FT-1000/FP-1000 シリーズ
フロート式

概レベル計

要

FT-1000 ／ FP-1000 シリーズはフロートタイプの機械式レベル計です。
FT-1000 は一般形のフロート式レベル計で、フロートは通常ガイドワイヤでガイドされます。
FP-1000 はパイプシールタイプのレベル計でタンク側とゲージ側がシールパイプで完全に分離されていますので、加圧タンク、腐食性液体タンク等に適します。用途・目的に応じて選択することができます。
FT-1000、FP-1000 とも現場指示計に 1mm 単位で液面値を表示するとともに、警報接点、空気圧、電流またはデジタル方式の各種発信器を付加することができ、遠隔での液面監視を行うことができます。
各種液面計測方式の中でも、比較的低コストで幅広い用途に対応し、またシンプルな構造で信頼性も高く、メンテナンスも容易です。

特長❏ シンプルな構造

主な用途●一般コーンルーフタンク、原油用フローティングルーフタンク

純機械式で構造も簡単。取付・メンテナンスも容易です。また現場石油精製プラント等における各種タンクレベルの計測に幅広く使用

指示は電源等も不要です。

できます。

❏ コストパフォーマンス
他の方式に比較して低コストでレベル計測ができます。

● LPG などの高圧タンク高圧 3MPa クラスまで対応します。枕タンクなどにも使用されています。

❏ 広いアプリケーション対応
大気圧仕様タンクから球形高圧タンク。また適切な材質を選定することにより各種腐食性液体まで幅広く対応します。

●発電設備などの燃料タンクなど各種ユーティリティ設備、消火設備用タンクなどにも広く使用されています。

❏ 各種発信器取付可能
現場指示計に発信器ユニットを付加することにより、警報接点、空●加圧・腐食性ベーパを発生する液体タンク

気圧信号、電流信号、デジタル信号などの出力が可能となり、リモー

パイプシール方式の FP-1000 シリーズを使用すればベーパによるトでの監視、制御を行うことができます。

腐食の心配もありません。

TG-L2511-J00
初版 2024 07 K

FT-1000/FP-1000 フロート式 レベル計

概要

図 1 に示すように、FT-1000 シリーズレベル計は液面検出フロートとスプロケットプーリ軸をカップリング機構によりアナログ発信器、デテープ、ガイドエルボ等の伝達部および計器本体の 3 部に大別され、ジタル発信器、あるいはカムとマイクロスイッチを組合せた警報発信

計器本体はスプロケット、テープ巻取りプーリ、コンストンスプリン器と連結することにより、液位あるいは上、下限警報信号を遠隔の受グ（定トルクバネ）、ギヤ機構、指針、目盛板より構成されています。

信計に伝送表示することができます。

また発信器付きの場合は、カップリング機構により計器本体のスプロケット軸に連結されています。

FP-1000 シリーズ液面計は図 2 に示すようにタンク内部の蒸気、ガスをシールパイプにより液面計側への侵入を遮断する構造となっている

液面の上昇、下降、静止などの変位に追従してフロートは常に一定のため、有臭、有毒、腐食性、可燃性等の有害ガスを発生する液体、液吃水線を保って液面に浮かんでいます。フロートとテープ巻取りプー化ガス、または高温液体のタンクの液面測定に適し、防食、安全、保リ間は一定間隔に穿孔したステンレステープで連結してあります。テー守の面で優れています。

プ巻取りプーリ軸にはコンストンスプリングが組込まれ、常にテープをプーリに巻き込む方向に定トルクが加えられ、液面に浮かぶフロー

FP シリーズは FT-1000 形低圧用液面計本体を利用し、非磁性材質のトの見かけの質量と平衡しています。

シールパイプはタンク内に挿入して固定され、ドーナツ形のフロート液面の変位に応じてフロートが上昇、下降する時、フロートと連動すはシールパイプをガイドとして液面に追従して上昇、下降します。フ

るテープはフロートの上、下移動距離分だけ穿孔テープと噛み合ってロート内には主マグネットが内蔵され、シールパイプ内には摺動ローいるスプロケットを回転させるので、液面の変位はスプロケット軸のラ付の追従マグネットを配し、追従マグネットと液面計本体間は測長回転角変位に変換されます。

テープで結ばれて、液面変位を液面計に伝えて液位を指示します。また各種発信器を装備すれば FT-1000 と同様に液位を遠隔に伝送するこ

スプロケットプーリ軸の回転角がギヤ機構を介して指針に伝達され、とができます。

液位を指針と目盛板、またはカウンタで示します。

2TOKYO KEISO CO., LTD.

図1

FT-1000 シリーズ液面計作動原理図

図2

FP-1000 シリーズレベル計動作原理図

TG-L2511-J00

FT-1000/FP-1000 フロート式 レベル計

標準仕様
圧力範囲

測定液体密度：0.6 〜 1.9g/cm3
粘度 600mPa･s 以下で固着性のないこと。
測定範囲：0 〜 3m
0 〜 5m0 〜 10m
0 〜 15m
0 〜 20m
0 〜 25m
0 〜 30m（パイプシールタイプ FP-1000 は 0 〜 10m までとなります）
上記以外の仕様については、ご相談ください。

：1. 大気圧仕様：2. 中圧仕様（最高使用圧 1MPa）：3. 高圧仕様（最高使用圧 2MPa）：4. 高圧仕様（最高使用圧 3MPa）

温度範囲（接液部）：FT-1000 形 − 196 〜＋ 400℃
：FP-1000 形 0 〜＋ 150℃
タンクへの取付 ：標準 40A（1 1/2B）ネジまたはフランジ
但し FP-1000 タイプは1）ガイドパイプはすべてフランジ取付です。
2）PVC 製のガイドパイプは 50A（2B）以上のフランジ取付となります。

現場指示方式：①ダイヤル双針（m および mm）または②カウンタ（mm 単位はバーニアダイアル）（いずれも最小目盛 1mm）
③特殊目盛
指示精度 ※ ：FT-1000 タイプ ±3mm
FP-1000 タイプ ±10mm※ 上記は、弊社工場の検査設備で、下記の条件にて検査を実施した場合の精度です。
取 付：タンクトップ
フロート径 ：φ400
発信器
：なし
温 度
：常温圧 力：大気圧
液 体：水測 長：3m
フロート径、取付状態、液密度、測長などにより記載の精度が得られない場合もあります。

指示計構造：防適構造（IP54 相当）（特殊：IP65 相当）

塗：標準装

フロート操作シルバー：巻上機構標準装備（この機構を利用して液面計の再現性チェックを行うことができます。）

形式コード

方式

指発-

1FT-1FP-1示

信器

内パイプシール方式
1

ダイヤル

2カウンタ指示

3特殊目盛

※

0なし

1発信器付

双針指示
1発信器取付可能

2圧力クラス・接続

容

フロート・テープ式

1大気圧仕様、ネジ接続

2大気圧仕様、フランジ接続

3

中圧仕様、フランジ接続（最高使用圧1MPa）4高圧仕様、フランジ接続（最高使用圧2MPa）5高圧仕様、フランジ接続（最高使用圧3MPa）※

2

1：容量目盛等特殊目盛承ります。ご相談下さい。
2：FP-1000タイプ（パイプシール方式）のガイドパイプはフランジ接続となります。

※
※

低圧形

ダイヤル双針式 表示例
FT-11□2TG-L2511-J00

高圧形

ダイヤル双針式 表示例
FT-11□□

カウンタ指示の場合 表示例
TOKYO KEISO CO., LTD.

3

FT-1000/FP-1000 フロート式 レベル計

部品構成・取付例・外形寸法
一般コーンルーフタンク取付用（FT-1000）
440③⑤

番号

部分名称
標準材質
製作可能材質備 考
数量指示計本体
ADC12SCS13 ※1, SCS14 ※11SUS316
12 測定テープ
ガイドエルボ 2
ADC12 ※2
SCS13, SCS14
3 90°
4 フロートSUS304
SUS316,SUS316L,PVC 標準 400mm
15 ガイドワイヤノブ 2 FC250/SUS304 SUS304/SUS304,SUS316/SUS316
6 ガイドワイヤ
SUS304
SUS316, FEP被覆
23mm（7×7撚線）
7 下部金具SUS304
SUS316, SUS316L
28 計器サポート
お客様所掌 ※ 39 テープ保護配管 お客様所掌 ※ 310 配管サポート
お客様所掌 ※ 3⑨1⑥②

タンク高サ・H④⑩⑧

1：指示計本体形状が若干かわります。
2：FT-1□□1（ネジ接続）の場合。FT-1□□2（フランジ接続）の場合はFC250となります。
※3：計器サポートの幅寸法は、90mmが標準です。ご指定の場合も製作致しますので、ご相談下さい。
※※

①Ø400
90250

⑦フローティングルーフタンク取付用（FT-1000）
②番号
③部分名称
数量 標準材質
製作可能材質
備 考
指示計本体
ADC12
1SCS13 ※1, SCS14 ※1ガイドエルボ
2 FC250※2
2 90°
SCS13, SCS14
1 SS400/PVC SUS304/PVC,SUS316/PVC
3 ワイヤガイド
4 ガイドブッシュ
1 SUS304/PTFESUS316/PTFESUS31615 測定テープ
6 テープワイヤジョイント 1SCS13SCS147 測定ワイヤ
SUS31618 フロート
SUS304
1SUS316, SUS316L 標準 400mm
9 計器サポート
お客様所掌 ※ 310 テープ保護配管
お客様所掌 ※ 311 配管サポート
お客様所掌 ※ 31⑦⑤⑦⑩④タンク高サ・H⑪

1：指示計本体形状が若干かわります。
2：FT-1□□2（フランジ接続）の場合。FT-1□□1（ネジ接続）の場合はADC12となります。
※
3：計器サポートの幅寸法は、90mmが標準です。ご指定の場合も製作致しますので、ご相談下さい。
※※①⑧Ø400⑨440

4min. H＋600⑥TOKYO KEISO CO., LTD.

90250

TG-L2511-J00

FT-1000/FP-1000 フロート式 レベル計

ガスホルダータンク取付用（FT-1000）
②

番号
③部分名称
数量 標準材質
製作可能材質
備 考
指示計本体
ADC12
1SCS13 ※1, SCS14 ※1
ガイドエルボ
FC250※2
22 90°SCS13, SCS14
1 SS400/PVC SUS304/PVC,SUS316/PVC
3 ワイヤガイド4 測定テープ
SUS316
1SCS135 テープワイヤジョイント 1SCS146 測定ワイヤ
SUS31617 ワイヤ接続金具
SUS304
1SUS3168 計器サポート
お客様所掌 ※39 配管サポート
お客様所掌 ※310 テープ保護配管
お客様所掌 ※31⑥④⑥⑨⑦min. H＋600

測定範囲・H⑤

1：指示計本体形状が若干かわります。
2：FT-1□□2（フランジ接続）の場合。FT-1□□1（ネジ接続）の場合はADC12となります。
※
3：計器サポートの幅寸法は、90mmが標準です。ご指定の場合も製作致しますので、ご相談下さい。
コンストンスプリング寿命：約12,000往復。
※※⑩①⑧90250

タンクトップ／地下タンク取付用（FT-1000）

１440

２７３４φ400※1：指示計本体形状が若干かわります。

タンク高さ・Ｈ

５

番号
部分名称
数量
標準材質
製作可能材質備 考
1 指示計本体
1ADC12SCS13※1, SCS14※12 ガイドワイヤノブ 2 FC250/SUS304 SUS304/SUS304,SUS316/SUS316
3 ガイドワイヤ
2SUS304
SUS316, FEP 被覆φ3mm（7×7撚線）
4 測定テープ
1SUS316—5 フロート
1SUS304
SUS316, SUS316L, PVC
標準 φ400mm
6 下部金具2SUS304
SUS316, SUS316L
7 配管
御客先所掌

６TG-L2511-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

5

FT-1000/FP-1000 フロート式 レベル計

球形・高圧タンク取付用（FT-1000）

⑧

番号

④⑭

部分名称数量指示計本体
112 測定テープ
ガイドエルボ 2
3 135°
4 90°
ガイドエルボ1
15 フロート
6 テープワイヤジョイント 1
7 測定ワイヤ
18 ガイドワイヤノブ
29 ガイドワイヤ
210 下部金具
211 配管サポート
12 計器サポート
13 テープ保護配管
14 シャットオフバルブ
1③1135°⑬③②°
135⑥②⑤⑤⑨⑪⑦標準材質
SCS13ASUS316SCS13ASCS13ASUS304
SCS13
SUS316
SUS304
SUS304
SUS304SCS13A

製作可能材質SCS14ASCS14ASCS14ASUS316,SUS316L
SUS316
SUS316
SUS316,SUS316L
SCS14A

備標準考

400mm

1.6mm撚線
3mm（7×7撚線）
お客様所掌 ※ 1
お客様所掌 ※ 1
お客様所掌 ※ 1

1：計器サポートの幅寸法は、90mmが標準です。ご指定の場合も製作致しますので、ご相談下さい。

※

ガイドワイヤ

⑩

下部金具

⑫

①

FP-1000 パイプシールタイプ
タンクサイド取付形

120

タンクトップ取付形

120①②⑨④④⑤⑤⑥12345678910①90250

⑥1010

数号

⑩⑦⑦番

タンク高サ・H⑧

ガイドパイプ長サ・L

タンク高サ・H

ガイドパイプ長サ・L

③③量

部分名称

タンクトップ

タンク
サイド

標準材質

製作可能材質

指示計本体
90°
ガイドエルボ
ガイドパイプ組
測定テープ
追従マグネット
フロート
下部金具
計器サポート配管サポート
テープ保護配管

111111-1211111-

ADC12
ADC12※1
SUS304
SUS316
SUS304
SUS316-SCS13, SCS14
SUS316,SUS316L,PVC
SUS316,SUS316L,PVC
SUS316L,PVC
-

備標準考

400mm

お客様所掌 ※ 2
お客様所掌 ※ 2
お客様所掌 ※ 2

1：FT-1□□1（ネジ接続）の場合。FT-1□□2（フランジ接続）の場合はFC250となります。
※
2：ご指定により手配致します。ご相談下さい。
※6

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L2511-J00

FT-1000/FP-1000 フロート式 レベル計

大気圧仕様

FT-1 □□ 1構成部品外形

フロート

指示計

15602-

φD ガイドワイヤピッチ
400440mm

300340mmD
ガイドワイヤピッチ

90°ガイドエルボ

ガイドワイヤノブ
50 ネジ込み形

50

100

φ60135100

1-1/2ネジ

接続
R1-1/216

下部金具
440（340）
φ3⑤ 手動巻上げ機構② ガスケット ⑥ ユニオン

中、高圧仕様

③ 裏蓋

⑦ プラグ

④ 指示部

⑧ 発信器接続部

443（343）

65030

① 本体

50

30

3FT-1 □□ 4 構成部品外形
5指示計

ガイドワイヤノブ

シャットオフバルブ

90°ガイドエルボ

135°ガイドエルボ

フロート

φD ガイドワイヤピッチ
400440mm

300340mm

下部金具⑤ 手動巻上げ機構

φ3TG-L2511-J00③ 裏蓋⑦ スタッドボルト＆ナット④ 指示部⑧ 接続フランジ

5030② ガスケット ⑥ プラグ443（343）

6① 本体

440（340）

50TOKYO KEISO CO., LTD.

30

7FT-1000/FP-1000 フロート式 レベル計

FT-1000

フローティングルーフタンク取付用構成部品外形
指示

計

フロート

φ400
440500190890°
ガイドエルボ

445

155

165

４×Ｍ１２
深２０2-φ306040Aフランジ
6

ワイヤガイド1004（φ60）
1-1/2ネジ

1537計測時
150

320

69

38

100

240Aフランジ

φ5

テープワイヤジョイント

ブッシング組□13

φ70
P.C.D.44

3-φ11120°
EVEN

φ2075

② ガスケット ⑥ フランジ

FP-1000

M10L=35⑤ 手動巻上げ機構

12

① 本体
③ 裏蓋

⑦ プラグ

④ 指示部

⑧ 発信器接続部

φ10構成部品外形
指示計

ガイドパイプ組

90°
ガイドエルボ100

10012040Aフランジ
640Aﾌﾗﾝｼﾞφ400φ3440Aﾌﾗﾝｼﾞ

t:ｶﾞｽｹｯﾄ厚41802001Ｌ
Ｈ

27計測時
15069

テープ

① 本体

⑤ 手動巻上げ機構② ガスケット ⑥ フランジ
③ 裏蓋

⑦ プラグ

④ 指示部

⑧ 発信器接続部

14010010320

追従マグネット

φ31φ28233TOKYO KEISO CO., LTD.

40Aﾌﾗﾝｼﾞ
短管
SUS304

フロート

5840A

t

8190
445

155

165

４×Ｍ１２
深２０上部ｽﾄｯﾊﾟｰ
SUS304

φ34.7
φ42.7

φ25TG-L2511-J00

FT-1000/FP-1000 フロート式 レベル計

シールポット
有毒、腐食性、または引火性ガスなど危険、有毒ガスを発生する液接体を収容する常圧タンクにレベル計を装備するときは、ガス発生側とレベル計側を遮断するため図のような U 形シールポットまたは V形シールポットを付設します。

遮＊シールポット内には不揮発性のシール液（例えばシリコンオイル、材

スピンドル油、流動パラフィン等タンク内の液体に影響を与えないシール液）を封入すればベーパのレベル計側への流出を遮断します。
ご指定により手配致します。

シ断（ 標 準 ）ール

続

ネジ込み又はフランジ

圧

標準3.9kPa質

SGP,SUS304,SUS316,AC2A,FC250,SCS13,SCS14,

液

お客様所掌

シール液封入量

約1L

146
73 73 100

10040A
フランジ

600

1000

400
750

425.5
587

367
205.5

40A
フランジ

100

610

100

1000
390

6240Aフランジ
40A
フランジ

U 型シールポット（フランジ式）

V 型シールポット（フランジ式）

特殊設置例
アンカーウエイト方式

チャンバガイド、小径フロート方式
タンクサイド取付図

440

ガイドワイヤノブ

ガイドエルボタンクサイド取付

タンクトップ取付

ガイドワイヤ
測長テープ
タンク高さ・Ｈ

フロート

エアー
抜き

エアー
抜き

50

タンク高さ・H（6B）

フロート
225
180

アンカーウエイト
440（6B）MAX.100

指示計

タンク高さ・H

アンカーウエイト

MAX.100

φ400

φ1359575φ89.1

φ3

地下ピットなどでガイドワイヤ方式をとりにくい場合、150A（6B）のチャンバを挿入し、フロートをガイドします。通常 135mm 径のフ443

ロートを使用します。

既設のタンクに取付けを行う場合、マンホールカバーを利用して必要部分を設置することができます。この場合フロートをガイドするガイ
ドワイヤはアンカーウエイトにより、タンク上部から吊り上げます。
溶接作業なしで、設置可能です。
TG-L2511-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

9

FT-1000/FP-1000 フロート式 レベル計

発信器
FT-1000 および FP-1000 フロート式レベル計には各種発信器が取付可能です。現場指示に加えリモートでの監視・制御ができます。
指示計形式コードに発信器形式コードを付加して、全体形式を示します。
（例：DC4-20mA 発信器付：FT-1111 ／ TR-210EX）

1 警報発信器

形式コードTR-10

警報発信用カムとマイクロスイッチはカップリング機構を介してスプロケット軸に連結されて作動します。警報は 6 点まで組込み可能です。
精 度：±10mm 測長   5m 以下±20mm 測長   5m 超〜 10m 以下±50mm 測長 10m 超
接断差：MAX. レベル計の指示目盛に対し 1.5%F.S.
警報点数：最大 6 点までスイッチ：SPDT マイクロスイッチ
接点容量：AC250V、5A、DC125V、0.4A
最小適用負荷 ：DC5V、160mA
構 造：防滴密閉（TR-10 □ W）
耐圧防爆（Exd ll CT6、TR-10 □ EX）
本質安全防爆 ※（iallCT6、TR-10 □ S、本安リレー別置）
配線接続口 ：G1/2、G3/4、G1
注）旧タイプからこのタイプへのリプレイス時は、ケーブル長が不足

警報点数

構※

12
34
56

1内-WEXS造

ケーブル引込方式- B- C

容

1点
2点
3点
4点
5点6点
防滴密閉 ※3
耐圧防爆（EX dllCT6）
本質安全防爆（iallCT6）※1、※3
EXの場合は無記入 ※2
耐圧パッキン式 ※2
電線管結合式※ 1：本安リレー別置※ 2：EX）
標準装備（注）
TIIS耐圧防爆形は、付属した耐圧防爆ケーブルグランドを必ずご使用ください。
ケーブル外径 G 1/2…φ 9～11、G 3/4…φ12～14、
G 1…φ15～17※ 3：ケーブル引込金具はS、W）
オプションとなります

する場合があります。
防滴密閉タイプ（W）および本質安全防爆タイプ（S）

耐圧防爆タイプ（EX）

2 電流発信器

形式コード
TR-2

カップリング機構を介し、スプロケット軸は減速機構を経て電流交換発信器に連結され、液位全スパン（0 〜 100％）を DC4 〜 20mA に変換して発信します。遠隔の受信には電流計を用い、DC4 〜 20mA 間を深さ目盛、または容量目盛で表示して指針を読み取ります。
信号交換方式 ： ポテンショ R/I 変換方式
供給電源： DC24V（2 線式）
出 力： DC4 〜 20mA
許容負荷抵抗 ： Max.500Ω（DC24V 時）
構 造： 防滴密閉（TR-2 □□ W）
耐圧防爆（Exd ll CT6、TR-2 □□ EX）
配線接続口 ： G1/2、G3/4、G1
出力精度： ±1%F.S
注）旧タイプからこのタイプへのリプレイス時は、ケーブル長が不足する場合があります。

防滴密閉タイプ（W）

10TOKYO KEISO CO., LTD.

出 力

警報点数

構造

ケーブル引込方式

内

120
12
3456W
EX- B- C容

DC4～20mA 出力のみ
DC4～20mA＋警報接点出力
なし
1点
2点
3点
4点
5点
6点
防滴密閉 ※2
耐圧防爆（Exd ll CT6）EXの場合は無記入 ※1耐圧パッキン式 ※1
電線管結合式・AC100V（4線式）も対応可能です、ご相談下さい。
・避雷器搭載形も対応可能です、ご相談下さい。
※ 1：EX）
標準装備（注）
TIIS耐圧防爆形は、付属した耐圧防爆ケーブルグランドを必ずご使用ください。
ケーブル外径 G 1/2…φ 9～11、G 3/4…φ12～14、G 1 …φ15～17※ 2：ケーブル引込金具（W）はオプションとなります。
※ 3：警報付仕様については、
1警報発信器をご参照願います。

耐圧防爆タイプ（EX）

TG-L2511-J00

FT-1000/FP-1000 フロート式 レベル計

3 空気圧発信器
空気圧変換発信器はカップリング機構により液面計本体内のスプロ形式コードケット軸に連結されています。スプロケット軸の回転角変位により、

内

AT-101W

空気圧変換発信器が作動して、液面変位 0 〜 100％を出力空気圧 20なし

附属品〜 100kPa に変換します。発信空気圧は導管により遠隔の受信圧力計

容-A

エアセット付に伝送されます。受信圧力計では圧力の変化を深さ目盛りまたは容量：20 〜 100kPa

空気接続：Rc 1/4

一次圧MAX. 1.0MPa

出力精度MAX. 223

空気消費量 ：10L/min（nor）：±1%F.S.

Ø74

発信部供給圧
0.14MPa88

出力信号MAX.65

目盛で表示します。

Ａ矢視図

Rｃ1/4

発信出力空気圧: 20～100kPa

2xRｃ1/4

225

Ａ

約122
Rｃ1/4
供給空気圧：0.14MPa
165

173

4 デジタル発信器
FT-1000 / FP-1000 シリーズフロート式レベル計にはアナログ発信器のほか、各種デジタル発信器を付加することができます。
デジタル発信器は：・液位伝送精度 ±1mm
・液位のほか液温、接点情報などを 2 線シリアル電流変調パルスで伝送可能。
・双方向通信も可能。レベル計信号ラインによりバルブなどのフィールド機器のコントロールも可能。
下記のデジタル発信器があります。
形式

基 本 仕 様タイプDM4N-1

単方向、電源共通2線式

DM4N-2

双方向、AC電源供給

・液位伝送
・温度伝送

DM4N-3単方向、AC電源供給

DM4N-2-3

光通信、AC電源供給

・警報出力

デジタル発信器については、個別のTECHNICAL GUIDANCEを用意していますので、詳細については参照下さい。

TG-L2511-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

11

FT-1000/FP-1000 フロート式 レベル計

仕様伺い
ご注文・お引合に際しては下記内容をお知らせ下さい。
液面計形式コード
液体名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

密度＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

粘度＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

圧力＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

温度＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

タンク形式□コーンルーフ□フローティングルーフ

取□タンクサイド□タンクトップ

測定範囲

0〜mm

接液部材質

□標準（SUS304） □耐食材（シールポット□不要□要（□ V シール

発信器

□不要

□要

□警報（＿＿点），□空気圧（20 〜 100kPa）

付

□球形

□その他（

□他（））
□ U シール） □シール液□弊社所掌□電流（DC4 〜 20mA），□電流＋警報（＿＿点）
発信器構造

□防滴構造

□耐圧防爆（TIIS Ex dIIC T6）□本質安全防爆

用

□一般用途

□高圧ガス対象

途その他

12（）

□原子力

□お客先所掌□デジタルタイプ□ミルシート要）

TG-L2511-J00