SERVOPRO

MonoExact DF150E 微量酸素分析計
産業ガスアプリケーションに特化した次世代のデジタル酸素分析計
微量測定を可能とし、新機能を追加、操作性を刷新

特長• 従来のDF150Eの技術をアップグレードさせた進化型分析計• 耐酸性ガスセンサー（Stab-EL）を標準採用• 直感的なタッチパネル操作が可能• 5年保証のクーロメトリックセンサー
ガス中の酸素分子と反応し電気信号を出力
デジタル回路により演算• アナログ出力
0-10V DC(標準)4-20mA DC(オプション)

MonoExact DF150E
MonoExact DF150Eは、グローブボックス内の酸素濃度のモニター、加熱炉、リフロー炉などの窒素置換雰囲気の監視、または研究室、実験設備における微量酸素濃度測定を目的として作られました。

主なアプリケーション
Servomexの最新のセンサー/アナライザ設計と高度な新しいプラットフォームを組み合わせ
たMonoExact DF150Eは、操作が簡単で、幅広いシステムに導入できます。

•••••

グローブボックス
加熱炉
リフロー炉
研究室での使用
産業ガス用途他Learn more about the SERVOPRO MonoExact DF150E

Visit servomex.com/MonoExactDF150E

PRODUCTDATA : MonoExact DF150E

MonoExact DF150E検出原理
クーロメトリック式微量酸素センサー

MonoExact DF150E微量酸素センサー
センサー性能センサータイプ
ディスプレイ表示

測定レンジ

下記よりご発注時に選択ください。
・ 0～100 ppm
・ 0～1,000 ppm
・ 0～10,000 ppm

精度

フルスケールの0.05%または指示値の±5%の大きい方

応答速度
最小検出感度
分解能

センサー原理電解質溶液中に拡散されたサンプルガス中のO2分子は、検出電極（カソード）を通りOH-イオンを生成します。それぞれのO2分子が電子（4e-）の流れを生成し、その結果としてサンプルガス中に含まれる酸素分子の量に比例した電流が発生します。
MonoExact DFシリーズのクーロメトリック式センサーは、PPBからPPMレベルまで測定することができます。

二次電極

1.3V電圧

サンプルガス

非消耗型クーロメトリックセンサー（電解液補充型）
ppm O2・ 小数点以下2桁まで約30秒以下（T90）
平衡状態になるまでの時間はアプリ
ケーションによる50 ppb （標準精度）
0.01 ppm：100 ppm レンジ
0.1 ppm：1,000 ppm レンジ
1 ppm：10,000 ppm レンジ

サンプルガス温度
センサー温度
電気回路部温度
保管温度
センサー保証期間

0℃～45℃
0℃～45℃
0℃～45℃
0℃～45℃
メーカー出荷時より5年間
交換用のセンサーは9か月以上保管し部品の消費期限ないでください。電極が劣化し保証外となる可能性があります。
校正は適宜行い、センサー内部の電解推奨メンテナンス周期 液の液面が基準より下がった場合には、随時、専用の補充液を供給してください。
サンプルガス
300 ～ 700 ml/min (*)
流量2μ未満パーティクル
上記の流量はフロードリブン型(**)フ
ローシステムのみに適用されます。
備考(*)
プレッシャードリブン型(**)に関しては、サンプル圧力が14～56kPaの範囲にあるときに適用されます。
備考(**)
フロードリブン
外部で圧力、流量を上記の範囲内で一（標準フロースルー型）定にして分析計に導入してください。
プレッシャードリブン
圧力変動による影響を押さえます。
（バイパス型オプション）

ポンプドリブン

アノード

TECHNOLOGIES

カソード（内蔵ポンプオプション）

内蔵ポンプによるサンプリング

PRODUCTDATA : MonoExact DF150E
共通部仕様

関連製品
Servomexではアプリケーションに応じて様々な機器をご用意しております。

機械的仕様
寸法（奥行 x 高さ x 幅）（足、ハンドル部を含む）
・ ラックマウント型
・ ラックマウント型
・ ベンチマウント型
重量
電気的仕様
電圧出力（標準）・ 出力レンジ
通常測定
フォルト時
・ 最小負荷・ アイソレート電圧（対アース）mA出力（オプション）
・ 出力レンジ
通常測定時
フォルト時
・ アイソレート電圧（対アース）
インターフェース信号リレー
信号/電圧/mA/RS485出力
ターミナルは下記に適応
・ フレキシブルコンダクタ
・ ソリッドコンダクタ
供給電源
ヒューズ
最大消費電力周囲環境
・ 設置場所・ 周囲温度（動作時）
・ 周囲温度（保管時）・ 周囲圧力許容値
・ 周囲湿度許容値
・ 使用場所の海抜・ 保護等級

236 x 193 x 205 mm（19”ラック取付ブラケットを含まず）
236 x 266 x 483 mm（19”ラック取付ブラケット付き）
240 x 193 x 205 mm
5㎏未満

0 ～ 10 V DC
フォルト時の出力値はオプション（ご発注時に選択）
100 kΩ

MonoExact DF310E

MonoExact DF150Eよりもさらに高精度なセンサーまたは、磁気ダンベル式の酸素センサー（%レベル）が選択可能で、オプションとしてAquaXact（水分センサー）を取り付けることができます。

250 V(DCまたは AC)

4～20 mA DC
0 mA, 2 mA ユーザー設定可能

MultiExact 4100

500 V (DC または AC)
30 V (DC または AC) / 1A
注：リレー出力は無電圧信号

0.5 to 1.5 mm2 (20 ～ 16 AWG)
0.5 to 1.0 mm2 (20 ～ 18 AWG)
100～240 VAC, 50 to 60 Hz (±10%)
T3.15 AH / 250V. サイズ 20 x 5 mm
40 VA
屋内使用のみ可5 ～ 45℃
0 ～ 50℃
101.3 kPa ± 10% (1.013 bar ± 10%)10 ～ 90% RH、結露の無いこと-500 m ～ 2000 m
IP20

全世界で多数の実績がある4100型分析計の後継機種です。
精度0.01%の磁気ダンベル式酸素センサーを複数搭載可能で、酸素センサーの他に微量CO,CO2, 水分トランスミッターも選択できるマルチガス分析計です。

Chroma

ユニークなプラズマエミッション式の検出器を利用したガスクロマトグラフです。
H2, O2, N2, Ar, He中の%レベルからppbレベルまでのH2, O2, N2, Ar, CH4, CO, CO2, NMHCを高精度に分析します。

PRODUCTDATA : MonoExact DF150E
MonoExact DF150E 微量酸素分析計 仕様選定シート
MonoExact DF150E型 微量酸素分析計
シャーシ
デュアルラックマウント□
ベンチマウント無し□
いずれか
パネルマウント□を選択
シングルラックマウント□
ベンチトップユニット□
センサー
クーロメトリックセンサー 0-100ppm□
いずれか
0-1,000ppm□
を選択
0-10,000ppm□
フローシステムフロードリブン□
フロードリブン□
フローセンサー付き(*)
プレッシャードリブン□
いずれかプレッシャードリブン
を選択□
フローセンサー付き(*)
ポンプドリブン□
ポンプドリブン□
フローセンサー付き(*)(*) 流量が0.1l/min以下になった場合に警報を出力します。

ハードウェアオプション
電源コード

ステンレス製タグ
ポンプ
圧力調整弁
ステンレスフィルター
セキュリティ対応ドア
アラーム（設定可能）
アナログ出力

□□□
□
□要
□要不要

□

標準型減圧弁□□要□要□2点リレー接点
0-10V（標準）フォルト時の出力値はオプション（ご発注時に選択）

フォルト時は0 mA, 2 mA ユーザー設
定可能

いずれかを選択□不要□不要
いずれかを選択

□不要
□不要
□不要

□
いずれかを選択アイソレート 4-20mA

ガススケールファクター

本分析計は93/42 EEC医療機器指令に記述される様な人命に係る使用や医療用途にはご使用できません。

不要
米国型（日本向け標準）
欧州型
英国型

□□要

□不要

本カタログは2017年12月現在の内容であり、予告なく変更されることがあります。

販売店