2024 年 5 月 15 日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
福島廃炉安全工学研究所
大熊分析・研究センター

ALPS 処理水の分析結果について(2024 年 3 月 25 日 10 時 5 分採取分)

2024 年 3 月 25 日 10 時 5 分に採取した『ALPS 処理水測定・確認用タンク水：K4 タンク A 群』
について分析を行いました。
トリチウムとそれ以外の核種の分析結果は以下のとおりです。
・ALPS 処理により，トリチウム以外の核種が規制基準未満に浄化されていることの確認：
トリチウム以外の核種(29 核種※1)の告示濃度比総和：0.16 ＜ １ (1 未満)となり，規制基準を満足していることを確認しました。
有意に存在していないことを確認する核種(39 核種※2)：全ての対象核種が有意に存在していないことを確認しました。
・ALPS 処理水中のトリチウム濃度の確認：
トリチウムの濃度：1.6E+05 Bq/L※3 となりました。
トリチウム以外の分析対象核種は図 1 に示す 68 核種です。

図 1 トリチウム以外の核種の分類※1:実施計画において，放出基準(規制基準値未満)であることを確認することが定められている核種。
※2:風評抑制の観点から，有意に存在しないことを東京電力 HD が自主的に確認する核種。
※3:放出基準 1,500 Bq/L を下回るよう，東京電力 HD により海水で 100 倍以上希釈する。

1

1.

ALPS 処理により，トリチウム以外の核種が規制基準未満に確実に浄化されていることの確認
ALPS 処理水中に含まれているトリチウム以外の核種のうち，規制基準(告示濃度比総和が 1)未満であることを確認する対象核種(29 核種)の分析結果を表 1 に示します。
分析の結果，トリチウム以外の核種の告示濃度比総和は 1.6E-01<1(1 未満)で規制基準を満足していることを確認しました。
表 1 ALPS 処理水中のトリチウム以外の核種の分析結果(規制基準(告示濃度比総和が 1)未満を満足していることを確認する核種)(2024 年 3 月 25 日 10 時 5 分採取分)

告示濃度

分析値

不確かさ※1

検出限界値

告示濃度比

[Bq/L][Bq/L][Bq/L][-][Bq/L]

C-14

1.4E+01± 3.0E+00

4.4E-01

7.0E-032,000測定

Mn-54

ND-

9.5E-03

9.5E-06

1,000測定

Fe-55

ND-

4.3E-01

2.2E-04

2,000測定Co-60

2.6E-01± 3.4E-02

9.8E-03

1.3E-03

200

測定

Ni-63

ND-

1.1E+01

1.8E-036,000測定

Se-79

ND-

2.0E+00

1.0E-02

200

測定

Sr-90

2.5E-01± 4.7E-02

7.4E-02

8.3E-03

30

測定

Y-90

2.5E-01-

7.4E-02

8.3E-04

300

Tc-99

5.9E-01± 1.2E-01

1.0E-01

5.9E-04

1,000測定

Ru-106ND-

1.0E-01

1.0E-03

100

測定

Sb-125

9.3E-02± 3.3E-02

4.6E-02

1.2E-04800

測定

核種限度※2

測定/評価方法※3

Sr-90/Y-90 放射平衡評価

Sb-125/TeTe-125m

2.3E-02-

1.1E-02

2.6E-05

900125m 放射平衡評価

I-129

1.1E+00± 2.0E-01

1.4E-01

1.2E-01

9測定

Cs-134ND-

4.2E-02

7.0E-0460

測定

Cs-137

3.0E-01± 3.9E-02

1.2E-02

3.3E-0390

測定

Ce-144ND-

1.4E-01

7.0E-04

200測定

Pm-147ND-

1.8E-01

6.0E-05

3,000Sm-151

ND-

8.6E-03

1.1E-06

8,000

Eu-154ND-

4.1E-02

1.0E-04

400測定

Eu-155ND-

8.1E-02

2.7E-053,000

測定

2Eu-154 相対比
評価
Eu-154 相対比評価

U-23420全α(U, Np 系)

20全α(U, Np 系)

Np-237

9全α(U, Np 系)

Pu-2384Pu-239

4U-238ND

Pu-240-ND-

1.3E-02

8.6E-03

3.3E-03※42.2E-03※44Am-241

5Cm-244

7Pu-241ND-

2.7E-01告示濃度比総和○.○E±○とは，○.○×10

1.4E-03

200

全α(Pu, Am,Cm 系)
全α(Pu, Am,Cm 系)
全α(Pu, Am,Cm 系)
全α(Pu, Am,Cm 系)
全α(Pu, Am,Cm 系)
Pu-238 相対比

1.6E-01

評価
1 未満

±○

であることを意味します。

有効数字２桁で記載しています。
値の四捨五入の関係で，表中の値の合計などが一致しない場合があります。
表中の ND (Not Detected)は検出限界値未満であったことを表します。
半減期補正の基準値は採取日時としています。
※1：「不確かさ」は，分析値のばらつきの程度を表します。分析手順の試料採取から分析装置による測定までのそれぞれ手順のばらつきを求め，これらのばらつきをひとつに合わせたもの。ここでは，ひとつに合わせた不確かさ(u)を 2 倍に拡張した不確かさ(U ＝ 2×u)を分析値に付しています。

不確かさに関する解説はこちらをご参照ください。

※2：東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度（別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では，Bq/cm3 の表記をBq/L に換算した値を記載]）※3：測定／評価方法の詳細については以下のとおりです。
測定：試料の放射線を測定し，結果を各核種の濃度に換算しています。
全α(U, Np 系)：試料の U 及び Np 由来のα線を測定し，結果を全α濃度に換算しています。
全α(Pu, Am, Cm 系)：試料の Pu, Am 及び Cm 由来のα線を測定し，結果を全α濃度に換算しています。
放射平衡評価：崩壊系列中で，親核種と子孫核種の原子数の比がほぼ一定になる状態を放射平衡と呼びます。この放射平衡の関係と親核種(または子孫核種)の測定結果から各核種の濃度を評価します。
相対比評価：核種の生成，壊変，減損等を考慮した評価により，原子炉内に存在していた各核種の存在比を評価しています。基準となる核種の測定結果に存在比を乗ずることで各核種の濃度を算出しています。
※3：α核種（U-234, U-238, Np-237, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Am-241 及び Cm-244）の告示濃度比は，選定したα核種のうち最も低い告示濃度限度（4 Bq/L）で全α値を除することで算出します。

3

2.

ALPS 処理水中のトリチウムの分析結果
ALPS 処理水中のトリチウムの分析結果を表 2 に示します。

分析の結果，トリチウムの濃度は 1.6E+05 Bq/L であることを確認しました。
表 2 ALPS 処理水中のトリチウムの分析結果(2024 年 3 月 25 日 10 時 5 分採取分)
核種
H-3(トリチウム)

分析値

不確かさ※1

検出限界値

告示濃度比

[Bq/L][Bq/L][Bq/L][-]

1.6E+05±1.7E+04

7.9E+01

2.7E+00

告示濃度限度※2[Bq/L]
60,000

測定/評価
方法※3
測定

○.○E±○とは，○.○×10±○であることを意味します。
有効数字２桁で記載しています。
半減期補正の基準値は採取日時としています。
※1：「不確かさ」は，分析値のばらつきの程度を表します。分析手順の試料採取から分析装置による測定までのそれぞれ手順のばらつきを求め，これらのばらつきをひとつに合わせたもの。ここでは，ひとつに合わせた不確かさ(u)を 2 倍に拡張した不確かさ(U ＝ 2×u)を分析値に付しています。

不確かさに関する解説はこちらをご参照ください。

※2：東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度（別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では，Bq/cm3 の表記を Bq/L に換算した値を記載]）※3：測定：試料の放射線を測定し，結果を核種の濃度に換算しています。

43.

トリチウム以外の核種で有意に存在していないことを確認する核種
ALPS 処理水中に含まれているトリチウム以外の核種のうち，有意に存在していないことを確認する

対象核種(39 核種)の分析結果を表 3 に示します。
分析の結果，すべての対象核種が有意に存在していないことを確認しました。
なお，表 1 及び表 3 の 68 核種分の告示濃度比総和も 1 未満となります。
表 3 ALPS 処理水中のトリチウム以外の核種の分析結果(有意に存在していないことを確認する核種)(2024 年 3 月 25 日 10 時 5 分採取分)
検出限界値

告示濃度比

告示濃度限度※1[Bq/L][-][Bq/L]

Fe-59

1.8E-02

4.5E-05

Co-58

1.1E-02

Zn-65

評価※2

測定/評価方法※3400〇測定

1.1E-05

1,000〇測定

1.8E-02

9.0E-05200

〇測定

Rb-86

1.6E-01

5.3E-04

300

〇測定

Sr-89

8.7E-02

2.9E-04

300

〇測定

Y-91

4.9E+00

1.6E-02

300

〇測定

Nb-95

1.5E-02

1.5E-05

1,000

〇測定

Ru-103

1.6E-02

1.6E-05

1,000

〇

測定

Rh-103m

1.6E-028.0E-08

200,000〇Rh-106

1.0E-01

3.3E-07300,000〇Ag-110m

1.1E-02

3.7E-05

300〇測定

Cd-113m

1.3E-01

3.3E-0340〇測定

Cd-115m

6.0E-01

2.0E-03300〇測定

Sn-119m

2.9E-02

1.5E-052,000〇Sn-126 相対比評価

Sn-123

1.7E+00

4.3E-03400〇測定Sn-126

3.7E-01

1.9E-03200〇測定

Sb-1242.0E-02

6.7E-05300〇測定Te-123m

2.1E-02

3.5E-05600〇測定Te-1272.0E+00

4.0E-04

5,000

〇

測定

Te-127m

2.1E+00

7.0E-03300〇Te-127 相対比評価

Te-1292.0E-01

2.0E-05

10,000〇測定

Te-129m

4.0E-01

1.3E-03300〇測定

Cs-135

8.1E-08

3.3E-09

600〇

Cs-137 相対比評価

Cs-136

1.5E-02

5.0E-05300〇測定Ba-137m

1.2E-02

3.5E-07800,000〇Ba-140

7.1E-02

2.4E-04300〇核種

5Ru-103/Rh-103m
放射平衡評価Ru-106/Rh-106 放射平衡評価

Cs-137/Ba-137m
放射平衡評価測定

Ce-141

3.2E-02

3.2E-05

1,000〇Pr-144

1.4E-01

7.0E-06

20,000〇Pr-144m

1.4E-03

3.5E-08

40,000〇Pm-146

1.9E-02

2.1E-05900〇測定Pm-148

1.1E-01

3.7E-04300〇測定

Pm-148m

1.4E-02

2.8E-05500〇測定

Eu-152

6.2E-02

1.0E-04600〇測定

Gd-153

4.9E-02

1.6E-05

3,000〇測定Tb-1603.5E-02

7.0E-05500〇測定

Am-242m

4.9E-05

9.8E-06

5〇5○60○6○Am-243
Cm-242

8.6E-03

2.2E-03※4Cm-243

測定
Ce-144/Pr-144 放射平衡評価
Ce-144/Pr-144m
放射平衡評価Am-241 相対比評
価測定, 全α(Pu, Am,Cm 系)
測定, 全α(Pu, Am,Cm 系)
測定, 全α(Pu, Am,Cm 系)○.○E±○とは，○.○×10±○であることを意味します。
有効数字２桁で記載しています。
値の四捨五入の関係で，表中の値の合計などが一致しない場合があります。
半減期補正の基準値は採取日時としています。
※1：東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度（別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では，Bq/cm3 の表記を Bq/L に換算した値を記載]）※2：有意に存在しない場合は“○”，有意に存在する場合は“×”として記載しています。
以下のいずれかを満足する場合，有意に存在しない(“○”)と評価しています。
・測定した核種：検出限界値未満である場合。
・放射平衡等により評価を行った核種：評価元の核種が検出された場合，その評価値が告示濃度限度に比べて極めて低い濃度，すなわち検出限界値の設定値（告示濃度限度の1/100 以下）未満であり，検出限界値未満と同義であると判断できる場合。
評価を行った核種

評価値[Bq/L]

告示濃度比

告示濃度限度※1[Bq/L]

Rh-103m

ND-

200,000

Rh-106ND-

300,000

Sn-119m

ND-

2,000

Te-127m

ND-

300

Cs-1352.0E-06

3.3E-09600

6Ba-137m

2.8E-01

3.5E-07800,000

Pr-144ND-

20,000Pr-144m

ND-

40,000

Am-242m

ND-5

表中の ND (Not Detected)は検出限界値未満であったことを表します。
※3：測定／評価方法の詳細については以下のとおりです。
測定：試料の放射線を測定し，結果を各核種の濃度に換算しています。
全α(Pu, Am, Cm 系)：試料の Pu, Am 及び Cm 由来のα線を測定し，結果を全α濃度に換算しています。
放射平衡評価：崩壊系列中で，親核種と子孫核種の原子数の比がほぼ一定になる状態を放射平衡と呼びます。この放射平衡の関係と親核種(または子孫核種)の測定結果から各核種の濃度を評価します。
相対比評価：核種の生成，壊変，減損等を考慮した評価により，原子炉内に存在していた各核種の存在比を評価しています。基準となる核種の測定結果に存在比を乗ずることで各核種の濃度を算出しています。
※4：α核種（Am-243, Cm-242 及び Cm-243）の告示濃度限度比は，選定したα核種のうち最も低い告示濃度限度（4 Bq/L）で全α値を除することで算出します。

以 上7参考：ALPS 処理水第三者分析における，各核種の測定・評価方法
No.

核種ALPS 処理水第三者分析における，各核種の測定・評価方法

1H-3

β線測定

2C-14

β線測定

3Mn-54

γ線測定

4Fe-55X 線測定

5Fe-59γ線測定

6Co-58

γ線測定

7Co-60γ線測定

8Ni-63β線測定

9Zn-65

γ線測定

10Se-79

質量分析

11Rb-86

γ線測定

12Sr-89

β線測定

13Sr-90

β線測定

14Y-90放射平衡

15Y-91

γ線測定

16Nb-95

γ線測定

17Tc-99

質量分析

18

Ru-103γ線測定

19Ru-106

γ線測定

前処理：蒸留によりトリチウム水を精製し，試料とシンチレータを混合
測定：液体シンチレーションカウンターで測定
前処理：吸着剤に捕集して単離し，試料とシンチレータを混合
測定：液体シンチレーションカウンターで測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：レジンにより単離し，沈殿生成
測定：Ge-LEPS で測定前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：レジンにより単離し, 試料とシンチレータを混合
測定：液体シンチレーションカウンターで測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：レジンにより単離
測定：誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：レジンにより単離し, 沈殿生成
測定：β線スペクトロメータ(プラスチックシンチレータ)で測定
前処理：レジンにより単離し，沈殿生成
測定：β線スペクトロメータ(プラスチックシンチレータ)で測定
Sr-90 と放射平衡として濃度評価
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：レジンにより単離
測定：誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取

8測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
20

Rh-103m

放射平衡

Ru-103 と放射平衡として濃度評価

21Rh-106放射平衡

Ru-106 と放射平衡として濃度評価

22Ag-110m

γ線測定

23

Cd-113m

β線測定

24

Cd-115m

γ線測定

25Sn-119m

相対比26Sn-123γ線測定

27Sn-126

γ線測定

28

Sb-124

γ線測定

29

Sb-125γ線測定

30Te-123m

γ線測定

31Te-125m放射平衡32Te-127γ線測定

33Te-127m

放射平衡34Te-129

γ線測定

35

Te-129m

γ線測定

36

I-129

X 線測定

37

Cs-134

γ線測定

38

Cs-135

相対比39

Cs-136

γ線測定

40

Cs-137

γ線測定

41Ba-137m

放射平衡

前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：レジンにより単離し，試料とシンチレータを混合測定：液体シンチレーションカウンターで測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Sn-126 との相対比より濃度評価
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Sb-125 と放射平衡として濃度評価
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Te-127 と放射平衡として濃度評価
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料を測定容器に分取
測定：Ge-LEPS で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Cs-137 との相対比より濃度評価
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Cs-137 と放射平衡として濃度評価

9前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取

42Ba-140γ線測定

43

Ce-141

γ線測定

44

Ce-144

γ線測定

45Pr-144放射平衡

Ce-144 と放射平衡として濃度評価

46Pr-144m

放射平衡

Ce-144 と放射平衡として濃度評価

47

Pm-146

γ線測定

48Pm-147

相対比49

Pm-148

γ線測定

50Pm-148m

γ線測定

51Sm-151

相対比52

Eu-152

γ線測定

53Eu-154

γ線測定

54

Eu-155

γ線測定

55

Gd-153

γ線測定

56

Tb-160

γ線測定

57

U-234

α線測定

58

U-238

α線測定

59

Np-237

α線測定

60

Pu-238

α線測定

61

Pu-239α線測定

62

Pu-240α線測定

測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定

前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Eu-154 との相対比より濃度評価
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Eu-154 との相対比より濃度評価
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：均一化した試料をマリネリ容器に分取
測定：γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理：レジンにより分離し，ステンレス皿に蒸発乾固測定：α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理：レジンにより分離し，ステンレス皿に蒸発乾固測定：α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理：レジンにより分離し，ステンレス皿に蒸発乾固測定：α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理：レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定：α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理：レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定：α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理：レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定：α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定

10

63

Pu-241

相対比

64Am-241

α線測定

65

Am-242m

相対比66Am-243α線測定

67

Cm-242

α線測定

68

Cm-243α線測定

69

Cm-244

α線測定

Pu-238 との相対比より濃度評価
前処理：レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定：α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
Am-241 との相対比より濃度評価
前処理：レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定：α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理：レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定：α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理：レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定：α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理：レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定：α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定

11