ザ・ポイントTM シュート詰まり検知用
日本防爆版
ドレキセルブルックのセンサーが、(JPN)コストのかかるシュート詰まりの問題を解決します！
高価なダウンタイムを防ぐためにプロセスの溢れの検知が必要です
信頼性のあるシュート詰まりの検知がプラントの工程をスムーズに走らせ、目視により詰まりによって起こる溢れを防止させます

ドレキセルブルック
フラッシュ取付型センサー

高性能なエレクトロニクスが時間と経費を節約します●自動で、誤動作を起こす付着を無視します●ユニバーサル電源により入力電源を自動的に検知􀮌してアジャストします●エレクトロニクスは、標準感度または高感度のいずれかのモードを現場で選択できます

アプリケーション●シュート口に測定物の詰まりのある,なしを検知します

無駄なく経済的です●信頼性の高い性能を持続します。
●他方式のレベルスイッチに比べメンテナンスが少なく消耗する稼働部はありません

頑丈な設計のセンサーです
石炭（粉砕機やシュート移送）木屑、鉱石、粉体などのシステム設計にとって理想的なタイプのセンサーです。
シュート壁面に取り付けるフラッシュ型ですので測定物の流れを阻害する障害になる ことはありません

ダストの付着や壁面の固着物にも測定は影響うけません
ドレキセルブルックのコートシールド回路により、どんな付着状態でもシュート詰まりを正しく検知します

湾曲型または平板型センサーがあります

出力●DPDTリレー

シュートに流れる測定物のある,なしを高精度で検知します。シュート詰まりの為に測定物の流れが止まってしまうとレベルスイッチはアラームを出して更なる動作（オペレーターへの警告、コンベヤーやベルトなどの停止など）を起動させます。
これによりオペレーターは発生する前に問題を未然に防ぐことができます

ドライ接点

5A＠120VAC

分離型エレクトロニクス
大多数の他方式レベルスイッチと違い、エレクトロニクスを安全かつ便利な場所に離して設置することができます

様々なサイズや形状のシュートに合うようにセンサーは設計されています

ThePointTMシリーズ 仕様
RFアドミッタンス式キャリブレーション（自動もしくは手動 選択）
運転モード：
上限または下限フェールセーフ
再現性：
導電性液体で2mm

JPN認証：
一体型：無し遅延タイマー：
0～60秒、順または逆動作

分離型
Type:P*L*2***
Ex db [ia Ga] IIC T5 Gb (CSAUK 20JPN002X)
Ta = -30°C to +70°C
Electrical rating:
18-200 Vdc,
19-250 Vac,
50-60 Hz,2W
Sensor: 700-****-***-*
Ex ia IIC T4 Ga (CSAUK 20JPN004X) 標準仕様
Ex ia IIC T5 Ga (CSAUK 20JPN005X) 特注仕様
Ta = -30°C to +70°C

供給電圧：
19～250VAC
18～200VDC
ジャンパーなしで自動検知

ケーブルグランド・アダプター・プラグ等（ピーアンドエフ社
製・型式：CG.**、AD、SP.MD ）は認証に指定される型式・仕様があります。ご使用状況にあわせてご提案させて頂きますので、営業担当までお問い合わせ下さい。

消費電力：
最大2W

粉じん防爆仕様の製品もございますので、ご要望の際は別途お問い合わせください

応答時間：1秒
外気温度範囲：-30～70℃（JPN防爆条件で）
指示：
LED：電源（グリーン）、リレー1（赤）最大接点負荷：5A/30VDC, 5A/250VAC
最大切替容量：2000VA/150W
最小接点不可（DC)：
100ｍA/12VDC,
0-200ｍA/12VDC(オプション）
ハウジング：
2電線口付パウダーコーティングアルミニウ
ム
電線口：
M20ｘ1.5
防水等級：
IP66

ThePointTMシリーズ モデル番号構成表●テクノロジー
P: RFアドミッタンス式●測定タイプ
M: 手動調整
G: 手動調整 （高感度）●電源
L:
ユニバーサル電源 19-250VAC 18-200VDC●出力
1: DPDTリレー ドライ接点 5A 120VAC (Min 100mA/12VDC)
2: DPDTリレー gold plated接点 5A (Max 200mA/12VDC)●ハウジング
2: IECEx承認, IP66, M20x1.5 ｺﾝｼﾞｯﾄ接続口●エレクトロニクス
1: 分離型ケーブルなし(*) Triaxケーブル端子キット：389-0001-029
7: 分離型 7.6ｍTri-Axケーブル付(*)
8: 分離型 15.2ｍTri-Axケーブル付(*)
9: 分離型 23ｍTri-Axケーブル付(*)
G: 分離型 1.5ｍTri-Axケーブル付(*)
H: 分離型 3ｍTri-Axケーブル付(*)
J: 分離型 10.6ｍTri-Axケーブル付(*)●アプリケーション
ｾﾝｼﾝｴﾚﾒﾝﾄ型番
圧力/温度
接液部材質
ｼｭｰﾄ詰まり検知用(1) 分離型のみ (2) P00Xのマウンティングを使用のこと
50: ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄｾﾝｻｰ305mm2 ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｰ
700-0207-001分離型
0.01MPa @82℃
SUS304,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
51: ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄｾﾝｻｰ305mm2 高温用
700-0207-002分離型
0.01MPa @149℃
SUS304,TFE
52: ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄｾﾝｻｰ305mm2
700-0207-003分離型
0.01MPa @82℃
SUS304,ﾈｵﾌﾞﾚﾝ
曲線型(R=153,229,305)
53: ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄｾﾝｻｰ305mm2 超ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｰ 700-0207-004分離型
0.01MPa @82℃
SUS304,UHMW,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
55: ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄｾﾝｻｰ203mm2 ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｰ
700-0207-006分離型
0.01MPa @82℃
SUS304,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ZZ: 上記以外のセンシングエレメント●接続（ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ）
P00X IL/CSLｼｭｰﾄ詰め用はﾒｰｶｰにてｾｯﾄP

L-- P00XThePointTMシリーズ 寸法
エレクトロニクスユニット

配線図※その他のｾﾝｼﾝｸﾞｴﾚﾒﾝﾄ
700-207-3,207-4,207-6に
管留守外形寸法については弊社営業までご要求ください

センシングエレメント
700-207-1
700-207-2

材質
ｺｰﾄｼｰﾙﾄﾞ及び ｾﾝｻｰﾌﾟﾚｰﾄ
SUS304
SUS304絶縁部
ポリウレタン
テフロン

アメテック ドレキセルブルック総販売店

Website : https://www.ybk.co.jp/E-mail : yashima_info@ybk.co.jp【販売代理店】
東日本支社
長野オフィス
名古屋支店
四日市営業所
大阪支店
岡山支店坂出出張所

九州支店
周南オフィス〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312〒390-0851 松本市大字島内4603-5島内駅前ﾃﾅﾝﾄ2階
TEL.0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271〒464-0075 名古屋市千種区内山3-29-10朝日生命千種AMﾋﾞﾙ5 階TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650〒510-0864 四日市市中里町21-3
TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ﾋﾞﾙ8階
TEL. 06-7166-0512 FAX. 06-7166-0513〒712-8044 倉敷市東塚6-7-31
TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094〒762-0032 坂出市駒止町1-1-11JA香川県坂出市支店ﾋﾞﾙ3階
TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ﾋﾞﾙ7階
TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661〒745-0034 周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル6階
TEL.0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612

13489FC_KS