薬毒物の迅速分析キット
Rapid determination kits for toxic chemicals

関東化学株式会社 技術・開発本部 伊勢原研究所 生化学研究室

横山 明彦

AKIHIKO YOKOYAMABiochemical Department Isehara Research Laboratory Technology & Development Division, Kanto Chemical Co., Inc.

関東化学株式会社 技術・開発本部 伊勢原研究所 所長 農学博士

栗原誠

MAKOTO KURIHARA, Ph.D.
General Manager of Isehara Research Laboratory Technology & Development Division, Kanto Chemical Co., Inc.

1. はじめに〈製品紹介〉
製 品 名 ：有機りん系農薬検出キット（試験研究用試薬）

われわれの身の回りには医薬品、農薬、洗浄剤など製品概要 ：呈色試薬、抽出試薬,反応用試験管から成様々なかたちで数多くの化学物質が存在している。これるキットで、10検体測定用である。検体を添らの化学物質は薬剤として個々に役割を担っており、われ加してから判定までにかかる時間は、加熱

われは日々その恩恵を受けているわけであるが、一歩そに沸騰浴を用いた場合30分、電子レンジをの使い方を誤ると中毒事故や環境汚染などを引き起こす。

用いた場合は5分程度である。本キットは、薬毒物の検査は通常、緊急性が要求される。薬毒物尿中の有機りん系農薬を検出することも可の分析にあたっては、一般に高速液体クロマトグラフ、原能である。検出下限は農薬の種類によって

子吸光分析装置、蛍光X線分析装置、ガスクロマトグラ

異なるが、最も鋭敏に反応するもので1μフ質量分析装置などの大型で高性能な分析機器が必要g/mLである（表1）。一方、カーバメート系、になるため1-3）、救命救急センターや衛生研究所などでは酸アミド系、尿素系農薬に対しては1,000μこれらの装置を完備し、薬毒物が絡んだ事件や事故にg/mLでも反応性を示さない（表1）。なお、即応できる体制をとっている。しかしながら、こういった本キットはブロムワレリル尿素（鎮静、催眠作検査体制がとれる施設はごく限られており、殊に緊急検用を有する薬剤）に対しても反応性を示す。

査を必要とする現場サイドにおいて薬毒物を分析、同定検出下限は50μg/mLである。

することは依然として難しいというのが現状である。この本キットは広島大学大学院医歯薬学総合研究科法医ような背景から、薬毒物の簡易、迅速分析法を求める声学研究室で見出された方法5）に基づき共同開発したものが高まっており、これに応えるべく分析試薬キットが開発である。

されている。本稿ではそれらの中、弊社が取り扱ってい表1 ヒト正常尿に添加した各種農薬の検出る分析キットに絞って製品の概要を報告する。

2. 有機りん系農薬
有機りん系農薬は殺虫剤として広く利用されており、ごく身近に存在する毒物の一つである。農薬にはこの他にカーバメート系、酸アミド系などがあるが、農薬中毒事
例は有機りん系農薬に起因するものが最も多く報告されている4）。

THE CHEMICAL TIMES 2003 No.3（通巻189号）

17

使用方法 ：反応用試験管に検体1mLを採り、100℃で4. 覚醒剤（メタンフェタミン、アンフェタミン）20分間または電子レンジで約30秒間（出力500Wの場合）加熱する。放冷後、呈色試

メタンフェタミンとアンフェタミンはいずれも中枢興奮作用（覚薬2滴、抽出試薬1mLを順次添加、混和す、醒感、気分の高揚、疲労感の減少など）を有する薬剤で 9）る。静置して上層の色を観察し、上層が赤覚醒剤としてその取扱いは法律で厳しく規制されている。

色に呈色した時、陽性と判定する。

これらの検査試薬は主に犯罪捜査関連で必要とされている。
〈製品紹介〉

3. アセトアミノフェン

製 品 名 ：AccuSignTM MET（メタンフェタミン検出用、試験研究用試薬、アセトアミノフェン（N-Acetyl-p-aminophenol）は解Princeton BioMeditech社製）

熱鎮痛薬として総合感冒薬などに配合されている繁用薬

AccuSignTM AMPである。アセトアミノフェンの多量摂取は代謝過程で生成（アンフェタミン検出用、試験研究用試薬、する物質が原因となって重篤な肝障害を引き起こすこと

Princeton BioMeditech社製）

6,7）が知られている。

製品概要 ：いずれの製品も、試験プレートとスポイトのペ〈製品紹介〉

アで1セットになっており、35検体測定用であ製 品 名 ：アセトアミノフェン検出キット（試験研究用試薬）る。イムノクロマトグラフィー法が採用されて製品概要 ：試薬A、試薬B、陽性コントロールから成るキ

おり、検体を添加してから判定までにかかる

ットで、10検体測定用である。試薬を添加し時間は3〜10分である。検出下限はメタンフてから判定までにかかる時間はおよそ15分。

ェタミン、アンフェタミン共に1μg/mLである。

検出下限は検体が血清または血漿の場合10使用方法（メタンフェタミン、アンフェタミン共通）：

μg/mL、尿の場合は20μg/mLである。また、試験プレートに尿を3滴滴下し、3〜10分の間反応液の波長600nmにおける吸光度を測定にコントロール／テストウィンドウに現れる赤紫することによって定量も可能である（図1）。

色の着色ラインを確認する。コントロール部分

本キットは広島大学大学院医歯薬学総合研究科法医に赤紫色のラインがあり、テスト部分に赤紫学研究室で見出された方法 8）に基づき共同開発したも色のラインが現れない時、陽性と判定する。のである。
5. 青酸化合物
青酸化合物は銀メッキ、銅メッキ、鋼の鋳造、写真工業・金属製品加工などに大量に用いられているが、その水溶液は強い毒性を示す 10）。青酸カリの致死量は成人で200〜300mgとされている10）。
〈製品紹介〉
製 品 名 ：メルコクァント® シアンイオンテスト（試験研究
図1 ヒト血清中のアセトアミノフェンの測定（n=3,error bar:2SD）用試薬、MERCK社製）
製品概要 ：試験紙、試薬1、試薬2、反応容器、薬さじ、

18

使用方法 ：検体50μLに試薬Aを10滴加え攪拌したのカラースケールから成るキットで、100検体測

ち、3,000rpmで2分間遠心分離する。得ら定用である。試薬の添加から判定までにかれた上清を100℃で10分間加熱、放冷後、かる時間は約5分。検出下限は1μg/mLで試薬Bを10滴加えて混和する。反応液が青あり、1〜30μg/mLの範囲でおよその濃度色に呈色した時、陽性と判定する。

を測定することもできる。

THE CHEMICAL TIMES 2003 No.3（通巻189号）

薬毒物の迅速分析キット

使用方法 ：反応容器に検体5mLを採る。pH9以上のから判定までにかかる時間はおよそ5分である。

時は25%硫酸を用いてpH6〜7に調整する。

本キットは清涼飲料水などの検査に適用可能

試薬1を1さじ加えて溶解後、試薬2を5滴加であり、検出下限はおよそ10μg/mLである。

える。試験紙を30秒間浸したのち、カラー

但し、検体に着色や濁りが強いと判定し難くなスケールにより比色判定する。

るため、感度は下がる傾向がある（表2）。
本キットは警視庁科学捜査研究所で見出された方法
11）に基づき共同開発したものである。

6. ひ素化合物

表2 各種飲料物中のアジ化ナトリウムの検出

ひ素化合物は農薬、殺鼠剤、殺蟻剤、防腐剤などに使われており、有機りん系農薬、アセトアミノフェンと同様にごく身近に存在している毒性物質であるが、その毒性は青酸カリ（シアン化カリウム）に匹敵する。亜ひ酸（三酸化二ひ素）の致死量は成人で200mgくらいといわれている。
〈製品紹介〉（試験研究用製 品 名 ：メルコクァント® ヒ素イオンテスト
試薬、MERCK社製）
製品概要 ：試験紙、試薬1、試薬2、反応容器、注射使用方法 ：試験管に検体1mLを採り、アルカリ試薬を2、器、薬さじ、カラースケールから成るキットで、3滴加え混和する。試薬Aを5滴加えて混和

100検体測定用である。試薬の添加から判後、試薬Bを1粒加えて振とうし、反応液を定までにかかる時間はおよそ35分。検出下観察する。泡が発生した時、アジ化ナトリウ

限は0.1μg/mLであり、0.1〜3μg/mLの範ム含有と判定する。

囲で大まかな定量も可能である。
使用方法 ：試験紙を反応容器の蓋に差し込む。反応8. おわりに容器に検体5mLを採り、そこに試薬1を1さじ加えて混和後、試薬2を10滴加える。直薬毒物の分析キット7製品について概要を述べた。い

ちに反応容器に蓋をし、30分間放置する。

ずれのキットも短時間で試験結果を出せるように設計さ試験紙を取り出して蒸留水で洗浄したのち、れており、速いものでは5分程度、時間を要するものでもカラースケールにより比色判定する。

40分程度で判定することができる。また、判定は目視で行い、特別な機器を必要としないことから、現場分析に7. アジ化ナトリウム適用できるものになっている。厳密な同定、定量は専用の分析機器を用いる必要があるが、これらのキットはスク

アジ化ナトリウムは防腐剤として生化学系の研究室でリーニング検査用として非常に有用と考えられる。なお、汎用される薬品であったが、近年これを用いた悪質な事有機りん系農薬検出キット12）、アセトアミノフェン検出キッ件が続き、その名が一躍有名になった。アジ化ナトリウ

ト13）については中毒患者の診断用として利用できる可

ムは1999年に毒物に指定されている。

能性が指摘されている。各製品の詳細については当社〈製品紹介〉

試薬事業本部にお問合せ頂けると幸いである。

製 品 名 ：アジ化ナトリウム簡易検出キット（試験研究11）用試薬）

最後に、有機りん系農薬とアセトアミノフェンの各検出キッ
トは広島大学大学院医歯薬学総合研究科法医学研究室

製品概要 ：試薬A、試薬B、アルカリ試薬、リトマス試験紙、の屋敷幹雄助教授、奈女良昭博士と共同で、また、アジ化反応用試験管、スポイト、ピンセットから成るキナトリウム検出キットは警視庁の服藤恵三博士のご指導にットで、10検体測定用である。検体を添加してより製品化したものである。各先生方に深く謝意を表します。

ハラフジ

THE CHEMICAL TIMES 2003 No.3（通巻189号）

19

引用文献1）吉田武美. 中毒起因物質の分析法. 臨床化学 2002 ; 31 :96-105.

and toxicity. Pediatrics 1975 ; 55 : 871-6.
8）八十島 誠, 奈女良 昭, 屋敷幹雄, 今村 徹, 郷田文吾, 岩崎

2）鈴木 修, 屋敷幹雄 編. 薬毒物分析実践ハンドブック クロマト
グラフィーを中心として. 2002 じほう.
3）遠藤容子, 黒木由美子, 吉岡敏治, 杉本 侃. 地方衛生研究所
における分析活動の現状. 中毒研究 2001 ; 14 : 363-7.
4）黒木由美子, 遠藤容子, 吉田敏治, 杉本 侃. 日本の急性中毒の現況と最近の傾向. 臨床化学 2002 ; 31 : 87-95.
5）広島大学医学部法医学講座 編. 薬毒物の簡易検査法 呈色反応を中心として 2001 じほう.

泰昌, 大谷美奈子, 小島亨. 血清中アセトアミノフェンの簡易定量法. 救急医学 2000 ; 24 : 1-4.
9）粕谷 豊, 加藤 仁, 重信弘毅 編. 薬理学 1994 南江堂.
10）内藤裕史. 中毒百科 改訂第2版 2001 南江堂.
11）服藤恵三, 大下敏隆, 志々田恵子, 星野真紀. 検体中のアジ化ナトリウムの有無を判定する方法及びそれに用いられるテストキット. 特許第3341046号.
12）Namera A, Utsumi Y, Yashiki M. Direct colorimetric

6）Ellenhorn MJ, Schonwald S, Ordog G, Wasserberger J.

method for determination of organophosphates ineds. ELLENHORN'S MEDICAL TOXICOLOGY, 2nd ed.

human urine. Clinica Chimica Acta 2000 ; 291 : 9-18.

1997 Williams &Wilkins.
7）Rumack BH, Matthew H. Acetaminophen poisoning

13）横山明彦, 奈女良 昭, 屋敷幹雄, 栗原 誠. アセトアミノフェンの迅速検査キットの開発. 中毒研究 in press.

●分析キット一覧

20

有機りん系農薬検出キット

アセトアミノフェン検出キット

AccuSignTM MET

メルコクァントシアンイオンテスト

メルコクァント ひ素イオンテストアジ化ナトリウム簡易検出キット

THE CHEMICAL TIMES 2003 No.3（通巻189号）

ホルムアルデヒドの簡便迅速な検出が出来る！
室内環境測定用『シックハウス症候群』の原因物質のひとつとされる『ホルムアルデヒド』
は建築材料，壁紙，塗装材料，家庭用品などに広く使用されており、室内空気中への放散が最も懸念されています。厚生労働省ではホルムアルデヒドの室内濃度指針値（30分平均値で0.1mg/m3以下、約80ppb）を提示、国土交通省では建築基準法が改正されるなど、官民を含め多方面から低減のための対策が進められつつあります。
ホルムアルデヒドの測定には多くの測定方法が知られていますが、室内空気を採取するためのサンプリングが煩雑であること、専用の測定機器を必要とするなど、多くの時間やコスト、さらには専門的知識が必要でした。
『ホルムアルデヒドテストストリップ』
は、特別な測定機器を用いることなく、室内に一定時間放置するだけで、簡便に検出できる試験紙タイプの製品です。室内の様々な場所に置けば、その発生源に関する情報を得ることも出来ます。
ホルムアルデヒドの 簡便迅速な検出法として是非ご利用下さい。

測 定 方 法132

テ ストストリップを容器から取り出して測定場所に設置する

テ ストストリップが黄色く発色すれ ば、ホルムアルデヒドを検出設置した雰囲気中に、ホルムアルデヒドが存在すれば試験紙が黄色く発色します。

白 色

黄 色

発生源に関する情報が得られる
家具、食器棚、引き出しなど、あらゆる場所に置けば、ホルムアルデヒドの発生場所を特定できます。
同時に室外（ベランダなど）にも試験紙を１枚置けば、比較しやすくなります。

製品番号

製品名

規 格

包 装

●製品レンジ

16382-97

ホルムアルデヒド テストストリップ

室内環境測定用

10枚入

特許出願済

16382-96

ホルムアルデヒド テストストリップ

室内環境測定用

35枚入

本試薬は、慶応義塾大学理工学部鈴木孝治教授の研究グループ、ならびに財団法人神奈川科学技術アカデミー、科学技術振興事業団による「神奈川県地域結集型共同研究事業」の研究成果をもとに、弊社で設計・製造されたものです。

CKÍ〒103-0023 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 3 − 11 − 5 03（3663）
7631（6222）
2796〒541-0048 大 阪 市 中 央 区 瓦 町 2 − 5 − 1 06
〒812-0007 福 岡 市 博 多 区 東 比 恵 2 − 2 2 − 3 092
（414）
9361

＜＜ http://www. kanto.co. jp E-mail; reag-info@gms. kanto.co. jp ＞＞

THE CHEMICAL TIMES 2003 No.3（通巻189号）

21