Informação técnica

Conexão ao processo conforme EN 837
WIKA folha de dados IN 00.03

Aplicações
■ Para a definição de conexões ao processo para instru-mentos de medição de pressão WIKA

Variações
■ Conexões ao processo com rosca paralela

Conexão paralela

Vedação plana conforme
EN 837 ou vedação WIKA

■ Conexões ao processo com rosca cônica

■ Conexões especiais para a indústrias específicas

Orifício roscado paralelo

Exemplo de montagem com rosca paralela

DescriçãoConexão cônicaA WIKA oferece instrumentos de medição de pressãocom uma ampla variedade de conexões ao processo para
atender aos mais diversos requisitos de aplicações customizados.
Para instrumentos de medição de pressão com roscas
paralelas ou cônicas, são especificadas conexões ao
processo com uma faixa ampla de dimensões.
A pressão máxima permissível de uma conexão ao processo é um resultado de uma combinação da dimensão e domaterial da rosca. A correlação é ilustrada para uma seleçãode conexões ao processo representativas em uma tabela napágina 3.

WIKA folha de dados IN 00.03 ∙ 04/2022

Orifício roscado cônico

Exemplo de montagem com rosca cônica

Página 1 de 5Conexão com rosca macho paralela

Espigão decentragem

RoscaparalelaGDimensões em mmd2d3f com
Latão

g-0,2

l1+0,3

l2
±0,1

l3
+0,3

G ⅛ 1)

2)

8Açoinoxidável2)

2)

2)

102)

8M10 x 12)

82)

2)

2)

102)

8G ¼ 1)

59,52

3

11132

11M12 x 1,5

59,52

3

9,7

13

2

11G⅜

5,5132

314,5163

13

G ½ 1)

617,5

3

4

18

20

3

17

M20 x 1,5

617,5

3

417,7203171) De preferência com versões padrão WIKA2) Com WIKA, sem espigão de centragem; fim de rosca ao invés de rebaixo

Haste de conexão com rosca cônica
Rosca cônica
G
SW:Quadrada, hexagonalou encaixes de chave deboca, para dimensões,veja a respectiva folhade dados

Dimensões emmm
l1mín.

⅛ NPT, R ⅛

10¼ NPT, R ¼

13⅜ NPT, R ⅜

15½ NPT, R ½

19

Orifício roscado com rosca fêmea paralela
Rosca fêmea paralela
GDimensões em mm

G ⅛ 1)

t1
-0,5

t2
mín.

7,54,5 3)

1013

10

5,5

13

16,5M12 x 1,59,5

5,5

13

16,5bmín.

d4

7,54,4 3)M10 x 1G ¼ 1)

1013G⅜126,51619,5G ½ 1)

1571924,5M20 x 1,515,571924,51) De preferência com versões padrão WIKA3) Pode ser omitido com instrumentos WIKA uma vez que não tem espigão de centragem

Normas para roscas

Roscas paralelas:
Roscas cônicas:

Roscas de tubulação, código G, conforme ISO 228-1
Roscas métricas ISO, código M, conforme DIN 13

Roscas de tubulação, código NPT, conforme ANSI/ASME B1.20.1
Roscas de tubulação, código R, conforme ISO 7

WIKA folha de dados IN 00.03 ∙ 04/2022Página 2 de 5Pressão máxima permitidaRosca 1)

Pressão máxima permitida 2)

G⅛

400

6.000

G¼600

G⅜600

G½

Liga de cobre
bar

psi

Aço inoxidável
bar

psi

8.600

1.000

8.600

1.000

1.000

15.000M10 x 1400

M12 x 1,5400

M20 x 1,5
⅛ NPT, R ⅛

Monel®
barpsi

15.0001.000

15.00015.0001.000

15.0002.500

36.0002.500

36.000

6.000

400

6.000

400

6.000

6.000

400

6.000

400

6.000

1.000

15.0002.500

36.0002.500

36.000

400

6.000

400

6.000

400

6.000

¼ NPT, R ¼

600

8.600

1.000

15.0001.000

15.000⅜ NPT, R ⅜

600

8.600

1.000

15.0001.000

15.000½ NPT, R ½

1.000

15.0001.600

23.0001.600

23.000

7/16-20 UNF

400

6.000

800

12.000800

12.000

400

6.000

400

6.0001) Válido para as normas de roscas para hastes de conexão e roscas fêmeas mencionadas na página 2.
2) Os valores especificados para a pressão máxima são valores arredondados e atribuídos à faixa da escala padrão mais próxima.

Exemplos de conexões ao processo específicas para a indústria
Conexão hidráulica
com cone de vedação de 74° SAE J 514

Conexão de refrigeraçãocom cone de vedação de 90° SAE J 513

Conexão ao processo de alta pressão(HP) para conexão com anel devedação tipo lente, conforme EN 837

Conexão do tubo

Conexão ao processo de alta pressão
conforme Autoclave Engineering ou
Nova Swiss M16 x 1,5 fêmeaOutras conexões ao processo sob consulta

WIKA folha de dados IN 00.03 ∙ 04/2022

Página 3 de 5

Exemplos de outros orifícios roscadosVersão conforme DIN EN ISO 1179-2 (vedação com vedação de perfil)
G¼G½G 1 ½ 1)
Número de pedido: 2158982

M12 x 1,5M14 x 1,5M18 x 1,5Versão conforme SAE J 514

Versão conforme ANSI/ASME B1.20.1
¼ NPT

½ NPT

7/16-20 UNF

G ½, com anel de vedação 1) 2)

G 1, com anel de vedação 1) 2)
Número de pedido: 1192264
G 1, com cone de vedação
Número de pedido: 1524380

Versão WIKA faceada
G ¼, com anel de vedação 2)

G 1, EHEDG 1) 2) 3)
Número de pedido: 2166011

1) Também disponível como conexão de solda da WIKA.
2) Os orifícios para aparafusar feitos pelo cliente devem ser perfurados após o corte da rosca.
3) Grupo Europeu de Design e Engenharia HigiênicoA WIKA faz todos os esforços possíveis para assegurar que os orifícios para aparafusar apresentados são mantidos atualizados. Os atuais regulamentos correspondentes são aplicáveis para a produção do orifício para aparafusar.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas nas versões WIKA para orifícios para aparafusar e conexões de solda.

WIKA folha de dados IN 00.03 ∙ 04/2022

Página 4 de 5

04/2023 PT based on 04/2022 EN© 09/2000 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos são reservados.
Especificações e dimensões apresentadas neste folheto representam a condição de engenharia no período da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.

WIKA folha de dados IN 00.03 ∙ 04/2022

Página 5 de 5

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/BrasilTel.
+55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br