AF-E 400

小形電磁フローセンサ- ユーティリティおよび産業オートメーション用電磁流量計 -• 並列設置と狭いスペースに適したコンパクトで堅牢な設計• クラス最高の温度範囲、精度、圧力損失および流量範囲• 出力：4 - 20mA、パルス、周波数、スイッチ、IO-LinkまたはModbus

KROHNE ‒ Measure the facts
KROHNEへようこそ。プロセス測定技術のリーダーとして、私たちは世界中のさまざまな産業界に精通しています。1921年以来、KROHNEの名は革新的で信頼性の高いソリューションを支えてきました。私たちは流量、レベル、温度、圧力の測定およびプロセス分析のためのあらゆる計測器を提供します。KROHNEのラインアップは包括的なサービスとコンサルティングを含んでいます。
電磁流量測定におけるKROHNEの幅広い知識によって、当社の約束"Measure the facts"に忠実な測定をお客様に信頼していただけます。新しいAF-E 400はこの約束に基づき、工業オートメーション用に特別に設計されました。信頼性が高く正確な測定と独自のコンパクト設計により、お客さまの要求にお応えします。

2

はじめに

AF-E 400－クラス最高の電磁流量計
代表的な用途コンパクトで堅牢、高い信頼性と費用対効果 これらは工業オートメーションにおける計装の重要な特性です。
AF-E 400は、KROHNEの専門技術を集大成して業界向けに特別に設計されたクラス最高の電磁流量計です。

• 曲げ加工ロボット、溶接ロボット、射出成型、ウェブハンドリング装置などの機械における冷却水監視

ユニークでコンパクトなセンサ設計により、狭いスペースでの使用などさまざまな導電性液体のアプリケーションでの並列設置に最適です。

• 洗砂、洗車、工業用洗浄など洗浄設備の水消費量測定

レジュース構造をスムーズにすることで圧力損失を抑え、圧力下での強度と精度を確保します。また、温度センサを内蔵しているため、追加の温度センサを導入する必要はありません。

• 冷温水の再循環における流量監視• 試薬および触媒または化学薬品の注入装置

AF-E 400は、温度範囲、精度、圧力損失、流量範囲に関してクラス最高の性能です。

3

革新的な 構造

細部にまで目的に合わせた機能を搭載

AF-E400 は特別に設計されたコンパクト構造で、3個の小型 PCB ( プリント基板 ) が組み込まれ、非常に洗練されたハウジングを実現しました。これにより、配管が非常に狭い間隔で配置されている分配マニ
ホールドやキャビネットに設置することができます。

どの方向からでも見える
アラーム表示用LED

また、2 mm /0.08ʼʼ 厚の鋳造ステンレス鋼製ハウジ
ングにより、同類の製品で使用されているプラスチッ
ク製または金属薄板製ハウジングより大幅に堅牢になっています。
縦横レイアウトが変更可能な明るいフルカラーディス
プレイは、どの角度からでも非常に読みやすくなっています。また、豊富な配管口径および接続によりさまざまな計装設計に適合させることができます

メニューに簡単にアクセスできるボタン

4革新的な 構造

フルカラーの回転可能なディスプレイ

IP65/67適合の高品質シール

温度センサ組み込み

円形レデューシング構造の高性能 PEEK樹脂フローチューブ

堅牢でコンパクトな厚さ2mmの 鋳造ステンレス鋼ハウジング

5革新的な 構造PEEK樹脂フローチューブ
一般に電磁流量計ではライナー付き金属製フローチューブが使用されていますが、AF-E400のフローチューブは、ガラス繊維で補強された高品質射出成型のPEEK樹脂を使用しています。
さらに、磁気回路の製造は完全自動化されており、製造プロセスの優れた再現性と信頼性が確保されます。
PEEK樹脂製高性能フローチューブはさまざまな化学薬品、温度、圧力に対する耐久性に優れています。

6

革新的な 構造

円形スムーズレジュース構造のフローチューブ
同類の製品では矩形レジュースとプラスチック製フローチューブの組み合わせを採用する場合もありますが、AF-E400 のフローチューブは円形レジュースを採用して設計されています。広範囲にわたる圧力と温度でもプラスチック製フローチューブの精度を維持するためには、円形スムーズレジュース構造が最適です。
円形スムーズレジュース構造により流速分布が最適化され、上下流必要直管長が不要となります。このため、流量計前後にエルボやバルブが設置されているようなコンパクトな設備に適しています。
また、スムーズレジュース構造により圧力損失は最小限に抑えられ、キャビテーション発生のリスクが低減されます。

7

取扱いが簡単実用性がすべて狭いスペースへの設置
AF-E400 は狭いスペースへの設置を念頭に置いて設計されています。一般的に、電磁流量計は近接設置の場合にクロスト ーク発生のリスクがあります。磁界の重なりにより、近傍に設置された他の電磁流量計に影響を与える可能性があります。
AF-E400 の磁気回路、磁界強度、電子回路の特殊な設計により、それぞれを非常に近づけて(2 mm/0.08ʼʼ) 配置することが可能となっています。これにより、設備や装置の省スペース化に貢献します。

取付後すぐに測定可能
工場標準設定の状態で、取付後すぐに測定を開始することができます。基本的には特別な調整は不要です。付属する専用ケーブルには、一般的な M12 コネクタが使用されています。
フルカラーディスプレイのメニュー項目の説明により、各メニュー項目の理解を助けてマニ ュアルを参照せずに容易に設定することができます。

8910長期的な 信頼性

自らを監視する流量計
幅広い自己診断機能により、信頼性の高い運用が確保されます。
AF-E400は、以下を含むさまざまな重要な状況を連続して監視します。
• 電源電圧の低下• 不正なパラメータ設定• 出力における流量範囲の超過あるいは回路短絡

故障

仕様外

機能チェックメンテナンスが必要

ディスプレイおよび IO リンクの出力を通して 、NAMUR NE107 に従った警告メッセージがユーザーに通知されます。

11優れた 性能

さらに高性能AF-E400は同類の製品が有する課題を解消する特長を備えています。
その一例として、高温流体の測定に対応します。AF-E400 は 90 ℃の流体を連続測定することが可能で、冷水や温水の測定に好適です。
また、ハウジングはシール性の高い構造とレーザー溶接により高い防水性能を備えています。
（保護等級 IP65/67 適合）
温度測定機能により、追加の温度センサが不要になります。これにより、パイプ内へのセンサ設置ポイントが最小限に抑えられ、より多くのプロセスデータを得ることができます。

流量範囲

DN6：0.005～5L/min、DN15：0.05～35L/min
DN20：0.1～75L/min、DN25：0.2～150L/min
DN40～DN50：on request

精度±0.8% MV ±0.2% VMR（+70°C/+158°
Fまで）±1.5% MV ±0.2% VMR（+90°C/+194°Fまで）

再現性±0.2% VMR

温度
範囲-20～+90℃ / -4～+194°
F

分解能

0.1℃/0.1°
F

凡例：

12MV＝測定値（指示値）
VMR＝測定範囲の最大値（フルスケール）

優れた性能13

汎用性の高い 通信

マルチ通信のエキスパート
互換性

プラグアンドプレイ IO-Link

AF-E 400は電気関係の互換性を考慮して開発されました。一般的なDC24V電源電圧で動作し、従来のパルス、周波数、スイッチのようなさまざまな出力オプションだ
けでなく、最新のIO-LinkやModbusも備えています。

IO-Link通信規格を使用する産業用ネットワークの接続は、コントローラから最低レベルのオートメーションまで、用途が広く、高速で効率的です。
アナログ信号はデジタル化によりノイズなしで転送され、すべてのセンサがフィールドバスレベルに開放されます。継続的な診断と自動構成は、コントローラーを介して実行できます。
IO-Link規格には、ケーブル接続に関しても大きな利点があります。
シールドが不要なため、ケーブル接続がはるかに安価です。
さらに、マスターを介した統合により、制御システムへのケーブル接続がはるかに少なくて済み、コントローラ側でプログラミングを行う必要がありません。
マスターは不正または欠落したデバイスIDを自動的に検出するため、ケーブル接続も実質的に改ざんされなくなり、マスターは常に正しい設定を流量計に送信します。

特長
AF-E 400のIO-Linkオプションには、ユーザーにとって多くの利点があります。追加のセンサーデータが送信され、既存のオートメーションの最適化のためマシンからERPレベルまでのプロセスの透明性を実現し、最大の効率とコスト削減を実現します。

IO-Linkにはさらに以下の利点があります。
• 測定値の喪失がない• 多重の測定値• ノイズ耐性• センサの交換が簡単• 耐タンパー性• 識別14• 断線検出汎用性の高い 通信

98.0
23.1

溶接ロボットに搭載されたAF-E-400

IO-Linkマスター

制御室15アクセサリー

アクセサリー
AF-E 400には、さまざまな配管に合わせて接続するための多種のアダプタが用意されています。

取付けアダプタ

AF-E 400は、市販のすべてのIO-Linkマスターおよびケーブル接続とKROHNE.comで入手可能な適切なIODDを組み合わせて使用できます。既存のIO-Link用パラメータ化ツールを使用して設定できます。
G1/2センサ → G1/2メス
G1センサ → G1メス

G1センサ → R3/4オス
G3/4センサ → R1/2オス
G1/2センサ → R1/2オス

G1センサ → 3/4” NPTオス
G1/2センサ → 1/2” NPTオス

16

アクセサリー

接地クランプ

ソフトウェア

非導電性配管用IO-Linkパラメータ設定
ソフトウェア

取付け用ブラケット

樹脂パイプ・フレキシブルホース接続用

USBインターフェース付き
IO-Linkマスター

ガスケット

接続ケーブル

Gねじ接続で使用する平面シール

さまざまなケーブル長さが利用可能

17

テクニカルデータ
種類

AF-E 400 |電磁流量計

測定精度±0.8% MV ±0.2% VMR（+70°C/+158°
Fまで）±1.5% MV ±0.2% VMR（+90°C/+194°
Fまで）

再現性

≦±0.2% VMR

口径

DN6、15、20、25（¹⁄₄”、½”、¾”、1”）
DN40、DN50（1½～2”）〔on request〕

圧力定格

PN16 (16 bar max.)

測定範囲

DN6：0.005～5L/min、DN15：0.05～35L/min、DN20：0.1～75L/min、DN25：0.2～150L/min
DN40、DN50（1¹⁄₂～2”）：0.5～500L/min〔on request〕

測定管（フローチューブ）

PEEK-GF（ガラス繊維強化）電極

カーボンPEEK

接液部材質

ステンレス鋼1.4404/316L、PEEK-GF、カーボン PEEK
Gねじ用ガスケット：CentellenⓇ
内部ガスケット：EPDMまたはFKM

ハウジング材質

ステンレス鋼1.4404/316L（ハウジング）ULTEM、PBT、PC-GF30（保護板、ボタン）

保護等級

IP65/67

重量750g 未満

プロセス接続ねじ接続：Gおす、NPTめす、Rc

寸法 （高さ×幅×奥行）

73 x 48 x 110mm

電源

DC24V

出力信号

4-20mA、周波数、パルス、スイッチ、IO-LinkまたはModbus

認証

KTW、ACS、Reg 31、cULus、WRAS

凡例：

18

MV＝測定値（指示値）
VMR＝測定範囲の最大値（フルスケール）

運転条件
測定対象

導電性液体

導電率

20μS/cm以上

プロセス温度-20～+90℃/-4～+194°
F

周囲温度-20～+60℃/-4～+140°F

プロセス圧力16 bar/232 psi max.

流れ方向

双方向

上流・下流直管長

0D/0D

保護等級

IP65/67

19KROHNE ‒ Products, Solutions and Services• Process instrumentation for flow, level, temperature,pressure measurement and process analytics• Flow metering, monitoring, wireless andremote metering solutions• Engineering, commissioning, calibration,maintenance and training services© KROHNE 10/2020 - 4007931003 HL AF-E400-R03-en
予告なく内容を変更することがあります。

KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str.5
47058 Duisburg
Germany

Tel.：+49 203 301 0
Fax：+49 203 301 103 89
info@krohne.com
www.krohne.com※ 記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

SP-K7003-J00
Feb. 2023 K