Technische informatie

Selectie, bevestiging , behandeling en bediening vandrukmeetapparaten met elastisch meetelement
WIKA catalogus IN 00.05

Algemeen
De gebruiker moet zich ervan verzekeren dat het juiste
drukmeetapparaat met betrekking tot schaal en uitvoering
geselecteerd is. De juiste schaal is gekozen als de bedrijfsdruk in het middelste derde deel van de schaal ligt.

Afsluitkranen hebben drie standen:■■ Ontluchten De toevoerleiding is gesloten, en het

meetelement is verbonden met de atmosfeer. Het nulpunt kan worden gecontroleerd.

■■ Bedrijf

De toevoerleiding is open, het meetelement
staat onder druk.

■■ Uitblazen

De toevoerleiding is open, de meetstof
ontsnapt in de atmosfeer. Het meetelement isbuiten bedrijf.

Afsluitventielen zonder of met testaansluiting (DIN 16270
resp. 16271) hebben tussen ventielhuis en aansluiting van
het drukmeetapparaat een ontluchtingsschroef. Wordt deontluchtingsschroef losgedraaid, kan de ontluchting gecontroleerd plaatsvinden door het schroefdraad.

Het drukmeetapparaat moet trillingsvrij worden bevestigd,niet worden blootgesteld aan hitte en goed leesbaar aangebracht zijn.

Bij bepaalde toepassingen (bijv. stoomketel) moet deafsluitarmaturen een testaansluiting hebben zodat het
drukmeetapparaat zonder demontage gecontroleerd kanworden. Bij afsluitventielen volgens DIN 16272 kan detestaansluiting apart worden afgesloten.

De drukaansluitingen moeten dicht zijn.

Bevestiging van het meetapparaat

Geadviseerd wordt om tussen drukaftappunt en drukmeetapparaat een afsluitarmatuur te schakelen die een vervangingvan het meetapparaat en een nulpuntcontrole mogelijk maakt
terwijl de installatie loopt.

Is de leiding naar het meetapparaat niet stabiel genoeg voor
een trillingsvrije bevestiging, dan moet de bevestiging door
middel van passende bevestigingselementen voor wand- en/of buismontage - eventueel door het tussenvoegen van een
capillaire leiding - worden uitgevoerd.

Afsluitarmaturen
Afhankelijk van het gebruiksdoel kunnen voor het
drukmeetapparaat afsluitkranen of afsluitventielen worden
tussengeschakeld.

WIKA catalogus IN 00.05 ∙ 02/2009

Meetsysteemdemping
Kunnen trillingen niet worden vermeden door een geschikte
installatie dan dienen vloeistofgevulde apparaten te worden
ingezet.

Pagina 1 van 4

Temperatuurbelasting

Meetbuis

De bevestiging van het drukmeetapparaat moet zo
worden uitgevoerd dat de toegestane bedrijfstemperatuur(omgeving, meetstof) ook met inachtneming van de invloed
van convectie en warmtestraling niet wordt onder- ofoverschreden. Hiervoor moeten het drukmeetapparaat ende afsluitarmatuur worden beschermd door voldoende lange
meetleidingen of buizen met watervulling. De invloed van detemperatuur op de nauwkeurigheid van de schaal moet inacht worden genomen.

De meetbuis moet zo worden uitgevoerd en gemonteerd
dat ze de optredende belastingen door uitzetting, trilling en
warmte-inwerking op kan nemen.
Bij gassen als meetstof moet het diepste punt wordenvoorzien van een ontwatering. Bij vloeibare meetstoffen moet
het hoogste punt worden voorzien van een ontluchting.

Scheidingsmembranen / Bescherming
Voor agressieve, hete, hoogviscose, verontreinigde ofkristalliserende meetstoffen die niet het meetelement
mogen binnendringen, moeten scheidingsmembranen
als scheidingselementen worden ingezet. Voor dedruktransmissie naar het meetelement dient een
neutrale transmissievloeistof passend voor het
meetbereik, de temperatuur en de compatibiliteit met
de meetstof geselecteerd worden. De verbinding tussen
drukmeetapparaat en scheidingsmembranen mag in geen
geval worden losgemaakt.

Bescherming van de meetelementen tegenoverbelasting
Is de meetstof onderworpen aan snelle drukveranderingenof moet worden gerekend met drukstoten, dan mogen deze
niet direct op het meetelement inwerken. Het effect van dedrukstoten moet worden gedempt, bijv. door montage vaneen reduceerbuis (vermindering van de diameter in hetdrukkanaal) of door een instelbare reduceervoorziening voor
te schakelen.
Wordt het meetbereik ten gunste van een hogere
afleesresolutie kleiner gekozen dan de kortstondig
optredende maximale druk, dan moet het meetelement
worden beschermd tegen beschadiging. Hiervoor moeteen veiligheidsvoorziening tegen overbelasting (externebeveiliging) worden voorgeschakeld; deze sluit onmiddellijk
bij een drukstoot, bij een langzame drukstijging geleidelijk.
De in te stellen sluitdruk hangt daarom af van de duur van
het drukverloop. Een andere mogelijkheid is het gebruik van
een drukmeetapparaat met een beveiliging tegen een hoge
overbelasting (interne beveiliging).

Druktestaansluiting
De druktestaansluiting dient met een voldoende grote boring(≥ 6 mm), indien mogelijk door middel van een afsluitorgaan,zo te worden aangebracht, dat de druknauwkeurigheid niet
vervalst wordt door een stroming van de meetstof.
De meetbuis tussen druktestaansluiting en drukmeetapparaat
dient ter vermijding van verstopping en vertraging een
voldoende grote diameter te bezitten. Ook dient hij geenscherpe buigingen te hebben. Geadviseerd wordt de buis temonteren met een continue stijging van ca. 1:15.
Pagina 2 van 4

Voor gassen of vloeistoffen die vaste stoffen bevatten
moeten scheidingselementen worden ingezet die door
afsluitarmaturen afgesloten en afgetapt kunnen worden
terwijl de installatie loopt. Moet het meetapparaat hoger
of lager worden gemonteerd dan het aftappunt, verschuift
het meetbereik zich als de meetstof in de meetleiding
niet dezelfde dichtheid heeft als de omgevingslucht. Deverschuiving ∆p resulteert uit het dichtheidsverschil (ρM - ρL)en het hoogteverschil ∆h volgens de formule:∆p= (ρM - ρL) • g • ∆h • 10-5 (bar) = verschuiving van het
meetbereik waarbij

ρM= dichtheid van de meetstof (kg/m³)

ρL= dichtheid van de omgevingslucht (kg/m³)(standaardwaarde 1,205 kg/m³ bij 20 °C)∆h= hoogteverschil (m)g= versnelling als gevolg van de zwaartekracht (m/s²)(standaardwaarde = 9,81 m/s²)

De indicatie wordt verlaagd met ∆p als het drukmeetapparaat
hoger zit, maar verhoogt zich met ∆p als het
drukmeetapparaat lager zit dan het drukaftappunt.
In de regel wordt een drukmeetapparaat gemonteerd met
een wijzerblad dat verticaal staat. Bij afwijkingen moet het
positieteken op het wijzerblad in acht worden genomen.

Installatie en inbedrijfstelling
Voor de afdichting van de aansluitingen van het
drukmeetapparaat met cilindrisch schroefdraad aan het
dichtvlak  dienen vlakke dichtingen, dichtringen of
WIKA-profieldichtingen te worden gebruikt. Bij kegelvormig
schroefdraad (bijv. NPT-schroefdraad) vindt de dichting
plaats in het schroefdraad  met extra afdichtmateriaal zoals
PTFE-band (EN 837-2).
 parallele en  kegelige schroefdraadverbinding

sleutelvlakkendichtvlak afdichting in het
schroefdraad 

Om het meetapparaat op een stand te brengen waarop hij
het beste afgelezen kan worden wordt geadviseerd hem met
een spanmof of wartelmoer aan te sluiten.
Bij het erin en eruit schroeven mogen drukmeetapparaten
niet worden vastgedraaid aan de behuizing, maar alleen aan
de sleutelvlakken van het aansluitstuk.
WIKA catalogus IN 00.05 ∙ 02/2009

Is het drukmeetapparaat lager aangebracht dan het
drukaftappunt, moet de meetleiding voor het aansluitengoed doorgespoeld worden om vreemde voorwerpen teverwijderen.
Enkele metermodellen hebben voor de compensatie
van de binnendruk enkele beluchtbare en hersluitbare
drukontlastingsopeningen met de markering
CLOSE en OPEN. In de afleveringstoestand is deze
drukontlastingsopening gesloten (hendel op de positie
CLOSE). Voor een controle of/en na de installatie en voor de
inbedrijfstelling moeten deze apparaten worden gelucht doorde hendel op de positie OPEN te zetten.
Bij het afpersen resp. doorblazen van pijpen of reservoirs
mag het drukmeetapparaat niet hoger worden belast dan
de begrenzingsmarkering ▼ van de eindwaarde die op
het wijzerblad is aangegeven (EN 837-1 en EN 837-3).
Anders moet het drukmeetapparaat worden afgesloten ofgedemonteerd.
Bij plaatveer-drukmeetapparaten mogen de spanschroeven
van de boven- en onderflens niet worden losgedraaid.
Voor demontage van het drukmeetapparaat moet het
meetelement drukloos worden gemaakt. Eventueel moet demeetleiding worden ontspannen.

Bij gevaarlijk meetstoffen zoals bijv.

■■ zuurstof■■ acetyleen■■ brandbare stoffen of■■ giftige stoffen■■ stoom■■ ammoniak en andere koelmiddelen

en bij koelinstallaties, compressoren etc. moeten naast allealgemene regels de bestaande geldende voorschriften in
acht worden genomen.

OpslagOm schade te vermijden moeten voor de opslag van
drukmeetapparaten tot de montage de volgende punten in
acht worden genomen:
Drukmeetapparaten in de originele verpakking laten en
zo opslaan dat ze beschermd zijn tegen schade door
uitwendige invloeden.
Nadat de drukmeetapparaten uit de originele verpakking zijn
gehaald (bijv. voor controles) moeten ze er weer in worden
gedaan.
Opslagtemperatuur -40 °C tot +70 °C.

Meetstofresten in in het drukelement kunnen gevaarlijk ofgiftig zijn. Dit moet in acht worden genomen als gehanteerd
wordt met gedemonteerde drukmeetapparaten en ze
opgeborgen worden.

Afwijkende opslagtemperaturen zijn mogelijk bij
verschillende uitvoeringen van het meetapparaat.
Het toegestane temperatuurgebied is te vinden in dedesbetreffende gegevensbladen.

Drukmeetapparaten waarvan de meetelementen gevuld zijn
met water of een watermengsel moeten worden beschermd
tegen vorst.

Meetapparaten beschermen tegen vochtigheid en stof.

BedieningAfsluitvoorzieningen mogen alleen langzaam worden
geopend om drukstoten te vermijden.
Het gebruiksdoel voor rustende belasting is door
begrenzingsmarkering ▼ van de eindwaarde gemarkeerd
op het wijzerblad (EN 837-1 en EN 837-3). Bij wisselendebelastingen gelden lagere waarden.
Voor de nulpuntcontrole tijdens het bedrijf moet deafsluitvoorziening worden gesloten en het meetelement
worden ontspand. De wijzer moet dan binnen het op het
nulpunt met h gemarkeerde bereik staan.
Staat de wijzer buiten de dwarsbalk, dan kan over het
algemeen worden uitgegaan van een blijvende vervorming
van het meetelement die onderworpen moet worden aan een
nadere controle om meetfouten of ongevallen te vermijden.
Voor controle van de indicatie tijdens het bedrijf wordt het
drukmeetapparaat afgesloten via de afsluitvoorziening met
testaansluiting en onder een testdruk gezet. De toegestane
foutgrenzen zijn vastgelegd in EN 837-1 en EN 837-3.
WIKA catalogus IN 00.05 ∙ 02/2009

Referentiedocumenten
Geciteerde DIN-normen en ander DIN EN-normen
DIN EN 837-1
Drukmeetapparaten met buisveren; deel 1: afmetingen,meettechniek, eisen en test
DIN EN 837-2
Drukmeetapparaten; deel 2: selectie- een montageadviezen
voor drukmeetapparaten
DIN EN 837-3
Drukmeetapparaten met plaat- en kapselveren; deel 3:afmetingen, meettechniek, eisen en testDIN 16270
Afsluitventielen PN 250 en PN 400 zonder testaansluitingvoor drukmeetapparaten
DIN 16271
Afsluitventielen PN 250 en PN 400 met testaansluiting voor
drukmeetapparaten
DIN 16272
Afsluitventielen PN 250 en PN 400 met gescheiden
afsluitbare testaansluiting voor drukmeetapparaten
Pagina 3 van 4

Meetpuntaccessoires voor drukmeetapparaten

Overdrukbeveiliging

Instelbare
reduceervoorziening

Afsluitventiel

Afsluitkraan

Waterslotbuis
ronde vorm

Waterslotbuis u-vorm

Adapter voor
meetapparaathouder

Afsluitventiel met gescheiden
afsluitbare testaansluiting

Spanmof

Meetapparaathouder

Meetopstelling
Beproefde meetopstellingen voor verschillende soorten meetstof.
Inhoud van de Vloeistof
meetbuis
Condensaat
TypischVloeibare meetstoffen
Vloeistof metdamp

Kokende vloeistof

Allen damp

Allen gas

Vloeibaar gas

Droge lucht

Drukmeetapparaat hoger
dan aftappunt

Gassen als meetstof
Nat gasVochtige lucht
Rookgas

Vloeibaar
gascondensaat
Stoom

De in dit document genoemde specificaties zijn volgens de stand van de techniek op het tijdstip van publicatie.
Wij behouden ons het recht voor, modificaties aan de specificaties en de materialen uit te voeren.

Pagina 4 van 4WIKA catalogus IN 00.05 ∙ 02/2009

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/GermanyTel.
+49 9372 132-0
Fax+49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de03/2015 NL based on 02/2009 GB

Drukmeetapparaat lager
dan aftappunt