MASSMAX®
3400R シリーズ

微小流量・シングルチューブ
コリオリ質量流量計
概要
MASSMA X ® 3400Rシリーズは、微小流量の測定で定評のある“Z形 シングル チューブ”検 出 器 と 新 たに 開 発した 高 機 能 形 変 換 器
MMC400Rを組み合わせたコリオリ質量流量計です。
画期的なセンシングテクノロジーにより、微小流量域のワイドレンジな高精度測定を可能にしました。
接液部 材質はステンレス鋼SS316L（標準）、ハステロイ® C22（オプション）を採用、口径は1、3、4mmの3サイズをラインアップして1kg/h以下の小流量から測定可能で、微小流量の高精度測定に最適です。

特長❏ 最小5g/minの微少流量から高精度で測定可能❏ 最大30MPaまでの高圧仕様に対応❏ 高精度：指示値の±0.1％（＋ゼロスタビリティ）❏ 高いゼロスタビリティと耐振性❏ 安全なステンレスハウジング二重構造❏ 一体形および検出器－変換器分離形をラインアップ❏ 日本防爆品対応流体仕様• 測定流体				：液体全般• 流体温度・圧力：
センサチューブ材質
温 度＊
圧 力
S ステンレス鋼（SS316L）
0～15MPa (abs)－40～＋150℃
H ハステロイ®C220～30MPa (abs)標準仕様• 測定方式 ：コリオリ式• サイズ※上記の圧力は、センサチューブの圧力範囲を示します。
詳細は「流体圧力－温度仕様表」をご参照ください。
＊防爆品の流体温度範囲は「防爆仕様」の項を参照してください。

：01、03、04（mm）• 測定範囲サイズ
0103
04kg/h
公称最大下限流量
流量
200.3
1302
450
7kg/min
公称最大下限流量
流量
0.333
0.005
2.166
0.033
7.50.1166• 保護等級 ：IP67（EN 60529）• 流体密度検出器仕様• プロセス接続 ：1/4" NPTおねじ•材

質

接液部：		 –40～＋55°C（一体形：変換器ステンレス）

材質区分
センサチューブ
継手		 –40～＋65°C（分離形検出器・変換器）

非接液部：• 周囲温度：–40～＋60°C（一体形：変換器アルミニウム）* 防爆品の周囲温度範囲は「防爆仕様」の項を参照してください。

：400～3000kg/m3

S
ステンレス鋼(SS316L)
ステンレス鋼(SS316L)

H（オプション）ハステロイ® C22
ハステロイ® C22

アウターハウジング ；ステンレス鋼 (SS316L)
ベースプレート；ステンレス鋼 (SS316L)• アウターハウジング形状 ：流体圧力が3MPa(abs)以下の場合： 標準タイプ
流体圧力が3MPa(abs)以上の場合： バースティング
ディスク付

TG-F2197-J02
3 版 2023 11 K
初版 2022 03 K

MASSMAX® 3400Rシリーズ 微小流量・シングルチューブ コリオリ質量流量計
変換器仕様

出力内容

• ハウジング材質：アルミニウム合金（オプション：SS316L）		 1）状態出力OFF（標準設定値）•塗

装：ポリシロキサンエポキシ樹脂塗装• 塗装色：グレー（変換器本体）、ジェードグリーン（変換器		 カバー/端子箱カバー）• 電源電圧：AC100～230V（85～253V）

		 オプション；DC24V（11～31V）
		（）内は電圧許容範囲• 電源周波数：50/60Hz（AC電源）• 消費電力：AC；約22VA、DC；約12W•接：一般形；接地抵抗100Ω以下（D種接地）

地		 防爆形；接地抵抗10Ω以下• 配線接続口：2×G1/2 めねじアダプタ付 または		 2×1/2 NPTめねじアダプタ付 または		 2×M20×1.5めねじ または		 2×G1/2耐圧パッキンアダプタ付（日本防爆用）		 ※接続口は最大3口まで対応可能
表示・出力仕様• 表示器：青色ドットマトリクスLCD（バックライト付き）		 128×64ピクセル（59×31mm）		表示機能；最大4画面の切り替えで１画面に1～3行まで表示可能。表示内容は瞬時質量流量（バーグラ
フ表示対応）、積算質量流量、瞬時体積流量、積算体積流量、密度、温度、瞬時流量トレンドグラフ（パーセント表示）		 その他 各種設定データ内容や自己診断表示等
瞬時質量流量表示：流量単位（kg/h、kg/min、kg/sec、t/h、その他）
正逆流れ方向は+、ｰにより表示
積算質量流量表示：流量単位（kg、t、g、その他）			

正方向、逆方向積算値

密度表示：密度単位（g/cm3、kg/m3、その他）

温度表示：温度単位（℃、その他）• 電流出力：DC4−20mA（Max.22mA）※HART通信準備中		 負荷抵抗 1000Ω以下±5μA		 瞬時質量流量・密度・温度の何れかを選択し出力可能• パルス出力 ：積算パルス出力（標準設定）と周波数出力のいずれかを選択可能
負荷定格：DC32V

20mA以下（100Hz < f ≦ 10 kHz）		
Close時の残留電圧 < 1.5V（負荷電流 ≦ 1mA時）								 2）流れ方向判別		 3）流量オーバーレンジ		 4）積算プリセット		 5）レンジ判別（2重レンジ使用の場合）		 6）エラー/その他各種測定警報			 （流量・密度・温度等）• コントロール入力
電圧入力		 ：DC8 ～ 32Ｖ（ON）／DC2.5V、0.4mA以下（OFF）			 最大電流6.5mA（≦DC24V時）			 最大電流8.2mA（≦DC32V時）
制御内容 ：以下の何れかを選択可		 1）コントロール入力OFF（標準設定値）		 2）出力ホールド		 3）出力0%ロック		 4）積算値リセット		 5）エラーリセット		 6）レンジ判別（2重レンジ使用の場合）		 7）その他• 出力組合せ：
標準出力：電流出力4−20mA×1点、パルス出力×1点		 状態出力×1点、コントロール入力×1点 合計4点
オプション1 ：電流出力4−20mA×2点、パルス出力×1点		 合計3点
オプション2 ：電流出力4−20mA×3点、パルス出力×1点		 合計4点
オプション3 ：電流出力4−20mA×2点		 状態出力またはパルス出力（設定にて選択可能）		 ×2点

合計4点		 変換器仕様コード出力参照• ローカットオフ機能：
電流出力、パルス、表示毎に個別で任意設定可能
設定ポイント：0～20％ FS（0.1%ステップ）
ヒステリシス：0～5％ FS（0.1%ステップ）• 時定数：
電流出力、パルス、表示毎に個別で任意設定可能
設定範囲

オープンコレクタ出力：以下の何れかを選択可能：0.0～100.0秒（0.1秒ステップ）

標準機能• 任意単位設定機能 ：質量または体積単位と時間単位を最大7文字< 2.5V（負荷電流 ≦ 10mA時）まで設定し、任意の流量単位で表示可能						 < 5V（負荷電流 ≦ 20mA時）
100mA以下（f ≦ 100Hz）• 正逆両方向測定機能：正逆方向の流量測定が可能		

• 自己診断機能

Close時の残留電圧 < 0.2V（負荷電流 ≦ 10mA時）						 < 2V（負荷電流 ≦ 100mA時）		 流れ方向の判別は状態出力にて出力可能：メッセージで各種エラーや動作状態を表示		 機能診断；CPU、メモリー、ソフトウェア、

出力周波数 ：Max 10kHz			

パルスレート：36～36,000,000パルス／h		 状態診断；オーバーレンジ、		（0.01Hz～10 kHz）			

パルス幅		 アプリケーション診断；：以下の何れかを選択可能

ハード、出力接続
カウンターオーバー、停電検知等		 1）自動；フルスケール周波数においてデューティ		 センサチューブの振動バランス、振動エネルギー、					 その他検出器の各種回路動作診断

50%となるパルス幅		 2）デューティ比固定；常に1：1• テスト機能		 3）任意設定；0.05～2000 ms		 キャリブレータなしでループチェック可能

ただし、積算パルス出力（標準設定）において１）ま：電流／パルス出力の模擬出力機能を内蔵• タッチセンサ（オプティカルキー）設定機能：

たは２）を選択した場合、10Hz未満のパルスレート４個のタッチセンサによりカバーを開けずにでは50msec固定のパルス幅となります。

外部からデータ設定操作が可能
カバーを開けた場合は押しボタンとして操作• 状態出力：オープンコレクタ出力

可能

負荷定格

：DC32V、100mA以下
Close時の残留電圧 < 0.2V（負荷電流 ≦ 10mA時）				
2< 2V（負荷電流 ≦ 100mA時）

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2197-J02

MASSMAX® 3400Rシリーズ 微小流量・シングルチューブ コリオリ質量流量計
精度（工場校正精度）• 質量流量（パルス出力）
精度
ゼロスタビリティ

指示値の±0.1%
公称最大流量の±0.0057%• 基準条件：流体；水、温度；20℃、圧力；0.2MPa〔総合精度〕（精度＋ゼロスタビリティ）
総合精度（指示値の±％）

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0102030405060708090100

流量（公称最大流量の％）公称最大流量の％流量

総合精度（指示値の±％）

100%

0.106

50%

0.111

20%

0.129

10%

0.157

5%

0.214

1.5%

0.48

※公称最大流量の1.5%未満（下限流量未満）は精度規定範囲外となります。
プロセス変化による影響：
流体温度；1℃あたり公称最大流量の±0.0056%
例）サイズS01で1°C変化した場合		

：20kg/h×0.000056＝0.00112kg/h

流体圧力；0.1MPa あたり公称最大流量の±0.013%
上記の影響はゼロ点調整後プロセスが変化した場合を示します。
•温度（表示）

測定レンジ
精－ 40 ～＋ 150℃

度±1℃

流体圧力 － 温度仕様表
35.0
ハステロイ ®C22センサ圧力（MPa）

30.0
25.020.0ステンレス鋼センサチューブ

15.010.0

アウターハウジング

5.00.0-40-20020406080100120140

温度（℃）＊ 流体圧力が3MPaを超える場合は、アウターハウジングはバース
ティングディスクを選定してください。

TG-F2197-J02

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

MASSMAX® 3400Rシリーズ 微小流量・シングルチューブ コリオリ質量流量計
防爆仕様●日本防爆品●ATEX防爆品

防爆構造/等級：防爆構造/等級：一体形MMM3400RC-JEx

一体形MMM3400C-Ex（Certificate number：CML21JPN1739X, CML21JPN21175X）（Certificate number：PTB17 ATEX 2008 X）
II 1/2(1)G Ex db ia [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb or
II 1/2(1)G Ex db eb ia [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb or
II 1/2 G Ex db ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II 1/2 G Ex db ea ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC Txxx°C Db or
II 2D Ex tb IIIC Txxx°C Db

Ex db ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex db eb ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex tb IIIC T165°C Db
分離形検出器MMS3000RF-JEx（Certificate number：CML21JPN2904X, CML21JPN21181X）
Ex ia IIC T6...T1 Ga

分離形検出器MMS3000F-Ex

Ex ia IIIC T165°C Da（Certificate number：PTB17 ATEX 2007 X）II 1 G Ex ia IIC T6...T1 Ga or II 1 D Ex ia IIIC Txxx°C Da

分離形変換器 MMC400RF-JEx（Certificate number：CML21JPN1740X, CML21JPN21182X）
Ex db [ia] IIC T6 Gb
Ex db eb [ia] IIC T6.Gb
Ex tb IIIC T75°C Db
一体形 MMM3400RC-JEx（日本防爆品）
一体形 MMM3400C-Ex（ATEX/IECEx防爆品）
変換器アルミハウジング（標準）
周囲温度°C–40〜+40–40〜+50–40〜+65

流体温度°C

温度クラス

最高表面温度°C

65
80
115
150
65
80
115
130
65

T6–T1
T5–T1
T4–T1
T3–T1
T6–T1
T5–T1
T4–T1
T3–T1
T6–T1

T80
T95T130
T165
T80
T95
T130
T165
T80

–40〜+40–40〜+50–40〜+65

流体温度°C

温度クラス

6580
115
150
6580
115
130
60

T6–T1
T5–T1
T4–T1
T3–T1
T6–T1
T5–T1
T4–T1
T3–T1
T6–T1

最高表面温度°C
T80
T95
T130
T165
T80
T95
T130
T145
T75

–40〜+50–40〜+65

4

流体温度°C

温度クラス

最高表面温度°C

6580
115
1506580115
1506580
115
130

T6–T1
T5–T1
T4–T1
T3–T1
T6–T1
T5–T1
T4–T1
T3–T1
T6–T1
T5–T1
T4–T1
T3–T1

T80
T95
T130
T165
T80
T95
T130
T165
T80
T95
T130
T145

TOKYO KEISO CO., LTD.

一体形MMM3400C-Ex（Certificate number：IECEx PTB17.0029X）
Ex db ia [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb or
Ex db eb ia [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb or
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb or
Ex eb ia IIC T6...T1 Ga/Gb or
Ex tb [ia Da] IIIC Txxx°C Db or

分離形検出器MMS3000F-Ex（Certificate number：IECEx PTB17.0028X）
Ex ia IIC T6...T1 Ga or II 1 D Ex ia IIIC Txxx°C Da
分離形変換器 MMC400F-Ex（Certificate number：IECEx PTB17.0030X）
Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
Ex db eb [ia Ga] IIC T6 Gb or
Ex db[ia] IIC T6 Gb or
Ex db eb [ia] IIC T6 Gb or
Ex tb IIIC T75°C Db

分離形MMS3000F-Ex（ATEX/IECEx防爆品）–40〜+40

防爆構造/等級：

Ex tb [ia Da] IIIC T75°C Db or

分離形MMS3000RF-JEx（日本防爆品）
周囲温度°C●IECEx防爆品

Ex tb IIIC Txxx°C Db

変換器ステンレスハウジング（オプション）
周囲温度°C

分離形変換器 MMC400F-Ex（Certificate number：PTB17 ATEX 2009 X）
II 2(1) G Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
II 2(1)G Ex db eb [ia Ga] IIC T6 Gb or
II 2 G Ex db[ia] IIC T6 Gb or
II 2 G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb or
II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T75°C Db or
II 2D Ex tb IIIC T75°C Db

TG-F2197-J02

MASSMAX® 3400Rシリーズ 微小流量・シングルチューブ コリオリ質量流量計

各部の名称
〔一体形〕
変換器

配線接続口
電源

入出力
検出器

アウターハウジング

プロセス接続口

ベースプレート

流量レンジ
公称最大流量kg/h
Kg/min200.333
1302.166
450
7.5

サイズ
010304

センサチューブ寸法
サイズ

材
S
H
S
H
S
H

010304
材質

質

センサチューブ寸法 (mm)
内 径
肉 厚
1.20

0.20

2.58

0.30

3.94

0.41

S：ステンレス鋼 SS316L
H：ハステロイ®C22TG-F2197-J02

TOKYO KEISO CO., LTD.

5MASSMAX® 3400Rシリーズ 微小流量・シングルチューブ コリオリ質量流量計

結線図• オプション（Modular I/O基板）の出力結線図〔変換器・入出力端子〕MMC400RC / F● 電流出力とパルスまたは状態出力の計2点（標準出力）

その他の入出力を必要とする場合はオプションより選択してください。

Option１
Option２
電流出力
電流2出力
変換器 極
パルス・
パルス・
仕様 性 状態出力・
状態出力
コントロール入力 （6A8）
（6EK）
Dｰ ｰD

パルス
または
パルス
状態出力、
または+ 周波数パルス、 状態出力
警報出力

Cｰ ｰC

電流出力+端 Bｰ ｰ子
B +電流出力１

コントロール入力

Option３
電流3出力
パルス・
状態出力
（6AA）

Option4
電流2出力
パルス・
状態2出力
（6AE）

パルス
または状態出力

パルス
または
状態出力1

電流出力1

電流出力1電流出力2パルス
または
状態出力2

電流出力3

電流出力2A+
状態出力
または
パルス、
電流出力2+ 周波数パルス、警報出力

Aｰ ｰA

電源端子には保護用のカバーがあります。

〔分離形センサケーブル〕MMS3000RF + MMC400RF
電源端子カバー

端子
L/L＋N/L−

変換器 MMC400RF 側・端子構造：
スプリングクランプ式端子・センサケーブル（専用）

①

内容
AC電源／
DC電源の場合L＋（＋極）L−（−極）
アース接続

端子

極性

Dｰｰ

D+Cｰｰ

C+

③

内容（標準品：コード600）①ターミナルコネクタ②ケーブルグランド③ケーブル固定グリップ（シールドアース）②

パルスまたは状態出力、周波数パルス、警報出力
電流出力4～20mA

センサケーブル（専用）
10心複合ケーブル
0.5 mm2
仕上り外径 約11mm
最長 長さ20m

BｰBA+AｰA• 端子構造：差込式ねじ締付形端子• 適合電線：0.5～2.5mm2• 適合ケーブル外径 ：7～12mm②③①6TOKYO KEISO CO., LTD.

検出器 MMS3000RF 側・端子構造：スプリングクランプ式端子・センサケーブル（専用）TG-F2197-J02

MASSMAX® 3400Rシリーズ 微小流量・シングルチューブ コリオリ質量流量計

外形図●一体形（MMM3400RC）

質量：約12 kg

26010φ14038 38＜G寸法＞
・G1/2めねじアダプタ付：26mm
・1/2NPTめねじアダプタ付：26mm
・日本防爆品：85mm

A‒A4-φ8（取付穴）※

ベースプレート ※

242.5

A156

A

35.5

14.5348120

82

φ140(G)

13776

228
256180
アウターハウジング形状
標準タイプ

132

流れ方向（標準）※注）ベースプレートは必ず固定して設置してください。配管で本体を支えることは避けてください。
●分離形検出器（MMS3000RF）(G) 58106

質量：約10 kg

535038A‒A4-φ8（取付穴）※35.5AA156284

ベースプレート ※228
256180132

流れ方向（標準）※注）ベースプレートは必ず固定して設置してください。配管で本体を支えることは避けてください。

●分離形変換器（MMC400RF）

質量：約5.8 kg(G)260120φ14010φ140＜G寸法＞
・G1/2めねじアダプタ付：26mm
・1/2NPTめねじアダプタ付：26mm
・日本防爆品：85mm

9873φ111（オプション）

235
296

2Bパイプ取付
Uボルト

202

137

38 3876(G)

4-φ950277

787398

2Bパイプ（お客様所掌）TG-F2197-J02

TOKYO KEISO CO., LTD.

7

35.5

228
256

180132MASSMAX® 3400Rシリーズ 微小流量・シングルチューブ コリオリ質量流量計
流れ方向（標準）※注）ベースプレートは必ず固定して設置してください。配管で本体を支えることは避けてください。

●分離形変換器（MMC400RF）

質量：約5.8 kg(G)260120φ14010φ140＜G寸法＞
・G1/2めねじアダプタ付：26mm
・1/2NPTめねじアダプタ付：26mm
・日本防爆品：85mm

9873φ111（オプション）

235
296

2Bパイプ取付Uボルト

202

137

38 3876(G)4-φ950277

787398

2Bパイプ（お客様所掌）8TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2197-J02

MASSMAX® 3400Rシリーズ 微小流量・シングルチューブ コリオリ質量流量計

外形図（オプション）●一体形（MMM3400RC）
フランジ継ぎ手
15A JIS20K, 1/2”ASME150lb, 1/2”ASME300lb

質量：約12 kg
260(G)

7682120＜G寸法＞
・G1/2めねじアダプタ付：26mm
・1/2NPTめねじアダプタ付：26mm
・日本防爆品：85mm

φ140A‒A
ベースプレート ※242.54-φ8（取付穴）※

AA35.5156

14.534838 38)

228180286±3132

流れ方向（標準）※注）ベースプレートは必ず固定して設置してください。配管で本体を支えることは避けてください。

● バースティングディスク付（イメージ図）流体圧力が3MPaを超えて使用する場合アウターハウジングにバースティングディスク（圧力開放用ディスク）が追加されます。

AA‒A

バースティングディスク（本体側NPT3/4 オネジ）

A‒A

ヒーティングジャケット接続口（本体側NPT1/2 メネジ）A● ヒーティングジャケット（イメージ図）保温用のヒーティングジャケットを使用する場合バースティングディスクとの併用はできません。

A

TG-F2197-J02

A

TOKYO KEISO CO., LTD.

9

MASSMAX® 3400Rシリーズ 微小流量・シングルチューブ コリオリ質量流量計

形式および仕様コード
センサチューブ材質区分：S（ステンレス鋼SS316L）〔標準〕/H（ハステロイ® C22）
〔オプション〕〔形式〕
製品仕様

一体形（検出器＋変換器）

一般形（非防爆）
日本防爆品
ATEX/IECEx防爆品※■：材質コード(S / H)

MMM3400RC-■□□MMM3400RC-JEx-■□□MMM3400C-Ex-■□□分離形
検出器
MMS3000RF-■□□
MMS3000RF-JEx-■□□MMS3000F-Ex-■□□変換器
MMC400RF
MMC400RF-JEx
MMC400F-Ex□□：サイズコード(01 / 03 / 04)〔検出器仕様コード〕
検出器仕様コード VE
検出器コードVE

400（固定コード）
センサチューブ材質
センサチューブ内面仕上げ
プロセス接続

4S
H0HK
UH
KD
KE（固定コード）
アウターハウジング耐圧
ヒーティングジャケット

防爆仕様
サニタリ認証
種

校

正0A
C
0201
R
9001201

禁油処理（固定コード）
変換器タイプ
特殊仕様

100010304

サイズ機0TOKYO KEISO CO., LTD.

01067

内 容
MMS3000形検出器（Z形チューブ）
サイズ01
サイズ03
サイズ04
常に4ステンレス鋼 SS316L
ハステロイ® C22
標準1/4" NPTおねじ
15A JIS20K
1/2" ASME class150
1/2" ASME class300
常に0
使用圧力が3MPaで20℃以下の場合（標準）使用圧力が3MPaで20℃以上の場合 バースティングディスク付きなし
ヒーティングジャケット（1/4 NPTめねじ）なし
ATEX防爆品（Ex）
IECEx防爆品
（Ex）
日本防爆品
（JEx）
なし
一体形
分離形（アルミ端子箱）
分離形（ステンレス端子箱）
標準校正（3点流量校正）
5点流量校正なし
接液部禁油処理
常に0一体形
分離形
なし

00
00/Z あり

標準○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○

○

TG-F2197-J02

MASSMAX® 3400Rシリーズ 微小流量・シングルチューブ コリオリ質量流量計〔変換器仕様コード〕
MMC400RC/RF
変換器仕様コード VE 54 4変換器コード
VE 54（固定コード）
42 0 020 0

内 容
MMC400R形変換器
常に44一体形
機 種
H
分離形（船級・高温・低温モデルの場合必須）
A
AC100－230V
電 源
1DC12－24V
0なし
1
ATEX防爆品（Ex）
防爆仕様
F
IECEx防爆品
（Ex）
9
日本防爆品
（JEx）
0
M20×1.5めねじ（ATEX防爆の場合はこれを選択）
4
1/2 NPTめねじ アダプタ付
電源・入出力ケーブル配線接続口
5
G 1/2めねじ アダプタ付
6防水グランド付き
9
G 1/2耐圧パッキンアダプタ付（日本防爆品はこれを選択）
表示言語
2
英語
（固定コード）0 0
常に00
1
アルミニウム合金
変換器ハウジング
2ステンレス SS316L（一体形用）
3
ステンレス SS316L（分離形用）（固定コード）2
常に26 0 0
4–20 mA、パルスまたは状態出力 計2点
6 E K
4–20 mA、パルス、状態出力、コントロール入力 各1出力タイプ
6 A 8
2×4–20 mA、1×パルスまたは状態出力（選択可能）
6 A A
3×4–20 mA、1×パルスまたは状態出力（選択可能）
6 A E
2×4–20 mA、1×パルス、1×状態出力またはパルス（選択可能）
測定機能
0
標準（質量流量、密度、温度）（固定コード）0
常に00なし（一体形）
45mケーブル付属（分離形のみ）センサケーブル
110mケーブル付属（分離形のみ）520mケーブル付属（分離形のみ）00
なし
特殊仕様
00/Z あり

標準○○
○
○
○

○

○
○
○

○
○

○
○○

※ 特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「/Z」を記入して内容を別記してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください。）

標準付属品

ご注文時指定事項• 設定データシート ：1セット• 取扱説明書：1セット

標準付属品• G1/2配線接続口用防水グランド〔略語：WG〕

1. 形式および仕様コード例）形式：MMM3400RC		

検出器仕様コード：VE014S0HK0A0000000600		

変換器仕様コード：VE5444A052001260000000

2. オプション仕様（必要な場合のみ指定）
オプションの項目を参照の上、略語でご指定ください。

• 外部配線接続口数：3個〔略語：3G〕• ２Bパイプ取付金具〔略語：PM〕

TG-F2197-J02

TOKYO KEISO CO., LTD.

11

MASSMAX® 3400Rシリーズ 微小流量・シングルチューブ コリオリ質量流量計

配管設置時の注意事項
MASSMAX® 3400Rシリーズを配管に設置する際は、下記事項に注意してください。
• 下図①に示すように、水平配管取付、垂直配管取付とも、流量計のベースプレートにある4箇所の取付穴にて、フラットな取付台にしっかりと固定してください。また、配管で流量計を支えることは避けてください。
• 下図②に示すように、流量計を垂直に取付ける場合は、垂直配管に限定され、配管の傾きに制限があります。
• 下記（注1）と（注2）に示すような設置は行なわないでください。
• 流量計の測定管内が常に満液状態になるように配管をレイアウトしてください。
• 流量コントロールバルブは流量計の下流側に設置してください。
これは、バルブの絞り構造によるキャビテーションの影響を避けるためです。

①①フラットな取付台に設置してください。

②②垂直取付の場合は垂直に対して以下の角度以内に設置することで気泡の抜けや流れ停止時の液抜けが良くなります。
＜傾きの角度＞
S01：7度以内 S03,04：13度以内(注 1)（注１） 配管に折れや偏心などがある場合は流量計を設置する前に必ず修正してください
接続部にストレスが加わる設置は絶対にしないでください。

12

TOKYO KEISO CO., LTD.

(注 2)

（注2） 流量計を逆さに設置しないでください。

TG-F2197-J02