バイオ医薬製造プロセスの流量計測・制御に
SINGLE-USE ULTRASONIC FLOWMETERBIOSONIC®
液体用シングルユース超音波流量計
概要BIOSONIC®は、バイオ医薬品製造プロセスにおける液体流量計測用に開発された超音波流量計です。BS 形検出器とSFC 形変換器で構成されています。検出器接液部は、生体適合性（USP Class VI、FDA、BSE/TSE free）を有し、ガンマ線滅菌可能な素材（PSU）が使用されており、シングルユースを前提としています。
東京計装が長年培ってきた超音波流量計測技術により、細胞を含んだ流体に影響を与えず、瞬時流量・積算流量の高精度測定が可能です。
検出器内に可動部が無いため、流体にストレスを与えず、液溜まりを生じやすいシール部もない理想的なクリーン構造です。
検出器ケーブルは着脱可能で、シングルユースを前提とした設置作業が容易に行えます。

特長❑ 検出器接液部素材
生体適合性（FDA、USP Class VI 適合、BSE/TSE 対策の動物由来成分を含まず）を有し、ガンマ線滅菌可（許容最大線量 50kGy）❑ 流体にストレスを与えず、液溜まりも生じないクリーンな構造❑ 広いレンジアビリティ
BS04SC
レンジ：0 ～ 800 mL/min
BS04
レンジ：0 ～ 3000mL/min
BS06
レンジ：0 ～ 8000mL/min
BS10
レンジ：0 ～ 20L/min
BS15
レンジ：0 ～ 50L/min
BS20
レンジ：0 ～ 80L/min

動作原理
図 1 のように検出部の流路は Z 字状で、入口から流入した液体は90° 曲げられて測定管を通り、再び 90° 曲げられて出口から流出します。
測定管の両端には超音波の発信、受信を行う圧電素子 A、B が装着されており、これにより A → B、B → A 間の液中を超音波が伝播する時間 tA、tB を測定します。液が静止している時は tA = tB ですが、液が流れていると、tA は流速とともに短くなり、tB は逆に長くなる
ので、tB – tA から流速を知ることができます。tA、tB と流量の関係は管路の寸法、形状、液の粘度などによって異なるので、あらかじめ実流試験を行い、変換器に内蔵されたリニアライザに試験データを記憶させることにより高精度を得ています。

❑ 動粘度 40mm2/s までの高粘度流体の測定が可能❑ 精度は指示値の ±1% 以内（流速 1m/s 以上において）❑ 流体の温度変化による測定値への影響を補正（オプション）

OUT
圧電素子B

圧電素子A
伝播時間tA❑ CE マーキング❑ 検出器は、全数、出荷時に実流（水）による校正実施❑ シミュレータにより変換器の健全性も現場にて確認が可能（オプション）

主要用途

伝播時間tB❑ バイオ医薬品製造プロセスにおける各種液体の非侵襲、高精度流量計測❑ ポンプ、コントロールバルブ等との組み合わせによる流量制御

IN❑ シングルユースキット、システムへの組込み

図1

動作原理図

TG-F2037-J05
６版 2024 03 K
初版 2021 04 K

BS□□/SFC4000-EV 液体用シングルユース超音波流量計

標準仕様
検出器仕様

■形式コード・測定対象：液体全般（気泡を含まない液体および PSU を		 透過または侵食しないこと）
・流体温度：2 ～ 60°C
・周囲温度：0 ～ 50°C
･ 流体圧力：0 ～ 0.5MPa
・流体の音速：400 ～ 2500m/s
・流体の動粘度：0.3 ～ 40mm2/s
・プロセス接続：BS04SC 3/8" Hose Barb 継手		 BS04
3/8" Hose Barb 継手		 BS06
3/8" Hose Barb 継手		 BS101/2" Hose Barb 継手		 BS153/4" Hose Barb 継手		 BS201" Hose Barb 継手
・接液部材質：PSU		 生体適合性（FDA、USP クラス VI 適合、動物		 由来成分含まず、BSE/TSE 対策済み）を有し、		 ガンマ線滅菌可能な素材を使用・許容最大線量：50kGy
・保護等級：IP65（屋内仕様）
・質量：表 1 参照表 1 ケーブルを除くセンサ単体の質量
形 式BS04SC,BS04,BS06
BS10BS15BS20・専用ケーブル・ケーブル長質 量
約 50g
約 60g
約 85g
約 130g：同軸ケーブル２本付属：5m（標準）・流量範囲：表 2 参照
表 2 接続チューブサイズと測定レンジ可変範囲
形 式
BS04SC
BS04BS06
BS10BS15BS20・精度

流量レンジ（L/min）
0 ～ 0.8
0 ～ 3.00 ～ 8.00 ～ 200 ～ 50
0 ～ 80

接 続3/8" Barb 継手
3/8" Barb 継手
3/8" Barb 継手
1/2" Barb 継手
3/4" Barb 継手
1" Barb 継手：表 3 参照

表 3 測定精度と流量範囲
形式

BS04SC
BS04BS06
BS10BS15BS20流 量（L/min）
0 ～ 0.1
0 ～ 0.80 ～ 1.7
0 ～ 4.7
0 ～ 10.6
0 ～ 18.8

精 度（L/min）±0.001±0.008±0.017±0.047±0.106±0.188

流 量
精 度（L/min） （指示値の）0.1 ～ 0.8±1%
0.8 ～ 3±1%
1.7 ～ 8±1%
4.7 ～ 20±1%
10.6 ～ 50±1%18.8 ～ 80±1%※ 精度は水による実流校正に対するものです。
・圧力損失
水の場合の圧力損失（kPa）= C × Q2
ただし、 C：圧力損失係数（表 3 参照）		
Q：流量（L/min）
表 4 圧力損失係数
形 式
BS04SC
BS04BS06
BS10BS15BS20C
3.04
3.04
0.537
0.06250.01200.00377BS□□ □□
04 SC0406
メータ
サイズ101520□

プロセス接続B

ケーブル長TOKYO KEISO CO., LTD.

□5

ケーブル出し方向A

特殊仕様

内容4mm、高精度校正4mm、一般精度6mm、一般精度10mm、一般精度15mm、一般精度20mm、一般精度
Barb 継手B S04SC、BS04、
BS06 3/8" barb 継手
BS10 1/2" barb 継手
BS15 3/4" barb 継手
BS20 1" barb 継手
5m（標準）
標準（標準と異なる方向はご相談ください。）
空欄 なし
/Z あり
□

変換器仕様・ 出力 1）瞬時流量		
電流出力タイプ：4–20mA（負荷抵抗：500Ω 以下）		
電圧出力タイプ：0–10V（特殊仕様 0–5V・1–5V）					（負荷抵抗：1MΩ 以上）
2）パルス出力		
オープンコレクタ出力 ：負荷定格：DC30V、20mA 以内		・周波数パルス出力 ：パルスレート 1000Hz max.							（フルスケール時出力）、デュー							 ティ比 1:1		・積算パルス出力：流量単位パルスを出力			 1パルスの値を次の乗数と単位の組み合わせで設定可能			 乗数：×0.1．×1、×10、×100			 単位：mL、L、m3		
・FAULT 出力：変換器・検出器の異常検出時に							 出力			NO / NC を選択可能・0 ～ 1000Hz3）警報出力		
オープンコレクタ出力（2 点）						：負荷定格；DC30V、20mA以内		
瞬時流量警報（上限・下限）、積算値警報（A・B）を組		み合わせて使用可能。NO / NC を選択可能
・表示器：バックライト付き 16 文字 2 桁 LCD
・端子台：差込式ねじ締め付け形端子 ×3		（着脱可能プラグインタイプ）
・設定機能：パネルスイッチ ×4
・通信機能：RS485 通信（Modbus プロトコル）
・パラメータ設定 ：パネルスイッチまたは通信による設定
・表示内容：瞬時流量／積算流量／各種ステータス表示		 警報表示：橙色 LED
・時定数：0.5 ～ 25 秒
・ローカットオフ ：0 ～ 25%F.S.
・リニアライズ機能 ：動粘度設定による自動補正		 手動リニアライザも付加可能		（最大 20 点、折れ線近似方式）
・電源 / 消費電力 ：DC24V±10%・消費電流：110mA max.（LCD バックライト点灯時）		 電源投入時：約 200mA・周囲温度：0 ～ 50°C
・周囲湿度：30 ～ 80%RH（結露なきこと）
・取付方法：パネル取付・保護等級：IP20（屋内仕様）
・材質：ABS（黒色）・質量：約 200g
・適合規格
：EMC：EN61326-1、EN61326-2-3		 RoHS2（2011/65/EU）
形式コード
SFC4000–EV–
瞬時流量出力

2

□

□
012
3

内 容
4–20mA
0–10V
0–5V
1–5V
TG-F2037-J05

BS□□/SFC4000-EV 液体用シングルユース超音波流量計

外形図
検出器
BS04SC、BS04、BS06

3/8" hose barb

φ10.9
φ9.5
φ6.35

上流側のケーブルコネクタと本体接続部は「赤」
下流側のケーブルコネクタと本体接続部は「黒」となります。

12φ24φ27φ159045φ1580±1142160

31.943INOUT

567

hose barbの根元に流れ方向を表示しています。

検出器材質
No
1234567

部品名
本体
センサキャップ
BNC コネクタ
コネクタモールド
ケーブルコネクタキャップ
MMCX コネクタ

TG-F2037-J05

材 質
PSU
PSU
ニッケルメッキ
PVC
PVC 被覆PP
金メッキ

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

BS□□/SFC4000-EV 液体用シングルユース超音波流量計

外形図
検出器
BS10、BS15、BS20

上流側のケーブルコネクタと本体接続部は「赤」
下流側のケーブルコネクタと本体接続部は「黒」となります。

形式

公称
口径

BS10BS15BS2010mm
15mm
20mm

接続
チューブサイズ( 内径 )
1/2"
3/4"
1"

寸法 (mm)Dd1d2ABLCEF

G

14.5
21.7
27.912.7
19.1
25.4

9.5
14.7
20.3

110±1
165±2
220±2176234294

194
252
312

50688110013616219.3
2025323232

検出器材質
No1234567

部品名
本体
センサキャップ
BNC コネクタ
コネクタモールド
ケーブル
コネクタキャップMMCX コネクタ

材 質
PSU
PSU
ニッケルメッキ
PVC
PVC 被覆PP
金メッキ

設置上の注意事項● 高精度および安定計測のため本体接続チューブに曲がりが無いよ

うに設置してください。
● 検出器は、配管中に気泡を含まない場所に設置してください。
● 検出器は、測定管内が常に液体で満たされているようにしてください。水平、垂直、斜め配管のいずれにでも取付できますが、液抜きを行いやすい取り付け姿勢をお勧めします。
● 流量調整バルブは、検出器の下流側に設置してください。
● 検出器および変換器は、パワーリレーやソレノイドバルブなどのノイズ源から離して設置してください。
● 信号ケーブルは、高電圧・大流量のパワーケーブル等から離して設置してください。

4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2037-J05

BS□□/SFC4000-EV 液体用シングルユース超音波流量計

外形図
変換器
SFC4000–EV
(112)
96690

ULTRASONIC FLOWMETER48

SFC4000

ENTER

SHIFT

MENU

ZERO

ALARM
HI/LO
ERROR

パネル厚さ 0.8～5mm（左上）端子台 2（CONNECTOR 2）

端子配列

1+2–345
AL1 COM AL2CONNECTOR1SOURCE
24 V DC
12+24V 0V

3FG

端子番号12345

DETECTOR BNC CONN.
INOUTCONNECTOR2PULSE OUT ALARM OUT

5–内容

パルス出力
警報出力CONNECTOR3

FLOW OUT RESET IN
4+端子名
PULSE OUT（+）
PULSE OUT（–）
ALARM1 OUT（AL1）
ALARM1 OUT（COM）
ALARM2 OUT（AL2）

6+7–（右上）BNC コネクタ（DETECTOR BNC CONN.）

RS-4851+2–端 子INOUT

3SG

識別色
赤黒極 性
内 容
流入側（上流側）
センサ信号入力
流出側（下流側）（左下）端子台 1（CONNECTOR 1）
パネルカット寸法Min.7045 +0.6-092 +0.8-0

端子番号1234567端子名
内容SOURCE DC24V（+24V） 電源電圧入力
DC24V±10%
SOURCE DC24V（0V）
SOURCE DC24V（FG）
接地
FLOW OUT（+）
瞬時流量出力FLOW OUT（–）
RESET IN（+）
積算リセット入力
RESET IN（–）（右下）端子台 3（CONNECTOR 3）
端子番号
端子名
1
RS-485（+）
2
RS-485（–）
3
RS-485（SG）

内容

通信
RS-485 MODBUS

Min.120

TG-F2037-J05

TOKYO KEISO CO., LTD.

5