For Water

カルマン渦式流量計(表示付/アナログ出力)

VK-HM (G/R type)Karman vortex flow meter (With indicator/analog output)

ステンレスボディの丈夫なカルマン渦式流量計です。
OUT側に用途に合わせたバルブを選択可能です。
■ 様々なタイプの表示計やアナログ変換器を搭載してご利用いただけます。
■■

Rugged vortex flow meter made out of stainless steel.
Selectable valve for downstream applications.
■ Usable with various types of displays and temperature sensors.
■■

注意
Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)、OUT側に2D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. For outlet installation, use straight pipe with 2D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格Std.

バルブ ＊2Valve

出力Output-VK-HM

流量単位 最大流量 接続口径 表示計/変換器
Units
Max. flow Connection size Option

流体名Fluids---

特殊項目
For specialized item-選択時︶変換器︵形状選択時︶

Max.

表示計︵形状無記入 Blank
EM30DT搭載 Display (EM30DT) mounted.
4ET
EM40ET搭載 Display (EM40ET) mounted.
4ETN
EM40ETN搭載 Display (EM40ETN) mounted.
EM40ETV搭載 Display (EM40ETV) mounted.
4ETVG
EM45RT搭載 Display (EM45RT) mounted.
5RT
EM45RTN搭載 Display (EM45RTN) mounted.
5RTN
EX30AR-I搭載 Converter (EM30AR-I) mounted.
無記入 Blank
EX30AR-V搭載 Converter (EM30AR-V) mounted.
ARV
EX30AR-W搭載 Converter (EM30AR-W) mounted.
ARW
R
EX30AR-N搭載 Converter (EM30AR-N) mounted.
ARN
EX30AR-T搭載 Converter (EM30AR-T) mounted.
ART
Rc1/4 ＊401
Rc3/8
02
Rc1/2
03
Rc3/4
04
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
For “R Output Selection” For “G Output Selection”

WL/minB
特殊 For specialized unit ＊3
Z水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊3
9バルブ無し With no valve
Sボールバルブ With ball valve
V
アダプタ付ボールバルブ Ball valve with adapter
BV
ストレート型ニードルバルブ With straight type needle valve
NSNL
L型ニードルバルブ With L-Type needle valve
表示計搭載 Display mounted.
アナログ出力（変換器搭載）Analog output (Converter mounted.)

規格 Std.
08
1015GR
測定範囲 Measuring range ＊1
1〜10L/min
2〜20L/min
5〜50L/min

接続口径 Connection size ＊1
Rc1/4, Rc3/8
Rc3/8, Rc1/2
Rc1/2, Rc3/4

仕様 Specifications
測定流体 Operating fluid

水相当液体 Liquid of the water equivalency

流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

使用温度 Temperature

0〜50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露、凍結なきこと No dewing and be free from freezing.）

使用最高圧力 Max operating pressure

0.75MPa(G)1082023＊1：その他の仕様に関しては、ご相談願います。
＊2：バルブはOUT側につきます。
＊3：特殊項目は型式末尾に順番に記載してください。
＊4：ボールバルブ（V）、L型ニードルバルブ（NL）は対応不可。
＊1：Ask us for specifications other than specified here
＊2：The valve should be installed to the OUT side.
＊3：For specialized items specify them at end of Model number selection inorder. For details, consult us with your specification.
＊4：No ball valve(V) and L-type needle valve(NL) available

W
液体用

電気仕様 Electrical specification
EM30DT

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. 2点 2 points

表示 Indication

LCD4桁、流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 90mA Max.

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. 2点 2 points

表示 Indication

LED3桁、流量表示（瞬時値）3-digit LED display for flow rate (instantaneous value)

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 10mA Max.
標準 Standard：4-20mA 負荷抵抗 : 300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

アナログ出力 Analog output

V,N ｔype：0-5V/1-5V

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 60mA Max.

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. 2点 2 points
LED4桁、流量表示（瞬時値）4-digit LED display for flow rate (instantaneous value)

表示 Indication

LED4桁、温度表示 4-digit LED display for temperature

EM45RT

標準 Standard：4-20mA 負荷抵抗 : 510Ω以下 Load resistance: Below 510 Ω

アナログ出力 Analog output

N ｔype：1-5V

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 70mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. 2点 2 points

VK-HM (G/R type)

EX30AR

カルマン渦式流量計

EM40ET

比較出力 Comparative output

標準 Standard：4-20mA 負荷抵抗 : 300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

アナログ出力 Analog output

V,W,N,T ｔype：0-5V/1-5V/0-10V/1-10V 負荷抵抗 : 5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ
標準 Standard：DC24V±10％ 65mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

V,W,N,T ｔype：DC24V±10％ 40mA Max.

※ 詳細、及び配線図は各表示計・変換器のページを参照願います。See page on the indicator / converter.

構造図 Structural drawing
EM30DT 搭載型

寸法表 A table of Dimensions
40

Display (EM30DT) mounted type)D(φ e径 ssag
a ④③

路

2×Rcdwp

流 oFl30(B)A

型式
Model number selectiondLABCΦD

VK-HM08

1/4, 3/8

72

15

34.2

11.5

123/8

VK-HM101/2
1/2, 3/4

VK-HM15

672

15

32.6

82

2134.611.5

1217.516.5

16OUT

材質 Materials

C⑥2×M3No.

LArrows

20矢視20
矢視図 Arrow view
C

①②

IN

EM40ET 搭載型

名称 Names of parts

材質 Material

1

ボディ Body2アダプタ Adapter3

渦発生体 Vortex shedder

4

センサ Sensor

ETFE-

Oリング O-ring

FKM

6表示計 Display-SCS13
SCS13
PA6T / 61-GF40

EM45RT 搭載型

Display (EM45RT) mounted type40

40

Display (EM40ET) mounted type

30(B)
OUT

A
635.5(B)

AOUT
C⑥2×Rcd流 ow pFl⑥

62×M32×M3
矢視矢視INL
2020

矢視図 Arrow view

矢視図 Arrow view①②C②C

①Arrows

20LArrows

20流 ow pFl)
D(φ e径 ssag
路 a ④③

2×RcdC)D(φ e径 ssag
路 a ④③

IN2023109