アイ・エイ・ティー エグザ・プラス

A New Chapter

Digital Dentistry高度な技術と信頼が寄り添う、ニッポンのインプラント。

デジタルデンティストリーへの期待に応え純国産だからこその信頼に磨きをかけた進化型インプラントシステム

日本ピストンリングがお届けするIAT EXAは、純国産インプラントシステムとして、これまでも多くの歯科医の先生方に支持されてきました。
私たちが国産のインプラントシステムの開発にこだわってきたのは、骨再生に優位な生体反応を示す信頼性の高いニッポンのテクノロジーを活かすとともに、現場の先生方や患者さんの声をいち早く受け止め、新たな改良へとフィードバックできるからにほかなりません。

（ワイヤ放電加工表面）

そして、今、先進のインプラントシステムへと大きく進化。それが、『 IAT EXA PLUS』なのです。

独自設計により発揮される強固な初期固定性

キャリアレスでの埋入手術を可能にした独自開発のインプラントドライバーに加え、時代の潮流ともいえるデジタルデンティストリーにも対応。
きめ細かな術具の改良が卓越した操作性を実現するとともに、先進のテクノロジーの融合が新たなインプラント手術の可能性を拓きました。
歯科医の先生方が真に扱いやすく、もっと患者さんのためになるインプラントシステムへ。
メイド・イン・ジャパンだからこそ実現できた確かなクオリティをお試しください。

より緊密な結合を実現した

デジタルデンティストリーに対応する

モーステーパー
嵌合

体系化された治療ライン

骨再生に優位な生体反応を示す（ワイヤ放電加工表面）

ワイヤ放電加工から生まれる、新しい骨の再生に優位な
ＥＤサーフェスならではの表面性状
EDサーフェスとは、純チタンワイヤ電極による放電加工によって、形状そのものの加工とともに施された表面性状のことです。
規則正しく配列された放電痕による梨地状の微小な凹凸面から構成され、顎骨内に埋入後は、タンパク質や細胞が集積しやすく、新しい骨の再生に優位な空間となります。
また、一般にチタンの表面は酸化チタンで覆われていますが、機械加工表面では5 ～ 10nmであるのに対し、EDサーフェスの表面は1μmと厚い酸化チタン層を持っています。
しかも、この酸化チタン層は表層から内部に向かって二酸化チタンから酸化チタン､母体チタンへと移行する傾斜機能酸化膜構造を成しているのが大きな特長です。
この厚く強固な酸化チタン層は、優れた耐食性を示し、その表面は極めて濡れ性が良いため、体液や血液と親和性が高く、骨形成に有利な生体反応を示します。

100µm

インプラント体頸部の有限要素応力解
析結果では、辺縁周囲骨への応力集中が認められません。

独自設計により発揮される

強固な初期固定性

埋入後の初期固定性および機能的安定性に優れたボディ・デザイン
インプラント体の形状は、埋入後の初期固定や使用時の安定性に影響を及ぼします。
IAT EXA PLUSは、プラットフォーム下3mmのスクリュー部分のネジ谷径を浅くする独自のデザイン設計により、埋入後により強固な初期固定を獲得できます。
また、インプラント体頸部までED Sufaceを施すことで、インプラント体頸部にいたる十分な骨再生を可能にしています。
インプラント体頸部には、べベルを付与しているため、使用後のインプラント辺縁周囲骨への応力集中を防ぎ、歯槽骨の骨吸収を抑制することができます。

上部ほど谷径が浅くなるスクリュー形態。

より緊密な結合を実現した

モーステーパー嵌合

優れた密着性で口腔内細菌の繁殖も抑制

8°のモーステーパー嵌合により、インプラント体とアバットメントの間にマイクロギャップがほとんどない極めて緊密な結合が実現しました。
咬合負荷時のマイクロムーブメントが少ないため、口腔内細菌によるインプラント周囲炎及び頭部にまでEDサーフェスが施された表面性状とプラットフォーム・スイッチング。

辺縁周囲骨の骨吸収を抑制できます。
さらにプラットフォーム・スイッチングで、インプラントとアバットメントの境界に理想的な幅径を確保することによって、歯槽骨の吸収を最小限に抑えることにも成功しています。

８°のモーステーパー嵌合による緊密な結合。

Digital Workﬂow
デジタルデンティストリーに対応する体系化された治療ライン
口腔内スキャン

先進のITシステムでガイドサージェリー

診査

外科処置

Digital Dentistry

診断計画通りの埋入手術を実現。
デジタルデンティストリーというインプラント手術の潮流に対応した、先進のITシステムを導入しました。
スマートに体系化された治療ラインにより、診断・計画された通りの安心・安全な埋入手術を実現します。
さらに、患者の希望に沿った審美性の高い、顎骨CT撮影診査

インプラント・シミュレーション
診断

CAD/CAM
補綴

高品質な補綴物のCAD/CAM製作をも可能にしました。

手術をより安全で、正確にサポートするCT（DICOM）データを読み込むことで、インプラント埋入位置をシミュレーションできるシステムです。3次元的に顎骨形態を把握でき、サージカルガイドとの併

販売名 ランドマーカー
認証番号 227AHBZX00029000
製造販売元 株式会社アイキャット

インテリジェント・アーティフィシャル・ティース・ナビ・システム

用で、より安心・安全な埋入手術が可能になりました。

IAT EXA PLUS
製品ライナップ

ボーンレベルティッシュレベル

術式：2回法術式：1回法
φ4.0㎜，φ5.0㎜
直径：φ3.3㎜＊，

直径：φ3.3㎜＊，φ4.0㎜，φ5.0㎜
高さ：8㎜，10㎜，12㎜，14㎜（＊ 直径φ3.3㎜には高さ8㎜は有りません

マージン部直径：R：φ4.5㎜，）

W：φ5.5㎜
高さ：8㎜，10㎜，12㎜，
14㎜（ 直径＊φ3.3㎜には高さ8㎜は有りません）

粘膜貫通部高さ：L：h1.5㎜, H：h3㎜

ImplantBody

埋入フロースクリュータイプの
直径別の埋入術式

さらなる性能の革新を

ラウンドバー
φ2.0㎜

φ3.3㎜

ツイストドリル
φ2.0㎜
ガイドピン

φ2.7㎜

φ3.0㎜ φ3.5㎜ φ4.0㎜ φ4.5㎜
ガイドピン

φ4.0㎜

追求して進化したインプラント体

Implant Body

φ5.0㎜

埋入深さの視認性を向上し、施術時のストレスを軽減

Implant Driver
インプラントドライバー

従来のインプラントキャリアを廃止し、埋入深さの視認性向上と施術時のストレスからの解放を実現した独自開発のインプラントドライバーです。さらにドリルの切削性を高めることで、施術ダメー
ジの少ない骨形成と手術時間の短縮を可能にしました。

ボーンタップIAT EXA PLUSインプラントの補綴システムは、大きく３つのカテゴリーから構成されています。

CAD/CAMシステム

セメントリテインシステム
技工用パーツスクリューリテイン
システム
技工用パーツワックスアップ
スリープ

アバットメント印象

フィクスチャ印象

アバットメント印象

アバットメント・ヘッド

アバットメント・ヘッド

スキャンボディアバットメント・ヘッド

セメント固定式

IAT EXA PLUSのセメント固定式

スクリュー固定式

チタンベース

インプラント補綴関連フロー

インプラント体

Implant Body

より自然な色調再現を可能に

IAT EXA PLUSのチタンベースアバットメントは、CAD/審美対応 CAD/CAM スタムアバットメントのベース材です。より自然な色調再現が可能で、繊細な審美対応が求められる症例に最適です。
アバットメント
CAMによって製作するチタン-ジルコニアハイブリッドのカ

IAT EXA PLUSを選ぶ理由

EDサーフェスが向上させる
オッセオインテグレーション獲得とインプラント周囲再生骨の骨質❶ EDサーフェスの表面性状
火花放電の集積による特徴的なラフサーフェスを示しま

昭和大学 副学長・歯学部長

100µm

宮崎 隆

す。
また、放電加工により表面が改質され、超親水性を示します。

ンプラント治療が普及し、早期の機能開始とす。EDサーフェスはタンパク質の吸着や細胞の骨質の向上が求められています。IATインプ接着に有利であり、骨芽細胞の早期の分化を促

ラントは世界で唯一、ワイヤ放電加工で製作すことが認められています。これまでは、細胞のされています。ワイヤ放電加工は、チタンワイ挙動や動物の組織標本で骨形成が評価されてヤを電極にして超純水中でチタンブロックときましたが、再生骨の骨質を直接評価することの間に火花放電を発生させ、そのエネルギーは行われていませんでした。私たちは、顕微ラマを利用して、インプラント本体の形 状付与とン分光分析法とナノインデンテーション法を利用同時に、特徴的な表面すなわちEDサーフェスして、再生骨の構造と強度を明らかにしてきましを提供します。EDサーフェスは放電痕の集積た。EDサーフェス上の再生骨はラジカルの作用によるユニークなラフサーフェスであり、さらでコラーゲンマトリックスの架橋が進み、骨の弾に表面エネルギーの大きいµmオーダの厚い性係数や硬さが高く、骨質が向上しています。日酸化チタン層が金属チタンから傾斜的に一体本独自のワイヤ放電加工技術が生み出したIAT化されています。放 電に伴い局所にエネルインプラントが、これからの日本、そして、世界のギーの大きいプラズマが発生するため、酸化インプラント診療に貢献していくことを期待してチタン層には水酸基が豊富に取り込まれ、超います。

1.020
弾性係数（GPa）

親水性を示すとともに、ラジカルが生成していま硬さ（GPa）

オッセオインテグレーションの概念に基づくイ

0.5

Machined
Surface

EDSurface10

Machined
Surface

EDSurface❷ ナノインデンテーション法による再生骨の骨質評価

EDサーフェスと機 械 加工 処 理面（Machined surface)

ワイヤ沸騰（気化）に再生された骨をナノインデンテーションで評価すると、ワイヤ放電

EDサーフェス上の骨が硬さも弾性係数も有意に高く、優れた骨質を有していることが判明しました。
❸ EDサーフェス上に形成された再生骨の染色写真EDサーフェス上にはin vitroの実験で、培養骨芽細胞から骨の形成が可能です。
被加工物

被加工物
超純水中

❹ ワイヤ放電加工のメカニズム

チタンワイヤを電極にして超純水中で火花放電のエネル

ギーを利用してIATインプラントを成形加工します。

9

IAT EXA PLUSを選ぶ理由

より高いコストパフォーマンスを信頼のMade in Japanで❶術前口腔内写真。

❷ IAT 3D NAVIによる埋入シミュレーション。
このデータからサージカルステント(IAT Guide)を製作する。

昭和大学歯学部 歯科補綴学講座 講師
昭和大学歯科病院インプラントセンター 副センター長❸ サージカルステントの口腔内固定。
ガイドドリルによるインプラント窩の形成。

樋口 大輔

現在、市場には数多くのインプラントシステム

またIAT EXA PLUSインプラントではIAT Naviが存在します。しかし、設計から製造、販売まSystemを使用することにより、診察・診断からガイでを自社内で行っている国内企業はほとんどデットサージェリーまでの一連のデジタルワーク存在しません。
このような中でIAT EXA PLUSフローが可能であり、安心・安全なインプラントシ

インプラントは、日本ピストンリング株式会社内ステムとなっています。

で一貫生産されている信頼性の高いシステム

私たち歯科医師や患者さんにとって身近になっです。

たインプラントですが、平成28年歯科疾患実態

このIAT EXA PLUSインプラントの最大の調査によればインプラント装着者はどの年齢階

特徴は、ワイヤ放電加工法によって製作され級でも5％に満たず、未だ一般に広く普及していたED Surfaceと呼ばれる表面性状であり、優るとは言えません。さらに、インプラント治療をれた骨伝導性と良好な骨質、高い骨強度を獲受けた患者に対するアンケート調査では、その得することが可能です。さらに光触媒機能(超約半数が治療費用に不満を持っていたことが親水性、スーパーオキサイドアニオンラジカル)報告されています（窪田，2005）。

が発現することから、汚染物質の付着防止に以上のような背景からコストの問題を解決する、
そよるアンチエイジングや抗菌性が期待できるして信頼性の高いMade in Japanのインプラントへことが様々な研究から明らかとなっています。の需要は今後も益々高まっていくと考えています。

❻ 口腔内光学スキャナーとスキャンボディによる光学印象。

❹❺ 埋入シミュレーションと埋入後X線写真。
同様の位置に埋❼ アバットメントデザインソフトによるアバットメント及び上部❽ CAD/CAMによる製作されたアバットメント及び上部構造。

❾ 上部構造装着後の口腔内。

入されている。

構造の設計。

販売名

製造販売元

新製品事業開発部 インプラントグループ〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木1111 Medical Device Center

0120-677-344
0280-33-3676
https://www.iatimp.com/
201809.1000

一般的名称

分類

医療機器承認・認証・届出番号

アイ・エイ・ティー フィットⅡ

歯科用インプラントシステム

高度管理医療機器

20700BZZ00172000

ゴールドシリンダー

歯科インプラント用上部構造材

管理医療機器

20900BZZ00940000

歯科インプラント手術用ドリルセット

手術用ドリルビット

一般医療機器09B1X10003000001

歯科インプラント手術用器具セット

歯科用インプラント手術器具

一般医療機器09B1X10003000002

ドリルエクステンション

手術用ドリルアタッチメント

一般医療機器09B1X10003000003

印象採得用器具

歯科印象採得用器材

一般医療機器09B1X10003000004

歯科インプラント手術用ネジ回し

手術用ネジ回し一般医療機器09B1X10003000005

歯科インプラント用技工部品

歯科インプラント技工用器材

一般医療機器09B1X10003000006

歯科インプラント手術用器具セット（滅菌済み）

歯科用インプラント手術器具

一般医療機器09B1X10003000007