取扱説明書

MODEL

DLS-5035

1/23
2.

グラフィックマルチメータ
DLS-5035シリーズ 取扱説明書

外形寸法と取付方法
1)外形寸法

【側面】

【正面】

！

注

意

(1)入力に最大許容値を超える電圧や電流を加えると、機器の破損につながります。
(2)電源電圧は使用可能範囲内で使用して下さい。使用可能範囲外で使用しますと火災・感電・故障の原因となります。
(3)本書の内容に関しては製品改良の為、予告なしに変更することがありますので、ご了承下さい。
(4)本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等、お気付きのことがありました場合は、取扱店又は直接弊社へご連絡下さい。
(5)本書をお読みになった後は、いつでも見られる場所に必ず保管して下さい。

パネル切り穴【背面】

はじめに
この度は、DLS-5035 ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾏﾙﾁﾒｰﾀをお買いあげ頂きまして
ありがとうございます。
輸送中での破損がないか、仕様上の違いがないかをご確認の上、ご使用下さい。
尚、この取扱説明書は、お使いになられる方のお手元に届くようにお願い致します。

2)取付方法ﾊﾟﾈﾙ切穴で示す大きさの取付穴を開け、取付金具を裏面から引き外します。次に図の様に本体をﾊﾟﾈﾙ前面よりﾊﾒ込み、裏面より取付金
具をﾈｼﾞで締め付けます。
本体(ｱﾙﾐｹｰｽ)

お使い頂く前にお使い頂く前に、DLS-5035 の機能を十分に発揮できるように、
この取扱説明書をよくお読み頂き、お使い下さいます様、お願い致します。

1. 型式構成
DLS-5035 ｼﾘｰｽﾞの型式構成は、下図の様になっています。ご注文
時に選択された製品とお手元の製品の型式及び仕様に違いがない
ことをご確認願います。

取付金具(上下 2 箇所)ＤＬＳ−５０３５−□□出力ﾕﾆｯﾄ
0：RS-232C
1：RS-485
2：BCDﾊﾟﾗﾚﾙ＋RS-232C
3：ｱﾅﾛｸﾞ出力＋RS-232C

SDﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ機能
0：機能なし1：機能あり＋SDｶｰﾄﾞ付
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示計連番
DLSｼﾘｰｽﾞ！

注意(1)ﾊﾟﾈﾙ板厚は、1 〜 5mm です。締め付けﾄﾙｸは、0.39N・m 程度として下さい。
(2)直射日光が当たる場所、周囲温度：0 〜 40 ℃、湿度：35 〜 85％の範囲を超える場所、湿度変化が急激で結露する様な場所などには、設置しないで下さい。
(3)ちり、ｺﾞﾐ、電気部品に有害な化学薬品、腐食性ｶﾞｽ等のない場
所で使用して下さい。
(4)振動、衝撃がかからない様にして下さい。
(5)本器を設置内に設置する場合は、設置内の温度が 40 ℃以上にならない様、放熱に注意して下さい。

取扱説明書MODEL

DLS-5035

2/23

3.端子の接続及び説明
入出力制御ｺﾈｸﾀ
入出力ﾕﾆｯﾄ用ﾈｼﾞ端子
ｱﾅﾛｸﾞ入出力ﾈｼﾞ端子・ｾﾝｻを接続する前にｾﾝｻ用電源の電圧を設定し、本器の電源を切ってから接続を行って下さい。
・④〜⑦までの端子は、Ach の入力になります。
・ｾﾝｻの外被(ｼｰﾙﾄﾞ線)は、ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ(FG)に接続して下さい。

・6 線式

タッチパネル
カラーＬＣＤ
ディスプレイ

８
＋ＯＵＴ

Ｌ
Ｎ

＋Ｓ

電源端子
＋ＩＮ
−Ｓ

−ＯＵＴ

電源ﾗﾝﾌﾟ

※注意RS-232C ｺﾈｸﾀ

入出力ﾕﾆｯﾄ用ﾈｼﾞ端子の部分には、ｱﾅﾛｸﾞ出力、RS-485の時に使用します。BCD 出力の時は、ﾈｼﾞ端子ではなくｶｰﾄﾞｴｯﾁﾞﾀｲﾌﾟ ﾘﾎﾞﾝｹｰﾌﾞﾙ用ｺﾈｸﾀを使用します。
(ﾋﾛｾ電機社製 HIF5C-50DA-2.54R)
適合電線 UL2651 AWG#28 ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ(7 本/0.127mm、外被径 0.8 〜 1.0mm)です。

3-1.電源の接続

７

＋ＳＩＧ

６

−ＳＩＧ

５

−ＥＸＣ

４

＋ＥＸＣ

３

Ａ・ＩＮ

２

Ｖ・ＩＮ

１

ＡＧ

−ＩＮ

・6 線式のｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻを接続する場合は、(＋ EXC と＋ S)、(− EXC と− S)とをそれぞれ短絡して下さい。
その他の内容は、4 線式と同じです。

･入力電圧は、AC100V 〜 240V ± 10 ％(50/60Hz)です。
注意！ ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻの印加電圧は、2.5V、5V、10V です。印加電圧

電源入力ﾈｼﾞ端子

以下のｾﾝｻが接続された場合は、発熱又は破損する事があります

・ 端 子 No.1(L)と 端 子 No.2(N)に 電 源 を 接 続 し ま す 。
・ 端 子 No.3（） と 端 子 No.4（） は 、 ｼｮｰﾄﾊﾞｰで 接 続 さ れ て い ま す 。
接地端子です。電撃事故、静電気の障害を防止するために接地をしてください。

・適合圧着端子寸法

φ 3.2mm

端 子 No.3は 供 給 電 圧 の 中 性 点 で 充 電 さ れ て い ま す の で 、他の端子と接触しないよう、注意してください。

5.9max

接 地 で き な い 環 境 で 使 用 す る 場 合 は 、 端 子 No.3と 端 子
No.4の ｼｮｰﾄﾊﾞｰを 外 し て く だ さ い 。 ｼｮｰﾄﾊﾞｰを 外 さ な い でﾌﾚｰﾑ(ｹｰｽ) に 触 れ ま す と 、 感 電 の 恐 れ が あ り ま す 。

5min・ 端 子 No.4 は ﾌﾚｰﾑ(ｹｰｽ) に 接 続 さ れ て い ま す 。 接 地 で き
な い 環 境 で も ﾉｲｽﾞ対 策 、 静 電 気 の 障 害 を 防 止 す る た め に使用可能です。
・3-2.

端 子 は 保 護 接 地 端 子 で す 。 No.4（）と同電位です。

3-3.

ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻの接続

・ｱﾅﾛｸﾞ入出力ﾈｼﾞ端子
端子 No.
信号名
8
FG
7
＋ SIG
6
− SIG
5
− EXC
4
＋ EXC
3
A・IN
2
V・IN
1
AG

内
容
ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ
＋入力端子(Ach)−入力端子(Ach)−ｾﾝｻ電源出力端子(−側)＋ｾﾝｻ電源出力端子(＋側)＋電流入力(Bch)＋電圧入力(Bch)−ｱﾅﾛｸﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ(Bch)

変位ｾﾝｻの接続

・各種変位ｾﾝｻを接続する事が可能です。また校正(Bch)で入力ﾚﾝｼﾞの設定により、電圧/電流を選択する事が可能です。
・①〜③までの端子は、Bch の入力になります。
③直流電流の入力端子です。
②直流電圧の入力端子です。
①ｱﾅﾛｸﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ端子です。（②③の共通入力端子です。)
(Ach)
(Ach)

ｱﾅﾛｸﾞ入出力ﾈｼﾞ端子
変位ｾﾝｻ

電流出力

( +)

変位ｾﾝｻ 電圧出力
± 0-10V

・4 線式

(AG)

７

＋ＳＩＧ

６

−ＳＩＧ

５

−ＥＸＣ

・適合圧着端子寸法

−ＩＮ
＋ＩＮ

−ＯＵＴ

４

＋ＥＸＣ

３

Ａ・ＩＮ

２

Ｖ・ＩＮ

１

ＡＧ

本器内部
A・IN(電流入力)②

V・IN(電圧入力)

①

AG
下面

(+ )

８
＋ＯＵＴ

③

4 〜 20mA、± 0 〜 20mA

(AG)

φ 3.2mm
5.9max5min

取扱説明書 MODEL
3-4.

DLS-5035

3/23

入出力信号の接続

4．表示画面の名称と機能
4-1. ｼﾝｸﾞﾙ表示画面(Ach, Bch ﾒｰﾀ)

1)入出力制御ｺﾈｸﾀ配列
入出力ｺﾈｸﾀ①"表示画面切換"ｷｰ
端子 No.

信号名

1(O)
2(O)
3(O)
4(O)
5(O)
6(O)
7(O)
8

OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
Error
SYNC

9(I)

STA

10(I)

STB

11(I)
12(I)
13

DZA
DZB
DG

E.COM

内 容
比較出力
比較出力
比較出力
比較出力
比較出力
ｴﾗｰ信号
同期信号出力ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ出力
ｺﾓﾝ
ｽﾀｰﾄ/ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ(Ach)
ｽﾀｰﾄ/ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ(Bch)
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｾﾞﾛ(Ach)ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｾﾞﾛ(Bch)ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ

端子 No.
14(O)

信号名
AOUTA

15(O)

AOUTB

16
17(O)

18(I)
19(I)
20(I)
21(I)
22(I)
23(I)
24(I)
25

内

STOP

ｱﾅﾛｸﾞ出力(Ach)ｱﾅﾛｸﾞ出力(Bch)
ｱﾅﾛｸﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ
BUSY
出力※
ﾊﾟﾀｰﾝｾﾚｸﾄ
ﾊﾟﾀｰﾝｾﾚｸﾄ
ﾊﾟﾀｰﾝｾﾚｸﾄ
ﾊﾟﾀｰﾝｾﾚｸﾄ
ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽﾀｰﾄ
ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽﾄｯﾌﾟ

RESET

ﾘｾｯﾄ

DG

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ

AG
BUSY
P0
P1
P2
P3
START

・上表の "(0)、(I)″は、信号の方向を示し、(0)＝出力、(I)＝入力です。
・※ BUSY 出力は、SD ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ機能有りの場合に使用します。
・指定ｺﾈｸﾀ(指定ｺﾈｸﾀ以外のｺﾈｸﾀを使用した場合には装着できません)
半田付きﾀｲﾌﾟ

E25-403N-150(ｹｰｽ付)(中央無線社製)

2)入出力信号機能
・端子 No.1 〜 5：比較出力(OUT1 〜 5)
(出力端子)
各機能の選択により出力の信号が変化する。
比較出力
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
機能
(No.1)(No.2)(No.3)(No.4)(No.5)
Ach ﾒｰﾀ
HH
HI
GO
LO
LL
Bch ﾒｰﾀ
HH
HI
GO
LO
LL
2ch ﾒｰﾀHI(Ach)LO(Ach)GO(※ 1)
HI(Bch)LO(Bch)波形比較 Ach
HI(Ach)LO(Ach)GO(Ach)−−− −−−
波形比較 Bch−−− −−− GO(Bch) HI(Bch) LO(Bch)
波形&変位比較
HI(Ach)LO(Ach)GO(Ach)HI(Bch)LO(Bch)※ 1 両ﾁｬﾝﾈﾙの HI, LO が全て OFF の時のみ ON になります。

3)ｱﾅﾛｸﾞ出力(標準)・各ﾁｬﾝﾈﾙ別の入力に比例した、ﾓﾆﾀ用のｱﾅﾛｸﾞ電圧を出力します。
表示値とｱﾅﾛｸﾞ電圧出力は一致しません。
・ｾﾝｻ入力のｱﾅﾛｸﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞと出力のｱﾅﾛｸﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞは同電位です。
(非ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ)
・入力と出力電圧
ﾁｬﾝﾈﾙ(ch)入力Ach
ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻ ± 4.0mV/V
Bch
電圧入力 ± 0 〜 10V
Bch
電流入力 ± 0 〜 20mA(4 〜 20mA)
本器内部②使用ﾊﾟﾀｰﾝ③"ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰ④"設定"ｷｰ容⑩比較出力ﾓﾆﾀ
比較設定値表示⑤ Ach 表示⑨"DZ"ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｾﾞﾛｷｰ⑥"HOLD, PEAK"
動作状態ﾓﾆﾀ⑧ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ表示

⑦表示値

4-2.

単位表示

ﾏﾙﾁ表示画面(2ch ﾒｰﾀ)
"HI, LO"比較出力ﾓﾆﾀ

Ach 表示Ach"DZ"ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｾﾞﾛｷｰ"HOLD, PEAK"

Ach ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ表示

動作状態ﾓﾆﾀ(Ach)Bch"DZ"ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｾﾞﾛｷｰ

Bch 表示"HOLD, PEAK"
動作状態ﾓﾆﾀ ( Bch)
上段
下段

Bch ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ表示
Ach 表示値
Bch 表示値

単位表示(kg)
単位表示(mm)

・"設定"ｷｰ
各種ﾃﾞｰﾀ設定を行う時に使用します。
各種設定は、測定動作を中止し各出力を OFF にして実行しますので、設定開始注意画面が表示され "YES" が選択された時にﾒｲﾝ設定画面を表示し、設定可能となります。
「5. 画面構成及び設定方法」を参照して下さい。
・比較出力ﾓﾆﾀ "HH"、"HI"、"GO"、"LO"、"LL"
比較出力 ON/OFF の状態を表示し、ｼﾝｸﾞﾙ表示画面の場合は、比較設定値も表示されます。
ﾏﾙﾁ表示画面(2ch ﾒｰﾀ)の場合は、Ach, Bch 別の表示になります。
また"HH", "HI", "LO", "LL" は設定ｷｰでもあり、押すとﾃﾝｷｰ入力画面が表示され設定可能となります。(測定動作中に設定が可能です。)

4-3.

ｸﾞﾗﾌ表示画面(各ﾎｰﾙﾄﾞ, ﾌﾘｰﾗﾝ)
Y 軸表示値・単位

出力電圧(V

約± 6V
約± 5V
約± 5V

Y 軸ｽｹｰﾙ単位

Ach 表示⑥' "WAIT"
動作状態ﾓﾆﾀ

入出力制御ｺﾈｸﾀ

X 軸ｽｹｰﾙ・時間(S)(+)
端子 No.14

外部機器 A

AOUTA⑪ "ｶｰｿﾙ表示 "ｷｰ(+)
端子 No.15⑫"ｶｰｿﾙ移動"ｷｰｰ

AOUTB
(−)

端子 No.16

AG

外部機器 B

4-4.

⑬"ｽﾀｰﾄ/ｽﾄｯﾌﾟ"ｷｰ

波形比較表示画面(Ach,Bch)
Y 軸表示値・単位※負荷抵抗

10K Ω以上
Y 軸ｽｹｰﾙ単位

上限波形設定値
下限波形設定値
X 軸ｽｹｰﾙ・時間(S)取扱説明書 MODEL
4-5.

DLS-5035

4/23

波形＆変位比較表示画面

5. 画面構成及び設定方法
5-1. ﾒｰﾀ、ｸﾞﾗﾌ(例)注)出荷時画面は a です。

⑭ Y 軸表示値・単位

通常表示画面

設定開始注意画面a

Y 軸ｽｹｰﾙ
単位⑮ X 軸表示値・単位
ﾒｲﾝ設定画面X 軸ｽｹｰﾙ・変位
(単位)

4-6.

機能説明

・画面での操作及び設定は、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙで行います。この時同時に 2 点以上を押したり、連続して早押しをすると押したﾎﾟｲﾝﾄを誤検出することがありますので、必ず 1 点のみ間隔をあけて押して下さい。
①"表示画面切換"ｷｰ・「7.基本機能設定」で設定する 1)ﾒｰﾀ設定の内容によって変化します。
・3 種類の表示切換ｷｰがあります。
が押された時の状態をﾒｰﾀ設定別に示します。

項目別設定画面◎ﾒｰﾀ設定で Ach 及び Bch が選択された場合の表示画面の切換
・Ach ﾒｰﾀｼﾝｸﾞﾙ表示及び・Ach のｸﾞﾗﾌ表示及びBch ﾒｰﾀｼﾝｸﾞﾙ表示
Bch のｸﾞﾗﾌ表示"各設定"ｷｰ
測定値取込画面◎ﾒｰﾀ設定で 2ch ﾒｰﾀが選択された場合の表示画面切換
・2ch ﾒｰﾀ画面
・Ach のｸﾞﾗﾌ表示

設定値選択画面

設定値入力画面
ﾃﾝｷｰ入力画面

・Bch のｸﾞﾗﾌ表示

5-2.

設定ﾃﾞｰﾀﾂﾘｰ
基本機能設定設定項目
ﾒｰﾀ設定

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値
Ach ﾒｰﾀ

表示更新周期

2.5 CPS

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度

500 CPS

ﾓｰｼｮﾝﾃﾞｨﾃｸﾄ(時間)(MD 時間)ﾓｰｼｮﾝﾃﾞｨﾃｸﾄ(比較幅)(MD 比較幅)ｾﾞﾛﾄﾗｯｷﾝｸﾞ(時間)(ZT 補正周期)
ｾﾞﾛﾄﾗｯｷﾝｸﾞ(補正幅)(ZT 補正幅)
入力ｵﾝﾃﾞｨﾚｲ

0.0

4000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50,
20, 10 CPS
時間 0.0 〜 9.9(秒)

1

比較幅

0.0

補正時間

0

補正幅

0.000

0.000 〜 4.999(秒)

出力ｵﾌﾃﾞｨﾚｲ

0.000

0.000 〜 4.999(秒)◎波形比較 Ach/Bch 及び波形＆変位比較が選択された場合は画面が切り換わりません。
波形比較

波形＆変位比較

設定範囲
Ach ﾒｰﾀ
Bch ﾒｰﾀ
2ch ﾒｰﾀ
波形比較 Ach
波形比較 Bch
波形&変位比較
12.5, 6.25, 2.5, 1.0, 0.5 CPS

01 〜 99(digit)
0.0 〜 9.9(秒)
0 〜 99(digit)

取扱説明書MODEL

DLS-5035

5/23

設定項目
ﾊﾟﾜｰｵﾝﾃﾞｨﾚｲ

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値
00 〜 30(秒)設定項目
ｱﾅﾛｸﾞﾌｨﾙﾀ

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値
600

10, 30, 300, 600(Hz)ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ点灯時間

0

0 〜 99(分)ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ HI

99999-99998 〜 99999

明るさ調整

−−−

0 〜 255

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ LO-99999-99999 〜 99998

ちらつき調整33

0 〜 63ｽﾃｯﾌﾟ幅1

1, 2, 5, 10

DZ 値ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
Language
通信速度

OFF

OFF、ON日本語

日本語、English

比較設定値設定(Ach/Bch) (P00 〜 P15)/(P00 〜 P15)

9600

38400, 19200, 9600, 4800, 2400
BPS
7, 8
偶数、奇数、なし
2, 1
CR+LF, CR, LF
00 〜 99

ﾃﾞｰﾀ長
ﾊﾟﾘﾃｨ
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ
ﾃﾞﾘﾐﾀ
ｱﾄﾞﾚｽ(RS485-ID)

7
偶数
2
CR+LF
0

設定範囲

ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞ 入力設定
(Ach) (P00 〜 P15)
設定項目
設定ﾊﾟﾀｰﾝ

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値

設定範囲

−−−

P00 〜 15

設定値ｺﾋﾟｰ

−−−

P00 〜 15

ｾﾝｻ電源

2.5V

2.5V, 5V, 10V

ｾﾞﾛ校正

0

0.0000

等価校正

2.0000

実負荷校正

10000

SPIN 値(定格出力値)(0.1 〜 3.000mV/V)
ｽﾊﾟﾝ設定値(100 〜 99999)

小数点00.0000, 0.000, 0.00, 0.0, 0

設定範囲

設定項目
設定ﾊﾟﾀｰﾝ−−−

P00 〜 15

設定値ｺﾋﾟｰ

−−−

P00 〜 15上上限設定値(HH 比較設定)上限設定値(HI 比較設定)下限設定値(LO 比較設定)下下限設定値(LL 比較設定)1000-99999 〜 99999

500-99999 〜 99999

100-99999 〜 99999

50-99999 〜 99999

上上限ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値(HH ﾋｽﾃﾘｼｽ設定)
上限ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値(HI ﾋｽﾃﾘｼｽ設定)
下限ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値(LO ﾋｽﾃﾘｼｽ設定)
下下限ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値(LL ﾋｽﾃﾘｼｽ設定)

1-9999 〜 9999

1

-9999 〜 9999

-1

-9999 〜 9999

-1

-9999 〜 9999

比較出力ﾀｲﾌﾟ

通常動作

通常動作、ｴﾘｱ、ﾗﾝｸ

ｾﾞﾛ幅設定0常時

0 〜 99999
常時、ｾﾞﾛ幅、安定、ｾﾞﾛ幅＋安定比較出力開始条件

設定範囲

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｼﾌﾄ

0± 99999

単位
移動平均

None
off

ｱﾅﾛｸﾞﾌｨﾙﾀ600

79 種類から選択
off, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,
512, 1024(回)
10, 30, 300, 600(Hz)

設定項目
設定ﾊﾟﾀｰﾝ−−−

P00 〜 15

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ HI

99999-99998 〜 99999

設定値ｺﾋﾟｰ

−−−

P00 〜 15

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ LO-99999-99999 〜 99998

ﾎｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ

通常動作

ｽﾃｯﾌﾟ幅1

1, 2, 5, 10①通常動作②ｻﾝﾌﾟﾙﾎｰﾙﾄﾞ③ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ④ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ⑤ﾋﾟｰｸ・ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ⑥期間指定 P
⑦期間指定 V
⑧期間指定 P-V
⑨時間指定 P
⑩時間指定 V
⑪時間指定 P-V
⑫ LV ＋時間 P⑬ LV ＋時間 V⑭ LV ＋時間 P-V⑮ LV ＋期間極大値⑯ LV ＋期間極小値⑰ LV ＋期間変曲点

ﾎｰﾙﾄﾞ機能(P00 〜 P15)

ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞ ｱﾅﾛｸﾞ入力設定(Bch) (P00 〜 P15)
設定項目
設定ﾊﾟﾀｰﾝ

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値−−−

P00 〜 15

設定値ｺﾋﾟｰ

−−−

P00 〜 15

入力ﾚﾝｼﾞ

± 0-10V± 0-10, ± 0-20mA, 4-20mA

ﾌﾙｽｹｰﾙ

10000

0 〜 99999

ｵﾌｾｯﾄ

0

0 〜 99999

ﾌﾙｽｹｰﾙ入力値

10.000

ｵﾌｾｯﾄ入力値

0

小数点

0

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｼﾌﾄ

0-10.000 〜 10.000,-20.000 〜 20.000-10.000 〜 10.000,-20.000 〜 20.000
0.0000, 00.000, 000.00, 0000.0,0± 99999

単位
移動平均

None
off

設定範囲

79 種類から選択
off, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,
512, 1024(回)

設定範囲

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値※ "LV"=波形開始ﾚﾍﾞﾙ

波形開始ﾚﾍﾞﾙ100± 99999

取扱説明書 MODEL

DLS-5035

設定項目
波形開始条件ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値
通過

6/23
設定範囲

検出時間

1000

通過
立ち上がり
立ち下がり
大きい
小さい
1 〜 9999

検出最小値

50

1 〜 9999

検出ﾚﾍﾞﾙ値

× 1/2

検出回数

1

× 1/4, × 1/2, × 3/4, × 1,
× 1.25, × 1.5, × 2, × 3, × 4
1〜9変曲点検出値30

1 〜 99999

検出時間 A20

1 〜 999

検出時間 B20

1 〜 999

波形比較/波形&変位比較(P00 〜 P07)
設定範囲

設定項目
読取

−−−

範囲外波形読取−−−範囲外波形ｸﾘｱ

−−−

設定範囲

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値①直前の波形② 2 つ前の波形③ 3 つ前の波形④ 4 つ前の波形⑤範囲外波形ﾒﾓﾘ(ON/OFF)(ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値 ON)

ﾘﾆｱﾗｲｽﾞ設定(Ach/Bch) (P00 〜 P15)/(P00 〜 P15)
設定項目
設定ﾊﾟﾀｰﾝ−−−

P00 〜 15

設定範囲

設定値ｺﾋﾟｰ

−−−

P00 〜 15

ﾃﾞｰﾀ数

2

2 〜 32

動作設定(ﾘﾆｱﾗｲｽﾞ)
入力ﾃﾞｰﾀｸﾘｱ

ON, OFF,ｸﾘｱ(ｾﾞﾛｸﾘｱ)

0-99999 〜 99999

0-99999 〜 99999

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値

設定項目
設定ﾊﾟﾀｰﾝ

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値−−−

P00 〜 07I ＝ 0 〜 31

比較波形書込−−−

P00 〜 070 ＝ 0 〜 31

比較波形ｸﾘｱ−−−

基本機能設定 2

波形ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

−−−

設定項目
DZ ｷｰﾌﾟﾛﾃｸﾄ

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値
OFF

ON, OFF

入力設定ﾌﾟﾛﾃｸﾄ

OFF

ON, OFF

各設定値ﾌﾟﾛﾃｸﾄ

OFF①入力設定初期化−−−

ON, OFF①比較設定値②ﾎｰﾙﾄﾞ機能③ﾘﾆｱﾗｲｽﾞ
④波形比較
⑤表示設定
⑥基本機能設定⑦ｱﾅﾛｸﾞ、BCD 出力
P00 〜 15 を選択し初期化(Ach/Bch 別)②比較設定初期化−−−

P00 〜 15 を選択し初期化(Ach/Bch 別)③ﾘﾆｱﾗｲｽﾞ設定
初期化④ｸﾞﾗﾌ表示設定
初期化⑤ﾎｰﾙﾄﾞ設定初期化−−−

P00 〜 15 を選択し初期化(Ach/Bch 別)−−−

P00 〜 15 を選択し初期化−−−

P00 〜 15 を選択し初期化⑥波形比較設定
初期化⑦出力設定初期化(ｱﾅﾛｸﾞ,BCD)⑧基本機能設定初期化
全設定初期化−−−

P00 〜 07 を選択し初期化−−−

P00 〜 15 を選択し初期化−−−①〜⑧の項目をすべて初期化

表示ﾁｪｯｸ−−−

ｶﾗｰ、ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ、ﾗｲﾝ

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾁｪｯｸ−−−

制御端子ﾁｪｯｸ

−−−ｾﾝｻｾﾙﾌﾁｪｯｸ−−−

出力ﾁｪｯｸ−−−

出力ﾃﾞｰﾀｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ波形移動−−−

比較波形描画−−−比較波形編集−−−比較領域設定(始点/終点)
上限変位設定値−−−
10000

0 〜 99999

下限変位設定値

00 〜 99999

ｸﾞﾗﾌ表示設定(P00 〜 P15)
設定項目
設定ﾊﾟﾀｰﾝ

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値−−−

P00 〜 15

設定範囲

設定値ｺﾋﾟｰ

−−−

P00 〜 15

Y 軸開始点0-99999 〜 99999

Y 軸倍率

1/100

X 軸開始点0(1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50,
1/100, 1/200, 1/500, 1/1000,
1/2000)0 〜 99999

X 軸倍率
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間

1/5
1.0(1/1, 1/2, 1/5, 1/10)
0.0 〜 99.9(秒)ｽﾀｰﾄﾀｲﾌﾟ

外部信号
入力①ﾌﾘｰﾗﾝ②外部信号入力③波形開始ﾚﾍﾞﾙ④外部信号＋ﾚﾍﾞﾙ

設定範囲(Ach/Bch)−−−

ｱﾅﾛｸﾞまたは BCD(仕様による)

取扱説明書 MODEL

DLS-5035

7/23
5-4.波形比較、波形&変位比較(例)

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ
ｱﾅﾛｸﾞ出力付の場合
設定項目
設定ﾊﾟﾀｰﾝ

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値

設定範囲

−−−

P00 〜 15

設定値ｺﾋﾟｰ

−−−

P00 〜 15

出力ﾁｬﾝﾈﾙ

Ach ﾒｰﾀ

Ach ﾒｰﾀ、Bch ﾒｰﾀ

出力ﾀｲﾌﾟ

± 10V± 10V, 4-20mA

ｱﾅﾛｸﾞ出力 HI

10000-99999 〜 99999

ｱﾅﾛｸﾞ出力 LO

0-99999 〜 99999

設定ﾊﾟﾀｰﾝ−−−

P00 〜 15

設定値ｺﾋﾟｰ

−−−

P00 〜 15

出力ﾁｬﾝﾈﾙ

Ach ﾒｰﾀ

Ach ﾒｰﾀ、Bch ﾒｰﾀ※修正は 9-1.項を参照して下さい。
通常表示画面

ﾒｲﾝ設定画面「5-2.設定ﾃﾞｰﾀﾂﾘｰ参照

BCD 出力付の場合

項目別設定画面※出力ﾕﾆｯﾄが実装されていない時には、ﾎﾞﾀﾝ操作不能になります。(ﾎﾞﾀﾝ表示は網掛けになります。)"各設定"ｷｰ

5-3.設定値入力画面
1)測定値取込画面"校正"はｲﾝｼﾞｹｰﾀｰで項目別設定画面に戻ります
設定する内容を表示します"ｾｯﾄ"ｷｰで測定値を設定するﾃﾞｰﾀ名
取込確認します。
(確定と同時に測定値が青色になります)
測定値を表示します。
※注意※注意「7.基本機能設定の 4)ﾓｰｼｮﾝﾃﾞｨﾃｸﾄ」機能が有効の場合、ｱﾅﾛｸﾞ入力が不安状態の時に測定値が赤色になります。
不安定状態でも設定は可能です。

上下限波形設定値ｸﾘｱ

設定値入力画面
基本波形ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

波形の移動

波形設定値の作成

波形設定値の修正

比較領域の設定2)設定値選択画面
選択値を表示します。
"項目選択"はｲﾝｼﾞｹｰﾀで設定するﾃﾞｰﾀ選択します。
設定するﾃﾞｰﾀ名
設定値をｽｸﾛｰﾙします。
ｷｰを押し設定値を選択します。
上下限波形設定値

3)ﾃﾝｷｰ入力画面
設定値を表示します"ﾃﾝｷｰ入力"はｲﾝｼﾞｹｰﾀｰでﾃﾝｷｰでﾃﾞｰﾀを設定します。

"ｾｯﾄ"ｷｰで設定値を取込設定するﾃﾞｰﾀ名確定します。
(確定と同時に設定値が青色になります。)"ﾃﾝｷｰ "で設定値を設定します。

"C"は設定値を"0"にします。
Error x 発生時にも使用できます。
"+"、"−"で極性を設定します。
"−"は設定ﾃﾞｰﾀによって受付けない事があります。

取扱説明書 MODEL

DLS-5035

6. 等価校正、実負荷校正の手順(Ach)・校正を実行する場合、先に 6-2.項のｾﾞﾛ校正、等価校正、実負荷校正以外の項目を設定して下さい。ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度は、50 回/秒固定で行います。
1)ﾌﾟﾛﾃｸﾄ設定 OFF ：基本機能設定 2 画面で"入力設定ﾌﾟﾛﾃｸﾄ"ｷｰを押してﾌﾟﾛﾃｸﾄを OFF にします。
2)ｾﾝｻ電源の確認：設定画面で設定内容を確認してから通常表示画面に戻ってから本器の電源を切り、ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻを接続します。
3)ｾﾞﾛ校正：等価校正、実負荷校正で共通の設定になります。
ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻに負荷を加えない状態で、ｾﾞﾛ点を設定します。ｾﾞﾛ校正が完了後、状況により等価校正
又は実負荷校正のどちらかを選択し校正を実行します
4)等価校正：ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻの定格値(SPIN 値)とその時の表示値(ｽﾊﾟﾝ設定値)を設定します。
等価校正は、ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻの定格出力(mV/V)とその時の表示値を設定すれば良く実負荷がなくても校正が可能となります。
5)実負荷校正：実負荷校正は、接続されたｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻに実負荷をを加えて、その時に表示値(ｽﾊﾟﾝ設定値)を設定します。(誤差が少なく正確な校正が可能となります)
6)ﾌﾟﾛﾃｸﾄ設定 ON ：設定確定後、通常表示画面に戻り基本機能設定 2 で"入力設定ﾌﾟﾛﾃｸﾄ"ｷｰを押してﾌﾟﾛﾃｸﾄ ON にします。

6-1.

8/23
・"ｾｯﾄ"ｷｰで測定値を取込確定します。
(確定と同時に測定値が青色になります。)

・取り込んだｾﾞﾛ値が次の場合は、Error とし再設定となります。
Error 1 ：取り込んだｾﾞﾛ値が− 4.0mV/V より小さい時
Error 2 ：取り込んだｾﾞﾛ値が 3.0mV/V より大きい時・再設定は"▲"ｷｰを押し"ｾﾞﾛ 校正"ｷｰを押して行います。
6)等価校正・ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻの定格出力値(mV/V 値)とその時の表示値を設定します。
・ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻの定格出力値(SPIN 値)の設定範囲 0.1 〜 3.0mV/V です。
・ｽﾊﾟﾝ設定値(表示値)の設定範囲 100 〜 99999 です。
・設定値選択画面で設定値を選択後、ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
・設定値選択画面
設定値(SPIN, ｽﾊﾟﾝ)を選択します。

ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞ

・設定手順 →"設定"ｷｰ → 設定開始注意画面 → ﾒｲﾝ設定画面 →"入力"ｷｰ
・本器には、任意の実負荷を入力してｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝを行う実負荷校正とｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻのﾃﾞｰﾀを直接設定し、実負荷を使用しないで校正を行う
等価校正があります。
・基本機能設定 2、入力設定ﾌﾟﾛﾃｸﾄ機能が"ON"の場合は、設定できません。"OFF"にして設定を行います。
・Ach でｽﾊﾟﾝ設定値、ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｼﾌﾄ値、ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾄ値を設定する時に小数点の設定はしませんが、小数点位置が設定されている場合は表示します。

6-2. ｱﾅﾛｸﾞ入力設定(Ach)
校正時に設定する全項目を示します。"ｾﾞﾛ校正、等価校正、実負荷校正"以外の項目は校正実行前に設定又は確認しておく必要があります。
項目別設定画面 1/51)設定ﾁｬﾝﾈﾙ
・Ach を選択します。
・Bch を選択した場合は「6-3.ｱﾅﾛｸﾞ入力設定(Bch)」を実行します。

項目別設定画面 2/54)ｾﾝｻ電源
・使用するｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻに印加する電圧を設定します。
・設定値選択画面で設定します。
・設定電圧 10V, 5V, 2.5V
ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻを接続する前に設定して下さい。

※注意・取り込んだ SPIN 値(確定出力値)が次の場合は、Error とし再設定となります。
Error 3 ：0.1mV/V 値より小さい時
Error 4 ：3.0mV/V 値より大きい時・再設定は"C"を押し設定値を"0"にして設定するか、"▲"を押し上記
6)項の設定値選択画面に戻り、"SPIN 値"を押して行います。
b)ｽﾊﾟﾝ設定値
・SPIN 値(定格出力値)取込確定した時の表示値を設定します。
・"ｾｯﾄ"ｷｰで設定値を取込確定します。
(確定と同時に設定値が青色になります。)
ｽﾊﾟﾝ設定値
ｽﾊﾟﾝ設定値 Error の場合

2)設定ﾊﾟﾀｰﾝ
・設定値選択画面で設定するﾊﾟﾀｰﾝを設定します・設定範囲 0 〜 15
※設定値を変更する前に設定ﾊﾟﾀｰﾝを選択して下さい。
3)設定値ｺﾋﾟｰ・設定値選択画面でｺﾋﾟｰ先のﾊﾟﾀｰﾝを設定します・設定範囲 0 〜 15

項目別設定画面 3/5a)SPIN 値・"ｾｯﾄ"ｷｰで設定値を取込確定します。
(確定と同時に設定値が青色になります。)
SPIN 値(確定出力値)
SPIN 値 Error の場合

5)ｾﾞﾛ校正・ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻが無負荷状態で、表示値が"0"となる点をｾﾞﾛ値として取り込みます。
・ｾﾞﾛ値の取込範囲は− 4.0 〜 3.0mV/V です。
・測定値取込画面で行います。
・等価校正、実負荷校正で使用します。
[7.基本機能設定の 4)ﾓｰｼｮﾝﾃﾞｨﾃｸﾄ]機能が有効の場合、ｱﾅﾛｸﾞ入力が不安定状態の時に測定値が赤色になります。不安定状態でも設定は可能です。

・取り込んだｽﾊﾟﾝ設定値のﾁｪｯｸを行います。
本器内部の分解能は、1.000mV/V 値の時、10000 です。
k1 ＝ｽﾊﾟﾝ設定値 / (SPIN 値× 10000)
・k1 ＞ 1 の時に Error 5 を表示します。
・Error 5 でも問題ない場合は、"ｾｯﾄ"ｷｰを押し、設定値を取込そのまま使用可能です。
問題がある場合は、"C"を押し設定値を"0"にして設定するか、"▲"ｷｰを押して上記 6)項の設定値選択画面に戻り"ｽﾊﾟﾝ設定値"を押して、再設定を行います。
それでも Error 5 になる場合は、"▲"ｷｰを 2 回押して、5)ｾﾞﾛ校正から再設定する必要があります。
7)実負荷校正・ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝｻに実負荷を加えた時の測定値(ｽﾊﾟﾝ値)と、その時のｽﾊﾟﾝ設定値(表示値)を取り込みます。
・測定値(ｽﾊﾟﾝ値)の取込範囲− 3.0 〜 4.0mV/V です。
・ｽﾊﾟﾝ設定値(表示値)の設定範囲 100 〜 99999 です。
・測定値取込＋ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
※注意 「7.基本機能設定の 4)ﾓｰｼｮﾝﾃﾞｨﾃｸﾄ」機能が有効の場合、ｱﾅﾛｸﾞ入力が不安定状態の時に測定値が赤色になります。不安定状態でも設定は可能です。

取扱説明書MODEL

DLS-5035・"ｾｯﾄ"ｷｰでｽﾊﾟﾝ設定値、測定値(ｽﾊﾟﾝ値)を同時に取込確定します。
(確定と同時に設定値が青色になります。)
ｽﾊﾟﾝ設定値
SPIN 値が Error の場合

9/23
・設定範囲

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ HI − 99998 〜 99999
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ LO − 99999 〜 99998

14)ｽﾃｯﾌﾟ幅
・表示値の最小更新幅を設定します。
・設定値選択画面で設定します。
・設定項目 1, 2, 5, 10

6-3.
・取り込んだ測定値(ｽﾊﾟﾝ値)からｾﾞﾛ値を引いた値を SPIN 値(mV/V 値)に換算してﾁｪｯｸを行い、次の場合は Error とし再設定となります。
Error 3：0.1mV/V 値より小さい時
Error 4：3.0mV/V 値より大きい時・再設定は"▲"を押し上記の項目別設定画面の"実負荷校正"ｷｰを押して行います。実負荷の加えた状況を確認をして"ｾｯﾄ"ｷｰを押します。
・ｽﾊﾟﾝ設定値が Error 5 の場合

ｱﾅﾛｸﾞ入力(Bch)

・Bch でｽｹｰﾘﾝｸﾞ(ﾌﾙｽｹｰﾙ、ｵﾌｾｯﾄ)、ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｼﾌﾄ値、ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ
ﾘﾐｯﾄ値を設定する時に、小数点の設定はしませんが、下記 5)項で小数点位置が設定されている場合は表示します。
項目別設定画面 2/5

1)設定ﾊﾟﾀｰﾝ
・設定値選択画面で、設定するﾊﾟﾀｰﾝを決定します。
・設定範囲 0 〜 15
※設定値を変更する前に設定ﾊﾟﾀｰﾝを選択して下さい。

2)設定値ｺﾋﾟｰ・設定値選択画面でｺﾋﾟｰ先のﾊﾟﾀｰﾝを決定します。
・設定範囲 0 〜 15
項目別設定画面 3/5

・本器内部の分解能は、1.0000mV/V 値の時 10000 です。
k1 ＝ｽﾊﾟﾝ設定値 / (SPIN 値× 10000)
・k1 ＞ 1 の時に Error 5 を表示します。
・Error 5 でも問題ない場合は、"ｾｯﾄ"ｷｰを押し設定値を取込、そのまま使用可能です。
問題がある場合は、"C"を押し設定値を"0"にして設定するか "▲"ｷｰを押して、上記の項目別設定画面の"実負荷校正"ｷｰを押して、再設定を行います。
それでも Error 5 になる場合は "▲"ｷｰを押して、
5)ｾﾞﾛ校正から再設定する必要があります。
8)小数点・設定値選択画面で表示する小数点位置を設定します。
・設定項目 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000
9)ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｼﾌﾄ
・表示値を単純にｼﾌﾄさせる機能です。
表示値＝(内部表示値)＋(±ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｼﾌﾄ値)
・ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
・設定範囲 ± 99999
10)単位・表示値に対応する単位を設定します。
・設定値選択画面で設定します。
・設定項目 79 種類(表示無しを含む)「17.単位表を参照して下さい。」
11)移動平均
・A/D 変換後のﾃﾞｰﾀを移動平均して表示値のﾌﾗﾂｷを軽減する機能です。
回数を多くする程、表示値は安定しますが、応答は遅くなります。
・設定値選択画面で設定します。
・設定項目 OFF, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 回
12)ｱﾅﾛｸﾞﾌｨﾙﾀ
・ｱﾅﾛｸﾞ入力信号から不要なﾉｲｽﾞ成分を除去するためのﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀです。
ｶｯﾄｵﾌ周波数を大きくする程、対応は速くなりますが、ﾉｲｽﾞ成分が含まれる事があります。
・設定値選択画面で設定します。
・設定値項目 10, 30, 300, 600
項目別設定画面 5/5

13)ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ(HI/LO)
・表示値の表示範囲を指定し表示範囲外の場合、
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ値を表示します。
・ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
・設定条件
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘｯﾐﾀｰ HI ＞ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ LO3)入力ﾚﾝｼﾞ・設定値選択画面で入力ﾚﾝｼﾞを設定します。
・設定項目 0-10V, ± 0-20mA, 4-20mA4)ｽｹｰﾘﾝｸﾞ・設定ﾃﾞｰﾀa)ﾌﾙｽｹｰﾙb)ｵﾌｾｯﾄc)ﾌﾙｽｹｰﾙ入力値d)ｵﾌｾｯﾄ入力値
・各設定値はﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
・設定条件 ﾌﾙｽｹｰﾙ＞ｵﾌｾｯﾄ とします。
・設定範囲
電圧入力
電流
ﾌﾙｽｹｰﾙ0 〜 99999
ｵﾌｾｯﾄ
0 〜 99999
ﾌﾙｽｹｰﾙ入力値± 10.000V± 20.000
ｵﾌｾｯﾄ入力値± 10.000V± 20.000
・ﾌﾙｽｹｰﾙは、ﾌﾙｽｹｰﾙ入力値が入力された時の表示値を設定します。
・ｵﾌｾｯﾄは、ｵﾌｾｯﾄ入力値が入力された時の表示値を設定します。
・ﾌﾙｽｹｰﾙ入力値, ｵﾌｾｯﾄ入力値の設定はﾃﾝｷｰ入力画面で設定(ﾀﾞｲﾚｸﾄ設定)する場合と、表示値を使用する(測定値設定)場合があります。
・項目別設定画面 3/5 で、"ﾌﾙｽｹｰﾙ入力値"ｷｰ
又は、"ｵﾌｾｯﾄ入力値"ｷｰが押された時にﾃﾝｷｰ入力画面(ﾀﾞｲﾚｸﾄ設定)で設定するか、測定値(測定値設定)を使用するかを選択します。
・"ﾀﾞｲﾚｸﾄ設定"ｷｰが押された場合ﾃﾝｷｰ設定
画面で設定します。
・"ｾｯﾄ"ｷｰで設定値を取込確定します。
(確定と同時に設定値が青色になります。)
・再設定をする時は"C"を押します。
・"測定値設定"ｷｰが押された場合測定値取込画面で行います。
・"ｾｯﾄ"ｷｰで測定値を取込確定します。
(確定と同時に測定値が青色になります。)
・再設定は"▲"を押し上記の選択画面に戻り、再度"測定値設定"ｷｰを押します。

取扱説明書 MODEL

DLS-5035

10/23

設定するﾃﾞｰﾀは 4 種類です。
ｽｹｰﾘﾝｸﾞ 設定例
ﾌﾙｽｹｰﾙ入力値＝ 9.000V
ﾌﾙｽｹｰﾙ値(表示値)＝ 2000
ｵﾌｾｯﾄ入力値＝ 0.000V
ｵﾌｾｯﾄ(表示値)＝0

ｽｹｰﾘﾝｸﾞ設定例
ﾌﾙｽｹｰﾙ入力値＝ 10.000V
ﾌﾙｽｹｰﾙ値(表示値)＝ 2000
ｵﾌｾｯﾄ入力値＝ 2.000V
ｵﾌｾｯﾄ(表示値)＝0

ｽｹｰﾘﾝｸﾞ設定例
ﾌﾙｽｹｰﾙ入力値＝ 20.000mA
ﾌﾙｽｹｰﾙ値(表示値)＝ 2000
ｵﾌｾｯﾄ入力値＝ 0mA
ｵﾌｾｯﾄ値(表示値) ＝ 0

ｽｹｰﾘﾝｸﾞ設定例
ﾌﾙｽｹｰﾙ入力値＝ 18.000mA
ﾌﾙｽｹｰﾙ値(表示値)＝ 2000
ｵﾌｾｯﾄ入力値＝ 2.000mA
ｵﾌｾｯﾄ値(表示値) ＝ 500

項目別設定画面 4/55)小数点・設定値選択画面で表示する小数点位置を選択します。
・設定項目 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000
6)ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｼﾌﾄ
・表示値を単純にｼﾌﾄさせる機能です。
表示値＝(内部表示値)＋(±ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｼﾌﾄ値)
・ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
・設定範囲 ± 99999

7)単位・表示値に対応する単位を設定します。
・設定値選択画面で設定します。
・設定項目 79 種類(表示無しを含む)「17.単位表を参照して下さい。」
8)移動平均・A/D 変換後のﾃﾞｰﾀを移動平均して表示値のﾌﾗﾂｷを軽減する機能です。
回数を多くする程、表示値は安定しますが応答は遅くなります。
・設定値選択画面で設定します。
・設定項目 OFF, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 回
9)ｱﾅﾛｸﾞﾌｨﾙﾀ
・ｱﾅﾛｸﾞ入力信号から不要なﾉｲｽﾞ成分を除去する為のﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀです。
ｶｯﾄｵﾌ周波数を大きくする程、応答は速くなりますが、ﾉｲｽﾞ成分が含まれる事があります。
・設定値選択画面で設定します。
・設定項目 10, 30, 300, 600
項目別設定画面 5/510)ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ( HI/LO)
・表示値の表示範囲を指定し、表示範囲外の場合は、ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ値を表示します。
・ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
・設定条件
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ HI ＞ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ LO

・設定範囲

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ HI − 99998 〜 99999
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾘﾐｯﾀ LO − 99999 〜 99998

11)ｽﾃｯﾌﾟ幅
・表示値の最小更新幅を設定します。
・設定値選択画面で設定します。
・設定項目 1, 2, 5, 10

7.

基本機能設定・設定手順 →"設定"ｷｰ → 設定開始注意画面 → ﾒｲﾝ設定画面 →"次ﾍﾟｰｼﾞ"ｷｰ →"基本機能" ｷｰ
項目別設定画面 1/6
1)ﾒｰﾀ設定・設定値選択画面からﾒｰﾀ動作を設定します。
① Ach ﾒｰﾀ
② Bch ﾒｰﾀ
③ 2ch ﾒｰﾀ
④波形比較 Ach
⑤波形比較 Bch
項目別設定画面 2/6⑥波形&変位比較
2)表示更新周期
・設定値選択画面で表示値を更新する周期を設定します。
・設定項目 12.5, 6.25, 2.5, 1.0, 0.5 回/秒
3)ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度・設定値選択画面からｱﾅﾛｸﾞ入力信号を読み取る
速度を設定します。
・設定項目 4000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50,
20, 10 回/秒
4)ﾓｰｼｮﾝﾃﾞｨﾃｸﾄ (MD ＝ Motion Detect)
・ﾃﾝｷｰ入力画面で時間、比較幅を設定します。
・MD 時間：0.0 〜 9.9 秒
・MD 比較幅
：1 〜 99 digit
・安定状態
直前(1/ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度)の測定値と現在の測定値の差が比較幅以内で、その状態が設定時間以上継続した時に安定と仮定し、移動平均が内部で自動的にｽﾀｰﾄし、移動平均後の値と現在の測定値が比較幅以内で 32 回継続された時に安定状態とします。
・不安定状態
移動平均後の値に対して、現在の測定値が比較幅より大きくなったら、
移動平均を解除して不安定状態とします。
・MD 時間 ＝ 0.0 の場合は、機能無しで移動平均も無しとなります。
5)ｾﾞﾛﾄﾗｯｷﾝｸﾞ (ZT ＝ Zero Tracking)・ﾃﾝｷｰ入力画面で補正時間、補正幅を設定します。
・ZT 補正周期 ：0.0 〜 9.9 秒
・ZT 補正幅：0 〜 99 digit
・ZT 補正周期 ＝ 0.0 の場合は、連続で補正を行い、補正幅以内の場合は、表示値は"0"になります。
・ZT 補正幅 ＝ 0.0 の場合は、機能無しになります。
・使用環境の変化等によるゆっくりしたｾﾞﾛ点の変化を自動的に補正する機能です。
表示値が補正幅以下の時に表示値は"0"になり内部の補正は、補正周期毎に行います。

取扱説明書 MODEL

DLS-5035

11/23

項目別設定画面 3/6

項目別設定画面 4/66)入力ｵﾝﾃﾞｨﾚｲ
・ﾃﾝｷｰ入力画面で設定時間を設定します。
設定時間範囲(入力ｵﾝﾃﾞｨﾚｲ)：0 〜 4.999 秒
・制御端子及び"ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰが実行されてから実際に動作を開始までのﾀｲﾐﾝｸﾞを調整する機能です。

10)明るさ調整
・明るさ調整画面で明るさの調整を行います。
・調整画面 "+"ｷｰを押す毎に明るくなります。
11)ちらつき調整
・表示画面の"ちらつき"を調整します。
・調整画面の"+", "−"ｷｰを使用して押す毎に調整を行います。
明るさ、ちらつき調整画面

12)ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｾﾞﾛ値ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
・"DZ 値ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ"ｷｰを押す毎に ON/OFF の設定ができます。
・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ON の場合は、DZ 値が電源 OFF/ON されても継続されます。
・ﾁｬﾝﾈﾙ別にﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟする事ができます。

・入力ｵﾝﾃﾞｨﾚｲは、上記の制御端子と"ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰに使用します。
・STA(Ach)/STB(Bch)制御端子は、ﾁｬﾝﾈﾙ(ch)別々に使用可能です。
・"ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰ：の場合は Ach、Bch 同時ﾀｲﾐﾝｸﾞで動作します。
・設定時間は、Ach/Bch 共用です。

13)表示形式の切換(Language)
・各ｷｰ及びﾓﾆﾀｰで表示する言語を切換る事が可能です。
切換られるのは、日本語と英語です。
・"Language"ｷｰを押す毎に日本語/英語の設定ができます。

7)出力ｵﾌﾃﾞｨﾚｲ (波形比較、波形＆変位比較では使用しません)
・ﾃﾝｷｰ入力画面で設定時間を設定します。
設定時間範囲：0 〜 4.999 秒
・比較出力(OUT1 〜 OUT5)及び同期信号出力(SYNC)に使用します。
・比較出力及び同期信号が OFF になってから実際に OFF になるまでの時間を設定します。
・出力ｵﾌﾃﾞｨﾚｲ時間を実行中に比較出力が ON、OFF になった場合は、設定時間の最初から動作を繰り返します。

項目別設定画面 5/614)通信関係
・以下の設定は設定値選択画面で設定を行います
・通信速度(BPS) 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
・ﾃﾞｰﾀ長7, 8
・ﾊﾟﾘﾃｨ
偶数, 奇数, なし
・ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ
1, 2・ﾃﾞﾘﾐﾀCR+LF, CR, LF
注意：変更後、通常動作に復帰した時点から変更されます。
項目別設定画面 6/615)ｱﾄﾞﾚｽ(RS-485 ID)
・ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
・設定範囲 0 〜 99
・出力ﾕﾆｯﾄが RS-485 の時に設定画面が表示されます。

※設定時間は、Td を優先し Td 以下の設定は同一とみなします。
Td ＝ 1/ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度です。(上記 6)入力ｵﾝﾃﾞｨﾚｲも同じです。)
例えばｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10 回/秒の場合、Td ＝ 100ms となります。
設定時間＝ 0.001 〜 0.100 は、0.100 として動作します。
または、設定時間＝ 0.501 〜 0.600 は、0.600 として動作します。
8)ﾊﾟﾜｰｵﾝﾃﾞｨﾚｲ
・ﾃﾝｷｰ入力画面から設定時間を設定します。
・設定時間範囲：0 〜 30 秒
・POWER ON 直後、設定時間の期間、各出力が変化しない状態です。
比較出力(OUT1 〜 OUT5)＝ OFF
BCD 出力(ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力)＝ OFF
ｱﾅﾛｸﾞ出力(電圧出力＝ 0V、電流出力＝ 0mA)・ﾊﾟﾜｰｵﾝﾃﾞｨﾚｲ＝ 0 の場合は、ﾊﾟﾜｰｵﾝﾃﾞｨﾚｲ機能無しとなります。

注意：回線占有中に変更されても採用しませんが、回線解放時に採用します。

8.

比較設定値(A/Bch)
・設定手順 → "設定"ｷｰ → 設定開始注意画面 → ﾒｲﾝ設定画面 → "比較"ｷｰ
・設定された比較設定値を使用する時は、「7-1.基本機能設定
で次の様に設定された場合です。
① Ach ﾒｰﾀ
② Bch ﾒｰﾀが選択された時です。
③ 2ch ﾒｰﾀ
・各設定値は、Ach、Bch 別に設定を行います。

1)ﾒｰﾀ設定」

項目別設定画面 1/51)設定ﾁｬﾝﾈﾙ
・Ach を選択します。
・Bch を選択した場合は、Bch の設定を実行します。
設定手順は、省略しますが内容は Ach と同じです。

9)ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ点灯時間
・ﾃﾝｷｰ入力画面で設定時間を設定します。
・設定時間範囲：0 〜 99 分
・設定した時間(分)の間、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙに一度も触れなかった時に LCD のﾊﾞｯｸﾗｲﾄを消灯する機能です。
消灯時にﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙに触れると点灯を再開します。
・ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ点灯時間＝ 0 の場合は、連続点灯になります。
項目別設定画面 2/52)設定ﾊﾟﾀｰﾝ
・設定値選択画面で、設定するﾊﾟﾀｰﾝを設定します。
・設定範囲 0 〜 15
※設定値を変更する前に設定ﾊﾟﾀｰﾝを選択して下さい。

取扱説明書MODEL

項目別設定画面 3/5

DLS-50353)設定値ｺﾋﾟｰ・設定値選択画面でｺﾋﾟｰ先のﾊﾟﾀｰﾝを設定します。
・設定範囲 0 〜 15

12/23
8-1.

比較動作

・2ch ﾒｰﾀが選択されている場合は、各設定値の HH, LL は、設定されていても使用しません。

8-2.
4)比較設定値
・Ach ﾒｰﾀ、Bch ﾒｰﾀ、2ch ﾒｰﾀで使用する比較
設定値を設定します。
・ﾃﾝｷｰ入力画面で設定を行います。

比較出力のﾀｲﾌﾟ

比較出力ﾀｲﾌﾟを 3 ﾀｲﾌﾟから選択することができます。
(Ach ﾒｰﾀ､ Bch ﾒｰﾀ､ 2ch ﾒｰﾀに対応します。)

項目別設定画面 4/5

項目別設定画面 5/5

・2ch ﾒｰﾀの場合は、ﾁｬﾝﾈﾙ別の上限設定値、下限設定値を使用します。
・6)項の比較出力ﾀｲﾌﾟで、"ｴﾘｱ"、"ﾗﾝｸ"が選択された場合は、設定条件があります。
※比較出力ﾀｲﾌﾟの設定が "通常動作"の時、設定条件を満たさずに比較出力ﾀｲﾌﾟを"ﾗﾝｸ"に変更した場合、比較設定値のﾃﾝｷｰ入力値が反映されないことがあります。
このような場合は、いったん比較出力ﾀｲﾌﾟ
を"通常動作"に戻し、設定条件を満足する
設定値を入力してから、比較出力ﾀｲﾌﾟを"ｴﾘｱ"または、"ﾗﾝｸ"に変更して下さい。
・設定範囲 ± 99999
上上限設定値(HH 比較設定)
上限設定値(HI 比較設定)
下限設定値(LO 比較設定)
下下限設定値(LL 比較設定)

5)ﾋｽﾃﾘｼｽ
・Ach ﾒｰﾀ、Bch ﾒｰﾀ、2ch ﾒｰﾀで使用するﾋｽﾃﾘｼｽを設定します。
ﾃﾝｷｰ入力画面で設定を行います。
・2ch ﾒｰﾀの場合は、ﾁｬﾝﾈﾙ別の上限ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値、下限ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値を使用します。
・6)項の比較出力のﾀｲﾌﾟで、"ｴﾘｱ"、"ﾗﾝｸ"が選択された場合は、設定条件があります。
※比較出力ﾀｲﾌﾟの設定が "通常動作"の時、設定条件を満たさずに
比較出力ﾀｲﾌﾟを"ｴﾘｱ"または"ﾗﾝｸ"に変更した場合は、ﾋｽﾃﾘｼｽのﾃﾝｷｰ入力値が反映されない事があります。
このような場合は、いったん比較出力ﾀｲﾌﾟを "通常動作"に戻し、設定条件 を満足する設定値を入力してから、比較出力ﾀｲﾌﾟを"ｴﾘｱ"または"ﾗﾝｸ" に変更して下さい。
・設定範囲 ± 9999
上上限ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値(HH ﾋｽﾃﾘｼｽ設定)
上限ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値(HI ﾋｽﾃﾘｼｽ設定)
下限ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値(LO ﾋｽﾃﾘｼｽ設定)
下下限ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値(LL ﾋｽﾃﾘｼｽ設定)
6)比較出力ﾀｲﾌﾟ
・設定値選択画面で比較出力のﾀｲﾌﾟを設定します。
・設定項目
①通常動作
②ｴﾘｱ
動作内容は、「8-2.比較出力のﾀｲﾌﾟ」を参照して下さい。
③ﾗﾝｸ
7)ｾﾞﾛﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃﾝｷｰ入力画面でｾﾞﾛﾊﾞﾝﾄﾞ設定値を設定します。
・設定範囲 0 〜 99999
動作時に表示値とｾﾞﾛﾊﾞﾝﾄﾞ設定値のﾁｪｯｸを行います。
｜表示値｜＞ｾﾞﾛﾊﾞﾝﾄﾞ設定値の時、ｾﾞﾛﾊﾞﾝﾄﾞ範囲外とします。
ﾁｪｯｸの結果は、次項の比較出力開始条件で使用します。
8)比較出力開始条件
・設定値選択画面で比較結果を出力する出力開始条件を設定します。
・設定項目

① 常時
常時出力します。
② ｾﾞﾛ幅ｾﾞﾛﾊﾞﾝﾄﾞ範囲外の時に出力します。
③ 安定ﾓｰｼｮﾝで表示が安定している時に出力します。
④ ②+③
ｾﾞﾛﾊﾞﾝﾄﾞ範囲外で表示値が安定している時に(ｾﾞﾛ幅+安定)
出力します。
(ﾓｰｼｮﾝについては、「7.基本機能設定 4)項」を参照して下さい。)

波形比較/波形＆変位比較

9.

・波形比較/波形&変位比較は、時間又は変位と共に変化するｱﾅﾛｸﾞ入力波形
を A/D 変換し、同時に変換された値(表示値)を上下限波形設定値との比較を行い、結果を出力します。
・動作状態が容易に確認でき、良否の判定も可能です。

9-1.

各種設定及び修正方法

・設定手順 →"設定"ｷｰ → 設定開始注意画面 → ﾒｲﾝ設定画面 →"次ﾍﾟｰｼﾞ"ｷｰ → "波形比較"ｷｰ
項目別設定画面 1/3
1)設定ﾊﾟﾀｰﾝ
・設定値選択画面で、Flash Rom に記憶されているﾊﾟﾀｰﾝの波形を呼び出します。
(呼び出した波形は、比較波形編集、比較領域設定で使用します。)
・設定範囲 0 〜 7※設定値を変更する前に設定ﾊﾟﾀｰﾝを選択して下さい。
2)比較波形書込・設定値選択画面で比較波形を書き込むﾊﾟﾀｰﾝを設定します。
波形編集が完了した上下限比較波形値をﾒﾓﾘします。
・設定範囲 0 〜 7※設定した上下限波形設定値の書き込みを行わずに、ﾒｲﾝ設定画面又は通常表示画面に戻る時、注意画面が表示されます。
注意画面"YES"ｷｰ：保存せずに比較波形の編集を終了します。
※編集中の波形はｸﾘｱされます。
"NO"ｷｰ ：項目別設定画面 1/3 に戻ります。
※編集中の波形はｸﾘｱされません。

取扱説明書MODEL

DLS-50353)比較波形ｸﾘｱ
・ﾊﾞｯﾌｧ内の上下限比較波形とｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ波形を消去します。
・"ｸﾘｱ"ｷｰを押します。
※次のｷｰは、3)〜 8)項で共有で使用します。

13/237)比較波形編集・作成済の比較波形を修正します。
・"上下ｶｰｿﾙ"ｷｰで編集の対象となる波形(上限波形又は下限波形)を選択します。

通常表示画面に戻ります。
項目別設定画面を表示します。
画面を拡大します。
画面を移動します。

・ｶｰｿﾙを移動させて編集始点を決定し"確定"ｷｰを押して設定します。
設定後"取消"ｷｰで編集始点を再設定する事ができます。

4)波形ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
・比較波形の作成時において、基準となる波形を取り込みます。
・"ｽﾀｰﾄ"ｷｰを押した後、START 信号 ON で取り込みを開始します。
"波形開始ﾚﾍﾞﾙ + 波形開始条件"を満足した時から波形の取り込みを開始します。

・ｶｰｿﾙを移動させて編集終点を決定し"確定"ｷｰを押して設定します。
設定後"取消"ｷｰで編集終了を再設定する事ができます。

・取り込んだ波形を確認します。
・ｶｰｿﾙを移動させて編集通過点を設定し"確定"ｷｰを押して設定します。

項目別設定画面 2/3
5)ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ波形移動・波形ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞで取り込んだ波形に対し、移動・拡大縮小を行って比較波形を作成します。
※作成は上限比較波形、下限比較波形の順で行います。

・編集始点−通過点−編集終点を結ぶ直線が作成されます。
"取消"ｷｰで編集通過点を再設定する事ができます。

・編集が完了したら"取消"ｷｰを押して比較波形をﾊﾞｯﾌｧ内に仮保存します。
・

ｷｰで波形を上下に移動します。

・"拡大縮小"ｷｰで波形を縦方向に拡大又は縮小をします。
ﾃﾝｷｰ入力画面で拡大縮小率を 1 〜 250 ％の範囲で入力します。(100 ％を設定した場合、拡大縮小なしです。)"取消"ｷｰで拡大縮小前の波形に戻す事が出来ます。

8)比較領域設定
・比較範囲の始点/終点を決めて、波形のどの部分を比較の対象にするのか設定します。
・ｷｰでｶｰｿﾙを移動し比較範囲始点を比較範囲の始点を決めて"確定"ｷｰを押して設定します。(ｶｰｿﾙが黄色に変わります。)
・設定後"取消"ｷｰで比較範囲始点を再設定する事ができます。

・作成が完了したら"ｾｯﾄ"ｷｰを押して、比較波形をﾊﾞｯﾌｧ内に仮保存します。
(作成した波形が緑色に変わります)・さらにｶｰｿﾙを移動して比較領域の終点を決定します。

6)比較波形描画
・画面上でｶｰｿﾙを移動させてﾎﾟｲﾝﾄを決定し、ﾎﾟｲﾝﾄ間を直線で結ぶ事
により比較波形を作成します。
※作成は上限比較波形、下限比較波形の順で行います。

・"確定"ｷｰで比較領域の終点を決定します。
設定後"取消"ｷｰで比較領域の終点を再設定する事ができます。

・ｷｰでｶｰｿﾙを移動させ描画開始点を決定
し"確定"ｷｰを押して設定します。
設定後"取消"ｷｰを押すと描画開始点を再設定する事が出来ます。
・さらにｶｰｿﾙを移動させて次の描画点を決定し"確定"ｷｰを押すと、前回決定したﾎﾟｲﾝﾄの間を直線で結びます。
設定後"取消"ｷｰを押すと決定したﾎﾟｲﾝﾄを再設定する事が出来ます。
・上記の手順を繰り返して波形を描画します。

・作成が完了したら"ｾｯﾄ"ｷｰを押して比較波形をﾊﾞｯﾌｧ内に仮保存します。
(作成した波形が緑色に変わります。)

・作成が完了したら"ｾｯﾄ"ｷｰを押して比較領域をﾊﾞｯﾌｧ内に仮保存します。

9)上下限変位設定値
項目別設定画面 3/3
・上限変位設定値
・下限変位設定値
ﾃﾝｷｰ設定画面で設定します。
設定範囲 0 〜 99999※上下限変位設定値は、基本機能設定のﾒｰﾀ設定で波形&変位比較が選択されている時だけ有効になります。
※上下限波形設定が完了した時は、書き込みを行いﾒﾓﾘして下さい。
詳細は、上記 2)比較波形書き込みを参照して下さい。

取扱説明書 MODEL

DLS-5035

ﾎｰﾙﾄﾞ機能10.

・各種ｻﾝﾌﾟﾙ, ﾋﾟｰｸ, ﾊﾞﾚｰ, ﾋﾟｰｸ・ﾊﾞﾚｰ, 極大・極小値, 変曲点のある一点を検出して表示値をﾎｰﾙﾄﾞし、同時に上下限比較を行い、結果を出力する機能です。
・「7. 基本機能設定 6)入力ｵﾝﾃﾞｨﾚｲ」が設定されている場合は採用します。
(入力ｵﾝﾃﾞｨﾚｲは、STA/STB 信号及び "ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰ に採用します。)※注意 STA/STB 信号 ON になり、入力ｵﾝﾃﾞｨﾚｲ中に STA/STB 信号
OFF になった場合は、入力ｵﾝﾃﾞｨﾚｲ動作を中止します。
("ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰもｵﾝﾃﾞｨﾚｲ中に"ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰ ON になった場合は同様に中止します。)
・"ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰは、「7. 基本機能設定」で設定される Ach ﾒｰﾀ、Bch ﾒｰﾀ、
2ch ﾒｰﾀで有効で、ﾏﾙﾁ表示画面の場合は、Ach, Bch 同時に有効になります。
・"ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰは、Ach ﾒｰﾀ, Bch ﾒｰﾀ(ｼﾝｸﾞﾙ表示画面)、2ch ﾒｰﾀ(ﾏﾙﾁ表示画面)で使用できます。
2ch ﾒｰﾀ(ﾏﾙﾁ表示画面)で、"ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰ ON になった場合は、Ach, Bch
同時ﾀｲﾐﾝｸﾞで動作します。
STA/STB 信号の両方が ON の時、"ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰ ON しても受け付けません。
STA/STB 信号を優先します。

10-1.

14/23
・ﾎｰﾙﾄﾞ機能又は、波形比較の場合
波形開始ﾚﾍﾞﾙは、ﾎｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ 上記 3)の⑫「ﾚﾍﾞﾙ+時間指定ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ」〜⑰「ﾚﾍﾞﾙ+ 期間指定変曲点ﾎｰﾙﾄﾞ」及び波形比較で使用します。
「11. ｸﾞﾗﾌ表示設定 8)ｽﾀｰﾄﾀｲﾌﾟ」で③波形開始ﾚﾍﾞﾙ、又は④外部信号+ﾚﾍﾞﾙが選択された時に使用します。
・波形&変位比較の場合
a)波形開始ﾚﾍﾞﾙを − 99999 に設定し、START 実行後、X 軸の変位
表示値が "0" (又は、"0"以上の)点からｱﾅﾛｸﾞ入力波形(Ach)の取込を開始します。
b)− 99999 以外の時は、START 実行後、表示値が(波形開始ﾚﾍﾞﾙ +波形開始条件)を満足した時点で、X 軸の変位表示値に内部で自動的にﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｾﾞﾛを実行して、変位表示値 "0" 点からｱﾅﾛｸﾞ
入力波形(Ach)の取込を開始します。
5)波形開始条件
・波形開始ﾚﾍﾞﾙに対する条件を設定値選択画面で設定します。
波形開始ﾚﾍﾞﾙ + 波形開始条件が満足した時に有効になります。
・設定項目

①通過
②立ち上がり③立ち下がり④大きい⑤小さい

ﾎｰﾙﾄﾞ機能設定・設定手順 → "設定"ｷｰ → 設定開始注意画面 → ﾒｲﾝ設定画面 → "ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰ
項目別設定画面

項目別設定画面

1/3
1)設定ﾊﾟﾀｰﾝ
・設定値選択画面で、設定するﾊﾟﾀｰﾝを設定します。 設定範囲 0 〜 15
※設定値を変更する前に設定ﾊﾟﾀｰﾝを選択して下さい。
2)設定値ｺﾋﾟｰ・設定値選択画面で、ｺﾋﾟｰ先のﾊﾟﾀｰﾝを設定します。 設定範囲 0 〜 153)ﾎｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ
・設定値選択画面で、17 種類からﾎｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟを設定します。
①通常動作(通常動作)②ｻﾝﾌﾟﾙﾎｰﾙﾄﾞ(ｻﾝﾌﾟﾙﾎｰﾙﾄﾞ)③ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ(ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ)④ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ(ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ)⑤ﾋﾟｰｸ・ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ(ﾋﾟｰｸ・ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ)⑥期間指定ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ(期間指定 P)
⑦ 〃ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ(期間指定 V)
⑧期間指定ﾋﾟｰｸ・ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ(期間指定 P-V)
⑨時間指定ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ(時間指定 P)⑩〃
ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ(時間指定 V)
⑪時間指定ﾋﾟｰｸ・ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ(時間指定 P-V)
⑫ﾚﾍﾞﾙ＋時間指定ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ(LV+時間 P)⑬〃
ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ(LV+時間 V)⑭ﾚﾍﾞﾙ＋時間指定ﾋﾟｰｸ・ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙﾄﾞ(LV+時間 P-V)
⑮ﾚﾍﾞﾙ＋期間指定極大値ﾎｰﾙﾄﾞ(LV+期間極大値)⑯〃
極小値ﾎｰﾙﾄﾞ(LV+期間極小値)⑰ﾚﾍﾞﾙ＋期間指定変曲点ﾎｰﾙﾄﾞ(LV+期間変曲点)a)①通常動作が選択された場合は、"STA", "STB" 信号入力又は"ﾎｰﾙﾄﾞ"ｷｰ は無効です。
b)ｼﾝｸﾞﾙ 又は ﾏﾙﾁ表示画面の場合は、ﾎｰﾙﾄﾞのﾀｲﾌﾟに合った点の表示値をﾎｰﾙﾄﾞして各出力を行います。
c)ｸﾞﾗﾌ表示画面の場合は、ﾎｰﾙﾄﾞのﾀｲﾌﾟに合った点の表示値をﾎｰﾙﾄﾞ
し波形には "・" を表示して各出力を行います。
d)ｸﾞﾗﾌ表示画面の Y 軸は、ｱﾅﾛｸﾞ入力(表示値)、X 軸は時間となります。
4)波形開始ﾚﾍﾞﾙ・検出開始又は、ｱﾅﾛｸﾞ入力波形の取込と描画を開始する点を設定します。
ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
設定範囲 ± 99999

2/36)検出時間・ﾎｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟで、時間指定(⑨〜⑪)、ﾚﾍﾞﾙ+ 時間(⑫〜⑭)を選択した場合の検出期間の時間を設定します。
ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
設定範囲 1 〜 9999
検出時間は、(Td × 設定値)となります。
(Td ＝ (1/ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度))7)極大値・極小値ﾎｰﾙﾄﾞ・ﾎｰﾙﾄﾞ機能で極大値・極小値ﾎｰﾙﾄﾞ(⑮,⑯)
を選択した場合に使用する。
検出最小値、検出ﾚﾍﾞﾙ、検出回数の設定を行います。
a)検出最小値
ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
設定範囲 1 〜 9999b)検出ﾚﾍﾞﾙ値
設定値選択画面で設定します。
設定項目 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5, 2, 3,4倍c)検出回数
ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
設定範囲 1 〜 9・極大値、極小値の検出
A 値− B 値＝ C 値が検出最小値以上の場合に、A 値を極大値、B 値
を極小値とします。

・極大値、極小値のﾎｰﾙﾄﾞ
最大値、最小値を検出後、C 値× "検出ﾚﾍﾞﾙ値"を超えた時点で、極大値ﾎｰﾙﾄﾞの場合は、A 値を表示して ﾎｰﾙﾄﾞします。
極小値ﾎｰﾙﾄﾞの場合は、B 値を表示して ﾎｰﾙﾄﾞします。
・極大値、極小値が繰り返す様な波形の場合は、検出回数で設定した
回数番目の極大値、極小値をﾎｰﾙﾄﾞします。
注意！
表示値に ﾉｲｽﾞ が多く ﾉｲｽﾞ の最大値と最小値を検出してしまう事があります。表示値を画面で確認し、適当な検出最小値を設定して下さい。
例えば検出回数＝ 3 と設定された場合は、E を極大値、F を極小値として ﾎｰﾙﾄﾞ します。

取扱説明書MODEL

項目別設定画面

3/3

DLS-5035

8)変曲点ﾎｰﾙﾄﾞ・ﾎｰﾙﾄﾞ機能で期間変曲点(⑰)を選択した場合に使用する。
変曲点検出値、検出時間 A、検出時間 B を設定します。
a)変曲点検出値
ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
設定範囲 1 〜 99999b)検出時間 A
検出時間は、(1/ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度×設定値)となります。
ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
設定範囲 1 〜 999c)検出時間 B
検出時間は、(1/ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度×設定値)となります。
ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
設定範囲 1 〜 999
・変曲点のﾎｰﾙﾄﾞ"検出時間 A" 期間での表示変動値 C を"検出時間 B" 期間での表示変動値 Dから引いた値を E として、変動値 E 値が変曲点検出値を超えた時、i 点を変曲点としてﾎｰﾙﾄﾞします。

11. ｸﾞﾗﾌ表示設定
波形表示に必要な機能の設定を行います。
・設定手順 → "設定" ｷｰ → 設定開始注意画面 → ﾒｲﾝ設定画面 →"次ﾍﾟｰｼﾞ"ｷｰ → "ｸﾞﾗﾌ表示"ｷｰ項目別設定画面

1/3
1)設定ﾊﾟﾀｰﾝ
・設定値選択画面で、設定するﾊﾟﾀｰﾝを設定します。
設定範囲 0 〜 15
※設定値を変更する前にﾊﾟﾀｰﾝを選択して下さい。

項目別設定画面2/32)設定値ｺﾋﾟｰ・設定値選択画面で、ｺﾋﾟｰ先の ﾊﾟﾀｰﾝ を設定します。
設定範囲 0 〜 153)Y 軸開始点
・ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
設定範囲 ± 99999
4)Y 軸倍率
・入力波形が画面の表示範囲に表示される倍率を選択して下さい。
設定値選択画面で倍率を設定します。
設定倍率 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100,
1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000(11 種類)5)X 軸開始点
・設定範囲は、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度、ﾌﾙｽｹｰﾙ値(Bch)により設定されます。
ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
各ﾎｰﾙﾄﾞ/波形比較の時
波形&変位比較の時
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度
範 囲
ﾌﾙｽｹｰﾙ値
範囲(各単位)
4000 回/秒
0 〜 500
1 〜 2047
0 〜 20002000
0 〜 1000
2048 〜 4095
0 〜 40001000
0 〜 2000
4096 〜 8191
0 〜 8000500
0 〜 4000
8192 〜 16384 0 〜 16000
200
0 〜 10000
16385 〜 32768 0 〜 32000
100
0 〜 20000
32769 〜 65536 0 〜 65000
50
0 〜 40000
65537 〜 99999 0 〜 130000
20
0 〜 100000
10
0 〜 200000

15/236)X 軸倍率
・入力波形が画面の表示範囲に表示される倍率を選択して下さい。
設定値選択画面で倍率を設定します。
設定倍率 1/1, 1/2, 1/5, 1/10 (4 種類)

項目別設定画面Y 軸ｽｹｰﾙ

X 軸ｽﾀｰﾄY 軸ｽﾀｰﾄ

X 軸ｽｹｰﾙ

3/37)ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間
・次項で ﾌﾘｰﾗﾝ が設定された時に有効になります。
"ｽﾀｰﾄ"ｷｰの入力又は、START 信号 ON でｸﾞﾗﾌ描画を開始して、1 画面が終了するとｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
時間の期間描画画面をﾎｰﾙﾄﾞします。
ﾃﾝｷｰ入力画面で設定します。
設定範囲 0.0 〜 99.9(s)8)ｽﾀｰﾄﾀｲﾌﾟ
・波形の描画及び、波形の取込開始をする時のﾀｲﾌﾟを設定します。
設定値選択画面でﾀｲﾌﾟを設定します。
設定項目①ﾌﾘｰﾗﾝ②外部信号入力③波形開始ﾚﾍﾞﾙ④外部信号入力 + 波形開始ﾚﾍﾞﾙ
注意 外部信号入力は、"ｽﾀｰﾄ"ｷｰ 又は、"START 信号" を
指します。
9)読取
・取込が完了している波形の各ﾎﾟｲﾝﾄ値を読み取ります。
・"ｶｰｿﾙ"ｷｰを使用して読み取りする点に移動し、"詳細"ｷｰ を押せば下図の様な画面になり、各点の上下限設定値、上下限波形設定値、上下限変位設定値、表示値を表示します。
取込完了画面

ｶｰｿﾙｷｰ

各点表示画面・ﾎｰﾙﾄﾞ、波形比較の時は、X 軸の変位設定値はありません。

10)範囲外波形読取
・ｱﾅﾛｸﾞ入力値が上下限設定値又は、上下限波形設定値の範囲外になった波形を読み出します。
・読み出す波形を選択します。
最大 4 波形まで自動更新で ﾒﾓﾘできます。(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟはしません。)
・「7. 基本機能設定 1)ﾒｰﾀ 設定」が変更された場合、又は ﾊﾟﾀｰﾝｾﾚｸﾄ
端子や RS-232C, RS-485 でﾊﾟﾀｰﾝが変更された場合は、ﾒﾓﾘされている範囲外波形は全てｸﾘｱされます。
①直前の波形② 2 つ前の波形③ 3 つ前の波形④ 4 つ前の波形⑤範囲外波形ﾒﾓﾘ
・範囲外波形ﾒﾓﾘ 通常は、"ON" にし自動更新をします。
押す毎に "ON/OFF" が切り替わります。(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟはしません。)
・自動更新の途中で残して置きたい波形がある場合に OFF にします。
・①の "直前の波形"ｷｰ が押された場合は、直前の範囲外の波形が表示されます。
直前の範囲外の画面

取扱説明書MODEL

DLS-5035

・ｶｰｿﾙ 点上の読み取りを行う場合は、上記「9)読取」と同じ手順で読み取り可能です。

16/23●診断結果 1

(診断結果は 1 〜 7 まであります。)
・全て正常な状態を表します。
正常な時は Normal を表示します。

11)範囲外波形ｸﾘｱ
・"範囲外波形ｸﾘｱ"ｷｰ を押す毎に、範囲外波形の古い物から順番にｸﾘｱします。

12. ｾﾙﾌﾁｪｯｸ●診断結果 2
設定手順 → "設定"ｷｰ → 設定開始注意画面 →ﾒｲﾝ設定画面 → "次ﾍﾟｰｼﾞ"ｷｰ →"基本機能 2"ｷｰ →"次ﾍﾟｰｼﾞ"ｷｰ を 3 回押しますと左のｾﾙﾌﾁｪｯｸ画面になります。

12-1.

・本機器内の A/D が故障した場合の例です。
本器内の A/D が故障した場合、「A/D」の診断結果
は Error を表示します。
本器内の A/D が故障している場合、「＋ SIG」「− SIG」「SENSOR」の診断が出来ませんが、「＋ SIG」「− SIG」「SENSOR」の診断結果はNormal を表示します。
●診断結果 3

表示ﾁｪｯｸ・「＋ SIG」ﾗｲﾝが断線している場合の例です。
ｾﾝｻと＋ SIG 端子との接続が外れている場合、＋ SIG の診断結果は Error を表示します。
接続が外れていると「SENSOR」の診断が出来ませんが「SENSOR」の診断結果は Normal を表示します。

表示ﾁｪｯｸ画面
・ｶﾗｰﾁｪｯｸ
・ﾊﾞｯｸﾗｲﾄﾁｪｯｸ
・ﾗｲﾝﾁｪｯｸ

ｶﾗｰﾁｪｯｸ画面
・画面にﾀｯﾁすると白 → 黒 → 赤 → 緑 → 青 →表示ﾁｪｯｸ画面に切り替わります。

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄﾁｪｯｸ画面・表示画面上の"OFF"ｷｰで、ﾊﾞｯｸﾗｲﾄがOFF します。
画面上をﾀｯﾁするとﾊﾞｯｸﾗｲﾄが ON します。
"▲"ｷｰで表示ﾁｪｯｸ画面に戻ります。

●診断結果 4・ｾﾝｻと− SIG との接続が外れている場合、「− SIG」の診断結果は Error を表示します。
接続が外れていると「SENSOR」の診断が出来ませんが「SENSOR」の診断結果は Normal を表示します。
●診断結果 5・ｾﾝｻと＋ SIG 端子及び− SIG 端子との接続が外れている場合、「＋ SIG」「− SIG」の診断
結果は Error を表示します。
接続が外れていると「SENSOR」の診断が出来ませんが、「SENSOR」の診断結果は Normal を表示します。

ﾗｲﾝﾁｪｯｸ画面
・画面にﾀｯﾁすると横ﾗｲﾝﾁｪｯｸ → 縦ﾗｲﾝ
ﾁｪｯｸ → 表示ﾁｪｯｸ画面に切り替わります●診断結果 612-2.

・＋ SIG 端子、− SIG 端子が接続されていれば「SENSOR」の診断を行います。
「SENSOR」の診断結果には、6 と 7 の 2 通りあります。
赤色：ｼｮｰﾄ、黄色：ｵｰﾌﾟﾝ
診断結果 6 画面は「R1」「R4」がｼｮｰﾄ、「R2」「R3」がｵｰﾌﾟﾝである事を表しています。又は「R1」「R2」「R3」「R4」のうち、1 つがこの状態である事を表しています。

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾁｪｯｸ
ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾁｪｯｸ画面・画面の青色部分にﾀｯﾁしますと、黒に変化します。
全面黒になる事を確認します。

12-3.

●診断結果 7制御端子ﾁｪｯｸ

・診断結果 7 画面は「R1」「R4」がｵｰﾌﾟﾝ、「R2」「R3」がｼｮｰﾄである事を表しています。
又は「R1」「R2」「R3」「R4」にうち、1 つがこの状態である事を表しています。
注意：「SENSOR」の診断は、上記以外の故障は正確な診断が出来ませんので、ｾﾝｻを外し単体で調べる事をお勧めします。

・各入力信号が"ON"になっている期間、
画面上の信号が青色から黄色に変化します。
・"各出力信号"ｷｰを押す事により、出力信号の ON/OFF が切り替わります。

12-4.

ｾﾝｻｾﾙﾌﾁｪｯｸ

●初期画面

12-5.
診断結果は青色の部分に表示されます。
「＋ EXC」は本機器のｾﾝｻ電源の出力ﾚﾍﾞﾙを数値で表示します。
「A/D」は本機器内の A/D が正常かどうかを診断 します。
「＋ SIG」はその接続がされているかを診断します。
「− SIG」はその接続がされているかを診断します。
「SENSOR」は接続されているｾﾝｻの故障を診断します。
・"ｽﾀｰﾄ"ｷｰを押しますとｾﾙﾌﾁｪｯｸを開始します。

ｱﾅﾛｸﾞ出力・"0 ％"、"50 ％"、"100 ％"ｷｰを押すと下表の出力が選択されている仕様の端子から出力されます。

ﾎﾞﾀﾝ± 10V 仕様
0％
-10V
50 ％
0V
100 ％
10V
・"▲"ｷｰを押すと「10.ｾﾙﾌﾁｪｯｸ」に戻ります。
・"計測"ｷｰを押すと通常表示画面に戻ります。
・ｱﾅﾛｸﾞ出力は表示値に対応した出力となります。

4 〜 20mA 仕様
4mA
12mA
20mA

取扱説明書 MODEL
12-6.

DLS-5035

17/23

BCD 出力・数値および"極性"ｷｰにて、BCD 出力端子に出力させたい数値を入力します。
数値を入力したら"ｾｯﾄ"ｷｰを押す事により、設定された数値ﾃﾞｰﾀ(BCD ｺｰﾄﾞ)が、BCD 出力端子に出力されます。
設定できる数値は 5 桁までです。
設定されていない桁は、「0」が出力されます。
・"▲"ｷｰを押すと「12. ｾﾙﾌﾁｪｯｸ」に戻ります。
・"計測"ｷｰを押すと計測画面に戻ります。
・BCD 出力は、表示値に対応した出力となります。
・99999 又は-99999 を入力するとｵｰﾊﾞｰ信号が出力されます。

13. ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ
13-1. ｱﾅﾛｸﾞ出力設定2)設定値ｺﾋﾟｰ・設定値選択画面で、ｺﾋﾟｰ先のﾊﾟﾀｰﾝを設定します。
・設定範囲 0 〜 153)出力ﾁｬﾝﾈﾙ
・どちらのﾁｬﾝﾈﾙの表示値を使用して出力するのかを選択画面で、設定します。
・設定項目 Ach、Bch

14. 各出力の接続
14-1. ｱﾅﾛｸﾞ出力の接続
入出力ﾕﾆｯﾄ用ﾈｼﾞ端子
VOUT
NC
COM
NC
COM
NC
NC
NC
NC
AOUT

適合 圧 着 端子 寸 法
φ 3.2mm・ｱﾅﾛｸﾞ出力が実装されている時に実行可能です。
・設定手順 → "設定"ｷｰ → 設定開始注意画面 → ﾒｲﾝ設定画面→ "次ﾍﾟｰｼﾞ"ｷｰ → "出力"ｷｰ

5.9max5min1)設定ﾊﾟﾀｰﾝ
・設定値選択画面で設定するﾊﾟﾀｰﾝを決定します。
・設定範囲 0 〜 15

14-2.
1

2

端子 No.

信号方向

50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
出力
入力
入力
出力

注 1)表示値がｱﾅﾛｸﾞ出力設
定値より大きくなった場合は、正しく出力されません。

13-2.

BCD 出力設定

・BCD 出力が実装されている時に実行可能です。
・設定手順 →"設定" → 設定開始注意画面 → ﾒｲﾝ設定画面 →"次ﾍﾟｰｼﾞ"ｷｰ → "出力"ｷｰ1)設定ﾊﾟﾀｰﾝ
・設定値選択画面で、設定するﾊﾟﾀｰﾝを設定します。
・設定範囲 0 〜 15
※設定値を変更する前に、設定ﾊﾟﾀｰﾝを選択して下さい。

共通(-)

内 容
電圧出力
電圧出力用

※
共通(-)

電流出力用

※
※
※
※
出力

電流出力

BCD 出力の接続

・ｱﾅﾛｸﾞ出力設定例
ｱﾅﾛｸﾞ出力 10V(又は 20mA)になる時の表示値を 2000 とします
ｱﾅﾛｸﾞ出力 0V(又は 4mA)になる時の表示値を 400 とします。

表示値

出力
※

1)入出力 BCD ｺﾈｸﾀ

5)ｱﾅﾛｸﾞ出力 HI・ｱﾅﾛｸﾞ出力が 10V 又は 20mA になる時の表示値を設定します。
・設定範囲± 99999
6)ｱﾅﾛｸﾞ出力 LO
・ｱﾅﾛｸﾞ出力が 0V 又は 4mA になる時の表示値を設定します。
・設定範囲± 99999

注 2)表示値が− OVER の時及びｱﾅﾛｸﾞ出力が0mA 以下になる
表示値の時、出力は0mA 付近になります。

信号方向

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

※ NC は空き端子ですが、中継端子として使用しないで下さい。

※設定値を変更する前に設定ﾊﾟﾀｰﾝを選択して下さい。

2)設定値ｺﾋﾟｰ・設定値選択画面でｺﾋﾟｰ先のﾊﾟﾀｰﾝを決定します。
・設定範囲 0 〜 153)出力ﾁｬﾝﾈﾙ
・どちらのﾁｬﾝﾈﾙの表示値を使用して出力するのかを選択画面で設定します。
・設定項目 Ach, Bch4)出力ﾀｲﾌﾟ・電圧出力± 10V、電流出力 4 〜 20mA を選択
画面で設定します。
・設定項目± 10V、4 〜 20mA

端子 No.

49

※注意：

信号名
1
2
4
8
10
20
40
80
100
200
400
800
1000
2000
4000
8000
10000
20000
40000
80000
OVER
POL
ENABLEENABLEPC

端子 No.

信号方向

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

−−
共通
共通
入力
−−
−−
−−
共通
共通
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

信号名
NC
D.COM
D.COM
+COM
NC
NC
NC
D.COM
D.COM
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

・信号名"NC"は空き端子ですが、中継端子として使用しないで下さい。
・信号名"+COM"は外部電源のﾌﾟﾗｽ側に接続して下さい。

・ｺﾈｸﾀはｶｰﾄﾞｴｯﾁﾞﾀｲﾌﾟ ﾘﾎﾞﾝｹｰﾌﾞﾙ用ｺﾈｸﾀ(付属)を使用します。
(ﾋﾛｾ電機社製 HIF5C-50DA-2.54R)
・適合電線 「UL2651」AWG#28 ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ(7 本/0.127mm, 外皮径 0.8〜 1.0mm)です。

取扱説明書 MODEL

DLS-5035

18/23

RS-232C の接続

14-3.

設定ﾃﾞｰﾀ名

表

示

応答

備

考

ｺﾏﾝﾄﾞ＋ﾊﾟﾀｰﾝ

基本機能設定基本機能 2 設定
ｱﾅﾛｸﾞ入力設定(Ach)

ｱﾅﾛｸﾞ入力設定(Bch)

RS-485 の接続

14-4.

入出力ﾕﾆｯﾄ用ﾈｼﾞ端子
"+"
"−"
SG
TERM
TERM
NC
NC
NC
NC
NC

端子 No.

1
2
3
4※a
5※a
6
7
8
9
10

信号方向
入出力
入出力

−−
−−
−−

信号名
+
−
SG

内 容
非反転出力
反転出力
ｼｸﾞﾅﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ

比較設定値設定
(Bch)

TERM1
TERM2

NC
NC
NC
NC
NC

比較設定値設定
(Ach)

※
※
※
※
※

ﾎｰﾙﾄﾞ機能設定

ｸﾞﾗﾌ表示設定
φ 3.2mm
5.9max
5min

15.

※ NC は空き端子ですが、中継端子として使用しないで下さい。
※ a 端子 No.4 と端子 No.5 を外部で短絡しますと終端抵抗がﾗｲﾝ間に接続されます。

ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

比較波形、波形&変位比較設定
ﾘﾆｱﾗｲｽﾞ設定(Ach)1)電源 ON 時、各設定値の変更、使用ﾊﾟﾀｰﾝを変更した時に各設定値のﾁｪｯｸを行い、設定時点の内容と読み込んだ時の内容が違っている場合に、次のような応答を行います。
応答例

ｱﾅﾛｸﾞ入力設定(Ach)"P-5"(ﾊﾟﾀｰﾝ 5)が違っている場合"DATA LOST
CALA P-5" を応答します。
壊れている"ｺﾏﾝﾄﾞ+ﾊﾟﾀｰﾝ"が表示されます。
ﾒｯｾｰｼﾞ

ﾘﾆｱﾗｲｽﾞ設定(Bch)

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｾﾞﾛ
Achﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｾﾞﾛ
Bch
BCD 出力

ｴﾗｰ表示画面ｱﾅﾛｸﾞ出力
2)画面に Error を表示し、各出力は OFF になります。
Error 項目の設定値は初期化(ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値)されますので、電源を再投入
してから必ず Error 項目の再設定をして下さい。
全ての Error が解除された後に、通常動作を行います。
3)RS-232C の場合、ｺﾏﾝﾄﾞが実行された時点で Error があった時に応答します。Error 項目の設定値は初期化(ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値)されますので、電源を再投入してから必ず Error 項目の再設定をして下さい。
全ての Error が解除された後に、通常動作を行います。
4)RS-485 の場合は、回線確立後にｺﾏﾝﾄﾞが実行された時点で Error があった時に応答します。以後の動作は RS-232C と同じになります。
5)画面に"ERROR"の表示、または通信で"DATA LOST MEMORY"が応答された場合は、ﾒﾓﾘ素子自体に問題が発生している可能性がありますので、取扱店又は直接弊社へご連絡(送付)下さい。

DATA LOST MEMORY
発生時の画面

内部ﾃﾞｰﾀ

16.

仕

ERROR
基本機能
ERROR
基本機能 2
ERROR
入力
Ach
P00 〜 15

COND

−−−

COND2

−−−

CALA
P-0 〜 15

(ｾﾞﾛ値、SPIN 値、
ｽﾊﾟﾝ設定値を含む)

ERROR
入力
Bch
P00 〜 15
ERROR
比較
Ach
P00 〜 15

CALB

COMA
P-0 〜 15

−−−

ERROR
比較
Bch
P00 〜 15
ERROR
ﾎｰﾙﾄﾞ
P00 〜 15ERROR
ｸﾞﾗﾌ表示
P00 〜 15
ERROR
波形比較
P00 〜 07
ERROR
ﾘﾆｱﾗｲｽﾞAch
P00 〜 15

COMB
P-0 〜 15−−−

HLD
P-0 〜 15−−−

DST
P-0 〜 15−−−

WCO
P-0 〜 7−−−LINA
P-0 〜 15

−−−
−−−

LINB
P-0 〜 15

−−−

−−−

DZA

−−−

DZB

ERROR
出力
P00 〜 15ERROR
出力P00 〜 15
P00 〜 15
ERROR

BOP
P-0 〜 15

制御端子またはｺﾏﾝﾄﾞを実行します。
制御端子またはｺﾏﾝﾄﾞを実行します。
BCD 出力が実装されている時だけです。

AOP
P-0 〜 15

ｱﾅﾛｸﾞ出力が実装されている時だけです。

MEMORY

復旧不可能です。取扱店
又は直接弊社へご連絡(送付)下さい。

ERROR
ﾘﾆｱﾗｲｽﾞ
Bch
P00 〜 15

P-0 〜 15

様

●入力部(Ach)
ｾﾝｻ電源
適合ｾﾝｻ

：DC10V, 5V, 2.5V ± 10 ％出力 120mA 以下：ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞ式各種ｾﾝｻ(4 線式)(350 Ωｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞ式ｾﾝｻを最大 4 個まで並列接続可能)
入力信号範囲：-4.0mV/V 〜+4.0mV/V
表示：ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｹｰﾘﾝｸﾞによる入力校正範囲：入力校正範囲 0.1 〜 3.0mV/V(SPIN 値)
表示(荷重)範囲：100 〜 30000(最小入力感度時)(ｽﾊﾟﾝ設定値)
最小入力感度：0.25 μ V/digit (ｾﾝｻ電源 2.5V 時)
0.5 μ V/digit(ｾﾝｻ電源 5.0V 時)
1.0 μ V/digit(ｾﾝｻ電源 10.0V 時)
非直線性：± 0.02 ％ FS+1digit 以内(3mV/V 入力時)(23 ℃± 5 ℃)
等価校正誤差：± 0.2 ％ FS 以内
温度係数：± 0.005 ％ of rdg + 0.5digit/℃
ｱﾅﾛｸﾞﾌｨﾙﾀ：10, 30, 300, 600(Hz)から選択する。

取扱説明書MODEL

DLS-5035

19/23●入力部(Bch)
計装入力 ：

ﾃﾞｰﾀ設定方法 ：各設定ﾒﾆｭｰとﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙの操作、又は RS-232C/485 で行う
電源：AC100 〜 AC240V ± 10 ％(50/60Hz)
消費電力：約 32VA(MAX)
外形寸法：100mm(W)× 96mm(H)× 153mm(D)
使用温湿度範囲：0 〜 40 ℃、35 〜 85 ％ RH(非結露)質量：約 1.0kg
耐 電 圧：入力(AG)/ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(DG),比較出力(E.COM),
RS-232C/485(SG), BCD 出力(D.COM),ｱﾅﾛｸﾞ出力(COM)間 各 DC500V 1 分間
電源/入力(AG), ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(DG),比較出力(E.COM),
RS-232C/485(SG),BCD 出力(D.COM),
ｱﾅﾛｸﾞ出力(COM)間 各 AC1500V 1 分間
絶縁電圧
：上記の各端子間 DC500V 100M Ω以上

非直線性 ：± 0.02 ％ FS + 1digit 以内(3mV/V 入力時)(23 ℃± 5 ℃)
温度係数 ：± 0.005 ％ of rdg + 0.5digit/℃
ｱﾅﾛｸﾞﾌｨﾙﾀ ：10, 30, 300, 600(Hz)から選択する。
測定機能 ：ﾚﾝｼﾞの指定は前面ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ画面から可能

17.

No.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

●測定・各機能(Ach/Bch 共通)
動作方式 ：△Σ変換方式
入力数：2 入力(Ach,Bch)
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度：(4000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10)回/秒
最高速ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度 1ch 使用時 4000 回/秒
最高速ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度 2ch 使用時 2000 回/秒
表示更新周期：(12.5, 6.25, 2.5, 1, 0.5)回/秒
移動平均
最大表示
表示器

：OFF, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024：-99999 〜 0 〜 99999(ﾌﾙ 5 桁)
：STN ｶﾗｰ LCD(320 × 240 ﾄﾞｯﾄ)表示範囲(約 74mm × 55mm)
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ寿命 40,000［Hr］(25 ℃)●ﾓﾆﾀ用ｱﾅﾛｸﾞ電圧出力
Ach
Bch：ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞ入力 ± 4.0mV/V → 約± 6V：計装入力 ± 0 〜 10
→ 約± 5V
計装入力 ± 0 〜 20mA
→ 約± 5V●比較機能
設定範囲：± 99999
ﾋｽﾃﾘｼｽ：± 0 〜 9999(比較出力ﾀｲﾌﾟ "ｴﾘｱ"では使用しません。)
比較出力ﾀｲﾌﾟ：通常動作、ｴﾘｱ、ﾗﾝｸから選択する。
比較出力：5 種類(HH, HI, GO, LO, LL)
ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ出力 ：NPN ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力(波形比較、波形&変位比較も含む)
出力容量 電圧 MAX.30V 電流 MAX.20mA●波形比較機能
1 ﾊﾟﾀｰﾝ当たり、2048 点の上下限設定値を設定し(8 ﾊﾟﾀｰﾝ設定可能)ｽﾀｰﾄ後、表示値が上下限設定値以内かをﾘｱﾙﾀｲﾑで比較を行い、結果を出力する。
・波形比較 (X 軸＝時間)
比較出力＝ Y 軸 HI, GO, LO
・波形&変位比較(X 軸＝変位)
比較出力＝ Y 軸 HI, GO, LO、 X 軸 HI, LO(変位出力)●入出力機能・RS-232C 出力：ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀから各種設定が可能。また動作状態を読み出す事が可能
・RS-485 出力 ：ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀにﾒｰﾀを最大 31 台接続可能
・BCD 出力：ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力(NPN 型)出力容量 電圧 MAX 30V、
電流 MAX 15mA (出力周期ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度による)(出力するﾁｬﾝﾈﾙを選択可能)
・出力信号 BCD, OVER, POL, PC
・入力信号 ENABLE
・ｱﾅﾛｸﾞ出力：D/A ｺﾝﾊﾞｰﾀ使用(出力するﾁｬﾝﾈﾙを選択可能)
分解能 約 16bit 相当
出 力± 0 〜 10V
4 〜 20mA

負荷抵抗
確度
10k Ω以上±(0.5 ％ of FS)
550 Ω以下±(0.5 ％ of FS)
・確度は(23 ℃± 5 ℃、35 〜 85 ％ RH)

ﾘｯﾌﾟﾙ
50mVpp25mVpp●共通仕様
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ：各設定ﾃﾞｰﾀ ＝ ﾌﾗｯｼｭ ROM(設定完了時に書き込みを行う)
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｾﾞﾛ値、表示画面 ＝ 二次電池により電源断時から約 2 週間保持(二次電池満充電時間 約 80 時間)

単位表

18.

単位
A
ber
℃
cm
cm/min
deg
dyne
｡
Ｆ
ft
ftlb
g
hPa
Hz
lb
inch
inlb
inoz
J
kA
kg

No.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

単位
kg/h
2
kg･m
3
kg/m
kHz
kJ
kN
KΩ
kPa
kV
kW
l
l/h
l/min
l/s
2
m /s
3
m
3
m /min
3
m /s
m
mA

No.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

単位
m/h
MHz
3
m /h
μA
μm
μV
MJ
mm
m/min
mm/min
mm/s
MN
MΩ
MPa
2
m/s
m/s
ms
mV
MW
N

No.
単位
2
60 N/m61 N･m
62 Ω
63 oz
64 Pa
65 ％
66 ％RH67 ‰68 pH
69 ppm70 psig
71 rad72 rpm73 s
74 ton
75 V
76 VA
77 W
78 表示無し

保証とｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ

1)保証期間は、納入日より 1 ｶ年です。この間に発生した故障で、明らかに弊社が原因と判断される場合は、無償で修理致します。
2)ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ
本製品は、厳重な品質管理のもとで製造、試験検査をして出荷しています
が万一故障した場合は、取扱店又は直接弊社へ御連絡(送付)して下さい。
(故障内容は出来るだけ詳しくﾒﾓされ、現品と同封して頂けると幸いです。)

取扱説明書MODEL

DLS-5035

20/23●表記対応表日本語表記

英語表記± 0-10V± 10V± 0-20mA
4-20mA
0.5回 /秒
1回 /秒
2.5回 /秒
6.25回 /秒
10回 /秒
12.5回 /秒
20回 /秒
50回 /秒
100回 /秒
200回 /秒
500回 /秒
1000回 /秒
2000回 /秒
4000回 /秒
2400bps
4800bps
9600bps
19200bps
38400bps

0 to 10V± 10V
0 to 20mA
4 to 20mA
0.5CPS
1CPS
2.5CPS
6.25CPS
10CPS
12.5CPS20CPS
50CPS
100CPS
200CPS
500CPS
1000CPS
2000CPS
4000CPS
2400 BPS
4800 BPS
9600 BPS
19200 BPS
38400 BPS

1フ ァ イ ル の 波 形 デ ー タ 数

Waveform Data

1波 形 書 込
2chメ ー タSingle2 Channels

2つ 前 の 波 形
3つ 前 の 波 形
4つ 前 の 波 形

2Times Before
3Times Before
4Times Before

Achメ ー タ
Bchメ ー タ

A Channel
B Channel

DZキ ー プ ロ テ ク ト
DZ値 バ ッ ク ア ッ プ
HHヒ ス テ リ シ ス 設 定
HH比 較 設 定HIヒ ス テ リ シ ス 設 定
HI比 較 設 定
LLヒ ス テ リ シ ス 設 定
LL比 較 設 定LOヒ ス テ リ シ ス 設 定
LO比 較 設 定

Protect DZ
Digital ZERO Backup
HH Hysteresis
HH Limit
HI Hysteresis
HI Limit
LL Hysteresis
LL Limit
LO Hysteresis
LO Limit

LV+期 間 極 小 値
LV+期 間 極 大 値
LV+期 間 変 曲 点
LV+時 間 P
LV+時 間 P-V
LV+時 間 V

Minimal Value
Maximal Value
Inflection Point
Level+Time P
Level+Time P-V
Level+Time V

MD時 間
MD比 較 幅MD Time
MD Width

NG波 形 連 続 書 込
OFFON

NG Waveform
OffOn

SDメ モ リ 容 量 確 認
SDメ モ リ 容 量 不 足 時 の 処 理
SD設 定
SD保 存 <1波 形 >SD保 存 <NG波 形 >SD保 存 <連 続 >SPIN値
X軸 開 始 点
X軸 倍 率Y軸 開 始 点
Y軸 倍 率ZT補 正 周 期
ZT補 正 幅アナログフィルタ
ア ナ ロ グ 出 力 HI
ア ナ ロ グ 出 力 LO

Available Memory
Overwrite ModeSD Setup
SD SAVE SINGLSD SAVE NG WAVESD SAVE CONTSPIN
X Start Point
X ScaleY Start PointY ScaleZT TimeZT Width
Analog Filter
Analog Output HI
Analog Output LO

取扱説明書MODEL

DLS-5035

日本語表記

21/23
英語表記

安定

Motion

空き容量
明るさ調整
インターバル時間
移動平均

Available
Contrast
Interval TimeMoving Average

上書モード0
上書モード1
エリア

Mode0
Mode1
Area

オフセット
オフセット入力値

Offset Scale
Offset Scale Input

大きい

More

カーソル
カラー
下限変位設定値

CURSOR
Color
Displacement Min Value

外部信号
外 部 信 号 +レ ベ ル

Ext.Signal
E.S+W.S.

各設定値プロテクト
拡大縮小
確定

Protect Others
MAG
OK

書込中止

Stop Write

基本機能
基本機能2
基本機能設定初期化

Setup
SystemInitialize Setup

奇数
期間指定P
期 間 指 定 P-V
期間指定V

ODD
Area P
Area P-V
Area Vグラフ
グラフ表示
グラフ表示設定初期化

GRAPH
Graph Disp
Initialize GraphDisp

クリア

Clear

クリア

CLEAR

偶数

EVEN

計測
検出レベル値
検出回数
検出最小値
検出時間
検出時間A
検出時間B
サンプリング速度
サンプリング波形移動

MENU
Detection Level
Detection Count
Minimal Value
Detection Time
Inflection Before
Inflection After
Sampling Cycle
Sampring Wave Move

サンプルホールド

Sample

最後
最初
削除
シングル

End
Top
DeleteSINGLE

時間指定P
時 間 指 定 P-V
時間指定V

Time PTime P-V
Time V

時計設定
次ページ
次頁
実負荷校正
出力
出力オフディレイ
出力タイプ
出力チェック
出力チャンネル
出 力 デ ー タ 0 (〜 30)
出 力 デ ー タ 1 (〜 31)
出力設定初期化
小数点
詳細
上限変位設定値

Date & Time setting
PAGE
Next
Actual Load
OutputOutput Delay
Output Type
Self Check Output
Output Channel
Point 0 (〜 30) Out
Point 1 (〜 31) Out
Initialize Output
Decimal Point
DETAIL
Displacement Max Value

常時

Always

ズーム×1
スタート
スタートタイプ
ステップ幅

ZOOMx1START
Start TypeStep

取扱説明書MODEL

DLS-5035

日本語表記
ストップビット
スパン設定値
セット
ゼロ校正

英語表記
Stop Bit
SPAN
SET
ZERO Calibration

ゼロ幅
ゼ ロ 幅 +安 定

Zero Band
Z+M

ゼロ幅設定
ゼロ幅設定
センサセルフチェック
センサ電源
制御端子チェック
設定
設定データの保存
設定パターン
設定ファイルの削除
設定ファイルの読込
設定値コピー
前頁
全設定初期化
総容量
測定値設定
測定波形書込モード
ダイレクト設定
タッチパネルチェック
単位

Zero Band
Zero Band
Self Check Sensor
Sensor Power
Self Check I/O
MODE
Setup File Save
Pattern SelectSetup File Delete
Setup File Load
Pattern Copy
Prev
Initialize ALL
Total
A/D Output ValueSD Write Mode
Direct Input
Self Check Touch Panel
Unit

立ち下がり
立ち上がり

Traling Edge
Rising Edge

ちらつき調整Cross Talk

小さい

Less

直前の波形

1Times Before

通過
通常動作

Pass
Normal

通信速度
ディジタルシフトデ ィ ジ タ ル リ ミ ッ タ HI
デ ィ ジ タ ル リ ミ ッ タ LO
データ数
データ設定
データ長
デリミタ
取消
等価校正

BPS
Digital Shift
Digital Limiter HI
Digital Limiter LO
Set Number
Point Data
Data Length
Delimiter
ESC
Equivalent Calibration

なし

NONE

入力
入力オンディレイ
入 力 デ ー タ 0 (〜 30)
入 力 デ ー タ 1 (〜 31)
入力レンジ
入力設定プロテクト
入力設定初期化
バックライト
バックライト点灯時間
パリティ

Strain Gauge
Input ON Delay
Point 0 (〜 30) Ｉ ｎ
Point 1 (〜 31) Ｉ ｎ
Input Range
Protect StrainGauge
Initialize StrainGauge
Back Light
BackLight Time
Parityバレーホールド

Valleyパワーオンディレイ
波 形 &変 位

Power ON Delay
W & D

波 形 &変 位 比 較

W&D

波形サンプリング
波形ファイル削除
波形開始レベルSampling
Waveform File Delete
Start Level

波形開始レベル

WaveStartLevel

波形開始条件
波形読取
波形比較
波形比較

Start Condition
Wave Data
Read
WAVE COMPARE
Waveform

波 形 比 較 Ach
波 形 比 較 Bch

Wave Ach
Wave Bch

波形比較設定初期化

Initialize Waveform

22/23

取扱説明書

MODEL

日本語表記
範囲外波形クリア
範囲外波形メモリ
範囲外波形読取
ピーク・バレーホールド
ピークホールド
比較
比較出力タイプ
比較出力開始条件
比較設定初期化
比較波形クリア
比較波形書込
比較波形描画比較波形編集比較領域設定表示チェック表示更新周期
ファイル名入力
フリーラン
フルスケール
フルスケール入力値
変曲点検出値
ホールド
ホールド
ホールドタイプ
ホールド設定初期化
マルチ
メータ設定
読込
ライン
ランク
リニアライズ
リニアサイズ設定初期化
速読書込

DLS-5035

23/23

英語表記
Rejection Data Clear
Rejection Data Store
Rejection Data Read
P‑V
Peak
Comparator
Type
Start Condition
Initialize Comparator
Clear Wave Data
Pattern Write
Comparison Wave Draw
Comparison Wave Edit
Comparison Area
Self Check Display
Display Cycle
File Name
FreeRunFull Scale
Full Scale Input
Inflection Range
HOLD
Hold
Type
Initialize Hold
MULTI
Mater Setup
Lead
Line
Rank
Liearization
Intialize Linearization
Continuous

東洋測器株式会社
Vishay Transducers 日本総代理店
Honeywell Sensotec 日本代理店〒223-0057
神奈川県横浜市港北区新羽町964-24
TEL：045-540-8353
FAX : 045-544-8354
http://www.toyo-sokki.co.jp

2005-06-02 UW-48425a