PT0de-0982

Tragbares Gaswarngerät

GX-8000
Bedienungsanleitung(PT0-098)

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-8744, Japan
Telefon : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110
E-Mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp/english/

<Inhalt>
1
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.

Beschreibung des Produkts ..................................................................................... 3
Vorwort .................................................................................................................... 3
Bestimmungsgemäßer Zweck ................................................................................. 3
Definition von GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS ........................... 3
Bestätigungsverfahren für Normen und Explosionssicherheitsspezifikation ............ 4

2
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.

Wichtige Sicherheitshinweise .................................................................................. 5
Gefahren ................................................................................................................. 5
Warnungen .............................................................................................................. 8
Vorsichtsmaßnahmen .............................................................................................. 9Sicherheitshinweise ................................................................................................. 11

3
3-1.
3-2.

Einzelteile des Produkts .......................................................................................... 12
Hauptgerät und Standardzubehör ........................................................................... 12
Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile ................................................... 15

4
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
4-6.
4-7.
4-8.
4-9.

Gebrauch des Gasmessgeräts ................................................................................ 18
Vor dem Gebrauch des Gaswarngeräts .................................................................. 18
Vorbereitung zum Einschalten ................................................................................. 18
Grundlegende Betriebsverfahren ............................................................................ 23
Starten des Gaswarngeräts ..................................................................................... 24
Ablauf einer Messung .............................................................................................. 26
Betriebsarten ........................................................................................................... 30
Luftkalibrierungsmodus ........................................................................................... 31
Anzeige-/Einstellungsmodus ................................................................................... 33
Beenden .................................................................................................................. 40

5
5-1.
5-2.
5-3.

Operationen und Funktionen ................................................................................... 41
Gasalarm-Aktivierung .............................................................................................. 41
Fehleralarm-Aktivierung .......................................................................................... 43
Sonstige Funktionen ................................................................................................ 43

6
6-1.
6-2.
6-3.
6-4.

Wartung ................................................................................................................... 44
Wartungsintervalle und zu wartende Elemente ....................................................... 44
Gaskalibrierverfahren .............................................................................................. 45
Reinigung ................................................................................................................ 46
Austausch von Teilen............................................................................................... 46

7
7-1.
7-2.
7-3.

Aufbewahrung und Entsorgung ............................................................................... 49
Vorgehensweisen beim Aufbewahren des Gaswarngeräts oder längerem
Nichtgebrauch ......................................................................................................... 49
Vorgehensweise zur erneuten Verwendung des Gaswarngeräts ............................ 49
Entsorgung .............................................................................................................. 50

8

Problembeseitigung ................................................................................................. 51

9
9-1.
9-2.

Produktspezifikationen ............................................................................................ 53
Liste der Spekifikationen.......................................................................................... 53
Zubehörliste............................................................................................................. 55

10

Begriffsdefinitionen .................................................................................................. 562

1

Beschreibung des Produkts
1-1. Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für unser tragbares Gaswarngerät GX-8000 entschieden haben. Bittevergewissern Sie sich, dass die Modellbezeichnung des Produkts, das Sie erworben haben, in den
Spezifikationen in dieser Anleitung enthalten ist.
Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung des Gaswarngeräts und gibt seine Spezifikationen an. Es
enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Verwendung des Gaswarngeräts erforderlich sind. Nicht
nur Erstbenutzer, sondern auch Benutzer, die das Produkt bereits verwendet haben, müssen die
Bedienungsanleitung durchlesen und verstehen, um Wissen und Erfahrung vor Verwendung desGaswarngeräts zu verbessern.

1-2. Bestimmungsgemäßer Zweck
Dieses Gaswarngerät ist ein Multigas-Typ, der die gleichzeitige Überwachung der folgenden Gasarten mit
Maximalwert ermöglicht: Sauerstoff, brennbare Gase und toxische Gase (Kohlenmonoxid und
Schwefelwasserstoff) in der Luft und hochkonzentrierte brennbare Gase (vol%) in N2 und inerte Gase.
Die Erkennungsleistung ist nicht vorgesehen, Leben oder Sicherheit zu gewährleisten.
Dieses Gaswarengerät wird in mehreren Typen für verschiedene Kombinationen zu messender Gase
geliefert. Prüfen Sie vor Gebrauch die Spezifikationen des Gaswarngeräts und führen Sie die Gasmessung
ordnungsgemäß nach den jeweiligen Zwecken durch. (Siehe Liste der zu messenden Gase am Ende dieser
Bedienungsanleitung.)
Neben dieser Bedienungsanleitung ist eine Bedienungsanleitung für das
Datenlogger-Managementprogramm (Option) für das Gaswarngerät erhältlich. Wenden Sie sich an RIKEN
KEIKI, wenn es benötigt wird.

1-3. Definition von GEFAHR, WARNUNG, VORSICHTund HINWEISGEFAHR

Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu ernsthaften odersogar tödlichen Verletzungen und schweren Sachschäden führen kann.

WARNUNG

Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu ernsthaften
Verletzungen und schweren Sachschäden führen kann.

VORSICHT

Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu kleineren
Verletzungen und Sachschäden führen kann.

HINWEIS

Dieser Hinweis gibt Tipps für die Handhabung.

31-4. Bestätigungsverfahren für Normen undExplosionssicherheitsspezifikation
Dieses Instrument besitzt einige Spezifikationen, die von den den Standards oder der zertifizierten
Explosionssicherheit abhängen. Bitte überprüfen Sie die Spezifikation des Messgeräts vor Gebrauch. Bei
Geräten mit CE-Kennzeichnung beachten Sie bitte die Konformitätserklärung am Ende dieser Anleitung.
Sie können die Spezifikation des Geräts wie folgt auf dem Typenschild überprüfen.
Japan Ex-Bescheinigung

Hauptgerät

Hauptgerät
Ex-Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung

Batteriesatz

Batteriesatz

Japan Ex-Typenschild

ATEX/IECEx, CE-Kennzeichnung Typenschild4

2

Wichtige
Sicherheitshinweise
2-1. Gefahren
GEFAHR
Position desTypenschilds

Hauptgerät

BatteriesatzÜber den Explosionsschutz des Hauptgeräts
 Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
 Beim Messen der Sauerstoffkonzentration nur Gemische aus Luft und brennbaren Gasen oderDämpfen und toxischen Gasen messen.
 Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen
folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus
elektrostatischer Aufladung resultieren.
(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
(2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen
Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.
 Die Batterieeinheit, die angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach
Explosionsschutz-Zulassungsnr. des Hauptgeräts.

Modell/ExplosionsschutzZulassungsnr. des Hauptgeräts

Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
der Batterieeinheit, die angeschlossen
werden kann

GX-8000 / TC19439

BUL-8000(G) / TC19437
BUD-8000(G) / TC19438

GX-8000 / TC21222

BUL-8000(G1) / TC21223
BUD-8000(G1) / TC21224

5

GEFAHR Die Spezifikationen der Hauptgeräte lauten:
Pumpenschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 1,12 A, zulässige
Leistung 1138 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,834 A,
zulässige Leistung 853 mW
Summerschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,431 A,
zulässige Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,717 A,
zulässige Leistung 733 mW
Backup-Schaltkreis:3,0 V DC, 10 µA
Umgebungstemperatur-20 °C - +50 °C
 Explosionsschutzgrad des Hauptgeräts ist Ex ia ⅡC T4 X.
Über den Explosionsschutz der Batterieeinheit Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
 Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen
folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus
elektrostatischer Aufladung resultieren.
(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
(2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen
Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.
 Das Hauptgerät, das angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach
Explosionsschutz-Zulassungsnr. der Batterieeinheit.

Modell/ExplosionsschutzZulassungsnr. der Batterieeinheit

Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
des Hauptgeräts, das angeschlossen
werden kann

BUL-8000(G) / TC19437
BUD-8000(G) / TC19438

GX-8000 / TC19439

BUL-8000(G1) / TC21223
BUD-8000(G1) / TC21224

GX-8000 / TC21222

 Die Spezifikationen der Lithium-Ionen-Batterieeinheit lauten:
Pumpenschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 1,12 A,
maximale Leistung 901 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,768 A,
maximale Leistung 618 mW
Summerschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,410 A,
maximale Leistung 330 mW
Hauptschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,653 A,
maximale Leistung 526 mW
Batterieladekontakt:
Zulässiger Strom von 250 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:-20 °C - +50 °C
 Explosionsschutzgrad der Lithium-Ionen-Batterieeinheiten ist Ex ia ⅡC T4.

 Die Spezifikationen der Trockenbatterieeinheit lauten:
Pumpenschaltkreis:

Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 1,12 A,
maximale Leistung 1138 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,834 A,
maximale Leistung 853 mW
Summerschaltkreis:
Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,431 A,
maximale Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis:
Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,717 A,
maximale Leistung 733 mW
Stromversorgung:
4,5 V DC, 250 mA (Typ LR6, hergestellt von Toshiba, 3 Stck.)
Umgebungstemperatur:-20 °C - +50 °C
 Explosionsschutzgrad der Trockenbatterieeinheiten ist Ex ia ⅡC T4.
6

GEFAHRÜber die Kombination
Vergewissern Sie sich, dass das Produktmodell auf dem Typenschild und die Kombination aus
Hauptgerät und Batterieeinheit richtig ist.
Ungeeignete Modellkombinationen entsprechen nicht dem zertifizierten Explosionsschutz.
 IP-Schutzart: IP20Über den Gebrauch
 Bei Messungen in einem Mannloch oder einem geschlossenen Raum dürfen Sie sich nicht in
das Mannloch oder in den geschlossenen Raum hineinlehnen oder hineinblicken. Andernfalls
setzen Sie sich möglichen Gefahren aus, weil sauerstoffarme Luft oder andere Gase
ausgeblasen werden können.
 Sauerstoffarme Luft oder andere Gase können aus der Gasabluftöffnung austreten. Diese Luftoder die Gase dürfen auf keinen Fall inhaliert werden.
 Hochkonzentrierte (mehr als LEL) Gase können austreten. Niemals Feuer in der Nähe desGaswarngeräts verwenden.

7

2-2. Warnungen
WARNUNG
Druck an der Messstelle Das Gaswarngerät ist für das Ansaugen von Gasen unter Umgebungsdruck vorgesehen. Wennder Gasein- oder -austritt (GAS IN, GAS OUT) des Gaswarngeräts mit übermäßig hohem Druckbeaufschlagt wird, können Messgase aus dem Inneren austreten und gefährliche Bedingungenerzeugen. Stellen Sie sicher, dass während des Gebrauchs kein übermäßig hoher Druck auf das
Gaswarngerät einwirkt.
 Schließen Sie den Gasprobenahmeschlauch nicht direkt an einem Ort an, an dem ein höherer
Druck als Umgebungsdruck herrscht. Andernfalls kann die interne Verrohrung beschädigt
werden.
Handhabung des Sensors
Zerlegen Sie die elektrochemische Sensoreinheit bzw. die Sensoreinheit mit galvanischem Element
nicht, da sie Elektrolyt enthalten. Elektrolyt kann bei Kontakt mit der Haut schwere Hautverätzungenverursachen und bei Kontakt mit den Augen zur Erblindung führen.
Wenn Elektrolyt an Ihren Kleidern haftet, verfärben sich die betroffenen Bereiche oder sie zersetzensich. Reinigen Sie bei Kontakt den kontaminierten Bereich sofort mit reichlich Wasser.
Frischluftjustierung in der Atmosphäre
Bei Durchführung einer Frischluftjustierung in der Atmosphäre diese vor Beginn der Justierung auf
Frische prüfen. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die Justierung nicht ordnungsgemäß
durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.
Reaktion auf Gasalarm
Die Aktivierung eines Gasalarms deutet auf extrem hohe Gefährdungen hin. Verwenden Sie Ihr
Urteilsvermögen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Kontrolle des Batteriestands
 Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Batterieleistung ausreicht. Wenn das Gaswarngerät
zum ersten Mal verwendet wird oder längere Zeit nicht verwendet wurde, können die Batterienleer sein. Laden Sie die Batterien vor Gebrauch entweder vollständig auf oder tauschen Sie sie
gegen neue aus.
 Wenn ein Alarm vom Typ „Batteriespannung schwach“ ansteht, ist keine Gasmessung möglich.
Wenn der Alarm während des Gebrauchs erfolgt, schalten Sie die Stromversorgung aus undladen Sie die Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich wieder auf.
Sonstiges
 Gaswarngerät nicht ins Feuer werfen.
 Gaswarngerät nicht in einer Waschmaschine oder einem Ultraschallreiniger waschen.
 Die Öffnung für den akustischen Signalton darf nicht blockiert werden. Andernfalls ist der
Alarmton nicht zu hören.
 Batterieeinheit nicht bei eingeschaltetem Gerät herausnehmen.

82-3. Vorsichtsmaßnahmen
VORSICHT
Gaswarngerät nicht an Orten verwenden, an denen er Öl, Chemikalien usw. ausgesetzt ist.
Gaswarngerät nicht absichtlich unter Wasser tauchen.
 Nicht an einem Ort verwenden, an dem das Gaswarngerät Flüssigkeiten wie Öl und Chemikalienausgesetzt ist.
 Das Gaswarngerät entspricht zwar IP67, ist aber nicht wasserdruckbeständig. Gaswarngerät
nicht an Orten verwenden, an denen ein hoher Wasserdruck auf es wirkt (unter einem
Wasserhahn, in der Dusche usw.), und es nicht längere Zeit unter Wasser tauchen. Das
Gaswarengerät ist nur in Frischwasser und Leitungswasser wasserdicht, nicht in heißem
Wasser, Salzwasser, Waschmittel, Chemikalien, menschlichem Schweiß usw.
 Gasein- und -austritt sind nicht wasserfest. Achten Sie darauf, dass kein Wasser wie z. B.
Regenwasser in diese Teile gelangt. Andernfalls kann es zu Problemen kommen und es ist
keine Gaslecksuche möglich.
 Gaswarngerät nicht an einem Ort verwenden, an dem sich Wasser oder Schmutz ansammelt.
Wenn das Gaswarngerät an einem solchen Ort abgelegt wird, kann dies Fehlfunktionen
verursachen, wenn Wasser oder Schmutz in die Öffnung, den Gaseintritt usw. gelangt.
 Beachten Sie, dass durch eindringendes Schmutzwasser, Staub, Metallstaub usw. die
Empfindlichkeit der Sensoren deutlich herabgesetzt wird. Seien Sie vorsichtig, wenn das
Gaswarngerät in Umgebungen eingesetzt wird, in denen solche Elemente vorhanden sind.
Gaswarngerät nicht an einem Ort verwenden, an dem die Temperatur unter -20 °C fällt oder über50 °C steigt.
 Die Betriebstemperatur des Gaswarngeräts beträgt -20 °C bis +50 °C. Verwenden Sie das
Gaswarngerät nicht bei höheren Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten und Drücken oder bei
niedrigeren Temperaturen als dem Betriebsbereich.
 Längeren Gebrauch des Gaswarngeräts an einem Ort, an dem es dem direkten Sonnenlicht
ausgesetzt ist, vermeiden.
 Gaswarngerät nicht in einem durch die Sonne erwärmten Auto aufbewahren.
Beachten Sie die Einsatzbeschränkungen, um Kondenswasserbildung im Inneren desGaswarngeräts oder des Gasprobenahmeschlauchs zu vermeiden.
Kondenswasser im Gaswarngerät oder im Gasprobenahmeschlauch führt zu Verstopfung oder
Gasadsorption und kann die genaue Gasmessung behindern. Aus diesem Grund muss die Bildung
von Kondenswasser vermieden werden. Überwachen Sie neben der Betriebsumgebung auchsorgfältig die Temperatur/Feuchtigkeit des Messpunkts, um Kondenswasserbildung im
Gaswarngerät oder Gasprobenahmeschlauch zu verhindern. Bitte beachten Sie die
Einsatzbeschränkungen.
Keinen Transceiver in der Nähe des Gaswarngeräts verwenden.
 Funkwellen eines Transceivers in der Nähe des Gaswarngeräts können die Messwertanzeige
stören. Wenn ein Transceiver verwendet wird, muss dies an einem Ort erfolgen, an dem er nicht
stört.
 Gaswarngerät nicht in der Nähe eines Geräts verwenden, das starke elektromagnetische Wellen
abgibt (Hochfrequenz- oder Hochspannungsgeräte).
Vor Verwendung des Gaswarngeräts überprüfen, dass die Pumpenantriebsanzeige rotiert.
Wenn die Pumpenantriebsanzeige nicht rotiert, kann die Gasmessung nicht richtig durchgeführt
werden. Prüfen Sie, ob Durchfluss verloren geht.
Versäumen Sie niemals die regelmäßige Wartung.
Das Gasmessgerät ist ein Sicherheitsgerät; als solches muss es regelmäßig gewartet werden, um
die Sicherheit zu gewährleisten. Der fortgesetzte Gebrauch des Gaswarngeräts ohne
vorschriftsmäßige Wartung beeinträchtigt die Empfindlichkeit des Sensors und führt zu ungenauen
Gasmessungen.

9

VORSICHT
Sonstiges
 Durch unnötige Betätigung der Tasten können die Einstellungen geändert werden, mit der Folge,
dass Alarme nicht korrekt aktiviert werden. Gaswarngerät nur mithilfe der in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren betreiben.
 Gaswarngerät nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen. Die Wasserdichtheit und derExplosionsschutz sowie die Genauigkeit könnten sich sonst verschlechtern.
 Gaswarngerät während des Aufladens nicht verwenden.
 Auch wenn das Gaswarngerät Sauerstoff, brennbare Gase, Kohlenmonoxid und
Schwefelwasserstoff messen kann, kann die Betriebsumgebung Gase enthalten, die eine
schädliche Auswirkung auf die Sensoren dieses Geräts haben können. (Unterschiedliche Gasekönnen je nach Typ schädlich sein.)
Das Gaswarngerät kann bei Vorhandensein der folgenden Gase nicht verwendet werden:(1) Sulfide (wie H2S und SO2), die ständig in hohen Konzentrationen vorhanden sind(2) Halogengase (wie Chloridverbindungen und Chlorfluorkohlenwasserstoffe)(3) Silizium (Si-Verbindungen)Gaswarngerät bei Vorhandensein der obigen Gase (wie Sulfide in hoher Konzentration,
Halogengase und Silizium) nicht verwenden, da dies die Lebensdauer des Sensors erheblichverkürzen oder zu Fehlfunktionen wie ungenauen Messwertanzeigen führen kann.
Falls das Gaswarngerät bei Vorhandensein von Silizium usw. für die Detektion verwendet wird,
müssen seine Gasempfindlichkeit vor der erneuten Verwendung geprüft werden.

10

2-4. Sicherheitshinweise
Das tragbares Gaswarngerät Modell GX-8000 ist ein Gaswarngerät, das für die ständige
Expositionsüberwachung brennbarer Gase, Sauerstoff (O2), toxischer Gase wie Kohlenmonoxid (CO) und
Schwefelwasserstoff (H2S) in explosionsgefährdeten Umgebungen gedacht ist. Die Gasprobenahme erfolgt
durch Ansaugen mithilfe der integrierten Mikropumpe.
Als Batterie kann eine Lithium-Ionen-Batterie oder eine Alkali-Trockenbatterie gewählt werden.
Die Lithium-Ionen-Batterieeinheit hat die Bezeichnung BUL-8000, BUL-8000(G), BUL-8000(G1) und die
Alkali-Trockenbatterie hat die Bezeichnung BUD-8000(G), BUD-8000(G1).
Die Batterieeinheit kann auch von Endbenutzern ausgetauscht werden.

Sicherheitsspezifikation
・Ex ia ⅡC T4 Ga (ohne NC-6215)
・・・Ex ia ⅡB T4 Ga (mit NC-6215)

Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4 Ga (ohne NC-6215)
Ⅱ 1 G Ex ia ⅡB T4 Ga (mit NC-6215)

・ Umgebungstemperaturbereich für die Verwendung: -20 °C - +50 °C
・ Umgebungstemperaturbereich beim Aufladen der Batterie: 0 °C - +40 °C

Elektrische Daten
・ Stromversorgung der Lithium-Ionen-Batterieeinheit: BUL-8000(G), BUL-8000(G1)Zwei parallel geschaltete Lithium-Ionen-Zellen im Batteriepack BP-8000,BP-8000(1) vom Typ
MaxelI NR18650PB1. Um = 250 V.
・ Stromversorgung der Alkali-Batterieeinheit: BUD-8000(G), BUD-8000(G1)Drei in Reihe geschaltete Alkali-Batterien des Typs AA, LR6, hergestellt von Toshiba.
・Backup-Batterietyp CR1220 hergestellt von Maxell.

Zertifikatnummern
・IECEx-Zertifikatnummer: IECEx KEM 10.0038
・ATEX-Zertifikatnummer: KEMA 10ATEX 0085

Liste der Normen
・IEC 60079-0: 2017
・IEC 60079-11: 2011

・EN IEC 60079-0:2018
・EN60079-11:2012

WARNUNG・Darf nicht an einem explosionsgefährdeten Ort aufgeladen werden.
・Darf nur mit dem zugehörigen Ladegerät aufgeladen werden.
・Die Batterie darf nicht an einem explosionsgefährdeten Ort aufgeladen werden.
・Trockenbatterien dürfen nicht an einem explosionsgefährdeten Ort gewechselt werden.
・Nicht versuchen, das Instrument zu zerlegen oder zu ändern.
・Nur Batterietyp BUD-8000(G), BUD-8000(G1) mit drei in Reihe geschalteten AlkaliBatterien des Typs AA, LR6, hergestellt von Toshiba oder aufladbare Batterieeinheit
Typ BUL-8000(G), BUL-8000(G1) verwenden.

INST. Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A B C
D
E
A: Produktionsjahr (0-9)
B: Herstellungsmonat (1-9, XYZ für Okt.–Dez.)
C: Produktionscharge
D: Seriennummer
E: Fabrikcode

Zusätzliche Informationen

Die Leistung des tragbaren Gaswarngeräts GX-8000 als Sicherheitsvorrichtung ist von diesem
Zertifikat nicht abgedeckt.
2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-8744, Japan
Telefon: +81-3-3966-1113
Fax: +81-3-3558-9110 GIII
E-Mail: intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp113

Einzelteile des Produkts
Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät: 1

3-1. Hauptgerät und Standardzubehör
Nach Öffnen der Verpackung Hauptgerät und Zubehör prüfen.
Sollte etwas aus der folgenden Liste nicht enthalten sein, RIKEN KEIKI kontaktieren.
<Hauptgerät>
GX-8000
Hauptgerät<Standardzubehör> Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät: 1
 Gasprobenahmebeutel undGasprobenahmeschlauch: 1
 Schulterriemen: 1

Lithium-Ionen-Batterieeinheit Bedienungsanleitung Produktgarantie

GEFAHRÜber den Explosionsschutz des Hauptgeräts
 Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
 Beim Messen der Sauerstoffkonzentration nur Gemische aus Luft und brennbaren Gasen oderDämpfen und toxischen Gasen messen.
 Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen
folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus
elektrostatischer Aufladung resultieren.
(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
(2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen
Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.
 Die Batterieeinheit, die angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach
Explosionsschutz-Zulassungsnr. des Hauptgeräts.

Modell/ExplosionsschutzZulassungsnr. des Hauptgeräts

Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
der Batterieeinheit, die angeschlossen
werden kann

GX-8000 / TC19439

BUL-8000(G) / TC19437
BUD-8000(G) / TC19438

GX-8000 / TC21222

BUL-8000(G1) / TC21223
BUD-8000(G1) / TC21224

12

GEFAHR Die Spezifikationen der Hauptgeräte lauten:
Pumpenschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 1,12 A,
zulässige Leistung 1138 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,834 A,
zulässige Leistung 853 mW
Summerschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,431 A,
zulässige Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,717 A,
zulässige Leistung 733 mW
Backup-Schaltkreis:3,0 V DC, 10 µA
Umgebungstemperatur:-20 °C - +50 °C
 Explosionsschutzgrad der Hauptgeräte ist Ex ia ⅡC T4 X.
Über den Explosionsschutz der Batterieeinheit Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
 Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen
folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus
elektrostatischer Aufladung resultieren.
(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
(2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen
Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.
 Das Hauptgerät, das angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach
Explosionsschutz-Zulassungsnr. der Batterieeinheit.
Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
Modell/Explosionsschutzdes Hauptgeräts, das angeschlossen
Zulassungsnr. der Batterieeinheit
werden kann

BUL-8000(G) / TC19437
BUD-8000(G) / TC19438

GX-8000 / TC19439

BUL-8000(G1) / TC21223
BUD-8000(G1) / TC21224

GX-8000 / TC21222

 Die Spezifikationen der Lithium-Ionen-Batterieeinheit lauten:
Pumpenschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 1,12 A,
maximale Leistung 901 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,768 A,
maximale Leistung 618 mW
Summerschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,410 A,
maximale Leistung 330 mW
Hauptschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,653 A,
maximale Leistung 526 mW
Batterieladekontakt:
Zulässiger Strom von 250 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:-20 °C - +50 °C
 Explosionsschutzgrad der Lithium-Ionen-Batterieeinheiten ist Ex ia ⅡC T4.

 Die Spezifikationen der Trockenbatterieeinheit lauten:
Pumpenschaltkreis:

Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 1,12 A,
maximale Leistung 1138 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,834 A,
maximale Leistung 853 mW
Summerschaltkreis:
Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,431 A,
maximale Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis:
Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,717 A,
maximale Leistung 733 mW
Stromversorgung:
4,5 V DC, 250 mA (Typ LR6, hergestellt von Toshiba, 3 Stck.)
Umgebungstemperatur:-20 °C - +50 °C
 Explosionsschutzgrad der Trockenbatterieeinheiten ist Ex ia ⅡC T4.
13

GEFAHRÜber die Kombination
Vergewissern Sie sich, dass das Produktmodell auf dem Typenschild und die Kombination aus
Hauptgerät und Batterieeinheit richtig sind.
Ungeeignete Modellkombinationen entsprechen nicht dem zertifizierten Explosionsschutz.
 IP-Schutzart: IP20

HINWEIS

Modell der Batterieeinheit mit dem am Gerät
angebrachten Typenschild vergleichen.
Ein Typenschild, das ein kompatibles Modell angibt, ist
an der Batterieeinheit angebracht, um die Verwendungdes Gaswarngeräts in Kombination mit einer falschen
Einheit zu vermeiden.
Diese Information prüfen und korrekte Kombination
verwenden.
(Draufsicht der Batterieeinheit)

Typenschild(Seitenansicht der Batterieeinheit)143-2. Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile<Übersichtszeichnung>(1) LCD-Display(2) Summeröffnung(3) Alarm
LED-Arrays(3) Alarm LED-Arrays(4) Infrarot-Kommunikationsanschluss(3) Alarm LED-Arrays(7) DISPLAY-Taste(8) POWER/ENTER-Taste(2) Summeröffnung(14) Aktivkohlefilter-Knopf(5) △/AIR-Taste(6) ▽/RESET-Taste(9) Gaseintritt(10) Gasaustritt(13) Sensorabdeckung(11) Abdeckung der
Aufladebuchse(15) Schrauben der Batterieeinheit

15(12) Ladeanzeigelampe

(1)
(2)
(3)
(4)

LCD-Display
Zeigt Gaskonzentrationen, Alarme usw. an.
Summeröffnung
Gibt bei Alarm einen Summerton ab. (Gasaustritt nicht blockieren.)
Alarm LED-Arrays
Die Lampe blinkt als Reaktion auf einen Alarm.
Infrarot-Kommunikationsanschluss Wird zur Durchführung von Datenkommunikationen mit einem PC
im Datenloggermodus verwendet.
(5) ▲/AIR-Taste
Diese Taste muss gedrückt gehalten werden, um eine
Frischluftjustierung durchzuführen.
(6) ▼/RESET-Taste
Bei Auftreten eines Alarms, diesen Schalter zum Zurücksetzen desAlarms drücken.
(7) DISPLAY-Taste
Diese Taste muss gedrückt werden, um zwischen den
Anzeigearten zu wechseln.
(8) POWER/ENTER-Taste
Schaltet das Gerät ein und aus.
(9) Gaseintritt
Zum Anschließen eines Probenahmeschlauchs.
(10) Gasaustritt
Hier wird das in das Gaswarngerät eingesogene Gas abgegeben.
(Gasaustritt nicht blockieren.)(11) Abdeckung der Aufladebuchse
Zum Anschließen an ein mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät
und Aufladen der Batterien diese Abdeckung entfernen.
(12) Ladeanzeigelampe
Leuchtet während des Aufladens rot und erlischt, wenn das
Aufladen abgeschlossen ist.
(13) Sensorabdeckung
Es befinden sich Sensoren im Inneren. Darf nur für den Austauschdes Sensors geöffnet werden.
(14) Aktivkohlefilter-Knopf
Zum Abnehmen und Austauschen des Aktivkohlefilters diesen
Knopf drehen. Bei Instrumenten, die Kohlenmonoxid messen, wird
kein Aktivkohlefilter verwendet. Diesen Knopf immer festgezogen
lassen.
(15) Schrauben der Batterieeinheit
Diese Schrauben zum Abnehmen und Austauschen derBatterieeinheit drehen.

VORSICHT Stechen Sie nicht mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung des akustischen Signaltons. Die
Einheit kann fehlerhaft funktionieren oder beschädigt werden, wenn Wasser oder Fremdkörper
usw. dort eindringen.
 Entfernen Sie nicht die Verblendung vom Display. Andernfalls kann die Wasser- undStaubfestigkeit herabgesetzt werden.
 Befestigen Sie keinen Aufkleber an der Infrarotöffnung. Andernfalls wird die
Infrarotkommunikation behindert.

16

<LCD-Display>(1) Pilotanzeige(5) Pumpenantriebsanzeige(2) Konzentration brennbarer
Gase digitale undBalkenanzeige(6) Sauerstoffkonzentration
digitale undBalkenanzeige(3) Kohlenmonoxidkonzentration
digitale und Balkenanzeige(7) Schwefelwasserstoffkonzentration digitale
und Balkenanzeige(4) Anzeige derBatteriespannung(8) Uhranzeige

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Pilotanzeige
Konzentration brennbarer
Gase digitale undBalkenanzeige
Kohlenmonoxidkonzentration
digitale und Balkenanzeige
Anzeige derBatteriespannung
Pumpenantriebsanzeige
Sauerstoffkonzentration
digitale und Balkenanzeige
Schwefelwasserstoffkonzentration
digitale und Balkenanzeige
Uhranzeige

Zeigt den Betriebsstatus im Lecksuchmodus an. Normalzustand:
Blinkend
Zeigt die Gaskonzentration als nummerischer Wert und als Pegel im
Balkendiagramm an.
Zeigt die Gaskonzentration als nummerischer Wert und als Pegel im
Balkendiagramm an.
Der Batteriestand wird angezeigt. Bedeutung derBatteriestand-Symbole siehe Informationen unten.
Zeigt den Ansaugstatus im Messmodus an. Normalzustand: Rotierend
Zeigt die Gaskonzentration als nummerischer Wert und als Pegel im
Balkendiagramm an.
Zeigt die Gaskonzentration als nummerischer Wert und als Pegel im
Balkendiagramm an.
Zeigt die aktuelle Zeit an.

HINWEISDie Symbole für den Batteriestand haben folgende Bedeutung:: Ausreichend /: Schwach /: Muss aufgeladen werden
Wenn der Batteriestand niedriger als oben ist, beginnt die Innenseite des Batteriesymbols zu blinken
(
).

17

4

Gebrauch desGasmessgeräts
4-1. Vor dem Gebrauch des Gaswarngeräts
Nicht nur Nutzer, die zum ersten Mal mit einem solchen Produkt arbeiten, sondern auch Nutzer, die das
Produkt bereits verwendet haben, müssen die Vorsichtshinweise für den Betrieb beachten.
Eine Missachtung dieser Vorsichtshinweise kann dazu führen, dass das Gaswarngerät beschädigt wird unddie Gasmessung ungenau ist.

4-2. Vorbereitung zum Einschalten
Vor Beginn der Gasmessung müssen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen lesen und verstehen. Ein
Ignorieren dieser Vorsichtsmaßnahmen kann die korrekte Gasmessung verhindern.


Prüfen, ob der Batteriezustand ausreichend ist.
Prüfen, dass sich kein Knick und kein Loch im Gasprobenahmeschlauch befindet.
Prüfen, dass der Filter im Gasprobenahmebeutel frei von Staub oder Verstopfung ist.
Prüfen, ob das Gaswarngerät, der Gasprobenahmebeutel und der Gasprobenahmeschlauch richtig
angeschlossen sind.

<Aufladen der Batterien>
Wenn das Gaswarngerät erstmals verwendet wird oder wenn die Batterie schwach ist, sollten Sie das mit
Wechselstrom betriebene Ladegerät zum Aufladen der Batterien verwenden.






VORSICHT

Dediziertes mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät verwenden.
Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich aufladen.
Batterien bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C - 40 °C aufladen.
Gaswarngerät während des Aufladens nicht verwenden. Es sind keine korrekten Messungenmöglich. Außerdem altern die Batterien schneller und haben eine kürzere Lebensdauer.
 Das mit Wechselstrom betriebene Ladegerät ist weder wasserfest noch staubdicht. Batteriennicht aufladen, wenn das Gaswarngerät nass ist.
 Das mit Wechselstrom betriebene Ladegerät ist nicht explosionsgeschützt.

18

(1) Abdeckung der Aufladebuchse des Gaswarngeräts öffnen.

VORSICHT
Nicht zu fest an der Abdeckung der Aufladebuchse
ziehen. Sie könnte beschädigt werden.

Stecker von derWechselstromAufladebuchse an die
Strombuchse stecken

Aufladebuchse

Stecker(2) Stecker des mit Wechselstrom betriebenen Ladegeräts in die
Aufladebuchse des Gaswarngeräts stecken.
Dediziertes mit
Wechselstrom(3) Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät an die Wandsteckdose
betriebenes Ladegerät
anschließen.
Wenn das Aufladen beginnt, leuchtet die Ladeanzeigelampe (rot).
(Ladedauer: Höchstens drei Stunden, bis die Batterien vollständig geladen sind)(4) Nach Beendigung des Aufladens erlischt die Ladeanzeigelampe.
(5) Nach Beendigung des Aufladens mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät von der Wandsteckdose
trennen.
(6) Stecker des mit Wechselstrom betriebenen Ladegeräts aus der Strombuchse des Gaswarngeräts
ziehen und Abdeckung der Aufladebuchse wieder anbringen. Abdeckung der Aufladebuchse ganz
herunter drücken.

VORSICHT Gaswarngerät nicht mit abgenommener Abdeckung der Aufladebuchse verwenden. Es können
Staub oder Wasser in das Gaswarngerät gelangen und dies kann Fehlfunktionen verursachen.
Abdeckung der Aufladebuchse austauschen, wenn sie beschädigt ist.
 Wenn die Abdeckung der Aufladebuchse nicht vollständig geschlossen ist, kann Wasser in die
Strombuchse gelangen. Dasselbe passiert, wenn kleinste Fremdkörper unter die Abdeckung
gelangen.
 Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät bei Nichtgebrauch von der Steckdose trennen.

HINWEIS Die Batterie kann während des Ladevorgangs heiß werden, dies ist kein Fehler.
 Die Temperatur des Gaswarngeräts ist unmittelbar nach Ende des Aufladens hoch. Lassen Sie es 10
Minuten lang abkühlen, bevor Sie es verwenden. Andernfalls können keine korrekten Messungenerhalten werden.
 Wenn vollständig geladene Batterien noch einmal geladen werden, leuchtet die Ladeanzeigelampe
nicht auf.

19

<Anbringen von Batterien>(bei Verwendung der optionalen Einheit BUD-8000(G), BUD-8000(G1))
Wenn das Gaswarngerät zum ersten Mal verwendet wird oder wenn die Batterien verbraucht sind, müssen
Sie neue Alkali-Batterien der Größe AA einlegen.

VORSICHT<Austausch> Vor Austauschen der Batterien Gaswarngerät ausschalten.
 Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich austauschen.
 Ersetzen Sie alle drei Batterien gleichzeitig durch neue.
 Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität der Batterien.
 Wenn die Halteschraube der Batterieabdeckung nicht komplett festgezogen ist, können die
Trockenbatterien herausfallen oder durch den Spalt kann Wasser ins Innere gelangen.
Außerdem kann Wasser eindringen, wenn Fremdkörper unter der Batterieeinheit
eingeschlossen sind.
<Batterien> AA Alkali-Batterien verwenden.
Es können keine aufladbaren Batterien verwendet werden.
(1) Halteschraube der Batterieabdeckung mit einem
Flachkopf-Schraubendreher oder einer Münze gegenden Uhrzeigersinn drehen, um die Batterieabdeckungzu öffnen.

Batterieabdeckung

Halteschraube derBatterieabdeckung(2) Polarität der Batterien beachten und alle drei Batterien
durch neue ersetzen.
(3) Batterieabdeckung schließen und Halteschrauben derBatterieabdeckung festziehen.

BatteriePolaritätskennzeichnung

Trockenbatterie20

<Abnehmen der Batterieeinheit>(1) Die zwei Schrauben der Batterieeinheit lösen.
(Sie müssen nicht komplett entfernt werden.)(2) Batterieeinheit abnehmen.
(3) Neue Batterieeinheit anbringen.

HINWEIS
Vergewissern Sie sich, dass die Batterieeinheit in
der richtigen Ausrichtung eingebaut ist, indem Sie
die Orte der Anschlussklemmen und die
hervorstehenden Bereiche prüfen.

Anschlussklemme(4) Die zwei Schrauben der Batterieeinheit sicher
festziehen.

VORSICHT Vor Austauschen der Batterieeinheit
Gaswarngerät ausschalten.
 Batterieeinheit in einem nicht
explosionsgefährdeten Bereich abnehmen
und wieder anbringen.
 Wenn die Schraube der Batterieeinheit nicht
komplett festgezogen ist, kann die
Batterieeinheit herausfallen oder durch den
Spalt kann Wasser ins Innere gelangen.
Außerdem kann Wasser eindringen, wenn
Fremdkörper unter der Batterieeinheit
eingeschlossen sind.
 Gummidichtung nicht beschädigen.
 Um die Wasser- und Staubdichtheit zu
erhalten, sollte die Gummidichtung
unabhängig von ihrem Zustand alle zwei
Jahre ausgetauscht werden.

Schrauben derBatterieeinheit

Ansicht von unten21<Anschluss des Gasprobenahmebeutels und desGasprobenahmeschlauchs>
 Gasprobenahmebeutel am Ende des Gasprobenahmeschlauchs befestigen.
 Probenahmeschlauch sicher am Gaseintritt (GAS IN) des Gaswarngeräts anschließen.

Probenahmeschlauch in den Gaseintritt (GAS IN) stecken, bis er
einrastet, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

VORSICHT Nur einen von RIKEN KEIKI spezifizierten Gasprobenahmeschlauch verwenden.
 Gaswarngerät mit angeschlossenem Gasprobenahmebeutel verwenden, damit keine
Fremdkörper angesaugt werden können.
 Gasprobenahmebeutel und Gasprobenahmeschlauch durch manuelles Festziehen, ohne
Werkzeuge, anschließen. Bei zu starkem Festziehen mit einem Werkzeug kann der
Kunststoffteil des Gasprobenahmebeutels brechen.

22

4-3. Grundlegende Betriebsverfahren
Normalerweise erfolgt die Gasmessung im Gasmessmodus. (Der Gasmessmodus ist nach dem
Einschalten aktiv.)<<Messmodus>>
RESET

AIR (langes Drücken)<<Gasalarmstatus>>(Selbsthaltend <nachWiederherstellung des normalen
Status zurücksetzen>)<<Luftkalibrierungsmodus>>DISPLAY<<Fehleralarm-Status>><<Anzeige- und Einstellungsmodus>>(selbsthaltend)23

4-4. Starten des Gaswarngeräts<<Vorgehensweise bei Inbetriebnahme>>(Ca. 30 Sekunden)
POWER-Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten.

↓
LCDDie Alarmlampe leuchtet.
Summer ertönt einmal. (Piep)

Alle LCDs leuchten auf.

↓
Datum/Uhrzeit-Anzeige↓
Anzeige der Batteriespannung↓
Bezeichnung des Gases↓
Vollskalenanzeige↓
Anzeige Erster Alarmeinstellwert↓
Anzeige Zweiter Alarmeinstellwert

24↓
Anzeige desSTEL-Alarmeinstellwerts↓
Anzeige des
TWA-Alarmeinstellwerts↓
ID-Anzeige↓
Summer ertönt zweimal. (Piep, Piep)

Messmodus

VORSICHT
Führen Sie nach dem Starten eine Luftkalibrierung durch, bevor Sie eine Gasmessung durchführen
(Luftkalibrierungsmodus).

HINWEIS Ein Alarm wegen Anomalie des Sensors wird vor Aufrufen des Messmodus ausgegeben, wenn eine
Anomalie des Sensors vorliegt. Drücken Sie die RESET-Taste. Dadurch wird der Alarm wegen
Anomalie des Sensors vorübergehend zurückgesetzt, die Gaskonzentrationsanzeige mit der Anomalie
am Sensor wird auf [---] gesetzt und die Gasmessung wird gestartet. Sie sollten jedoch RIKEN KEIKI
umgehend über die Anomalität informieren. Gas, das die Anomalie im Sensor betrifft, kann nicht
gemessen werden. Der Alarm kann jedoch nicht zurückgesetzt werden, wenn bei allen Sensoren ein
Fehler vorliegt.
 Bei einem Fehler in der integrierten Uhr kann ein Fehleralarm [FAIL CLOCK] ausgegeben werden.
Drücken Sie die RESET-Taste. Der Fehleralarm wird vorübergehend zurückgesetzt und die Messung
wird gestartet, wobei die Zeit der Uhr falsch bleibt.

25

4-5. Ablauf einer Messung
Stellen Sie den Gasprobenahmebeutel im Messmodus in der Nähe des Messbereichs auf und notieren Sie
den Messwert auf der Anzeige.
Beispiel für die Anzeige<- Beispiel für die Anzeige
CH4-Konzentration: 0 %LEL
O2-Konzentration: 20,9 %CO-Konzentration: 0 ppm
H2S-Konzentration: 0 ppm
Uhrzeit:
09:30
Batteriestand:
Ausreichend

GEFAHR Bei Messungen in einem Mannloch oder einem geschlossenen Raum dürfen Sie sich nicht in
das Mannloch oder in den geschlossenen Raum hineinlehnen oder hineinblicken. Andernfalls
setzen Sie sich möglichen Gefahren aus, weil sauerstoffarme Luft oder andere Gase
ausgeblasen werden können.
 Sauerstoffarme Luft oder andere Gase können aus der Gasabluftöffnung austreten. Diese Luftoder die Gase dürfen auf keinen Fall inhaliert werden.
 Hochkonzentrierte (mehr als LEL) Gase können austreten. Niemals Feuer in der Nähe desGaswarngeräts verwenden.

WARNUNG Das Gaswarngerät ist für das Ansaugen von Gasen unter Umgebungsdruck vorgesehen. Wennder Gasein- oder -austritt (GAS IN, GAS OUT) des Gaswarngeräts mit übermäßig hohem Druckbeaufschlagt wird, können Messgase aus dem Inneren austreten und gefährliche Bedingungenerzeugen. Stellen Sie sicher, dass während des Gebrauchs kein übermäßig hoher Druck auf das
Gaswarngerät einwirkt.
 Schließen Sie den Probenahmeschlauch nicht direkt an einem Ort an, an dem ein höherer Druck
als Umgebungsdruck herrscht. Andernfalls kann die interne Verrohrung beschädigt werden.
 Bei Durchführung einer Frischluftjustierung in der Atmosphäre diese vor Beginn der Justierungauf Frische prüfen. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die Justierung nicht
ordnungsgemäß durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.
 Die Aktivierung eines Gasalarms deutet auf extrem hohe Gefährdungen hin. Verwenden Sie Ihr
Urteilsvermögen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
 Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Batterieleistung ausreicht. Wenn das Gaswarngerät
zum ersten Mal verwendet wird oder längere Zeit nicht verwendet wurde, können die Batterienleer sein. Laden Sie die Batterien vor Gebrauch entweder vollständig auf oder tauschen Sie sie
gegen neue aus.
 Wenn ein Alarm vom Typ „Batterie schwach“ ansteht, ist keine Gasmessung möglich. Wenn der
Alarm während des Gebrauchs erfolgt, schalten Sie die Stromversorgung aus und laden Sie die
Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich wieder auf.
 Die Öffnung für den akustischen Signalton darf nicht blockiert werden. Andernfalls ist der
Alarmton nicht zu hören.

26

VORSICHT Befestigen Sie vor der Gasmessung die im Lieferumfang den Gasmessgeräts enthaltenen
Gasprobenahmebeutel am Gerät, um Störungen durch Luftstaub zu vermeiden.
 Bei Messungen von Sauerstoffkonzentrationen in inerten Gasen muss die
Kohlendioxidkonzentration in der Luft unter 15 % liegen. Bei Verwendung des Gaswarngeräts in
Luft mit einer Kohlendioxidkonzentration von 15 % oder höher muss die Messung in so kurzer
Zeit wie möglich durchgeführt werden. Der längere Einsatz des Gaswarngeräts bei hohen
Konzentrationen kann die Lebensdauer des Sauerstoffsensor verringern.
 Eine Sauerstoffkonzentration über einem bestimmten Niveau ist nötig, damit der %LEL-Sensor
für brennbare Gase im Gaswarngerät Gase korrekt misst und Konzentrationen richtig anzeigt.
 Während der Messung brennbarer Gase (%LEL-Bereich) kann eine längere Messung eines
hochkonzentrierten brennbaren Gases den Sensor negativ beeinflussen.
 Verwenden Sie das Gaswarngerät mit der LCD-Display nach oben zeigend. Wenn das
Gaswarngerät mit der LCD-Display in geneigter oder flacher Ausrichtung verwendet wird,
werden möglicherweise nicht die korrekten Werte angezeigt.

HINWEIS Wenn der Messwert für brennbare Gase 100 %LEL übersteigt, steigt der CO-Messwert
vorübergehend an, dies ist aber normal.
 In Umgebungen mit niedrigen Temperaturen wird die Betriebsdauer verkürzt, weil die Batterien stärker
beansprucht werden.
 Bei niedriger Temperatur kann auch die LCD-Display langsamer reagieren.
 Wenn ein brennbares Gas mit einer höheren Konzentration als %LEL angesaugt wird, kann wegen
Adsorption im Schlauch, im Gasprobenahmebeutel usw. etwas Gas im Gasprobenahmeschlauch
bleiben. Reinigen Sie nach dem Ansaugen eines hochkonzentrierten brennbaren Gases das
Gaswarngerät, um das adsorbierte Gas zu entfernen (saugen Sie Frischluft an und prüfen Sie, ob der
Messwert zu null zurückkehrt).
Die Durchführung einer Frischluftjustierung vor einer vollständigen Reinigung führt zu ungenauen
Einstellungen und verfälscht die Messungen. In manchen Fällen ist das Entfernen des
Gasprobenahmeschlauchs vor Durchführung der Frischluftjustierung nötig, um ungenaue Justierung
zu vermeiden.
 Führen Sie die Gasmessung im vol%-Bereich (nur Typ A und E) an einem Ort durch, an dem das
Vorhandensein eines hochkonzentrierten brennbaren Gases bekannt ist.

HINWEIS<Einfluss gemeinsam vorhandener Gase auf den Sensor für hochkonzentrierte brennbare Gase>(nur TYP A und E)
Ein thermischer Leitfähigkeitssensor, der hochkonzentrierte brennbare Gase auf Basis des Unterschieds
bei den thermischen Leitfähigkeiten von Gasen misst, kann einen Messwert anzeigen, der durch eine
erhebliche Veränderung bei der Konzentration von anderen Gasen als brennbaren Gasen gestört wird,
die gemeinsam in der Atmosphäre vorhanden sind.
Der Einfluss von Sauerstoff auf die Messwerte kann jedoch durch den Sensor, der Sauerstoff gleichzeitig
misst, automatisch korrigiert werden, indem eine Veränderung bei der Sauerstoffkonzentration zum
Messergebnis der hochkonzentrierten brennbaren Gase zurückgemeldet wird.
Wenn gemeinsam vorhandene Gase außer Sauerstoff eine hohe Konzentrationsänderung erleben, kann
der Einfluss der Änderung nicht automatisch korrigiert werden. Dieser Sensor ist so eingestellt, dass erhochkonzentrierte brennbare Gase in der Luft sowie in einer Stickstoffatmosphäre messen kann. Wenn
die Zusammensetzung der Atmosphäre mit Ausnahme von Stickstoff im Voraus bekannt ist, kann die
Einstellung des Sensors entsprechend der Atmosphäre Auswirkungen auf die Messwerte abmildern.
Informationen über das Einstellverfahren finden Sie im getrennten ʻWartungshandbuchʼ.

27

<Manueller Speicher>
Jeder Sofortwert während einer Messung kann aufgezeichnet werden.
(insgesamt bis zu 256 Datenpunkte). Wenn die Anzahl der aufgezeichneten Datenpunkte ihren
Maximalwert erreicht, werden die Daten, beginnend mit der ältesten Aufzeichnung, überschrieben.
(1) Halten Sie zur Vorbereitung auf die Aufzeichnung im Messmodus die ▼/RESET-Taste gedrückt unddrücken Sie die ▲/AIR-Taste (etwa eine Sekunde lang). Die folgenden Bildschirme werden
nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.

HINWEISAuf dem Bildschirm werden abwechselnd die Speichernummer, das Datum und der Sofortwert angezeigt.
Gehen Sie zum nächsten Schritt, um die Aufzeichnung durchzuführen. An diesem Punkt wird noch kein
Wert aufgezeichnet. Wenn Sie keinen Wert aufzeichnen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um
zum Messmodus zurückzukehren.
(2) Drücken Sie die ENTER-Taste. Das Datum und der Sofortwert zum Zeitpunkt des Drückens der
ENTER-Taste werden aufgezeichnet.
(3) Wenn [END] angezeigt wird, ist die Aufzeichnung abgeschlossen.

Kehrt in den Messmodus zurück.

28

<Auto-Bereich-Umschaltpunkt> (nur TYP A und E)
Wenn Auto-Bereich auf einem Typ mit vol%-Bereich für brennbare Gase eingestellt ist, wird die Anzeige
automatisch zum vol%-Bereich umgeschaltet, wenn die Konzentration des gemessenen brennbaren Gases
100 %LEL übersteigt. Fällt die Konzentration, schaltet das Display zum %LEL-Bereich zurück. Es folgt ein
Beispiel für den zeitlichen Ablauf der Umschaltung.
Diagramm der Gaskonzentrationen und Zeitpunkt der Bereichsumschaltung unter Auto-Bereich-Einstellung
CH4-Konzentration

5 vol%(100 %LEL)
3 vol%(60 %LEL)%LEL-Bereich

vol%-Bereich

Umschaltpunkt%LEL-Bereich

Umschaltpunkt

VORSICHT
Eine Sauerstoffkonzentration über einem bestimmten Niveau ist nötig, damit der %LEL-Sensor fürbrennbare Gase im Gaswarngerät Gase korrekt misst und Konzentrationen richtig anzeigt. Zur
genaueren Gasmessung und Konzentrationsanzeige kann dieser Gassensor daher eine Messung
mithilfe des vol%-Sensors durchführen, wenn der integrierte Sauerstoffsensor dieses Geräts eine
Sauerstoffkonzentration unter einem bestimmten Pegel in der Atmosphäre erkennt.
In anderen Worten, die Anzeige ändert sich zu dem oben dargestellten Zeitpunkt, wenn die
Sauerstoffkonzentration gleich oder höher als ein bestimmter Pegel ist. Wenn sie jedoch niedriger
als ein bestimmter Pegel ist, wird der vol%-Sensor auch dann für die Messung verwendet, wenn die
Konzentration brennbarer Gase niedriger ist als der Umschaltpunkt.

29

4-6. Betriebsarten
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten zu den verschiedenen Betriebsarten. (* je nach Typ unterscheiden
sich die Funktionen geringfügig)Betriebsart
Element
LCD-Display
Details
NormalzustandMessmodus―
Konzentrationsanzeige

Luftkalibrierungsmodus―[AIR CAL]

Nulleinstellung durchführen.

Anzeige- undEinstellungsmodus

Einstellung für den
Messbereich
brennbarer Gase

[HC RANGE]

Zum manuellen Auswählen eines
Messbereichs für brennbare Gase.
(nur TYP A und E)

Spitzenwertanzeige[PEAK]

Anzeige der maximalen Konzentration(oder minimalen Konzentration fürSauerstoff), die während der Messung
zwischen dem Einschalten und dem
aktuellen Zeitpunkt gemessen wurde.

Anzeige STEL-Wert[STEL]

Anzeige des STEL-Werts nach dem
Einschalten.
(nur TYP A, B, C und D)

Anzeige TWA-Wert[TWA]

Anzeige des TWA-Werts nach dem
Einschalten.
(nur TYP A, B, C und D)

Anzeige desAlarmeinstellwerts
Alarmtest[ALARM-P]

Anzeige der Vollskalen- und die
Alarmeinstellwerte und Prüfung derAlarmvorgänge für die angezeigte
Einstellung.

Pumpe
EIN/AUS-Einstellung[PUMP OFF]Zum Ein-/Ausschalten desPumpenbetriebs.

ID-Einstellung[ID SELECT]

Anzeige einer ID, falls vorher
festgelegt. Auch zum Ändern oder
Einstellen einer ID verwendet.

Logdatenanzeige[REC.DATA]

Anzeige der im manuellen Speicher
aufgezeichneten Daten.

30

4-7. Luftkalibrierungsmodus
Drücken Sie die
AIR-Taste.

Halten Sie die AIR-Taste
gedrückt. Die Anzeige ändert
sich zu [Adj HOLD AIR].

Lassen Sie die AIR-Taste los,wenn [RELEASE] angezeigt
wird.
Auf dem LCD beginnt ein
30-sekündiger Countdown.
(nur TYP A und E)

Wenn die Nulleinstellung
erfolgreich abgeschlossen ist,
wird [END] angezeigt und Sie
kehren zum Messmodus
zurück.

WARNUNG
Wenn ein Luftabgleich in der Atmosphäre durchgeführt wird, überprüfen Sie vor Beginn der
Kalibrierung, ob die Umgebungsluft frisch ist. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die
Justierung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.

VORSICHT Wählen Sie für den Luftabgleich die Druck- und Temperatur-/Feuchtigkeitsbedingungen, diedenen in der Betriebsumgebung bzw. in frischer Luft am nächsten kommen.
 Führen Sie den Luftabgleich erst nach Stabilisierung der Messwerte durch.
 Bei einer plötzlichen Temperaturänderung von 15 C oder mehr zwischen dem Lager- undVerwendungsort, schalten Sie das Gaswarngerät aus, lassen Sie es etwa 10 Minuten lang ineiner Umgebung, die dem Betriebsort ähnlich ist, liegen, und führen Sie vor Verwendung die
Luftkalibrierung in der frischen Luft durch.

31

HINWEIS Der Luftabgleich kann auch bei einem Gasalarm durchgeführt werden.
 Wenn der Luftabgleich fehlschlägt, werden [FAIL AIR CAL] und der defekte
Sensor angezeigt. Setzen Sie den Fehleralarm (Kalibrierungsfehler) mit der
RESET-Taste zurück. Wenn der Alarm zurückgesetzt ist, wird der Wert vor
der Kalibrierung angezeigt.
Bei defektem CH4-Sensor

32

4-8. Anzeige-/Einstellungsmodus
Dieser Modus ermöglicht Ihnen das Ändern verschiedener Anzeigen und Einstellungen.
Bei jedem Drücken der DISPLAY-Taste werden nacheinander verschiedene Bildschirme angezeigt.
(* je nach Typ unterscheiden sich die Funktionen geringfügig)LCD
Messmodus

Anzeige- und Einstellungsmodus
Einstellung für den Messbereich
ENTER brennbarer Gase
 P32

Einstellung für den Messbereich
brennbarer Gase
Zum manuellen Auswählen eines
Messbereichs für brennbare Gase.
(nur TYP A und E)

Anzeige PEAK-Wert
Anzeige der maximalen
Konzentration (oder minimalen
Konzentration für Sauerstoff),
die während der Messung
zwischen dem Einschalten unddem aktuellen Zeitpunkt
gemessen wurde.
STEL
Anzeige des STEL-Werts nachdem Einschalten.
(nur TYP A, B, C und D)

TWAAnzeige des TWA-Werts nachdem Einschalten.
(nur TYP A, B, C und D)

Anzeige Vollskala/
ENTER Alarmeinstellwert/Alarmtest
 P34

Anzeige Vollskala/
Alarmeinstellwert/Alarmtest
Anzeige der Vollskalen- und die
Alarmeinstellwerte und Prüfung
der Alarmvorgänge für dieangezeigte Einstellung.

33

Pumpe EIN/AUS-Einstellung
Zum Ein-/Ausschalten desPumpenbetriebs.

ID-Anzeige/Auswahl
Anzeige einer ID, falls vorher
festgelegt. Auch zum Auswählen
einer ID verwendet.

Logdatenanzeige
Anzeige der im manuellen
Speicher aufgezeichneten
Konzentrationsdaten.

ENTER

Pumpe EIN/AUS-Einstellung
 P35

ENTER

ID-Anzeige/Auswahl
 P36

ENTER

Logdatenanzeige
 P37

Zum Messmodus

HINWEIS
Das Gaswarngerät kehrt nach etwa 20 Sekunden automatisch in den Messmodus zurück, wenn keine
Eingabe erfolgt.
Das Gaswarngerät kehrt jedoch nicht automatisch in den Messmodus zurück, wenn der Pumpenbetrieb
ausgeschaltet ist.

34

<Einstellung für den Messbereich brennbarer Gase [HC RANGE]>(nur TYP A und E)
Die Modelle, die Pegel brennbarer Gase auf zwei Arten, „%LEL-Bereich“ und „vol%-Bereich“ anzeigen
können, schalten entsprechend der Gaskonzentration und der Sauerstoffkonzentration automatischzwischen diesen zwei Anzeigen um, von „%LEL-Bereich“ zu „vol%-Bereich“ und umgekehrt. Sie
unterstützen außerdem die manuelle Auswahl des Messbereichs.
(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie die Einstellung für den Messbereich brennbarer Gaseaus dem Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus aus.
Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.

(2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

HINWEIS
Wenn Sie keine Änderung vornehmen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
(3) Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ werden die Menüs für den Messbereich, [AUTO RANGE](automatische Umschaltung), [ONLY VOL] (fester vol%-Bereich) und [ONLY LEL] (fester %LELBereich) nacheinander angezeigt.
Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um einen Messbereich auszuwählen, und drücken Sie die
ENTER-Taste.

(4) Wenn [END] angezeigt wird, ist die Einstellung abgeschlossen.

Das Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus wird wieder angezeigt.
(5) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus
zurückkehrt.

35

VORSICHT Bei Einstellung nur vol%-Bereich brennbarer Gase wird kein Gasalarm ausgelöst.
Bei Einstellung nur vol%-Bereich zeigt der Bildschirm [No ALARM], da kein Alarm ausgelöst
wird.
 Seien Sie vorsichtig, da der Einstellungsbildschirm für nur %LEL-Bereich nicht anders aussieht
als der Einstellungsbildschirm für Auto-Bereich.
Selbst wenn die Konzentration die Vollskala übersteigt, wechselt der Bildschirm nicht
automatisch zum vol%-Bereich.
[No ALARM]Anzeige

Nur vol%-Bereich

HINWEIS
Während der reinen vol%-Bereich-Messung blinken [vol%] und [No ALARM].

36

Nur %LEL-Bereich<Anzeige Vollskala/Alarmeinstellwert/Alarmtest [ALARM-P]>
Zeigt die Vollskalen- oder die Alarmeinstellwerte an und gestattet dem Benutzer, die Alarmaktivierung derangezeigten Einstellung zu prüfen.
(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie „Vollskala/Alarmeinstellwert/Alarmtest“ aus dem
Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus aus. Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf
dem Gaswarngerät angezeigt.

(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um den Alarmeinstellwert oder eine andere Anzeige aufzurufen.

HINWEIS
Wenn Sie keine Anzeige aufrufen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
(3) Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ werden die Menüs für Vollskala und Alarmeinstellwert
nacheinander angezeigt, d. h. Vollskalen-Anzeige, erste Alarmeinstellwert-Anzeige, zweite
Alarmeinstellwert-Anzeige, STEL-Alarmeinstellwert-Anzeige und TWA-Alarmeinstellwert-Anzeige.
Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine Einstellung auszuwählen, die Sie prüfen möchten.
Wählen Sie einen der folgenden Bildschirme aus:

Vollskalenanzeige

Erste
Alarmeinstellwert-Anzeige([WARNING])

ZweiteAlarmeinstellwert-Anzeige([ALARM])

STEL-Alarmeinstellwert-Anzeige (*)

TWA-Alarmeinstellwert Anzeige (*)* nur TYP A, B, C und D(4) Drücken Sie die ENTER-Taste, um den Alarmtest durchzuführen. Die Alarmfunktion auf dem
Bildschirm kann geprüft werden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Alarmfunktion zu stoppen.
(5) Drücken Sie die DISPLAY-Taste, um die Alarmeinstellwert-Anzeige oder den Alarmtest zu beenden.
Das Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus wird wieder angezeigt.
(6) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus
zurückkehrt.

37

<Pumpe EIN/AUS-Einstellung [PUMP OFF]>Zum Ein-/Ausschalten des Pumpenbetriebs.

VORSICHT Während der Pumpenbetrieb ausgeschaltet ist, wird keine Gasmessung durchgeführt, da kein
Gas angesaugt wird.
 Das Gaswarngerät kehrt nicht automatisch in den Messmodus zurück, wenn der Pumpenbetrieb
ausgeschaltet ist.
(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie die Pumpe EIN/AUS-Einstellung aus dem Menü fürden Anzeige-/Einstellungsmodus aus.
Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.

(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um den Pumpenbetrieb ein- oder auszuschalten.

HINWEIS
Wenn Sie den Pumpenbetrieb nicht ein- oder ausschalten möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um
zum Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
(3) Bei jedem Drücken der ENTER-Taste wird der Pumpenbetrieb ein- oder ausgeschaltet.

Pumpe AUS

Pumpe EINHINWEIS
Während der Pumpenbetrieb ausgeschaltet ist, ist nur die ENTER-Taste aktiviert.
(4) Wenn Sie zum Messbetrieb zurückkehren möchten, drücken Sie die ENTER-Taste, um den
Pumpenbetrieb einzuschalten.
(5) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus
zurückkehrt.

38

<ID-Anzeige/Auswahl [ID SELECT]>
Anzeige einer ID, falls vorher festgelegt. Auch zum Auswählen einer ID verwendet.
(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie ID-Anzeige/Auswahl aus dem Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus aus.
Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.

(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um eine ID einzustellen oder auszuwählen.

HINWEIS Wenn Sie keine ID einstellen oder auswählen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum
Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
 An diesem Gaswarngerät wurden eine der IDs von ST-ID000 bis ST-ID255 registriert, sofern nicht
anders angegeben.
 Für die Registrierung oder Änderung einer ID ist das Datenlogger-Managementprogramm (Option)
erforderlich. Bitte wenden Sie sich an RIKEN KEIKI.
(3) Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine ID auszuwählen.
Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ erhöht bzw. verringert sich die ID-Nummer (000 - 255).

(4) Drücken Sie die ENTER-Taste.
(5) Wenn [END] angezeigt wird, ist die Einstellung abgeschlossen.

Das Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus wird wieder angezeigt.
(5) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus
zurückkehrt.

39

<Logdatenanzeige [REC.DATA]>
Anzeige der im manuellen Speicher aufgezeichneten Konzentrationsdaten.
(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie Logdatenanzeige aus dem Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus aus.
Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.

(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Logdaten anzuzeigen.

HINWEIS
Wenn Sie keine Logdaten anzeigen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
(3) Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ werden die Logdatenmenüs nacheinander angezeigt.
Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Logdaten auszuwählen, die Sie prüfen möchten. Das
Logdatenmenü zeigt Jahr, Monat, Tag, Uhrzeit und Speichernummer an.

(4) Drücken Sie die ENTER-Taste, um die ausgewählten Logdaten anzuzeigen.

(5) Wenn Sie andere Logdaten anzeigen möchten, drücken Sie die ENTER-Taste, um zum Logdatenmenü
zurückzukehren. Wiederholen Sie die Schritte (3) - (5).
(6) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste, um zum Messmodus zurückzukehren.

4-9. Beenden
Lassen Sie das Gaswarngerät frische Luft ansaugen. Wenn das Display zur Anzeige von Null (oder 20,9 %für Sauerstoff) zurückgekehrt ist, halten Sie die POWER/ENTER-Taste gedrückt, bis sich das Gerät
ausschaltet.

HINWEIS
Wenn die Anzeige beim Ausschalten nicht Null (oder 20,9 % für Sauerstoff) ist,kann maximal 30 Sekunden lang ein Spülvorgang durchgeführt werden, um das
Innere des Gaswarngeräts zu reinigen.

40

5Operationen undFunktionen
5-1. Gasalarm-Aktivierung
Gasalarm:

Wird ausgelöst, wenn die Konzentration des erkannten Gases den Alarmeinstellwert erreichtoder überschreitet. <<Selbsthaltend>>
Alarmanzeige: Benachrichtigung durch Blinken einer Gaskonzentrationswertanzeige, Ertönen desSummers oder Leuchten der Lampe.
Alarmtypen: Erster Alarm (WARNING), zweiter Alarm (ALARM), OVER-Alarm, TWA-Alarm und
STEL-Alarm<Liste der Gasalarme>
Alarmtyp
Sauerstoff

Brennbares Gas
Schwefelwasser
stoff
Kohlenstoffmonoxid
Signaltongeber

Alarmlampe

LCD-Display

Erster Alarm
18,0 %(Japan ExSpezifikation)
19,5 %(ATEX/IECExSpezifikationen)
10 %LEL5,0 ppm

Zweiter Alarm
25,0 %(Japan ExSpezifikation)
23,5 %(ATEX/IECExSpezifikationen)
50 %LEL
30,0 ppm

OVER-Alarm
40,0 %TWA-Alarm

STEL-Alarm

100 %LEL
100,0 ppm



10,0 ppm

15,0 ppm

25 ppm50 ppm

500 ppm

25 ppm200 ppm

Wiederholte starke
und schwache
Pieptöne in
1-SekundenIntervallen:
Piep, Piep
Wiederholtes
Blinken in
1-SekundenIntervallen.
Gaskonzentration
und Anzeige[WARNING]
blinken.

Wiederholte starke
und schwache
Pieptöne in
0,5-SekundenIntervallen:
Blip, blip
Wiederholtes
Blinken in
0,5-SekundenIntervallen.
Gaskonzentration
und Anzeige[ALARM] blinken.

Wiederholte starke
und schwache
Pieptöne in
0,5-SekundenIntervallen:
Blip, blip
Wiederholtes Blinken
in 0,5-SekundenIntervallen.

Wiederholte starke
und schwache
Pieptöne in
1-SekundenIntervallen:
Piep, Piep
Wiederholtes
Blinken in
1-SekundenIntervallen.
Gaskonzentration
und Anzeige [TWA]
blinken.

Wiederholte starke
und schwache
Pieptöne in
1-SekundenIntervallen:
Piep, Piep
Wiederholtes
Blinken in
1-SekundenIntervallen.
Gaskonzentration
und Anzeige [STEL]
blinken.

Gaskonzentration undAnzeige [OVER]
blinken.

41

<Anzeige>
Gaskonzentrationsanzeige
Bei einem Gasalarm blinken die Gaskonzentrationsanzeige und die
Alarmtypanzeige.
Wird der Gasmessbereich überschritten (Over Scale), erscheint inder LCD-Display [∩∩∩].

Beispiel für die Anzeige
Alarmlampe
Der Alarm ist zweistufig. Wird jeweils ausgelöst, wenn der jeweilige Alarmeinstellwert erreicht oderüberschritten wird.
Signaltongeber
Der Alarm ist zweistufig. Ertönt jeweils, wenn der jeweilige Alarmeinstellwert erreicht oder überschritten
wird.
„Alarmmuster (H-HH)“

1-Sekunden-Intervall„Alarmmuster (L-H)“
0,5-Sekunden-Intervall (* Sauerstoffmangelalarm)

0,5-Sekunden-Intervall

RESET

RESET

Konzentration

Zweiter Alarm
Einstellwert
Erster Alarm
Einstellwert

Konzentration

1-Sekunden-Intervall

UhrzeitRESET
Zweiter Alarm
Einstellwert
Erster Alarm
Einstellwert

Uhrzeit

Alarmlampe
Signaltongeber

WARNUNGDie Aktivierung eines Gasalarms deutet auf extrem hohe Gefährdungen hin. Verwenden Sie Ihr
Urteilsvermögen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

42

Alarmlampe
Signaltongeber

5-2. Fehleralarm-Aktivierung
Fehleralarm: Wird ausgelöst, wenn eine Anomalie am Gaswarngerät erkannt wird. <<Selbsthaltend>>
Alarmanzeige: Benachrichtigung durch Anzeige von Fehlermeldungen, Ertönen des Summers und
Leuchten der Lampe.
Alarmtypen: Geringe Durchflussrate, Anomalie des Sensors, schwache Batteriespannung, Anomalie desSystems und Kalibrierungsfehler
Ermitteln Sie die Ursache und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen.
Wenn das Gaswarngerät Probleme hat und wiederholt Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sichumgehend an RIKEN KEIKI.

<Anzeige>
LCD-Display

Zeigt eine Fehlermeldung an.

Alarmlampe

Wiederholtes Blinken in 1-Sekunden-Intervallen.

Signaltongeber

Wiederholter Piepton in etwa
1-Sekunden-Intervallen: Blip, Piep, Blip, Piep
Beispiel für die Anzeige

VORSICHT Um den Alarm wegen geringer Durchflussrate ([FAIL LOW FLOW]) zurückzusetzen, beseitigen
Sie die Ursache der geringen Durchflussrate und drücken Sie dann die RESET-Taste.
 Wenn ein Alarm wegen geringer Durchflussrate erfolgt ist, stoppt das Instrument den Betrieb der
Pumpe zum Schutz des Innenraums.
Schalten Sie in diesem Fall das Instrument aus.
Nachdem die Ursache des Alarms wegen geringer Durchflussrate sicher beseitigt ist, drücken
Sie die RESET-Taste.
Nachdem das Instrument Wasser angesaugt hat, drücken Sie die RESET-Taste erst, nachdem
das Wasserproblem behandelt wurde.
Auch wenn der Alarm wegen geringer Durchflussrate zurückgesetzt wurde, funktioniert die
Pumpe ohne Behandlung des Wasserproblems nicht.
Wenn das angesaugte Wasser in das Innere des Instruments gelangt, kann es eine Störung
verursachen.

HINWEIS Informationen zu Störungen (Fehlermeldungen) finden Sie unter ʻ8. Problembeseitigungʼ.

5-3. Sonstige Funktionen< Kalibrierungsverlauf-/verschiedene Trendverlauf-/
Ereignisverlauffunktionen>Das Gaswarngerät besitzt Verlaufs- und Trendfunktionen. Für die Verwendung dieser Funktionen wenden
Sie sich an RIKEN KEIKI.

HINWEIS
Das Datenlogger-Managementprogramm (Option) wird für die Verwendung der Verlaufs- undTrendfunktionen benötigt. Bitte wenden Sie sich an RIKEN KEIKI.

43

6

Wartung
Dies ist ein wichtiges Gerät mit sicherheitsrelevanter Funktion.
Um die Leistung des Gaswarngeräts aufrechtzuerhalten und die Zuverlässigkeit des Schutzes
aufrechtzuerhalten, muss eine regelmäßige Wartung durchgeführt werden.

6-1. Wartungsintervalle und zu wartende Elemente Tägliche Wartung: Führen Sie jedes Mal vor Arbeitsbeginn die Wartungsarbeiten durch.
 Monatliche Wartung: Führen Sie einmal im Monat einen Alarmtest durch.
 Regelmäßige Wartung: Bitte häufiger als einmal pro Jahr durchführen (empfohlen: häufiger als allesechs Monate).
Zu wartendes Element
Kontrolle desBatteriestands
Kontrolle derKonzentrationsanzeige

Kontrolle derDurchflussrate
Filterkontrolle
Alarmtest
Bereichseinstellung
Kontrolle desGasalarms

TäglicheWartung

Monatliche
Wartung

Regelmäßige
Wartung

Kontrollieren Sie den Batteriestand.







Lassen Sie das Gaswarngerät frische Luft ansaugen undprüfen Sie, ob die Konzentrationsanzeige Null anzeigt(bzw. 20,9 vol% beim Sauerstoffmangelmessgerät). Ist die
Messung falsch, vergewissern Sie sich, dass keine
anderen Gase in der Umgebungsluft vorhanden sind undführen eine Nulljustierung (in frischer Luft) durch.







Prüfen Sie die Durchflussratenanzeige auf Auffälligkeiten.

















Inhalt der WartungÜberprüfen Sie den Staubfilter auf Staub oder
Verstopfung.
Prüfen Sie mithilfe der Alarmtestfunktion, dass die
Alarmlampe und der Summer normal funktionieren.
Führen Sie mit dem Kalibriergas eine Bereichseinstellung
durch.
Überprüfen Sie mit dem Kalibriergas den Gasalarm.

44




<Informationen über Wartungsleistungen> Wir bieten reguläre Wartungsleistungen an, inklusive Bereichseinstellung, sonstige Einstellungen und
Wartung.
Für die Herstellung des Kalibriergases müssen spezielle Werkzeuge wie ein Gaszylinder mit derangegebenen Konzentration und Gasmessbeutel verwendet werden.
Unsere qualifizierten Wartungstechniker sind kompetent und kennen die für Servicearbeiten
eingesetzten Spezialwerkzeuge und sonstigen Produkte. Um die Betriebssicherheit des Gaswarngeräts
nicht zu gefährden, nutzen Sie bitte unsere Wartungsleistungen.
 Folgende Leistungen sind typische Wartungsleistungen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an
RIKEN KEIKI.
Hauptservices
Kontrolle des: Der Batteriestand wird kontrolliert.
Batteriestands
Kontrolle der: Es wird mit dem Nullgas überprüft, ob die Konzentrationsanzeige Null anzeigt
Konzentrationsanzeige(bzw. 20,9 vol% beim Sauerstoffmangelmessgerät).
Bei Messfehlern wird eine Luftkalibrierung (in frischer Luft) durchgeführt.
Kontrolle der: Die Durchflussratenanzeige wird auf Fehler überprüft.
Durchflussrate
Mit einem externen Durchflussmessgerät wird die Durchflussrate kontrolliert, um die
Korrektheit der Durchflussratenanzeige am Gaswarngerät zu bestätigen. Wenn die
Durchflussrate fehlerhaft ist, wird eine Einstellung der Durchflussrate vorgenommen.
Filterkontrolle: Der Staubfilter wird auf Staub oder Verstopfung überprüft.
Verschmutzte oder verstopfte Staubfilter werden ersetzt.
Alarmtest: Prüfen Sie mithilfe der Alarmtestfunktion, dass die Alarmlampe und der Summer normal
funktionieren.
Bereichseinstellung: Mit dem Kalibriergas wird eine Bereichseinstellung durchgeführt.
Kontrolle des: Mit dem Kalibriergas wird der Gasalarm überprüft.
Gasalarms
 Der Alarm wird überprüft. (die Auslösung des Alarms bei Erreichen desAlarmeinstellwerts wird überprüft.) Die Verzögerungszeit wird überprüft. (die Verzögerung bis zur Auslösung des Alarms
wird überprüft.) Summer, Lampe, und Konzentrationsanzeige werden überprüft. (die entsprechende
Aktivierung von ALM1 und ALM2 wird überprüft.)Reinigung und: Staub oder Schäden auf der Oberfläche des Gaswarngeräts, werden gereinigt und solche
Reparatur desTeile des Gaswarngeräts werden repariert.
Gaswarngeräts
Gerissene oder beschädigte Teile werden ersetzt.
(visuelle Diagnose)
Kontrolle des Betriebs : Funktionen und Parameter usw. werden durch Betätigung der Tasten überprüft.
des Gaswarngerätes
Austausch von: Verschleißteile wie Sensor, Filter, Pumpe usw. werden ausgetauscht.
Verschleißteilen

6-2. Gaskalibrierverfahren
Die Messspannenjustierung erfordert spezielle Werkzeuge und die Zubereitung eines Kalibriergases.
Fordern Sie dies von RIKEN KEIKI an.
Wenn Sie eine Messspannenjustierung selbst durchführen, bereiten Sie diese Werkzeuge im Voraus vor
und führen Sie die Justierung gemäß dem ʻWartungshandbuchʼ durch.

VORSICHT
Kein Feuerzeuggas verwenden, um die Empfindlichkeit des Gaswarngeräts zu prüfen. Bestandteile
im Feuerzeuggas können die Leistung der Sensoren verschlechtern.

45

6-3. Reinigung
Gaswarngerät reinigen, wenn er übermäßig schmutzig ist. Das Gaswarngerät muss zum Reinigen
ausgeschaltet werden. Verwenden Sie ein altes Tuch, um den Staub zu entfernen. Reinigen Sie das Gerät
nicht mit Wasser oder organischen Lösungsmitteln, andernfalls kann es zu Funktionsstörungen kommen
Starke Verschmutzungen im Inneren des Gasprobenahmeschlauchs müssen mit Druckluft usw. entfernt
werden, um Gasmessfehler zu vermeiden.

VORSICHT

Spritzen Sie bei der Reinigung des Gaswarngeräts kein Wasser auf das Gerät und verzichten Sie
auf die Verwendung organischer Lösungsmittel wie Alkohol oder Reinigungsbenzin für die
Reinigung. Andernfalls kann die Oberfläche des Gaswarngeräts angegriffen werden.

HINWEIS

Wenn das Gaswarngerät nass geworden ist, kann Wasser in der Öffnung des akustischen Signalgebersoder in den Abständen zurückbleiben. Entfernen Sie Wasser wie folgt:(1) Wischen Sie das Gaswarngerät mit einem trockenen Tuch, Handtuch usw. gründlich trocken.
(2) Halten Sie das Gaswarngerät fest in der Hand und schütteln Sie es etwa zehn Mal (die Öffnung desakustischen Signalgebers muss dabei nach unten weisen).
(3) Wischen Sie aus dem Inneren auslaufende Feuchtigkeit mit einem Handtuch, Tuch usw. gründlich ab.
(4) Stellen Sie das Gaswarngerät auf ein trockenes Handtuch, Tuch usw. und lassen Sie es bei
Umgebungstemperaturen eine Weile stehen.

6-4. Austausch von Teilen<Austausch von Verschleißteilen>
Austausch des Sensors
Die eingebauten Sensoren des Gaswarngeräts haben ein Haltbarkeitsdatum und müssen regelmäßig
ersetzt werden.
Die Lebensdauer des Sensors ist abgelaufen, wenn beispielsweise die Sensoren in der
Messspannenjustierung nicht kalibriert werden können, die Messwerte nach der Frischluftjustierung nicht
zurückgehen oder schwanken. Wenden Sie sich an RIKEN KEIKI. Der Garantiezeitraum beträgt für alleSensoren ein Jahr.
Vorgehensweise beim Austauschen des Staubfilters
Je nach Einsatzbedingungen kann der Staubfilter mehr oder weniger schnell verstopfen oderverschmutzen und muss deshalb ausgetauscht werden. Kontrollieren Sie den Staubfilter und wechseln Sie
ihn bei Bedarf aus.
Das Gaswarngerät hat mehrere eingebaute Filter.
Gasprobenahmebeutel
Je nach Einsatzbedingungen kann der Staubfilter mehr oder weniger schnell verstopfen oder verschmutzen
und muss deshalb regelmäßig ausgetauscht werden.
Er muss insbesondere ausgewechselt werden, wenn er Anzeichen für Wasseraufnahme, eine verminderte
Durchflussrate oder Verschmutzung aufweist①②③

Drehen Sie das Ende des Beutels gegenden Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn
heraus.

Es ist ein runder Staubfilter darin enthalten.
Prüfen Sie diesen auf Verunreinigung oder Verstopfen.
Tauschen Sie den Staubfilter aus, wenn er stark
verunreinigt oder verstopft ist.

Nehmen Sie den Filter heraus und ersetzen
Sie ihn durch einen neuen.
Bringen Sie das Filtergehäuse wieder an.

HINWEIS Verwenden Sie nur die von RIKEN KEIKI angegebenen Filter.
46

So tauschen Sie den Aktivkohlefilter aus

VORSICHT Schalten Sie das Gaswarngerät aus, bevor Sie den Aktivkohlefilter austauschen.
 Entfernen Sie den Aktivkohlefilter-Knopf nur, wenn der Aktivkohlefilter ausgetauscht werden soll.
Wenn der Aktivkohlefilter-Knopf lose (nicht ausreichend festgezogen) ist, kann aufgrund von
Undichtigkeiten keine genaue Messung möglich sein oder Wasser kann ins Innere gelangen.
 Bei Instrumenten, die Kohlenmonoxid messen, wird kein Aktivkohlefilter verwendet. Diesen
Knopf immer festgezogen lassen.
 Verwenden Sie nur speziell für das Gaswarngerät (GX-8000) gedachte Aktivkohlefilter. Werden
nur ähnliche Produkte verwendet, kann die Gaserkennungsleistung leiden.

(1) Drehen Sie mit einer Münze usw. den Aktivkohlefilter-Knopf gegenden Uhrzeigersinn (in eine in dieser Abbildung als OFFEN
bezeichnete Richtung), um ihn zu entfernen.

AktivkohlefilterKnopf(2) Ziehen Sie zum Entfernen des Filtergehäuses den Aktivkohlefilter-Knopf
heraus.

AktivkohlefilterKnopf(3) Tauschen Sie die zwei Aktivkohlefilter im Filtergehäuse durch neue aus.
Filtergehäuse(4) Bringen Sie das Filtergehäuse am Aktivkohlefilter-Knopf an und schieben
Sie ihn ganz hinein.

AktivkohlefilterKnopf

Filtergehäuse(5) Bringen Sie den Aktivkohlefilter-Knopf am Hauptgerät an, indem Sieumgekehrt wie in Schritt (1) vorgehen. Ziehen Sie ihn mit einer Münze
usw. fest.

HerausdrückenVORSICHT
Wenn der Knopf nicht vollständig festgezogen ist, sind durch Undichtheiten keine genauen
Messungen mehr möglich und es besteht die Gefahr, dass Wasser eindringt. Dasselbe passiert,
wenn kleinste Fremdkörper unter den Knopf gelangen.

47

<Austausch von regulären Ersatzteilen>
Verzeichnis der empfohlenen regulären Ersatzteile
Nr.

Element1
2
3
4

Gummidichtung
Schlauch
Pumpeneinheit (RP-11)
Lithium-Ionen-Batteriepack(BP-8000, BP-8000(1))

Wartungsintervalle Austauschintervalle
6 Monate
6 Monate

2 Jahre3 - 8 Jahre
1 - 2 Jahre

Menge(Teile pro Gerät)
1 Satz1 Satz1
1

Anmerkungen

Ca. 500
Lade-/Entladezyklen

HINWEISDie obigen Austauschintervalle dienen nur als Richtschnur. Die Intervalle können sich je nach
Betriebsbedingungen unterscheiden. Diese Intervalle stellen auch keine Garantiezeiträume dar. Das
Ergebnis der regelmäßigen Wartung kann bestimmen, wann Teile ausgetauscht werden müssen.
Die Funktionsweise der meisten Ersatzteile für den regelmäßigen Austausch muss nach Austausch durcheinen qualifizierten Servicetechniker geprüft werden.
Für den stabilen Betrieb des Gaswarngeräts und die Sicherheit sollte ein qualifizierter Servicetechniker mit
dem Austausch der Teile beauftragt werden, deren Betrieb geprüft werden muss. Bitte wenden Sie sich an
RIKEN KEIKI.

48

7

Aufbewahrung und
Entsorgung
7-1. Vorgehensweisen beim Aufbewahren desGaswarngeräts oder längerem Nichtgebrauch
Das Gaswarngerät muss bei folgenden Umgebungsbedingungen aufbewahrt werden.
 An einem dunklen Ort bei normalen Temperaturen und normaler Feuchtigkeit und vor direkter
Sonneneinstrahlung geschützt
 An einem Ort, wo keine Gase, Lösungsmittel oder Dämpfe vorhanden sind
Gaswarngerät im Versandkarton (falls vorhanden) aufbewahren, in dem das Produkt geliefert wurde.
Gaswarngerät von Staub usw. entfernt aufbewahren, wenn der Versandkarton nicht verfügbar ist.

VORSICHT

Wenn das Gaswarngerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es mindestens alle sechs
Monate einmal ein und prüfen Sie, ob die Pumpe Luft ansaugt (etwa drei Minuten lang). Das
Gaswarngerät kann, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, nicht mehr funktionieren, weil das Fettim Pumpenmotor aushärtet.

HINWEIS Wenn das Gaswarngerät mit Lithium-Ionen-Batterieeinheit längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es
sich, die Batterien vor der Einlagerung des Geräts zu entladen, bis das Symbol für den
Batterieladezustand etwa ein Batteriezeichen anzeigt. Wenn das Gaswarngerät mit vollständig
geladenen Batterien eingelagert wird, altern die Batterien schneller.
 Wenn ein Gaswarngerät mit einer Trockenbatterie längere Zeit nicht verwendet wird, Batterien vor der
Aufbewahrung herausnehmen. Bei Feuer oder Verletzung kann die Batterie auslaufen. Wenn das
Gaswarngerät kurze Zeit nicht verwendet wird, Batterien vor der Aufbewahrung nicht herausnehmen.
Während das Gaswarngerät ausgeschaltet ist, wird der Sensor immer mit Strom versorgt. Daher mussdas Gaswarngerät immer mit eingelegten Batterien aufbewahrt werden.

7-2. Vorgehensweise zur erneuten Verwendung desGaswarngeräts
VORSICHT

Bei erneuter Verwendung eines stillgelegten und/oder aufbewahrten Gaswarngeräts sollten Sie
nicht vergessen, eine Gaskalibrierung durchzuführen. Für Informationen zur Neujustierung einschl.
Gaskalibrierung wenden Sie sich bitte an RIKEN KEIKI.
49

7-3. Entsorgung Bei Entsorgung muss das Gasmessgerät ordnungsgemäß als gewerblicher Abfall gemäß den örtlichen
Vorschriften behandelt werden.

WARNUNG Zerlegen Sie die elektrochemische Sensoreinheit bzw. die Sensoreinheit mit galvanischem
Element nicht, da sie Elektrolyt enthalten. Elektrolyt kann bei Kontakt mit der Haut schwere
Hautverätzungen verursachen und bei Kontakt mit den Augen zur Erblindung führen.
Wenn Elektrolyt an Ihren Kleidern haftet, verfärben sich die betroffenen Bereiche oder sie
zersetzen sich. Reinigen Sie bei Kontakt den kontaminierten Bereich sofort mit reichlich Wasser.
 Entsorgen Sie Batterien gemäß den von den lokalen Behörden vorgeschriebenen Verfahren.
 Beim Entsorgen des Gasmessgeräts in einem EU-Mitgliedsstaat müssen Sie Batterien vorschriftsgemäß
trennen. Entsorgen Sie die herausgenommenen Batterien entsprechend dem klassifizierten
Abfalltrennungs- und Wiederverwertungssystem auf Basis der Bestimmungen der EU-Mitgliedsstaaten.
Wenden Sie sich wegen der Entsorgung an RIKEN KEIKI.
Entfernen der Batterien
Siehe ʻ4-2. Vorbereitung zum Einschaltenʼ und Herausnehmen von Batterien.
Für BUL-8000(G), BUL-8000(G1)Modell
BUL-8000(G)BUL-8000(G1)TypLithium-Ionen-Batterie

HINWEIS BUL-8000(G), BUL-8000(G1) enthält Batterien.
 Symbol der durchgestrichenen Mülltonne

Dieses Symbolzeichen ist an Produkten angebracht, die Batterien enthalten und unter die EU
Batterierichtlinie 2006/66/EC fallen. Solche Batterien müssen gemäß der neusten Richtlinie entsorgt
werden.
Dieses Symbolzeichen weist darauf hin, dass Batterien vom Restmüll getrennt werden müssen undentsprechend zu entsorgen sind.

50

8Problembeseitigung
Die Fehlerbehebung erklärt nicht die Ursache aller Fehlfunktionen, die am Gaswarngerät auftreten können.
Der Abschnitt soll Ihnen vielmehr dabei helfen, gängige Fehler und Störungen rasch zu identifizieren und zu
beheben. Sollte das Gaswarngerät ein Symptom zeigen, das in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, oderauch nach Durchführung von Behebungsmaßnahmen noch Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sich bitte
an RIKEN KEIKI.

<Fehler am Gerät>
Symptome
Das Gerät lässt sich nicht
einschalten.

Fehler im Betrieb
Tastenbetätigungen sinddeaktiviert.
Anomalien des Systems[FAIL SYSTEM]

UrsachenDer Batteriestand ist zu
niedrig.

Die POWER-Taste wurde
nicht genug gedrückt.

Maßnahmen
Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Batterien in einem nicht
explosionsgefährdeten Bereich aufladen.
Trockenbatterieeinheit: Alle drei Trockenbatterien an
einem nicht explosionsgefährdeten Ort durch neueersetzen.
POWER-Taste beim Einschalten gedrückt halten, bis
ein Piepton zu hören ist (etwa zwei Sekunden lang).

Fehlerhafte Installation derBatterieeinheit

Prüfen, ob die Batterieeinheit korrekt am Hauptgerät
befestigt ist.

Störungen durch plötzlicheÜberspannung, Rauschen
usw.
Störungen durch plötzlicheÜberspannung, Rauschen
usw.
Fehler in einem Schaltkreis.

Gaswarngerät aus- und wieder einschalten.

Anomalien des Systems[FAIL SYSTEM]
Fehler Nr. 000 Fehler des internen ROM
Fehler Nr. 010 Fehler des internen RAM
Fehler Nr. 021 Fehler des internen FRAM
Anomalien des internen
Fehler Nr. 031
FLASH-Speichers
Anomalien des SENSOR
Fehler eines Sensors.
[FAIL SENSOR]

Ein Alarm vom Typ „Batterieschwach“ wird angezeigt.
[FAIL BATTERY]

Der Batteriestand ist
niedrig.

Batterieeinheit an einem nicht explosionsgefährdeten
Ort herausnehmen und wieder einsetzen und dann das
Gerät einschalten, um die Funktionen durchzuführen.
Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.

Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.

Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern.
(Nur beim Einschalten die RESET-Taste drücken, um
den Betrieb nur mithilfe des normalen Sensors zum
Messen anderer Gase fortzusetzen.)
Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten undan einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen.
Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten undTrockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten
Bereich durch neue ersetzen.

51

Symptome
Ein Alarm vom Typ „geringe
Durchflussrate“ wird
angezeigt.
[FAIL LOW FLOW]

Frischluftjustierung kannnicht durchgeführt werden.
[FAIL AIR CAL]
Uhrfehler[FAIL CLOCK]UrsachenWasser oder Öl usw. wurde
angesaugt.
Der
Gasprobenahmeschlauch
ist verstopft.
Die Pumpe ist verschlissen.
Es ist keine
Frischluftversorgung rundum das Gaswarngerät
vorhanden.
Fehler der internen Uhr

Die Batterien lassen sich
Das Ladegerät ist nicht
richtig angeschlossen.
nicht laden.
(nur
Ein Fehler im Ladekreis ist
Lithium-Ionen-Batterieeinheit)
aufgetreten.
Die Batterien wurden
vollständig geladen.

Maßnahmen
Gasprobenahmeschlauch auf Schäden oderAnzeichen von angesaugtem Wasser oder Öl usw.
prüfen.
Gasprobenahmeschlauch auf Anschlüsse, Verstopfen,
Verdrehen usw. prüfen.
Austausch der Pumpe von RIKEN KEIKI anfordern.
Frische Luft zuführen.

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
Wenn solche Fehler häufiger auftreten, ist vermutlich
die interne Uhr defekt und muss ersetzt werden. Bitte
wenden Sie sich an RIKEN KEIKI.
Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät richtig an die
Wandsteckdose und Ladebuchse anschließen.
Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.
Wenn vollständig geladene Batterien noch einmal
geladen werden, leuchtet die Ladeanzeigelampe nicht
auf.

<Ungewöhnliche Messwerte>
Symptome
Der Messwert steigt (fällt)und verbleibt dort.

UrsachenDrift des Sensorausgangs
Anwesenheit von störendem
Gas

Langsames Leck

UmgebungsänderungenIn der Folge wird ein
Anwesenheit von störendem
Gasalarm ausgelöst, obwohl Gas
am Messpunkt weder Gas
austritt noch andere
Probleme vorliegen.
Störungen durch Rauschen
Langsame Reaktion

Bereichseinstellung nicht
möglichStaubfilter verstopft
Verbogene oder verstopfte
Ansaug- oder Abluftleitung
In der Ansaugleitung hat sichKondenswasser gebildet.
Herabgesetzte
Sensorempfindlichkeit
Unzureichende
Kalibriergaskonzentration
Herabgesetzte
Sensorempfindlichkeit
52

Maßnahmen
Nulleinstellung (Frischluftjustierung) durchführen.
Störungen durch andere Gase wie Lösungsmittel
können nicht vollständig ausgeschlossen werden. FürInformationen über Maßnahmen wie z. B. den Einsatz
eines Abscheidefilters, wenden Sie sich bitte an
RIKEN KEIKI.
Das zu messende Gas kann in sehr geringen Mengenaustreten (langsames Leck). Dies darf nicht ignoriert
werden, da es zu gefährlichen Situationen führen
kann. Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, d. h. die
gleichen Maßnahmen wie bei einem Gasalarm.
Nulleinstellung (Frischluftjustierung) durchführen.
Insbesondere die Ausführung mit galvanischem
Element wird von Luftdruckänderungen beeinflusst.
Störungen durch andere Gase wie Lösungsmittel
können nicht vollständig ausgeschlossen werden. FürInformationen über Maßnahmen wie z. B. den Einsatz
eines Abscheidefilters, wenden Sie sich bitte an
RIKEN KEIKI.
Gaswarngerät aus- und wieder einschalten.
Treten solche Probleme gehäuft auf, ergreifen Sie
Maßnahmen zur Beseitigung der Störung.
Tauschen Sie den Staubfilter aus.
Reparieren Sie die defekten Teile.
Reparieren Sie die defekten Teile.
Tauschen Sie die Sensoreinheit gegen eine neue aus.
Verwenden Sie das richtige Kalibriergas.
Tauschen Sie die Sensoreinheit gegen eine neue aus.

9

Produktspezifikationen
9-1. Liste der Spekifikationen<Japan Ex-Spezifikationen>
ModellMessprinzip

Messbereich<Betriebsbereich>Auflösung
Alarmvoreinstellwert

Sauerstoff(O2)
0 - 25 vol%<bis 40 vol%>0,1 vol%
18 vol% (L)
25 vol% (H)
40 vol% (OVER)

Anzeigegenauigkeit

Weniger als ±0,7 vol%Reaktionszeit

Alarmgenauigkeit

Weniger als 20 Sek.
(T90)
Weniger als ±1 vol%GX-8000
Elektrochemisch (ES)
Neuer keramischer
katalytischer Typ (NC)/
Thermische Leitfähigkeit(TE)
Brennbares Gas
Schwefelwasserstoff(HC/CH4/H2/C2H2)(H2S)
0 - 100 %LEL
0 - 30 ppm/bis 100 vol%<bis 100 ppm>
1 %LEL/1 vol%0,5 ppm
5 ppm (1.)
10 %LEL (1.)
30 ppm (2.)
50 %LEL (2.)
10 ppm (TWA)
100 %LEL (OVER)
15 ppm (STEL)
100 ppm (OVER)
Weniger als ±1,5 ppm
Weniger als ±5 %LEL
(NC)/
Weniger als ±5 vol% (TE)
Weniger als 30 Sek. (T90) Weniger als 30 Sek.
(T90)
Weniger als ±25 %Weniger als ±3 ppm

Alarmverzögerungszeit

Weniger als 5 Sek.

Weniger als 30 Sek.

Gaskonzentrationsanzeige
MessmethodeAnsaugfluss
Verschiedene Anzeigen
Alarmton
Gasalarmanzeige
Gasalarmaktion
Fehleralarm・Selbstdiagnose
Problemalarmanzeige
Problemalarmaktion
Spezifikation der Übertragung
Verschiedene Funktionen
Stromversorgung

LCD (digital)
PumpenansaugmethodeÜber 0,75 l/min (offener Fluss)
Uhr/Batteriezustand/Pilotanzeige/DurchflussanzeigeÜber 95 dB (A)(30 cm)
Blinkende Lampe/Intermittierender Summer/Gaskonzentrationsanzeige blinkt
Verriegelt
Systemfehler/Sensorfehler/Schwache Batterie/Kalibrierfehler/Durchflussfehler
Leuchtende Lampe/Intermittierender Summer/Inhaltsanzeige
Verriegelt
IrDA
LCD-Hintergrundbeleuchtung/Datenlogger/Spitzenwert halten/Anzeige protokollierter Daten/Pumpenstopp
Lithium-Ionen-Batterieeinheit 【BUL-8000(G), BUL-8000(G1)】(Dedizierte Trockenbatterieeinheit <drei AA-Batterien>【BUD-8000(G), BUD-8000(G1)*1】 ist erhältlich.)
BUL-8000(G), BUL-8000(G1): Ca. 12 Stunden (25 °C・Betrieb ohne Alarm・Nach vollständigem Aufladen)
BUD-8000(G), BUD-8000(G1): Ca. 6 Stunden (25 °C・Betrieb ohne Alarm)-20 - +50 °C
Weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Luftdruck (80 kPa - 110 kPa)
Staub- und wasserdicht (IP67)
Eigensichere Konstruktion

Messbares Gas(unter identischer Bedingung)(unter identischer Bedingung)(unter identischer Bedingung)(unter identischer Bedingung)

Dauerbetrieb
Betriebstemperatur
Betriebsfeuchtigkeit
Betriebsdruck
AufbauExplosionssichere
Konstruktion
Explosionsschutzgrad
Außenmaße
Gewicht

Galvanisches Element(OS)

Weniger als 15 Sek.

Elektrochemisch (ES)Kohlenstoffmonoxid(CO)
0 - 150 ppm<bis 500 ppm>
1 ppm
25 ppm (1.)
50 ppm (2.)
25 ppm (TWA)
200 ppm (STEL)
500 ppm (OVER)
Weniger als ±15 ppm

Weniger als 30 Sek.

Weniger als 30 Sek.
(T90)
Weniger als ±30 %Ex ia ⅡC T4 X (Japan Ex)
Ca. 154 (W)  81 (H)  127 (T) mm (ohne hervorstehende Teile)Ca. 1.1 kg (BUL-8000(G), BUL-8000(G1) im Gebrauch)Ca. 1.0 kg (BUD-8000(G), BUD-8000(G1) im Gebrauch)*1 Um die Anforderungen zum Explosionsschutz zu erfüllen, dedizierte Trockenzellenbatterie bei Verwendung der Trockenbatterieeinheit
verwenden.

53

<ATEX/IECEx-Spezifikationen>
ModellMessprinzip

Messbares Gas

Galvanisches Element(OS)

Messbereich<Betriebsbereich>Auflösung
Alarmvoreinstellwert

Sauerstoff(O2)
0 - 25 vol%<bis 40 vol%>0,1 vol%
19,5 vol% (L)23,5 vol% (H)
40 vol% (OVER)

Anzeigegenauigkeit

Weniger als ±0,7 vol%(unter identischer Bedingung)Reaktionszeit(unter identischer Bedingung)Gaskonzentrationsanzeige
MessmethodeAnsaugfluss
Verschiedene Anzeigen
Alarmton
Gasalarmanzeige
Gasalarmaktion
Fehleralarm・Selbstdiagnose
Problemalarmanzeige
Problemalarmaktion
Spezifikation derÜbertragung
Verschiedene Funktionen
Stromversorgung
Dauerbetrieb

Betriebstemperatur
Betriebsfeuchtigkeit
Betriebsdruck
AufbauExplosionssichere
Konstruktion
Explosionsschutzgrad

Außenmaße
Gewicht

ＧＸ－８０００
Neuer keramischer
Elektrochemisch (ES)Elektrochemisch (ES)katalytischer Typ (NC)/
Thermische Leitfähigkeit(TE)
Brennbares Gas
Schwefelwasserstoff
Kohlenstoffmonoxid(HC/CH4/H2/C2H2)
(H2S)
(CO)
0 - 100 %LEL
0 - 30 ppm
0 - 150 ppm/bis 100 vol%<bis 100 ppm>
<bis 500 ppm>
1 %LEL/1 vol%0,5 ppm
1 ppm
10 %LEL (1.)
5 ppm (1.)
25 ppm (1.)
50 %LEL (2.)
30 ppm (2.)
50 ppm (2.)
100 %LEL (OVER)
10 ppm (TWA)
25 ppm (TWA)
15 ppm (STEL)
200 ppm (STEL)
100 ppm (OVER)
500 ppm (OVER)
Weniger als ±5 %LEL
Weniger als ±1,5 ppm Weniger als ±15 ppm(NC)/
Weniger als ±5 vol%(TE)
Weniger als 30 Sek.
Weniger als 30 Sek.
Weniger als 30 Sek.
(T90)
(T90)
(T90)

Weniger als 20 Sek.
(T90)
LCD (digital)
PumpenansaugmethodeÜber 0,75 l/min (offener Fluss)
Uhr/Batteriezustand/Pilotanzeige/DurchflussanzeigeÜber 95 dB (A)(30 cm)
Blinkende Lampe/Intermittierender Summer/Gaskonzentrationsanzeige blinkt
Verriegelt
Systemfehler/Sensorfehler/Schwache Batterie/Kalibrierfehler/Durchflussfehler
Leuchtende Lampe/Intermittierender Summer/Inhaltsanzeige
Verriegelt
IrDA

LCD-Hintergrundbeleuchtung/Datenlogger/Spitzenwert halten/Anzeige protokollierter
Daten/Pumpenstopp
Lithium-Ionen-Batterieeinheit 【BUL-8000(G), BUL-8000(G1)】(Dedizierte Trockenbatterieeinheit <drei AA-Batterien>【BUD-8000(G), BUD-8000(G1)】 ist erhältlich.)
BUL-8000(G) BUL-8000(G1): Ca. 12 Stunden (25 °C・Betrieb ohne Alarm・Nach vollständigem
Aufladen)
BUD-8000(G) BUD-8000(G1): Ca. 6 Stunden (25 °C・Betrieb ohne Alarm)-20 - +50 °C
Weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Luftdruck (80 kPa – 110 kPa)
Staub- und wasserdicht (IP67)
Eigensichere Konstruktion
ATEX
Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4 Ga (ohne NC-6215) / Ⅱ 1 G Ex ia ⅡB T4 Ga (mit NC-6215)
IECEx
Ex ia ⅡC T4 Ga (ohne NC-6215) / Ex ia ⅡB T4 Ga (mit NC-6215)
Ca. 154 (W)  81 (H)  127 (T) mm (ohne hervorstehende Teile)Ca. 1.1 kg (BUL-8000(G), BUL-8000(G1) im Gebrauch)Ca. 1.0 kg (BUD-8000(G), BUD-8000(G1) im Gebrauch)<Kombination der gemessenen Gase nach Typ>Typ A

Sauerstoff (O2)

Brennbar (HC und CH4) *Schwefelwasserstoff (H2S)

Kohlenmonoxid (CO)Typ B

Sauerstoff (O2)

Brennbar (HC und CH4)

Schwefelwasserstoff (H2S)

Kohlenmonoxid (CO)Typ C

Sauerstoff (O2)

Brennbar (HC, CH4 und C2H2)

Schwefelwasserstoff (H2S)

Typ D

Sauerstoff (O2)

Brennbar (HC und CH4)

Typ E

Sauerstoff (O2)

Brennbar (HC, CH4 und H2) *Typ F

Sauerstoff (O2)

Brennbar (HC, CH4 und C2H2)

Kohlenmonoxid (CO)Typ G
Sauerstoff (O2) Brennbar (H2)
* Bereich: 0 - 100 %LEL (NC)/- 100 vol% (TE) Spezifikationen. Nur 0 - 100 %LEL (NC) für andere brennbare Gase.

54

9-2. Zubehörliste

Standardzubehör







Lithium-Ionen-Batterieeinheit (BUL-8000 (G), BUL-8000 (G1))
Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät
Schulterriemen
Gasprobenahmeschlauch (1 m Spiralschlauch)
Gasprobenahmebeutel

Optionales
Zubehör




















Trockenbatterieeinheit (BUD-8000 (G), BUD-8000 (G1))
Alkali-Batterie der Größe AA  3
Hüftgurt
Hüftgurt-Befestigungswerkzeug
Transportkoffer (Leder)
Aluminium-Koffer
Schiff-Aufbewahrungskasten (Metall)
Probenahmebeutelhalter
Gasprobenahmeschlauch (mit Schwimmerbeutel, 8 m)
Gasprobenahmeschlauch 30 m mit Tauchkörper
Filterschlauch (CF-8385)
Filterschlauch-Befestigungsgurt
Wasserfalle
Relaisschlauch
Satz mit Gasbeuteln (LEL/VOL)
Bereichsdosen (CALGAS 4-Komponente Mischgas)
Bedarfsflussventil
Datenlogger-Managementprogramm

VORSICHT
Bei Verwendung des Gasprobenahmeschlauchs 30 m mit Tauchkörper (Option) immer Filter desTyps CF-8385 verwenden.
（Filtertyp ※CF-8385 ist für Wasserdichtheit und Staubentfernungsanwendungen. Relaisschlauch
und Filter-Befestigungsgurt sind ebenfalls erforderlich.)
Bei Ansaugen von Wasser ohne Filter des Typs CF-8385 gelangt Wasser in das Instrument und es
kann zu einer Störung kommen.

55

10

Begriffsdefinitionen
vol%
ppm
%LEL

TWA

STEL

Gaskonzentration in der Einheit eines hundertsten Teils des Volumens
Gaskonzentration in der Einheit eines millionsten Teils des Volumens
Abkürzung für „Lower Explosion Limit“.
Die UEG bezeichnet die geringste Konzentration eines brennbaren Gases in derLuft, die gerade noch eine Explosion verursachen kann, wenn sie gezündet wird.
Abkürzung für „Threshold Limit Value Time Weighted Average“. TWA
bezeichnet eine Konzentrationsgrenze toxischer Substanzen als zeitgewichteter
Durchschnitt, die bei wiederholter Exposition fast aller Arbeiter in einer
8-Stunden-Schicht oder einer 40-Stunden-Woche keine schädlichen
Auswirkungen auf die Gesundheit zeigt.
Abkürzung für „Threshold Limit Value Short Term Exposure Limit“. STEL
bezeichnet eine Konzentrationsgrenze toxischer Substanzen, bei der dietägliche Exposition von Arbeitern für einen Zeitraum von 15 Minuten unter TWA
keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit zeigt.

56

Revisions- oder Aufhebungsverlauf
AusgabeRevision

Ausgabedatum

0

Erste Ausgabe (PT0E-0989)

2020/9/1

1

Sicherheitshinweise, Explosionsschutzgrad, Konformitätserklärung

2021/10/29

2

Konformitätserklärung

2024/6/14