PT8-0016

TIGER
ガス検知器取扱説明書 V3.9

ご使用のガス検知器
TIGER をオンラインで必ずご登録し延長保証をご利用ください。

販売元〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
製造元

Ion Science Ltd

ご使用のガス検知器 TIGER をオンラインで必ずご登録し延長保証をご利用ください。
Ion Science 社製ガス検知器 TIGER をご購入いただきまして、
ありがとうございます。
ご購入いただきました本器の標準保証は、5 年間まで延長できます。
延長保証をご利用いただくために、ご購入後 1 ヶ月以内に本器をオンラインで必ずご登録ください。諸条項が適用されます。
詳しくは www.ionscience.com/instrument-registration をご覧ください。

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

適合宣言
メーカー:

Ion Science Ltd(The Hive,Butts Lane, Fowlmere, Cambridge, SG8 7SL,UK)

製品名:

TIGER

製品の説明:PID 式 VOC 濃度計(本質安全防爆適合)

指令 2014/34/EU

必須のコード表示 -II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Tamb. = -15ºC から+45 ºC (リチウムイオン電池パック使用)
Tamb. = -15 ºC から+40 ºC (アルカリ電池パック使用)
証明番号-

ITS09ATEX26890X issue2

IECEx ITS 10.0036X issue4

認証機関:

Intertek, 0359, チェスター、英国

レポート番号:

102394781CHE-001

Intertek

3193491 は UL 規格 913, 61010-1 に準拠し、CAN/CSA 規格
C22.2 No.61010-1 の認証を取得済み

適合規格
(性能)
BS EN 60079-0: 2012
BS EN 60079-11: 2012

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres.
General requirements
Explosive atmospheres. Equipment protection by
intrinsic safety "i

BS EN61326-1:2006

Electrical equipment for measurement, control and laboratory
use. EMC requirements. General requirements. Group 1,
Class B equipment – (emissions section only)

BS EN61326-1:2006

Electrical equipment for measurement, control and laboratory
use. EMC requirements. General requirements. Industrial
location immunity - (immunity section only)

BS EN50270:2006

Electromagnetic compatibility – Electrical apparatus for thedetection and measurement of combustible gases, toxic gases
or oxygen. Immunity Type 2 – industrial environments.

CFR 47:2008

Class A Code of Federal Regulations: 15Subpart B – Radio
Frequency Devices – Unintentional Radiators(システム)BS EN ISO 9001: 2015
BS EN 80079-34: 2011

Quality Management System - Requirements
Application of Quality Systems for equipment manufacture

Ion Science 社を代表し、この宣言を添付する製品の市場提供日において、同製品が上述の技術的要件及び規制の要件すべてに準拠することを宣言します。
氏名: Graham Davies

役職:クオリティーマネージャー

署名:

日付: 2018 年 4 月 9 日

3/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

目次
適合宣言 .............................................................................................................................................................................. 3
製品概要 .............................................................................................................................................................................. 5
使用責任 .......................................................................................................................................................................... 5
重要事項 .......................................................................................................................................................................... 5
品質保証 .......................................................................................................................................................................... 5
検知器の廃棄................................................................................................................................................................... 5
校正サービス................................................................................................................................................................... 5
法的な告知 ...................................................................................................................................................................... 5
TIGER について .................................................................................................................................................................. 6
使用の準備 .......................................................................................................................................................................... 7
取扱説明書 ...................................................................................................................................................................... 7
吸引ノズル ...................................................................................................................................................................... 7
電源オン .......................................................................................................................................................................... 7
電源オフ .......................................................................................................................................................................... 7
バッテリ .......................................................................................................................................................................... 7
ガス種の選択................................................................................................................................................................... 7
警報値の設定................................................................................................................................................................... 7
TIGER PC ソフトウェア ................................................................................................................................................. 7
操作キーについて ............................................................................................................................................................... 8
概説 ................................................................................................................................................................................. 8
操作キーの機能の説明 .................................................................................................................................................... 8
ディスプレイ画面の説明..................................................................................................................................................... 9
画面の表示 ...................................................................................................................................................................... 9
状態アイコン................................................................................................................................................................... 9
測定画面エリア ............................................................................................................................................................. 10
ソフトキーエリア ......................................................................................................................................................... 11
TIGER の使用方法 ............................................................................................................................................................ 12
TIGER PC ソフトウェア ................................................................................................................................................... 16
PC の条件...................................................................................................................................................................... 16
TIGER PC ソフトウェアのダウンロード ...................................................................................................................... 16
TIGER PC ソフトウェアのインストール ...................................................................................................................... 16
PC への接続方法 ........................................................................................................................................................... 19[Features]画面 ............................................................................................................................................................... 21[Configuration]画面 ........................................................................................................................................................ 22[Calibration] (校正) ........................................................................................................................................................ 25[Gas Table]画面(警報設定値の設定を含む) ................................................................................................................... 26[Firmware]画面 .............................................................................................................................................................. 27
データログ済み指示値のダウンロード ......................................................................................................................... 29[Health Safety]画面 ....................................................................................................................................................... 30[Snapshots]画面 ............................................................................................................................................................ 30
ソフトウェアの免責事項 ............................................................................................................................................... 31
バッテリ ............................................................................................................................................................................ 32
バッテリの充電 ............................................................................................................................................................. 32
リチウムイオン電池パックの交換 ................................................................................................................................ 33
アルカリ電池パックの交換 ........................................................................................................................................... 34
自己診断機能..................................................................................................................................................................... 35
メンテナンス..................................................................................................................................................................... 36
校正 ............................................................................................................................................................................... 36
新型プローブキット(17)................................................................................................................................................ 37
PTFE フィルター(13) .................................................................................................................................................... 37
PID センサ(A6 10.6eV, 11,7eV) /ランプの交換と ランプのクリーニング（10.6eV のみ）....................................... 38
ランプのクリーニング（10.6eV のみ） ........................................................................................................................ 39
TIGER の部品 ................................................................................................................................................................... 40
主要組み立て部品 ......................................................................................................................................................... 40
付属品 ............................................................................................................................................................................... 41
ガス検知器の保証及び点検修理 ........................................................................................................................................ 42
保証 ............................................................................................................................................................................... 42
保守点検 ........................................................................................................................................................................ 42
お問い合わせ先 ............................................................................................................................................................. 42
技術仕様 ............................................................................................................................................................................ 43
取扱説明書の改訂歴 .......................................................................................................................................................... 44
4/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

製品概要
使用責任
PhoCheck TIGER は、潜在的な危険性をともなう毒性及び爆発性の幅広いガスを検出します。本器には調整及び選択可
能な各種の機能が含まれており、多様な場面で活用できます。Ion Science 社は、機能の不適切な調整により引き起こされる、人員又は資産などへの損害について、いかなる責任も負いません。本器は個人用の保安機器としてご使用ください。ユーザーは自己の責任において警報発生の状況に適切に対応するものとします。
性能低下を防止するため、本器は定期的に点検及びメンテナンスを行う必要があります。Ion Science 社は、本器の管理責任者は本器が校正範囲内で機能することを保証するために使用する前に定期的な点検計画を策定し、校正チェック
データの記録を維持保管することを推奨します。本器は、本書の説明及び地域の安全基準に従って使用する必要があります。
重要事項
本器は、付属の 0.5μm の PTFE フィルターを本体前面に装着して使用する必要があります。フィルターを使用しないと、粉塵物に含まれる粒子が本器内部に入り込み、本器の機能を妨げる原因になります。フィルターは消耗品ですので、100 時間使用するごとに交換が必要です。埃や水分が多い環境ではより頻繁に交換する必要があります。交換用フィル
ターは、お近くの販売代理店又は www.ionscience.com からお求めください。
品質保証
本器は、ISO9001:2015 に準拠して製造されています。これにより、お客様に提供される機器がトレース可能な部品によって再利用可能な方法で設計され組み立てられており、所定の規格に準拠した状態で Ion Science 社から出荷されることが保証されます。
検知器の廃棄本器、その部品、及び使用済みバッテリは、地域及び国内の安全及び環境規制に従って廃棄してください。このような規制には、欧州 WEEE (電気及び電子機器の廃棄)指令が含まれます。Ion Science 社は引き取りサービスに応じています。詳しくは弊社までお問い合わせください。本器の保護用カバー素材は再利用可能なポリプロピレン製です。
校正サービスIon Science 社は、測定機器の校正サービスを提供しており、トレース可能な機器校正が国内基準に準拠していることを示す証明書も発行します(イギリス体系となります)。本器校正キットはお近くの販売代理店、サービスセンター、又はwww.ionscience.com から提供されています。Ion Science 社は、すべての測定機器を年 1 回ご返送いただき、保守点検と校正を受けられることを推奨します。
法的な告知
Ion Science 社は、本書に含まれる情報の正確性に万全を期していますが、内容の誤りや欠落、又は本書に含まれる情報の使用によるいかなる結果に関しても責任を負いません。本書の内容は「現状のまま」提供され、いかなる種類の明示
的又は暗示的な表明、条項、条件、保証も付随しません。Ion Science 社は、法により認められる範囲で、本書の内容を使用したことが原因と考えられる人的又は実体的な損害や損失について責任を負いません。弊社は、本書に示される内容を予告なくいつでも削除、修正、変更する権利を留保します。

5/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER について
本器は、光イオン化テクノロジーを使用して毒性及び爆発性両面の危険性をともなう揮発性有機化合物(VOC)を検出す
る、ポータブル式ガス検知器です。
本器は、光イオン化検出器(PID)を使用してガス濃度を測定します。特許取得済みのフェンス電極テクノロジーにより、水分と汚染物の影響を最小限に抑えます。
本器のデフォルトモードはリアルタイム検知です。このモードは、ヘッドスペースのサンプリングや漏えい検出など、複数のエリア(又はゾーン)をモニタリングし指示値データを記録する用途によく使用されます。すべてのセンサ指示値
はリアルタイムの測定値で、警報設定値は手動で設定できます。
TWA＆STEL(オプション)モードを使用すると、特定の危険箇所(英国における EH40 や米国における OSHA など)に特有の、短時間暴露レベル(STEL)又は時間荷重平均(TWA)への準拠をチェックできます。この機能モードでは、STEL 及びTWA を継続的に計算して本器の本体内蔵ガスリストに設定されたレベルと比較します。
本器は各種機能を直感的に理解できるアイコンで表示し、容易に設定が可能です。用途に応じた機能を 2 つのソフト
キーA、B に設定することで、メインメニューに戻らずに各種の機能を選択できます。これにより、特に同じ作業を繰り返す場合に本器を効率的に使用できます。
TIGER PC (本器用の PC ソフトウェア)は、本器と共通のアイコン表示を採用しており、直感的に操作できます。測定記
録データファイル及び各種の機器設定を容易に管理するために役立ちます。
本器は、短時間で充電可能なリチウムイオン電池パックを使用して長時間の稼動が可能です。また、危険箇所でバッテリパックを交換できます。使用現場で交換可能なアルカリ電池パック(非充電式)も用意されており、充電用電源がない
場合の電源として便利です。
本器は USB 機能に対応し、標準 USB ケーブルを使用して直接 PC に接続できます。これによりデータを高速にダウンロードできます。
大音量の音声出力、振動、高輝度 LED により警報状態を表示します。オレンジ色と赤の LED はそれぞれ第 1 の警報状
態と第 2 の警報状態を示します。この色分けは TIGER PC でも使用され、ログに記録されたデータ内の警報設定値も分かりやすく表示します。

6/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

使用の準備
Ion Science 社製ガス検知器 TIGER をお選びいただきましてありがとうございます。長期にわたり支障なくご使用いただけるように製品を提供しております。
取扱説明書
本器のご使用前に、本書をよくお読みいただくことをお勧めします。本書の「製品概要」セクション及び「TIGER について」セクションには重要な情報が含まれており、本器の電源スイッチを初めてオンにする前に必ずお読みください。
吸引ノズル
本器に付属の吸引ノズルを必ず装着します。吸引ノズルの取り付け及び交換方法については、本書の「メンテナンス」
セクションを参照してください。付属の吸引ノズルが用途に適さない場合は、本書の「メンテナンス」セクションに記載の取り替え用吸引ノズルの説明を参照してください。
電源オン[Enter / On/Off]キーを 1 回押して、本器の電源をオンにします。
電源オフ[Enter / On/Off]キーをカウントの間(3 秒間)押し続け、本器の電源をオフにします。(注:オフにできない場合は[Escape(Esc)]キーを 1 回又は 2 回押して測定画面に戻り、[Enter / On/Off]キーを再び押し続けてください。)電源をオフにした
ら、再び電源をオンにするまで数秒お待ちください。
バッテリ
本器のバッテリが十分に充電されていることを確認してください。バッテリアイコン(「ディスプレイ画面の説明」セク
ションを参照)の残量が 2 セグメント(目盛)以上あることが必要です。
リチウムイオン電池パック
本器はリチウムイオン電池パック(A2)を完全充電した状態で出荷されますが、未使用のまま長期間保管した場合はバッ
テリパックが放電します。検知器を使用する前に 7 時間充電することをお勧めします。詳しくは、本書の「バッテリ」
セクションを参照してください。
アルカリ電池パック
本器には、アルカリ電池パック (A3)も特別付属品として用意しています。詳しくは、本書の「バッテリ」セクションを参照してください。
ガス種の選択本器は、イソブチレンのガス種をセットした状態で出荷されます。本器は出荷時にイソブチレンにより校正されており、この校正はすべての換算係数に対して有効です。本体内蔵ガスリストからガスを変更することで、すべての指示値はそのガスの換算係数に基づいて表示されます。 [Information]アイコン(「TIGER の使用方法」セクションを参照)を押して、選択されたガス種が正しいことを確認します。必要に応じてガスを変更する場合は、「TIGER の使用方法」セクション内の「ガス種の選択」に示される手順に従ってください。
警報値の設定本器を初めて使用する前に警報値を必要な仕様に設定することをお勧めします。警報値の設定手順については、本書の「TIGER の使用方法」セクションを参照してください。
TIGER PC ソフトウェア
本器の全機能を実際に利用するには、TIGER PC ソフトウェアを使用する必要があります。TIGER PC ソフトウェアを
Ion Science 社の Web サイトよりダウンロードし、PC にインストールし、本書の「TIGER PC ソフトウェア」セクションに記述されている手順に従って本器をセットアップすることをお勧めします。

7/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

操作キーについて概説
操作キーには、2 つのソフトキー[A]と[B]、[Up]と[Down]の矢印キー、[Escape (Esc)]キー、[Enter / On/Off]キーを備えています。通常、各種設定と各種モードはソフトキーを使用して選択し、矢印キーにより調整及び選択して、[Enter]キーで確定します。キーを 1 回押すと動作が切り替わります。長押しにより値や項目をスクロールさせることができ、数値の調整やガス種の選択を変更することができます。
操作キーの機能の説明

ソフトキー[A]と[B]で選択するモードは、ディスプレイ上にアイコンで表示されます。

[Up] と [Down] の 矢 印 キ ー を 使 用 し て 、 設 定 を 調 整 し メ
ニュー構成の中で必要な項目に進みます。

[Enter / On/Off]キーは、調整及び選択した機能の確定、及び電源オン、オフに使用します。

[Escape (Esc)]キーは、設定を終え、測定画面に戻る際に使用します。

8/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

ディスプレイ画面の説明
画面の表示
ディスプレイ画面は 4 つのセクションに分かれています。
画面の最上部には状態を表す LCD アイコンが表示され、本器の状態を一目でわかるように示します。これらのアイコンは、そのモードを選択したときのみに表示されます。中央のメイン表示画面には指示値の数字が大きく表示されます。
VOC の値が増加するにつれ、小数点以下の桁数が減少して表示されます。標準で 0.1ppm から 19,999ppm（イソブチレン相当）までの値が示されます。最大の範囲を超えた場合、「99999」と表示されます。
画面下部の左右には、ソフトキー[A]と[B]で選択できる 2 つのソフトキーエリアがあります。ソフトキーエリアの中間には測定単位が表示されます。

左の画面はデフォルトのディスプレイで、各種モードが選択されていない状態です。

右の画面は、全モードが選択されている状態のディスプレイです。

状態アイコンTWA＆STEL(オプション): このアイコンは警報状態及び TWA＆STEL の指示値の測定中に点滅します。

ピークホールド: ピークホールドをオンにすると、このアイコンが表示されます。

データロガメモリ量: このアイコンは、本器にデータロガオプションが追加されている場合のみ表示されます。データロガ用メモリへのデータ量に応じて、4 つのセグメントがメモリ残量を示します。
セグメントなし(空白)はメモリ領域が完全に空いている状態を示し、データを保存するに従いセグメントが増え、4 つの全セグメントが表示されるとメモリに空き領域がない状態を示します。

USB: このアイコンは本器をホストデバイスに接続すると表示されます。

バッテリの状態: このアイコンは 4 つのセグメントでバッテリ残量を示します。セグメントの表示個数に応じて、0～25%、26～50%、51～75%、76～100%の幅でバッテリ残量がわかります。バッテリが完全に放電されると、本器がオフになる前にセグメントの境界線が 1 分間点滅します。充電中は、完全に充電されるまでセグメントが連続的に表示されます。

9/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

ディスプレイ画面の説明

バックライト: バックライトがオンのとき、電球の光線が放射状に表示されます。

音量: アイコンの本体は常に表示されます。
音量を表す 3 本の線がすべて表示されず音量がゼロのとき、消音記号(X)が表示されます。音量レベ
ルが音量を表す 1 本から 3 本の線で示されます。
音量レベルは 4 段階あり、音量の線が表示されない状態が最小音量です。
警報ベル: このアイコンではベル形状の周囲に音量を表す一重又は二重の線が表示されます。本器が「第 1 警報」に達するとベルと一重線が点滅し、「第 2 警報」に達するとベルと二重線が点滅します。
ヘッドライト: 両方のソフトキーを一度に押すと、ヘッドライトのオン、オフが切り替わります。
実際のヘッドライトが点灯すると、アイコンに光線が表示されます。
ロック: ロックアイコンは、TIGER PC ソフトウェアで本器のロックを設定したとき表示されます。ロックすると、キーA の列にある各ソフトキーが有効になり、列 B に含まれる各キーが無効になります(11 ページを参照)。
測定画面エリア
通常の動作中は、このエリアに数字 4 桁で指示値が大きく表示され、その下に測定単位が表示されます。
セットアップと調整中は、サブディスプレイが測定画面上に重なる形で表示されます。

10/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

ディスプレイ画面の説明
ソフトキーエリア

ソフトキーエリアにはソフトキーの各種モードとして以下のアイコンが表示されます。これらのアイコンは[Up]と[Down]の矢印キーを使用して選択します。以下で「オプション」の表記があるアイコンは本器にその機能が含まれる場合のみ表示されます。これらのアイコンは、TIGER PC ソフトウェアを使用して組み替えることがで
きます。

キーA

キーB
情報

スリープ

ゾーン

ゼロ点校正

ガス種の選択ピークホールド

各種設定

平均

TWA＆STEL(オプション)

シングルデータロガ(オプション)

マルチデータロガ(オプション)

警報一時停止11/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER の使用方法
本器の機能は、各種モードと各種設定に分けられます。各種モードはソフトキー[A]と[B]により選択します。バックライ
ト、音量、校正、警報設定などの各種設定は、「設定モード」から設定します。多くの画面では、2 秒間他のキーを押さないと測定画面に戻ります。
電源オン
本器の電源をオンにするには、[Enter / On/Off]キーを 1 回押します。最初の起動画面には本器ロゴが表示されます。次の起動画面には TIGER PC ソフトウェアの設定画面により設定可能なテキストが表示されます。画面下半分には本器のIRN (管理番号)及びファームウェアバージョンが表示されます。3 番目の画面では本器が表示されランプが「点灯」したことをチェックします。「OK」が表示された後、測定画面が表示されます。ランプが「点灯」に失敗した場合は、一旦本器の電源をオフにして 30 秒待ち再びオンにします。問題が解消しない場合は、ランプを交換するか Ion Science 社又はお近くの販売代理店までお問い合わせください。
注：電源オン時のゼロ点校正を選択している場合は、起動時に自動でゼロ点校正が行われます。清浄な空気環境でない
場合は、カーボンフィルターを取り付けてから起動してください。
※起動時のゼロ点校正の設定は、23 ページを参照してください。
電源オフ
本器の電源をオフにするには、[Enter / On/Off]キーを長押しします。本器がオフになる前に、3 秒間カウントされます。
このカウントの間に本器では赤い LED の点滅と警報音が発生し、誤って電源オフすることを防ぎます。
スリープ[Zzz]ソフトキーを 3 秒のカウントの間長押しすると、スリープモードに入ります。本器がロックされた状態では、この機能は使用できません。ランプやポンプが全てオフになり、[Zzz]アイコンのみが画面に表示されます。[Esc]キーを押すと測定画面に復帰します(本器はデータロガモードで間隔が 2 分を超える場合にも「スリープモード」に入ります。これは TIGER PC でスリープのチェックボックスを選択した場合のみ起動する省電力機能です)。
ゼロ点校正[Zero]ソフトキーを押すと 2 つのゼロ点校正オプションが表示されます:[Up]又は[Down]の矢印

キーで選択します。上側アイコンは絶対ゼロ校正を表し、下側アイコンは相対ゼロ校正を表します。選択した後、[Enter / On/Off]キーを押します。絶対ゼロ校正では校正時のゼロ点を使用し、相対ゼロ校正ではその周辺空気をゼロとします。また相対ゼロ点を選択すると、本器は測定画面に戻る前に自動的にゼロ校正を実施しますので、清浄な空気環
境でない場合は、カーボンフィルターを取り付けてから実施してください。
ゾーン[Zone]ソフトキーを押すと、現在選択されているゾーンが表示されます:

本器のデフォルト設定は[Zone 1]です。ゾーンは TIGER PC のみで設定可能で、ゾーンに割り当てられた名前が画面に表示されます。[Up]又は[Down]の矢印キーを使用して別のゾーンを選択します。
シングルデータロガ(オプション)[Single Data Log]ソフトキーを押すと、瞬時データを 1 回記録します。シングルデータロガアイコンがチェックマーク
とともに表示されます:
データを 1 回記録します。

測定画面に戻ります。再び[Single Data Log]ソフトキーを押すと別の瞬時

マルチデータロガ(オプション)[Multiple Data Log]ソフトキーを押すと、マルチデータロガのアイコンがクエスチョンマークとともに表示されます:[Enter]キーを押すと、TIGER PC でのセットアップに応じてデータログを開始します。クエス
チョンマークの横にチェックマークが表示され、データロガを開始し、測定画面に戻ります。データロガモード選択中
は、LCD メモリアイコンが点滅します。データロガモードを停止するには、ソフトキーを再び押します。クエスチョン
マークとともにデータロガ取り消し記号が表示されます。[Enter]キーを押して確定します。データロガモードの停止を示すチェックマークがクエスチョンマークの横に表示され、LCD メモリアイコンの点滅が止まり、測定画面に戻ります。

12/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER の使用方法
TWA＆STEL (オプション)[Health and Safety (H&S)]ソフトキーを押すと、十字マークの TWA＆STEL アイコンがクエスチョンマークとともに表示され、TWA＆STEL モードに入るかどうかを確認する画面が表示されます:[Enter]を押すと計算が開始され、短時間暴露レベル(STEL:15 分の平均値)と時間荷重平均(TWA:8 時間の平均値)の各値が表示されます。計
算中に LCD 上の TWA＆STEL アイコンが点滅し続けます。値の表示中に[Enter]キーを押すと、計算を停止するかどうかを確認する画面が表示されます。[Enter]をもう一度押すと計算を停止します。[Esc]を押すと測定画面に戻ります。本
体内蔵ガスリストでガスに STEL と TWA レベルが割り当てられていない場合は、次のアイコンが表示されます:

重要: TIGER STEL
本器が 15 分の STEL を計算する間に、進行中の STEL 計算が表示されます。この計算実行の表示はユーザーが計算過程を把握するためのものです。計算末尾の最後の指示値のみが本器に記録されます。
ガス種の選択[Gas Selection]ソフトキーを押すとガス名の頭文字のアルファベットが表示され、頭文字は[Up]と[Down]の矢印キーを使用して変更できます:[Enter]キーを押すと、その頭文字で始まるガス名が一覧表示されます。
[Up]と[Down]の矢印キーでその文字から始まるガスを選び、 [Enter]キーで選択します。チェックマークが表示される
場合に再び[Enter]キーを押すと、本器は本体内蔵ガスリストから選択したガスの警報設定値や換算係数などに関連するデータを使用します。 選択したガスに換算係数の数値がない場合は警告画面が表示されます。
[Enter]キーを押すとこのメッセージが消去され、変更操作前のガスが引き続き選択されます。選択したガスとランプの組み合わせが一致しない場合、再び警告画面が表示されます。
ピークホールド[Peak Hold]ソフトキーを押すと、の画面が表示されます。ピークホールドを選択するとサブディ

スプレイが表示され、ピークホールドモードを終了するまでピーク指示値を表示し続けます。[RESET]ソフトキーは
ピーク指示値の表示がリセットされます。ピークホールドモードを終了するには[Esc]を押します。
平均[Average]ソフトキーを押すと、10 秒間の平均値測定を開始します。計算が終了するとチェックマークが表示されます。
[RESET ]ソフトキーを再び押すと、すでに実行中の平均があっても計算がリセットされます。[Esc]を押すと測定画面に戻ります。
警報一時停止この機能を選択すると、画面上の警報アイコン以外は、すべての音声及び視覚的な警報が無効になります。この機能は公共の場所での混乱を避けるために役立ちます。
設定[Options]ソフトキーを押すと、設定可能な各種の機能が表示され、[Up]と[Down]の矢印キーを使用して選択します。[Enter]キーを押して選択を確定します。
バックライト
4 種類のオプション、「常時点灯」「常時消灯」「 (周囲の明るさに応じて)自動点灯」「設定した時間点灯(TIGER PC
ソフトウェアで時間を設定)」があります。[Up]と[Down]の矢印キーを使用して任意のオプションを選択し[Enter]キーを押して確定します。

13/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER の使用方法
音量
音量オプションは TIGER PC ソフトウェアのセットアップで設定します。[Down]キーを使用して、操作キーのビープ、
警報音量、クレッシェンド又はパーセント値による音量を選択します。[Enter]を押して、選択した機能のオン、オフを切り替えます。パーセント値による音量では、[Enter]を再び押すとフレームが点滅します。[Up]と[Down]の矢印キーを使用してパーセント値の音量を変更し、[Enter]を押して選択した値を確定します。[Esc]を 2 回押すと測定画面に戻ります。
校正
出荷時校正とユーザー校正の 2 つのオプションがあります。[Up]と[Down]の矢印キーを使用して任意のオプションを選択し、[Enter]を押して確定します。どちらの校正を選択した場合も、本器はその校正に対して機能します。校正が不完
全な場合、信頼できる指示値を得られません。

出荷時校正

ユーザーが実施する校正ではありません。
この校正を行うには、Ion Science 社又はお近くの販売代理店まで本器を返送してください。

ユーザー校正10.0eV, 10.6eV, 11.7eV の Mini PID2 センサのユーザー校正を実施できます。
ユーザー PID 校正は、定期的な機器のメンテナンスの一環として、実施する必要があります。
校正手順の詳細については、本書の「メンテナンス」のセクションを参照してください。

警報
第 2
及び第 1
の警報設定が表示されます。[Up]と[Down]の矢印キーを使用して目的の警報を選択し[Enter]を押します。選択した警報のアイコン右側に表示される矢印が点滅します。[Up]と[Down]キーを使用して警報値を設定し、[Enter]を押します。必要に応じて他の警報でも同じ手順を繰り返します。[Esc]を 2 回押すと測定画面に戻ります。
注: 第 1 警報は第 2 警報を超えないように設定してください。
測定単位[Up]と[Down]の矢印キーを使用して測定単位を選択し、[Enter]を押します。

ランプ[Up]と[Down]の矢印キーを使用してランプタイプを選択し、[Enter]を押します。

情報[Information]ソフトキーを押すと、各種情報画面にアクセスできます。[Down]キーを使用して画面をスクロールします。
[Esc]を押すと測定画面に戻ります。

14/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER の使用方法
最初の画面

選択中の測定ガス名
換算係数
第 2 警報第 1 警報2 番目の画面選択されたランプ
出荷時校正の日付
ユーザー校正の日付(本器では表示されません。)
使用時間

3 番目の画面

SPAN 1

TIGER PC で設定)

SPAN 2

TIGER PC で設定)

測定値
PID センサの A/D 値
4 番目の画面

短時間の暴露レベル(STEL)(オプション)
時間荷重平均(TWA)(オプション)
管理番号
ファームウェアバージョン
ブートローダーバージョン
バッテリのタイプ及び残量

5 番目の画面

メモリの空き本体内蔵ガスリストバージョン(日付)
日付と時刻

6 番目の画面オプション

15/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER PC ソフトウェア

2.

[Instrument(s)]をクリックします。本器を PC に接続済みの場合は、本器の管理番号(IRN)が表示されます。
注: このソフトウェアを使用中に万一本器が電源オフになるか PC から切断された場合は、[Instrument(s)]を再びクリックし、以下のように続行します。

3.

本器の電源をオンにして起動が完了したら付属の USB ケーブルを使用して PC の USB コネクタに接続します。
[Found New Hardware]画面が表示されたら、指示に従い本器を PC にインストールします。

4.

[Read]をクリックします。はじめて PC に接続する場合には管理番号(IRN)が[instrument(s)]下に表示され、[Instrument Summary]ページが表示されます。

20/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER PC ソフトウェア
5.

このページには本器の現在の状態が表示されます。「スナップショット」に関する画面が表示され た 場 合 は [Yes] を ク リ ッ ク し ま す 。 ス ナ ッ プ
ショットは必要に応じて後から削除できます(「TIGER PC ソフトウェア」セクションを参照)。

[Features]画面[Features]画面には、ご使用の TIGER のオプション状況が表示されます。

21/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER PC ソフトウェア[Configuration]画面
この画面を使用して本器の設定を変更できます。

[Backlight] (バックライト)「常時点灯」「常時消灯」「 (周囲の明るさに応じて)自動点灯」「設定した時間点灯」のいずれかを選択します。
バックライト点灯時間は 1 秒から 99 秒の範囲で設定できます。
[Sound] (音量)
3 つのアイコンは、操作音、警報音、クレッシェンド機能を表します。クレッシェンド機能をオンにすると、第 2 警報設定値に近づくと音量が大きくなります。各アイコンのチェックボックスのオン、オフにより有効又は無効に設定できます。音量はスライダーで調整できます。
警報状態は、ユーザーにて設定を変更できます。
[Alarm Latch]（警報保持機能）のチェッ
クボックスにチェックマークを付けると、ガス濃度が設定値より下がっても、[Esc]キーを押すまで警報音が鳴り続けます。

[Units] (測定単位)
測定単位は、100 万分の 1 (ppm)又は立方メートルあたりミリグラム(mg/m3)を選択できます。ppb オプションを追加している場合、10 億分の 1 (ppb)及び立方メートルあたりマイクログラム(μg/m3)を選択できます。
重要：ppb モードが選択されているとき、本器のオーバースケールは、999.9ppb(1ppm)です。
[Lock] (ロック)ロック機能により、管理者は重要な機能への変更を制限できます。11 ページのアイコンを参照してください。
ソフトキーA が有効、ソフトキーB が無効になります。
[Sleeping during PC connect]のチェックボックスにチェックを入れると、本器が PC ソフトウェアに接続されている間はスリープモードに入ります。PC ソフトウェアとの接続を解除すると直ちにスリープから復帰します。
[Soft Menu] (ソフトメニュー)
各種モードをソフトキー[A]や[B]に任意の順序で割り当てたり、または非表示にすることができます。各モードを割り当てるにはアイコンをドラッグアンドドロップします。非表示にするには[Neither]に設定してください。

22/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER PC ソフトウェア[Calibration] (校正)
このエリアではユーザー校正のパラメータを設定します。
まず本器を PC に接続します。接続手順については、「PC への接続方法」セクションを参照してください。
ドロップダウンボックスにガスが表示されない場
合は、[Browse]からご使用の TIGER に対応する本体内蔵ガスリストを検索してください。TIGER PC
ソフトウェアファイルが保存されている、以下のようなフォルダを検索します。
IonScience/TIGER/software/instruments/serial
no./gas table
該当する TIGER の管理番号を選択して本体内蔵ガ
スリストを開きます。
ドロップダウンボックスから校正ガスを選択します。
TIGER PC ソフトウェアでは 2 点校正 (ゼロ点+ SPAN 1)又は 3 点校正(ゼロ点+ SPAN 1 + SPAN 2)を選択できます。
SPAN 1 に濃度を入力します。校正ガス濃度は、SPAN 1 では 1.0～5,500ppm、SPAN 2 では 900～11,000ppm の間で設定可能です。2 点校正の場合は、SPAN 2 の左横にあるチェックボックスのチェックマークを外してください。3 点校
正ではこのチェックボックスにチェックマークを入れ、SPAN 2 に濃度を入力します。入力した情報を本器に送信するために、「Send to Instrument」(データのセーブ)をクリックしてください。校正手順については、本書の「メンテナンス」セクションを参照してください。
[Startup Text] (起動テキスト)
本器本体の起動画面に表示するテキストを入力します。
[Send to Instrument] (データのセーブ)
本器の設定作業又は設定変更を完了したら、[Send to Instrument]ボックスをクリックしてその設定を本体に送信します。
[There was a problem sending to the instrument](データのセーブ中に問題が発生しました)というメッセージが表示される場合は、[OK]をクリックして[Home]画面に戻ります。「PC への接続方法」セクションに記述されている手順を繰り返してください。本器の[Summary]画面が表示される場合は、再び[Configuration]画面を表示します。[Summary]画面が表示されない場合、手順全体を繰り返してください。再度 PC から本器へのデータのセーブに失敗する場合は、お近くの販売代理店又は Ion Science 社までお問い合わせください。

25/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER PC ソフトウェア[Firmware]画面
この画面には本器にインストールされている現在のファームウェアバージョンが表示されます。また更新バージョンのファームウェアを本器にダウンロードする機能も含まれています。
ここで[View Release Notes](リリース情報閲覧)を押すと、新しいバージョンで変更された内容についての情報もチェッ
クできます。
更新バージョンのファームウェアをダウンロードするには、「PC への接続方法」セクションを参照し、本器を PC に接続します。本器が通常のリアルタイム検知モードで、警報状態ではないこと及びデータログ又は TWA＆STEL の指示値を集計中でないことを確認してください。バッテリパックが十分に充電されていること(残量ゲージが 2 セグメント以上)をチェックします。

重要: ファームウェアの更新処理では、本器上のすべてのデータが削除されます。更新処理でデータを喪失しないために、更新を続行する前にお使いの TIGER のスナップショットを作成してください。作成したスナップショットは更新処理の完了後に本器に再インストールできます。

新しいファームウェアを本器に送信する準備ができたら、[Send to Instrument](データのセーブ)を選択します。

画面には、本器上の全データが失われることを警告する
メッセージが表示されます。続行する場合は[Yes]をク
リックします。

[WARNING](警告)メッセージが表示されます。続行する
場合は[Yes]をクリックします。

27/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER PC ソフトウェア
データログ済み指示値のダウンロード「PC への接続方法」セクションを参照し、本器を PC に接続します。[Read](読み込む)をクリックして TIGER PC ソフ
トウェアが本器を読み込むと、データログ済みの新しい指示値がダウンロードされます。
[Datalog]画面を表示すると、データロガの「Session」(セッション)が表示されます。

[Datalog]フォルダを展開し、目的のセッションを選択します。

セッション中に測定されたデータの詳細が、数値とグラフ形式で表示されます。

ウィンドウ右上の[Menu]から、データの[Print](印刷)、[Export](エクスポート)、又は[Delete](削除)コマンドを使用できます。
注意:
削除機能を使用すると本器からすべての記録済みデータを削除します。[Delete]を選択する前に、貴重なデータをすべて PC にエクスポートしてください。

29/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

TIGER PC ソフトウェア
ソフトウェアの免責事項
ソフトウェアライセンスの終了
このライセンスは終了時点まで有効です。お客様がこのライセンスのいずれかの条項に準拠しない場合、Ion Science 社
からの予告なしにライセンスは自動的に終了します。お客様は、ライセンス終了時に、文書資料及びソフトウェアのす
べてのコピー(変更を加えたコピーを含む)を破棄、削除、又は廃棄することに同意するものとします。
保証の否認
ソフトウェア及び付随する資料(取扱説明書を含む)は「現状」のまま提供され、特定目的(Ion Science 社がその目的について助言を受けた場合でも)に対する商品性及び適合性の暗黙的な保証を含むどのような種類の保証も付随しません。また Ion Science 社は、ソフトウェアの正しさ、正確性、信頼性、現行のリビジョンなどの面で、ソフトウェア又は文書
資料の使用又は使用の結果について保証せず、又は何らの表明も行いません。Ion Science 社は、特にお客様の責任においてソフトウェアを操作した後の保証を行いません。ソフトウェア又は文書資料に不具合がある場合、以下の記載事項
を除き、Ion Science 社又はそのディーラー、販売業者、代理業者、又は従業員ではなく、お客様が補修、修理、修正のリスクと経費について全責任を負うものとします。
依存の禁止
Ion Science 社、そのディーラー、販売業者、代理店、又は従業員により口頭又は書面で与えられた情報又は助言は、それについての保証を形成せず、この合意条項下での Ion Science 社の責任範囲を拡張せず、またお客様はそのような情報又は助言に依存することはできません。
責任の制限
Ion Science 社は、直接的、間接的、結果的又は偶発的な損害について責任を負いません(事業利益、事業情報の損失による損害又はそのような損害の可能性を含みます)。上記の制限は地域の法律により認められる場合に適用されます。
準拠法
この同意事項は英国の法律に準拠します。

31/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

バッテリ
リチウムイオン電池パックの交換
リチウムイオン電池パック(A2)を交換するには以下の手順に従います。
a.

本器の電源をオフにします。

b.

本器の保護用カバー(8)を外します(本器ディスプレイの上部分から外すのが最も簡単です(下記ステップ 4))。

c.

本器下部のバッテリクリップを外し、本器本体(A1)からリチウムイオン電池パック(A2)を持ち上げて手前に引きながら外しますd.

e.

交換用バッテリパックを装着するには、逆の手順に従います。保護用カバーを本器本体の前面にぴったり合わせランプを遮らないようにします。
本器を使用する前に 7 時間充電します。

アイテム番号(太字)は、40 ページの図及び部品一覧と照合できます。

33/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

自己診断機能基本的な不具合や自己診断機能はアイコンで表示されます。不具合が発生しても、その多くは[Enter]又は[Esc]を押して不具合メッセージを消去することができます。不具合が発生すると警報が作動します。
ポンプの不具合

ポンプの詰まり又は故障
本器を通るガス流量が 50ml/min を下回っています。プローブとフィルターに詰まりの兆候がな
いか点検してください。プローブに水や埃が詰まっている、曲がっている、又は吸引口のフィ
ルターが汚れていたり排出口が目詰まりしている(例:後部穴が指でふさがれている)等の場合
は、すべて流量低下の原因になります。詰まりを除去したら[Esc]を押して警報を消去します。
不具合が解消しない場合は本器をお近くの販売代理店に返送し点検修理を依頼してください。
バッテリエラー

バッテリの電力低下又は故障
バッテリの電力が低下している、又はバッテリが故障しています。バッテリの残量が 2%を下回ると本器がシャットダウンします。本書の「バッテリ」の説明に従いバッテリを充電し、すべての接続が正しく充電器の状態表示ランプが正常に機能することを確認します。バッテリの充電に失敗した場合は、スペア又は新たなバッテリパックを取り付けてください。アルカリ電池を使用している場合は電池を交換してください。不具合が解消しない場合は、本器と充電器をお近くの販売代理店に送付し点検修理を依頼してください。
ランプ切れ

ランプの故障PID ランプが点灯に失敗しています。この不具合メッセージは電源オン時又は使用中に発生する場合があります。本器の電源を入れ直してください。不具合が解消しない場合は、電極パレットまたはランプを交換します。詳しくは本書の「メンテナンス」セクションを参照してください。

データロガメモリ
オーバー

メモリにデータを追加できない
データロガメモリに空き容量がありません。これは、TIGER PC ソフトウェアの[Configuration]
画面で[Log Full]オプションを[警報]に設定している場合のみに発生します。[Esc]キーを押して続行しても、本器はそれ以上データのログを続けません。TIGER PC ソフトウェアで[リサイク
ル]を選択すると本器は最も古いデータに新たなデータを上書きし、警報は発生しません。

システムエラーシステム不具合
本器のファームウェアが破損しています。万一このメッセージが表示された場合は、Ion
Science 社又はお近くの販売代理店までお問い合わせください。

35/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

メンテナンス
ランプのクリーニング（10.6eV のみ）※11.7eV は窓板が傷つきやすく、クリーニングができません。
PID ランプは、VOC ガスがランプウィンドウを通過するとき紫外線光源により VOC ガスをイオン化します。この過程
で非常に薄い汚染物の層がランプウィンドウに形成されるため、この層を定期的に取り除く必要があります。
注意!
本器は精密機器です。内部の部品は必ずきれいな手と工具で取り扱ってください。本器のランプは壊れやすいので特に慎重に扱ってください!
まず本器の電源をオフにして、センサ部品が埃や油分で汚れないように、きれいな環境で作業する必要があります。
38 ページの手順に従い、ランプを外します。
ランプを点検するとき、ランプウィンドウに「青みを帯びた」汚染物の層が見つかる場合があります。汚染物を確認す
るには、蛍光灯などにかざし、ランプウィンドウの表面を確認してください。ウィンドウは付属の PID ランプクリーニ
ングキット(クリーニングパウダー、綿棒)を使用してクリーニングします。
PID ランプクリーニングキットの使用
クリーニングパウダーの容器には微粒子状の酸化アルミニウムが入っています(CAS 番号 1344-28-1)。
Ion Science 社はご要望に応じてすべての製品安全データシート(MSDS)を提供いたします。主な問題点について以下に示します。
クリーニングパウダーの使用後は、必ず容器にふたをしてください。
危険有害性情報:
呼吸器官及び目に炎症を起こす場合があります。
取り扱い:
粉じん及びヒュームを吸い込まないでください。皮膚、目、衣服との接触を避けてください。
適切な防護服を着用してください。
産業向け衛生対策の指示に従って下さい。
クリーニングパウダーの使用後、露出部（顔と手）は石鹸を使用し、水でよく洗って下さい。
クリーニングパウダーの許容濃度(TVL)(時間荷重平均(TWA))は 10 mg/m3 です。

注意：クリーニングを行う際は、ドラフトで行うか、換気の良いところで行ってください。
保管:
水分の吸着や汚れを防ぐために、容器は閉じておきます。
ランプクリーニング手順:
1.クリーニングパウダーの容器を開きます。きれいな綿棒に微量のパウダーを付着させます。
2.その綿棒を使用して PID ランプウィンドウを磨きます。軽い圧力で円を描きながらランプウィンドウをクリーニングします。ランプウィンドウ
は絶対に指で触れないでください。
3.パウダーを付着させた綿棒をウィンドウ表面で動かした際に「キュッ」という音が出るまでクリーニングを続けます(通常は 15 秒程度)。
4.エアダスターで空気を短く吹きつけ、パウダーの残りを取り除きます。
5.クリーニング終了後、本器を必ず再校正してください。

39/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

付属品
主に次の表のような付属品を揃えています。
部品番号

付属品内容

9030 4001 00

10.6eV ランプ。10.6eV 仕様を購入した場合、標準で 1 つ装着されています。

9030 4228 60

11.7eV ランプ。11.7eV 仕様を購入した場合、標準で 1 つ装着されています。

9030 4002 70

電極パレット。標準で 1 つ装着されています。

9030 4000 20

MiniPID2 センサ(10.6eV)(A6)。10.6eV ランプと電極パレットを含む組部品です。

9030 4022 50

MiniPID2 センサ(11.7eV)(A6)。11.7eV と電極パレットを含む組部品です。

9030 4045 50

PTFE フィルター(10 枚)(13)。

9030 4008 10

PTFE フィルター(100 枚)(13)。

9030 4012 60

フレキシブルプローブ(300mm)。標準の吸引ノズルの代わりに装着します。
内部の管素材は PTFE です。

9030 4021 80

プローブチューブ(60mm)。素材は PTFE。

9030 4013 30

延長プローブ(5m)。素材は PTFE です。※

9030 4004 10

延長プローブ(10m)。素材は PTFE です。※

9030 4048 70
9030 4049 40

延長プローブ用コーンフィッティング(9030404940 とセット使用)

5/JOI-1※延長プローブをご使用の際は必要となります。
延長プローブ用インバーテッドコーン(9030404870 とセット使用)

5/JOI-02※延長プローブをご使用の際は必要となります。
フィルターホルダー。※延長プローブをご使用の際は必要となります。

9030 4030 00（2015 年以前に本器を購入している場合は、フィルターホルダーが標準付属だったため、新規購入は不要です）

9030 4014 10

アルカリ電池パック。

9030 4015 80

充電器(壁掛型)。

9030 4016 50

革ベルト。腰に装着してホルダーに TIGER を入れれば、両手で作業することが可能です。

1875 9129 10

スパンガス缶(イソブチレン 100ppm)。0.6L。

0904 0105 20

ガス袋セット(2L)。ガス缶からガスを直接採取できるアタッチメント付き。

アイテム番号(太字)は、40 ページの図及び部品一覧と照合できます。
詳しくはお近くの販売代理店にお問い合わせください。

41/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

ガス検知器の保証及び点検修理
保証

ご使用の TIGER ガス検知器を Ion Science 社の Web サイト www.ionscience.com/instrument-registration にご登録いただくと、本器の標準保証を 5 年間まで延長できます。延長保証をご利用いただくには、ご購入か
ら 1 ヶ月以内に登録していただく必要があります(諸条項が適用されます)。
ご使用のガス検知器を登録するには、オンラインの登録フォームにシリアル番号等の必要事項を入力する必要があります。シリアル番号は TIGER 本体正面のラベルに記載されています。ラベルに記載されたバーコード右側の「T-」に続く
6 桁の数字です(シリアル番号例:T-123456)。
登録フォームに入力いただくと、延長保証期間が有効になり処理されたことを確認する電子メールが届きます。
詳細情報及び Ion Science 社の保証条項のコピーについては、www.ionscience.com/instrument-registration をご覧ください。
保守点検
Ion Science 社では、本ガス検知器について 12 ヶ月ごとご返送いただき、保守点検と出荷時校正を受けられることをお勧めします。
お問い合わせ先
理研計器株式会社〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp

42/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

技術仕様
応答時間:
検知範囲:
表示分解能:
指示精度:
直線性:
バッテリ:

データロガ
(オプション):
警報表示:
警報音量:
吸引流量:
温度:

寸法:
質量:
材質:

2 秒未満(90%応答)
1ppb～20,000ppm ※ガス種や本体仕様による(標準)0.1ppm／(オプション)1ppb+/- 5%表示指示値+/-1 デジット（校正点において）+/- 5%表示指示値 +/-1 デジット
リチウムイオン電池パック:
24 時間
アルカリ電池パック
8.5 時間(Duracell Procell MN1500):
日付、時刻を含む:
120,000 件
2 色 LED(赤とオレンジ)の点滅
95 dB (30cm の地点)
220ml/min 以上(周囲条件で)動作時:-20～60C (-4～140F)
保管時:-25～60C (-13～140F)
認証温度: -15～45C (-5～140F)
370 x 91.4 x 61mm検知器:
0.75kg (1.6lb)
検知器:
検知器:
帯電防止 PC/ABS (ポリカーボネイト/アクリロニトリル,ブタジエン,スチレン)
保護用カバー:
帯電防止 TPE (熱可塑性ポリオレフィンエラストマー)

43/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

取扱説明書の改訂歴

バージョン

修正

発行日

検知器
ファーム
ウェア

PC
ソフトウェア1.0(英文のみ)

初版

2010/1/15

V 0.3.40

V 1.0.0.18

1.4(英文のみ)

36 ページ – フィルター交換手順を修正

2010/4/9/

V 0.3.49

V 1.0.0.26

1.5(英文のみ)

ATEX 情報と新しいプローブ図を追加

2010/5/11/

V0.0.57

V 1.0.0.30

1.6(英文のみ)

3 ページ – IECEx 番号を追加

2010/6/17/

V0.0.63

V 1.0.0.31

2010/7/21

V0.0.63

V 1.0.0.31

41 ページ – 検知器保証情報を追加
1.7(英文のみ)

39～40 ページ – アクセサリ図を追加
33～34 ページ – 画像を追加

1.8(英文のみ)

40 ページ – 部品番号を修正

2010/9/30

V0.0.63

V 1.0.0.31

1.9(英文のみ)

21 ページ – PC ソフトウェアの新しいスクリーンシ ョ ッ ト 。 [Sleep during PC connect] モ ー ド のチェックボックスを新たに追加

2010/10/10

V0.0.74

V 1.0.0.31

36 ページ – 手順説明を追加
36 ページ – 注記を追加
2.0(英文のみ)

41 ページ – 付属品リストにセンサシールを追加

2010/11/12

V0.0.74

V 1.0.0.33

2.1(英文のみ)

39 ページ – 部品番号を修正

2011/1/13

V.0.0.77

V 1.0.0.39

2011/2/25

V.0.0.85

V.1.0.0.42

V.0.0.85

V.1.0.0.42

3 ページ – バッテリ充電及び適切な使用を追加
2.2(英文のみ)

8 ページ – 機器使用場所でのアルカリ電池パック交換の注記を追加
16 ページ – 情報画面にオプション状況を追加
25 ページ – ファームウェア更新画面を修正
31 ページ –注記を追加

2.3(英文のみ)

24 ページ – 11.7eV ランプ情報と仕様を追加
4 ページ、7 ページ – 各ページを修正
7 ページ – 使用責任を更新、法律上の表示を追加

44/46 ページ

2011/3/3

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

取扱説明書の改訂歴

バージョン

修正

発行日

検知器
ファーム
ウェア

PC
ソフトウェア2011/3/29

V0.3.93

V1.0.0.45

2011/6/7

V0.3.93

V1.0.0.45

2012/10/18

V0.4.17

V1.0.0.63

2013/1/29

V0.4.17

V1.0.0.63

前表紙 – バージョン表記を V2.4 に更新
3 ページ – 警告セクションに警告と注記を追加
12 ページ – ソフトキーの注を追加
14 ページ – 警報一時停止モードを追加
2.4(英文のみ)

19、20 ページ – PC ソフトウェアのアップグレード
を修正
23 ページ – ロックソフトキーの注記を追加
26、27 ページ – 本器ファームウェアのアップグ
レードを修正25 ページ – ランプ情報を追加

2.5(英文のみ)

37 ページ – 不要な参照項目を削除
44 ページ –付属品リストを修正

2.8(英文のみ)

2.9(英文のみ)

取扱説明書部品番号を追加(前表紙)、オプションア
イコンを更新 - ppm 及びランプを追加(14 ページ)、
測定単位とランプのアイコンとテキストを追加 (15ページ)、表全体をチェックしアイコンとテキストを更新(16 ページ)、オプションアイコンを更新 - ppmとランプを追加(35 ページ)
表紙を修正。
2 ページ－機器登録の注記を追加

3.0(英文のみ)

15 ページ – 温度アイコンを削除

2013/4/19

V0.4.20

V 1.0.0.70

3.1(英文のみ)

ソフトウェア及びファームウェアセクションを修正

2013/7/23

V0.4.22

V 1.0.0.73

2014/2/13

V0.4.22

V 1.0.0.73

適合宣言書の更新及びフランス語での警告を追加

2014/8/12
2014/12/23
2015/6/19

V0.4.28
V0.4.28
V0.4.33

V 1.0.0.73
V 1.0.0.75
V 1.0.0.76

3.4(英文のみ)

新型インレットノズルの更新 38，41，42 ページ

2016/1/27

V0.4.33

V 1.0.0.77

3.5(英文のみ)

トルク値追加2016/4/15

V0.4.33

V 1.0.0.77

3.6(英文のみ)

MiniPID⇒ MiniPID 2 に変更
適合宣言書の変更 5ページ
使用責任の変更 8ページ

2016/4/28

V0.4.33

V 1.0.0.77

3.2(英文のみ)

アクセサリー部品の更新
861443、A/OV-04、A-861474

41 ページ

型式番号の変更
3.3(英文のみ)

PC ソフトウェアの更新

39 ページ45/46 ページ

TIGER 取扱説明書

Ion Science Ltd

取扱説明書の改訂歴

バージョン

修正
TIGER のディスプレイ画面の更新
ディスプレイ画面の説明

検知器
ファーム
ウェア

PC
ソフトウェア

2016/11/30

V0.7.05

V1.0.0.89

2017/6/27

V0.7.05

V1.0.0.89

2017/8/1

V0.7.05

V1.0.0.89

2018/8/23

V0.8.11

V1.0.1.11

2019/7/29

V0.8.11

V1.0.1.11

1 ページ

12 ページ24 ページ

警報保持機能の記述を追加
18 ページ

使用時間の追加

TIGER PC の接続画面の更新

19 ページ

インストール画面の削除

19, 20 ページ

ロック機能の記述の変更

24 ページPC の時刻と同期画像の追加
3.7(英文のみ)

発行日

25 ページ

ソフトメニューとデータログ時のスリープモードの記述の追加 26 ページ
32 ページ

ソフトウェアライセンス契約

校正画像と校正キット部品番号の更新 38, 39 ページ
分解図の更新42 ページ45 ページ

検知範囲と寸法修正

取扱説明書の改訂歴更新

46 ページ47 ページ

取扱説明書部品番号の追加
アクセサリー部品の更新

44 ページ

技術仕様の更新

Windows8, 10 の追記
3.8(英文のみ)

18 ページスプリング（センサ部)の追加

42 ページ44 ページ

検知範囲の修正
3.8R(英文のみ)

37, 39, 42, 43 ページ

Ion Science 社のロゴ変更のみ
電池情報の更新適合宣言の更新
電源オフの記述等更新 10 ページ
ヘッドライトの記述更新

3.9(英文のみ)

13 ページ16 ページ

ピークホールド

記述更新

校正

17 ページ

記述更新

TIGER PC ソフトウェアセクション
記述更新

39 ページメンテナンスセクション記述更新

自己診断機能付属品情報更新

保守点検情報更新
3.9(英文のみ)

記述,画像更新

44 ページ46 ページ

ゼロ点校正の記述を追記

12 ページ

46/46 ページ