フィールド・メトロロジー・ウエル
テクニカル・データ

フルーク／ハート・サイエンティフィックがご提案するメトロロジー・ウエルは、小型・軽量の温度校正器としては極めて高いパフォーマンスの製品です。新しいフィールド・メトロロジー・ウエル、914Xシリーズは温度校正器としての性能に妥協することなく、持ち運びのしやすさ、作業効率、機能性を最大限に高めました。
これによって現場でのプロセス管理においても、高い性能を発揮します。
フィールド・メトロロジー・ウエルは機能的に優れている上に、大変使いやすい製品です。軽量でサイズも小さく、設定温度までの到達時間も短いにもかかわらず、安定度、均一度、確度ともに優れています。914Xシリーズは工業用の温度校正器として、トランスミッター・ループ校正、温度計の比較校正、または簡単な熱電対のチェック等に最適です。プロセス校正 オプション付きなら、現場に他のプロセス校正用ツールを持っていく必要はありません。
このオプションは2チャンネルの表示画面により、抵抗、電圧、4 ‒ 20 mA（24 Vループ電圧供給機能付き）の電流といった測定値を表示します。
さらに、ドキュメンテーション機能も搭載されています。3つのモデル(9142, 9143, 9144)を組み合わせて使用すれば、−25 ℃〜660 ℃という広い温度範囲をカバーできます。
いずれのモデルにもプロセス校正 オプションが取り付けられます。

現場環境でも高性能
フィールド・メトロロジー・ウエルは工場のプロセス管理用に設計されています。
重量8.2 kg以下、占有面積も小さく持ち運びのしやすい製品です。設定温度への到達速度は、−25 ℃までの冷却、660 ℃までの加熱が約15分です。
現場の環境状態は通常不安定で、温度変化も大きいものです。
この３つのメトロロジー・ウエルはどれも内蔵の温度勾配補償（特許出願中）により、それぞれの環境に応じて常に安定したパフォーマンスを提供いたします。事実、この製品の仕様は13 ℃〜33 ℃という広い温度範囲で保証されています。

● 小型、軽量、高速●−25 ℃までの冷却、660 ℃までの加熱がともに 15 分
● PRT、RTD、熱電対、4‐20 mA の電流を 2 チャンネル表示（プロセス校正オプション）● 確度 ±0.01 ℃（高確度基準温度計、オプション）●自動化及びドキュメンテーション機能● 確度、安定度、均一度、負荷効果で温度標準器のパフォーマンス

特長・
校正・、温度、4 ‒ 20 mA

校正
単純 作業最適。
−25 ℃〜660 ℃ 温度範囲
３
利用、様々
温度計
校正 可能。
校正付（914X-X-P） 2
温度表示計 内蔵、、PRT、RTD、熱電対、
4 ‒ 20 mA 値 計測。
24 V
電圧供給機能。
校正
基準PRT 使用。
内蔵温度表示器 測定温度、±0.01 ℃〜±0.07 ℃ 確度。
・・取 付用
基準PRT
内・置、PRT 校正係数 記憶。異温度計 使用
場合914X 接続使用可能。第２ 表示２線、３線及 ４線式接‒続RTD、熱電対、4 20 mA表示 選択。比較校正
現場
機器 持必要。
・・十分 温度校正 行。

・供給 加・、基準PRT、mA電流 測定、24 V、最大 20種類
保存出来。

2 Fluke Corporation, Hart Scientiﬁc Division

Field Metrology Wells

電源

温度正 行、温度。
温度温度）
重要・。
。

校正 、部 校校正・
（４‒２０ｍA出力変換器＋75 %部分 原因変換器 温度
両方 校正
・校正
温校正 簡単 出来。
基準PRT 一緒
挿入 、出力 本体・ｍA測定端子 接続。
温度 制御・測定
一方 、24 V
電源
電力 供給
電流 測定出来。
・・、
自動 手動 ２種類
自動温度・手順
使。
自動設定
場合 温度
公称温度
入力。入力
、
３
温度試験 行 、・温度 測定結果表示。
（温度変化速度） 変追加、手動設定 行。
方法
簡単 、効率的 温度行。
度

高確度 温度標準器

性能・異、・・EA（European Accreditation）
設
６
重要 性能基準
確度、安定度、軸（垂直）方向均一度、放射方向（間）均一度、負荷効果、満。正確 測定、基準重要。 914X
EA
要求基準 満同時 、動作速度 携帯性 最大限 高。
・・
内蔵温度計 表示 、高品
質
取
認定校正済
PRT校正。標準 914X、校正付 914X
共 、温度勾配、負荷 影響、考慮 入
不確
解析 裏付
NVLAP認定校正証明書 付属。表示確度 、9142及 9143 全温度±0.2 ℃、9144 420 ℃±0.35℃ 、660 ℃±0.5 ℃。
4 : 1 不確
比 校正。
、新温度制御技術
幅広 温度条件下優保証。9142 全
安定度 最高±0.01 ℃、9143 33 ℃ 安定度±0.02 ℃、350 ℃±0.03 ℃。高温用
9144 660 ℃
安定度±0.05 ℃。
、。
・
放射方向（間）均一度 最高±0.01 ℃
。
・制御
40 mm
軸方向均一度、最高±0.05 ℃ 実現。

自動化とドキュメンテーション機能で現場校正の全てを管理
フィールド・メトロロジー・ウエルは現場で必要とされる機能を持つトレーサビリティの取れた、かつ2チャンネル温度表示器を搭載できる校正器で、校正作業の自動化も可能です。
フルークは作業の自動化と結果のドキュメンテーションを含めたトータル・ソリューションをご提案いたします。
プロセス校正モデルは内蔵の不揮発性メモリーに、テスト結果を20まで保存できます。保存データにはそれぞれ英数字からなる個別のIDを付けることが出来、ブロック温度、基準温度、被校正値、誤差、日付、時間が記録されます。
テスト結果は前面パネルから簡単に確認することが出来ます。
また標準で付属しているフルークは温度標準、温度校正について常に研究し学び続けています。
フルークのエンジニアによって設計された多くの装置が各国の国立標準研究所やトップ・レベルの標準室、校正室で使用されています。
フィールド・メトロロジー・ウエルはそういった過去に培った多くのノウハウを生かして設計されており、フルークが自信を持ってお勧めする製品です。

部分 接合部 熱（特許出願中）

損傷 最小限 抑・9930 Interface-it ソフトウェアを使えば、データをPCへ取り出すこともでき、校正成績書の作成やASCIIファイルでの保存もできます。

校正、最大20結果 保存出来。

簡単な操作
フィールド・メトロロジー・ウエルの使いやすさ、操作性の良さについてご説明します。
どのモデルにもフロン
ト・パネルには大きくて見やすいLCDディスプレイ、
ファ
ンクション・キー、メニュー・ナビゲーション・ボタンがあります。
メニュー・ナビゲーショ
ン・ボタンの 中 の S E T
PT. ボタンを使えば、ブロッ
ク温度の設定が簡単に行えます。
いずれのモデルも安定度表示機能があり、あらかじめ設定した温度範囲内で安定したことを視覚的、聴覚的に知らせます。
また、内蔵メモリーに校正手順を保存しておき、後から簡単に呼び出すこともできます。信号の入力端子は全てフロント・パネルに備え付けられていますので接続が容易に行えます。

Fluke Corporation, Hart Scientiﬁc Division Field Metrology Wells

3

基本仕様

プロセス校正オプション 仕様
9142

9143

9144

内蔵基準温度計表示器
確度（4線式基準PRT）†±0.010 ℃ at -25 ℃±0.015 ℃ at 0 ℃±0.020 ℃ at 50 ℃
±0.025 ℃ at 150 ℃±0.030 ℃ at 200 ℃±0.040 ℃ at 350 ℃±0.050 ℃ at 420 ℃±0.070 ℃ at 660 ℃

温度レンジ at 23 ℃

−25 ℃ 〜 150 ℃

33 ℃ 〜 350 ℃

50 ℃ 〜 660 ℃

表示確度

全レンジ ±0.2 ℃

全レンジ ±0.2 ℃±0.35 ℃ at 50 ℃
±0.35 ℃ at 420 ℃±0.5 ℃ at 660 ℃

安定度

全レンジ ±0.01 ℃±0.02 ℃ at 33 ℃
±0.02 ℃ at 200 ℃±0.03 ℃ at 350 ℃±0.03 ℃ at 50 ℃
±0.04 ℃ at 420 ℃±0.05 ℃ at 660 ℃

基準抵抗レンジ0 Ω 〜 400 Ω

軸方向均一度 at 40 mm

全レンジ ±0.05 ℃±0.04 ℃ at 33 ℃
±0.1 ℃ at 200 ℃±0.2 ℃ at 350 ℃±0.05 ℃ at 50 ℃
±0.2 ℃ at 420 ℃±0.3 ℃ at 660 ℃

基準抵抗確度 ‡0 Ω 〜 25 Ω: ±0.002 Ω25 Ω 〜 400 Ω: 読みの±60 ppm

基準温度計特性

ITS-90, CVD, IEC-751, 抵抗値

放射方向均一度

全レンジ ±0.01 ℃±0.01 ℃ at 33 ℃
±0.015 ℃ at 200 ℃±0.02 ℃ at 350 ℃±0.02 ℃ at 50 ℃
±0.05 ℃ at 420 ℃±0.14 ℃ at 660 ℃

基準温度計接続方式

4線式

基準温度計接続方式

6ピンDIN
（校正定数を記録するメモリー・チップ内蔵）

全レンジ ±0.006 ℃

全レンジ ±0.015 ℃±0.015 ℃ at 50 ℃
±0.025 ℃ at 420 ℃±0.035 ℃ at 660 ℃

内蔵RTD温度計表示器確度

0.025

0.03

0.1NI-120: ±0.1 ℃ at 0 ℃
PT-100（385）: ±0.02 ℃ at 0 ℃
PT-100（3926）: ±0.02 ℃ at 0 ℃
PT-100（JIS）: ±0.02 ℃ at 0 ℃

負荷効果（6.35 mm基準プローブと6.35mmプローブ3本挿入時）
ヒステリシス
動作条件

0 ℃ 〜 50 ℃, 0 % 〜 90 % RH（結露なし）

RTD 抵抗レンジ

0 Ω 〜 400 Ω

13 ℃ 〜 33 ℃

RTD 抵抗確度 ‡0 Ω 〜 25 Ω: ±0.002 Ω25 Ω 〜 400 Ω: 読みの±80 ppm

RTD 特性PT-100（385）（JIS）,（3926）,,NI-120, 抵抗値

RTD 接続方式

4線式（2、3線式 はジャンパーのみ）

RTD 接続

４端子内蔵熱電対温度計表示器確度タイプ J: ±0.7 ℃ at 660 ℃
タイプ K: ±0.8 ℃ at 660 ℃
タイプ T: ±0.88 ℃ at 400 ℃
タイプ E: ±0.7 ℃ at 660 ℃
タイプ R: ± 1.4 ℃ at 660 ℃
タイプ S: ± 1.0 ℃ at 660 ℃
タイプ M: ± 1.4 ℃ at 660 ℃
タイプ L: ±0.7 ℃ at 660 ℃
タイプ U: ±0.75 ℃ at 660 ℃
タイプ N: ±0.9 ℃ at 660 ℃
タイプ C: ± 1.1 ℃ at 660 ℃

環境条件（温度レンジを除く全ての仕様に対して）ウエルの深さインサート外径
加熱時間

冷却時間

150 mm
30 mm（1.18 in）

25.3 mm（1.00 in）

16分: 23 ℃ 140 ℃
23分: 23 ℃ 150 ℃
25分: −25 ℃ 150 ℃
15分: 23 ℃
25分: 150 ℃

5℃
23 ℃

32分: 350 ℃ 33 ℃
14分: 350 ℃ 100 ℃

分解能

コンピューターインターフェース

35分: 660 ℃ 50 ℃
25分: 660 ℃ 100 ℃

LCD, ℃ または ℉ を選択可能

寸法（H x W x D）

電源

660 ℃

0.01 °

ディスプレイ重量24.4 mm（0.96 in）
15分: 50 ℃

290 mm × 185 mm × 295 mm
8.16 kg
100 V 〜 115 V（±10 %）50/60 Hz, 632 W
230 V（±10 %）50/60 Hz, 575 W

7.3 kg

7.7 kg100 V 〜 115 V（± 10 %）50/60 Hz, 1380 W
230 V（± 10 %）50/60 Hz, 1380 W

RS-232、9930 Interface-it ソフトウェア付属

熱電対電圧レンジ−10 mV 〜 75 mV

電圧確度−10 mV 〜 50 mV: ±0.01 mV
50 mV 〜 75 mV: 読みの± 250 ppm

内蔵冷接点補償確度±0.5 ℃（環境温度が 13 ℃ 〜 33 ℃ の時）

熱電対接続

小型熱電対コネクター

内蔵mA表示器確度

読みの 0.02 % of + 2 μV

mA レンジ

4〜22 mA（校正範囲）
4〜24 mA（測定可能範囲）

mA 接続

２端子

ループ電源

24〜28 V DCループ電源

内蔵温度計電子回路部の温度係数 レンジの ±0.005 % / ℃（0 ℃ 〜 13 ℃、33 ℃ 〜 50 ℃）†

温度レンジは接続される基準ＰＲＴによって制限されることがあります。内蔵基準温度計表示器の確度は、センサー・プローブの確度を含みません。プローブの不確かさ、またはプローブの特性誤差は含まれません。
‡測定確度の仕様は抵抗測定レンジに対して適用されるもので、４線式 PRT を想定しています。３線式 RTD の場合は測定確度に 0.05 Ωとリード線抵抗誤差を追加してください。

Fluke Corporation, Hart Scientiﬁc Division Field Metrology Wells

4オーダー情報
9142オーダー情報
9142-X9142-X-P

フィールド・メトロロジー・ウエル, ‒25 ℃ 〜 150 ℃,9142-INSX付
フィールド・メトロロジー・ウエル プロセス校正・オプション付き,‒25 ℃ 〜 150 ℃, 9142-INSX付

上記型式のXの部分には、ご希望のインサートに応じてA, B, C, D, E, Fのいずれかが入ります。
以下のインサートのリストをご参照ください。

9142-INSA
9142-INSB
9142-INSC
9142-INSD
9142-INSE
9142-INSF
9142-INSZ

インサート A 9142, 多目的用インチ・サイズ・ウェル
インサート B 9142, 比較用インチ・サイズ・ウェル
インサート C 9142, 0.25インチ（6.35 mm）
ウェル
インサート D 9142, 比較用ミリ・サイズ・ウェル
インサート E 9142, 多目的用ミリ・サイズ・ウェル及び0.25インチ（6.35 mm）基準PRT用ウェル
インサート F 9142, 比較, 及び多目的用ミリ・サイズ・ウェル
及び 0.25インチ（6.35 mm）基準PRT用ウェル
インサート Z 9142, ブランク

9143 オーダー情報
9143-X9143-X-P

フィールド・メトロロジー・ウエル, 33 ℃ 〜 350 ℃,
9143-INSX付
フィールド・メトロロジー・ウエル プロセス校正・オプション,
33 ℃ 〜 350 ℃, 9143-INSX付

上記型式のXの部分には、ご希望のインサートに応じてA, B, C, D, E, Fのいずれかが入ります。
以下のインサートのリストをご参照ください。

9143-INSA9143-INSB9143-INSC
9143-INSD
9143-INSE
9143-INSF
9143-INSZ

インサート A 9143, 多目的用インチ・サイズ・ウェル
インサート B 9143, 比較用インチ・サイズ・ウェル
インサート C 9143, 0.25インチ（6.35 mm）
ウェル
インサート D 9143, 比較用ミリ・サイズ・ウェル
インサート E 9143, 多目的用ミリ・サイズ・ウェル及び0.25インチ（6.35 mm）基準PRT用ウェル
インサート F 9143,比較,及び多目的用ミリ・サイズ・ウェル
及び 0.25インチ（6.35 mm）基準PRT用ウェル
インサート Z 9143, ブランク

9144 オーダー情報
9144-X9144-X-P

フィールド・メトロロジー・ウエル, 50 ℃ 〜 660 ℃,
9144-INSX付
フィールド・メトロロジー・ウエル プロセス校正・オプション,
50 ℃ 〜 660 ℃, 9144-INSx付,

上記型式のXの部分には、ご希望のインサートに応じてA, B, C, D, E, Fのいずれかが入ります。
以下のインサートのリストをご参照ください。

9144-INSA
9144-INSB
9144-INSC
9144-INSD
9144-INSE
9144-INSF
9144-INSZ

インサート A 9144, 多目的用インチ・サイズ・ウェル
インサート B 9144, 比較用インチ・サイズ・ウェル
インサート C 9144, 0.25インチ（6.35 mm）
ウェル
インサート D 9144, 比較用ミリ・サイズ・ウェル
インサート E 9144, 多目的用ミリ・サイズ・ウェル及び0.25インチ（6.35 mm）基準PRT用ウェル
インサート F 9144, 比較用, 多目的用ミリ・サイズ・ウェル
及び 0.25インチ（6.35 mm）基準PRT用ウェル
インサート Z 9144, ブランク

全フィールド・メトロロジー・ウエル オーダー情報
9142-CASE

5 Fluke Corporation, Hart Scientiﬁc Division

Field Metrology Wells

9142〜4 フィールド・メ
トロロジー・ウェル用 キャリング・ケース

Fluke. Keeping your world
up and running.®

株式会社 フルーク〒105−0012

東京都港区芝大門２−２−11 泉芝大門ビル
TEL : 03−3434−0181
FAX: 03−3434−0170

大阪営業所〒541−0043

大阪府大阪市中央区高麗橋２−３−10
TEL : 06−6229−0871
FAX: 06−6229−1098
http://www.ﬂuke.com/jp
http://www.hartscientiﬁc.com
仕様は予告なく変更される場合があります。
©2007 Fluke Corporation, Hart Scientiﬁc Division（7/2007 3082057 D-EN-Rev.A による）

Fluke Corporation, Hart Scientiﬁc Division Field Metrology Wells

6