超純水製造装置

Milli-Q SQ 2 シリーズ®

The life science businessof Merck operates as
MilliporeSigma in the
U.S. and Canada.

装置設置はDIY

超純水製造装置

Milli-Q SQ 2 シリーズ®

装置に付属している図解マニュアルと動画により、30 分程度で誰でも装置を設置することができます。

新しいコンセプトの小型超純水製造装置

Milli-Q® SQ 2 シリーズは、タンクを持ち運んで使用する新しいコンセプトの小型超純水製造装置です。
大きく分けて純水（RO 水）を作る「RO 水製造ステーション」と「超純水モジュール」の 2 つに分けられます。
RO 水製造ステーションにて満水になったタンクを超純水モジュールに移動し、超純水モジュールのタンクが空になったら RO 水製造ステーションに再度移動して、繰り返して使用します。RO 水の製造スピードは速く（42 L/ 時 @25℃）、3.5 L タンクが 6 分で満水になります。

図解マニュアル

動画で解説！
Milli-Q® SQ 2シリーズ

2. 簡単に持ち運び

1. すばやく補充

使用場所までタンクを移動

3.5 L タンクに逆浸透（RO）水をわずか 6 分で補充

2

18.2 M Ω・cm水道水

1RO 水製造ステーション

34超純水モジュール

3. 採水

4. 繰り返し

精製直後の 18.2 M Ω・cm の超純水をどの研究室でも採水

必要に応じて繰り返し

RO 水製造

水質

●

●

●

高流量の RO 膜（最大 42 L/ 時）でタンクをわずか 6 分で補充
 ンク水補充開始前およびシステム待機中に RO 膜を自動洗タ浄し、RO 水の水質を維持持ち運びできる透明なタンクR O 水製造ステーションから超純水モジュールまで RO 水を運搬可能● 透
 明なので水量を一目で視認● 容
 量 3.5 L●

プレフィルターモジュール（RO 水製造流量コントロールポンプ付） オプション
 道水の水圧が低い場合や残留塩素濃度が水高い場合に使用● プレフィルターは、水道水から塩素やコロイド、粒子を取り除き、RO 水製造ステーションの RO膜を保護● 加圧ポンプは水温に関わらず、RO 水の流量を一定の高流量に保持●

人間工学に基づいた採水ディスペンサー
 指で回すだけで、流量を親1 滴 〜 最大 1.6 L/ 分までスムーズに調整● 柔軟性の高い長さ 70 cm のチューブで、採水やすすぎが容易●

特許と意匠（合計 8 つ出願中）●●●

 感的な採水を可能にした設計
直1 本のチューブ「マルチルーメンチューブ」
により、UV ランプやカートリッジ、採水ディスペンサーを通して水を再循環させる
マルチルーメンチューブ
ことにより超純水の水質を確保

用途別のニーズに併せた 最終フィルター QPAK® 最終フィルター：粒子および細菌の除去
S● SQPAK® Bio 最終フィルター：パイロジェン、ヌクレアーゼ、プロテアーゼおよび細菌の除去●

交換不要の UV ランプ●2

 8.2 MΩ・cm の超純水を製造・採水
1
一目で必要な情報を取得

UV ランプは長寿命のため交換は不要ポータブル性と拡張性

右記のイラストのように、RO 水製造ステーションで満水になった 3.5 L タンクを各研究室の超純水モジュールに持ち運んでセットすることによって、水道水がない環境でも超純水を使用することができます。
超純水モジュールはコンセントがあればどこでも使用でき、複数の超純水モジュールを増設することも可能で、拡張性が高いことが大きな特長です。

研究室 ③
RO水製造ステーション

研究室 ①

超純水モジュール

研究室 ②

超純水モジュール
超純水モジュール

Milli-Q® SQ 2 シリーズのラインナップ

Milli-Q® SQ 2 シリーズは、4 タイプの製品ラインナップがあります。さまざまな研究室のニーズに対応できます。

製品タイプ /
製品名

特長と対象

超純水モジュールの追加による拡張性

超純水モジュールの設置場所の制限（コンセント以外）

標準タイプ

セパレートタイプ

Milli-Q SQ 240®

水道直結デュアルタンクタイプ

Milli-Q SQ 240L®

一体型タイプMilli-Q SQ 240C®

RO 水 製 造 ス テ ー ション と 標 準 タイプ に RO 水 製 造 ス RO 水製造ステーションと超純超 純 水モ ジュールを物 理 的 テーションのタンクを追加する 水モジュールが一体になったに離して使用することができ、 ことで、より拡張性が高くなり 仕様です。
超純水モジュールは水道から ました。また、標準タイプ同 最小のスペースで設置したい離れた研究室の実験台にも設 様に超純水モジュールを追加 方に最適です。
置可能です。また、超純水モ することで拡張することができジュールを追加することで拡 る仕様です。
張することができる仕様です。 水 の 使 用 量 が 比 較 的 多く、複数のユースポイントで超純水を使用したいラボや自分の実験室に超純水モジュールを設置したい方に最適です。

◎複数のユースポイントで超純水を使用したいラボや自分の実験室に超純水モジュールを設置したい方に最適です。

制限なし

セントラル給水セントラル供水タイプ

Milli-Q® SQ 200P

セントラル純水から超純水を精製するタイプです。

セントラル純水を備えたラボに最適です。

◎〇

○○

制限なし

シンクの隣に設置

セントラル給水の隣に設置

従来機種との比較

採水スピードなどの操作性が格段とアップ！
また、使い勝手だけでなく、サステナブルな観点からも進化しました。
GREENER ALTERNATIVE PRODUCTS（環境に配慮した製品）

デザイン・フォー・サステナビリティ（DfS）アプローチの一環として、Milli-Q® SQ 2 シリーズ は、前世代の Direct-Q® よりも小さな設置面積で、スタンバイモードの最適化で消費電力を削減し、複数の場所で高品質な超純水を届けるために開発されました。

製品名

採水スピード
採水量Direct-Q® UV 3

Milli-Q® SQ 240

一定

1 滴～可変固定

可動

0.5 L / 分

製造能力

3L/時

設置

技術員

ディスペンサー

1.6 L / 分
42 L / 時DIY3

システム ＆ 3 年延長保証

価格一覧

Milli-Q® SQ 240Milli-Q® SQ 240L

製品名

Milli-Q® SQ 240 ＊

希望販売価格オプション Milli-Q SR 240®

Milli-Q SQ 200®

＊ Gravity Valve 1 つを含む

￥925,700

3 年間延長保証￥129,000

3 年間延長保証￥48,000

Milli-Q® SQ 240C
希望販売価格オプション Milli-Q SQ 240C®

＊ Gravity Valve 1 つを含む

希望販売価格オプション Milli-Q SR 240L®

Milli-Q SQ 200®

＊ Gravity Valve 1 つを含む

￥901,300

3 年間延長保証

3 年間延長保証￥195,000

製品名

Milli-Q® SQ 200P

オプション Milli-Q SQ 200P

Milli-Q SQ 200 超純水モジュール一式®

®

3 年間延長保証

カタログ番号

プレフィルターモジュール（RO 水製造流量コントロールポンプ付）一式（供給水圧が 0.2 MPa に満たない場合）
Milli-Q SQ 圧力安定弁

ZFMQPR3BT0

漏水センサー

ZWATSENA1®

￥129,000￥48,000

希望販売価格Milli-Q® SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプション
製品名

3 年間延長保証￥1,090,700

Milli-Q® SQ 200P

製品名

Milli-Q® SQ 240C ＊製品名

Milli-Q® SQ 240L ＊※Milli-Q SQ Gravity ValveZSQ240GVT0®

ドレンパン（幅 375 × 奥 515 × 高 20 mm）

ZRJKDRPS2￥740,300￥195,000

希望販売価格￥432,400￥196,800￥49,700￥23,600￥14,000￥73,100

Milli-Q SQ クリーニングツール

ZSQ240CTT0

POD、Milli-Q® SQ 240 用シンクラック（伸縮式）Q-Rack 480（幅 300 × 奥行 480 〜 663（ラック部 474）× 高 42 mm、耐荷重：50 kg）ZRJKHK400￥135,000ZRJKHK480￥145,000®

POD、Milli-Q SQ 240 用シンクラック（伸縮式）Q-Rack 400（幅 300 × 奥行 400 〜 543（ラック部 394）× 高 42 mm、耐荷重：50 kg）®

原水加圧ポンプ（供給水圧が 0.1 MPa に満たない場合）※ 標準見積品（Milli-Q SQ 200/200P 以外）®

サイエンス系

お役立ちメディアM-hub

かんたんカタログ検索

カタログ
ファインダーZD10SPP7Q￥55,200￥358,000

メルク ライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm
メルク ライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

掲載価格は希望販売価格（税別）です。
実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。
なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。
予めご了承ください。
記載内容は2024年7月時点の情報です。Merck, the vibrant M, andMilli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2024 Merck
KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

ライフサイエンス ラボウォーター事業部

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/LW
装置ご検討など営業的なお問い合わせ：lwjpcase@merckgroup.com Tel: 03-4531-3939
修理メンテナンス関連のお問い合わせ：1139ts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1139
LWM305-2407-3K-H