医用ドライイメージャー DRYPRO793 の開発
Development of the DRYPRO793 Dry Medical Laser Imager

山道

洋

次＊

Yamamichi, Youji

新井和

幸＊

Arai, Kazuyuki

要旨

田口

あきら＊

中Taguchi, Akira

澤正行＊

Nakazawa, Masayuki

ジャーシステムを1999年に発売し、その後シリーズ機のPCM（Phase Contrast Mammography）マンモシステ発売で市場要望にこたえてきた。今後は更に高機能化、ムの画像記録装置として、銀塩ドライフィルム方式のマンモ画像対応の高画質化、ワールドワイドでの市場拡

レーザーイメージャーDRYPRO793を開発した。

大化に向かっていくと思われる。

DRYPRO793は以下の技術により最高画質の実現と高今回、これらの流れを視野に入れ、マンモ市場にも対機能小型化システムの提供を可能にした。１）小型イメー

応し得る高画質かつ世界最小の銀塩ドライレーザーイジャーの技術踏襲とトップマウントソーターによる小型メージャーを開発した。本稿では、装置概要とともに、化。２）
動画アニメーションとWEB技術によるユーザーフ主要な開発技術としてPCMマンモ対応技術、現像温度均レンドリーな操作性の向上。３）ビーム径の最適化とLD変一化技術について解説する。

調応答性向上による世界最高の解像力の実現。４）
高精細モードでの画像記録短縮と高速画像処理によるファーストプリント向上。５）現像温度均一化によるフィルムサイズ混合処理の実現。

Abstract
The DRYPRO793 dry medical laser imager is a newly
developed hard copy device for use in a PCM (phase contrast mammography) system. The DRYPRO793 has simultaneously realized excellent hard copy quality, high performance, and downsizing. The DRYPRO793’s features
include 1) Compact design achieved by means of a topmounted sorter and the exploitation of downsizing techniques established in earlier DRYPRO models, 2) Easier
operation by use of animated instruction displays andInternet website design techniques, 3) Unmatched resolution provided by optimized laser beam diameter and improved LD modulation reply, 4) Shorter first print time thanks
to a reduction in latent image formation time in high precision mode and high-speed processing of PCM data, and5) Multi-sized prints (from 8”x10” to 14”x17”) by means ofFig.1 DRYPRO793

temperature uniformly controlled over the entire heat drumsurface.

２

DRYPRO793 の特徴

２．１

１ はじめにコンパクト化

コンパクト化は単なるスペースセーブだけではなく、医用画像情報のデジタル化が加速している中で、画像設置自由度を飛躍的に高め、使用シーンの多様化に適応診断ではデジタル画像情報を正確にフィルム出力するイできる。サプライ３chなどの高機能化しながら、当社小メージャーの重要性がますます高まっている。

型イメージャーDRYPRO771の小型化技術を踏襲すること

当社では、環境面および簡便性に優れたドライイメー＊コニカミノルタエムジー㈱開発センターＭＩシステム開発室でコンパクト化を行った。装置サイズは幅675a、奥行き640aで設置面積は0.43㎡で、ハイエンドイメージャーでKONICA MINOLTA TECHNOLOGY REPORT VOL.2（2005）45

世界最小の設置面積である。更に、オプションのソーターは、トップマウント形式のため、他社のソーター付

３ ＰＣＭマンモ画像出力への対応
３．１と比較すると約半分の設置面積となる。

高画質の設計思想

REGIUSで読み取った画像を劣化なく忠実に出力するた
２．２

PCMマンモシステムへの対応

めには、補間処理に伴う画像情報の劣化を防ぐ観点か

PCMマンモシステムは、Ｘ線撮影装置（MARMAID）、画像読取装置（REGIUS190）、画像処理装置(CS−3）、画像記録装置（DRYPRO793）の組み合わせで世界最高画質を実現している。最高画質の実現におけるDRYPRO793の役

ら、書き込み画素サイズがREGIUSの読取画素サイズと同じか、整数分の１であることが望ましい。
そこで、DRYPRO793では、43.75µmと25µmの２通りの書き込み画素サイズを選択できるように設計した。

割は、PCM撮影で得られた解像度と鮮鋭性を忠実に再現

REGIUS190は、175µm、87.5µm、43.75µmの３通りのすることと、マンモ画像診断に必須と言われる最高濃度画素サイズを持っており、拡大をしない一般撮影の画像をライフサイズで出力する場合に最適な43.75µmの書き込4.0を実現することである。

み画素サイズを採用した。
２．３

操作性の向上

一方、PCMマンモシステムは、MARMAIDで1.75倍の設置場所の柔軟性向上により中小病院への広がりと大拡大撮影を行い、REGIUS190で43.75µm読み取りした画像

病院での対象ユーザが放射線技師中心から医師や看護婦を1.75分の１に縮小してライフサイズで出力する。このたへと変化しており、操作性の向上が不可欠と考えた。

め実質画素サイズは25µmになり、世界最高の解像度を実DRYPRO793では、操作部にTFTカラーLCDを採用現している。PCMの高解像度、高鮮鋭性の特徴を十分にし、フィルムなし表示や定期作業表示等のユーザ作業を活かすため、イメージャーによる25µmの書き込み画素サ必要とするメッセージ、通常のメッセージ、ユーザが押イズの実現は必須である。

すべきボタンの区別を立体画像と色別で分類化し、視認Fig.２は、PCMマンモ画像をライフサイズで出力する性を向上させた。また、フィルム詰め替え作業やジャム際、縮小補間して43.75µmで出力した場合と、補間処理し処理作業等の機械操作を必要とする内容については、動ないで25µmで出力した場合の描出能を拡大表示して比較

画アニメーションを作業単位で表示することにより、初したものである。画素サイズ43.75µmでは微小石灰化の辺めて使うユーザでもマニュアルなしで操作できるように縁が明瞭でないのに対し、画素サイズ25 µ mでは辺縁のした。

尖っている形状が描写できていることがわかる。

更に、最近では１台のイメージャーに多くの診断装置が接続されるため、イメージャーの設置場所と離れた場所からフィルム出力を行うケースが多い。このような場合にも、WEB技術を使った操作環境を提供することで特別なソフトなしでイメージャーの状態を事前に把握できるようにした。
２．４

主な仕様

主な仕様をTable １に示す。表中のDimensionsの（ ）内の寸法はソーター接続時の高さを示す。
Table 1 Specifications(a) 43.75µm(b) 25µm

Fig.2 Microcalcification depicted in PCM images printed withpixel sizes of 43.75µm and 25µm以上より、DRYPRO793では43.75µmと25µmの2通りの画素サイズを選択できることによって、REGIUSで得られた高精細の画像を忠実に描出することが可能である。
３．２

世界最高の解像力

上記解像度に見合う高い鮮鋭性と高い書き込み位置精度を実現することも重要である。そのためには１）ビーム径の最適化 ２）
LD変調応答性の向上 ３）
ジッターの低減などが重要なポイントとなる。
DRYPRO793では鮮鋭性としてCTF値（10lp/a）0.75以上、ジッターは10µm以下を目標として設定した。

46

KONICA MINOLTA TECHNOLOGY REPORT VOL.2（2005）

３．２．１ビーム径の最適化

する補正前後の比較画像である。本制御によって縦ストレーザ走査方向の主走査ビーム径は小さい程、鮮鋭性が向上する。一方、副走査ビーム径は副走査ピッチ、ライプの乱れが補正され良好な画像になっていることがわかる。

フィルム特性曲線より、小さすぎると走査線が視認しやすくなることから所定以上の大きさが必要である。
我々は構想段階からビーム径、副走査ピッチ、フィル
ム特性曲線を踏まえたシミュレーション及び種々画質評価を行って来た。
その結果、フィルムや走査仕様に適したビーム径を見出すとともに実現させるためのレーザ走査光学系を開発した。
３．２．２ LD変調応答性の向上
走査速度を落とさず、25µm画素サイズを忠実に再現さ

a) Before compensation

せるにはLD変調応答性の改善も必要となる。我々は走査b) After compensation

Fig.4 Effect of jitter compensation

速度に適したLD応答時間を調査した結果、CTFへの影響を小さくするには30t以下が必要であった。
DRYPRO793では、配線パターンと回路定数の変更により、高周波領域におけるゲインピークを低減させ、オペ以上の重要ポイントを実現することで世界最高の解像力を達成し、なおかつ25µm画素サイズ書き込みにおいても43.75µmと同等な記録時間を保つことが出来た。

アンプの帯域制限を最適化することが出来た。その結果、APC（Auto Power Control）ループの伝達特性が高

３．３

高速処理技術帯域化出来、LD応答時間30t以下を達成した。Fig.３に各種診断装置は、デジタルマンモグラフィ装置の普及

上記１）、２）を実現した本装置のCTF結果を示す。目標やCTのマルチスライス化等により画像容量が増加していの75%以上（10lp/a）を達成し、他社マンモ対応機２）にる。これらの画像を集中的に処理するためには、ネット対して優れた鮮鋭性を実現することが出来た。

ワーク含めた画像処理を更に向上させる必要がある。
そこで、DRYPRO793では、１）
高性能CPUを搭載したPCボードによりネットワークの高速化とソフト画像処理の高速化を図った。２）
プリント画像を露光部へ転送する画像処理ボードは、FPGAの高速化を行い、大画像が入力された場合でも機器性能を最大限に発揮できるように見直した。
また、画素サイズ25µmでも43.75µmと同等の処理能力を実現し、大四フィルムにPCMマンモ画像を２枚出力する場合（約260MBのデータ量）のファーストプリントは約80秒である。（Table ２）

Fig.3 Horizontal and vertical CTF

３．２．３

Table 2 First print time

ジッターの低減

現状のポリゴンジッター性能は、0.007%程度が限界であり、25µm画素サイズ書き込みにおいては14インチの走査幅に対して１画素相当（0.025/350a）のずれとなり、画質を劣化させる。
DRYRPO793ではポリゴン面毎のジッター補正手段に、４ サイズ混合での現像温度均一化

複写機の色ずれ防止として開発された補正回路を採用しドライイメージャーでは大径のヒートローラー（以た。複写機は複数の露光部走査特性を補正するのに対し下、熱現ドラム）にフィルムを所定長さ巻きつけて搬送て本装置ではポリゴン面毎の補正であり、いわゆる１走し、その間に加熱現像するシステムを採用している。

査ごとに走査画素周波数を変調している。その結果、フィルムの幅方向サイズは従来の1 4 インチのみに対25µm相当の画素すれを10µm以下に抑えることが出来た。

し、10インチと８インチが加わり、幅方向３サイズの混Fig.４は25μm画素サイズの縦ストライプパターンに対合処理に対応する技術開発が必要となった。

KONICA MINOLTA TECHNOLOGY REPORT VOL.2（2005）

47

４．１

従来技術と問題点

メインヒーターの分割位置を変えて各サイズのフィル

フィルムの面内濃度均一性の観点から、フィルム処理幅において熱現ドラム表面の温度分布を0.5℃以下にする必要がある。

ムを連続処理した時の熱現ドラムの幅手方向の表面温度差をFig.６に示す。
シミュレーション結果は、ヒーターを8.5インチ幅で分

従来は、熱現ドラムの内部にフィルムへの熱供給用割すれば、どのサイズのフィルムを処理しても熱現ドラ（メインヒーター）、軸方向への放熱分補正用（サブム表面の温度分布が0.5℃以下になる事を示している。

ヒーター２枚）の３枚のヒーターを張り付け個別に制御する事により、上記仕様を達成している。
従来のヒーター構成にてサイズ違いのフィルムを処理

この結果に基づき、新規に作成した熱現ドラムの構成とフィルムを処理した時の熱現ドラム表面温度分布をFig.７に示す。

するとヒーター発熱とフィルム吸熱のバランスが崩れて、温度分布が大きくなる。従来のヒーター構成と８インチ幅フィルムを連続で処理した後の熱現ドラム表面温度分布をFig.５に示す

Fig.7 Heater configuration and temperature distribution acrossheat development drum with 8.5 inch wide main heater

シミュレーションの結果通り、どのサイズのフィルムを処理しても、熱現ドラム表面の温度分布0.5℃以下を達
Fig.5 Heater configuration and temperature
distribution across heat development drum

４．２

熱現ドラム内ヒーターの最適分割

ドラム表面温度均一化のため次の方針で検討を行った。
１）熱現ドラム内ヒーターを分割し、処理するフィルムの幅にあたるヒーターのみ発熱させる。
２）信頼性・コスト・スペースの観点からヒーター分割成した。この技術により、幅方向３サイズ混合処理が可能となった。

５ まとめ
今回開発したDRYPRO793は、世界最高の解像力と現像温度均一化などによりPCMマンモシステムを支える高画質の追求と、コンパクト性を維持しながらの高機能化を

はメイン２つとサブ２つの４分割とする。

実現しており、マンモイメージャーを中心にハイエンド（８・10インチ部分と14インチ部分に分割）からミドルレンジまで、より広範囲のお客様にご利用い従来の熱現ドラムに小サイズのフィルムを搬送させたただけるものと確信している。今後、DRYPRO793で開発ときの温度分布のデータをベースに最適分割位置のシされた技術をさらに発展させて、環境に優しく、より操ミュレーションを実施した。

作性の高い商品へとつなげていきたい。
●参考文献
１）泉宮賢二、高木幸一、 Konica Tech. Rep.,13,61（2000）
２）Sarat K. Mohaptra, Walter F. Anderson, Gary S. Keyes, Thomas R. Lindquist, ViAnn E. Pearson, SPIE, 3658,269（1999）
３）下地雅也、田口あきら、角誠 Konica Tech. Rep.,16,133（2003）

Fig.6 Temperature difference of heat development
drum by heater division width48

KONICA MINOLTA TECHNOLOGY REPORT VOL.2（2005）