DM4N シリーズ
デジタルタンクゲージ発信器■概要

DM4N シリーズ発信器は、マイクロプロセッサ搭載形のデジタルタンクデータ発信器です。各種タンクサイド取り付け形の液面計と組み合わせて使用し、液位データと共に、タンク内の液温データや、液の出し入れに利用する元弁の接点情報等をデジタル信号として伝送します。
多くの実積を誇る DM4 シリーズと設置方法、取合等の互換性を確保しながら、さらに信頼性を向上させました。

■各形式概要● 双方向通信タイプ：DM4N-2

双方向バス通信タイプの DM4-2 形の改良後継機です。計器室側→タンク側への情報伝送も行うことができ、液面計測に加えタンク周辺機器の状態監視、コントロールが可能です。バス上に複数機器を並列に接続するバス配線により配線コストの低減が可能です。
また、FW-9000N 標準出力と互換性があり同一バス上に混在することができます。
● 単方向通信タイプ：DM4N-1, DM4N-3

タンク側→計器室側への一方向（単方向と呼称）伝送を行う DM 形、DB-M 形発信器の互換発信器です。電源・信号共用 2 線式 DM4-1形後継機の DM4N-1 形、AC 電源給電式 DM4-3 形後継機の DM4N3 形の 2 タイプがあります。

■特長● デジタル式のため伝送誤差がありません。変換単位 1mm。
● 変換精度 ±1mm。高精度・高信頼性を誇ります。
● 内部に発信値表示カウンタがあり、熟練者でなくても指示合わせが容易です。
● 東京計装在来形発信器コンバチブル出力各種対応。増設、リプレイスが容易です。
● 既設スポット温度計、平均温度計との接続が可能です。
● 東京計装デジタルタンクデータ受信計と組合せ、リモートでの監視制御が可能です。
● 電源電圧は AC85 〜 240V

50/60Hz のオートボルテージ仕様（AC 電源タイプ）。
● 全形式耐圧防爆構造（TIIS d2G4）対応。
● 弊社の従来機種に比べ、避雷性能が強化された避雷回路を標準装備しています。

■用途

一般コーンルーフタンク、原油用フローティングルーフタンク、LPG などの高圧タンク、石油精製プラント等におけるタンクデータのリモート管理に幅広く使用できます。

TG-L1014-1
改訂 2012 02 K
初版 2012 01 K

DM4N シリーズ

デジタルタンクゲージ発信器

双方向通信タイプ：DM4N-2■仕様（DM4N-2）
内 容

項 目

1）FT-1000シリーズ スプリングバランス式
2）FT-2000シリーズ サーボバランス式
3）FW-2200シリーズ オールワイヤサーボバランス式
4）FP-1000シリーズ マグネットフロート式
5）他社製各種タンクサイド形液面計（専用カップリング製作いたします。）

取付け可能液面計

接続受信計（代表例）
1）レベル

入 力

2）温 度

3）外部接点信号
1）警報出力出 力2）外部制御リレー
3）DIR-110出力
1）FW-9000形
コンパチブル2）DM-II形
コンパチブル
通 信

温度素子
温度計
変換範囲
変換単位
変換精度
素子切換
素子数

: Pt、JPt、Cu: スポット、平均温度計ATM、マルチスポットATS、3線独立スポット: -199〜299℃（FW-9000形コンパチブル出力）、-199〜199℃（DM-II形コンパチブル出力）: 0.1℃: ±0.6℃（at 25℃）
: 1m、2m、3m、特殊 切換ヒステリシス:100mm: ATM/ATS 標準10点、最大16点
3線独立スポット 標準3点、最大6点4点または10点 DC12V、5mA
マイクロスイッチ3点、接点定格AC250V/3A DC125V/0.4A（抵抗負荷）
リレー接点1点、接点定格：AC250V/3A,DC30V/3A（抵抗負荷）
受信計より制御、ノーマルリレーまたはラッチングリレー4点または10点接点定格: AC250V/3A、DC30V/3A、抵抗負荷接点保護: バリスタ標準装備 誘導負荷を接続する際は負荷側にスパーク吸収素子を接続して下さい。
弊社製DIR-110形表示器を接続可能
伝送方式 双方向2線バスライン、最大16発信器/バスライン
伝送信号 要求時：電圧信号、返信時：電流変調信号
伝送距離 配線抵抗170Ω/片線以下、線間容量0.4μF以下
伝送方式 双方向2線バスライン、最大16発信器/バスライン
伝送信号 要求時：電圧信号、返信時：電流変調信号
伝送距離 配線抵抗170Ω/片線以下、線間容量0.8μF以下3）FW-9000光通信
コンパチブル

東京計装光通信システム対応形4）V1コンパチブル（対応準備中）E+H社対応品
AC85〜264V 50/60Hz
定常時 4.3VA
アレスタ内蔵（電源および信号ライン）-10〜+60℃
耐圧防爆TIIS d2G4、TIIS d2G5（光通信仕様）
防水構造 IP65
最大4個（1"×3ヶ所、1/2"×1ヶ所）
アルミニウム合金鋳物
約12kg
銀色

電 源
消費電力
雷サージ対策
周囲温度構

CATAMS受信計システム、NMR-4000シリーズ、DIR-530シリーズ
液位変換範囲 : 0〜40m、0〜60m
変換単位: 1mm
変換精度
: ±1mm造

配線接続口
ハウジング材質
質 量
塗装色■外形寸法（DM4N-2）（電気通信仕様）2

TOKYO KEISO CO., LTD.

（光通信仕様）12345

本体
端子箱光ユニット
閉止栓
カップリング

TG-L1014-1

DM4N シリーズ

デジタルタンクゲージ発信器■形式コード（DM4N-2）
DM4N-2-1
12
信号フォーマット
＊34
電源電圧
1
測定範囲

温度計

-T-D-M

DM-II形発信器コンパチブル
FW-9000光出力コンパチブル
V1コンパチブル（対応準備中）
AC85〜264V 50/60Hz
1240m
60m（マイクロスイッチ1点使用）
0なし

1スポット

2

平均-1 ATM
平均-2 ATS01

平均-3 3線独立スポット
温度計なし（省略可能）
Pt 100Ω at 0℃

2

JPt 100Ω at 0℃

43
温度変換範囲Cu 100Ω at 25℃
012

温度計なし（省略可能）-199〜299℃（FW-9000形コンパチブル出力時）

1-199〜199℃（DM-II形コンパチブル出力時）
スポットまたは温度計なし（省略可能）
1m 切換え22m 切換え33m 切換え切換え点特殊スポットまたは温度計なし（省略可能）

0平均温度切換点＊X

温度計素子数接点入力＊0A
3ATM/ATS 10素子以内
3線独立スポット3素子素子数
ATM/ATS時： n=B〜G（11〜16素子）
3線独立スポット時： n=4〜6n04
＊

なし
4点以内
4点以上
DM-II形コンパチブル出力の時 n=5〜A（A=10）
その他の信号フォーマットの時 n=5〜8n＊
接点出力

04なし
4点以内

n4点以上
DM-II形コンパチブル出力の時 n=5〜A（A=10）
その他の信号フォーマットの時 n=5〜8ノーマルリレー

12ラッチングリレー
NO接点

12NC接点0レベル警報出力

オプション

容FW-9000形標準出力コンパチブル

3

温度計素子

内/なし

点数
（n＝1〜3。但し測定範囲が60mの時は1点使用済。
n
又、サーボバランス式の液面計で巻上げ機能を利用する時も、巻上げ停止用として1点利用）/E DIR-110出力あり/R リレー警報出力1点/S 平均温度計用内蔵避雷器あり＊…特殊仕様TG-L1014-1

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

DM4N シリーズ

デジタルタンクゲージ発信器

単方向通信タイプ：DM4N-1、DM4N-3■仕様（DM4N-1、DM4N-3）
項内目

DM4N-1容DM4N-3

取付け可能液面計

1）FT-1000シリーズ スプリングバランス式
2）FT-2000シリーズ サーボバランス式
3）FW-2200シリーズ オールワイヤサーボバランス式
4）FP-1000シリーズ マグネットフロート式
5）他社製各種タンクサイド形液面計（専用カップリング製作いたします。）

接続受信計（代表例）

CATAMS受信計システム、NMR-4000シリーズ、DIR-530シリーズ

1）レベル

入 力

2）温度

3）外部接点信号4）タンクNo.伝送出 力

1）警報出力2）DIR-110出力
伝送方式

通 信伝送信号
信号フォーマット／
伝送距離調整機能
電 源
消費電力
雷サージ対策
周囲温度構

造

配線接続口
ハウジング材質
質 量塗装色液位変換範囲 : 0〜40m、0〜60m
変換単位: 1mm
変換精度: ±1mm
温度素子 : Pt、JPt、Cu
温度計: スポット、平均温度計ATM
変換範囲 : -199〜199℃
変換単位 : 0.1℃
変換精度 : ±0.6℃（at 25℃）
素子切換 : 1m、2m、3m、特殊切換ヒステリシス: 100mm
素子数: ATM 標準10点、最大16点

温度素子
温度計

: Pt、JPt、Cu: スポット、平均温度計ATMマルチ
スポットATS、3線独立スポット
変換範囲 : -199〜199℃
変換単位 : 0.1℃
変換精度 : ±0.6℃（at 25℃）
素子切換 : 1m、2m、3m、特殊切換ヒステリシス: 100mm
素子数: ATM/ATS 標準10点、最大16点
3線独立スポット 標準3点、最大6点4点または8点 DC12V、5mA
8点 DC5V、0.5mA
16進数4桁のロータリースイッチで設定
マイクロスイッチ3点、接点定格AC250V/3A DC125V/0.4A（抵抗負荷）−
リレー接点1点接点定格: AC250V/3A,DC30V/3A（抵抗負荷）
弊社製DIR-110形表示器を接続可能−
信号線1対1（2線/発信器）
信号線マトリックス（2線/発信器）
選択線マトリックス（4線/発信器）
返信時：電流変調信号
1）DM形コンパチブル（100/150mA）配線抵抗 44Ω/片線以下、 線間容量0.8μF以下2）DB-M形コンパチブル（70/110mA）配線抵抗 60Ω/片線以下、 線間容量0.4μF以下3）DM形コンパチブル（10/20mA） 配線抵抗170Ω/片線以下、線間容量0.8μF以下4）DB-M形コンパチブル（10/20mA）配線抵抗170Ω/片線以下、線間容量0.4μF以下
発信値調整用指示カウンタ付
AC85〜264V 50/60Hz
DC20V〜35V（受信計信号ラインより供給）
最大150mA
定常時 4.3VA
アレスタ内蔵 （電源および信号ライン）-10 〜+60℃
耐圧防爆TIIS d2G4
防水構造 IP65
最大4個（1"×3ヶ所、1/2"×1ヶ所）
アルミニウム合金鋳物
約12kg
銀色

■外形寸法（DM4N-1、DM4N-3）

4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1014-1

DM4N シリーズ

デジタルタンクゲージ発信器■形式コード（DM4N-1、DM4N-3）
DM4N供給電源

信号フォーマット

--T

-D

-M

/

1

AC85〜264V 50/60Hz

31

DM形コンパチブル（100/150mA）

2

DB-M形コンパチブル（70/110mA）

3DM形コンパチブル（10/20mA）

4配線方式
測定範囲

温度計 ※1DB-M形コンパチブル（10/20mA）
信号線1対1、信号線マトリックス

1

選択線マトリックス40m

2160m（マイクロスイッチ1点使用）

20なし

1

スポット

2

平均-1 ATM3（DM4N-3形のみ）平均-2 ATS（DM4N-3形のみ）平均-3 3線独立スポット

4温度計素子0温度計なし（省略可能）

1Pt 100Ω at 0℃

2JPt 100Ω at 0℃
Cu 100Ω at 25℃

3
温度変換範囲平均温度切換点

温度計なし（省略可能）

0-199〜199℃

10

スポットまたは温度計なし（省略可能）

11m 切換え22m 切換え33m 切換え切換え点特殊＊ X

スポットまたは温度計なし（省略可能）

0温度計素子数

TANK No.伝送
接点入力

A

ATM/ATS 10素子以内

3（DM4N-3形のみ）3線独立スポット3素子

n素子数
ATM/ATS時：n=B〜G（11〜16素子）
3線独立スポット時：n=4〜6＊なし

0あり（16進数4桁）

10なし

44点
点数（n＝5〜8）＊ nレベル警報出力

オプション

内 容
DC20V〜35V（受信計信号ラインより供給）

0なし

n点数
（n＝1〜3。但し測定範囲が60mの時は1点使用済。
又、サーボバランス式の液面計で巻上げ機能を利用する時も、巻上げ停止用として1点利用）/E DIR-110出力あり（DM4N-3形のみ）/R リレー警報出力1点（DM4N-3形のみ）/S 平均温度計用内蔵避雷器あり＊…特殊仕様※1…DM4N-1形かつ信号フォーマットの電流値が10/20mAの場合、「温度計なし」以外は選択できません。

TG-L1014-1

TOKYO KEISO CO., LTD.

5

DM4N シリーズ

デジタルタンクゲージ発信器■ご注文時指定事項◎形式コード・双方向通信タイプ□ DM4N−2−□□□−T□□□□□−D□□□□−M□／□□□
・単方向通信タイプ□ DM4N−1−□□□−T□□□□□−D□□−M□／□□□□ DM4N−3−□□□−T□□□□□−D□□−M□／□□□（ご注文の際は形式コードを指定下さい。）◎本発信器を取付ける液面計の形式、仕様□ 本発信器と同時に液面計を取付け□ 既設の弊社製液面計に取付け 液面計納入時の弊社の工番 ：
機器番号又はタンクNo.

（銘板又は納入仕様書に記載の番号 例: L12-90027）：□ 既設の他社製液面計に取付け メーカ名 ：形

式：

納入年度 ：
ご発注時は、発信器取付用カップリング部の詳細形状・寸法が必要となりますので当社営業担当とお打ち合わせ願います。
◎内蔵のマイクロスイッチによる接点信号 3点まで内蔵可能□ 不要□ 測長40m越え□ 巻上げ停止用□ 上上限用

□ 上限用

□ 下限用

□ 下下限用◎リレーによる接点信号1点追加 DM4N-1形は選択不可□ 不要

発信器本体部□ 上上限用

□ 上限用

□ 下限用

□ 下下限用◎端子箱電線引き込み口の耐圧パッキン式ケーブルグランドの要否
□ 不要

□要

◎電線引き込み口の仕様（右図参照）
電線口用ボス A…□ この位置は不要

端子箱□ G1/2□ G3/4□ G1

ケーブルグランド要の場合：使用ケーブル外径：φ電線口用ボス B…□ この位置は不要□ G1/2□ G3/4

ケーブルグランド要の場合：使用ケーブル外径：φ
電線口用ボス C…□ この位置は不要□ G1/2□ G3/4mm□ G1

ケーブルグランド要の場合：使用ケーブル外径：φ
電線口用ボス D…□ この位置は不要mm□ G1mm□ G1/2

ケーブルグランド要の場合：使用ケーブル外径：φ

電線口ボス C
最大 G1

電線口ボス A
最大 G1
電線口ボス D最大 G1/2mm

液面計背面から見て

電線口ボス B
最大 G1

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
6

TOKYO KEISO CO., LTD.

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）
ご遠慮なくどうぞ。

TG-L1014-1