マイクロピペットではハンドリング出来ない溶液に最適なピペット

Transferpettor
ポジティブディスプレイスメントピペット
トランスファーペッター
BRAND. For lab. For life.®

製品情報ページはこちら

POSITIVE DISPLACEMENT PIPETTES適切なマイクロピペットの選択
使用する試料、容量、連続作業回数に基づいて正しいマイクロピペットを選択することは、正確で信頼性の高い作業に不可欠です。
それぞれの特性やメリット・デメリットをご理解の上用途に合わせて適切な機器をご選択ください。

エアクッション式
主にマイクロピペットに使用され、 迅速かつ簡単な操作で正確な分注を可能にします。
ピペットシャフト内のピストンが上下に動くことで、 減圧または加圧が作り出され、 液体がチップ内に吸い込まれたり、 排出されたりします。
正しく取り扱うことでピペット本体に液体が接触することはありませんので、 汚染されることなくピペッティングが可能になります。
このエアクッション式は、 粘度や蒸気圧の高い液体など、 液体の性質に影響を受けやすく、 精度よく分注出来ない場合があります。

ピペットシャフトディスポーザブルチップ

メリット： チップ交換が簡単かつ迅速チップが比較的安価
JCSS校正ができる

エアクッション

液体Transferpette® STransferpette® electronic

手動マイクロピペット（シングル・8 連・12 連）

電動マイクロピペット（シングル・8 連・12 連）

デメリット：エアクッションの精度は多くの要因に左右される不向きな液体（高粘度・高蒸気圧・高濃度・高密度・発泡）

ポジティブディスプレイスメント式
連続分注ピペットや特殊な容積式ピペットによく使用され、 分注しにくい液体も正確に素早く分注することができます。
このポジティブディスプレイスメント式は、 ピストンが直接液体に接する構造となっており、 ピストンと液体の間に空気の層が存在しません。 この構造は、液体の性質の影響を受けにくいため、 ピペッティング操作が難しい高粘度 ・ 高蒸気圧 ・ 高濃度 ・ 高密度 ・ 発泡液体に最適です。
サンプル由来のエアロゾルがピペット内部に侵入する余地がなく、 ピペット内部の汚染も起こりません。

メリット： エアクッション式に不向きな液体（高粘度・高蒸気圧・高濃度・高密度・発泡）がピペッティングできる
コンタミネーションリスクを大幅低減

1

キャピラリー

ピストン

液体Transferpettor

HandyStep® SHandyStep® touch

手動マイクロピペット
手動連続分注器 電動連続分注器（キャピラリータイプ・キャップタイプ）

デメリット：チップ交換に時間がかかる場合がある
チップは、エアクッション式と比較して高単価JCSS校正ができないTransferpettor POSITIVE DISPLACEMENT PIPETTE

ポジティブディスプレイスメントピペット だからできること
ピペッティング操作が難しい液体を精度よく簡単・安全に採取容量の個人差・液の残存・コンタミも防止

ピストンと液体の間に空気の層が無いピストン➡

キャピラリー内のピストンが直接液体に接する構造であるポジティブディスプレイスメント
式は、 ピストンと液体の間に空気の層が存在しないため、 液体の性質に影響を受けにくく、 ピペッティング操作が難しい高粘度 ・ 高蒸気圧 ・ 高濃度 ・ 高密度 ・ 発泡の液体も正確に素早く作業することができます。
また、 チップ（キャピラリー／キャップ）はピペット内部の汚染を防ぐ設計となっており、コンタミネーションのリスクが低く、 ピペット内部を浸食する強酸などの溶媒を扱う際も安心です。

ピストン一体型のチップ（キャピラリー／キャップ）

液体の性質に影響を受けにくい
液体

コンタミネーションのリスク低減【適応液体】+ 界面活性剤溶液のような泡立ちやすい液体+ アルコール・エーテル・炭化水素などの高蒸気圧（最大500mbar）の液体+ 動粘度：140,000mm²/ sまでの高濃度のタンパク質溶液・オイル・樹脂などの高粘性液体+ 高密度：13.6 g/ cm³までのグリセリン・水銀・硫酸などの液体は再度精度補正することなく吸引可能

発泡液体に…

高蒸気圧液体に…

高粘性・高濃度・高密度液体に…

2
注文情報

Transferpettor デジタル容量可変式
容量範囲µl①

最小目盛µl精度 * ≤ ±%µl

再現性 * ≤%µl

カラーコードCat. No.

注文番号②①キャピラリータイプ

2.5 -100.013.00.3

0.8

0.08

■ オレンジ

70180770013-07

5-

25

0.1

2.4

0.6

0.5

0.125

□ ホワイト ×2

70181270013-01

10-

50

0.1

1.8

0.9

0.4

0.2

■ グリーン

70181770013-02

20-

100

0.1

1.5

1.5

0.4

0.4

■ ブルー

70182270013-03②キャップタイプ

100-

500

1

0.5

2.5

0.2

1.0

■ グリーン

70280470009-00

200- 1000

1

0.5

5.0

0.2

2.0

■ イエロー

70280670009-011000- 5000

100.5

25.0

0.2

10.0

■ レッド

70281070009-02

2000- 10000

100.5

50.0

0.2

20.0

■ オレンジ70281270009-03

Transferpettor 容量固定式
容量範囲µl精度 * ≤ ±%µl

再現性 * ≤%
µl

カラーコードCat. No.

注文番号

112.0

0.12

4.00.04□ ホワイト70184270009-10

2

7.5

0.15

2.00.04□ ホワイト70184470009-11

5

3.0

0.15

0.80.04□ ホワイト70185370009-12

10

3.0

0.3

0.80.08■ オレンジ

70185870009-13

20

2.4

0.48

0.50.1■ ブラック70186370009-14

25

2.4

0.6

0.40.1□ ホワイト ×2

70186470009-15

50

1.8

0.9

0.40.2■ グリーン

70186870009-16

100

1.5

1.5

0.40.4■ ブルー

70187370009-17

200

1.5

3.0

0.20.4■ レッド

70187870009-18

精度および再現性に関する記載データーは、 各ピペットの最大容量での値になり、 試験環境及び試料（蒸留水）を20℃に保ち、 一定のショックのない操作方法で測定した最終検査値です。（誤差限度は、 DIN EN ISO 8655-2範囲内）

BRAND（ドイツ）の登録商標です。
BRAND ®はBRAND
はBRANDGMBH+CO
GMBH+COKG
KG（ドイツ）の登録商標です。
当社による技術上の記載はユーザーの皆様に情報を提供し、お役に立とうとするものです。テストのための条件で得られた一般的な数値や結果を実際上の使用にあたって適応しようとする場合、当社の責任では負いかねる様々な要素が影響することをご理解いただき、また、当社による技術上の記載を元にした特定の要求ができないことをご承知ください。実際の使用における有効性につきましては、ご使用される試料・作業環境に大きく左右されますので、必ず事前にお客様ご自身で試験していただけますようお願いいたします。

● 本記載の製品は､試験・研究用としての用途にご利用ください｡● 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は､弊社ホームページ｢Cica-web｣をご確認ください。
日本総販売店

試薬事業本部試薬部〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号（03）6214-1094
HOME PAGE : https://www.kanto.co.jp

BRa-18（202403）