AMD_OMJP1303

残量監視装置

取扱説明書
型式

AMD-460
AMD-460S
AMD-530
AMD-530S

DAM
YOTO
I
KK
SO

もくじ
安全にお使いいただくにあたって ．．．．．． 1
保証 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
各部名称 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2
正しい使い方 ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3
機能 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4
設定方法 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5
修理を依頼される前に ．．．．．．．．．．．．． 7仕様 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8

１．はじめに
この度は、残量監視装置ＡＭＤシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この操作説明書をよくお読みになり、正常な計測を行ってください。お読みになった後は大切に保管してください。

２．安全にお使いいただくにあたってご使用にあたっては、誤った使い方による危害や損害を防ぐため、以下に記載された注意事項をよくお読みになることをお勧めします。

!

注意

設置環境についてこの製品は精密機器です。設置する環境には十分注意してください。直射日光のあたる場所やほこりの多い場所、高温多湿環境での長期間の計測では安定した計測は行えません。故障の原因ともなります。また、振動の多い不安定な場所での精度を補償することはできません。土台の安定した水平なところでお使いください。
樹脂カバーについて樹脂カバーのみを持っての移動、本体への衝撃荷重、定められたひょう量以上のものを載せることを避けてください。破損や故障の原因となります。本装置は防水構造ではありません。内部に水などが入らないようにご注意ください。
正常な計測を行うため、仕様で定める使用温度範囲内（‑10℃〜40℃）でご使用ください。
日常点検について試料を安全に管理するため、下記の点検を定期的に行ってください。
①ＡＣ電源プラグを正しく接続されていますか②電源ケーブルはキャスターやその他重量物にはさまれていませんか③積載物の上げ下ろしを行ってもＬＥＤ表示は正しく表示されますか
分解・改造は行わない●感電・けがの原因になります。

電源コードをキャスターに挟まないようにする●感電・ショート等の原因になります。

ぬれた手で電源の抜き差しはしない●感電の恐れがあります。

電源コードの抜き差しはケーブルで行わない●端子やケーブルの破損の原因になります。

人が乗らない●底面にキャスターが付いています。過負荷
故障や、転倒によるけがの原因になります。

本体は壁から離してください●樹脂カバー部そのものが計量部になっています。接触により正しい計測が行えません。

３．保証
正常な使用状態において製造上の責任による故障は、納品日より１年間無償修理いたします。
下記のような場合には保証期間内でも有償修理となります。
①使用上の誤り、改造による故障または損傷。
②弊社サービス以外の者による修理による故障または損傷。
③火災、天災、異常電圧で生じた故障または損傷。
④保証はあくまで装置本体までであり、内容物の損傷等につきましては、その責を負いかねます④こと、あらかじめご了承ください。
※ 機器に異常が認められた場合は、速やかに使用をやめ、弊社営業部までご相談ください。
AMD_OMJP1303

1Rev-6

４．各部名称本体

計量皿（積載面）
タンク外径に応じてタイプを選択可能
カラー：ミルキーアイボリー
DAMYOTOI
KK
SO

表示パネル
11個のLEDで残量表示（別図）操作パネル

背面端子部
キャスター（4箇所）

各種接続用端子・ボタン

標準タイプと（S）低床タイプ

ACアダプタ入力ジャック●− ○＋ACアダプターが付属されています

アナログ電流4〜20mA出力用端子
専用コネクタ付きケーブルはオプションとなります

アラームリセットボタン
アラーム音のリセットを行います

表示パネル

アラームランプ
内容量が設定ポイントを下回ると点灯しアラームが鳴ります

E

1/4

1/2

3/4

F

残量レベル表示
5段階で残量を区分け、一目で状態を確認することができます

AMD

TOYO SOKKI

残量表示LEDランプ
赤3個，黄4個，緑4個のLEDランプで現在の内容量を確認することができます
AMD_OMJP13032Rev-6５．正しい使い方
この装置は、液体窒素などの保存用容器の残量監視を目的とするレベルモニタです。それ以外でのご使用のつきましては弊社営業部までお問い合わせください。使用目的に合った使い方をしていただくことにより、正常で安定した計測を行うことができます。
お願い①
タンクは計量皿（積載面）の中心に静かに載せてください。
お願い②
載せる際、樹脂カバーの角にタンクが接触しないようにしてください。衝撃により本体が故障または破損する恐れがあります。
お願い③
本体と壁の間に隙間を必ず設けてください。
カバーの接触により正常な計測を行えない恐れがあります。

お願い④
2台以上並べてご使用される場合は、本体同士が接触することがないようにしてください。設置場所で固定して使用される場合は固定パーツなどで動き止め処置を行っていただくか弊社営業部にご相談ください。

お願い⑤
タンクを載せた状態で移動される場合は、急激な動作を避け、ゆっくりと行ってください。その際は段差や他の障害物に注意し、装置の故障・破損を避けてください。
460S，530Sは小型キャスターの低床タイプとなっております。

お願い⑥
計量値−容器重量が内容量の105％以上になった場合に全バーグラフが点滅します。
充填量にご注意ください。

AMD_OMJP1303

EAMD3

1/4

1/2

3/4

F

TOYO SOKKI

Rev-6

６．機能
工場出荷時にはお客様の計量条件にあった設定がなされた状態となっております。以下に記載された各設定操作方法を参考にし正しい計測を行ってください。
表示パネルは4つの透明樹脂製皿ねじで固定されています。ねじを回し表示パネルを取り外すと基板にマウントされたキーおよびスイッチがあり、それにより各設定が行えます。

外観NET
4

ロータリースイッチ（DSW1）ITEMキー
C‑Sキー（▽）

ロータリースイッチ（DSW2）

C‑Zキー（△）

ディップスイッチ（DSW3）

ALARMスイッチ

ZEROスイッチ

1：＋5％設定スイッチ
2：TEST用スイッチ
3：CAL用スイッチ
4：NET用スイッチ機

能風袋設定用ロータリースイッチ（DSW1）
容器重量を設定します。
設定した値（A〜Fは10〜15に相当）に10kgを加算した値が容器重量として認識されます。
（例：設定1→11kg，設定9→19kg）
総重量設定用ロータリースイッチ（DSW2）
容器重量と内容重量の合計値（総重量）を設定します。下表に従って設定します。
設定01234567

総重量（kg）

2123252830364043

設定89ABCDEF

総重量（kg）

4446505557

予備予備

予備

設定用ディップスイッチ
１：＋5％設定スイッチ．．．ONにするとコンパレータの設定値が5％多くなります。
２：TEST用スイッチ．．．．．必ずOFFの状態で使用してください。
３：CAL用スイッチ．．．．．．アナログ出力の微調を行うときにONにします。通常はOFFで使用します。
４：ＮＥＴ用スイッチ．．．．．アナログ出力の出力対象を設定します。OFFでGROSS，ONでNET。
AMD_OMJP1303

4Rev-6

ALARMスイッチ
コンパレータの設定を変更するときに使用します。
C‑S（▽）キー，C‑Z（△）キー，ITEMキー
コンパレータの設定およびアナログ出力の微調時に使用します。
ZEROスイッチ
タンク交換時のゼロ点校正を行うときに使用します。
正常に校正が行われると80％，90％，FのLEDが2秒間点灯します。
異常であった場合はE，10％，20％のLEDが2秒間点灯します。

表示

前面パネル画面上バーグラフの表示分解能はE〜Fの11ステップです。基本的に表示は、純粋な内容量に対して表示されます。それぞれのLEDはF（満タン）から順に点灯します。
E

F

95％以上で点灯

F85％以上で点灯

F75％以上で点灯

F65％以上で点灯

F55％以上で点灯

F45％以上で点灯

F35％以上で点灯

F25％以上で点灯

F15％以上で点灯

F5％以上で点灯

E

常に点灯

1/4

1/2

3/4

F

注1）電源投入時はバーグラフが1つ置きに点灯した状態が3秒間続いた後、通常表示になります。
注2）重量設定値に対して105％以上になった場合に全バーグラフが点滅します。
注3）重量設定値に対して−5％以下になった場合にEのバーが点滅します。

７．設定方法
この装置にはコンパレータ機能が搭載されています。バーグラフの表示に対応する比較機能で、液量残量があらかじめ（工場出荷時含む）設定された値以下になると、ALARM LEDが点灯し内蔵の電子ブザーが鳴ります。
※出荷時設定は55％未満でアラーム鳴警となります
ブザー解除の方法
本体背面左端の警報解除スイッチを押すと、ブザーが止まります。

AMD_OMJP1303

5Rev-6１．コンパレータの設定
コンパレータは内容量（NET）が設定したポイント以下になった場合にONにします。

①設定の確認表示パネル内のを押すとバーグラフ表示が設定ポイントになり、点滅を開始します。表示は5秒間継続し、その後、バーブラフ表示に戻ります。

②設定の変更設定ポイント表示をしている間にまたはを押すと設定ポイントが10％づつ変更できます。

キー操作を終えた後、5秒間経過すると、その時点の表示内容を新しい設定ポイントとして記憶、バーグラフ表示に戻ります。

③設定値の5％シフト
パネル内のをONにすると、設定ポイントが5％加算されます。

２．アナログ出力の微調
この装置のアナログ出力（4〜20mA電流出力）は工場出荷時に校正済です。（負荷抵抗260Ω以内）
しかし、タンク重量の器差等で数値を微調整したい場合、無負荷に相当する4mA、総重量に相当する20mAの微調整を行うことができます。＊1
設定に際しては表示パネルを取り外し、内部キーを使って操作してください。

①アナログ出力〜ゼロ点の微調装置の電源を切り、表示パネルを取り外します。
↓
電源を入れ計量状態にします。
↓をONにします。
↓
バーグラフはE

1/4

1/2

3/4

Fのように表示され、4mAが出力されます。

↓
出力を下げる場合はを、上げる場合はを押します。

↓を1回押しスパン調整モードに一旦移り、をOFFにし通常の計量モードに戻ります。

↓
表示パネルを取り付け、設定は終了です。
※ ゼロ点の微調範囲は約±1mAです。この範囲を超えて校正することはできません。
※ 設定は容器を降ろして行ってください。

*1 注記）電流出力の対象は、設定用ディップスイッチのNETスイッチでGROSSまたはNETが選べます。GROSSの場合、無負荷時4mA，総重量積載時20mAとなります。
NETの場合、容器重量積載時4mA，満タン容器積載時20mAとなります。
なお、アナログのゼロ点の微調整時以外は4mA以下は出力されません。

AMD_OMJP1303

6Rev-6

②アナログ出力〜スパン点の微調をONにし、ゼロ点の微調モードに一旦入ります。
↓を1回押します。
↓バーグラフは

E

1/4

1/2

3/4

Fのように表示され、20mAが出力されます。

↓
出力を下げる場合はを、上げる場合はを押します。

↓を1回押しゼロ点微調モードに一旦移り、をOFFにし通常の計量モードに戻ります。

↓表示パネルを取り付け、設定は終了です。
※ スパンの微調範囲は約±1mAです。この範囲を超えて校正することはできません。

８．修理を依頼される前に下記のような現象が生じた場合は、お客様の方でご確認ください。
このようなとき調べてください

LED表示がされない●プラグはコンセントに正しく差し込まれていますか。
●装置背面のACコネクタは正しく差し込まれていますか。

内容物の充填を行ってもLED表示が変わらない●装置外枠が壁などの障害物に接触していませんか。
●工場出荷時の仕様に合ったタンクを使用していますか。

内容物の排出を行ってもLED表示が変わらない●装置外枠が壁などの障害物に接触していませんか。
●工場出荷時の仕様に合ったタンクを使用していますか。

●上記のチェックを行っても症状が変わらない場合は、事故防止のため、すぐにコンセントから●プラグを抜いて弊社営業部まで点検・修理をご依頼ください。
※お客様ご自身による修理・改造は行わないでください。故障等の原因になります。

AMD_OMJP1303

7Rev-6

９．仕様
総合仕様
型

AMD-460

式

AMD-53050kg

最大積載重量精AMD-460S

AMD-530S
60kg

1/1000度【4〜20mA電流出力対応】

使用温度範囲

‑10℃〜+40℃

許容温度範囲‑20℃〜+60℃

許 容 過 負 荷

150％R.L.

限 界 過 負 荷

300％R.L. （本体内部にメカニカルストッパ内蔵）

残量

表

緑・黄・赤の計11個のインジケータにより残量をLED表示示

設定値を下回った際にアラームブザー鳴響

アラーム機能設

定電値

風袋（タンク重量）、ひょう量（総重量）があらかじめパターン別に設定済。最適値を選択。

源

AC100V±10％，50/60Hz（付属ACアダプタ使用）
各設定データは不揮発性メモリ（FeRAM）に書き込み

停電

対策

消費

電

流

30VA max
本体据え置き取り付け方法型

式

AMD-460S
残量監視装置型名
460S ：φ460（タンク外径φ450max），標準キャスタータイプ（地上高98mm）
460S ：φ460（タンク外径φ450max），低床キャスタータイプ（地上高51mm）
530S ：φ530（タンク外径φ520max），標準キャスタータイプ（地上高100mm）
530S ：φ530（タンク外径φ520max），低床キャスタータイプ（地上高53mm）※ ‑Sタイプ以外は後部2ヶ所ストッパー付きキャスターとなります

構成部品
品名

型式

数量

①

残量監視装置本体

AMD

1式②ACアダプタ

12W（12V1A出力タイプ）

1式

③

取扱説明書

1部

※アナログ電流出力用コネクタは、必要に応じお客様にてご用意願います。［対応型式：R03‑PB3M（多治見無線電機製）］■コネクタピンアサイン
A

C

A：OUT+
B：OUT‑

B

AMD_OMJP1303

C：sheild

8

Rev-6

外形寸法
A
B

C

電源・外部出力端子
アラームリセットボタン部

1/4
1/2

E

E

AMD

積載面φD

インジケータ部F

TOYO SOKKI

3/4

測定物 MaxφF

72

AMD-460S
AMD-530S

30

H

G

F.L.

J

30

測定物（タンク）

L

M

72

AMD-460
AMD-530

K

F.L.

AMD-460
AMD-460S
AMD-530
AMD-530S

A

B

C

DE

F560310

250

460

500

450630

345

285

530

570

520

G‑
51‑
53H‑
9‑
11J‑
81‑
83K
98‑
100‑

L
56‑
58‑

M
128‑
130‑

単位：mm

AMD_OMJP1303

9Rev-6

AMD

製造・販売元〒223-0057 横浜市港北区新羽町964-24
045-540-8353
045-544-8354
E-mail：tmi-info@toyo-sokki.co.jp
http://www.toyo-sokki.co.jp