SONICMAX®

UL6300 V2
クランプオン超音波流量計
概要
SONICMAX UL6300 V2は、クランプオンタイプの検出器（UFS6000V2）に高性能変換器（UFC300 V2）を組み合わせたタイムフライト方式の超音波流量計です。
流体に完全非接触な3種類のセンサにより、ワイドな配管口径（15 ～4000mm）に適用できます。
ステンレス製センサレール・ケーブル・センサを一体化させた新型の検出器構造は、従来型と比較し、配管取り付けの容易化、メンテナンスの簡略化、耐候性の向上を実現しました。
また、マルチセンサ対応の高性能変換器は、DSPによる信号処理と充実した状態診断機能により、低流速域まで高精度で安定した流量測定を可能にしている他、操作性の向上も実現しています。

特長❑ 配管の外部にセンサを取り付けた非接触の測定方式は、パーティクルの発生や金属イオンの混入を完全に排除し、純水や薬液の流量測定に最適。
❑ マルチセンサ対応の高性能変換器により、1台で2ラインの同時測定や流れの乱れの影響が軽減する2測線測定が可能。
❑ DSP信号処理により、低流速域（0.5m/s）まで安定した高精度な測定（指示値の ±1% 、口径 50mm 以上）を実現。
❑ 3種類のセンサ（スモール / ミディアム / ラージ）により、配管口径15mmから4000mmまで対応。
❑ センサレール、センサおよびケーブルを一 体 化 し た 構 造 に よ り、従来型と比較し配管取り付けの容易さを実現。		 また、標準センサレール材質をステンレスとし耐候性の向上を実現。
❑ コネクションボックスを設けることで、ケーブルの延長やケーブルの一本化を実現。
❑ 表示器には見やすい青色ドットマトリックス LCD（バックライト付き）、128×64 ドット（59×31mm）を採用。バーグラフ表示、マルチライン表示、リアルタイムトレンドなど充実した表示機能。
❑ クイックセットアップ機能により、流量レンジ、パルスレートなどの基本設定の簡単入力が可能。
❑ キー操作にボタンスイッチを追加、従来型から搭載されている赤外線スイッチとの併用で、操作性の向上を実現。

測定原理
図1に示すように、流体中を角度 Ψ をもって超音波を伝播させると、流量の正方向 A → Bと逆方向 B → Aの伝播時間には差があります。
それぞれの伝播時間は、
tAB ＝ 2L /（Co ＋ VmCOS Ψ)tBA ＝ 2L /（Co − VmCOS Ψ)となります。ここで、
2L：A-B 間の距離Vm：流体の平均流速

Co：流体静止時の超音波伝播速度

tAB、tBA ：A-B、B-A 間の超音波伝播時間
この伝播時間の差を測定することにより平均流速 Vmを算出すると、
2Vmcos Ψ ＝ 2L / tAB − 2L / tBA＝ 2L（tBA − tAB）/（tBA×tAB)∴ Vm ＝ L（tBA − tAB）/（cos Ψ×tBA × tAB)となり、A-B 間の距離 2L および角度 Ψ は既知ですので平均流速Vm が計測できます。
この平均流速 Vm と管断面積から流量を算出し表示・出力します。
AVmBΨΨL

図 1：測定原理

TG-F2071-J04
5 版 2024 07 K
初版 2021 01 K

SONICMAX® クランプオン超音波流量計

UL6300 V2

標準仕様
センサ仕様

一般仕様
● 測定方式： 超音波タイムフライト方式● 保護等級： IP66/67（IEC 60529）● センサ設置方式： 配管クランプオン方式● 材質： センサレール； ステンレス製● 測定可能配管口径： スモールセンサ：					 センサバンド；ステンレス製			

15mm/1/2" 〜 40mm/1 1/2"					 バンド固定ユニット；ステンレス鋳鋼					 ミディアムセンサ：● 周囲温度： − 40 〜＋ 70℃			● ケーブル接続口： 1.5 × M16 防水グランド

50mm/2" 〜 300mm/12"					 ラージセンサ：			

200mm/8" 〜 4000mm/160"
センサ取付方法 ： スモール / ミディアムセンサ；V 法

変換器仕様● 外部配線接続口					 ラージセンサ；V 法および Z 法： 2×M20 防水グランド、または 2×G1/2		 めねじ、または 2×1/2 NPT めねじ					（オプション：G1/2 用防水グランド）					（オプション：配線接続口数；3 個）				 ※センサケーブル接続口は、標準で M20
V法● 機器構成Z法： センサ（2 個）、センサレール、（センサケーブ防水グランドとなります。
● 電源： AC100 〜 230V（85 〜 250V）		 ル 10m 付（SMB コネクタ付同軸ケーブル））、					 DC24V（9 〜 31V）		 センサバンド
（2 個）
、変換器

● 電源周波数： 48 〜 63Hz（AC 電源）● 消費電力： 約 22VA（AC 電源）、約 12W（DC 電源）： − 40 〜＋ 65℃（動作）※1 ラージセンサの場合は、センサケーブ		

ル付センサレールが 2 組、センサバン● 周囲温度		ドが 4 個、バンド固定ユニット（4 個）					 − 50 〜＋ 70℃（保存）		

が追加されます。

※2 センサケーブルを延長する場合は、		コネクションボックスと延長ケーブ		ルが追加されます。

● 測定流体： 超音波が伝わる液体				 ※ P.12
「機種選定時の確認事項」を参照願います。
● 流体温度：センサ取付表面温度 :				・標準仕様：− 40℃～＋ 120℃

【UFC300W V2（壁取付形）個別仕様】● 保護等級： IP65/66（IEC 60529）● ハウジング材質： ポリアミド樹脂● ハウジング色： 本体、端子箱カバー；オフホワイト					 変換部カバー；ジェードグリーン● 取付方式： 壁取り付け					（オプション：2B パイプ取付金具）【UFC300F V2（フィールド設置形）個別仕様】				・高温仕様（XT）：− 40℃～＋ 200℃

● 保護等級： IP66/67（IEC 60529）● 配管材質● ハウジング材質： アルミニウム合金

ジの "配管仕様別選定表" を参照願います。

● 塗装： ポリシロキサンエポキシ樹脂塗装※ ま た、配管状態については、
「機種選定

● 塗装色

： グレー（本体）：	適用可能な配管等の詳細な情報は、次ペー時の確認事項」を参照願います。
● 測定範囲			： 流速 最小：0 〜 0.5m/s
最大：0 〜 20m/s					 ジェードグリーン（変換部 / 端子箱カバー）● 取付方式： パイプまたは壁取り付け					（オプション：2B パイプ取付用 U ボルト）					 流量 最小：0 〜 0.319m3/h			

（配管口径 15mm）			

最大：0 〜 904778m3/h			

2※ 防爆形につきましては、後述の防爆仕様の項目を参照ください（配管口径 4000mm）

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2071-J04

SONICMAX® クランプオン超音波流量計

UL6300 V2

クランプオン超音波流量計 UL6300 V2 配管仕様別選定表■金属配管■ライニング配管
配管仕様

配管呼び径
（A / mm）

ステンレス鋼鋼管

炭素鋼鋼管 *1

⾁厚≦ Sch 20

⾁厚＝ Sch 40

スモール

スモール

スモール

ミディアム

ミディアム

15 〜 2025 〜 324050 〜 100
125150200250300350
400
450500550 〜 2000
2100 〜 4000

配管呼び径（A / mm）

ラージ

*2*2

ラージ

*2ポリエチレン（PE）
ライニング鋼管

15 〜 2025 〜 32
40
50 〜 100
125150200250300350
400
450500550 〜 800
850 〜 4000

ミディアム

ラージ

配管仕様
PVC ライニング鋼管

適⽤不可
スモール
ミディアム

適用不可 *3
ラージ■プラスチック配管
配管仕様
配管呼び径（mm）
15 〜 2025 〜 32
40
50 〜 100
125
150200250300
350
400
450
500
550 〜 800
850 〜 4000

硬質ポリ塩化ビニル管（PVC）
VP, HIVP
スモール

ポリエチレン管（PE）
10mm ＜⾁厚
⾁厚≦ 10mm≦ 30mm
適⽤不可
スモール
スモール

ポリプロピレン管（PP）
⾁厚≦ 15mm

PVDF 管

⾁厚＞ 15mm

スモール

⾁厚≦ 9mm
スモール

適用不可
ミディアム
ミディアム

ミディアム

⾁厚＞ 9mm

適用不可
ミディアム

ミディアム
ラージ
ラージ

ラージ

*2

適⽤不可

ラージ

ラージ
*2

*1：管内⾯に錆が発⽣していると、超⾳波信号が乱反射してしまうことにより正常に測定できない場合があります。
また、SGPW 管は SGP 白管に比べて亜鉛メッキの付着量が多く、管表⾯・内⾯の亜鉛メッキ層が平滑でない場合が多いため、超⾳波信号が乱反射してしまうことにより正常な測定が困難な場合があります。
*2：デモ機によるトライアルを推奨します。別途お問い合わせください。
*3：鋼管とライニング（PVC）の隙間で超⾳波信号が乱反射してしまうことにより、正常な測定が困難となります。
選定表に記載のない配管仕様の場合は、別途お問い合わせください。

TG-F2071-J04

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

SONICMAX® クランプオン超音波流量計

UL6300 V2

表示・入出力仕様● ローカットオフ機能：● 表示器：青色ドットマトリックス LCD（バックライト付き）			

128×64 ドット（59×31mm）
表示機能 ： プロセスデータ表示画面；2 画面				

1 画面に 1 〜 3 行表示が可能				

表示内容は、瞬時流量、流速、積算流量など					 トレンド表示画面；1 画面				

瞬時流量などのリアルタイムトレンド● 電流出力： DC4-20mA（Max. 22mA；エラー発生時）		 内部電源使用時：負荷抵抗 1000Ω 以下		 外部電源供給時：外部電圧 DC32V 以下● パルス出力：積 算パルス出力 ( 標準設定 ) と周波数出力のいずれかを選択可能

オープンコレクタ出力		

負荷定格 ： DC32V 以下、20mA 以下（≦ 10kHz）、		 100mA 以下（≦ 100Hz）					（回路電流 10mA 時）

設定値；0.0 〜 20.0% FS● 時定数：			

電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能		

電流出力；0.1 〜 100.0s		

パルス出力、表示；0.0 〜 100.0s● 入出力アイソレーション：				

電源、センサ信号、端子 A、端子 B、端子 C、端子 D の			各回路間はアイソレーションされています。

標準機能● 任意単位設定機能：容積（または質量）単位と時間単位を最大 7● 自動ゼロ調整機能：ゼロ調モードで自動ゼロ調整実施（満液静● 正逆両方向測定機能：流れ方向を状態出力、流量を電流出力にて● 自己診断機能：以下、主なエラーメッセージ

文字で設定し、任意の流量単位で表示可能

識別					 OFF 時漏れ電流 0.05mA 以下					（外部回路電圧 32V 時）
パルスレート ： 2 〜 36,000,000 パルス /h		機能診断 ：CPU、メモリー、ソフトウエア、センサ接		仕様診断 ：センサシグナルロスト、オーバーレンジ、続、入出力モジュール、出力接続					（0.00056Hz 〜 10kHz）		

電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能		止時）					 ON 時残留電圧 0.2V 以下					パルス幅 ： 以下のいずれかを選択可			1）自動；フルスケール周波数においてデューティ			2）デューティ比固定；常に１: １			3）任意設定；0.05 〜 2000ms

50% となるパルス幅

カウンタオーバーフロー、停電検知● 停電補償機能：EEPROM（不揮発性メモリー）により機能設● テスト機能：電流、パルス、状態出力の模擬出力機能を

定データおよび積算値を 10 年以上保持

ただし、積算パルス出力（標準設定）において 1）
または 2）を選択した場合、10Hz 未満のパルスレー
トでは 50msec 固定のパルス幅となります。

内蔵		

電流出力テスト ：0.0 〜 22.0mA まで任意出力		 パルス出力テスト ：1Hz 〜 10kHz まで任意出力		

状態出力テスト ：On/Off● タッチセンサ（赤外線）設定機能● 状態出力			

オープンコレクタ出力		：		4 つの赤外線センサにより、カバーを取り外さずに外部からキイ操作可能

負荷定格 ： DC32V 以下、100mA 以下				 また、カバーを外して直接ボタンを押すこ					 ON 時残留電圧 0.2V 以下とでキイ操作することも可能。					（回路電流 10mA 時）● HART 通信機能					 OFF 時漏れ電流 0.05mA 以下：標準装備（HART7）					（外部回路電圧 32V 時）		精 度（＊）

出力内容 ： 以下、主な出力選択			1）出力なし〔標準設定値〕			

2）流れ方向判別			3）オーバーレンジ			

4）エラー			5）流量警報● 表示およびパルス出力

1）配管口径 50mm 以上：

電圧入力：Low；DC0 〜 2.5V、High；DC19 〜 32V
制御内容 ： 以下、主な制御選択			

1）入力なし〔標準設定値〕			

2）出力ホールド			

3）出力 0% ロック			

4）積算値リセット			5）エラーリセット		 流速 0.5m/s 未満；流速誤差 ±0.005m/s

1ライン測定標準設定選択切替				 流速 0.5m/s 以上；指示値の ±3％				 流速 0.5m/s 未満；流速誤差 ±0.015m/s● 電流出力：表示・パルス出力精度に ±0.01mA を付加（＊）基準校正条件● 入出力端子の割付

端子		 流速 0.5m/s 以上；指示値の ±1％		

2）配管口径 50mm 未満：● コントロール入力				

2ライン測定A（A、A＋／A－）

電流出力

─

電流出力

B
（B、B－）

状態出力コントロール入力電流出力（＊）

C（C、C－）

状態出力

─

パルス出力

D（D、D－）

パルス出力

状態出力

パルス出力			流体		： 水			

流体温度		： 20 〜 25℃（温度変動 ±0.5℃）			

配管材質		： ステンレス鋼（SS316）			

上流/下流直管長： 20D/10D（D；配管口径）			

配管口径		： 100mm（＊）
B端子は、内部電源使用のみ

4

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2071-J04

SONICMAX® クランプオン超音波流量計

電源および入出力信号ケーブル

UL6300 V2

結線図UFC300W V2（壁取付形）
電源端子カバー

1U

A A– A+ B B–

2U

1D

C C– D D–

N

D D–

L

2D

（L－）
（L＋）

電源端子カバーA

A－ A＋ B B－ C C－ D D－

N

LUFC300F V2（フィールド設置形）

端子端子

L／L＋（＋）

N／L－（－）

1ライン／2ライン測定用変換器共通
AC電源の場合：L・N／DC電源の場合：L＋・L－接地端子

端子記号

極性

A＋＋A

̶

B＋B－

̶

C＋C－

̶

D＋D－

̶

1ライン測定用変換器〔標準〕

2ライン測定用変換器

電流出力（内部電源使用）

電流出力（内部電源使用）

状態出力／コントロール入力

電流出力（内部電源使用）

状態出力

パルス出力

パルス出力／状態出力

パルス出力

A端子は、下記の端子組合せで、電流出力の回路電源を外部から供給できます。

●●

TG-F2071-J04

端子記号

極性A＋A－

̶

1ライン測定用変換器〔標準〕

2ライン測定用変換器

電流出力（外部電源使用）

電流出力（外部電源使用）

端子構造：差込式ねじ締付形端子
適合電線：電源ケーブル ；0.5～2.5mm22
信号ケーブル；0.5～1.5mm（UFC300W
V2）
2；0.5～2.5mm（UFC300F
V2）TOKYO KEISO CO., LTD.

5

SONICMAX® クランプオン超音波流量計

UL6300 V2変換器 ─ スモール / ミディアムセンサ間●延長ケーブルを使用した場合の結線図●通常の結線図
変換器 UFC300W V2（壁取付形）

結線図

変換器 UFC300F V2（フィールド設置形）

センサ UFS6000 V2変換器 UFC300W V2（壁取付形）

変換器 UFC300F V2（フィールド設置形）

センサ UFS6000 V2※ケーブルを延長する場合はコネクションボックスが必要となります。

変換器 ─ ラージセンサ間

結線図●通常の結線図

変換器 UFC300W V2（壁取付形）●延長ケーブルを使用した場合の結線図

変換器 UFC300F V2（フィールド設置形）

DOWN側センサ

変換器 UFC300W V2 変換器 UFC300F V2（フィールド設置形）（壁取付形）

DOWN側センサ

UP側センサUP側センサ6TOKYO KEISO CO., LTD.

※ケーブルを延長する場合はコネクションボックスが必要となります。

TG-F2071-J04SONICMAX® クランプオン超音波流量計

UL6300 V2

特殊計測時の変換器 ─ スモール / ミディアム / ラージセンサ間の組み合わせ

TG-F2071-J04

2測線測定（スモール / ミディアムセンサ）●1ライン測定用変換器●センサ×2組

2測線測定（ラージセンサ）●1ライン測定用変換器●センサ×2組●コネクションボックス×2

2ライン測定（スモール / ミディアムセンサ）●2ライン測定用変換器●センサ×2組

2ライン測定（ラージセンサ）●2ライン測定用変換器●センサ×2組●コネクションボックス×2

TOKYO KEISO CO., LTD.

7

SONICMAX® クランプオン超音波流量計

UL6300 V2

外形図
センサ部 UFS6000 V2● スモール / ミディアムセンサ

WHL● ラージセンサ

WLH

コネクションボックス
UP側センサH

DOWN側センサ
LW● コネクションボックスa）ラージセンサ用							L（31）b）スモール・ミディアム用
23

L23W

32

（31）3232W32（31）10（31）

20510HH205

品名

寸法（mm）LHW

質量（約kg）

スモールセンサ

41269

501.9

ミディアムセンサ

741

69

502.6

ラージセンサ41269503.6

コネクションボックス

17969※

840.9（注1）ラージセンサはセンサレールが2本（UP側/DOWN側）となります。
（注2）水平配管の場合は、配管の上下にセンサを取り付けないでください。
（注3）※スモール・ミディアムセンサ用のコネクションボックスのH寸法は72mmとなります。

8TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2071-J04

SONICMAX® クランプオン超音波流量計

UL6300 V2

UFC300W V2（壁取付形）
150
199

203

138

96

32（30）

91299

ESC45（160）

81〔UFC300W V2の取付金具〕
642－φ998（160）

13525353
質量：約2.4kg

R4.5

UFC300F V2（フィールド設置形）
260（26）202

1371014129650
接地端子（M5）2777398（26）97398

2Bパイプ取付Uボルト（オプション）

15538 38

120196

2Bパイプ（お客様所掌）TG-F2071-J04

TOKYO KEISO CO., LTD.

9SONICMAX® クランプオン超音波流量計

UL6300 V2形式および仕様コード
代表形式：UL6300 V2
個別形式：下表参照
製品仕様

センサ

壁取付形
UFC300W V2−−一般形（非防爆）
UFS6000 V2/(XT)日本防爆品
UFS6000 V2/(XT)-JEx
ATEX/IECEx 防爆品 UFS6000 V2/(XT)-Ex

変換器
フィールド設置形
UFC300 F V2
UFC300 V2-JEx
UFC300F V2-Ex

仕様コード表センサ仕様コード VNE2 4
センサコード0720内VNE2（固定コード）4

センササイズ／配管口径

常に 4

○

スモール／ 15mm ／ 1/2" ～ 40mm ／ 1 1/2"○

7

ミディアム／ 50mm ／ 2" ～ 300mm ／ 12"

○

E

0

ラージ／ 200mm ／ 8" ～ 4000mm ／ 160"（SP only : 中継ボックス無し）
ラージ／ 200mm ／ 8" ～ 4000mm ／ 160"（SP and DP : 中継ボックス有り）
標準（Max.120℃）○

5

XT：高温仕様（Max.200℃）

バージョン

防爆仕様

0一般形（非防爆）

1

ATEX 防爆品

FIECEx 防爆品

9（固定コード）

○

日本防爆品
7

常に 7D

組合せ変換器タイプ○

UFC300F V2（フィールド設置形）

E

センサレール材質

UFC300W V2( 壁取付形） ＊非防爆タイプのみ○

標準（ステンレス）○

S10m 標準（ラージセンサの場合、"SP only" を選択したときのみ選択可能）○216m（変換器 – 中継ボックス間10m + 中継ボックス – センサ間 6m/ 合計 16m）

321m（変換器 – 中継ボックス間15m + 中継ボックス – センサ間6m/合計 21m）2
※1 ※2 ※5

5校正

31m（変換器 – 中継ボックス間25m + 中継ボックス – センサ間6m/合計 31m）0（固定コード）

02100000000000000

標準校正

○

常に 02100000000000000○（空欄） なし

特殊仕様

Z

変換部仕様コード

VNG0

変換部コード

VNG0（固定コード）

4あり

○
※4

1 2

内容標準品
○

超音波流量計用変換器（UFC300 V2シリーズ）
4

常に 4Hタイプ

UFC300W V2（壁取付形）
1

防爆仕様

AC100 ～ 230V（85 ～ 250V）○0

一般形（非防爆）○1

ATEX防爆品FIECEx 防爆品

9※3（固定コード）
ハウジング

日本防爆品
41/2 NPT めねじ

5G 1/2 めねじ

6M20 防水グランド付

H

G1/2 耐圧パッキンアダプタ付き
300

出力タイプ

※6（固定コード）○

常に 300

○

標準

○

常に 2

○

100

1ライン用：電流出力＋パルス出力＋コントロール入力＋状態
出力

○

6AE

2ライン用：2×電流出力＋2×パルス出力1（固定コード）○

DC24V（12 ～ 24V）

A

電源、入出力信号ケーブル配線接続口○

UFC300F V2（フィールド設置形）

N

電源

センサ構成

標準品
○

2

F

センサケーブル長容

クランプオン超音波流量計用センサ（UFS6000 V2シリーズ）

20

信号ケーブル 1 本・端子箱配線口×1 : シングルパス／スモール／ミディアム・ラージセンサ（中継ボックス付き）

1

信号ケーブル 2 本・端子箱配線口×2 : 2 測線または 2ライン測定もしくはラージセンサ（中継ボックス無し）
000000000000

常に 000000000000○（空欄） なし

特殊仕様

Zあり○○
※4

※1 センサケーブルの長さの標準は10mです。
※2 変換器 – 中継ボックス間のケーブルが延長ケーブルとなります。
（センサ – 中継ボックス間のケーブル長は6m固定となります）※3 センサケーブル接続口は、標準でM20防水グランドとなります。
※4 特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「／ Z」を記入して内容を別記してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください。）※5 センサケーブル長16mは、ラージセンサ SP・DP（中継ボックス有り）時に延長ケーブルが10m 必要な場合に選択してください。
※6 変換器タイプ "H" : UFC300F V2を選択した場合、端子箱配線口の数がセンサ構成によって変わるので、確認の上選択してください。

10TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2071-J04

SONICMAX® クランプオン超音波流量計

UL6300 V2

防爆仕様● 日本防爆防爆構造 / 等級：

型式検定合格番号：CML 23JPN1505X
変換器UFC300 V2-JExEx db [ia] IIC T6 Gb
Ex db eb [ia] IIC T6 Gb
変換器

UFC300 V2/i-JEx

Ex db [ia] [ia Ga] IIC T6 Gb
Ex db eb [ia] [ia Ga] IIC T6 Gb
型式検定合格番号：CML 23JPN2504X
検出器 UFS6000 V2-JEx
Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
温度等級

周囲温度

最高プロセス温度

T660℃

80℃

T570℃

95℃

T470℃

120℃

温度等級

周囲温度

最高プロセス温度

T660℃

80℃

検出器 UFS6000 V2/XT-JEx
Ex ia IIC T6/T5/T4/T3/T2 Gb

T570℃

95℃

T470℃

120℃

T370℃

195℃

T270℃

200℃

● IECEx 防爆品

防爆構造 / 等級：Certificate No.

：IECEx CSA 21.0003X

変換器 UFC300F V2-Ex
Ex db [ia] IIC T6 Gb or
Ex db eb [ia] IIC T6 Gb
変換器 UFC300F/i V2-Ex
Ex db [ia] [ia Ga] IIC T6 Gb or
Ex db eb [ia] [ia Ga] IIC T6 Gb
Certificate No.:IECEx CSA 21.0002X
検出器 UFS6000 V2 xxxxxx/-Ex
Ex ia IIC T6...T4 Gb
検出器 UFS6000 V2 xxxxxx/XT-Ex
Ex ia IIC T6...T2 Gb● ATEX 防爆品
防爆構造 / 等級：Certificate No.:CSANe 21ATEX1015X
変換器 UFC300F V2-Ex
II 2 G Ex db [ia] IIC T6 Gb or
II 2 G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb
変換器 UFC300F/i V2-Ex
II 2(1) G Ex db [ia] [ia Ga] IIC T6 Gb or
II 2(1) G Ex db eb [ia] [ia Ga] IIC T6 Gb
Certificate No.:CSANe 21ATEX2014X
検出器
II 2G
検出器
II 2G

UFS6000 V2 xxxxxx/-Ex
Ex ia IIC T6...T4 Gb
UFS6000 V2 xxxxxx/XT-Ex
Ex ia IIC T6...T2 Gb

TG-F2071-J04

TOKYO KEISO CO., LTD.

11

SONICMAX® クランプオン超音波流量計

UL6300 V2

機種選定時の確認事項

2）配管

下記、事項に該当すると、測定できない場合がありますので、事前にご相談ください。
適用可否の判断ができない場合は、実機による事前テストも可能ですので、お問い合わせください。

● 管内に付着や堆積物がある● PVC ライニング管などで、ライニングの密着性が悪く、パイプとライニング間にすき間がある● 鋳鉄管で管外表面が粗い● PVDF 管で肉厚が 9mm を超える配管

1）液性● PP 管で肉厚が 15mm を超える配管● 多量な気泡（目安として 2% 以上）を含む液体● スラリー液や固形物（目安として 5Vol. % 以上）を含む液体● 測定流体の音速が不明な液体● 液性（濃度、密度、粘度）変化が激しい薬液（水溶液、廃液等）● 酢酸に代表される超音波信号を減衰させる液体※ 濃度が高い（50% 以上）酢酸水溶液については、本流量計での計測はできません。

D：配管呼び径分3）直管長
正確な流量測定を行なうには、センサ取り付け位置の上・下流側に充分な直管部が必要になります。
詳細は、下表を参照ください。

上流側直管長下流側直管長
L≧5D

L≧10D

L≧10D

10D以上

90°ベンド● 口径が 1000mm 超える配管

出典：日本電気計測機器工業会規格 JEMIS 032

10D以上

区

● 炭素鋼管で管内壁に錆びが発生している

L≧50D

ティー

10D以上

L≧5D

D拡大管

0.5D以上L≧30D

1.5D以上
L≧5D

L≧10D
縮収管

L≧30D

L≧10D

各種弁
上流側弁で流量調節する場合

逆止弁

下流側弁で流量調節する場合

仕切弁
L≧50D

ポンプ
P12TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2071-J04

流量レンジ

ご使用上の注意
設定可能流量レンジ（m3/h）

配管内径（mm）

最小（流速：0～0.5 m/s）

150 ～ 0.319

最大（流速：0～20 m/s）
0 ～ 12.7

200 ～ 0.566

0 ～ 22.6

250 ～ 0.884

0 ～ 35.3

400 ～ 2.27

0 ～ 90.4

50

0 ～ 3.54

0 ～ 14165

0 ～ 5.98

0 ～ 23880

0 ～ 9.05

0 ～ 361100

0 ～ 14.2

0 ～ 565125

0 ～ 22.1

0 ～ 883

150

0 ～ 31.9

0 ～ 1272200

0 ～ 56.6

0 ～ 2261

250

0 ～ 88.4

0 ～ 3534300

0 ～ 128

0 ～ 5089350

0 ～ 174

0 ～ 6927

400

0 ～ 227

0 ～ 9047500

0 ～ 354

0 ～ 14137

600

0 ～ 509

0 ～ 20357

700

0 ～ 6930 ～ 27708

800

0 ～ 905

0 ～ 36191

900

0 ～ 1146

0 ～ 45804

1000

0 ～ 1414

0 ～ 56548

1500

0 ～ 3181

0 ～ 127234

20000 ～ 5655

0 ～ 226194

3000

0 ～ 12724

0 ～ 508938

4000

0 ～ 22620

0 ～ 904778

1）上・下流の直管長を確保してください。
2）配管内が常に流体で満たされるようにしてください。
3）水平配管の場合は、配管上／下部にセンサを取り付けないでください。
4）保温材でセンサを包み込む場合は、センサの周囲温度範囲を超えないよう注意してくだい。
5）屋外設置の場合はセンサグリス劣化防止のため、センサ部を被う防水カバーを取り付けることをお勧めします。

標準付属品● 設定データシート：1 枚● 取扱説明書

：1 冊

オプション
● G1/2 配線接続口用防水グランド〔略号：WG〕● 配線接続口数：3 個〔略号：3G〕● 2B パイプ取付金具〔略号：PM〕● 変換部データ（パラメータ）設定指定あり〔略号：DS〕

配管仕様、流量レンジ、積算パルスレートなどをお知らせください。		

ご注文時指定事項
1. 形式および仕様コード例） 形式：UL6300 V2		センサ仕様コード：VNE242007E2S002100000000000000		

変換器仕様コード：VNG04NA06300121000000000000000

2. オプション仕様（必要な場合のみ指定）
オプションの項目を参照の上、略号でご指定ください。