小口径超音波熱量計

ULシリーズ

冷温水熱量供給ラインに対応

標準仕様
 測定

流量水 公称口

径

DN50, DN65, DN80

 圧力

規格

PN1.6 (GB9119-2000, GB9115-2000)
JIS 10K,JIS20K JIS B 2202-2012

 流体

温度

2℃ ～ 90℃ (上限130℃は特注品)

 流 体 温 度 差

3℃ ～ 88℃ (上限128℃は特注品)

 周

囲

温度

-10℃ ～ ＋60℃

 保管

温度

－20℃ ～ ＋70℃ (専用電池を含む)検出器標準仕様
 材概要

質測定

管

ステンレス鋼端子

箱

アルミダイカスト

フラン

ジステンレス鋼

 保護等級

IP68

演算器標準仕様ULシリーズ積算熱量計はダブルビーム超音波流量検出器と専用の演算器から構成され、冷温水供給ライン用の積算熱量計として設計されています。熱量計測にはUHS検出器、UHC演算器および温 ハウジング材質

アルミダイカスト 入力

信号

温度信号×2ch(Pt500の 2線式)

 出力

方式

M-Bus (瞬時熱量, 瞬時体積流量, 累積熱量,累積体積流量, 温度TH, 温度TC)、
積算パルス(DC電源供給時)

示

液晶 (9桁, 単位, アイコン表示他)目

積算体積流量、体積流量、流速、累積積算
時間、日付、時間度計でシステムを構成します。
 表
 表特長
 低消費示項

専用電池駆動で6年

 操

作

マグネット式スイッチ

 高耐久性

測定管材質にはステンレス鋼もラインナップ

 電源

 高耐環境性

流量検出器はIP68構造を採用

専用電池DC3.6V(寿命6年)
又はDC電源9V～36V

 簡単操作

表示項目は演算器外部から温度計標準仕様

マグネットで切り替え可能 無圧力損失

絞り部は無く配管同等の圧力損失

1 規格Pt500又 (1セット)

 材

質ステンレス鋼 ケ ー ブ ル 長5m又は10m(2線式) 保

炭素鋼 G1/2 (温度センサに付属)

護管

TG-F1175-J00

March 2019UL Series Ultrasonic Heat Meter

計量システム図
測定の系統をご紹介します。
演算方式が異なりますので、注文時にご指定ください。

供熱用 流量検出器返り側取付

供熱用 流量検出器送り側取付

M-Bus又は積算パルス
TH❆

熱e a源tH

TH❆

熱e a源tH

熱交换熱交换

THTH

供熱・供冷用 流量検出器返り側取付

供熱・供冷用 流量検出器送り側取付❆❆

Cooling

Cooling

THTHHeatHeat

熱交换

熱交换TCTC

供冷用 流量検出器送り側取付

供冷用 流量検出器返り側取付

THTH

❆

Cooling❆

Cooling熱交换TC

TG‐F1175‐J00

熱交换TC

2TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter

測定範囲

测量值
口径

最大流量
Qs

常用(額定)流量

3最小流量

3[m /h]Q p [m /h]

小流量切除

出荷時ローカット値[m /h]

3[m /h][% of Q s]

3Qi

DN50

38

150.30.064

0.17

DN65

63250.50.106

0.17

DN80

100400.80.170

0.17

精度

表示とアイコン 热量出力２級 （中華人民共和国国家計量検定規定 JJG225-2001 ） 流量出力2 0.02 [%]：常用（額定）流量：測定流量

マグネットスイッチの位置

表示内容の说明5

エラーフラグ4± 誤差 [ % ]検出器信号強度

電池の電圧状態
このシンボルが点滅したら新しい電池に交換してください。

32100.01

流れ方向0.1110流速 [ m/s ]TG‐F1175‐J00

3TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter

液晶表示

区域１

積算熱量の整数部 单位: MWh

区域１現在の時刻表示の場合 10時10分44秒

区域２

積算熱量の小数部 单位: MWh
上記の場合 (0).0000MWh

区域２RS485のBaudrate 9600(bps)

区域３瞬時流量区域３Start bit, Parity bit, Stop bitの順
上記の場合
Start bit 1, Parity n(one), Stop bit 1

区域１

積算流量の整数部 单位: m³

区域１

現在の日付
表示の場合 (20)17年12月13日

区域２

積算流量の小数部 单位: m³
上記の場合 (0).000m³

区域２

スレーブアドレス表示の場合 n(umber)255

区域３瞬时流量

单位: m³/h

区域３カットオフ流量 单位: m/s
表示の場合 L(ow cut) (0).010ms

区域１

供水側の温度 单位: ℃

区域１“c”機器の工場コード番号

区域２

供水側を示す“tin”

区域２“u”ソフトウェアバージョン

区域３瞬時流量※1

单位: m³/h

区域３“b”電池の電圧値
上記の場合 3.09(volts)

区域１

回収側の温度 单位：℃

区域１“H”累積稼働時間 単位: Hour

区域２

供水側を示す“tout”

区域２

現在のメニュー番号 P(age)0

区域３瞬時流量区域３

信号パラメータのファクトリリ
ファレンス値(ユーザは使いません)

TG‐F1175‐J00

※1

※1

※1

单位: m³/h

单位: m³/h

4TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter

液晶表示

区域１

累積マイナス熱量の整数部 单位: MWh

区域２

累積マイナス熱量の小数部 单位: MWh
上記の場合 (0).0000MWh

区域３マイナス熱量を示す“Cool”

区域１瞬時熱量 单位: kW区域２N/A

区域３瞬時流量※1

单位: m³/h※ 1 ： 1 0 m³/h未満では小数部第3位までを表示,
1 0 0 m³/h未満では小数部第2位までを表示,
1 0 0 m³/h以上では小数部第1位までを表示します。

TG‐F1175‐J005TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter

外形図
 UHS検出器/UHC演算器

公称圧力

D

D1D2FbLH

重量

[Mpa]

[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg]DN50

1.61651259932020027011DN651.6185145

118320200

28012DN801.6220180132320225

31015口径温度センサ

2線式（Lc=5m, 10m）

L1φ8G1/2長さLL1[mm]

95130168223

L [mm]

85120155210

保護管

TG‐F1175‐J006TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter

形式コード
 検出器

 演算器
UHC660 -UHS660 --◆口径◆口径
DN50 ( 2")
DN65 ( 2" 1/2)
DN80 ( 3")000◆圧力規格(GP9119-2000，GP9115-2000)
PN1.6 (DN50, DN65, DN80)

FS
E

DN50 ( 2")0F

DN65 ( 2" 1/2)

0S

DN80 ( 3")0E

通信レート[bps]

出力種類

2400
M-Bus
流量パルス (要DC電源)

CMP

◆材質
ステンレス(DN50, DN65, DN80)◆センサケーブル長さ
一体式 (Max.90℃)

[m]－

◆演算方式

S0

供熱用 流量検出器送り側取付
供熱用 流量検出器返り側取付

OO

F
R

供冷用 流量検出器送り側取付

CF

供冷用 流量検出器返り側取付
供熱･供冷用 流量検出器送り側取付

C
S

R
FSR

(供熱の時は熱管取付)
供熱･供冷用 流量検出器返り側取付(供熱の時は冷管取付)◆温度センサ種類
Pt500(φ6mm)

1◆温度センサケーブル長さ5m(2線制)【標準】

E10m (2線制)

【特殊】

F

◆温度センサシース長さ
ステンレス鋼 85mm(DN50, DN65, DN80)

K◆電源DC3.6V専用電池

1

DC + バックアップ電池

3◆能量表示単位
MWh

3

◆付加機能
標準(付加機能なし)

TG‐F1175‐J00

70TOKYO KEISO CO., LTD

UL Series Ultrasonic Heat Meter

認証

本製品は中華人民共和国計測器の型式承認証(CPA)を取得しています。

● 本製品は中華人民共和国向けの製品です。
● 記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

北京瑞普三元计装科技有限公司总代理地址：北京平谷区马坊工业西区264号
邮编：101204
电话：010-60906181 010-60906567
传真：010-60906395
北京瑞普三元计装科技有限公司
http://www.sanyuankeiso.cn
東京计装株式会社
http://www.tokyokeiso.co.jp

TG‐F1175‐J00

8TOKYO KEISO CO., LTD