MAGMAX®

EGC100W

電磁流量計変換器
概要MAGMAX® EGC100W はコンパクトなハウジングに高機能を搭載した分離形電磁流量計変換器です。
自己診断機能の充実により、空検知機能、導電率モニタリング機能等を装備しています。
現場での使い易さを追求した変換器で MAGMAX シリーズ電磁流®

量計検出器と組合わせて使用します。

特長❑		高機能を満載。パルス出力、正逆測定、2 重レンジ、状態出力（流量警報等）を標準装備。
❑		高精度 指示値の ±0.5%❑		ハイスピード信号処理により、高速応答を実現。バッチプロセスや脈動流に対応。
❑		拡張できる励磁方式を採用し、スラリーなど流体ノイズの多いアプリケーションにも対応。
❑		表示部には、LCD（バックライト付き）を採用し、1 〜 3 行表示など多彩な表示が可能。
❑		クイックセットアップ機能を搭載して、流量レンジ、パルスレートなどの変更にも容易に対応。		また、変換部カバーを外さずにプッシュボタンにより設定変更が可能。
❑		パルス出力は 10kHz の高速化を実現。短いバッチプロセスにも対応可能。								

標準仕様
一般仕様
● 組合せ検出器 ： MAGMAX シリーズ電磁流量計検出器● 配線接続口			 EGS1000、EGS2000、EGS4000、EGS5000、			 または 4×M20 防水グランド： 4×G1/2 めねじ、または 4×1/2 NPT めねじ、			 EGS6000、他			（オプション：G1/2 用防水グランド）● 励磁方式： 矩形波励磁● 電源● 測定範囲： 流速		 最小：0 〜 0.3m/s			 DC24V（11 〜 31V）
、一般形（非防爆）● 保護等級：IP66/67（IEC 60529）			 最大：0 〜 12m/s： AC100 〜 230V（85 〜 253V）			 DC24V（18 〜 31V）
、ATEX 防爆形			（ ）内は電圧許容範囲● 電源周波数： 48 〜 63Hz（AC 電源）：アルミニウム合金（＊1）● 消費電力： 約 8VA（AC 電源）、約 4W（DC 電源）

変換器カバー ：アルミニウム合金（＊1）● 周囲温度：− 40 〜＋ 65℃（動作）表示器防水シート：ポリエステル			 − 40 〜＋ 70℃（保存）● 材質ハウジング● 塗装：ポリシロキサンエポキシ樹脂塗装● 塗装色：グレー（本体）、ジェードグリーン（カバー）● 取付方法

：壁取付			 ※ATEX 防爆については、「防爆仕様」を参照してください。
● 接地： 接地抵抗 100Ω 以下（D 種接地）			（オプション：2B パイプ取付金具）（＊ 1）防食塗装

TG-F2223-J02
３版 2024 07 K
初版 2022 02 K

MAGMAX®

電磁流量計変換器● 使用ケーブル： 電極信号用ケーブル（専用ケーブル）

EGC100W● 入出力端子の割付				 DS ケーブル				 2 心一括 2 重シールド、0.5mm2、				 ビニルシース、仕上がり外径 約 10mm			 励磁電流ケーブル（一般ケーブル）				 2 心 0.75 〜 2.5（＊ 2）mm2、シールド付き				 仕上がり外径 12mm 以下端子A（A、A＋／A－）				 2 〜 4 心 0.5 〜 2.5mm 、C（C、C－）

状態出力

─D（D、D－）

パルス出力

状態出力

● ローカットオフ機能：

電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能（＊ 2）ケーブル長および端子構造による制限があります。		

詳細は 4 ページの「励磁電流ケーブル」を参照してください。

（＊ 3）端子構造による制限があります。		

設定値：0.0 〜 20.0% FS

2				 仕上がり外径 12mm 以下

詳細は 6 ページの「● 適合電線」を参照してください。

設定変更による切替─			 電源および出力信号ケーブル（一般ケーブル）
（＊ 3）

標準設定
電流出力					 以下、標準設定値					 電流出力、パルス出力；オン 1%、オフ 2% FS				 表示器；ローカットなし● 時定数：		

電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能		

設定値：0.0 〜 100.0s					 以下、標準設定値				 電流出力、表示器；4s

表示・出力仕様●表示器： ドットマトリックス LCD（バックライト付き）			 128×64 ピクセル（59×31mm）
		

表示機能 ：最大 2 画面の切り替えで 1 画面に 1 〜 3 行				 パルス出力；時定数ゼロ● 入出力アイソレーション：		

各回路間はアイソレーションされています。

まで表示可能								 表示内容は、瞬時流量、流速、積算流量、● 電流出力導電率（検出器タイプ：EGS5000 の場合は、標準機能

口径 25mm 以上）、コイル温度● 任意単位設定機能		 ： 容積（または質量）単位と時間単位を最大 7： DC4-20mA（Max. 22mA；エラー時振切りモード）		 内部電源使用時 ： 負荷抵抗 750 Ω 以下		 外部電源使用時 ： 外部電圧 DC32V 以下● パルス出力 ： 積算パルス出力（標準設定）と周波数出力のいずれかを選択可能
負荷定格 ：DC32V 以下、20mA 以下（≦ 10kHz）、100mA 以下（≦ 100Hz）、								 ON 時残留電圧 1.5V 以下（回路電流 10mA 時）								 OFF 時漏れ電流 0.5mA 以下（外部回路電圧24V時）		

パルスレート		 ：2 〜 36,000,000 パルス /h								（0.00056Hz 〜 10kHz）		

パルス幅 ：以下のいずれかを選択可			1）自動；フルスケール周波数においてデューティ50% となるパルス幅			2）デューティ比固定；常に１: １			3）任意設定；0.05 〜 2000ms
ただし、積算パルス出力（標準設定）において１）または２）を選択した場合、10Hz 未満のパルスレー
トでは 50msec 固定のパルス幅となります。

● 状態出力オープンコレクタ出力		

負荷定格 ：DC32V 以下、100mA 以下、								 ON 時残留電圧 1.5V 以下（回路電流 10mA 時）								 OFF 時漏れ電流 0.5mA 以下（外部回路電圧24V時）		

文字で設定し、任意の流量単位で表示可能● 自動ゼロ調整機能		 ： ゼロ調モードで自動ゼロ調整実施（流体静止時）● 正逆両方向測定機能 ： 流れ方向判別信号を状態出力および電流出力にて出力可能

オープンコレクタ出力		

電源、電極入力、励磁出力、端子 A、端子 C、端子 D の

出力内容 ：以下、主な出力選択			

1）状態出力なし〔標準設定値〕			

2）流れ方向判別			3）オーバーレンジ			4）エラー			

5）流量警報			6）レンジ判別（2 重レンジ選択の場合）			

7）空検知（検出器タイプ：EGS5000 の場合は、口● 2 重レンジ測定機能		

レンジ比		 ： 1：20 〜 1：1.25							（低レンジの設定範囲：高レンジの 5 〜 80%）		

レンジ切換 ： 自動● 励磁周波数切換機能

標準モード ： 1/6× 電源周波数		

特殊モード ： 1/50 〜 1/2× 電源周波数（＊4）● 自己診断機能				 ： 以下、主なエラーメッセージ		

機能診断		 ： コイル断線、CPU、メモリー、ソフトウェア、		

状態診断		 ： 空検知、オーバーレンジ、カウンタオーバー

出力モジュール、出力接続
フロー、停電検知● 停電補償機能				 ： EEPROM（不揮発性メモリー）により機能

設定データおよび積算値を 10 年以上保持● テスト機能				 ： 電流、パルス、状態出力の模擬出力機能を内蔵		 電流出力テスト		 ： 0.0 〜 22.0mA まで任意出力		 パルス出力テスト ： 1Hz 〜 10kHz まで任意出力		 状態出力テスト		 ： On/Off● プッシュボタン設定機能					 ： カバーを取り外さずにプッシュボタンによりデータ設定可能● HART 通信機能			 ： 弊社にお問合せ願います。

（＊ 4）スラリー、脈動流などアプリケーション毎に切換可能

径 25mm 以上）

2

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2223-J02

電磁流量計変換器

MAGMAX®

精 度（＊5）

EGC100W● 電流出力：表示・パルス出力精度に ±0.01mA を付加● 表示およびパルス出力（＊ 5）

基準条件1）組合せ検出器：		 EGS2000、EGS4000、EGS5000（口径10 〜 250mm）、EGS6000		 流速 0.5m/s 以上： 指示値の ±0.5％		 流速 0.5m/s 未満： 指示値の ±0.3％＋流速誤差 ±0.001m/s
2）組合せ検出器：		 EGS1000、EGS5000（口径 2.5 〜 6mm）		 流速 1m/s 以上： 指示値の ±0.5％		 流速 1m/s 未満： 指示値の ±0.4％＋流速誤差 ±0.001m/s		

流体			：水		

流体温度		

導電率		：10 〜 30℃：150 µS/cm 以上		

電源電圧： 定格電圧 ±2%		

周囲温度： 18 〜 28℃		

上流 / 下流直管長：10D/2D（D；口径）		

ウォームアップ時間 ： 約 10 分		

測定時間

精度（指示値の±％）

3.0
2.5

防爆仕様1）
2）

2.0
1.5：100s● ATEX 防爆品 ：
〔準備中〕

1.0
0.5
0.00

12

12

流速（m/s）

検出器 ─ 変換器間ケーブル長〔電極信号ケーブル〕〔励磁電流ケーブル〕● 電極信号ケーブルの最大長さ

検出器形式
EGS1000
EGS2000
EGS4000
EGS5000
EGS6000

ケーブル長さ公称断面積（mm）

最大ケーブル長グラフ

150 ～ 150m

2×0.75～2.5mm2

10～15010～600m

A1

150 ～ 300m

2×1.5～2.5mm2300 ～ 600m

2×2.5mm2

口径DSケーブル

25～15010～600m

A1200～120010～600m

A210～15010～600m

A1200～120010～600m

A22.5～10010～600m

A1150～25010～600m

A22.5～15010～600m

A1● 流体導電率特性グラフ

1000A2A1

最大ケーブル長（ ）100m1051020100

1000

10000

流体導電率（μs/cm）
EGS2000
EGS1000／EGS4000（口径10～150mm）／EGS5000（口径2.5～100mm）／EGS6000
EGS4000（口径200～1200mm）／EGS5000（口径150～250mm）

TG-F2223-J02

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

MAGMAX®

電磁流量計変換器

EGC100W

変換器−検出器間 結線図
EGC100W（壁取付け形）
変換器

（赤）
（白）

S 7 8

EGC100W

1 2 3SCA

アースクランプ

4 3 2 1

検出器
EGS1000
EGS2000
EGS4000
EGS5000
EGS6000

9 8 7（白）（赤）※≦100Ω( )は、結線する心線の被覆色を示します。

端子記号

内容12

電極信号入力3478

使用しない
励磁電流出力9使用しないSシールド● 使用ケーブル

A：電極信号用 DS ケーブル（専用ケーブル）
C：励磁電流ケーブル
2 心、0.75 〜 2.5mm2、シールド付（お客先にてご用意ください）● 端子構造：スプリングクランプ式端子※ 接地端子からアース線を使用して接地してください。
（お客様にてご用意ください。
）

接地4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2223-J02

MAGMAX®

電磁流量計変換器

EGC100W

電源および出力信号ケーブル 結線図

LNPE

C C– D D– S A+ A A–SpPw
記号lplaSp
PpPw

端子極性A＋A－－A－A＋＋

C＋C－－

D＋

D－－

Pp

内容電流出力（外部電源供給）
電流出力（内部電源使用）
状態出力（オープンコレクタ）
パルス出力（オープンコレクタ）

L（L＋） （＋）

AC電源／DC電源

N（L－） （－）（ ）は、DC電源を示す。

PE（FE）

la lp

電源用アース、（ ）は、DC電源を示す。

S

シールド線用アース● 端子構造：スプリングクランプ式端子● 適合電線：0.5 〜 2.5mm2

外形図
EGC100W

161185170701282.5(23)ESC

57
40 40 40112

140190150

230

R42Bパイプ取付用（4-φ9長穴）
壁取付用（4-φ9）

接地端子（M5）

質量：
約 1.9kg（一般形）
約 2.4kg（ATEX 防爆形）

TG-F2223-J02

TOKYO KEISO CO., LTD.

5MAGMAX®

電磁流量計変換器

EGC100W

形式および仕様コード
形式：EGC100W
変換部仕様コード
変換部コード（固定コード）タイプ

V N 3 1 4 N
V N 3 14N

電源用途
配線接続口
（固定コード）ハウジング（固定コード）
出力タイプ（固定コード）特殊仕様※1

6 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0

内容
変換部形式：EGC100
常に4分離形
1DC24V（11～31V）、一般形（非防爆形）A
AC100～230V（85～253V）
0一般形（非防爆形）
41/2 NPT めねじ
5G 1/2 めねじ
6M20 防水グランド付
6 0 0
常に6001
標準2
常に21標準（電流出力+パルス出力+状態出力）
0 0 0 0 0
常に00000（空欄） なし／Zあり ※1

標準品○○○○○○○○○○○○

特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「／Z」を記入して内容を別記してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください。）

標準付属品

ご注文時指定事項● 設定データシート ： 1 枚● 取扱説明書：1 冊

1. 形式および仕様コード例）		

形式：EGC100W
仕様コード：VN314NA0560012100000

2. フルスケール流量、積算パルスレート

オプション● G1/2 配線接続口用防水グランド〔略号：WG〕● 2B パイプ取付金具〔略号：PM〕（オプション NS の場合は不要）
3. オプション仕様（必要な場合のみ指定）
オプションの項目を参照の上、略号でご指定ください。
4. 電極信号ケーブルの種類および長さ
DS ケーブル、長さは 10m 単位、最長 600m

6TG-F2223-J02