PT2-3343

保証

ご使用の前に本体の設置保証内容については同梱の保証書をご参照願います。

＜同梱品の確認＞
本体および付属品を確認し、不足しているものがありましたら、弊社営業部にお問い合わせください。
・本体：1 個・接点ユニット(4-20mA 仕様/EA 仕様のみ付属)：１個
・保護用ゴムキャップ：2 個・ダストフィルタ：1 個・GD-70D 互換用取り付け板：2 個・クイックリファレンスガイド：1 冊・保証書◎ 設置に関する注意事項は取扱説明書を参照してください。
◎ GD-70D 互換用取り付け板を使用した設置方法は、取扱説明書を参照してください。
◎ メンテナンス用のスペースを確保してください。
◎ GAS IN、GAS OUT に装着されている保護用ゴムキャップを必ず取り外してください。

ガス検知部
GD-84D シリーズ
GD-84D-EC
GD-84D
GD-84D-ET-EC
GD-84D-ET
GD-84D-EA-EC
GD-84D-EA◎GD-70D 互換用取り付け板は特別付属品です。

型式
GD-84D-EC

通信方式 対応センサ
電源
4 - 20 mA ESF
DC 24 V
NCF/SGF
GD-84D4 - 20 mA
DC 24 V/SHF/ESF
GD-84D-ET-EC
Ethernet
ESF
PoE+NCF/SGF
PoE+
GD-84D-ET
Ethernet/SHF/ESF
4 - 20 mA
DC 24 V
GD-84D-EA-EC
ESF
Ethernet
PoE+
4 - 20 mA NCF/SGF DC 24 V
GD-84D-EA
Ethernet/SHF/ESF PoE+
◎ GD-84D-ET、GD-84D-ET-EC に接点出力機能はありません。
◎ DC 24 V と PoE+による電源供給は同時に行わないでください。

このたびは、ガス検知部 GD-84D シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。
本書は『クイックリファレンスガイド』です。
操作や注意事項の詳細については、ホームページ掲
載の取扱説明書を参照してください。
https://www.rikenkeiki.co.jp/＜本体（4-20mA 仕様/EA 仕様）を設置する＞
1 接点ユニットを設置面に押し当て、ねじ 4 本(M4)で固定する
2 本体を接点ユニットに取り付ける

2 本体のフロントカバーを開き、本体組み込まれているねじ 2 本で設置面に固定する＜型式別の通信方式と対応センサ＞

クイックリファレンスガイド＜センサを装着する＞
本器にはセンサを最大で 4 つ装着できます。
センサの位置は左から順に［A2］［A1］［B1］［B2］となっており、それぞれ LCD 画面の［A2］［A1］［B1］［B2］の表示に対応しています。

3 本体のフロントカバーを開き、本体に組み込まれているねじ 4 本で接点ユニットに固定する＜本体（ET 仕様）を設置する＞
1 本体を設置面に押し当て、座金組み込み十字穴付
きなべ小ねじ（平座金 ＋ ばね座金）（M4-14）2 本で固定する

1 本体のフロントカバーを開き、チャンバユニットの白色のローレットねじ 4 本をゆるめて、手前に引き出して開く
2 センサの円筒部を持ち本器に取り付けるコネクタの向きを合わせてしっかり押し込んでください。このとき、センサの上部は押さないでください。
3 チャンバユニットを元の位置に戻して白色のローレットねじ 4 本を締める②本体を取り付ける①座金組み込み十字穴付きなべ小ねじで固定②フロントカバーを開く③ねじで固定③ねじで固定＜配線する＞◎ 配線に関する注意事項は取扱説明書を参照してください。
◎ ケーブル、端子台の仕様は取扱説明書を参照してください。
◎ 推奨ケーブルについては取扱説明書を参照してください。

1 本器に電源ケーブル、通信用ケーブルを接続する
2 端子台にケーブルを接続する（4 - 20 mA 仕様/EA 仕様）
3 接地端子に接地線を接続する（図は ET/EA 仕様）

A2

A1

流路 A

①接点ユニットをねじで固定

B1②ゆるめる

B2

Ethernet 用ケーブル
挿入口
接地端子

流路 B

③フロントカバーを開く

注意④ねじで固定・ センサは慎重に取り扱ってください。
・ 原則としてセンサは本器から外した状態で保管せず、弊社にご依頼ください。
・ センサの誤装着に注意してください。
出荷時と異なる原理または仕様のセンサが装着されると LCD に［C-02］が表示されます。
・ センサの装着後は、必ずガス校正（ゼロ校正、スパン校正）を行ってください。

①フロントカバーを開く④センサを取り付ける③開く

チャンバユニット

警告・ 本器に電源を供給する前に、必ず接地をしてください。
・ 接地線はガス管には絶対に接続しないでください。
・ 接地はＤ種接地相当（接地抵抗 100 Ω 以下）で行ってください。
・ 接地線にはケーブルラグを使用し、緩みやねじれのないよう安全に接地してください。

＜配管する＞◎ 吸着性や腐食性の強いガスがあります。配管の材質は、検知対象ガスの特性を考慮して決定してください。
◎ U 字や V 字となるような配管はしないでください。
◎ 遠地点から吸引する場合の配管長は、弊社にご相談ください。

本器のサンプリング配管口（GAS IN、GAS OUT）に以下のように配管してください。

正面パネルと LCD 画面の表示⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪電源ランプ
故障ランプ①②ユニオン

③④

インナー

警報ランプ
（第一警報）
警報ランプ（第二警報）① MODE キー
検知モードで長押しすると、ユーザーモードに切り替わります。
ユーザーモード、メンテナンスモードで長押しすると、検知モードに戻ります。

スリーブ

配管
（φ6（OD） - φ4（ID）のテフロン管）

警告・ サンプリング配管口に過大な圧力がかからないようにしてください。
・ 検知後の排気ガスは GAS OUT に排気用配管を接続し、安全と判断できる場所に排出してください。

② ▲キー 、▼キー
センサの選択や数値の調整に使用します。
③ TEST/SET キー
検知モードで長押しすると、警報テストを行うモードに切り替わります。
各モードで値の確定や設定の選択に使用します。
④ SHIFT キー
各モードで補助的な機能に使用します。

4 本器の GAS OUT に排気用ガス袋を接続する＜エア校正を行う＞
1 MODE キーを長押しし、右画面が表示されたら TEST/SET キーを押す

5 TEST/SET キーを押して校正するセンサを確定する

2 ▲キーまたは▼キーを押してエア校正を行うセンサを選択する［A1］⇔［A2］⇔［B1］⇔［B2］⇔全選択の順に切り替わります。

6 エア校正用のガスを導入し、指示値が安定したら
TEST/SET キーを押す

3 本器に校正用ガス袋を接続する
・ 全選択の場合：GAS IN に校正用ガス袋を接続
・ センサごとの場合：チャンバ切替ユニットのニップ
ルをセンサの流路に合わせ、校正用ガス袋を接続（以下を参照）①フロントカバーを開く④流路を合わせる③引き出す
流路 A 側②ゆるめる

7 エア校正の結果を確認する
エア校正が成功した場合［OK］と表示され、手順 2 の表示に戻ります。
エア校正に失敗した場合［NG］と表示され、手順 2 の表示に戻ります。

⑤ニップルにガス袋を接続＜ガス濃度を測定する＞
検知モードでガス濃度を測定します。
◎ ユーザーモードやメンテナンスモードではガスを検知しません。ユーザーモードやメンテナンスモードの操作が終了したら、必ず検知モードに戻してください。

検知したガス濃度や酸素濃度が警報設定値に達したとき、または警報設定値を超えると警報ランプが赤色に点灯します。
◎ 4 - 20 mA 仕様/EA 仕様の場合は接点が動作します。
第一警報
第二警報

9 MODE キーを押して［1-1 AIR］を表示する◎ エア校正について詳細は取扱説明書を参照してください。
流路 B 側◎ メンテナンス表示部に［MAINTE］が表示されているときは、警報接点は遮断され動作しません。
◎ 本器の吸引流量は流量自動調整機能により自動的に調整されます。流量表示が規定流量から外れても自動的に調整されるため、原則として流量の調整は不要です。
配管の詰まりや漏れなどにより自動調整されない場合は、規定流量となるように手動で調整してください。手動調整については、取扱説明書を参照してください。

8 本器からエア校正用ガス袋と排気用ガス袋を取り外す
センサごとにエア校正を行った場
合は、チャンバ切替ユニットを［D］（検知モード）の位置に、必ず戻してください。

10 MODE キーを長押しして検知モードに切り替える
チャンバ切替ユニット⑤ ガス名表示⑥ 濃度表示⑦ センサ装着位置表示⑧ 濃度バー表示
検知範囲（フルスケール）を分割し、ガス濃度をフルスケールに対する割合で表示します。
⑨ 単位表示⑩ 流量表示吸引流量の表示バーが中央にあるときに、定常流量（0.6 L/min）を吸引していることを示します。
⑪ メンテナンス表示部

・ ガス警報が発報されたときはお客様の管理ルールに従い、速やかに対応してください。
・ 警 報 動 作 を 解 除 す る に は 、 検 知 モ ー ド で MODE
キー、TEST/SET キー、▲キー、▼キーのいずれかを押してください。

ガス濃度の測定＜始動準備＞
電源を接続する前に、以下の確認をしてください。
・ 本器が接地されているか・ 外部との配線が正しく行われているか・ 供給電源電圧が定格内であるか・ 接続配管に詰まりや漏れがないか・ フィルタが正しく取り付けられているか（フィルタが必要な場合）＜電源を入れる＞
本体底面の電源スイッチを入れて始動します。
電源スイッチ

電源スイッチを入れると約 25 秒間、システム確認や警報遮断などのイニシャルクリアが行われ、検知モードになります。
イニシャルクリア中は電源を切らないでください。
◎ イニシャルクリア直後は外部接点が動作する場合がありますので外部に影響が出ないように処置してください。