定変更を忘れた例もある。
購入仕様書と異K1.15なる仕様の圧力伝送器が付いていた例もあった。
開平機能の入れ間違いは，結果に大きく影響す
開平機能の入れ間違いは，結果に大きく影響するので，すぐに気付くはずだが，るので，すぐに気付くはずだが，テストのため臨テストのため臨1.10

時に組んだシステムで混乱することがある。ある時に組んだシステムで混乱することがある。
ある
ユーザがPDユーザがPDメータを使って渦流量計をチェックしメータを使って渦流量計をチェックし

1.05
1.00

図２たところ，流量が下がるにつれて指示が大幅に狂たところ，流量が下がるにつれて指示が大幅に狂うとのこと。現場に行くと，うとのこと。
現場に行くと，器材の都合とやらで，器材の都合とやらで，
050100150200
絶対圧力P
絶対圧力
P（atmatm））

250

水素の K 線図
線図（温度＝（温度＝2525℃）℃）

PD メータからアナログ信号を取り出し，メータからアナログ信号を取り出し，これを積これを積算している。調べてみると，算している。
調べてみると，この積算器は何と開
この積算器は何と開平機能付きだった！

客先担当者はリニア特性の積算器と思い込んでいたのだそうだ。
以上のような例は，後になってみれば以上のような例は，後になってみれば「出張し「出張し差圧式流量計の誤差といえば，『INTECHINTECH』』（ISAなくとも電話で済むことだ」といわれそうだが，なくとも電話で済むことだ」といわれそうだが，の機関誌）に興味深い記事が載っていた。の機関誌）に興味深い記事が載っていた。それにそれにこちらもそんな単純な話とは想像もつかず，あれこちらもそんな単純な話とは想像もつかず，
あれよると，上下水道で使われている，口径口径3B
3Bからから90B
90B

これ考えながら出かけるのだ。研究所やテストプ
これ考えながら出かけるのだ。
研究所やテストプまでのベンチュリメータ 200 台以上を調べたとこ

ラントでは，計器を扱う人が計装に不慣れなこと
ラントでは，計器を扱う人が計装に不慣れなこと

ろ，誤差はろ，誤差は 2 ％以下から 3030％以上まで分布してい％以上まで分布していがあり注意を要する。

た。詳しくは同誌た。
詳しくは同誌 97 年 9 月号をご覧頂きたい。

今回紹介した例に限らず，温圧補正の設定間違
今回紹介した例に限らず，温圧補正の設定間違

今回は単純な，いわばあまり不思議でない事例
今回は単純な，いわばあまり不思議でない事例

いは意外に多い。差圧式流量計はプラントの中でいは意外に多い。
差圧式流量計はプラントの中でに終始したが，次回はもう少し面白い例を紹介しに終始したが，次回はもう少し面白い例を紹介し多く使われているが，実際にその正しさを検証す多く使われているが，実際にその正しさを検証すよう。

る機会は少ない。新規流量計を差圧式流量計でる機会は少ない。
新規流量計を差圧式流量計でチェックし，両者の指示が合わなくて気がつくこチェックし，両者の指示が合わなくて気がつくことが多い。その場合，とが多い。
その場合，当然新顔の流量計が疑われ当然新顔の流量計が疑われることになる。補正が最初から間違う原因は，ることになる。
補正が最初から間違う原因は，単単純ミスのほか，計画と実使用条件の差違がある。
純ミスのほか，計画と実使用条件の差違がある。

1998 Vol.41 No.4

サトリ・・トシオ サトリ
 (有)佐鳥インターテック 代表取締役 技術士（機械部門  電気・電子部門）
 〒226-0006
226-0006・横浜市緑区白山・横浜市緑区白山4-36-7
4-36-7 電話（045（045））933-1806 （0551））48-298048-2980））
（八ヶ岳分室：電話（0551

71