―より安心の技術へ―

寒冷地には温度換算装置付マイコンメータ

外気温の低温から高温への状態

温度換算装置付マイコンメータとは、環境の温度によって膨張、収縮するガスの体

冬期には低い積を正しく計量できるよう換算装置を搭載し、一年中基準温度（20℃）の体積に自動的に換算する国内で唯一の理想のプロパンガスメーターです。
例えば、風船を暖めるとふくらんできます。それはボールの中の空気が暖められ膨張するためですが、気体はこのように温度によって膨張したり収縮したりします。
プロパンガスも温度によって膨張、収縮します。
物理のシャールの法則によりますと、基準温度に対して１℃低くなると基準温度における体積の（２７３＋基準温度）分の１だけ体積が少なく

温度による
体積の変化

冬期に温度が低くなると、ガスが収縮し風船は縮む
(0℃)

平均気温

常温

平均気温（20℃）

夏期には高い夏期に温度が高くなると、ガスが膨張し風船は膨らむ（30℃）

使用量と平均気温の月間推移（例）１３0℃であれば20℃基準に対し、6.8％縮む

気温上昇により20℃となり膨張する

更に気温上昇し30℃になれば3.4％膨張するなります。

１２１１平均 １０消費 ９量の ８
月間 ７
推 ６
移（m3）５２

２７３＋０＝０.９32→即ち０℃のときは約6.8％
２７３＋20の体積が小さくなることが解ります。一般のメー
ターでは０℃のとき、メーターの指示量が6.8％少なくなります。
気温とメーターの表示する体積
１２０１１０換算メーター

積︵％︶ ９０

一般メーター

１温度
換算
装置付ガス
メー
ター

温度上昇し、20℃になっても計0 ℃の気温であっても温度換算
量体積は常時20℃の正規の基準
メーターの表示量は換算機構により正規の20℃換算を表示する。 量を表示する。

100

100

更に温度上昇し、30℃になっても温度換算メーターの表示量は換算機構により、正規の20℃換算量を表示する。

100−１００気

１０ １５ ２０３０温（℃）

温度

一般メーター

換算メーター効果（差）30103.4

100-3.4

25101.7

100-1.7

20100.010001598.3

100+1.7

1096.6100+3.4

594.9

100+5.1

093.2

100+6.8-591.5100+8.5-10

89.8

100+10.2

-15

88.1

100+11.9

-20

86.4

100

+13.6

-25

84.6

100

+15.4

一般のガ
ス
メーター

０
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
一般メーター

温度換算メーター

参 考
上段：平均気温（℃）

各地の月別平均気温と温度換算計数表（目安）下段：温度換算係数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均気温-8.5 -5.9 -1.1 3.2 12.1 16.1 20.6 23.4 16.2 9.2 3.7 3.4
旭川
7.1℃
1.11 1.10 1.08 1.06 1.03 1.01 1.00 0.99 1.01 1.04 1.06 1.09
-4.1 -2.7 1.3 5.2 12.9 15.7 20.6 24.3 18.5 11.7 6.2 -0.5
9.1℃
札幌
1.09 1.08 1.07 1.05 1.02 1.01 1.00 0.99 1.01 1.03 1.05 1.08
-3.6 -2.1 1.9 5.4 12.3 15.1 18.9 23.7 18.5 12.6 70.69.2℃
函館
1.09 1.08 1.07 1.05 1.03 1.02 1.00 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07
-2 -1.1 2.3 6.4 13.3 16.4 20.4 24.4 19.2 13.5 7.7 1.8
10.2℃
青森
1.08 1.08 1.06 1.05 1.02 1.01 1.00 0.99 1.00 1.02 1.04 1.07
-2.9 -0.9 2.1 6.7 14.2 18.4 20.9 24.8 18.7 12.6 6.8 1.1
10.2℃
盛岡
1.08 1.08 1.07 1.05 1.02 1.01 1.00 0.98 1.00 1.03 1.05 1.07
-0.7 0.9 3.7 8.1 14.9 19.5 22.2 26.5 20.5 14.4 8.9 3.611.9℃
秋田
1.08 1.07 1.06 1.04 1.02 1.00 0.99 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06

８０−２０

気温の
１５
月
間
１０推
５ 移（℃）
２０３

してみると、

１００

平２５ 均

４

温度０℃のときと20℃（基準温度）のときを比較

体

３０

一般メーターは換算機構がない
ため 0 ℃に収縮した体積を表示する。

一般メーターは20℃の基準体積を表示する。

30℃に達した時は一般メーターは換算機構がないため3.4％膨張した体積を表示する。

93

100103

冬期のガス使用量はほぼ夏期の2倍使用するため、一般メーターの冬期表示使用量は減量分が2 倍になる。

0.7 2.2
5
9 15.2 18.9 21.5 24.5 20.4 15.5 10.1 4.8
12.3℃
1.07 1.06 1.05 1.04 1.02 1.00 0.99 0.98 1.00 1.02 1.03 1.05
-1.8 0.6 3.5 8.4 16.2 20.5 22.3 25.6 19.5 13.9 8
3.211.7℃
山形
1.08 1.07 1.06 1.04 1.01 1.00 0.99 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06
0.7 2.5 5.4 9.9 17 20.8 22.6 26.3 20.5 15.8 10513℃
福島
1.07 1.06 1.05 1.04 1.01 1.00 0.99 0.98 1.00 1.01 1.04 1.05
1.9 3.4 5.6 10.2 16.5 20.8 23.3 27.8 22.1 17.2 11.3 6.1
13.9℃
新潟
1.07 1.06 1.05 1.03 1.01 1.00 0.99 0.97 0.99 1.01 1.03 1.05
1.9 4.1 7.2 11.1 17 20.4 23.1 25.6 21.5 17.1 11.4 6.6
13.9℃
水戸
1.07 1.06 1.05 1.03 1.01 1.00 0.99 0.98 0.99 1.01 1.03 1.05
1.7 4.2 7.4 11.6 17.3 21.2 23.9 26.3 21.9 17.4 11.4 6.2
14.2℃
宇都宮
1.07 1.06 1.04 1.03 1.01 1.00 0.99 0.98 0.99 1.01 1.03 1.05
-2.1 0.8 3.9 9.1 16.6 20.8 23 26.4 20.4 15.3 8.6 2.9
12.1℃
長野
1.08 1.07 1.06 1.04 1.01 1.00 0.99 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06
2.7 4.8 7.5 12.2 18 21.9 24.7 27.3 22.3 18.1 11.8 6.8
14.8℃
前橋
1.06 1.05 1.04 1.03 1.01 0.99 0.98 0.98 0.99 1.01 1.03 1.05

仙台

3.5 5.2 8.4 12.9 18.2 22.2 25 27.4 22.9 18.5 12.5 7.4
15.3℃
1.06 1.05 1.04 1.02 1.01 0.99 0.98 0.98 0.99 1.01 1.03 1.04
-2.8 -0.5 2.4 7.8 15.8 20 22.8 25.4 19.6 14.6 7.7 2.2
11.3℃
高山1.08 1.08 1.06 1.04 1.01 1.00 0.99 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06

熊谷

温度換算係数（目安）の使い方
月のガス消費量（みかけの体積）×温度換算係数＝真の体積

C 流量オーバー ＢＣ 警報器他
ＡＣ 消し忘れ B 微少漏れ

C 流量オーバー ＢＣ 警報器他
消し忘れ微少漏れ■外形寸法（㎜）

■標準仕様

151型

141

9047240

C 流量オーバー ＢＣ 警報器他
ＡＣ 消し忘れ B 微少漏れ

項

STG25TMT1-M

目

2.5m3／h

計 量 室 体 積

0.6L／rev.

常用使用圧力2.3〜3.5kPa

気密試験圧力10kPa

カウンター桁数

3ガス

入口

口

金ネジ

接

続質

141

130

479999.999m で最小目盛り0.2L
左入口
M36×2

外径

寸

基

準温

130㎜

90㎜

管3／4B

量

約2.9㎏

法

H240×W151×D141（㎜） H240×W168×D141（㎜）

使用温度範囲−30℃〜＋60℃

度＋20℃

参考：LPG使用の場合圧力損失147PaにてSTG25TMT1-M、STG25TMT1-W……4.3kg／h
HTG25TE・ML1、HTG25TE・ML1-M……4.0kg／h

240

C 流量オーバー ＢＣ 警報器他
ＡＣ 消し忘れ B 微少漏れ

STG25TMT1-W

使用最大流量

口金中心距離STG25TMT1-M
168

マイコンＳ式STG25TMT1-W■適合外部機器種類

区型

分

無電圧出力型式

名称XH-622Fa、XH681F

東洋ガスメーター㈱製

XH-681FP、XH-628FP、XH-638FP、XH-610F

新コスモス電機㈱製

有電圧出力型

CZ-653N、XH-628FP、XH-610F

新コスモス電機㈱製

不完全燃焼警報器

無電圧出力型

XH-453

新コスモス電機㈱製

アダプター

有電圧→無電圧

OC-4N

新コスモス電機㈱製

ガス漏れ警報器取り扱い店
ホームページ www.toyogasmeter.co.jp/
本社・工場 〒933-0295 富山県射水市本江2795番地
1（0766）86-8855 FAX（0766）86-0494
七 美 工 場 〒933-0234 富山県射水市海老江七軒1番地 1（0766）86-3900 FAX（0766）86-3905
札 幌 1（011）893-1032
仙台支店 1（022）286-6185
関東支店 1（048）771-3391
中部支店 1（052）502-2139

北 陸 1（0766）86-8855
大阪支店 1（072）621-6830
広 島 1（082）263-8085
高 知 1（088）831-7454

福岡支店 1（092）586-1535
鹿 児 島 1（099）252-3271

このカタログに掲載されている内容および仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。
ご不明な点がありましたらお近くの当社支店・営業所・出張所までご相談ください。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

E12CY0cN