Hart Scientific1529 チャブ-E4サーモメーター

4チャンネルのPRT、サーミスター、熱電対用で標準室仕様の確度・PRT、サーミスター、熱電対に対応した4チャンネル
・各チャンネルで任意の8データ・フィールドを表示
可能・日付、タイム・スタンプ付きで最高8,000件の読みを収録
・バッテリーにより8時間の連続動作が可能
マルチ・チャンネル、バッテリー動作、優れた確度、各種センサーの読み取り能力は必要でも、スーパーサーモメーターのような1 ppmの能力を必要としない場合、チャブ-E4サーモメーターがお奨めです。

オーダー情報モデル

ラフや統計解析のために、チャブ-E4からPCへデータを

1529-156
チャブ-E4サーモメーター（2チャンネル熱電対入力、2チャンネルPRTもしくはサーミスター入力（115 V））
1529-256
チャブ-E4サーモメーター（2チャンネル熱電対入力、2チャンネルPRTもしくはサーミスター入力（230 V））
1529-R-156
チャブ-E4サーモメーター（4チャンネルPRT、もしくはサーミスター入力（115 V））
1529-R-256
チャブ-E4サーモメーター（4チャンネルPRT、もしくはサーミスター入力（230 V））
1529-T-156
チャブ-E4サーモメーター（4チャンネル熱電対入力（115 V））
1529-T-256
チャブ-E4サーモメーター（4チャンネル熱電対入力（230 V））

すばやく取り込むことができます。また、MET/TEMPⅡ

オプションおよびアクセサリー

ソフトウェアを使用すると、チャブ-E4を完全な自動校正

2506-1529
IEEEオプション
9322
堅牢型キャリング・ケース（1529と12インチ［305 mm］長までのプローブを4本収納）

PRTとサーミスターはハート特許の小型DWFコネクターを使用して1529に簡単に接続できます。熱電対は、標準あるいは小型熱電対コネクターを使用して接続できます。
測定は毎秒同時にまたは連続的に行われます。

多機能の前面パネル・ディスプレイは読みを℃、<、K、Ω 、あるい は m V で 表 示し 、温 度 分 解 能 は 、0 . 0 1 〜0.0001から選択可能です。また、統計機能、プローブ情報、ユーティリティ機能、その他さまざまな表示可能デー
タ・フィールドをリストから8個まで選択表示させることができます。前面パネルのボタンを一つ押せば、内部設定からメモリー・オプションまで全てを平易なメニューがガイドします。

ハートの9935 LogWareⅡソフトウェアを使用すると、グシステムに組み込むことができます。チャブ-E4はRS232ポートを標準装備しています。オプションでIEEE488ポートも装備可能です。

サーモメーター・リードアウト

9323
ソフト・キャリング・ケース
2513-1529
ラックマウント・キット
2374
赤外線ドングル（RS-232−IR変換器）
2375
サーマル・シリアル・プリンター（用紙、ACアダプター、ケーブル、バッテリー・パック付属）
2362
スペアACアダプター、15 V

ソフトウェア9935-S
LogWareⅡ、マルチチャンネル、シングル・ユーザー
9935-M
LogWareⅡ、マルチチャンネル、マルチユーザー
9938-16
MET/TEMPⅡ（内容：CD-ROM、RS-232マルチプレクサー、アダプター、PCケーブル）（、115 V）
9938-25
MET/TEMPⅡ（内容：CD-ROM、RS-232マルチプレクサー、アダプター、PCケーブル）（、230 V）

プローブ
オプションのプローブについては、20ページをご覧ください。

15

Hart Scientific1529 チャブ-E4サーモメーター
仕様概要
仕様

PRT/RTD

サーミスター

熱電対

ご注文の際にご確認ください：2チャンネルPRTまたはサーミスターおよび2チャンネル熱電対、4チャンネルPRTまたはサーミス
ター、あるいは4チャンネル熱電対。
PRT/サーミスターのチャンネルは2、3、4線に対応。
熱電対入力はB、E、J、K、N、R、S、T、Au-Ptタイプの熱電対を接続可能−189 ℃ 〜 960 ℃−50 ℃ 〜 150 ℃
温度範囲−270 ℃ 〜 1,800 ℃（−308.2 < 〜 1760 <）（−58 < 〜 302 <）（−454 < 〜 3,272 <）0 〜 500 KΩ
0 〜 400 Ω−10 〜 100 mV
測定レンジ
ITS-90、IEC-751（DIN “385”）
3ポイント、 Steinhart-Hart（スタインハート-ハ NIST研究論文175、特性偏差関数NIST175適用、6次のCallendar-Van Dusenート）、YSI-400
多項式（カレンダー-ヴァン デューセン）Ext. RJC: Int. RJC±0.0025 ℃ at 0 ℃
温度確度（メーターのみ）±0.004 ℃ at −100 ℃±0.0025 ℃ at 25 ℃
±0.006 ℃ at 0 ℃B at 1,000 ℃ ±0.6 ℃: ±0.6 ℃±0.004 ℃ at 50 ℃
±0.009 ℃ at 100 ℃
E at 600 ℃ ±0.07 ℃: ±0.25 ℃±0.010 ℃ at 75 ℃
±0.012 ℃ at 200 ℃
J at 600 ℃ ±0.1 ℃: ±0.35 ℃±0.025 ℃ at 100 ℃±0.018 ℃ at 400 ℃
K at 600 ℃ ±0.15 ℃: ±0.4 ℃±0.024 ℃ at 600 ℃
N at 600 ℃±0.15 ℃: ±0.3 ℃
R at 1,000 ℃ ±0.4 ℃: ±0.5 ℃
S at 1,000 ℃ ±0.5 ℃: ±0.6 ℃
T at 200 ℃ ±0.1 ℃: ±0.3 ℃
0.0001°0.001°
温度分解能
0.01 〜 0.001°
抵抗/電圧確度
0 Ω〜20 Ω：±0.0005 Ω
0 Ω〜5 KΩ：±0.5 Ω−10〜50 mV：±0.005 mV
20 Ω〜400 Ω：読みの±25 ppm 5 KΩ〜200 KΩ：読みの±100 ppm 50〜100 mV：読みの±100 ppm
200 KΩ〜500 KΩ：読みの±300 ppm （内部RJC：±0.25 ℃）
16 ℃ 〜 30 ℃
動作温度範囲0.1秒〜1時間；入力は1秒以上の間隔で連続的、あるいは同時に読み取り
測定周期
N/A
1 mA、反転
励起電流2および10 µA、自動選択
1.3 in×5 in、バックライトLCDグラフィカル・ディスプレイ
ディスプレイ℃、<、K、Ω、KΩ、mV
表示単位
データ収録
タイムスタンプ、日付スタンプ付きの読みを8,000件まで収録可能
収録周期
0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、30、60秒；2、5、10、30、60分
平均
最新の読み2〜10件の移動平均、ユーザー選択可能
プローブ接続
特許のDWFコネクターにより小型スペード・ラグ、裸線、小型バ ユニバーサル入力、小型/標準型熱電対コネクターに対応
ナナ・プラグ終端と接続可能
RS-232、IRポート標準装備。オプションでIEEE-488（GPIB）
通信
100〜240 VAC、50〜60 Hz、0.4 A
交流電源
12〜16 VDC、0.5 A（14.5〜16 VDCで動作、かつバッテリー充電をおこなっている場合、1 A）
直流電源
NiMH、バックライトなしで8時間動作（代表値）、充電所要時間3時間、充放電500回
バッテリー
高さ4.0 in×幅7.5 in×奥行き8.2 in（102×191×208 mm）
寸法
4.5 lbs.（2 kg）
重量
使用できるハート製プローブ 5618A、5614、5613、5611、5627、5610、5622、5626認定されたNISTトレーサブル抵抗校正、およびNISTトレーサブル電圧校正
校正
入力

16サーモメーター・リードアウト