Informations techniques

Test d'identification positive de matériau (test PMI)
Fiche technique WIKA IN 00.39

Les tests d'identification positive de matériau, égalementconnus sous le nom de test PMI, sont d'une grande
importance pour la traçabilité de composants. Ces essais
non destructifs servent de preuve des composants d'alliage
présents dans le matériau, confirmant l'analyse de coulée
du matériau contenu dans le certificat 3.1. C'est important,
car la confusion entre les matériaux peut conduire à desdommages considérables et doit être évitée à tout prixdans les applications de sécurité. Il existe deux différentes
procédures de test communes pour les doigts de gant :■ L'analyse de fluorescence aux rayons X (XRF)

L'analyse de fluorescence aux rayons X utilise des rayons X
pour stimuler les atomes du matériau du doigt de gant afin
de produire une radiation naturelle, sans endommager lasurface du métal.
La longueur d'onde et l'intensité de la radiation émise sontelles-mêmes une mesure des éléments constitutifs del'alliage et de leur concentration.
Eléments identifiables :Aciers : Nb/Cb, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Ti, W
Matériaux cuivreux : Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn, Zr

Test PMI : analyse de fluorescence aux rayons X de latige du doigt de gantFiche technique WIKA IN 00.39 ∙ 12/2018

Page 1 sur 2

■ Spectroscopie d'émission optique (OES)

Grace à une analyse spectrographique, on génère unarc entre la surface du doigt de gant et une électrode entungstène dans l'instrument de test, et le spectre de cet arc
permet d'identifier les éléments de l'alliage, y compris lecarbone, à la fois qualitativement et quantitativement.
La caractéristique de l'OES est une marque de brûlured'environ 5 mm [0,020"] sur la pièce.
Eléments identifiables :Aciers : Al, C, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Nb/Cb, Ni, P, S, Si, Ti, W
Matériaux cuivreux : Al, Be, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Si,Sn, Zn, Zr
Test PMI : analyse spectrographique sur un doigt degant à bride type TW10Les différents types de doigt de gant, en raison de leur exécution différente et des possibilités de test en résultant, exigent unnombre différent de points de test 1).
Type de doigt de gantAnalyse de fluorescence aux rayons X (XRF)

TW10, TW55-7

3 points de test
■ Doigt de gant
■ Bride■ Côté supérieur du joint de soudure

TW15, TW20, TW25, TW30,
TW31, TW50, TW55-6

1 point de test
■ Doigt de gantAnalyse spectrographique (OES)
2 points de test

■ Doigt de gant
■ Bride1 point de test

■ Doigt de gant2 points de test

TW35, TW45

3 points de test
■ Doigt de gant
■ Adaptateur (filetage)■ Extrémité

■ Doigt de gant
■ Adaptateur (filetage)

TW40

3 points de test
■ Doigt de gant
■ Bride■ Extrémité

■ Doigt de gant
■ BrideTW70-K

2 points de test
■ Doigt de gant
■ Extrémité

■ Doigt de gantTW70-L, TW70-M

3 points de test
■ Doigt de gant
■ Bride / Adaptateur (filetage)■ Extrémité

■ Doigt de gant
■ Adaptateur (filetage)

2 points de test

1 point de test

2 points de test

04/2019 FR based on 12/2018 EN1) D'autres tests sont disponibles sur demande© 12/2018 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel de la technologie au moment de l'édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.

Fiche technique WIKA IN 00.39 ∙ 12/2018

Page 2 sur 2WIKA Instruments s.a.r.l.
95220 Herblay/France
Tel.
0 820 951010 (0,15 €/min)Tel.
+33 1 787049-46
Fax
0 891 035891 (0,35 €/min)
info@wika.fr
www.wika.fr